## EVALUASI PERFORMANCE LEAD APRON
Atin Nikmawati (1) Siti Masrochah (2)
1 Rumah Sakit Pertamina Balikpapan
2 Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang-Indonesia
Email : atinnikmawati@gmail.com

## ABSTRACT
Background : Lead  apron is  the  most  important  part  of  set  protection  radiation  personal  in  Radiology Instalation. Lead apron in Radiology instalation Roemani Muhammadiyah Semarang hospital  had been test on 2014. But there is no test after that. The testing standard is 12-18 months at once or when it is needed, so this time the test should be done. This aim of the research are to  know physical condition, lead apron profile, treatment and maintenance of lead apron, the result of the test and worthyness of lead apron.
Methods : The Type of this research is quantitative research with survey approach. Research use observation, testing, measuring and documentation. Observation done immediately toward the lead apron condition. Lead apron test also done by ilumination of all lead apron surface use x-ray machine. The data from this research then  checked  with  measuring  crease,  torn,  crack,  hole  and  inequality  colour  use  software  in  computed radiography and desribed later.
Result : The result of the research indicate that the Lead Apron number 1 and 2 have bad condition and crack more than 15mm 2 in vital organ and more than 670 mm 2 in non vital organ. Lead Apron number 3,4,5 have good  condition,  but  has  creases  and  some  Lead  Apron  have  inequality  colour,  Lead  Apron  number  6  has crease  that  cause  a  torn,  but  still  in  normal  criteria.  Lead  Apron  number  7  has  a  good  condition  with  not crease.
Conclution : Two out of seven Lead  Apron are declared  not appropriate, dan five  out of seven Lead Apron are  declared  appropriate,  further  can  created  Amount  of  Appropriate  Lead  Apron  percentage  which  is  five lead apron (71%) in appropriate condition and two lead apron (29%) in not appropriate condition.
Keyword : Performance, Lead Apron, Computed Radiography

## Pendahuluan
Proteksi  radiasi  atau  keselamatan  kerja  terhadap radiasi  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  untuk mengurangi  pengaruh  radiasi  yang  merusak  akibat paparan  radiasi.  Perlengkapan  proteksi  radiasi  yang biasa digunakan oleh pekerja radiasi adalah lead apron. Lead apron merupakan celemek timbal yang dirancang untuk melindungi tubuh dari bahaya radiasi (Yulihendra, 2002).
Upaya  proteksi  radiasi  harus  dilakukan  dengan menerapkan  3  asas  yaitu  justifikasi,  limitasi  dan optimisasi.  Prinsip  dari  asas  optimisasi  dikenal  dengan sebutan  ALARA (As  Low  As  Resonably  Achievable) demi  meminimalisir  paparan  radiasi  yang  diterima pekerja  radiasi  tersebut.  Prinsipnya  adalah  untuk mencegah  bahaya  radiasi  dengan  menjaga  jarak  pada tingkat  yang  aman  pada  sumber  radiasi,  membatasi waktu  penyinaran  dengan  sesingkat  mungkin  dan menggunakan alat pelindung diri (Akhadi, 2000).
Alat pelindung diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib  digunakan  saat  bekerja  sesuai  bahaya  dan  resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang  di  sekelilingnya.  Alat  pelindung  diri  yang digunakan  pekerja  radiasi  selama  berada  di  daerah radiasi  adalah lead  apron,  Thyroid  Shield,  Gonad Shield, sarung  tangan Pb dan  kacamata google (Yulihendra, 2002).
Bahan utama yang digunakan untuk pembuatan alat pelindung  diri  tersebut  adalah (Pb) yang  mampu menahan  sinar-X.  Ketebalan  minimal  pada lead  apron tidak boleh dibawah 0,25 mm pada penyinaran sinar-X sampai  100  kV,  disarankan  bahwa  ketebalan Lead Apron minimal  harus  0,50  mm.    Ketebalan  minimum kacamata google , Thyroid Shield, dan sarung tangan Pb adalah setara dengan ketebalan Lead Apron yaitu 0,50 mm (Grover  S.B, 2002).
