## Sistem Pendeteksi Pencemar Udara Portabel Menggunakan Sensor MQ-7 dan MQ-135
Arida Amalia Rosa 1 , Bryan Alexis Simon 2 , Kevin Sherdy Lieanto 3
1, 2, 3 Program Studi Teknik Komputer, Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Indonesia arida.rosa@student.umn.ac.id bryan.simon@student.umn.ac.id kevin.sherdy@student.umn.ac.id
Diterima 15 Mei 2020
Disetujui 16 Juni 2020
Abstract —Keterbatasan  indera  penciuman  manusia mendeteksi  keberadaan  gas-gas  yang  tidak  terlihat dapat  membahayakan  kesehatan.  Oleh  sebab  itu, diperlukan  suatu  alat  pendekteksi  dalam  pencemaran udara, sehingga menjadi acuan guna untuk  mengetahui tingkat  pencemaran  udara  tersebut.  Untuk  mendeteksi kadar polusi udara menggunakan sensor gas MQ-7 yang peka  terhadap  gas  karbon  monoksida,  stabil  dan berumur  panjang,  dan  sensor  gas  MQ-135  yang  dapat digunakan  untuk  menentukan  kadar  konsentrasi    gas amonia, bensol, alkohol. Dan untuk tampilan menggunakan  LCD  yang  sebelumnya  di  proses  oleh mikrokontroler Arduino nano.
Index  Terms— Air  Quality,  Gas  Sensor,  Kualitas Udara, Mikrokontroler, MQ-135, MQ-7

## I. P ENDAHULUAN
Seiring  dengan  meningkatnya  isu  pencermaran udara,  Direktorat  Pengendalian  Pencermaran  Udara (PPU)  yang  berada  di  bawah  naungan  Kementrian Lingkungan Hidup Indonesia membuat program kerja jangka panjang mengembangkan jaringan pemantauan kualitas  udara  ambien  yang  terintegrasi  dengan menggunakan  peralatan  pemantauan  otomatis  yang beroperasi  secara  kontinyu  yang  ditujukan  untuk mengetahui kualitas udara ambien di suatu daerah/kota  pada  waktu  tertentu  dilakukan  oleh pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan  pihak swasta serta pemangku kepentingan lainnya.
KLHK  sebagai  institusi  pengelolaan  lingkungan hidup telah membangun peralatan AQMS di beberapa kota.  Parameter  yang  dipantau  adalah  PM10,  PM2.5, SO2, NO2, O3, HC, dan CO. Data yang diterima dari stasiun  pemantau  kualitas  udara,  diolah  menjadi  data ISPU  di  ruang  kendali  AQMS  KLHK  ( main  center ), kemudian  data  konsentrasi  dan  ISPU  tersebut dikirimkan  ke  display  indoor  dan  outdoor di  masing- masing  daerah.  Data  konsentrasi  dan  ISPU  tersebut digunakan  sebagai  informasi  kondisi  kualitas  udara kepada masyarakat yang dapat dilihat secara langsung melalui  papan  tayang  ( public  display  outdoor )  yang terpasang  di  pinggir  jalan  raya.  Selain  itu,  data  hasil pemantauan  terintegrasi  yang  dikelola  dengan  baik dapat  digunakan  sebagai  bahan  pengembangan
kebijakan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran  udara  di  daerah.    Namun  meskipun demikian,  masih  minimnya  keberadaan  AQMS  yang hanya tertanam di beberapa titik di daerah tertentu ini juga  memicu  kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan bahaya dari berbagai polusi udara yang ada.
Projek  sederhana  ini  dibuat  dengan  harapan  bisa meningkatkan  kesadaran  masyarakat  perihal  kualitas udara  yang  terdapat  disekitar  kita  ketika  sedang berpergian  terlebih  karena  ukurannya  yang  juga cukup compact untuk  dibawa-bawa.  Projek  ini  pun untuk  menunjang  program  Kementrian  Lingkungan Hidup  tentang  meningkatkan  kesadaran  masyarakat akan  pentingnya  memperhatikan  ISPU  (Indeks Standar Pencemaran Udara).

