## Desain Sensor Kelembapan Relatif Udara Menggunakan Fiber Optik
Rangga Pradana Wahyudi 1 , Yoyok Heru Prasetyo, Mila Kusumawardani 3
1,2 Program Studi Jaringan Telekomunikasi Digital, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang, Indonesia
3 Program Studi Teknik Telekomunikasi, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang, Indonesia
1 ranggapradana14@gmail.com , 2 yoyok.heru@polinema.ac.id , 3 mila.kusumawardani@polinema.ac.id
Abstract—  Air  humidity  is  an  important  factor  in  human  life,  namely  to  maintain  body  health  stability  which  will  also  affect  work comfort. A sensor is needed to know the humidity in the room. A tool can be said to be a sensor if it has linearity and sensitivity, in this case  optical  fiber  is  suitable  for  sensors  due  to  its  natural  ability  to  be  resistant  to  electromagnetic  interference,  resistant  to  high temperatures, has high sensitivity and flexibility, and can be used for measurement and remote sensing. This study uses 2 singlemode SC-SC core patch cables connected to a fiber coupler that has been given a hole in the middle with a diameter of 1mm and the ferulle spacing is 0.3mm, 0.6mm, 0.8mm, 1mm. Optical light source is used to provide input with a value of -7dBm and the output value will be read by the Optical power meter which will later be processed into power loss then compared with the value from the Hygrometer and will obtain a linear equation. The measurement results, it is found that the farther the distance between the ferules, the longer the range obtained. The longest range is obtained at a distance measurement of 1mm with a power loss difference of 0.2dB and the shortest range is obtained at a measurement of 0.3mm with a power loss difference of 0.08dB.
Keywords: Optical fiber, fiber coupler, relative humidity, power loss, humidity sensor.
Abstrak — Kelembapan udara menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia yaitu untuk menjaga kesetabilan kesehatan tubuhyang jugai  akan  berpengaruh  kepada  kenyamanan  kerja.  Diperlukan  sensor  untuk  mengetahui  kelembapan  dalam  ruangan.  Alat  bisa dikatakan  sensor  jika  memiliki  linearitas  dan  sensitivitas,  dalam  hal  ini  fiber  optik  cocok  untuk  sensor  dikarenakan  kemampuan alaminya  yang  tahan  terhadap  gangguan  elektromagnetik,  tahan  terhadap  suhu  tinggi,  memiliki  sensitivitas  dan  fleksibelitas  yang tinggi,  dan  dapat  digunakan  untuk  pengukuran  dan  penginderaan  jauh.  Penelitian  ini  menggunakan  2  buah  kabel  patch  core singlemode SC-SC yang dihubungkan dengan fiber coupler yang telah diberi lubang bagian tengahnya dengan diameter 1mm dan diberi jarak antar ferullenya sebasar 0.3mm, 0.6mm, 0.8mm, 1mm. Optical light source digunakan untuk memberikan masukan dengan nilai -7dBm dan nilai keluaran akan dibaca oleh Optical power meter yang nantinya akan diolah menjadi loss daya kemudian dibandingkan dengan nilai  kelembapan relatif dari Hygrometer dan akan diperoleh  persamaan linearnya. Hasil pengukuran didapatkan semakin jauh jarak antar ferulle maka range yang didapat juga akan semakin panjang. Range terpanjang didapat pada pengukuran jarak 1mm dengan selisih loss daya sebesar 0.2dB dan range terpendek didapat pada pengukuran 0.3mm dengan selisih loss daya sebesar 0.08dB.
Kata kunci— Fiber optik, fiber coupler, kelembapan relatif, loss daya, sensor kelembapan.

## I. PENDAHULUAN
Kelembapan  merupakan  sesuatu  yang  sangat  umum  dan terus  berubah  sesuai  keadaan  lingkungan,  pengukuran  dan pengendalian kelembapan yang diperlukan dalam berbagai area seperti ruangan ber-AC, pemantauan kesehatan struktural, jasa meteorologi,  industri  pengolahan  kimia  dan  makanan,  kertas dan produksi tekstil, proses pembuatan semikonduktor [1].