Dalam  perawatan  dan  pemeliharaan  alat  pelindung diri  perlu  dilakukan  dengan  benar  sehingga  akan mengurangi  terjadi  kerusakan  pada  patahan  internal. Penyimpanan  yang  tidak  benar  seperti  meletakkan dengan  cara  dilipat  dan  ditumpuk,  menggantungkan secara  vertikal  di  lemari,  menjatuhkan  ke  lantai,  dapat mengurangi kualitas alat pelindung diri radiasi tersebut. Sebaiknya  APD  disimpan  dalam  almari  dengan  cara direntangkan  secara  horizontal  dan  tidak  ditumpuk (Grover S.B, 2002).
Menurut  Lambert  dan  Mc  Keon  (2001),  pengujian lead  apron dapat  dilakukan  12-18  bulan  sekali  untuk melihat  integritas  dan  kondisi  fisik lead  apron. Pengujian  ini  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan pesawat fluoroscopy atau  secara radiograph, hasilnya lead  apron tidak  bisadigunakan  lagi  apabila  kerusakan lebih dari 15 mm 2 pada daerah yang vital dan kerusakan lebih  dari  670  mm 2 pada  daerah    non  vital,  jika kerusakan  itu  berupa  garis  atau  patahan.  Sedangkan

## JURNAL RADIOGRAFER INDONESIA, ISSN 2620-9950
menurut    Lloyd  (2001),  pengujian lead  apron dapat dilakukan 6 bulan sekali sesuai dengan kebutuhan. Lead apron diberi nomor identifikasi. Metode pengujian lead apron menggunakan fluoroscopy,  film  screen dan CR. Pengujian  dilakukan  untuk  memperlihatkan  adanya patahan,  robekan,  lubang  dan  kemrosotan lead  apron . Jika lead  apron sudah  tidak  layak,  maka lead  apron tidak  dapat digunakan  lagi .  Kemudian  laporkan lead apron yang  tidak  layak  dengan  menuliskan  nomor identifikasi dan tanggal pengujiannya (Victorian, 2011).
Di  Instalasi  Radiologi  Rumah  Sakit  Roemani Muhammadiah  Semarang  memiliki  7  buah lead  apron. Dari 7 buah lead apron tersebut memiliki ciri-ciri yaitu : 2 diantaranya berwarna coklat dengan ketebalan sebesar 0,3  mm Pb yang  memiliki  satu  sisi,  1 lead  apron berwarna biru muda dengan ketebalan 0,5 mm Pb yang memiliki  satu  sisi  dan  4 lead  apron berwarna  biru donker dengan ketebalan 0,5 mm Pb yang memiliki dua sisi  yaitu  depan  dan  belakang. Lead  apron tersebut  2 diantaranya dibeli pada tahun 1997, 3 lead apron dibeli pada  tahun  2002,1 lead  apron dibeli  pada  tahun  2011 dan  1 lead  apron dibeli  pada  tahun  2017.  Sejak  awal dibelinya lead  apron tersebut  kecuali lead  apron yang dibeli  pada  tahun  2017,  sudah  pernah  dilakukan pengujian lead  apron pada  tahun  2014  oleh  Pratama (Pratama,  2014)  dengan  menggunakan  pengujian pesawat  sinar-X fluoroscopy ,  hasil  dari  pengujian tersebut  2  diantaranya  yaitu lead  apron warna  coklat dengan  ketebalan  0,3  mm  Pb  memiliki  lubang-lubang kecil  dengan  rincian    nomor  uji  dua  terdapat  robekan pada  bagian  luar  (kain  luar)  dan  nomor  uji  empat terdapat garis menyerupai patahan pada bagian kiri atas. Robekan  dan  patahan tersebut  tidak melebihi  670  mm 2 sehingga  masih  dapat  digunakan.  Sedangkan  4 lead apron lainnya  setelah  diuji  hasilnya  tidak  terdapat adanya  kerusakan,  sehingga lead  apron masih  layak digunakan.  Hingga  saat  ini  terdapat  penambahan lead apron yang dibeli pada tahun 2017 dan belum dilakukan pengujian  setelah  pembelian lead  apron tersebut. Sedangkan perawatan lead apron di Instalasi Radiologi Rumah  Sakit  Roemani  Muhamadiyah  Semarang berdasarkan  observasi  secara  langsung  peletakannya pada  rak  khusus,  namun  dalam  penggunaan  setelah pemeriksaan  terkadang lead  apron diletakan  secara kurang benar, yaitu diletakkan diatas meja pemeriksaan yang salah satu sisi terkadang menggantung, diletakkan diatas  pesawat mobile Sinar  X  atau    diletakkan  secara bertumpuk diatas  brankard. Penggunaan Lead Apron di
