## JSAI : Journal Scientific and Applied Informatics
Vol. 5, No. 3, November 2022, hal. 257~265 E-ISSN: 2614-3054; P-ISSN: 2614-3062, accredited by Kemenristekdikti, Sinta 5 DOI: 10.36085

## Penentuan Sifat Hidrofobik dan Hidrofilik Bahan Dengan Metode  Sudut Kontak
1 Husain T, 2 Herlinda
1,2 Universitas Dipa Makassar, Indonesia e-mail: husain@undipa.ac.id,herlinda@undipa.ac.id
Article Info ABSTRAK Article history: Received, 2022-09-15 Revised, 2022-11-09 Accepted, 2022-11-26 Sudut kontak adalah sudut yang terbentuk antara droplet dengan permukaan benda  padat  yang  kontak  ketika  droplet  diteteskan  pada  permukaan  bahan. Pada  kondisi  lingkungan  dengan  polusi  yang  tinggi  dan  kelembaban  yang tinggi, lapisan polutan yang menempel pada permukaan terjadi pembasahan, sehingga  arus  bocor  yang  mengalir  dapat  menyebabkan  pemanasan  polutan pada  lapisan.  Lapisan  ini  dapat  membentuk  pita  kering  (dry  band)  akibat dialiri arus bocor yang terus menerus. Kondisi pada tegangan tertentu dapat menyebabkan  pelepasan  muatan  melintasi  pita  kering.  Busur  pelepasan muatan  dapat  memanjang  sehingga  terjadi  flashover  yang  melalui  seluruh permukaan isolator. Penelitian ini bertujuan untuk mendesain alat ukur untuk menentukan bahan isolator yang bersifat hidrofobik dan hidrofilik. Penelitian dilakukan  dengan  menggunakan  metode  tetes  air  pada  bahan  isolator kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  persamaan  sudut  kontak.  Proses pengukuran  sudut  kontak  tetesan  air  (droplet)  dilakukan  dengan menggunakan aplikasi hasil rancangan dengan bahasa pemrograman borland delphi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bahan  polimer  yang  belum mengandung polutan menunjukkan sudut kontak ≥ 90 0 artinya bahan tersebut bersifat  hidrofobik  atau  tidak  senang  air,  sedangkan  yang  berpolutan menunjukkan  sudut  kontak  dibawah  atau  <  90 0 artinya  bahan  tersebut bersifat hidrofilik (senang air).
Kata Kunci:
Hidrofobik Hidrofilik Isolator Polimer

## ABSTRACT
Keywords:
hydrophobic hydrophilic Insulator Polymer The contact angle is the angle formed between the droplet and the surface of the solid object that is in contact when the droplet is dropped on the surface of  the  material.  In  environmental  conditions  with  high  pollution  and  high humidity,  the  layer  of  pollutants  attached  to  the  surface  occurs  wetting  so that the leakage current that flows can cause heating of the pollutants in the layer.  This  layer  can  form  a  dry  band  due  to  continuous  leakage  current. Conditions at certain voltages can cause discharge across the dry band. The discharge arc can extend so that flashover occurs across the entire surface of the insulator. This study aims to design a measuring instrument to determine hydrophobic  and  hydrophilic  insulating  materials.  The  research  was conducted using the water drop method on the insulating material and then analyzed  using  the  contact  angle  equation.  The  process  of  measuring  the contact angle of water droplets (droplets) is carried out using an application designed  with  the  Borland  Delphi  programming  language.  The  results showed  that  polymeric  materials  that  did  not  contain  pollutants  showed  a contact  angle  of  900  meaning  that  the  material  was  hydrophobic  or  not water-loving,  while  those  with  pollutants  showed  a  contact  angle  below  or <900, meaning that the material was hydrophilic (water-loving).
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Penulis Korespondensi:
husain,herlinda Program Studi Teknik Informatika, Universitas Dipa Makassar Indonesia, Email: husain@undipa.ac.id,herlinda@undipa.ac.id

## JSAI : Journal Scientific and Applied Informatics
Vol. 5, No. 3, November 2022, hal. 257~265 E-ISSN: 2614-3054; P-ISSN: 2614-3062, accredited by Kemenristekdikti, Sinta 5 DOI: 10.36085

