## e-ISSN : 2715-5064

## SISTEM TRANSMISI DATA GULA DARAH BERBASIS ARDUINO

## Ika Puspita
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Fajar, Makassar
Jl. Prof. Abdurrahman Basalamah No. 101 Makassar email : ikapuspita_elektro@yahoo.com
Abstract – This study aims to design an interface that connects blood  sugar  measurement  devices  with  mobile  phones  and design  a  database  system  and  visual  display  for  monitoring blood sugar levels in the patient's body. This monitoring system integrates  several  tools  used  to  transmit  data  measuring  the results of blood sugar. On the patient side there is a glucometer, arduino,  along  with  bluetooth  and  android-based  mobile phones  that  will  be  used  to  send  measurement  data  to  the  web server  so  that  it  can  be  accessed  by  doctors  to  monitor  the development  of  the  patient's  health  condition.  Based  on observations obtained  an error value  of  23.33% for 60  seconds of  observations,  an  error  of  32%  for  observations  for  90 seconds,  and  an  error  of  31.11%  for  120  seconds  of observations.

## Keywords : Bluetooth, Diabetes, Glucometer, Arduino.
Abstrak  -  Penelitian  ini  bertujuan  merancang  sebuah interface yang  menghubungkan  antara  alat  ukur  gula  darah dengan handphone serta  merancang  sistem  basis  data  dan visual  display  untuk  monitoring  kadar  gula  darah  pada tubuh  pasien.  Sistem  monitoring  ini  mengintegrasikan beberapa  alat  yang  digunakan  untuk  mentransmisikan  data hasil  pengukuran  gula  darah.  Pada  sisi  pasien  terdapat glucometer,  arduino,  beserta  bluetooth  dan handphone berbasis android yang akan digunakan untuk mengirim data hasil  pengukuran  ke web  server sehingga  dapat  di  akses  oleh dokter  untuk  memantau  perkembangan  kondisi  kesehatan pasien.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  diperoleh  nilai  error sebesar  23,33%  untuk  hasil  pengamatan  selama  60  detik, error  sebesar  32%  untuk  hasil  pengamatan  selama  90  detik, dan  error  sebesar  31,11%  untuk  hasil  pengamatan  selama 120 detik.
Kata Kunci : Bluetooth, Diabetes, Glucometer, Arduino.

## I. PENDAHULUAN
Teknologi  informasi  yang  berbasis wireless sudah menjadi suatu keharusan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan  ini,  informasi  dapat  disajikan  secara real  time , cepat dan tentunya sangat mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam bidang kesehatan, ICT sangat diperlukan  untuk  melakukan  monitoring  terhadap  kondisi kesehatan  pasien  khususnya  yang  berkaitan  dengan penyakit  diabetes.[1]  Diabetes  adalah  penyakit  metabolik yang  dapat  mempengaruhi  hampir  setiap  sistem  organ dalam  tubuh.  Jumlah  penderita  Diabetes  melitus  di Indonesia sekitar 17 juta orang atau 8,6 persen dari jumlah penduduk  dan  menduduki  urutan  terbesar  ke-4  setelah India,  Cina,  dan  Amerika  Serikat  (AS).  Penyakit  diabetes dapat dideteksi lebih awal dengan melakukan pemeriksaan darah secara teratur. [2]
Berdasarkan  hasil  survei  (diskusi)  dengan  dokter bahwa  pasien  penderita  diabetes  harus  sering  dipantau tingkat  gula  darahnya  secara  reguler  dalam  sehari. Misalnya, pada pasien dengan tingkat gula darah lebih dari
300  mg/dl  dan  terjadi  penurunan  kesadaran  atau  sesak harus  dilakukan  pengukuran  setidaknya  3  jam  sehari. Begitupula  dengan  kasus  ibu  hamil  yang  kadar  gula darahnya  sangat  rendah  atau  sangat  tinggi,  dimana  kadar gula  darahnya  harus  dipantau  secara  reguler  dalam  sehari untuk  menjaga  kesehatan  ibu  dan  cabang  bayi  dalam kandungan.
Saat  ini  pembacaan  hasil  pengukuran  gula  darah masih  dilakukan  secara  manual  dicatat  pada  sebuah log book yang  selanjutnya  akan  diinput  secara  manual  pula pada  database  pasien  di  komputer.  Selain  itu,  database pasien  belum  bisa  dipantau  secara mobile oleh  dokter sehingga pasien pada sebuah rumah sakit harus menunggu dulu  hingga  dokter  tiba  di  rumah  sakit  untuk  mengetahui tindakan  medis  selanjutnya.  Sehingga  dibutuhkan  sistem transmisi  data  gula  darah  agar  kondisi  pasien  dapat dipantau.

