Vol. 12 No. 3, pISSN: 2303-0577 eISSN: 2830-7062              http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4931

## PROTOTIPE  PENGUKUR  VOLUME  BEJANA  UKUR STANDAR  BERBASIS  INTERNET  OF  THINGS  DALAM TERA DAN TERA ULANG POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK
R.Bagus Ali Hastariyadi 1 , Sathya Muhfian Sani 2 , Gianto 3
1,2,3 Program Studi Metrologi dan Instrumentasi, Akademi Metrologi dan Instrumentasi, Jl. Raya Bandung - Sumedang Km 25 No. 28, Kutamandiri, Kec. Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.
Received: 12 Juli 2024 Accepted: 31 Juli 2024 Published: 7 Agustus 2024

## Keywords:
Internet of Things; Ultrasonic Sensor; Fuel Pump; Measuring Vessel.
Corespondent Email: bagusali076@gmail.com
Abstrak. Dalam bidang perdagangan, perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat  penting, terlebih  lagi pada pengisian bahan bakar minyak yang telah diatur dalam Syarat Teknis Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga No 121 Tahun 2020 tentang pengujian tera dan tera ulang pompa ukur bahan bakar minyak. Dalam proses tera dan tera ulang selalu memakan waktu yang  lama.  Pengamatan  yang  teliti  dan  waktu  yang  lebih  lama  dibutuhkan untuk menghindari kesalahan pembacaan seperti kesalahan paralaks. Sehingga perlu  dirancang  cara  pengukuran  manual  ke  digital  dengan  memanfaatkan sensor  ultrasonik  mengukur  ketinggian  dan  hubungannya  dengan  skala pembacaan  manual  pada  BUS.  Metode  kalibrasi  alat  pada  penelitian  ini menggunakan  regresi  linear  antara  pengukuran  jarak  permukaan  air  dengan sensor yang dibandingkan dengan volume yang terbaca di bejana ukur standar. Hasil perancangan memiliki akurasi 99,7% dan presisi 99,9% dengan rata rata error  0,176%.  Prototipe  ini  mampu  secara  otomatis  mengunggah  data  hasil pengujian  kedalam  Google  Spreadsheet  berbasis  IoT  dan  secara  otomatis menandai  hasil  pengujian  yang  melebihi  toleransi.  Sehingga  pengujian berjalan  lebih  cepat  dan  praktis  tanpa  perlu  lagi  melakukan  pencatatan pengujian  secara  manual  serta  mengurangi  kesalahan  paralaks  ketika pembacaan skala bejana.
Abstract. In  the  field  of  trade,  consumer  protection  is  very  important, especially  in  filling  fuel  oil  which  has  been  regulated  in  the  Technical Requirements of the Directorate General of Consumer Protection and Trade Order No. 121 of 2020 concerning the testing of calibration and recalibration of fuel oil measuring pumps. The calibration and recalibration process always takes a long time. Careful observation and longer time are needed to avoid reading errors such as parallax errors. So it is necessary to design a manual to digital measurement method by utilizing an ultrasonic sensor to measure the height and its relationship to the manual reading scale on the BUS. The tool calibration method in this study uses linear regression between measuring the distance between the water surface and the sensor compared to the volume read in the standard measuring vessel. The design results have an accuracy of 99.7%  and  a  precision  of  99.9%  with  an  average  error  of  0.176%.  This prototype is able to automatically upload test result data into an IoT-based Google Spreadsheet and automatically mark test results that exceed tolerance. So that testing runs faster and more practically without the need to manually record tests and reduce parallax errors when reading the vessel scale.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## 1. PENDAHULUAN
Pada  bidang  perdagangan,  perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting. Terutama  pada  hal  ini  pada  pengisian  bahan bakar  minyak.  Oleh  karena  itu  diperlukannya peran  dari  pihak  metrologi  legal  dalam pengawasan SPBU agar sesuai dengan standar [1]. Berdasarkan Syarat Teknis Dirjen Perlindungan  Konsumen  dan  Tertib  Niaga  No 121 Tahun 2020, pengujian tera dan tera ulang pompa  ukur  bahan  bakar  minyak  diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen.  Tera  dan  tera  ulang  dilakukan dengan  bejana  ukur  standar  sebagai  standar ukuran  volume.  Akan tetapi  dalam  proses tera dan  tera  ulang  selalu  memakan  waktu  yang lama  dikarenakan  proses  pembacaan  bejana ukur  serta  pencatatan  hasil  pengujian  pada cerapan  pengujian.  Untuk  membaca  volume bejana  ukur,  pengukuran  volume  bejana  ukur dilakukan dengan membaca skala yang terletak di  leher  bejana  ukur  yang  dipasang  pada  pipa bejana ukur. Meniskus air yang berada di pipa bejana  ukur  disejajarkan  dengan  skala  nonius pada  skala  bejana  ukur.  Oleh  karena  itu, pengamatan  yang  teliti  dan  waktu  yang  lebih lama dibutuhkan untuk menghindari kesalahan pembacaan  seperti  kesalahan  paralaks  dan lainnya.