## 1. PENDAHULUAN
Penggunaan  saluran  transmisi  bertegangan  tinggi  sering  dijumpai  permasalahan  yang  menyangkut  dari  sistem penyaluran  daya  dan  juga  pada  peralatan-peralatan  yang  digunakan.  Oleh  karena  itu  dilakukanlah  berbagai penelitian-penelitian  yang menuju kearah perbaikan yang diharapkan. Salah satu sisi dari perbaikan yang dilakukan adalah  pada  bidang  perancangan,  baik  dari  segi  teknis,  ekonomis,  energi,  lingkungan  maupun  dari  segi  yang lainnya.
Jika  ditinjau  dari  kegagalan  yang    sering  terjadi,  terdapat  dua  faktor  menyebabkan  kegagalan  tegangan  pada sistem  transmisi  saluran  udara,  yaitu  faktor  dari  dalam  dan  faktor  dari  luar.  Faktor  dari  dalam  yaitu  kemampuan isolasi bahan dalam menahan tingkat tegangan saluran udara, dan  faktor dari luar yaitu berupa kemampuan isolator yang  dipengaruhi  oleh  kondisi  atmosfir  yang  meliputi  kerapatan  udara,  perubahan  suhu,  perubahan  kelembaban, dan adanya polusi lingkungan yang berakibat terkontaminasinya permukaan isolator pada jaringan. [1]
Isolator  yang  telah  lazim  digunakan  di  Indonesia  adalah  bahan  isolasi  porselin  dan  gelas,  penggunaan  jenis isolator  ini  pada  jaringan  transmisi  yang  bertegangan    semakin  tinggi  kurang  menguntungkan  karena  diperlukan massa  besar  dari  isolator  sehingga  memerlukan  konstruksi  menara  transmisi  yang  lebih  kokoh  dan  lebih  tinggi, sehingga tidak lagi ekonomis untuk biaya investasi. Selain itu isolator porselin dan  gelas memerlukan penanganan khusus dalam proses pengangkutan dan pemasangannya karena mudah pecah [2][3]
Sejak tahun 1940 sampai sekarang dibeberapa negara maju  dirintis penelitian untuk menentukan bahan isolasi alternatif pengganti bahan isolator porselin dan gelas, yakni bahan isolasi Polimer. Kelebihan bahan isolasi polimer ini  diantaranya  adalah  memiliki  sifat  dielektrik,  resistivitas  volume,  sifat  termal,  kekuatan  mekanik,  ringan, penanganan dan pemasangannya yang lebih baik dibandingkan dengan porselin dan gelas [4][5]
Konsep  keterkaitan  antara  hidropobisitas  permukaan  polimer  dengan  kinerja    sifat  listriknya,  keberadaan  dan umur  permukaan  hidrophobik  bahan  polimer  di  bawah  medan  listrik  bergantung  komposisi  kimianya  [6].  Hasil penelitian  Lee  ,  menemukan  manfaat  lapisan-lapisan  tipis  dari  silikon  massa  molekul  relatif  rendah  dalam mengendalikan  arus  bocor    dan  kemampuannya  menahan  tegangan  di  bawah  kondisi  basah.  Menunjukkan hubungan  antara  resistansi  permukaan  dan  kemampuannya  menahan  tegangan  pada  isolator  yang  dilapisi  oleh bahan  yang  hidrophobik.  Dari  uraian  yang  dikemukakan    beberapa  peneliti  tersebut,  maka  jelaslah  bahwa  sifat hidrophobik atau sifat tolak air pada permukaan bahan isolator polimer merupakan salah satu sifat utama yang perlu dikaji. [7]
Pemeliharaan  isolator  secara  rutin  perlu  dilakukan  agar  supaya  fungsi  isolasi  tetap  terjaga,  bila  isolator terkontaminasi  dengan  polusi  maka  memerlukan  penanganan  pembersihan  polusi  tersebut.  Untuk  mengetahui isolator telah terkontaminasi polusi salah satu cara adalah dengan menggunakan metode pengukuran sudut kontak, jika nilai sudut kontak <90 ° maka isolator tersebut telah terkontaminasi polusi dan perlu segera dibersihkan.[8][9] Jika suatu cairan diteteskan di atas permukaan bahan padat, maka cairan akan tersebar membentuk lapisan tipis atau  cairan  itu  penyebarannya  terbatas  dan  diskrit  berbentuk  tetesan  pada  permukaan.  Bentuk  tetesan  tersebut tergantung  pada  sifat  permukaan  dari  bahan.  Keadaan  dari  tetesan  cairan  merupakan  ukuran  pembasahan permukaan.  Kuantitas  ukur  pembasahan  dari  suatu  permukaan  adalah  sudut  kontak  (  ),  yaitu  sudut  yang  terjadi antara  permukaan  zat  padat  dan  garis  singgung  cairan.    Sudut  kontak  memberikan  informasi  mengenai  energi permukaan,  kekerasan  dan  keheterogenan  permukaan.  Selain  itu  sudut  kontak  juga  merupakan  ukuran  dari  suatu permukaan terkontaminasi [10][11]
Mengklasifikasikan  permukaan  material  dengan  kuantitas  sudut  kontak  yaitu  permukaan  material  sangat  basah atau sangat hidrofilik bila sudut kontak cairan pada permukaannya lebih kecil dari 30 0 . Bila sudut kontak antara 30 0 dengan  89 0 ,  permukaan  material  disebut  basah  sebagian.  Untuk  sudut  kontak  lebih  dari  90 0 ,  permukaan  material tidak  basah  oleh  cairan.  Bila  cairan  adalah  air,  maka  permukaannya  disebut  bersifat  hidrofobik  atau  menolak  air. Dengan demikian, nilai sudut kontak merupakan salah satu ukuran pembasahan [12]
Dalam pengukuran sudut kontak antara tetes air dan permukaan horizontal material uji, ada tiga metode yang sering digunakan : Metode pertama dengan mengukur sudut kontak  langsung dengan menggambar garis singgung pada titik, Metode kedua dengan mengukur tinggi tetesan (h) dan diameter dasar dari tetesan (d) selanjutnya sudut kontak (  ) dapat  dihitung dengan rumus :  = 2 tg -1 (2h/d) ,  Metode  ketiga  dengan  mengukur  sudut  1 dan  2 . Dan selanjutnya sudut (  ) dapat dihitung dengan cara menjumlahkannya (  =  1 +  2 ).
Penelitian  sebelumnya  oleh  Wiguna,  dengan  judul  Implementasi  Visual  Basic  6.0  Untuk  Pengukuran  Sudut Kontak  Menggunakan  Pendekatan  Geometri  Dua  Lingkaran  Membangun  implementasi visual  basic  6.0 untuk pengukuran  sudut  kontak  pada  permukaan  yang  bersifat  hidrofobik,  hidrofilik  serta  pada droplet lingkaran  tidak sempurna  berbasis  pada  pengolahan  citra  digital.  Implementasi  dibuat  menggunakan  pendekatan  geometri  dua lingkaran  dengan  mengasumsikan  bahwa  cairan  yang  diteteskan  pada  bahan  uji  berupa  dua  lingkaran  yang  saling tumpang  tindih  [13].  Alwi  Syahara  Muhammad  dalam  penelitiannya  berjudul  Pengukuran  Sudut  Kontak  Untuk Mengetahui  Polaritas  Cairan  Sebagai  Bahan  Modul  Praktikum  Tegangan  Permukaan.  Alat  utama  yang  digunakan pada eksperimen ini adalah goniometer dual channel. Prinsip eksperimen yang dilakukan adalah pengukuran sudut kontak cairan  uji  (air, n-heksana,  aseton,  etanol,  propilen  glikol,  gliserol,  cairan aseton-etanol  dengan  rasio  1:3, cairan  aseton-aseton-etanol  dengan  rasio  3:1,  cairan  aseton-etanol-air  dengan  rasio  1:3,  cairan  etanol-air  dengan