Instalasi Radiologi Rumah Sakit Roemani
Muhammadiyah  Semarang  sering  digunakan  oleh radiolog  dan  radiografer  saat  melakukan  pemeriksaan radiologi  dengan  menggunakan  media  kontras.  Selain digunakan  oleh  radiolog  dan  radiografer, Lead  Apron juga  digunakan  oleh  keluarga pasien  pada  pemeriksaan tertentu  seperti  pada  pemeriksaan  pediatrik  dan  pasien non kooperatif.
Mengingat  sudah  3  tahun  dilakukan  uji  pada  tahun 2014  dan  penambahan lead  apron yang  saat  ini  belum diuji serta penggunaan lead apron setiap hari di Instalasi Radiologi  Roemani  Muhammadiyah  Semarang,  sesuai ketentuan  12-18  bulan  sekali  pengujian,  maka  saat  ini perlu dikaji kembali  kondisi lead apron tersebut.

## Metode
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey. Lokasi pengambilan  data  adalah  di  Instalasi  Radiologi  Rumah Sakit  Roemani  Muhammadiyah  Semarang.  Waktu pengambilan  data  dilaksanakan mulai  dari  bulan  Maret s/d  Mei  2018.  Sampel  dari  evaluasi  performance lead apron meliputi 7 buah lead apron . Metode pengumpulan data dilakukan  dengan observasi, dokumentasi  dan  pengukuran.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  melakukan  pengujian lead  apron dengan menggunakan  computed  Radiography  (CR)  sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Mendata  seluruh lead  apron yang  akan  diuji, kemudian  diberi  penomoran  sebagai  tanda  agar tidak keliru dalam mecatat hasil
2. Untuk  melihat  performance lead  apron dilakukan dengan  membagi  4  kuadran  pada lead  apron sisi depan  jika lead  apron hanya  memiliki  sisi  depan saja,    dilakukan  pembagian  4  kuadran  sisi  depan dan  4  kuadran  sisi  belakang  bila lead  apron memiliki sisi depan dan belakang.
3. Bentangkan lead  apron diatas  meja  pemeriksaan dengan  meletakan imaging  plate berukuran  35  x 43  dibawah lead  apron pada  masing  masing kuadran secara bergantian.
4. Pesawat sinar-X diatur sebagai berikut :
a. Arah sinar vertikal tegak lurus.
b. Central  point berada  di  pertengahan lead apron pada masing-masing kuadran.
c. FFD : 100 cm
d. Faktor eksposi : 70 kVp dan 16 mAs.
5. Lakukan  analisa  atau    pengukuran    pada  hasil gambaran  jika  terdapat  retakan  ataupun  lubang dalam lead apron . Jika terlihat pada layar monitor Computed Radiography adanya retakan pada hasil gambaran,  maka  ditandai  dengan  adanya  garis memanjang  dengan  warna  hitam.  Jika  terdapat patahan  maka  ditandai  dengan  celah  memanjang berwarna  hitam,  jika  terdapat  lekukan  maka ditandai dengan adanya gambar seperti gelombang warna  putih,  jika  terdapat  lipatan  maka  ditandai dengan  adanya  gambar  seperti  gelombang  warna putih  yang  superposisi.  Dan  jika  terdapat  lubang maka  ditandai  dengan  gambar  lingkaran  warna hitam.