Pada penelitian sebelumnya oleh Arief, telah mengukur ketinggian dan volume air menggunakan  sensor  ultrasonik  tetapi  tidak melibatkan  bejana  ukur  dalam  pengujian  dan menghasilkan nilai volume yang kurang linear dengan  volume  air  [2].  Pada  studi  berikutnya oleh  Wicaksono,  telah  melibatkan  pembuatan alat atau prototipe katup pengisi secara otomatis untuk bejana ukur standar berukuran  lima liter dengan menggunakan sensor VL53L0X prototipe  menunjukkan  akurasi  sebesar  99% dan  presisi  sebesar  99%,  tetapi  prototipe  yang dibuat  mengalami  pembiasan  cahaya  ketika digunakan.  [3]. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pratama, sudah dilakukan pembuatan alat yang  menggunakan  sensor  ultrasonik  dan juga memanfaatkan Internet  of  Things tetapi digunakan  untuk  mendeteksi  banjir  [4]. Penelitian  oleh  Pelawi,  menggunakan  sensor ultrasonik  sebagai  monitoring  volume  air  dan juga  memanfaatkan flow meter  sebagai monitoring  output  volume  air  [5].  Dalam melakukan
pengukuran
ketinggian menggunakan sensor ultrasonik, telah
dilakukan  sebelumnya  oleh  Puspasari,  tetapi dengan  menggunakan  sensor  HC-SR04  [6]. Pada  penelitian  oleh  Prasetyo,  telah  dibuat pendeteksi  pengisian  volume  dengan  sensor ultrasonik,  hanya  saja  output  dari  penelitian berupa  SMS  [7].  Pada  penelitian  oleh Farhamsa,  menggunakan  sensor  ultrasonik sebagai  pengukur  volume  tetapi  menggunakan Arduino sebagai microcontroller [8]. Pengukuran  jaraksecara  wireless  berbasis sensor ultrasonik telah dilakukan pada penelitian oleh Saragih [9]. Pemanfaatan sistem Internet  of  Things telah  dilakukan  oleh  Nova, tetapi  sebagai  pengaman  pintu  yang  berbasis android  [10].  Dan  pada  penelitian  oleh Muhammad telah menggunakan Google Spreadsheet  sebagai  media  penyimpanan  dari data  yang  didapatkan  [11].  Pembacaan  bejana ukur  merupakan  pembacaan  analog  karena masih  menggunakan  skala.  Dalam  pembacaan analog,  faktor  kesalahan  yang  berasal  dari pembaca  atau  manusia  merupakan  faktor kesalahan  utama  [12].  Untuk  mengurangi kesalahan  akibat  pengukuran  manual  volume bejana  ukur  dan  mengatasi  kekurangan  dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini mengembangkan prototipe pengukuran volume bejana  ukur  menggunakan  sensor  ultrasonik dan  ESP32  sebagai microcontroller yang  juga merupakan komponen Internet of Things , yang mampu  meng-upload  data  pada  Google Spreadsheet.  Selain  itu,  akan  dilakukan serangkaian  pengujian  dan  evaluasi  terhadap sistem ini untuk memastikan bahwa kinerjanya sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan dalam  pembacaan  bejana  ukur.  Dengan demikian,  penelitian  ini  dapat  mempermudah dalam pengujian tera dan tera ulang pada pompa ukur  BBM  dalam  hal  pencatatan  data  dan mendeteksi kesalahan, serta melakukan pengukuran secara lebih mudah dan lebih cepat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sensor Ultrasonik Sensor  ultrasonic  merupakan  alat  atau perangkat  elektronik  yang  dapat  membangun, membuat,  atau  memancarkan  gelombang ultrasonik  yang  dapat  digunakan  sebagai pengukuran  jarak  atau  ketinggian.  Pada penelitian  ini  digunakan  sensor  ultrasonik RCWL-1601  yang  merupakan  modifikasi  dan versi  mini  dari  sensor  HC-SR04  yang merupakan sensor ultrasonik yang paling umum
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
digunakan. Yang membedakan dari HC-SR04, Sensor ini dapat beroperasi pada tegangan 3-5V sehingga  tidak  memerlukan  pemindah  atau pembagi  level  logika  apa  pun.  Serupa  dengan HC-SR04,  sensor  ultrasonik  RCWL-1601 merupakan  sensor  digital  yang  dua  transduser ultrasonik  yang  berada  pada  sensor  RCWL- 1601memiliki fungsi  yang  berbeda  antara  satu sama  lain.  Salah  satu  transduser  berfungsi sebagai transmitter (pemancar) dengan mengubah  dari  sinyal  elektrik  menjadi  sinyal gelombang  ultrasonik  yang  berupa  pulsa. Sedangkan transducer lainnya berfungsi sebagai receiver (penerima) dengan mengubah sinyal  pulsa  gelombang  ultrasonik  yang diterima menjadi sinyal elektrik.