## JSAI : Journal Scientific and Applied Informatics
Vol. 5, No. 3, November 2022, hal. 257~265 E-ISSN: 2614-3054; P-ISSN: 2614-3062, accredited by Kemenristekdikti, Sinta 5 DOI: 10.36085
rasio  3:1),  kemudian  dibandingkan  dengan  skala  polaritas  Reichardt  (ETN).  Eksperimen  yang  dilakukan  untuk mempelajari  polaritas  cairan  uji  dengan  menggunakan  alat  pengukur  sudut  kontak  [10].  Pengaruh  Kontaminan terhadap Sudut Kontak Hidropobik dan Karakteristik Arus Bocor pada Sampel Isolator Resin Epoksi dimana besar sudut  kontak   permukaan  bahan  terhadap  tetesan  cairan  diperoleh  berdasarkan  hasil  pengamatan  langsung melalui    pemotretan    kamera    digital    yang    kemudian  disimpan    pada    komputer.    Hasil    pemotretan diolah  menggunakan  software  Image  Pro  Plus  untuk  mendapatkan  sudut    kontak    pada   sisi  kanan    dan    sisi    kiri sampel  uji  yang diukur [14].
Penelitian  ini  mempunyai  pembeda  dari  penelitian  lainnya.  Dimana  pada  penelitian  ini  memberikan  solusi penentuan  nilai  sudut  kontak dengan  metode  tetes  air  dan menghasilkan  alat ukur  berupa  software  berbasis  visual Delphi yang dapat digunakan untuk menentukan bahan, apakah bersifat senang air atau bersifat menolak air.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  metode  pengukuran  sudut  kontak  yakni  dengan  mengukur tinggi tetesan (h) dan diameter dasar dari tetesan seperti yag ditunjukkan pada gambar 3 di bawah :
Gambar 3  Menentukan nilai d dan h
Setelah nilai d dan h diketahui selanjutkan dimasukkan kedalam persamaan  = 2 tg -1 (2h/d), adapun diagram alir pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4
d h
Simpulan dan saran
Menentukan besar sudut kontak permukaan dengan memasukkan nilai h dan d pada rumus :  = 2 tg -1 (2h/d)
Melakukan pengukuran pemotretan langsung
terhadap material uji
Mendesain alat ukur Menentukan nilai tinggi(h) dan lebar(d)gambar dengan menggunakan bahasa borland delphi
Perbandingan sudut kontak isolator tanpa polutan dengan berpolutan
Menentukan material isolator yang akan diteliti