6. Lakukan  pengukuran  pada  komputer  dengan  cara menggunakan  menu measurement kemudian memilih line (garis)  untuk  mengetahui  panjang retakan,  lekukan,  lipatan  maupun  lubang lead apron .
7. Cara  pengukuran  dengan line (garis)  adalah membentuk  garis  yang  menghubungkan  titik terpanjang  kerusakan  sebagai  lebar.  Kemudian akan didapat nilai angka dari kerusakan lead apron tersebut.
8. Ulangi  langkah-langkah  tersebut  untuk  evaluasi lead apron selanjutnya.
9. Pengolahan  dan  analisa  data  yang  dilakukan setelah  observasi  terhadap lead  apron untuk mengetahui kondisi fisik, penanganan dan

## JURNAL RADIOGRAFER INDONESIA, ISSN 2620-9950
pemeriharaan lead  apron .  Hasil  pegujian  yang telah  diperoleh  selanjutnya  diamati  dan  di bandingkan  dengan  teori  lambert  (2001),  yaitu kerusakan  tidak  boleh  melebihi  dari  15  mm 2 pada daerah  yang  vital  dan  kerusakan  lebih  dari  670 mm 2 pada  daerah  non  vital,  jika  kerusakan  itu berupa garis atau patahan.
10. Daerah  vital  pada lead  apron adalah  area lead apron yang  memiliki  kerusakan  melebihi  15 mm 2 pada  sekitar  organ  chest  dan  pelvis. Sedangkan  daerah    non  vital  adalah  area lead apron yang memiliki  kerusakan melebihi dari 670 mm 2 di  sepanjang  lapisan,  di  area  yang  tumpang tindih    atau  pada  area lead  apron bagian belakang(Stanford University, 2018)

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  melakukan observasi pada seluruh lead apron di Instalasi Radiologi Rumah  Sakit  Roemani  Muhammadiyah  Semarang sejumalah  7  buah lead  apron .  Hasil  spesifikasi  dari ketujuh lead apron yaitu :
Tabel 1. Spesifikasi lead apron
Gambar. 1 cara penyimpanan lead apron pada rak
khusus
Gambar. 2 cara penyimpanan lead apron diatas brankard dan didalam ruang pemeriksaan
Cara  pemeliharaan lead  apron di  Instalasi Radiologi  Rumah  Sakit  Roemani  Muhammadiyah Semarang tidak ada pemeliharaan secara khusus, hanya saja setelah pemeriksaan menggunakan kontras dan ada kontras  yang  tak  sengaja  menempel  pada lead  apron, dibersihkan dengan air biasa atau alkohol ke permukaan lead apron. Setelah itu di letakkan diatas brankard, meja pemeriksaan ataupun pada rak  khusus.  Jika lead  apron tersebut  diletakkan  diatas  brankard  biasanya  diletakkan secara  bertumpuk  dua  sampai  tiga lead  apron. Jika diletakkan diatas meja pemeriksaan, ataupun diletakkan diatas  pesawat mobile sinar-X.  Hal  ini  bisa  saja  salah satu faktor yang dapat menjadi lead apron cepat rusak. Berdasarkan  hasil  pengujian lead  apron  di
Instalasi Radiologi Rumah Sakit Roemani
Muhammadiyah Semarang, didapatkan hasil bahwa lead apron mengalami  kerusakan  berupa  kerusakan  internal maupun eksternal. Kerusakan internal berupa mayoritas lead  apron memiliki  banyak  lekukan  dan  warna lead apron yang  tidak  merata.  Sedangkan  kerusakan eksternal  berupa  adanya  noda  pada lead  apron dan robekan  pada  kain  luar.  Menurut  penulis  berdasarkan hasil  pengujian  yang  sudah  ada,  hal  tersebut  dapat dikarenakan  pemeliharaan  berupa  perawatan  dan penyimpanan yang kurang tepat, seperti menjatuhakannya  di  lantai,  meletakkan lead  apron secara  bertumpuk  dan  tidak  diletakkan  pada  bidang datar  atau  rak  khusus.  