## II. S TUDI L ITERATUR

## A. State of the Art
Pada  penelitian  ini  menggunakan state  of  the  art (penelitian  sebelumnya)  yang  berjudul AirSense:  A Portable  Context-sensing  Device  for  Personal  Air Quality  Monitoring (2015)  oleh  Zhuang,  Yan  &  Lin, Feng  &  Yoo,  Eun-Hye  &  Xu,  Wenyao.  sebagai referensi untuk penelitian ini. Adapun state of the art yang  digunakan  berupa  paper  untuk  dijadikan  acuan penelitian, yaitu:
Tabel 1. Acuan state of the art penelitian
Perbedaan Hasil Pada AirSense pembacaan kualitas udara berdasarkan dari level  debu,  GPS,  temperatur dan  kelembaban  yang  ada  di sekitar pengguna sehingga pembacaan terbatas pada parameter tersebut. Pendekatan berbeda kami lakukan yaitu dengan pembacaan  sensor  berdasarkan kandungan  gas  dan  juga  kimia yang beberapa diantaranya tidak dapat terdeteksi karena keterbatasan  indra  penciuman manusia.

## B. Polusi Udara di Indonesia
Berdasarkan Laporan Air Quality Life Index Maret 2019  diketahui  bahwa  dalam  dua  dekade  terakhir kadar  PM 2.5 mengalami  peningkatan  yang  cukup signifikan  dari  8  μg/m3  menjadi  22  μg/m3.  Standar

## ISSN 2355-3286
PM 2.5 sendiri  adalah  partikel  yang  berukuran  2,5 mikron atau bahkan lebih  kecil. Partikel ini tak kasat mata  dan  bisa  terhirup  dan  menumpuk  di  paru-paru yag bisa menyebabkan kematian dini pada seseorang. Partikel  PM 2.5 berasal  dari  polusi  berbagai  kendaraan bermotor,  kebakaran  hutan,  pembakaran  kayu, minyak,  batubara,  asap  pabrik  dan  lain  sebagainya. PM 2.5 juga bisa berada di dalam ruangan, hal ini bisa di  picu  oleh  asap  rokok,  proses  pembakaran  saat memasak, pembakaran lilin, dan lain sebagainya.
Berdasarkan  data  US Environtmental  Protection Agency berikut adalah standar level PM 2.5 :
Tabel 2. Standar level PM 2.
Kadar PM 2.5 Indeks Kualitas Udara Efek Kesehatan 0-12 Aman Tidak ada 12,1- 35,4 Sedang Individu yang sensitif bisa mengalami masalah pernapasan 35,5- 55,4 Tak  sehat  bagi kelompok yang sensitif Meningkatkan  gejala  pernapasan penyakit jantung dan paru-paru 55,5- 150,4 Tidak sehat Meningkatkan  resiko  penyakit jantung,  kematian dini  bagi penderita  kardiopulmoner  dan meningkatkan  risiko  pernafasan populasi umum 150,5- 250,4 Sangat tidak sehat Peningkatan signifikan memburuknya  penyakit  jantung, paru-paru, kematian dini penderita  kardiopulmoner  dan meningkatnya pernafasan populasi umum 250,5- 500,4 Sangat berbahaya Risiko  kematian  diri,  penyakit jantug dan paru-paru
Dengan Indonesia yang berada pada level sedang saat ini,  polusi  udara  sudah  menjadi  hal  yang  perlu dipertimbangkan karna ada kecenderungan peningkatan yang terjadi terus-menerus seiring waktu.

## C. Arduino Nano
Arduino  merupakan  sebuah platform dari physical computing yang  bersifat open  source .  Arduino  tidak hanya  sekedar  sebuah  alat  pengembang,  tetapi merupakan kombinasi dari hardware , bahasa pemrogaman dan Integrated Development Environment (IDE) yang canggih. IDE adalah sebuah software yang  berperan  untuk  menulis  program, melakukan compiling menjadi  kode  biner  dan mengunggah ke dalam memori mikrokontroler. Salah satu  pertimbangan  menggunakan  Arduino  Nano adalah  merupakan  board  mikrokontroler  yang berukuran kecil, lengkap dan mendukung penggunaan breadboard yang memudahkan dalam testing dan debugging .
Gambar 1. Arduino Nano

