## RANCANG BANGUN ALAT UKUR SISTEM MONITORING pH, TEMPERATUR, DAN KELEMBAPAN AKUARIUM IKAN HIAS BERBASIS ARDUINO UNO
1) Bintara Putra Candra Bareta, 1) Alex Harijanto, 1) Maryani
1) Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jember Email: bintaraputra70@gmail.com

## Abstract
Water  quality  in  the  process  of  ornamental  fish  cultivation  plays  an important role in creating an environment of life that is in accordance with the needs  of  ornamental  fish.  Acidity  (pH)  and  water  temperature  are  one  of  the important  factors  of  ornamental  fish  growth.  The  purpose  of  this  study  is  to describe  how  the  design  system  builds  arduino-based  humidity  and  pH temperature  measuring  instruments.  Review  the  validity  of  moisture temperature  and  water  pH.  Monitor  the  humidity  temperature  and  pH  of ornamental  fish  aquarium  water  to  know  the  results  of  the  same  data  with liturgy. This research is a research and development research, conducted in the Laboratory of Physics Education Study FKIP Jember University. The research time  was  carried  out  for  four  months.  The  samples  used  in  this  study  were ornamental  carp.  Based  on  the  analysis  of  data  obtained,  it  can  be  concluded that, (1) The work of pH, temperature, and spouting systems based on Arduino Uno  is  made  with  sen0161-V2,  DS18B20  and  DHT-11  sensors  and  data appearance media namely LCD. (2) Rakaian system is then calibrated to state that  the  system  can  be  used  properly.  Calibration  includes  Arduino-based  pH, temperature  and  Humidity  sensor  calibration  as  well  as  LCD  testing.  (3)  The data that has been found by the researcher and the data in the literature has a match.
Key word : water quality, Acidity (pH), water temperature, arduino-based.

## PENDAHULUAN
Pada awal tahun 1985 hingga sekarang,  nilai  perdagangan  internasional ikan  hias  selalu  mengalami  kenaikan. Budidaya  ikan  hias  menjadi  salah  satu bidang  usaha  yang  semakin  naik  daun. Harga  ikan  hias  dari  hari  ke  hari  semakin meningkat  dikarenakan  nilai  pertumbuhan laba  yang  mencapai  14%  per  tahun  (Utami, 2013). Jumlah ikan hias yang
diperdagangkan  di  dunia  mencapai  1.600 jenis, di mana 750 jenis di antaranya adalah ikan air tawar. Dalam perdagangan ikan hias
global,  Indonesia  memiliki  pangsa  pasar sebesar  9,5%.  sedangkan  Singapura  telah mencapai  22,8%.  Dari  jumlah  tersebut  90% dari  kebutuhan  ikan  Singapura  tersebut disuplai  dari  Indonesia.  Sedangkan  negara importir  terbesar  ikan  hias  selama  ini berturut-turut adalah Amerika Serikat (25,3%);  Jepang  (11,6%);  dan  Jerman (9,2%). Potensi Indonesia  yang sangat besar ini  dapat  menjadi  potensi  ekonomi  yang positif bagi kesejahteraan masyarakat (Anonim,  2010).    Maka  dari  itu  kegiatan usaha ikan hias memiliki beberapa keunggulan  komparatif,  di  antaranya  bisa dengan  modal  yang  sedikit,  dapat  dilakukan
oleh  industri  rumah  tangga,  pasarnya  tidak pernah  jenuh,  pengembangan  strain  baru dapat dilakukan secara indvidu, dan kegiatan usaha  ini  dapat  memberdayakan  masyarakat melalui  industri  kecil  yang  bermuara  pada ekspor.
Kualitas  air  pada  proses  budidaya ikan hias berperan penting dalam menciptakan  suasana  lingkungan  kehidupan yang sesuai dengan kebutuhan ikan hias agar mampu  memberikan  suasana  yang  nyaman bagi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan  ikan  hias.  Kualitas  air pemeliharaan  dapat  menurun  dengan  cepat karena  sisa  pakan,  fases  dan  buangan metabolit.  (Ebeling  et  al.,  2006)  Sisa metabolisme  dan  sisa  pakan        yang mengendap        didasar        kolam        dapat menyebabkan        meningkatnya  konsentrasi fosfat   sehingga   perairan   menjadi   keruh. Semakin    keruhnya   suatu perairan  kolam dapat  mengurangi  cahaya  matahari  untuk masuk    ke    dalam    perairan  dan    dapat menghambat fitoplankton untuk berfotosintesis.    Jika    hal    ini    terjadi  dapat menurunkan    produktivitas    perairan    dan terjadi    penurunan    kualitas    air    (Rahman,
2008).