Gambar 2.1 Sensor Ultrasonik RCWL-1601
2.2 ESP32 ESP32
merupakan
sebuah
mikrokontroler  yang  diciptakan  oleh  Espressif Systems.  Sama  sepeti  mikrokontroler  lainnya, ESP32 mampu memproses data yang diberikan. Dibandingkan dengan Arduino, ESP32 memiliki berbagai kelebihan yaitu terdapat Wi- Fi  dan  Bluetooth  didalamnya  sehingga  sangat berguna  khususnya  dalam  membuat  sistem Internet of Things yang membutuhkan koneksi internet  Pada  penelitian  ini,  digunakan  ESP32 yang memiliki 38 pin dan dual core.
Gambar 2.2 ESP32
2.3 Internet of Things Internet  of  Things merupakan  sebuah jaringan  atau  keterkaitan  dari  beberapa perangkat yang memungkinkan untuk melakukan  pertukaran  data  dengan  perangkat lain  atau  sebuah cloud (penyimpanan)  [13].
Dengan  adanya  IoT  ini  memungkinkan prototipe  untuk  mengunggah  data  pengujian yang  didapat  dan  disimpan  di  dalam cloud . Dengan  begitu  akan  menambah  efisiensi  dan mempercepat pengujian
2.4 Google Spreadsheet
Google  Spreadsheet  merupakan  salah satu  aplikasi  dari  Google,  yang  mana  dapat digunakan sebagai penyimpanan data, penghitungan  dan  memproses  akuisisi  data. Google  Spreadsheet  memiliki  kinerja  yang sama  dengan  Microsoft  Excel,  tetapi  memiliki keunggulan  yang  dapat  digunakan  sebagai cloud dan juga dapat diubah dan diakses secara online .

## 3. METODE PENELITIAN
3.1 Alur Penelitian Dalam  mengerjakan  penelitian  pembuatan prototipe kali ini, metode yang dilakukan yaitu dengan melakukan studi literatur dari dokumen atau jurnal yang terkait, membuat perencanaan prototipe  yang  akan  dibuat,  melakukan perakitan  prototipe  dari  rencana  yang  telah dibuat,  melakukan  pengujian  prototipe  untuk mendapatkan data, melakukan pengolahan dan analisis dari data yang didapat, dan pembuatan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Berikut diagram alur penelitian yang dilakukan.
Gambar 3.1 Alur penelitian 3.2 Komponen dan Desain Alat Tabel 3.1 Komponen yang digunakan Nama Komponen Jumlah (buah) ESP32 1 Sensor Ultrasonik RCWL-1601 1 LCD 20x4 1 Baterai 18650 3 Saklar 1 Pada  penelitian  ini  digunakan  ESP32 sebagai  mikrokontroler  sekaligus  komponen Internet  of  Things yang  mampu  terkoneksi
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
dengan internet dan mengunggah data pengujian  yang  didapat,  menggunakan  sensor ultrasonik  sebagai  pengukur  jarak,  LCD  I2C 20x4 sebagai penampil data pengujian, baterai 18650  sebagai  daya,  dan  saklar.  Berikut ditampilkan wiring komponen alat yang dibuat pada Gambar 3.2.