Sehingga  menyebabkan kerusakan  pada lead  apron secara  internal  berupa lekukan, patahan, robekan, warna lead apron yang tidak homogen  dan lubang lead apron. Sedangkan kerusakan eksternal  berupa noda media  kontras  dan robekan  pada kain pembungkus dapat disebabkan karena pembersihan lead apron yang kurang tepat. Hal ini perlu diperhatikan karena  hal  tersebut  dapat  mengurangi  estetika performance  lead  apron. Sebaiknya,  untuk  perawatan lead  apron perlu  dibersihkan  secara  rutin  dengan menggunakan  air  saja  maupun  menggunakan  air  sabun dengan cara dilap. Agar kain pembungkus tidak mudah
Kode  Merk  Tahun beli Kete balan Warna Kondisi 1 - 1997  0,3 mm Pb Coklat Terdapat garis menyerupai retakan pada lead apron dan kerusakan pada kain pembungkus 2 - 1997  0,3 mm Pb Coklat Terdapat retakan pada sisi atas 3 Ward ray 2002  0,5 mm Pb sisi depan belakang Biru Donker Baik 4 Ward ray 2002  0,5 mm Pb sisi depan belakang Biru Donker Baik 5 Kiran  2011  0,5 mm Pb sisi depan, 0,25 mm Pb sisi belakang Biru Donker Terdapat beberapa lekukan pada permukaan 6 Prote- X 2017  0,5 mm Pb sisi depan, 0,25 mm Pb sisi belakang Biru Donker Terdapat lekukan pada bagian bawah 7 - 2002  0,5 mm Pb Biru Muda Baik

## JURNAL RADIOGRAFER INDONESIA, ISSN 2620-9950
sobek.  Perawatan  juga  dapat  dilakukan  secara  berkala setiap  hari  untuk  menjaga lead  apron dalam  kondisi bersih  menggunakan  air  biasa  ataupun  air  sabun menggunakan  kuas  atau  sikat  yang  berbulu  halus. Sebaiknya  dibuat  pula  poster  yang  berisi  tentang bagaimana  cara  penanganan  dan  pemeliharaan lead apron yang benar, kemudian ditempelkan pada  dinding ruang pemeriksaan.
Adanya  standar  operasional  prosedur  (SOP)  tentang proteksi  radiasi  untuk  pasien  dan  standar  operasional prosedur (SOP) tentang proteksi radiasi bagi lingkungan di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah  Semarang,  sudah  menjadi point bagus dalam  upaya  keselamatan  proteksi  radiasi  yang dilakukan  pada rumah  sakit.  Sehingga  pelayanan  dapat berjalan lebih maksimal.
Pengujian lead apron dilakukan dengan menggunakan  faktor  eksposi  70  kV  dan  16  mAs. Didapatkan hasil pengujian lead apron dengan berbagai macam  kerusakan  seperti  retakan,  lubang,  warna lead apron yang tidak homogen, lekukan, lipatan.
a b Gambar . 3Hasil pengujian lead apron 1 (a)Kuadran 1 (b) Kuadran 2, tampak adanya kerusakan berupa retakan dan warna lead apron yang tidak
homogen .
a b
Gambar. 4 hasil pengujian lead apron 2 (a)Kuadran 1(b) Kuadran 2, tampak adanya kerusakan berupa retakan dan warna lead apron yang tidak homogen .
a

## B
Gambar.5 hasil pengujian lead apron 3 bagian belakang (a)Kuadran 1 (b) Kuadran 2, tampak adanya lekukan
a b
Gambar.6 Hasil pengujian lead apron 4 bagian belakang
(a) Kuadran 3 dan (b) kuadran 4 tampak adanya lekukan dan
lipatan
a b Gambar.7 Hasil pengujian lead apron 5 bagian depan (a) Kuadran 1 tampak adanya robekan akibat jahitan dan (b)
kuadran 2.
a b
Gambar.8 Hasil pengujian lead apron 6 bagian belakang (a) Kuadran 3 tampak adanya lipatan dan (b) kuadran 4 tampak adanya lipatan yang mengakibatkan adanya robekan .