Derajat  keasaman  atau  pH  yang  digunakan untuk  menyatakan  tingkat  keasaman  suatu larutan.  Larutan  disebut  asam  apabila memiliki  derajat  pH  -7,  sedangkan  basa memiliki  derajat  pH  +7.  Tingkat  keasaman larutan  mengalami  siklus  di  dalam  air,  pada derajat  keasaman  -7  (asam)  jamur  dan bakteri  akan  berkembangan  biak,  dan  hasil perkembangbiakan
tersebut akan
mempengaruhi siklus kehidupan ikan. Derajat  keasaman  (pH)  dan  suhu  air  adalah salah  satu  factor  penting  dari  pertumbuhan ikan  hias  (Sitorus,  2017).  Sarana  utama dalam  melakukan  aktivitas  budidaya  ikan hias pada penelitian kali ini akan menggunakan  akuarium  karena  akan  lebih mudah  untuk  mengontrol  ikan  dan  kualitas air  dengan  lebih  teliti.  Secara  kimia,  air
(H2O)  terdiri  dari  ion  hydrogen  [H+]  dan ion  hidroksida  [OH-].  Jika  konsentrasi hydrogen  [H+]  tinggi  maka  larutan  akan bersifat  asam  sedangkan  jika  konsentrasi hidroksida  [OH-]  tinggi  maka  larutan  akan bersifat basa 7.
Arduino  adalah  pengendali  single–board yang  bersifat  sumber  terbuka,  diturunkan dari  wiring  platform,  dirancang  untuk memudahkan  penggunaan  elektronik  dalam berbagai bidang terutamanya pada penelitian saya  ini.Perangkat  kerasnya  memilki  proses Atmel  AVR  dan  softwarenya  memiliki bahasa  pemrograman  sendiri  yang  dapat memudahkan  aplikasinya.  Arduino  yang digunakan  disertai  oleh  alat  ph  meter  yang menggunakan  tampilan  analog.  Sedangkan untuk  mengetahui  informasi  suhu  saya  akan menggunakan  alat  LM35.  Bentuk  fisik sensor  suhu  LM35  menyerupai  transistor yang mempunyai 3 kaki yang terdiri dari pin kaki input tegangan positif, output, dan input GND (Ihsanto, 2014). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini akan membahas  tentang  Rancang  Bangun  Alat Ukur  Suhu  Dan  Ph  Air  Berbasis  Arduino Untuk  Mengetahui  Karakteristik  Suhu-Ph Air Akuarium Ikan Hias.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian eksperimen.  Penelitian  dilaksanakan  di Laboratorium  Multimedia  Program  Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jember. Perancangan  sensor  pH,  kelmbapan,  dan sensor  suhu  dengan  module  sensor  pH. Dalam  perancangan  ini,  untuk  mengukur pH,  kelembapan,  dan  suhu  air  digunakan sensor pH dan sensor suhu. Ketiga sensor ini telah  digabungkan  dalam  suatu  module  pH, kelembapan  dan  suhu.  Sensor  pH  bersifat analog sehigga  untuk menggunakanya  harus dilakukan kalibrasi untuk medapatkan rumus konversi  analog  to  digital  (ADC)  sensor
tersebut.  Desain  alat  ditunjukkan  oleh Gambar 1 sebagai berikut.