Kelembapan udara menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia  yaitu  untuk  menjaga  kesetabilan  kesehatan  tubuh, sehingga  ini  akan  berpengaruh  juga  kepada  kenyamanan kerja[2].  Menurut  Kepmenkes  no.  1405  tahun  2002  yang menjelaskan  bahwa  batas  kelembapan  ruang  industri  adalah 40%-60%. Karena ketika berada pada kelembapan yang tidak sesuai  maka  akan  menurunkan  konsentrasi  dan  mempercepat kelelahan[3] .
Industri  pemindangan  adalah  usaha  pengolahan  dan pengawetan  ikan  dengan  melakukan  proses  perebusan  untuk memasak dan mengasinkan ikan. Proses perebusan memerlukan  waktu berkisar  3-6  jam  dengan  suhu  115°C  dan
menghasilkan  tekanan  udara  1.1  atmosfer,  maka  dari  itu semakin  tinggi  tekanan  udara  maka  semakin  tinggi  juga  nilai kelembapan  relatifnya[4].  Hal  tersebut  yang  mengharuskan para  karyawan  menyesuaikan  dengan  keadaan  lingkungan sehingga  diperlukan  alat  untuk  mengukur  kelembapan lingkungan tersebut.
Alat  ukur  kelembapan  saat  ini  hanya  dapat  mengukur kelembapan  dengan  suhu  paling  tinggi  85°C.  Sebelumnya sudah  ada  penelitian  tentang  ketahanan  sensor  menggunakan fiber  optik  hingga  suhu  361°C  namun  masih  memiliki kelemahan  yaitu  desain  yang  rumit  dan  belum  mampu  untuk mengukur  kelembapan,  selain  itu  harganya  juga  relatif mahal[5].
Sensor kelembapan berbasis fiber optik telah dikembangkan karena  memiliki  beberapa  keunggulan  diantaranya  ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik dan juga bentuk fisik yang kecil. Selain itu sensitivitas dari sensor kelembapan fiber optik juga tinggi [6].
Sensor kelembapan menggunakan serat optik sebagai pandu gelombang mempunyai beberapa kelebihan seperti daya tahan, desain  miniatur,  kemungkinan  dapat  bekerja  di  lingkungan yang  mudah  terbakar  pada  suhu  dan  rentang  tekanan  yang tinggi, dan kekekalan elektromagnetik [7, 8].
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  dikemukakan  maka  sensor fiber  optik  menggunakan fiber coupler memungkinkan  untuk dibuat. Dengan konsep ketika ada partikel uap air yang melalui celah-celah fiber coupler ,  cahaya  akan  tetap  terkirim dikarenakan  cahaya  mampu  merambat  melalui  partikel kelembapan.  Namun    akan  terjadi  pembiasan  sinar  sehingga cahaya tidak terkirim sempurna dan mengakibatkan loss pada kabel fiber optik tersebut. Hasil loss atau redaman nanti akan diukur pada OPM dan dibandingkan dengan Hygrometer untuk mengkalibrasi sensor dan menentukan apakah layak fiber optik dengan  desain  ini  digunakan  untuk  sensor  kelembapan.  Jika memiliki  tingkat  kesalahan  yang  kecil  maka  dapat diimplementasikan dengan kelebihan desain  alat yang  mudah dan murah juga dibantu dengan refrensi yang menjadi acuan[9].