## II. PENELITIAN YANG TERKAIT

## 2.1 Glukosa
Glukosa  merupakan  kelompok  senyawa  karbohidrat sederhana  atau  monosakarida.  Di  alam,  glukosa  terdapat dalam  buah-buahan  dan  madu  lebah.  Glukosa  berfungsi sebagai sumber energi untuk sel-sel otak, sel saraf, dan sel darah merah. Darah manusia normal mengandung glukosa dalam jumlah atau konsentrasi yang tetap, yaitu antara 70- 100  mg  tiap  100  ml  darah.  Pada  orang  yang  menderita diabetes  melitus,  jumlah  glukosa  darah  lebih  besar  dari 130 mg/100 ml darah.[3]
Agar dapat berfungsi secara optimal, tubuh hendaknya dapat  mempertahankan  konsentrasi  darah  gula  dalam batas-batas  tertentu,  yaitu  70-120  mg/ml  dalam  keadaan puasa.  Bila  gula  darah  naik  di  atas  130  mg/100ml,  gula akan dikeluarkan melalui urine. Sebaliknya bila gula darah turun  hingga  40-50  mg/ml,  pasien  akan  merasa  gugup, pusing,  lemas  dan  lapar.  Gula  darah  yang  terlalu  tinggi disebut  hiperglikemia  dan  bila  gula  darah  terlalu  rendah disebut hipoglikemia.[4]
2.2 Bluetooth
Bluetooth  adalah  nama  produk  industri  komunikasi yang  diperuntukkan  bagi Personal  Area  Network (PAN). Gelombang  radio  yang  digunakan  adalah short  range radio frequency tanpa lisensi sehingga untuk menggunakan teknologi bluetooth tidak dibutuhkan lisensi khusus  untuk  pemanfaatan  jalur  frekuensi.  Jarak  jangkau dari gelombang radio hanya mencapai 1 meter sampai 100 meter  karena itu  disebut  dengan short-range .  Standar  dari bluetooth  dibuat  oleh Bluetooth  Special  Interest  Group . Bluetooth  merupakan  sebuah  teknologi  komunikasi nirkabel  (tanpa  kabel)  yang  beroperasi pada  frekuensi  2.5 Ghz.  Komunikasi  pada  bluetooth  sangat  erat  kaitannya
e-ISSN : 2715-5064
dengan jaringan piconet. Sebuah piconet paling sederhana terdiri dari dua buah peralatan bluetooth dimana yang satu menginisialisasi  koneksi  sebagai  master  (pengirim), sedangkan  perangkat  lain  yang  menerima  dinamakan sebagai  slave.  Untuk  dapat  bertukar  data  melalui bluetooth, maka kedua  perangkat  yang akan  dihubungkan harus melakukan pairing terlebih dulu.[5]
2.3 Arduino Mega2560
Arduino  Mega  2560  adalah  papan  mikrokontroler berbasiskan  Atmega  2560  ( datasheet Atmega  2560). Arduino  Mega  2560  memiliki  54  pin  digital  input/output, dimana  15  pin  dapat  digunakan  sebagai  output  PWM,  16 pin  sebagai  input  analog,  dan  4  pin  sebagai  UART  (port serial  hardware),  16  MHz  kristal  osilator,  koneksi  USB, jack  power,  header  ICSP,  dan  tombol  reset.  Semua  ini yang  diperlukan  untuk  mendukung  mikrokontroler. Arduino Mega2560 adalah versi terbaru yang menggantikan  versi  Arduino  Mega  dengan  model  seperti terlihat pada gambar 1.
Gbr. 1 Modul Arduino Mega 2560