Gambar 3.2 Wiring komponen alat
Gambar 3.3 Desain enclosure alat
3.3 Metode Pengambilan Data Pengambilan data dan metode kalibrasi alat pada penelitian ini menggunakan regresi linear antara pengukuran jarak permukaan air dengan sensor yang dibandingkan dengan volume yang terbaca  di  bejana  ukur  standar.  Regresi  linear sederhana  merupakan  suatu  metode  statistik yang digunakan untuk mengkaji dan merangkum  keterkaitan  antara  dua  variabel yang dijelaskan dalam bentuk fungsi matematis. Variabel x berperan sebagai variabel prediktor atau independen, sementara variabel y merupakan  variabel  respons  atau  dependen dalam  analisis  ini.  Bentuk  dasar  dari  regresi linear sederhana adalah:
𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 (1) Keterangan
y  : Variabel respons atau dependen
a   : Konstanta (intercept). Menunjukkan perpotongan dengan sumbu vertikal
b   : Koefisien regresi. Menunjukkan hubungan antara X dan Y
X  : Variabel prediktor atau independent Pada hasil akhir penelitian akan dihitung presisi dan akurasi pembacaan alat. Untuk
mendapatkan akurasi dan presisi alat dapat dilakukan dengan cara berikut:
𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = (1 − 𝑏𝑖𝑎𝑠+3𝜎 𝑥̅ ) × 100% (2)
Keterangan
σ  : Standar deviasi
X  : Nilai rata-rata dari pengukuran
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖 = (1 − 3𝜎 𝑥̅ ) × 100% (3)
Keterangan σ  : Standar deviasi
X  : Nilai rata-rata dari pengukuran

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Prototipe
Gambar 4.1 Hasil Pembuatan Alat Detail  prototipe  yang  dibuat  seperti  pada Gambar  4.1.  Alat  akan  diletakkan  di  mulut bejana  dan  akan  membaca  jarak  antara ketinggian air dengan mulut bejana.
Gambar 4.2 Pencatatan hasil data pada Google Spreadsheet
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
4.2 Deskripsi Prototipe
Alur proses pada kinerja alat dijelaskan pada diagram  blok  yang  telah  dibuat.  Berikut diagram  blok  yang  akan  dijelaskan  pada Gambar 4.3.
Gambar 4.3 Diagram blok alat
Seperti yang ditampilkan pada diagram blok, alat  mendapatkan  input  pembacaan  jarak permukaan air dengan mulut bejana dari sensor ultrasonik,  lalu  data  pembacaan  diproses  dan dikonversi kedalam bentuk volume oleh ESP32 yang  mendapatkan  daya  dari  baterai.  Setelah data  dikonversi,  akan  ditampilkan  pada  LCD dan juga diunggah ke Google Spreadsheet.
Gambar 4.4 Diagram alir alat
Kinerja  alat  secara  rinci  seperti  pada diagram alir, dijelaskan sebagai berikut:
1. ESP32 menghubungkan ke Wi-fi.
2. Sensor  ultrasonik  membaca  waktu pantul gelombang.
3. Data  waktu  pantul  diubah  menjadi jarak. 4. Melakukan rata rata 100 kali penghitungan.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