Fiber  optik  adalah  sebuah  media  transimisi  berbahan  kaca yang  dapat  mentransmisikan  cahaya  sehingga  memiliki kelebihan  dan  kehandalan  jika  dibanding  dengan  media transmisi  lain  seperti  kabel coaxial ,  kabel  tembaga,  maupun stripline. Serat optik memiliki 3 struktur utama, yaitu coating, cladding , dan core . Coating berfungsi untuk melindungi fisik dari cladding dan core , selain sebagai pelindung coating juga berfungsi sebagai pengkode warna. Cladding berfungsi sebagai pemandu  dan  cermin  dari  gelombang  cahaya  sehingga  akan merefleksikan  cahaya kembali  ke core.  Cladding terbuat dari bahan  kaca,  silica,  ataupun  plastik  yang  memiliki  kualitas tinggi  dan  tentunya  bebas  dari  air. Cladding memiliki  indeks bias yang lebih kecil dari core. Core berfungsi sebagai saluran utama  pentransmisi  cahaya. Core terbuat  dari  bahan  yang hampir  sama  dengan cladding yaitu  kaca,  silica,  dan  plastik. Core memiliki indeks bias yang lebih besar daripada cladding sehingga memungkinkan untuk terjadi pembiasan dalam total atau  biasa  disebut total  internal  reflection [10].  Penyerapan cahaya yang disebabkan oleh perubahan indeks bias cladding berpengaruh  terhadap  besarnya  intensitas  cahaya  yang  di transmisikan  secara  tidak  langsung  akibat  perubahan kelembapan [11].

## Gambar 1 . Struktur fiber optik
Strukur utama dari sensor fiber optik adalah adanya sumber cahaya (LED), serat optik, elemen modulator, detektor cahaya, dan proses elektronik ( Optical Spectrum Analyzer ) yang berada dalam suatu sistem. Banyak keuntungan dirasakan ketika fiber optik  digunakan  sebagai  sensor,  sehingga  penelitian  semakin sering  dikembangkan  untuk  meningkatkan  jenis  dari  sensor tersebut[12].  Sistem  sensor  serat  optik  pada  mekanismenya memodulasi gelombang cahaya dari suatu sumber seperti LED,
laser  dioda  atau  yang  lainnya  [13].  Sumber  cahaya  yang  di pancarkan  pada  salah  satu  ujung  serat  optik  menuju  daerah transduser  atau  modulasi  cahaya,  kemudian  di  teruskan  ke ujung  lain  serat  optik  dimana  terdapat  detektor  cahaya. Keluaran  dari  detektor  akan  ditampilkan  melalui  penampil elektronik seperti LCD atau PC [14]. Sensor fiber optik dapat dikelompokkan berdasarkan dua kategori;
1. Berdasarkan lokasi sensor Pembagian  jenis  sensor  berdasarkan  pembagian  lokasi sensor  dapat  dibagi  menjadi  dua  macam,  yaitu: a. Intrinsik sensor Fiber optik sebagai sensor intrinsik terjadi ketika satu atau lebih  sifat  fisik  dari  yang  dialami  fiber  optik  berubah. Gangguan yang terjadi menyebabkan perubahan karakteristik cahaya yang terjadi di dalam serat.
b. Ekstrinsik sensor Sensor  fiber  optik  pada  jenis  ini  biasa  digunakan  untuk membawa  cahaya  dari  atau  menuju  alat  optik  eksternal dimana  pengukuran  diambil.  Pada  kasus  ini,  serat  optik bekerja jika mendapat cahaya dari daerah pengukuran. 2. Prinsip operasi sensor
Berdasarkan  prinsip  kerja  dari  proses  modulasi  atau demodulasi,  sensor  fiber  optik  dapat  diklasifikasikan berdasarkan  intensitas ,  phase, frekuensi  atau  polarisasi sensor. Semua parameter merupakan subjek untuk merubah gangguan  eksternal.  Sehingga,  dengan  mendeteksi parameter tersebut dan perubahan, maka gangguan dari luar dapat  diukur.  Sensor  fiber  optik  dapat  dikelompokkan berdasarkan tiga klasifikasi, yaitu;
a. Sensor fiber optik berdasarkan intensitas
Sensor  fiber  optik  berdasarkan  Intensitas  dihubungkan dengan  beberapa  sinyal  yang  hilang.  Alat  ini  dibuat dengan  menggunakan  perlengkapan  untuk  mengubah sesuatu besaran menjadi suatu besaran yang diukur bahwa fiber mengalami  bending  dan  menyebabkan  atenuasi sinyal.  Cara  lain  untuk  melakukan  atenuasi  pada  sinyal yaitu dengan melakukan proses absorpsi atau scattering .