## JSAI : Journal Scientific and Applied Informatics
Vol. 5, No. 3, November 2022, hal. 257~265 E-ISSN: 2614-3054; P-ISSN: 2614-3062, accredited by Kemenristekdikti, Sinta 5 DOI: 10.36085
Karakteristik  sifat  hidrofobik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  sudut  kontak  statis. Penggunaan  metode  ini  sangat  sesuai  dengan  pengukuran  sifat  hidrofobik  material  yang berbentuk  spesimen  serta pelaksanaannya  dapat  dilakukan  dilaboratorium[15].  Untuk  mendapatkan  ketelitian  yang  tinggi  beberapa  acuan persyaratan yang hendaknya dipenuhi  yaitu :
a. Air tetesan yang dipergunakan sebaiknya air tidak kotor.
b. Volume tetesan air selalu sama setiap pengukuran.
c. Temperatur sekitar pengukuran selalu sama setiap pengukuran.
d. Interval waktu saat penetesan dengan pemotretan harus sama.
Penggunaan  air  tetesan  yang terkontaminasi  pengaruhnya  sangat  besar  terhadap  tegangan  permukaan  material uji.  Oleh  karena  itu  dalam  pengukuran  ini  digunakan  air  akuades  ( akuadest ).  Temperatur  disekitar  permukaan material  yang  diukur  dijaga  tetap  berkisar  pada  suhu  ruang  dalam  setiap  pengukuran  karena  laju  penguapan  air adalah fungsi temperatur [2]
Penelitian ini dilakukan dua tahap, Tahap pertama adalah pengukuran sudut kontak terhadap material polimer bersih. Tahap kedua pengukuran sudut kontak terhadap material polimer tidak bersih (terkontaminasi dengan polusi buatan).  Penentuan  nilai  sudut  kontak  dari  suatu  bahan  isolator  polimer,  dilakukan  dengan  mengukur  tinggi  dan lebar dari objek gambar. Alat yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sudut kontak permukaan tersebut adalah  hasil rancangan program yang telah kami buat, bahasa pemrograman delphi [16][17]