## D. Sensor MQ-135
Sensor  MQ-135  adalah  jenis  sensor  kimia  yang sensitif  terhadap  senyawa  NH3,  NOx,  alkohol, benzol,  asap  (CO),  CO2,  dan  lain-lain.  Sensor  ini bekerja  dengan  cara  menerima  perubahan  nilai resistansi  ( analog )  bila  terkena  gas.  Sensor  ini memiliki  daya  tahan  yang  baik  untuk  penggunaan penanda  bahaya  polusi  karena  praktis  dan  tidak memakan  daya  yang  besar.  Penyesuaian  sensitifitas sensor  ditentukan  oleh  nilai  resistansi  dari  MQ-135 yang  berbeda-beda  untuk  berbagai  konsentrasi  gas- gas.  Jadi,  Ketika  menggunakan  komponen  ini, penyesuaian sensitifitas  sangat diperlukan.  Selain  itu, kalibrasi  pendeteksian  konsentrasi  NH3  sebesar  100 ppm atau alkohol sebesar 50 ppm di udara.
Gambar 2. Sensor MQ-135
Tabel 3. Spesifikasi standar kerja Sensor MQ-135
Parameter Kondisi Teknis Keterangan Circuit Voltage 5V ± 0,1 AC atau DC Heating Voltage 5V ± 0,1 AC atau DC Load Resistance Bisa menyesuaikan Heater Resistance 33 Ω ± 5% Suhu ruangan
ISSN 2355-3286 Heating Consumption < 500 mW Jangkauan Pengukuran 10-300 ppm ammonia 10-1000 ppm benzol 10-300 ppm alkohol

## E. Sensor MQ-7
Sensor  MQ-7  merupakan  sensor  gas  yang digunakan  untuk  mendeteksi  gas  karbon  monoksida (CO)  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Sensor  gas  MQ7 ini  mempunyai  kelebihan  sensitifitas  yang  tinggi terhadap  karbon  monoksida  (CO),  stabil,  dan  usia pakai  yang  lama.  Penyesuaian  sensitivitas  sangat diperlukan.  Disarankan  kalibrasi  pendeteksian  untuk CO 200ppm di udara.
Gambar 3. Sensor MQ-7
Tabel 3. Spesifikasi standar kerja Sensor MQ-7
Parameter Kondisi Teknis Keterangan Circuit Voltage 5V ± 0,1 AC atau DC Heating Voltage 5V ± 0,1 AC atau DC Load Resistance Bisa menyesuaikan Heater Resistance 33 Ω ± 5% Suhu ruangan Heating Consumption sekitar 350 mW Jangkauan Pengukuran 20-2000 ppm karbon monoksida

## F. Polusi Udara
Pencemaran  udara  adalah  kehadiran  satu  atau lebih  substansi  fisik,  kimia,  atau  biologi  di  atmosfer dalam  jumlah  yang  dapat  membahayakan  kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau  merusak properti. Pencemaran udara  di  dalam  ruangan  dapat  mempengaruhi kesehatan manusia sama buruknya dengan pencemaran udara di ruang terbuka.
Pencemar  udara  dibedakan  menjadi  dua  yaitu, pencemar  primer  dan  pencemar  sekunder.  Pencemar primer  adalah  substansi  pencemar  yang  ditimbulkan langsung  dari  sumber  pencemaran  udara.  Karbon monoksida adalah sebuah contoh dari pencemar udara primer  karena  ia  merupakan  hasil  dari  pembakaran. Pencemar  sekunder  adalah  substansi  pencemar  yang terbentuk  dari  reaksi  pencemar-pencemar  primer  di atmosfer.  Pembentukan  ozon  dalam  smog  fotokimia adalah  sebuah  contoh  dari  pencemaran  udara sekunder.  Berikut  jenis-jenis  bahan  pencemar  udara (polutan):  Karbon  Monoksida,  Nitrogen  Oksida, Sulfur  Oksida,  CFC,  Hidrokarbon,  Senyawa  Organik Volatile, Partikulat, Radikal Bebas.