Dengan  mengamati  perubahan  intensitas,  perubahan intensitas  dapat  terjadi  akibat  mikrobending  fiber  optik. Pendeteksian mikro bending dapat menggunakan OTDR ( Optical  Time  Domain  Reflectometer )  sehingga  dapat diketahui posisi terjadinya bending pada fiber optik.
b. Sensor fiber optik berdasarkan modulasi panjang gelombang
Sensor  modulasi  panjang  gelombang  menggunakan perubahan  panjang  gelombang  atau  cahaya  untuk dideteksi.  Contoh  dari  sensor  modulasi  panjang gelombang  yaitu; Sensor  Fluorescens ,  sensor  benda hitam, dan brag gratting . c. Sensor Fiber optik berdasarkan modulasi phase
Sensor  ini  menggunakan  phasa  yang  berubah  untuk mendeteksi  cahaya.  Perubahan  phasa  dideteksi  secara interferometer dan  methode  yang  digunakan  untuk pendeteksian  secara  interferometer  ini  yaitu; Mach- Zehnder, Michelson, Fabry- Perot, Sagnac, polarimetric, and grating interferometers .
Pembiasan  cahaya  terjadi  jika  cahaya  berjalan  melewati batas  antar  dua  medium  yang  berbeda  seperti  kaca  atau  air sehingga  sebagian  cahaya  terlihat  dibelokan.  Ketika  cahaya berjalan pada serat optik yang berbahan dasar transparan dan memiliki  perbedaan  indeks  bias  maka  akan  ada  dua kemungkinan  yakni  sebagian  cahaya  akan  dipantulkan  atau akan  diteruskan  ke  material  transparan  kedua.  Pembelokan cahaya  yang  terjadi  diakibatkan  oleh  perbedaan  kecepatan cahaya  dalam  suatu  bahan  yang  memiliki  indeks  bias  yang berbeda[15].

## II. METODE PENELITIAN
A. Desain Pembuatan Alat
Gambar 2. Desain fiber coupler
Tahap-tahap pembuatan alat sebagai berikut: 1. Siapkan fiber coupler SC-SC yang terbuat dari plastik.
2. Rumah  ferrule  yang  berada  di  dalam fiber  coupler dilepas  dengan  cara  dicongkel  secara  perlahan,  jangan sampai melukai rumah ferrule nya.
3. Siapkan  mata  bor  khusus  keramik  dengan  diameter 1mm beserta bornya.
4. Berilah  tanda  pada  bagian  tengah  rumah ferulle untuk menandai  bagian  yang  akan  dibor,  usahakan  tandanya searah sumbu x atau y dan harus lurus.
5. Bor  pada  bagian  rumah ferulle yang  telah  ditandai secara perlahan.
6. Pastikan rumah ferrule bersih dan memiliki lubang bor yang lurus.
7. Alat dapat di uji coba dan ditunjukkan pada gambar 3.
Gambar 3. Implementasi desain fiber coupler

## B. Rancangan Pengukuran Kabel Fiber Optik
Pada penelitian ini perancangan pengukuran akan dilakukan pada  dua  tahap  dan  akan  digambarkan  dalam  blok  diagram. Urutan proses pengukurannya adalah pengukuran desain tanpa
medium  kelembapan,  dan  pengukuran  desain  menggunakan medium kelembapan terkontrol.
Gambar 4. Rancangan pengukuran dengan menggunakan kelembapan kamar
Pada  pengukuran  ini  menggunakan  dua  kabel  berjenis singlemode yang  dirangkai  seperti  gambar  4.  Pengukuran  ini menggunakan  desain fiber coupler untuk  mengukur kelembapan  udara.  Antar ferulle diberi  jarak  0.3mm,  0.6mm, 0.8mm, dan 1mm untuk mengetahui batas bawah kelembapan dan  untuk  mengetahui  rugi  daya  akibat  jarak  antar  ujung ferulle . Untuk mengetahui rugi daya akibat jarak adalah dengan cara memberikan daya masukan dari OLS sebesar -7dBm lalu dikirimkan melalui kabel fiber optik dan melewati fiber coupler untuk diukur oleh OPM nilai rugi-rugi dayanya.