Gambar 1. Desain Alat Arduino
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah  ikan  gurami  hias.  Kelompok  kontrol merupakan  kelompok  yang  tidak  diberi perlakuan  atau  menggunakan  alat  pabrik, sedangkan kelompok eksperimen
menggunakan  alat  peneliti  yang  telah  di  uji coba  dengan  alat  pabrik.  Hasil  data penelitian  ini  meliputi  pengukuran  suhu, nilai  pH,  dan  kelembapan  yang  masing  - masing  di  beri  waktu  dalam  satu  peneletian 6  jam,  10  jam,  dan  14  jam.  Pengambilan data  Monitoring  pH  dilakukan  di  kediaman peneliti,  pada  tanggal  1  -  20  Agustus  2020. Langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam penelitian Pengukuran nilai pH air menggunakan alat pH meter digital, Pengukuran  nilai  suhu  menggunakan  alat Termometer  alkohol  110c,  sedangkan  untuk pengukuran  nilai  kelembapan  menggunakan alat  Hygrometer  Sebelum  semua  alat  itu digunakan harus dikalibrasi dulu dengan alat yang  berupa  standart  pabrik.  Kemudian melakukan  Monitoring  ke  dalam  akuarium yang sudah terdapat ikan hias.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Pengujian sensor pH Hasil  pengujian  sensor  pH  meter didapatkan  3  nilai  dari  3  kondisi  yang
berbeda,  yaitu  sensor  pH  meter  dengan keadaan asam, basa, dan netral. Hal ini dapat dilihat pada lampiran B.1 Hasil uji pH meter Arduino  dan  pH  meter  digital.  Pengukuran ini dilakukan dengan cara membuat program dasar  untuk  megkoding  pH  meter  pada Arduino uno. Program tersebut dikomplikasi dan  diuplod  pada  aplikasi  Arduino  uno untuk menjalankan pH meter dan hasil akan tampak  pada  LCD  dari  pengukuran  pH meter Arduino. Hasil pengukuran pada tahap ini  didapatkan  data  nilai  pH  meter  Arduino dan data nilai pH digital. Alat kalibrasi yang digunakan  untuk  mengukur  pH  yaitu  pH meter  standar  pabrik  (Sensor  pH  Daging knife  E530BNC).    Adapun  data  percobaan kalibrasi sensor pH sebagaimana ditunjukkan Tabel 1 berikut:
Tabel 1. Kalibrasi sensor pH.
Setelah dilakukan pengukuran dengan pH  meter  digital,  didapatkan  data  nilai  pH, dengan  rata  rata  sebesar  95,64%  asam, 91,82%  basa,  dan  100%  netral.  Hasil kalibrasi  sensor  pH  pabrik  untuk  pH  4 berkisar 4,73, untuk pH 6 berkisar 6,33, dan untuk  pH  8  berkisar  8,63.  Kalibrasi  sensor pH  buatan  untuk  pH  4  berkisar  4,36,  untuk pH 6 berkisar 6,33, dan untuk pH 8 berkisar 8,18.  Dari  ketiga  hasil  tersebut  dapat dinyatakan  bahwa  sensor  pH  yang  telah dirancang bekerja sesuai apa yang diharapkan.  Grafk  kalibrasi  sensor  pH sebagaimana  ditunjukkan  oleh  gambar  2 berikut:
Kalibrasi Sensor pH pH Percobaan 1 Percobaan 2 Percobaan 3 Pabrik 4,73 6,33 8,63 Buatan 4,36 6,33 8,18 Hasil 4,37 6,33 7,18 Presentase 95,64% 100% 91,82%
Gambar 2 . Grafik Kalibrasi Sensor pH
2. Hasil Pengujian Rangkaian Suhu Hasil  pengujian  sensor  suhu  di dapatak 3 nilai dari 3 kondisi  yang berbeda, yaitu  sensor  suhu  dengan  keadaan  dingin, biasa, dan panas. Hasil uji suhu Arduino dan suhu  temperatur.  Pengukuran  ini  dilakukan dengan  cara  membuat  program  dasar  untuk megkoding  Suhu  pada  Arduino  uno. Program  tersebut  dikomplikasi  dan  diuplod pada aplikasi
Arduino uno untuk menjalankan  sensor  suhu  dan  hasil  akan tampak  pada  LCD  dari  pengukuran  suhu. Hasil  pengukuran  pada  tahap  ini  didapatkan data  nilai  suhu  Arduino  dan  data  nilai  suhu termometer.  Alat  kalibrasi  yang  digunakan untuk  mengukur  suhu  yaitu  alat  standar pabrik (Termometer alkohol 110c).  Adapun hasil  percobaan    kalibrasi  sensor  suhu sebagaimana ditunjukkan Tabel 2 berikut:
Tabel 2. Kalibrasi Sensor Suhu Kalibrasi Sensor Suhu Suhu Alat Pabrik Alat Peneliti Presentase Percobaan 1 21 20 98% Percobaan 2 28 27,56 97,25% Percobaan 3 71 72,25 92,8% Hasil  kalibrasi  sensor  suhu  dingin untuk  alat  pabrik  sebesar  21,  untuk  alat peneliti  sebesar  20,  setelah  dilakukan pengukuran dengan suhu temperatur, didapatkan  data  nilai  suhu,  dengan  rata  rata sebesar  98%  dingin.  Kalibrasi  sensor  suhu
biasa untuk alat pabrik sebesar 28, untuk alat peneliti  sebesar  27,56,  setelah  dilakukan pengukuran dengan suhu temperatur, didapatkan  data  nilai  suhu,  dengan  rata  rata sebesar 97,25% biasa. Kalibrasi sensor suhu panas  untuk  alat  pabrik  sebesar  71,  untuk alat peneliti sebesar 72,25, setelah dilakukan pengukuran dengan suhu temperatur, didapatkan  data  nilai  suhu,  dengan  rata  rata sebesar  92,8%  panas.    Dari  ketiga  hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa sensor suhu yang  telah  dirancang  bekerja  sesuai  apa yang  di  harapkan.  Grafik  kalibrasi  sensor kelembapan  sebagaimana  ditunjukkan  oleh Gambar 3 berikut:
Gambar 3. Grafik Kalibrasi Sensor Suhu
3. Hasil Pengujian Kelembapan Hasil  pengujian  sensor  kelmbapan  di dapatak nilai dari  kondisi, yaitu konsentrasi uap  air  di  udara.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada Lampiran B.3 Hasil uji kelembapan Arduino dan  kelembapan  hygro.  Pengukuran  ini dilakukan  dengan  cara  membuat  program dasar  untuk  megkoding  sensor  kelembapan pada  Arduino  uno.  Program  tersebut dikomplikasi  dan  diuplod  pada  aplikasi Arduino  uno  untuk  menjalankan  sensor kelembapan  dan  hasil  akan  tampak  pada LCD  dari  pengukuran  kelembapan.  Hasil pengukuran  pada  tahap  ini  didapatkan  data nilai  kelembapan  Arduino  dan  data  nilai kelembapan  higrometer.  Alat  kalibrasi  yang digunakan  untuk  mengukur  kelembapan yaitu  alat  standar  pabrik  (TFA  45.2007 Analogue  Thermometer  and  Hygrometer).
Adapun  hasil  percobaan  kalibasi  sensor kelembapan  ditunjukkan  oleh  Tabel  3 berikut:
Tabel 3. Kalibrasi Sensor Kelembapan Kalibrasi Sensor Kelembapan Jeda waktu Alat Pabrik Alat Peneliti Presentase Percobaan 1 69 69 100% Percobaan 2 67 66 98% Percobaan 3 67 67 100% Setelah dilakukan pengukuran dengan kelembapan  hygro  meter,  didapatkan  data nilai  kelembapan.  Pada  jeda  waktu  pertama didapatkan menggunakan alat pabrik sebesar 69,  untuk  alat  peneliti  sebesar  69,  setelah dilakukan  pengukuran  dengan  kelembapan hygro  meter  didapatkan  data  nilai  data kelembapan  dengan  presentase  sebesar 100%.  Jeda  waktu  1  jam  didapatkan menggunakan  alat  pabrik  sebesar  67,  untuk alat  peneliti  sebesar  66,  setelah  dilakukan pengukuran  dengan  kelembapan  hygro meter didapatkan data nilai data kelembapan dengan  presentase  sebesar  98%.  Jeda  waktu 2  jam  didapatkan  menggunakan  alat  pabrik sebesar  67,  untuk  alat  peneliti  sebesar  67, setelah dilakukan pengukuran dengan kelembapan  hygro  meter  didapatkan  data nilai  data  kelembapan  dengan  presentase sebesar  100%.  Dari  hasil  tersebut  dapat dinyatakan  bahwa  sensor  kelembapan  yang telah  dirancang  bekerja  sesuia  apa  yang  di harapkan. Grafik kalibrasi suhu sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 4 berikut:
Gambar 4. Grafik Kalibrasi Sensor Kelembaman
4. Hasil Pengujian Rangkaian LCD Pada  pengujian  rangkaian  LCD  ini, dilakukan  dengan  cara  membuat  program dasar  pada  Arduino  uno.  Program  tersebut dikomplikasi  dan  diupload  pada  aplikasi Arduino  uno.  LCD  pada  baris  pertama menampilkan karakter “pH dan Kelembapan” dan baris kedua menampilkan “Suhu”.  Adapun  coding  yang  dimasukkan pada aplikasi Arduino uno dapat dilihat pada lampiran  dan  hasil  pengujian  tampak  pada gambar  dibawah  ini.  Berdasarkan  hasil pengujian  pada  gambar  tersebut  dapat dikatakan  pengujian  berhasil  yang  LCD dalam  keadaan  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat pada Lampiran B.4 Hasil Pengujian Rangkaian LCD.