Arduino Mega 2560 memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi  dengan  komputer,  dengan  Arduino  lain, atau dengan mikrokontroler lainnya. Arduino ATmega328 menyediakan 4 hardware komunikasi serial UART TTL (5 Volt).  Sebuah  chip  ATmega16U2  yang  terdapat  pada papan digunakan sebagai media komunikasi serial melalui USB dan muncul sebagai COM Port Virtual (pada Device komputer)  untuk  berkomunikasi  dengan  perangkat  lunak pada komputer, untuk sistem operasi Windows masih tetap memerlukan file inf, tetapi untuk sistem operasi OS X dan Linux  akan  mengenali  papan  sebagai  port  COM  secara otomatis.  Perangkat  lunak  Arduino  didalamnya  serial monitor memungkinkan data tekstual sederhana dikirim ke dan  dari  papan  Arduino.  LED  RX  dan  TX  yang  tersedia pada papan akan berkedip ketika data sedang dikirim atau diterima  melalui  chip  USB-to-serial  yang  terhubung melalui  USB  komputer  (tetapi  tidak  untuk  komunikasi serial seperti pada pin 0 dan 1).[6]
2.4 Penelitian Terkait
Adapun  penelitian  yang  terkait  dengan  topik  yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut :
1. Shyr-Kuen  Chen,  Tsair  Kao,  Chia-Tai  Chan,  Chih- Ning Huang, Chih-Yen Chiang, Chin-Yu Lai, Tse-Hua Tung,  and  Pi-Chung  Wang.  “ A  Reliable  Transmission Protocol for ZigBee-Based Wireless Patient Monitoring ”. IEEE  transactions  on  information  technology  in biomedicine,  vol.  16,  no.  1,  january 2012 .  Penelitian ini membahas  tentang  sistem  protokol  berbasis ZigBee untuk melakukan  pengiriman  data  pasien  dimana  pada  sistem monitoring digunakan jaringan wimax dan internet.[7] 2. B.G.Sudharshan,  S.C  Prasanna  Kumar,  Shashiraj Yadav  R  V. “A  Review  Of  Various  Technologies  And Transmission Modes For Design And Development Of A Transmission  Enabled  Glucometer” .  International Journal  of  Research  in  Engineering  and  Technology. Volume:  03  Issue:  06,    June-2014 .  Penelitian  ini membahas  tentang  perbandingan  metode  transmisi menggunakan  GSM,  Zigbee,  Bluetooth,  dan  WiFi. Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  penggunaan  media transmisi bluetooth lebih  murah  dan  lebih  sederhana dibandingkan GSM, Zigbee, dan WiFi.[8] 3. Amil  Ahmad  Ilham,  Elyas  palantei,  dan  Santi. “Sistem Telemedis Interaktif untuk Penanganan Pasien Rawat  jalan”.  Seminar  Nasional  Microwave  Antena dan  Propagasi  Universitas  Mercu  Buana.  Yogyakarta, 2014 .Dihasilkan  alat  monitoring  suhu  tubuh  dan  denyut nadi  pasien  dengan  menggunakan  sensor  suhu  tubuh  dan denyut nadi melalui jaringan LAN.[9]
Sedangkan  pada  penelitian  ini,  sistem  monitoring yang  dirancang  lebih  sederhana  dikarenakan  hanya menggunakan  jaringan  internet  saja  dan  digunakan blueetooth  sebagai  media  transmisi  data  yang  sederhana dan  difokuskan  hanya  pada  pengukuran  gula  darah sehingga lebih ekonomis dibandingkan penelitian yang ada sebelumnya.