## JURNAL RADIOGRAFER INDONESIA, ISSN 2620-9950
a b
Gambar.9Hasil pengujian lead apron 7 (a) Kuadran 1 dan (b) kuadran 2, tidak tampak adanya kerusakan.
Berdasarkan  hasil  pengujian  dari  7 lead  apron, maka dapat dibuat tabel kelayakan lead apron yaitu :
Hasil  pengujian  dari  ketujuh lead  apron tersebut  yaitu, Lead  apron 1  mengalami  kerusakan  berupa  retakan sepanjang  2,64 cm dan  4,75 cm  (kuadran 1), retakan sepanjang  3,81  (kuadran  2),  retakan  sebesar  1,31  cm (kuadran 4), Lubang besi dengan diameter 0,5 cm, titik- titik hitam  dan  warna lead  apron yang tidak homogen. Lead  apron 2  mengalami  kerusakan  berupa  retakan sepanjang 4,64 cm (kuadran 1), retakan sepanjang 10,31 cm  dan  5,66  cm  (kuadran  2),  retakan  sepanjang    3,81 cm  dan  1,57  (kuadran  4),  titik-titik  hitam  dan  warna lead apron yang tidak homogen. Pada lead apron 3,4,5, tidak  ditemukan  adanya  kerusakan,  hanya  saja  terlihat adanya lekukan namun masih dalam batas normal. Pada lead  apron 6  terdapat  adanya  lekukan,  lipatan  yang menimbulkan  adanya  robekan  sepanjang  1,5  cm  dan 0,85  cm  pada  kuadran  4  belakang,  robekan  tersebut masih  dalam  batas  normal.  Sedangkan lead  apron 7 tidak  ditemukan  adanya  kerusakan  hanya  saja  terdapat warna lead apron yang tidak homogen.
Berdasarkan  teori  Lambert  (2001),  2  buah lead apron berwarna  coklat  yang  dibeli  pada  tahun  1997 sudah  tidak  dapat  digunakan  lagi  karena  terdapat kerusakan  berupa  retakan  yang  melebihi  dari  15  mm 2 pada  organ  vital,  sehingga lead  apron tersebut  tidak mampu  menerapkan  asas  proteksi  radiasi.  Sedangkan 5 lead apron lainnya masih dikatakan layakkarena tidak ada  kerusakan  yang  melebihi  dari  batas  normal maksimum lead apron dinyatakan rusak. Sehingga lima lead  apron ini  mampu  menerapkan  prinsip  asas proteksi radiasi.
Pada hasil pengujian secara menyeluruh didapatkan  hasil  dengan  mayoritas lead  apron mengalami banyak lekukan dan warna lead apron yang tidak  homogen.  Menurut  penulis,    lekukan  yang  ada pada lead apron dapat disebabkan karena penyimpanan, perawatan  yang  kurang  baik  dan  rutinitas  pemakaian lead apron. Sedangkan warna yang tidak homogen pada lead  apron dapat  dikarenakan  oleh  umur lead  apron yang sudah lama .
Meskipun  secara  visual  terlihat  baik,  kondisi  penyusun lead  apron belum  tentu  terlihat  baik  tanpa  adanya pengujian  secara  berkala.  Dengan  hasil  pengujian  ini dapat  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  pengujian periode selanjutnya untuk mengetahui keadaan integritas (kerusakan-kerusakan atau penurunan kualitas) lead apron setelah dilakukan perbaikan dalam pemeliharaan  dan  perawatan  dengan  baik.  Sebaiknya pengujian lead apron dilakukan secara berkala yaitu 12- 18  bulan  sekali  untuk  mengetahui  kondisi lead  apron atau sesuai dengan kebutuhan. Serta Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  pengujian lead  apron sebagai  pedoman  pengujian lead  aron di  Instalasi Radiologi  Rumah  Sakit  Roemani  Muhammadiyah Semarang. Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian lead apron maka  dapat  dibuat  tabel  kelayakan lead  apron yaitu :

## Simpulan
2  dari  7 lead  apron dinyatakan  tidak  layak. Sedangkan 5 lainnya masih dapat dikatakan layak pakai. Selanjutnya  dapat  diperoleh  prosentase  berdasarkan jumlah layak dan tidaknya lead apron yaitu 5 buah lead
Kode Kerusakan Kuadran Hasil Uji Uji kelayakan (Lambert) 1 1. Retakan sepanjang 2,64 cm dan 4,75 cm. 2. Retakan sepanjang 3,81 cm .