## SIMPULAN DAN SARAN
Kerja  sistem  monitoring  pH,  Suhu,  dan Kelmbapan  berbasis  Arduino  Uno  dibuat dengan  sensor  SEN0161-V2,  DS18B20  dan DHT-11  dan  media  penampilan  data  yaitu LCD.  Cara  penggunaanya  cukup  sederhana, untuk sensor pH dan air cukup di masukkan ke  dalam  air  sedangkan  untuk  kelembapan bisa  di  letakkan  d  sebelah  akuarium  saja. Kemudian data nilai pengukuran ditampilkan pada LCD.
Rakaian  sistem  tersebut  kemudian  di kalibrasi  untuk  meyatakan  bahwa  sistem tersebut  dapat  digunakan  dengan  baik. Kalibrasi meliputi kalibrasi sensor pH, suhu, dan  Kelembapan  berbasis  Arduino  serta pengujian LCD. Dari hasil kalibrasi tersebut sistem alat dinyatakan berfungsi dengan baik dan  dapat  digunakan  untuk  mengukur dengan  akurat  karena  data  hasil  kalibrasi  di bawah  10%,  yaitu  Di  dapat  rata  –  rata kalibrasi alat sekitar 96,6%.
Data  yang  telah  di  temukan  oleh peneliti dan data yang berada pada literature telah  memiliki  kecocokan  dengan  data  pH koi  6,14,  gurami  hias  6,60,  cupang  6,26, berbanding  5,5-7,5,  6,5-8,  6,0-8,0,  suhu  koi
31,81°, Gurami Hias 29,62°, Cupang 28,56° berbanding  30°  -  32°,  28°  -  29°,  23°  -  38° dan  kelembapan  koi  63,  gurami  hias  64, cupang 64 berbanding 60 - 65.
Adapun  saran  dalam  penelitian  ini yaitu  diharapkan  dapat  dijadikan  landasan untuk penelitian yang lebih lanjut. Selain itu, dapat dijadikan guru sebagai referensi dalam pembelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhim,  G.M  2015.  Rancang  Bangun Ayunan  Bayi  dengan  Sensor  Suara dan Gas Mengunakan Metode
Fuzzy .  Skripsi. Jember:  Fakultas Teknik Universitas Jember.
Adi,  A.  N.  2010. Mekatronika .  2010.  Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Anonim.  2009. Pengembangan  Kawasan Minapolitan. Pedoman Umum. Direktorat  Prasarana  dan  Sarana, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 33 hlm. Arfa,  M.,  Suminto.,  T.  Yuniarti.  (2017). Pengaruh  Ph  Media  Pemijahan  Yang
Berbeda  Terhadap  Persentase  Jantan &  Betina  Dan  Kelulushidupan  Ikan Cupang  (Betta  Splendens  Regan ). Jurnal  of  Aquaculture  Management and Technology . Vol. 6(3) : 179-186.
Dinata,  Y.  2014. Arduino  itu  mudah .
Jakarta: PT Elax Media Komputindo.
Ebeling,J.  M.,  C.F.  Welsh,    K.L.  Rishel.
2006. Performance Evaluationof anInclined  Belt  Filter      Using Coagulation/Flocculation    Aids   for the      Removal      of  Suspended Solidsand Phosphorus from Microscreen    Backwash    Effluent . Aquaculture  Enginee    ring ,  35:  61- 77.
Eltra.  B,  Andreas  Ch,  Louk,  Redi  K. Pinggak.  2018. Otomatisasi  Sistem Kontrol  pH  Dan  Informasi  Suhu Pada Akuarium Menggunkan Arduino Uno Dan Raspberry Pi 3 . Fitriandi, A., E. Komalasari, dan H.Gusmedi.2016.Rancang bangun alat  monitoring  arus  dan  tegangan berbasis mikrokontroler dengan SMS gateway. ELECTRICIAN-Jurnal
Rekayasa  dan  Teknologi  Elektro .