## Gambar 5. Rancangan pengukuran dengan menggunakan kelembapan
terkontrol
Pada pengukuran kali ini menggunakan fiber optik berjenis singlemode dengan  rangkaian  seperti  pada  gambar  6. Pengukuran ini sudah menggunakan desain fiber coupler untuk mengukur  kelembapan  udara.  Pada  fiber coupler untuk  antar ferulle diberi jarak 0.3mm, 0.6mm, 0.8mm, dan 1mm. Dengan batas bawah yang telah ditentukan pada gambar 4 maka untuk selanjutnya  kelembapan  udara  akan  dinaikan  menggunakan water boiler dan diukur menggunakan Hygrometer. Kenaikan kelembapan pada hygrometer harus dipastikan stabil dan tidak berubah angkanya dalam kurun waktu 10 menit. Ketika sudah stabil maka bisa diasumsikan lubang pada fiber coupler sudah terisi  dengan  partikel  kelembapan  dan  nilai  pada  OPM  bisa diambil sehingga peningkatan hasil rugi-rugi dan kelembapan akan  dibandingkan  untuk  setiap  prosentase  yang  stabil  dan dicocokan dengan teori.

## C. Penentuan Prosedur Penelitian
Pengukuran  dengan  menggunakan  kelembapan  kamar dilakukan  untuk  menentukan  titik  bawah  pengukuran kelembapan  dan  belum  diberi  perlakuan  apapun.  Daya masukan  yang  diberikan  oleh  OLS  sebesar  -7dBm  dan  akan dihitung hasil redamannya oleh OPM.
1. Mempersiapkan  alat  dan  bahan  yang  akan  digunakan dalam penelitian.
2. Alat  dan  bahan  yang  telah  disiapkan  dirangkai  seperti yang tertera pada gambar 6.

## Gambar 6. Rangkaian pengukuran dengan menggunakan kelembapan kamar
3. Hidupkan OLS dan OPM dan atur panjang gelombang pada 1310nm.
4. Tunggu  hingga  hygrometer  menunjukan  nilai  yang stabil, tunggu hingga kesetabilanya lebih dari 10 menit. Jika  nilai  pada  hygrometer  sudah  stabil  maka  nilai redaman pada OPM bisa diambil.
5. Ulangi  langkah  1  sampai  4  untuk  setiap  jarak  antar ferulle 0.3mm, 0.6mm, 0.8mm, dan 1mm.
6. Untuk  memberi  jarak  antar  ferullenya  menggunakan jarum yang dimasukan ke dalam lubang fiber coupler .
Pengukuran dengan menggunakan kelembapan relatif udara terkontrol  dilakukan  untuk  menentukan  hubungan  antara kelembapan dan loss daya. Daya masukan yang diberikan oleh OLS sebesar -7dBm dan akan dihitung hasil redamannya oleh OPM.
1. Mempersiapkan  alat  dan  bahan  yang  akan  digunakan dalam penelitian.
2. Alat  dan  bahan  yang  telah  disiapkan  dirangkai  seperti yang tertera pada gambar 7.
Gambar 7. Rangkaian pengukuran desain menggunakan medium kelembapan udara terkontrol
3. Hidupkan OLS dan OPM dan atur panjang gelombang pada 1310nm.
4. Tutup  wadah  toples  dengan  rapat  dan  masukan  uap water  boiler menggunakan  selang  kedalam  wadah
toples.  Setelah  dirasa  cukup  maka  cabut  selang  dan tutup kembali lubang selang dengan selotip.
5. Tunggu  hingga  hygrometer  menunjukan  nilai  yang stabil, tunggu hingga kesetabilanya lebih dari 10 menit. Jika  nilai  pada  hygrometer  sudah  stabil  maka  nilai redaman pada OPM bisa diambil.