## 3. HASIL DAN ANALISIS
4.1 Hasil Pengujian Aplikasi
Gambar 5  Diagram alir penelitian                    Gambar 6  Tampilan Penyimpanan Citra
Gambar  5  Merupakan  tampilan  antarmuka  aplikasi  pengukuran  sudut  kontak    dimana  terdapat  tombol  ambil citra,  keabuan,  data  d  (awal  dan  akhir)  ,  data  h  (awal  dan  akhir),  dan  sudut  kontak.  Ambil  citra  berfungsi  untuk mengambil  citra  pada  drive  penyimpanan  dan  menampilkan  pada  aplikasi  yang  terlihat  pada  gambar  6,  tombol keabuan berfungsi untuk mengubah citra berwarna menjadi citra keabuan, tombol data d untuk menampilkan nilai berupah  angka  dari  hasil  pengukuran  diameter  benda  dengan  mengatur  posisi  ukur  dengan  menggunakan  tombol awal  dan  akhir,  tombol  data  h  menampilkan  hasil  pengukuran  tinggi  benda  yang  diukur  dengan  menggunakan tombol awal untuk mengatur posisi alat pengukur sedangkan tombol akhir untuk mengakhiri proses pengukuran dan tombol  sudut  kontak  berfungsi  menampilkan  hasil  pengukuran  sudut  kontak  untuk  memberikan  informasi  bahwa benda bersifat hidrofobik atau hidrofilik.

## JSAI : Journal Scientific and Applied Informatics
Vol. 5, No. 3, November 2022, hal. 257~265 E-ISSN: 2614-3054; P-ISSN: 2614-3062, accredited by Kemenristekdikti, Sinta 5 DOI: 10.36085
Gambar 7  Tampilan Gambar yang Sudah Dipilih    Gambar 8  Tampilan Fungsi Tombol Keabuan
Gambar 9  Tampilan Hasil Pengukuran Nilai D    Gambar 10  Tampilan Hasil Pengukuran Nilai H

## JSAI : Journal Scientific and Applied Informatics
Vol. 5, No. 3, November 2022, hal. 257~265 E-ISSN: 2614-3054; P-ISSN: 2614-3062, accredited by Kemenristekdikti, Sinta 5 DOI: 10.36085
Gambar 11  Tampilan Hasil Pengukuran Nilai Sudut Kontak
Pada  gambar  9  memberikan  informasi  nilai  ”d”  atau  nilai  diameter  permukaan  benda  (diameter  tetes  air), demikian  juga  gambar  10  adalah  nilai    ”h”  atau  nilai  tinggi  dari  tetesan  air  yang  ada  dipermukaan  bahan  uji, sedangkan  gambar  11  memberikan  informasi  besarnya  nilai  hasil  pengukuran  sudut  kontak,  nilai  tersebut menjadi patokan bahan bersifat senang air (hidrofibik) atau tidak senang air (hidropobik).
4.2 Hasil Pengambilan gambar dan pengukuran sudut kontak
Pengukuran sudut kontak yang dilakukan menggunakan data tetesan air 50µl, 100µl, 150 µl tanpa polutan dan 50 µl berpolutan dengan variasi waktu tetes 4-30 menit pada spesimen dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini. Data ini  memberikan  informasi  bahwa  pengambil  gambar  dilakukan  maksimal  dimenit  ke-30  karena  tetesan  air  akan dipengaruhi  oleh  suhu  yang  mengakibatkan  terjadi  penguapan  sehingga  volume  air  akan  berkurang  dan  akan berpengaruh pada hasil pengukuran, sehingga penentuan  sifat bahan menjadi tidak akurat.
a. Data gambar terhadap bahan polimer tidak berpolutan (bersih) dan hasil pengukuran adalah :
1) Untuk tetesan air 50µl, pengambilan gambar diambil setelah waktu tetes 4menit