5. Melakukan konversi data jarak menjadi volume.
6. Data volume, error dan jarak ditampilkan di LCD.
7. Data volume, error dan jarak dicatat di Google Spreadsheet.
8. Memilah  data  yang  sesuai  dengan toleransi  kesalahan tera  dan tera  ulang PUBBM.
9. Menandai  dengan  warna  merah  data pembacaan  volume  yang  melebihi toleransi.
4.3 Hasil Kalibrasi
Kalibrasi  dilakukan  dua  kali,  kalibrasi sensor  ultrasonik  dan  kalibrasi  pembacaan volume. Kalibrasi sensor ultrasonik menggunakan  komparator  sidang  sebagai standar  panjang.  Data  diambil  20  kali pengulangan di tiap titik. Berikut data kalibrasi yang didapat:
Tabel 4.1 Data hasil kalibrasi sensor Standar (mm) Rata-rata hasil pembacaan (mm) 50 44,35 100 89,43 150 141,83 200 186,02 250 228,22 300 275,94 350 319,58 400 367,24 450 398,60 500 458,93 550 509,90 600 554,09 Dari  data  yang  didapat,  didapatkan  regresi linear pembacaan jarak sebagai berikut:
Gambar 4.5 Grafik regresi pembacaan sensor
Selanjutnya
dilakukan regresi perbandingan pembacaan jarak dengan volume air  terbaca  di  bejana  ukur.  Hasil  dari  regresi tersebut digunakan untuk mengkonversi pembacaan jarak menjadi volume. Berikut data pembacaan  jarak  terhadap  volume  air  yang didapatkan:
Tabel 4.2 Data hasil kalibrasi untuk konversi volume Volume air dalam BUS (mm) Rata-rata pembacaan jarak ke permukaan air (mm) 19,80 101,05 19,82 97,70 19,84 92,44 19,86 89,49 19,88 83,99 19,90 80,80 19,92 72,18 19,94 72,12 19,96 69,25 19,98 66,41 20,00 63,20 20,02 49,12 20,04 49,04 20,06 40,84 20,08 40,50 20,10 36,34 20,12 37,38 20,14 23,24 20,16 14,53 20,18 14,54 20,20 14,54
Gambar 4.6 Grafik regresi pembacaan sensor
y = 1,0876x + 1,0516 R² = 0,999 0,000 200,000 400,000 600,000 800,000 0,000 200,000 400,000 600,000 Regresi Sensor Ultrasonik y = -226,03x + 4578,1 R² = 0,9858 0 20 40 60 80 100 120 19,70 19,80 19,90 20,00 20,10 20,20 20,30 Regresi Perbandingan Jarak dengan Volume
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Dari  hasil  regresi  tersebut  maka  data pembacaan  jarak  bias  dikonversikan  menjadi volume.
4.4 Hasil penelitian
Berikut hasil pembacaan pada bejana ukur dengan alat yang sudah dikalibrasi: Tabel 4.3 Data hasil pembacaan volume Standar (L) Pembacaan Alat (L) 19,70 19,72 19,75 19,79 19,80 19,85 19,85 19,83 19,90 19,93 19,95 19,95 20,00 20,04 20,05 20,03 20,10 19,99 20,15 20,15 20,20 20,16 20,25 20,23 20,30 20,30
Dari  hasil  pembacaan  volume  bejana tersebut,  maka  diapatkan  nilai  error,  bias, akurasi, dan presisi sebagai berikut:
Tabel 4.4 Hasil nilai bias, error, akurasi, dan
presisi Bias (L)  %Error  Akurasi Presisi 0,035 0,176% 99,767% 99,942%
Berdasarkan  data  yang  didapat  maka pembacaan  dari  alat  yang  dibuat  memiliki akurasi  99,7%  dan  presisi  99,9%  maka  dapat disimpulkan bahwa pembacaan alat mendekati benar, mendekati dengan pembacaan standar.
4.5 Implementasi Prototipe
Walaupun  berdasarkan  hasil  penelitian  alat memiliki  akurasi  dan  presisi  yang  baik,  alat yang  dibuat  belum  serta  merta  dapat menggantikan bejana ukur standar sebagai alat ukur  tera  dan  tera  ulang  pompa  ukur  bahan bakar minyak. Alat yang dibuat pada penelitian ini merupakan alat bantu pembaca bejana yang mampu  membaca  bejana  secara  otomatis  dan langsung  mengunggah  data  yang  didapat selama pengujian. Dengan begitu pengujian tera dan tera ulang pompa ukur bahan bakar minyak dapat  dilaksanakan  dengan  lebih  cepat  dan
praktis  tanpa  perlu  lagi  melakukan  pencatatan pengujian secara manual.

## 5. KESIMPULAN
a. Prototipe  pembaca  bejana  secara  otomatis yang telah dibuat, mampu membaca volume bejana  ukur  standar  ukuran  20L  untuk  tera dan  tera  ulang  pompa  ukur  bahan  bakar minyak  dengan  akurasi  akurasi  99,7%  dan presisi 99,9%
b. Prototipe  ini  mampu  secara  otomatis mengunggah  data  hasil  pengujian  kedalam Google  Spreadsheet  dan  secara  otomatis menandai  hasil  pengujian  yang  melebihi toleransi  yang  ditetapkan  dengan  warna merah.
c. Prototipe ini mampu memudahkan pengujian  tera  dan  tera  ulang  pompa  ukur bahan  bakar  minyak  karena  membuat pengujian  berjalan  lebih  cepat  dan  praktis tanpa  perlu  lagi  melakukan  pencatatan pengujian  secara  manual  serta  mengurangi kesalahan  paralaks  ketika  pembacaan  skala bejana.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  sebesar-besarnya  dari  penulis kepada  dosen,  teman,  dan  semua  yang  terlibat serta membantu di dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Y.  Pratama  Putra  And  F.  Yuliani, “Efektivitas  Pengawasan  Metrologi  Legal Oleh Dinas,” 2021.