## III. METODE PENELITIAN
Berikut  akan  diuraikan  sistem  pengolahan  data  gula darah pada glucometer dimana glucometer akan digunakan pada  subjek  (pasien)  untuk  mengukur  kadar  gula  darah. Hasil  pembacaan  berupa  nilai  kadar  gula  darah  (mg/dl) kemudian  akan  dikirim  ke  perangkat  penerima  yang terdapat  pada  pihak  medis  melalui  jaringan  telemedis. Adapun blok Diagram glucometer terlihat pada gambar 2.
Gbr. 2 Blok Diagram Glucometer
Prinsip kerja dari glucometer diuraikan sebagai berikut :
e-ISSN : 2715-5064
Pada  glucometer  terdapat  test  strip  yang  berisi  sampel darah serta berfungsi sebagai sensor pendeteksi gula darah. Sensor  ini  memiliki  pendekatan  enzimatik  elektro  yang menggunakan  prinsip  glukooksidase  (GOD).  Dengan adanya  prinsip  glukooksidase  akan  menyebabkan  reaksi kimia  antara  glukosa  dan  oksigen  sehingga meningkatkan PH  darah  yang  menghasilkan  asam  glukonat  dan  H 2 O 2 . Ketika  darah  (glukosa  +  O2)  diletakkan  pada  test  strip maka  terjadi  reaksi  kimia  di  dalamnya  sehingga  akan menghasilkan arus yang kecil pada konsentrasi gula darah tadi.  Pada  transducer,  arus  yang  kecil  diubah  ke  dalam bentuk  tegangan  menggunakan current  to  voltage converter [10],    kemudian  dikuatkan  menggunakan amplifier  sehingga  tegangan  yang  dihasilkan  berkisar  0-5 volt.  Tegangan  yang  berupa  besaran  elektris  atau  analog tersebut  masuk  ke  dalam Analog  to  Digital  Converter (ADC)  lalu  diubah  menjadi  sinyal  8  bit.  Sinyal  keluaran ADC  akan  masuk  ke  mikrokontroller  yang  terintegrasi  di dalam glucometer untuk diolah datanya. Hasil pengolahan data  tersebut  kemudian  diumpankan  ke  LCD  oleh mikrokontroller untuk ditampilkan hasilnya. Papan tombol pada  glucometer  merupakan  tombol  instruksi  bagi mikrokontroller.
Secara  khusus  sistem  transmisi  data  gula  darah  dari glucometer menuju handphone  diperlihatkan pada gambar 3.
Gbr. 3 Sistem Transmisi Data Gula Darah
Adapun  tahapan  transmisi  data  gula  darah  dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Start
Ketika  glucometer  mulai  dinyalakan  maka  akan muncul  respon  untuk  memasukkan  test  strip  gula  darah seperti  terlihat  pada  gambar  4.  Lalu  masukkan  test  strip dan  lekatkan  darah  sampel  ke  atas  test  strip  sehingga muncul angka pada layar LCD Glucometer.
Gbr. 4 Tampilan Untuk Memasukkan Test Strip
2. Perancangan Port  Glucometer ke  Arduino  dan Blueetooth
Tahap ini dilakukan inisialisasi sambungan antara port glucometer dengan port arduino.Pada LCD terdapat 7 port (Seg1–Seg7)  sebagai  tampilan  seven  segment  dan  4  port sinyal  Com  (Com1–Com4).  Output  dari  port-port  pada LCD glucometer ini berupa sinyal analog yang selanjutnya disambungkan  ke  arduino.  Seluruh  port  seven  segment beserta  port  sinyal  Com  dihubungkan  ke  input  analog arduino  yakni  mulai  dari  input  analog  0  hingga  input analog  10  (A0–A10).  Sedangkan  sisi  positif  baterai  pada glucometer  dihubungkan  ke  port  Vcc  3,3  volt  dan  sisi negatif  baterai  dihubungkan  ke  port  GND  pada  arduino sebagai  power  supply.  Secara  umum  diagram  port  LCD glucometer  yang  terhubung  ke  port  arduino  diperlihatkan pada gambar 5.
Untuk sambungan port dari arduino ke bluetooth, Vcc 5  volt  arduino  dihubungkan  ke  Vcc  pada  bluetooth sedangkan  GND  arduino  dihubungkan  ke  GND  pada bluetooth. Demikian pula port TX1 arduino disambungkan ke  port  RX  pada  bluetooth,  sedangkan  port  RX1  arduino dihubungkan  ke  port  TX  pada  bluetooth  sebagai sambungan  untuk  pengiriman  dan  penerimaan  data  gula darah.
e-ISSN : 2715-5064
Gbr. 5 Rancangan Diagram Port Glucometer, Arduino dan Bluetooth
3. Pengaturan Program Arduino
Arduino memproses  hasil pembacaan  data  gula  darah yang  muncul  pada  layar  LCD  Glucometer  dengan mengatur program pada arduino.
4. Tampilan Data Pengukuran pada Layar Handphone Selanjutnya  data  gula  darah    yang  dikirim  melalui bluetooth  ditransmisikan  ke  handphone.Untuk  tampilan pengiriman data pasien pada android.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah  perancangan  selesai  maka  dilakukanlah  uji coba  terhadap  sistem  transmisi  data  gula  darah  dengan melakukan  pengamatan  terhadap  proses  transmisi  data tersebut  selama  60,  90,  dan  120  detik  sebanyak  3x percobaan  dengan  nilai  gula  darah  yang  terbaca  pada glucometer adalah  86  mg/dl  dan  diperoleh  hasil  tampilan data  pengukuran  gula  darah  untuk  percobaan  I  dengan
waktu  pengamatan  60  detik  pada layar handphone .  Untuk menghitung persentase nilai error dari pengamatan selama 60  detik  diperoleh  dengan  membagikan antara  banyaknya jumlah nilai error yg muncul dibagi dengan total nilai yang muncul. Sehingga diperoleh nilai real sebagai berikut :
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 3 20 𝑥 100 % = 15 %
Untuk  pengamatan  selama  60  detik  diperoleh  nilai  error rata-rata sebesar 23,33%. Nilai error untuk masing-masing percobaan dapat dilihat pada Tabel I.
TABEL I