## JSAI : Journal Scientific and Applied Informatics
Vol. 5, No. 3, November 2022, hal. 257~265 E-ISSN: 2614-3054; P-ISSN: 2614-3062, accredited by Kemenristekdikti, Sinta 5 DOI: 10.36085
Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 1 hasil pengukuran dan perhitungan sudut kontak dengan variasi waktu tetesan sebagai berikut :
Tabel 1
Pengukuran Sudut Kontak Tetesan Air 50µl
2) Untuk tetesan air 100µl, pengambilan gambar diambil setelah waktu tetes 4menit
Gambar 13  Waktu tetesan 4 menit
Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 2 hasil pengukuran dan perhitungan sudut kontak dengan variasi waktu tetesan sebagai berikut :
No Waktu tetesan (Menit) d h Sudut Kontak (  ) (derajat) 1 4 59 30 90,96 2 6 59 30 90,96 3 8 58 29 90,00 4 10 56 28 90,00 5 20 55 27 88,95 6 30 54 26 87,84

## Tabel 2  Sudut Kontak Tetesan Air 100µl
3) Untuk tetesan air 150µl, pengambilan gambar diambil setelah waktu tetes 4menit
No Waktu tetesan (Menit) d h Sudut Kontak (  ) (derajat) 1 4 46 25 94,77 2 6 46 25 94,77 3 8 46 25 94,77 4 10 46 24 90,00 5 20 46 23 90,00 6 30 46 23 90,00

## JSAI : Journal Scientific and Applied Informatics
Vol. 5, No. 3, November 2022, hal. 257~265 E-ISSN: 2614-3054; P-ISSN: 2614-3062, accredited by Kemenristekdikti, Sinta 5 DOI: 10.36085
Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3 hasil pengukuran dan perhitungan sudut kontak dengan variasi waktu tetesan sebagai berikut :
No Waktu tetesan (Menit) d h Sudut Kontak (  ) (derajat) 1 4 67 36 94,12 2 6 67 36 94,12 3 8 69 35 90,82 4 10 69 35 90,82 5 20 70 33 86,63 6 30 70 32 84,87
Tabel 3  Sudut Kontak Tetesan Air 150µl
b. Data gambar terhadap bahan polimer berpolutan (kotor) dan hasil pengukuran adalah :
Gambar 15 Waktu tetesan 4 menit
Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4 hasil pengukuran dan perhitungan sudut kontak dengan variasi waktu tetesan sebagai berikut :
No Waktu tetesan (Menit) d h Sudut Kontak (  ) (derajat) 1 4 53 20 74,08 2 6 53 18 68,37 3 8 51 17 67,38 4 10 50 16 65,24 5 20 40 11 61,93 6 30 40 11 61,93
Tabel 4  Sudut Kontak Tetesan Air 50µl berpolutan
Terlihat pada tabel 1,2, dan 3 menunjukkan bahwa hasil pengukuran yang ideal yaitu pada variasi volume tetesan 50µl  baik  pada  spesimen  tidak  berpolutan  maupun  yang  berpolutan  hal  ini  disebabkan  karena  adanya  gaya gratifikasi  terhadap  beratnya  volume  tetesan  mengakibatkan  hasil  pengukuran  tidak  akurat  jika  volume  droplet terlalu  besar  (berat).  Dengan  demikian  direkomendasikan  apabila  melakukan  uji  tetes  air  sebaiknya  menggunakan volume tetes 50µl.

## JSAI : Journal Scientific and Applied Informatics
Vol. 5, No. 3, November 2022, hal. 257~265 E-ISSN: 2614-3054; P-ISSN: 2614-3062, accredited by Kemenristekdikti, Sinta 5 DOI: 10.36085

## 4. KESIMPULAN
Setelah dilakukan analisis dan pengukuran, maka dapat disimpulkan  bahwa penelitian menghasilkan alat ukur sudut kontak tetes air berupa software ukur yang dapat menentukan bahan bersifat senang air (hidrofilik) atau bahan bersifat  tidak senang air (hidrofobik).