[2] U. M. Arief, “Pengujian Sensor  Ultrasonik Ping  Untuk  Pengukuran  Level  Ketinggian Dan Volume Air,” 2011.
[3] Wicaksono,  “Prototipe  Katup  Pengisi Otomatis  Untuk  Bejana  Ukur  Standar  5 Liter,” 2022.
[4] N.  Pratama,  U.  Darusalam,  And  N.  D. Nathasia,  “Perancangan  Sistem  Monitoring
Ketinggian  Air  Sebagai  Pendeteksi  Banjir Berbasis Iot Menggunakan Sensor
Ultrasonik,” Jurnal  Media  Informatika Budidarma , Vol. 4, No. 1, P. 117, Jan. 2020, Doi: 10.30865/Mib.V4i1.1905.
[5] S.  D.  Pelawi  And  S.  Manan,  “Sistem Monitoring  Volume  Air  Menggunakan Sensor  Ultrasonik  Dan  Monitoring  Output Volume  Air  Menggunakan  Flow  Meter Berbasis Arduino,” 2016.
[6] F.  Puspasari,  I.  Fahrurrozi,  T.  P.  Satya,  G. Setyawan, M. R. Al Fauzan, And E. M. D.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Admoko,  “Sensor  Ultrasonik  Hcsr04 Berbasis  Arduino  Due  Untuk  Sistem Monitoring Ketinggian,” Jurnal Fisika Dan Aplikasinya , Vol. 15, No. 2, P. 36, Jun. 2019,
Doi: 10.12962/J24604682.V15i2.4393.
[7] M. D. Prasetyo, A. R. Rachmansyah, And B. A.  Dananjoyo,  “Detektor  Kesalahan Pengisian  Volume  Bbm  Menggunakan Sensor  Ultrasonik  Dan  Sms  Gateway,” Jurnal  Informatika  Dan  Teknik  Elektro
Terapan ,  Vol.  10,  No.  3,  Aug.  2022,  Doi: 10.23960/Jitet.V10i3.2703.
[8] D.  Farhamsa,  R.  A.  Mayusa,  M.  Dahlan, And  T.  Musa,  “Alat  Ukur  Volume  Fluida Cair  Berbasis  Mikrokontroller,”  Vol.  15, No. 1, 2016.
[9] B.  Saragih,  “Perancangan  Pengukur  Jarak
Secara  Wireless  Menggunakan  Sensor Gelombang  Ultrasonik  Berbasis  Arduino Uno  Atmega  328  Dengan  Tampilan  Di Laptop,” 2020. [Online]. Available: Https://Www.Microchip.Com/Wwwproduc ts/En/Atmega328p
[10] D.  Nova,  K.  Hardani,  And  L.  Hayat, “Penerapan  Internet  Of  Things  (Iot)  Pada Sistem  Pengendali  Dan  Pengaman  Pintu Berbasis Android,” 2020. [Online]. Available: Http://Jurnalnasional.Ump.Ac.Id/Index.Php
/Jrre
[11] A.  Muhammad,  R.  Kartika,  R.  Diyah,  S.
Bahri,  And  S.  Nurhalifah,  “Pemanfaatan Google Spreadsheet Sebagai Media Penyimpanan  Data  Masyarakat  Rw.04  Kp. Cilayung,”  2021.  [Online].  Available: Https://Proceedings.Uinsgd.Ac.Id/Index.Ph p/Proceedings
[12] M. Ninda And G. Setyawan, “Bejana Ukur
Standar Dengan Tampilan Digital Menggunakan  Sensor  Kapasitif  Berbasis
Arduino  Nano,” Jurnal  Simetris ,  Vol.  11,
No. 2, 2020.
[13] K. Yasar, “Internet Untuk Segala Hal (Iot),” Techtarget.  Accessed:  Jul.  15,  2024. [Online].
Available: Https://Www.Techtarget.Com/Iotagenda/D
efinition/Internet-Of-Things-Iot