## HASIL PERCOBAAN UNTUK WAKTU PENGAMATAN 60 DETIK
Jumlah Percobaan Nilai Error Percobaan I 15 % Percobaan II 30 % Percobaan III 25 % Rata – rata 23,33 %
Untuk  hasil  pengamatan  selama  90  detik  diperoleh  nilai error sebagai berikut :
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 5 25 𝑥 100 % = 20 %
Untuk  waktu  pengamatan  selama  90  detik  diperoleh  nilai error  rata-rata  sebesar  32%.  Nilai  error  untuk  masing- masing percobaan dapat dilihat pada Tabel II.
TABEL II

## HASIL PERCOBAAN UNTUK WAKTU PENGAMATAN 90 DETIK
Jumlah Percobaan Nilai Error Percobaan I 20 % Percobaan II 40 % Percobaan III 36 % Rata – rata 32 %
Sedangkan  untuk  hasil  pengamatan  selama  120  detik diperoleh nilai error sebagai berikut :
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 11 30 𝑥 100 % = 36,67 %
Untuk waktu pengamatan selama 120 detik diperoleh nilai error  rata-rata  sebesar  31,11%.  Nilai  error  untuk  masing- masing percobaan dapat dilihat pada Tabel III.

## TABEL III HASIL PERCOBAAN UNTUK WAKTU PENGAMATAN 120 DETIK
Jumlah Percobaan Nilai Error Percobaan I 36,67 % Percobaan II 26,67 % Percobaan III 30 % Rata – rata 31,11 %
Berdasarkan  Hasil  Pengamatan  di atas  terlihat  bahwa terjadi  ketidakstabilan  nilai  hasil  pengukuran  gula  darah yang  diterima  oleh handphone.  Sehingga  dari rumus  yang dijelaskan  sebelumnya  telah  diperoleh  nilai  error  hasil
e-ISSN : 2715-5064
pengamatan secara keseluruhan seperti terlihat pada Tabel IV.
TABEL IV NILAI ERROR HASIL SELURUH PENGAMATAN Waktu Pengamatan (detik) Nilai Error Rata-rata (%) 60 23,33 90 32 120 31,11
Berdasarkan  tabel  dapat  diketahui  bahwa  nilai  hasil pengukuran  yang  terbaca  pada  layar  handphone  tidak konstan,  namun  telah  dibuatkan  aplikasi  pada  android untuk mengatasi hal tersebut. Program yang dibuat dengan sengaja  dirancang  untuk  mengatasi  nilai  yang  tidak  stabil yang  tampil  pada handphone .  Melalui  program  ini,  nilai real  yang  terbaca  di stop dengan  tombol  lalu  dikirim  ke server .