## III. M ETODOLOGI DAN I MPLEMENTASI

## A. Komponen yang Digunakan
 Arduino Nano Arduino  Nano  yang  berukuran  kecil  dapat menunjang kebutuhan system yang compact.
Arduino  Nano  juga  memiliki Timer  Internal sehingga sangat cocok untuk sistem ini.
 Liquid Crystal Display LCD  yang  digunakan  merupakan  Modul LCD  4Pin  (Vcc,  Gnd,  SCA,  SCL).  LCD akan digunakan untuk menampilkan indikator  baterai  dan  status  pembacaan sensor. LCD berkomunikasi dengan Arduino Uno menggunakan protokol I2C.
 Modul MQ-7 Flying Fish
Sensor  ini  cukup  sensitif  dengan  gas  alami, cocok  untuk  mendeteksi  kebocoran  gas, mendeteksi  karbon  monoksida,  dan  lain sebagainya.
 Modul MQ-135 Flying Fish Sensor ini mampu mampu mendeteksi NH3,
NOx,  alkohol,  benzena,  asap,  CO2,  dan lain sebagainya.
 LED, Resistor, dan Push Switch Button
LED  digunakan  sebagai  indikator  bahwa Arduino  Nano  berhasil  menyala,  sedangkan resistor digunakan untuk pull up pada switch . Switch digunakan untuk  mengaktifkan  mode mute hingga durasi tertentu.
 Modul Step Up
Step  Up diperlukan  karna  baterai  yang digunakan hanya menghasilkan tegangan 3,7 Volt  sedangkan  modul charger yang
digunakan memiliki batas maksimal tegangan  5V  sehingga  tidak  memungkinkan untuk  menggunakan  dua  baterai,  untuk mengatasi  hal  ini  step  up  digunakan  agar tegangan bisa menjadi 5 Volt.
 Module Micro USB Chager Agar komponen menjadi rechargeable maka diperlukan adanya Modul USB Charger.
 Baterai 2500 Mah 3.7 Volt

## ISSN 2355-3286
Sebagai sumber daya utama seluruh komponen  dari  sistem  pendeteksi  pencemar udara portable .

## B. Rancangan Sistem
B.1 Skematik Hardware
Gambar 4. Skematik perangkat
Gambar  4  menjelaskan  skematik  rangkaian  yang menggambarkan hardware di dalam casing komponen yang kami gunakan.

## B.2 Tampilan Perangkat
Gambar 5. Tampilan dalam perangkat
Gambar  5  menperlihatkan  susunan  komponen yang terdapat di dalam casing bedasarkan skematik.
Gambar 6. Tampilan luar perangkat
Gambar  6  memperlihatkan  tampilan  depan perangkat.  Dimana  terdapat  LCD display yang terdapat bacaan sensor HI/Low, kondisi aman/bahaya, dan daya baterai. Untuk bagian bawah tedapat tombol power , dan led indikator power .

## C. Flowchart Sistem
Gambar 7. Flowchart Sistem
Sistem akan melakukan pembacaan terus-menerus. Jika sistem mendeteksi gas melebihi batas yang sudah ditentukan  maka  akan  menghasilkan output untuk memberi  informasi  kepada  pengguna.  Pada  sistem  ini pengguna  juga  bisa  memberikan inputan melalui switch untuk fitur seperti mode senyap.

## D. Implementasi
Pada  saat  sistem  dinyalakan,  sensor  akan melakukan  pembacaan  secara  terus  menurus.  Jika
sensor  mendeteksi  adanya  gas  pada  batas  tertentu yang  sudah  diatur,  maka  sistem  akan  mengeluarkan output berupa bunyi Buzzer dan tampilan tulisan pada LCD.  LCD  juga  akan  menampilkan  tingkatan  daya dari  baterai.  Pengguna  juga  bisa  melakukan  input untuk  mengaktifkan  fitur  mode  senyap  dengna menekan  tombol  saat buzzer berbunyi.  Ketika  sensor medeteksi adanya gas berbahaya yang sudah melewati ambang dan pengguna menekan tombol, maka sistem akan mengaktifkan mode interrupt sehinga timer akan menghitung mundur selama waktu yang sudah diatur. Namun,  jika  ditengah  perhitungan  status  sistem kembali  ke  kondisi  “aman”  atau  mode  senyap  sudah aktif  selama  waktu  yang  sudah  ditentukan  maka  jika kondisi  sedang  “bahaya” buzzer akan  bisa  kembali berbunyi.  Pengguna  juga  bisa  melakukan  isi  ulang baterai  perangkat  menggunakan chager  micro USB dengan arus 1Ampere dan Tegangan 5 Volt.