6. Ulangi  langkah  1  sampai  4  untuk  setiap  jarak  antar ferulle 0.3mm, 0.6mm, 0.8mm, dan 1mm.
7. Untuk  memberi  jarak  antar ferulle nya  menggunakan jarum yang dimasukan ke dalam lubang fiber coupler.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Pengukuran loss daya fiber optik dengan jarak antar ferrule 0.3mm
T ABEL I H ASIL PENGUKURAN LOSS DAYA PADA JARAK ANTAR FERULLE Jarak antar ferulle Relative Humidity (%) X 2 (Hasil kuadrat dari Relative Humidity) Daya yang terukur pada OPM (dBm) Loss daya (dB) (Y) 0,3mm 64,4 0,41429 -18,4 11,4 66,4 0,44071 -18,4 11,4 68,4 0,4678 -18,4 11,4 71,4 0,51037 -18,41 11,41 72,4 0,5247 -18,41 11,41 74,5 0,55475 -18,42 11,42 76,5 0,58537 -18,43 11,43 83,6 0,69961 -18,44 11,44 86,7 0,75182 -18,46 11,46 87,7 0,76983 -18,48 11,48
Dari  tabel  1  diperoleh  titik-titik  koordinat  yang  nantinya dicari  persamaan  liniernya  sehingga  didapatkan  persamaan baru untuk menghitung loss daya.
Gambar 8. Grafik linier hubungan antara loss daya dan RH dengan jarak antar ferulle 0.3mm
Untuk  mencari  persamaan  dari  grafik  linier  tersebut  maka dapat dicari dengan cara: y = mH + c (1) m = tan α = ∆Y/∆H (2) ∆Y/∆H   = (Y2-Y1)/(H2-H1) (3) = (11.43-11.41)/(0.6-0.5) = 0.2
Jadi persamaan liniernya adalah y = 0.2H + 11.306 dengan nilai error rate 0.05%.
B. Hasil Pengukuran loss daya fiber optik dengan jarak antar ferrule 0.8mm.
T ABEL II H ASIL PENGUKURAN LOSS DAYA PADA JARAK ANTAR FERULLE 0.8 MM
Jarak antar ferulle Relative Humidity (%) X 2 (Hasil kuadrat dari Relative Humidity) Daya yang terukur pada OPM (dBm) Loss daya (dB) (Y) 0,8mm 64,4 0,41426 -26,92 19,92 66,4 0,44077 -26,94 19,94 67,4 0,45403 -26,95 19,95 69,4 0,48192 -26,97 19,97 75,5 0,57008 -27 20 77,5 0,6014 -27,02 20,02 84,7 0,71665 -27,04 20,04 85,7 0,73406 -27,06 20,06 87,7 0,76943 -27,07 20,07 89,8 0,80573 -27,08 20,08
Dari  tabel  2  diperoleh  titik-titik  koordinat  yang  nantinya dicari  persamaan  liniernya  sehingga  didapatkan  persamaan baru untuk menghitung loss daya.
Gambar 9. Grafik linier hubungan antara loss daya dan RH dengan jarak antar ferulle 0.8mm
Untuk  mencari  persamaan  dari  grafik  linier  tersebut  maka dapat dicari dengan cara:
y = mH + c (4) m = tan α = ∆Y/∆H (5) ∆Y/∆H   = (Y2-Y1)/(H2-H1) (6) = (20.05-20.02)/(0.72-0.64) = 0.375
Jadi persamaan liniernya adalah y = 0.375H + 19.775 dengan nilai error rate sebesar 0.04%.
C. Hasil Pengukuran loss daya fiber optik dengan jarak antar ferrule 1mm.
T ABEL III
H ASIL PENGUKURAN LOSS DAYA PADA JARAK ANTAR FERULLE 1 MM
Jarak antar
ferulle Relative Humidity (%) X 2 (Hasil kuadrat dari Relative Humidity) Daya yang terukur pada OPM (dBm) Loss daya (dB) (Y) 1mm 64,4 0,41437 -28,43 21,43 67,4 0,45419 -28,45 21,45 68,4 0,46787 -28,46 21,46 73,5 0,53964 -28,49 21,49 76,5 0,58551 -28,52 21,52 83,7 0,6999 -28,55 21,55 84,7 0,7171 -28,56 21,56 86,7 0,75191 -28,58 21,58 88,8 0,78785 -28,6 21,6 90,8 0,82446 -28,63 21,63
Dari  tabel  3  diperoleh  titik-titik  koordinat  yang  nantinya dicari  persamaan  liniernya  sehingga  didapatkan  persamaan baru untuk menghitung loss daya.