3. Retakan sepanjang 1,31 cm
4. Titik-titik hitam dan warna lead apron tidak homogen. 5. Lubang besi dengan diameter 0,5 cm. Kuadran 1 Kuadran 2 Kuadran 4 Kuadran 1, 2, 3, 4. Kuadran1, 2 Retakan melebihi 15 mm 2 pada organ vital yaitu pada kuadran 1 dan 2 / area chest Tidak Layak 2 1. Retakan sepanjang
4,64 cm
2. Retakan sepanjang 10,13 cm dan  5, 66 cm
3. Lubang besi dengan diameter 0,5 cm
4. Titik-titik hitam dan Warna lead apron tidak homogen Kuadran 1 Kuadran 2 Kuadran 1, 2 Kuadran 1, 2, 3, 4 Retakan melebihi 15 mm 2 pada organ vital yaitu pada kuadran 1 dan 2 / area chest Lubang lead apron, masih dalam batas normal Tidak layak 3 1. Lekukan lead apron
2. Titik-titik hitam pada lead apron Kuadran 1, kuadran  2 depan Kuadran1, 2, 3, dan 4 Belakang. Kuadran 3 Lekukan, masih dalam batas normal Layak 4 1. Lekukan sepanjang 28,29 cm
2. Lekukan sepanjang 39,24 cm
3. Lekukan sepanjang
30,15 cm dan 27,37 cm 4. Lipatan sepanjang 8,63 cm dan 10,3 cm
5. Lipatan sepanjang 24,51 cm 6. Lubang besi dengan diameter 0,5 cm Kuadran 1 depan Kuadran 2 depan Kuadran 3 depan Kuadran 3 belakang Kuadran 4 belakang Kuadran 1,2 depan Lekukan, Lipatan dan lubang  pada lead apron masih dalam batas normal Layak
5 1. Robekan sepanjang
0,36 cm
2. Lekukan lead apron Kuadran 1 depan Kuadran 2, 3 belakang, Lekukan, robekan masih dalam batas normal Layak 6 1. Robekan karena lipatan sepanjang 1,5 cm dan 0,85
cm. 2. Lipatan sepanjang
31,82 cm
3. Lipatan sepanjang
17,22 cm dan 14,84 cm 4. Lekukan sepanjang 39,02 cm 5. Warna lead apron tidak homogen Kuadran 4 belakang Kuadran 3 belakang Kuadran 4 belakang Kuadran 3 depan. Kuadran 4 depan. Robekan, Lekukan, Lipatan lead apron bagian belakang tidak
melebihi dari
670 mm 2 , masih dalam batas normal
Layak
7 Warna lead apron tidak homogen Seluruh kuadran - Layak

## JURNAL RADIOGRAFER INDONESIA, ISSN 2620-9950
apron (71  %  )dalam  kondisi  layak  dan  2  buah lead apron (29 %) dalam kondisi tidak layak. cara  perawatannya,  tidak  ada  perawatan  khusus pada lead apron. Jika terdapat tumpahan media kontras, darah  maupun  kotoran  lain  cukup  dibersihkan  dengan alkohol maupun air. Pembersihan tidak dilakukan secara periodik, hanya ketika terdapat kotoran saja.