## IV. H ASIL DAN A NALISIS
Berdasarkan  peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor  7  tahun  1964  tentang  syarat  kesehatan, kebersihan  serta  penerangan  dalam  tempat  kerja  dan Peraturan  Mentri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Nomor  PER.13/MEN/X/2011  tentang  Nilai  Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di tempat kerja. Batas  kadar  monoksida  yang  dihirup  adalah  25ppm, jika melebihi dari itu akan bisa membahayakan manusia.
Untuk  standar  batas  ama  alkohol  yang  terhirup berdasarkan “ permissible exposure limits for chemical contaminants” adalah 200ppm.
Pada  projek  ini  simulasi  dilakukan  dengan menggunakan  alkohol.  Kami  menggunakan  alat pengukur  polusi  udara  sebagai  pembanding.  Dari beberapa  percobaan  yang  kami  lakukan  didapatkan hasil sebagai berikut.
Gambar 8. Pengukuran VOC alkohol jarak 10cm
Gambar  8  menunjukan  alat  deteksi  konsentrasi partikel  yang  digunakan  sebagai  pembanding  dengan alat  yang  kami  gunakan.  Alat  ini  sekarang  sedang
menunjukan  hasil  pengukuran  konsentrasi  alkohol yang di semprotkan dengan jarak 10cm.
Berdasarkan artikel Center for Hazardous Substance  Research di  Kansas  State  University  yang berjudul  “ Understanding  Units  of  Measurement” dijelaskan bahwa:
Konsentrasi di Udara (ppm) = 24.45 x konsentrasi(mg/m 3 ) ÷ berat molekul
Pada  proses  pengujian,  zat  yang  digunakan  untuk simulasi adalah alkohol. Alkohol dipilih karna mudah untuk diuji dan diketahui pasti nilai berat molekulnya sehingga mempermudah proses perhitungan.
Pengujian
pada karbon monoksida dan karbondioksida  lebih  sulit  dilakukan  karna  metode pengumpulan  sampelnya  yang  terbilang  cukup  sulit untuk mencapai kadar tertentu.
Metode pengujian ini juga dipilih karna keterbatasan  waktu  selama  proses  penelitian  dan keterbatasan pada rangkaian yang hanya menggunakan  sinyal  digital.  Untuk  pengujian  yang mendekati  nilai  sesungguhnya,  diperlukan  sinyal analog  untuk  menentukan  nilai  ppm  yang  diterima. Sehingga pada metode pengujian ini kami melakukan perbandingan  nilai  dengan  alat  ukur  lain  yang  bisa dilihat pada Gambar 8.
Setelah uji coba, nilai volatile organic compounds (VOCs)  yang  masih  memiliki  satuan  mg/m 3 jika dikonversikan  ke  ppm  didapatkanlah  hasil  sebagai berikut:

## Tabel 4. Hasil konversi VOCs ke PPM
VOC PPM Jarak 2,241 1,19114 10 cm 1,818 0,966307 20 cm 0,828 0,4401 30 cm
Kami  melakukan  simulasi  pada  sistem  dengan mengatur potensi pada  modul sensor sehingga sensor bisa  mendeteksi 1 ppm dari  gas  yang dapat dideteksi dan didapatkan tampilan sebagai berikut:

## ISSN 2355-3286
Gambar 9. Percobaan jarak 10cm
Gambar  11  memperlihatkan  proses  pengujian  alat kami dengan melakukan peyemprotan alkohol dengan jarak 10cm.
Dari  berbagai  jarak  yang  dicoba,  didapatkan  data sebagai berikut:

## Tabel 5. Hasil pengukuran sensor
Jarak Pengujian Status Keterangan 10cm Bahaya - 12cm Bahaya/Aman Kurang akurat 15cm Aman - 20cm Aman -
Dari beberapa pengujian dilakukan dapat diketahui bahwa bahwa penggunaan sensor MQ-7 dan MQ-135 sudah cukup ideal untuk melakukan pendeteksian gas- gas  berbahaya  pada  batasan  tertentu  melalui  bacaan digital.  Namun  untuk  melakukan  pengukuran  dengan akurasi  tinggi,  sensor  harus  melewati  proses heating dan konfigurasi tersendiri melalui pin analog.
Hal  ini  dikarnakan  jika  pengukuran  RS/R0  dari sensor  bisa  dihitung  maka  batasan  bisa  diatur  lebih akurat mengikuti datasheet yang ada. Sedangkan pada percobaan  sederhana  menggunakan  pin  digital, pengaturan  sensitifitas  deteksi  sensor  dilakukan melalui  pengaturan  potensio  yang  hanya  bisa  diukur tegangannya.  Selain  itu,  bacaan  digital  yang  hanya memberikan  2  jenis output ( HIGH dan LOW )  dapat memberikan  bacaan  yang  tidak  stabil  dan  berganti terus  menerus  pada  kondisi  tertentu,  misalnya  ketika ukuran  ppm  dari  zat  yang  terdeteksi  memiliki  nilai yang  berada  dekat  pada  batasan  yang  diatur  pada
sensor.  Berdasarkan  Tabel  4,  saat  percobaan  pada jarak  12cm  ada  kecenderungan  pembacaan  yang kurang akurat dikarnakan nilai batasan diatur melalui potensio  sehingga  sulit  mengatur  nilai  akurat  dari batas pengujian yaitu 1ppm.

## V. S IMPULAN
Banyaknya  gas  berbahaya  yang  tidak  tercium ataupun  tidak  terlihat  membuat  rendahnya  angka kesadaran masyarakat mengenai bahaya polusi udara. Untuk  mengatasi  hal  ini  pemerintah  mencanangkan berbagai program yang bisa memperingatkan masyarakat  tentang  kondisi  kualitas  udara  disekitar mereka.  Dengan  seiringnya  zaman  dan  tingkat mobilitas  masyarakat  yang  tinggi,  dibutuhkan  alat pendeteksi  kualitas  udara  yang  mudah  dibawa kemana-mana.
Sistem Air  Quality menggunakan  MQ-7  dan  MQ- 135 merupakan salah satu solusi untuk mengatasinya. Sistem  ini  mampu  mendeteksi  berbagai  gas  di  udara dan memberikan peringatan untuk masyarakat. Sistem ini cukup untuk mendeteksi gas berbahaya pada kadar yang  kita  inginkan.  Selain  mudah  dibawa-bawa, perangkat  ini  juga  memiliki  fitur  lain  seperti  bisa dilakukan  isi  ulang  daya  baterai  ataupun  mode senyap.  Namun  untuk  perangkat  ini  tidak  dapat melakukan  pendeteksian  dengan  nilai  akurasi  yang tinggi,  hal  ini  diakibatkan  tidak  dilakukanya konfigurasi sensor.

## D AFTAR P USTAKA
[1] OSHA,  “Table  Ac-1  Permissible  Exposure  Limits  for Chemical Contaminants,” Occup. Saf. Heal. Adm., vol. 8, no. d, hal. 1–26, 2019.https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/Permen_5_2018.p df.
[2] D.  P.  P.  dan  K.  Lingkungan,  “Laporan  Kinerja  Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara,” 2018.
[3] Permenakertrans, “Peraturan menteri ketenagakerjaan republik  indonesia  nomor  5  tahun  2018,”  J.  Pendidikan, Teknol. dan Kejuru., vol. 4, no. 2, hal. 200–207, 2018.
[4] https://aqli.epic.uchicago.edu/wp- content/uploads/2019/03/Indonesia-Report.pdf
[5] Zhuang,  Yan  &  Lin,  Feng  &  Yoo,  Eun-Hye  &  Xu,  Wenyao. (2015).  AirSense:  A  Portable  Context-sensing  Device  for Personal Air Quality Monitoring.
[6] https://cfpub.epa.gov/ncer_abstracts/index.cfm/fuseaction/dis play.files/fileid/14285
[7] https://www.researchgate.net/publication/329890530_Applica tion_of_MQ- 138_Semiconductor_Sensor_for_Breath_Acetone_Detection
[8] https://www.epa.gov/pm-pollution/setting-and-reviewing- standards-control-particulate-matter-pm-pollution
[9] https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/MQ- 135_Hanwei.pdf
[10] https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/MQ- 7.pdf