Gambar 10. Grafik linier hubungan antara loss daya dan RH dengan jarak antar ferulle 1mm
Untuk  mencari  persamaan  dari  grafik  linier  tersebut  maka dapat dicari dengan cara: y = mH + c (7) m = tan α = ∆Y/∆H (8) ∆Y/∆H   = (Y2-Y1)/(H2-H1) (9) = (21.552-21.48)/(0.68-0.52) = 0.45
Jadi persamaan liniernya adalah y = 0.45H + 21.247 dengan nilai error rate sebesar 0.03%.
IV. KESIMPULAN
1. Industri  pemindangan  adalah  usaha  pengolahan  dan pengawetan  ikan  dengan  melakukan  proses  perebusan untuk memasak  dan  mengasinkan  ikan.  Kelembapan dan suhu di area pemindangan sangatlah tinggi sehingga perlu alat  pengukur  kelembapan  yang  tahan  akan  suhu  tinggi untuk  mengukurnya.  Sehingga  dibuatlah  alat  yang  dapat mengukur  kelembapan  pada  suhu  yang  tinggi  yaitu menggunakan fiber optik sebagai bahan utamanya .
2. Untuk  mendesain  sensor  kelembapan  relatif  udara menggunakan  fiber  optik  maka  dibutuhkan fiber  coupler yang  telah  dilubangi  untuk  memberi  celah  antar ferulle agar  kelembapan  relatif  udara  bisa  masuk  diantaranya. Jarak  antar ferrule memiliki  variasi  0.3mm,  0.6mm,
0.8mm,  dan  1mm  dengan  diameter  lubang fiber  coupler 1mm. Untuk menambah performa dari sensor kelembapan relatif  udara  maka  diperlukan  juga  media  pentransmisi yang cocok seperti patch cord berjenis single mode yang memiliki  kapasitas  lebih  besar  dalam  pentransmisian informasi dikarenakan bisa mempertahankan akurasi dari jumlah  cahaya  agar  jarak  tempuhnya  menjadi  besar. Ditambah  dengan  sifat  alami  dari  fiber  optik  yang memiliki  sensitivitas  yang  baik  dan  tahan  terhadap  suhu tinggi  maka  desain  sensor  fiber  optik  ini  dapat diimplementasikan pada industri pemindangan ikan.
3. Untuk  menentukan  apakah  terjadi  perubahan loss daya yang  diakibatkan  adanya  kelembapan  relatif  udara  yang melewati fiber coupler maka perlu diberikan kelembapan terkontrol dengan cara memasukan fiber coupler ke dalam
wadah  kedap  udara  dengan  masukan  dari  OLS  sebesar  - 7dBm dengan nilai loss daya paling besar adalah 21.63dB dengan jarak antar ferrule 1mm dan nilai loss paling kecil adalah  11.4dB  dengan  jarak  antar ferulle 0.3mm.  Jadi semakin  jauh  jarak  antar ferulle nya  dan  semakin  banyak kelembapan  udara  relatif  yang  masuk  pada  celah fiber coupler sehingga memiliki range loss daya yang panjang.
Untuk  mendesain  sensor  kelembapan  relatif  udara dibutuhkan range yang panjang sehingga memiliki tingkat presisi yang baik bagi sensor.
4. Hasil nilai pengukuran hubungan antara loss daya dengan kelembapan didapatkan bentuk grafik mendekati parabolic sehingga  didapatkan  persamaan  kuadratik. Untuk  merubah  ke  dalam  persamaan  linear  maka digunkanlah rumus y = mH + c. Setiap jarak antar ferulle memiliki  nilai  persamaan  yang  berbeda  beda.  Dari perhitungan  rumus  persamaan  didapatkan  nilai range ter jauh  pada  jarak  antar ferulle 1mm,  dihitung  dengan menggunakan persamaan linear maka didapat persamaan y = 0.45H + 21.247  dengan error sebesar 0.03%. Semakin kecil error maka  semakin  baik  untuk  dijadikan  desain sensor kelembapan udara relatif.