## Saran
Sebaiknya untuk  menjaga  fungsi  dan  keawetan  lead apron lebih  diperhatikan  lagi  cara  pemeliharaan  dan perawatannya.  Pemeliharaan  dilakukan  dengan  cara menyimpan seluruh lead apron tersebut pada rak khusus secara  horizontal  agar  tidak  rusak  akibat  gravitasi  dan mengalami penurunan fungsi.
Sebaiknya  dilakukan  pengujian lead  apron secara berkala  yaitu  12-18  bulan  sekali  untuk  mengetahui kondisi lead apron tersebut. Hasil pengujian didokumentasikan  untuk  perbandingan  hasil  pengujian tahap selanjutnya.
Perlu  adanya  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) pengujian lead  apron sebagai  pedoman  pengujian lead apron di  Instalasi  Radiologi  Rumah  Sakit  Roemani Muhammadiyah Semarang. Pemberian  tanda  pada lead  apron yang  sudah mengalami  beberapa  tanda  kerusakan  agar  dapat diketahui letak kerusakan dan agar lebih hati-hati dalam peggunaannya.

## Daftar Pustaka
Akhadi, Mukhlis, 2000. Dasar-Dasar Proteksi Radiasi .
Jakarta: Rineka Cipta.
Australian  Radiation  Protection  and  Nuclear  Safety Agency,  2015.  Aprons  for  Protection  Agains  X- Rays.
Batan,
2005. Pengenalan
radiasi . Jakarta
www.batan.go.id diakses  pada  20  Januari  2018 pukul 19.03
Bushong, SC, 2013 Radiologic Science For Technologist. Baylor college of medicine, Houston, Texas
Grover,  SB.,  Kumar,J  Gupts,  A,  Khansa,L Protection agains radiation hazard: regulatory bodies, safety norms,  does  limits  and  protection  device.
Departement  of  Radiology,Vardhaman  Mahavir
Medical College & Safdarjang Hospital India.
Indrati  R  dkk,  2017  Proteksi  Radiasi  Bidang Radiodiagnostik  dan  Intervensional.Inti  Medika Pustaka.
Lambert, Kent, Mc Keon, Tara, 2001 Inspection of lead aprons: Criteria for Radiation. Streets.Philadelpia.
Lloyd,  Peter  J,  2001. Quality  Assurance  workbook  for radiographer & radiological technologist. Diagnostic  Imaging  and  LaboratoryTechnology.
WHO. Geneva.
Oyar,  Orhan,  Arzu,  K,  2012. How  protective  are  the lead  apron  we  use  against  ionizing  radiation?. Izmir Celebi University. Turkey.
Perka BAPETEN no 8 tahun 2011 tentang keselamatan Radiasi  dalam  Penggunaan  Pesawat  Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional.
Pratama  B,  2014. Pengujian  lead  apron  di  Instalasi Radiologi  Rumah  Sakit  Roemani  Muhammadiyah Semarang.
Radiology  Compliance  Branch. 2011.  The  Use  and Care of Lead Protective Equipment .
Rasad,  Sjahriar,  2005.  Radiologi  Diagnostik  Jakarta: FK.UI.
Rincorp, 2011. Soothe-guard air lead free radiography aprons. www.rinncorp.com diakses  pada  tanggal 17 Desember 2017 pukul 20.18 WIB.
Rohmah,  2015. Pengujian  lead  apron  di  Instalasi Radiologi RSU RA Kartini Jeapa.
Roser  H.W  2010. Quality  Assurance  of  X-ray Protection  Cloting  at  the  University  Hospital Basel
Stanford  University,  2018  Lead  Apron  Inspection  and Inventory Policy. https://ehs.stanford.edu/manual/radiation- protection-guidance-hospital-staff/lead-apron- inspection-and-inventory-policy diaksespada  15 Juli 2018 pukul 16.58 WIB.
Victorian Goverment, 2011. Testing lead aprons used in diagnostic radiology departement.Melbourne. Yulihendra, 2002. Alat Proteksi Diri. http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/113/jtpt unimus-gdl-yulihendra-5638-3-babii.pdf diakses pada 17 Desember 2017 pukul 21.05 WIB.