10(2) : 93.
Hariati  F.  S.  ,  Dade  J.  ,  Mochamad  S.  2017
Kelangsungan hidup dan pertumbuhan  benih  ikan  lele  (clarias sp.)  pada  salinitas  media  yang berbeda. Survival  and  Growth  of Juvenile Catfish (Clarias sp.) . Differe Media Salinity Maru.
Hartono, R. 2013. Perancangan Sistem Data Logger  Temperatur  Baterai  Berbasis Arduino  Uno  Duemilanove. Proyek Akhir . Jember Fakultas Teknik Universitas Jember. Ihsanto,  E.  2014.  Rancang  Bangun  Sistem Pengukuran Ph Meter Dengan Menggunakan Mikrokontroller Arduino  Uno .  Jurnal  Teknologi
Elektro . 5(3):130.
Lintang,  E.  2017.  Sistem  Monitoring Kualitas  Air  Pada  Kolam  Ikan Berbasis  Wireless  Sensor  Network Menggunakan  Komunikasi  Zigbee . Jurnal Teknik Elektro.
Nieveen,  N.  2006. Educational  Design Research .  New  York:  Taylor  and Francis Group.
Norton  N.  2002. sensor  and  analyzer
Handbook . Jakarta : Penerbit Jakarta.
Novitasari  A.  T.  2017. Rancang  Bangun Alat Penggantian Air Dan Pemberian Pakan Secara Otomatis Pada Akuarium Ikan Hias Berbasis Mikrokontroler . Semarang  Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.
Nugraha,  S.  2016.  Pengaruh  Pemberian
Hasil Fermentasi Dedak Dengan Ragi
Roti  Terhadap  Parameter  Fisika  dan Kimia  Air  Serta  Pertumbuhan  dan
Kelangsungan Hidup Benih Ikan Lele Sangkuriang (Clarias Sp). Manula,  T.  2018.  Rancang  Bangun  Sistem Kontrol  pH  Air  pada  Palka  Ikan Muatan Hidup menggunakan Mikrokontroler dan LabVIEW . Jurnal  Hasil  Penelitian  dan  Industri Terapan . 7(2):56.
Rahman,    A.2008 . Kajian    Kandungan Phospat    dan    Nitrat    Pengaruhnya terhadap Kelimpahan Jenis  Plankton di  Perairan  Muara  Sungai  Kelayan.
Kalimantan Scientiae , 71: 32-44.
Renstra  C.  G.  Tandiogan,  dkk.  2017. Rancang Bangun Alat Bantu Mobilitasi Penderita Tunanetra Berbasis Microcontroller Arduino
Uno. E-Journal  Teknik  Elektro  dan Komputer. 6(2):80.
Sears dan Zemansky. 2001. Fisika Universitas  Edisi  Kesepuluh  Jilid  1 . Jakarta: Erlangga. Shidiq,  Mahfudz.  2008.  Pengukur  Suhu  dan pH  Air  Tambak  Terintegrasi  dengan Data Logger . Jurnal EECCIS .
2(1):23.
Siburian, E, dan W, Naibaho. 2014. Laporan PKL .  Medan:  Universitas  HKBP Nomensen.
Silaban,  T.  F.  Santoso,  L.  dan  Suparmono. 2012.  Dalam  Peningkatan  Kinerja Filter Air Untuk Menurunkan Konsentrasi Amonia Pada Pemeliharaan  Ikan  Mas  (Cyprinus carpio). Jurnal e-JRTBP . 1(1):48.
Sitorus,  N.  B.  2017. Pendeteksian  pH  Air Menggunakan Sensor pH Meter V1.1
Berbasis  Arduino  Nano. Sumatra Utara  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatra Utara Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Alfabeta.
Tirtamihardja  S.  1996. Elektronika  digital . Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta.
Utami,  S.  W.  2013. Peluang  ekspor  ikan hias. Jakarta : Penerbit Warta Ekspor.
Umar, E. 2008. Buku Pintar Fisika . Jakarta : Media Pusindo.
Y.  A.  K.  Utama.  2016.  Perbandingan kualitas  antar  sensor  suhu  dengan menggunakan  Arduino  pro  mini .  e- Jurnal NARODROID . 2(2).