## REFERENSI
[1] S. Z. J Jumari, J Sinaga, “Studi Pengaruh Kontaminasi Polusi Udara Pada Isolator Tegangan Menengah 20 Kv Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Medan,” J. Teknol. ENERGI UDA J. Tek. ELEKTRO , vol. 9 No. 1, 2020.
[2] J. and S. M. Mackevich, “Polymer Outdoor IInsulating Materials,” IEEE, Electr. Insul. Mag. , vol. 13, 2012.
[3] H. M. YM Ambabunga, “Analisis Kerusakan isolator Saluran Transmisi Tegangan Tinggi Akibat Pengaruh Polutan (Kondisi Kering Dan Basah),” J. Dyn. Saint , vol. 6 No. 2, 2021.
[4] Malcolm P. Stevens, Kimia Polimer . 2018.
[5] Andhika Ilham Wahyu Nugroho, “Analisis Unjuk Kerja Isolator Polimer 20 Kv Resin Epoksi Bahan Pengisi Tio2 (Titanium Dioxide) Dengan Sirip Seragam Pada Kondisi Konduktivitas Yang Bervariasi,” J. Ilm. Tek. Elektro , vol. 10 No. 2, 2021.
[6] S. Salama, K.T. Sirait, “Bahan Isolator Tegangan Tinggi,” J. Tek. Tegangan Tinggi Indones. , vol. 1,1, hal. 63–70, 2014.
[7] S.  M.  WAR  Amiruddin,  “Simulasi  Karakteristik  Arus  Bocor  Dan  Sifat  Hidrofobik  Ke  Lapisan  Polusi Permukaan Isolator Polimer Silicone Rubber,” J. Eksitasi , vol. 1 No. 2, 2022.
[8] Lisnawaty Simatupang, “Uji Fisis Bahan Isolator Listrik Berbasis Keramik Porselin Alumina,” EINSTEIN e- JOURNAL , vol. 4 No. 2, 2016.
[9] M  Doloksaribu,  “Fabrikasi  dan  Uji  Dielectric  Strength  Bahan  Isolator  Listrik  Berbasis  Keramik  Porselin Alumina,” EINSTEIN (e-Journal) , vol. 3 N0. 2, 2015.
[10] Alwi Syahara  Muhammad, “Pengukuran Sudut Kontak Untuk Mengetahui Polaritas Cairan Sebagai Bahan Modul Praktikum Tegangan Permukaan,” 2016.
[11] M. Z. AH Wardani, “Pengaruh Variasi Massa SiO2 Terhadap Sudut Kontak dan Transparansi Pada Lapisan Hydrophobic,” J. Sains dan Seni ITS , 2019.
[12] H.  C.  K.  Salama,  K.T.  Sirait,  Suwarno,  “Penerapan  Isolator  Polimer  Berbahan  Elastomer  Silikon  Untuk Meningkatkan  Keandalan  Sistem  Transmisi  dan  Distribusi  Tenaga  Listrik  dan  Daerah  Berpolusi,” Proc. Semin. Sist. Tenaga Elektr. , 2014.
[13] Wiguna,  “Implementasi  Visual  Basic  6.0  Untuk  Pengukuran  Sudut  Kontak  Menggunakan  Pendekatan Geometri Dua Lingkaran,” J. Ipteks Terap. , vol. 12 NO. 2, 2018.
[14] R. W. A Syakur, “Pengaruh Kontaminan terhadap Sudut Kontak Hidropobik dan Karakteristik Arus Bocor pada Sampel Isolator Resin Epoksi Silane,” J. Rekayasa Elektr. , vol. 10 No. 1, 2012.
[15] W. R. B. I Rosmayanti, “Pengaruh Jenis Basa Pengendap Dan Waktu Pelapisan Terhadap Sifat Hidrofilik Ubin Keramik Antimikroba,” J. Keramik dan Gelas Indones. , vol. 28 N0. 2, 2019.
[16] K. F. Balza Achmad, Teknik Pengolahan Citra Digital Menggunakan Delphi . 2016.
[17] D. A. D Fahmi, IM Yulistya, “Analisis Distribusi Medan Listrik pada Isolator Gantung Jenis Polimer akibat Pengaruh Kontaminan,” J. Tek. Elektro , vol. 4 No. 2, 2015.