## REFERENSI
[1] T.L  Yeo,  T.  Sun  and  K.T.V.  Grattan,  ”Fiber-optic sensor  technologies  for  humidity  and  moisture measurement”, Sens. Actuators, A., vol. 144, pp. 280- 295, 2008.
[2] A.  Simangunsong,  “Kesehatan  Lingkungan  Kerja Home Industri Tembaga Kotagede Yogyakarta Nur,” J. Huk. IUS QUIA IUSTUM , vol. 10, no. 24, pp. 164–189, 2003, doi: 10.20885/iustum.vol10.iss24.art14.
[3] A.  Faramaretri et  al. , “Kenyamanan lingkungan kerja dan produktivitas kerja di unit sortasi budidaya jamur merang,” vol. x, pp. 1–5, 2010.
[4] M. S. Budiman, Teknik Pemindangan . 2004.
[5] A.  Gita  Gumilang,  Y.  Heru  Prasetyo  Isnomo,  and Waluyo,  “Pengukuran  Suhu  Menggunakan  Media Fiber Optik Berdasarkan Nilai Panjang Gelombang,” J. JARTEL  ISSN  (PRINT)  2407-0807,  ISSN(ONLINE) 2654-6531 Vol. 8, Nomor 1 , 2019.
[6] Ichwan  Abimanyu,  "Pengaruh  Pelapisan  Silica  Gel terhadap  Sensitivitas  Sensor  Kelembapan  Berbasis Fiber Optik Polimer", UNY, Yogyakarta, 2018.
[7] J .J. Ascorbe, J.M. Corres, F.J. Arregui, and I.R. Matias, ”Recent  Developments  in  Fiber  Optics”,  Humudity Sensors, vol. 1, no. 4, pp. 893-901, 2017.
[8] C. Kelb, M. Korner, O. Prucker, J. Ruhe, E. Reitmeier, and  B.  Roth,”PDMAA  Hydogel  Coated  U-Bend”, Humudity Sensor Suited for Mass-Production Sensors, vol. 17, no. 4, pp. 517- 525, 2017.
[9] Y.  H.  P.  Isnomo,  M.  N.  Zakaria,  M.  Junus,  M.  A. Anshori,  and  A.  Aisah,  “Optical  fiber  temperature sensor design,” IOP  Conf.  Ser.  Mater.  Sci.  Eng. ,  vol. 732, no. 1, 2020, doi: 10.1088/1757- 899X/732/1/012108.
[10] A. Hanafiah, “Teknologi Serat Optik,” J. Sist. Tek. Ind. ,
vol. 7, no. 1, pp. 87–91, 2006.
[11] A. Maddu, K. Modjahidin, S. Sardy, H. Zain,”Pengembangan Probe Sensor Kelembapan Serat Optik dengan Cladding Gelatin”, Makara, vol. 10, no. 1, hlm. 45-50, 2006.
[12] D. Pratomo, “Pemanfaatan Prinsip Kerja Sensor Serat Optik  Pergeseran  Mikro  untuk  Medesain  Alat  Ukur Massa,” 2011.
[13] K.  Fidanboylu  and  H.S.  Efendioglu,  ”Fiber  Optic Sensors  and  Their  Aplications”’,  5th  International Advanced Technologies Symposium, Karabuk, Turkey, pp. 13-15, 2009.
[14] Febrielviyanti, Harmadi, Dahyunir Dahlan, dan Yetria Rilda,  "RAncang  Bangun  Sensor  Kelembapan  Udara menggunakan  Plastic  Optical  Fiber  (POF)  dengan Cladding  TiO2-SiO2  dan  Data  Transmisi", Jurnal Fisika dan Aplikasinya , Vol. 15, pp. 29-33, 2019.
[15] P. Indeks, B. Zat, and C. Melalui, “Pengukuran Indeks Bias Zat Cair Melalui Metode Pembiasan Menggunakan Plan Paralel,” J. Fis. Unnes , vol. 3, no. 2, p. 80094, 2013, doi: 10.15294/jf.v3i2.3818.