## V. KESIMPULAN

## A. Kesimpulan
Setelah melakukan uji coba dan analisa terhadap hasil pengukuran  gula  darah  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1. Untuk  hasil  pengamatan  selama  60  detik  diperoleh nilai error sebesar 23,33%.
2. Untuk  hasil  pengamatan  selama  90  detik  diperoleh nilai error sebesar 32%.
3. Untuk  hasil  pengamatan  selama  120  detik  diperoleh nilai error sebesar 31,11%.
4. Terjadi  ketidakstabilan  hasil  pengukuran  gula  darah yang  ditransmisikan  ke handphone sehingga  nilai error untuk  tiap  waktu  pengamatan  pun  tidak menentu.  Untuk  mengatasi  hal  ini  maka  dibuatlah program pada handphone android agar nilai real yang diterima dapat disimpan lalu dikirim ke server .

## B. Saran
Perlu  pengembangan  lebih  lanjut  terkait  penggunaan alat ukur gula darah ( glucometer ) yang digunakan dengan pengukuran  kadar  gula  darah  tanpa  mengambil  sampel darah  pasien  serta  diperlukan  sistem  yang  dapat mengirimkan  data  gula  darah  pasien  secara  otomatis  ke server tanpa menggunakan handphone android .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  penulis  ucapkan  kepada  Bapak  Elyas Palantei,  ST.,  M.Eng.,  Phd. dan  Ibu  Dr. Eng.  Ir.  Dewiani, ST,  MT.  yang  banyak  memberikan  masukan  demi terselesaikannya  penelitian  ini.  Tidak  lupa  pula  ucapan terima  kasih  kepada  rekan-rekan  sejawat  yang  juga  ikut membantu penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  A.  Ahmad  Ilham,  E.  Palantei,  dan  Santi,  Pengembangan  Tampilan Visual  Data  Medis  Pada  Jaringan  Telemedis  Interaktif.  Program Studi  Teknik  Elektro,  Konsentrasi  Teknik  Informatika,  Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Makassar, 2014.
[2]  R.  Tamridho,  Rancang  bangun  Alat  Pengukur  Kadar  Gula  Darah. Universitas Indonesia. Depok, 2010.
[3]   Poedjiadi,  Anna,  Dasar-dasar  Biokimia.  Jakarta  :  Universitas Indonesia Press. 1994.
[4]  P.  Indriyani  dan  H.  Supriyatno,  Senam  Aerobik  Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah pada Penderita DM Tipe 2 di Wilayah Puskesmas Bukateja Purbalingga. Semarang. 2007.
[5]  E.  Susanti  dan  N.  Candra,  “Perancangan Wireless  Starter Kendaraan  Bermotor  Memanfaatkan Bluetooth Berbasis  Arduino,” Sigma Teknika, vol.1, No.2 : 207-225, November 2018.
[6]  Hendriono,  “Mengenal  Arduino  Mega  2560”.  [online].  Tersedia  : http://www.hendriono.com/blog/post/mengenal-arduino-mega2560 [Diakses : 18  Desember 2015].
[7]  Shyr-Kuen  Chen,  Tsair  Kao,  Chia-Tai  Chan,  Chih-Ning  Huang, Chih-Yen  Chiang,  Chin-Yu  Lai,  Tse-Hua  Tung,  and  Pi-Chung Wang,  “ A  Reliable  Transmission  Protocol  for  ZigBee-Based Wireless  Patient  Monitoring ”, IEEE  transactions  on  information technology in biomedicine, vol. 16, no. 1, January 2012 .
[8]  B.G.Sudharshan,  S.C  Prasanna  Kumar,  and  Shashiraj  Yadav  R  V, “ A Review Of  Various Technologies And Transmission Modes  For Design And Development Of A Transmission Enabled Glucometer ”,
International Journal of Research in Engineering and Technology, vol. 03 Issue: 06,  June-2014 .
[9]  Amil A. Ilham, Elyas Palantei, dan Santi, Pengembangan Tampilan Visual  Data  Medis  Pada  Jaringan  Telemedis  Interaktif.  Program Studi Teknik Informatika, Universitas Hasanuddin, Makassar. 2014.
[10]  Miriam Garcia Yanez, “ Glucose Meter Fundamentals and Design ”,
Freescale Semiconductor Document , Number:AN4364. Application Note Rev. 1, 01/2013.