## RANCANG
BANGUN

## SISTEM
PEMANTAU PH MENGGUNAKAN  APLIKASI  BLYNK  DAN  KENDALI  PH MENGGUNAKAN AKTUATOR PADA

## BUDIDAYA
AKUAPONIK BERBASIS WEMOS D1 R2
Agung Laksana 1* , Syaiful Alam 2 , Sri Purwiyanti 3 , Emir Nasrullah 4
1,2,3,4 Universitas Lampung; Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No 1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa,
Riwayat artikel: Received: 11 Februari  2023 Accepted: 5  April  2023 Published: 12 April  2023

## Keywords:
Aquaponic, pH, Wemos D1 R2, Blynk
Corespondent Email: agunglaksana371@gmail.c om
Abstrak Akuaponik  merupakan  metode  penggabungan  budidaya  ikan  air tawar  (akuakultur)  dan  budidaya  sayuran  (hidroponik)  yang  memanfaatkan media air dan tidak menggunakan tanah. Pada budidaya Akuaponik, sayuran dan ikan dapat tumbuh optimal dipengaruhi beberapa faktor salah satunya pH air. pH pada sistem Akuaponik berpengaruh pada kemampuan tanaman dalam menyerap nutrisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja alat sistem pemantau  pH  dan  kendali  pH  Akuaponik  pada  tanaman  selada  dengan mikrokontroler Wemos D1 R2 sebagai pengendali utama, aplikasi Blynk yang dapat  membantu  memantau keadaan  pH dan  Aktuator  dalam  hal  ini  Pompa Peristaltik  sebagai  pengendali  otomatis  pH  Akuaponik.  Setelah  dilakukan penelitian  diketahui  bahwa  penelitian  ini  menghasilkan  alat  yang  dapat memantau nilai pH menggunakan aplikasi Blynk dan dapat mengendalikan pH menggunakan Aktuator. Alat pemantau dan pengendali stabil karena mampu menampilkan data dan mempertahankan nilai pH pada rentang nilai pH 6-7 selama  pertumbuhan  tanaman  selada.  Waktu  yang  dibutuhkan  untuk menurunkan  nilai  pH  cenderung  lebih  lama  yaitu  23,6  detik  dibandingkan dengan waktu untuk menaikkan nilai pH yaitu 14,8 detik .
Abstract  Aquaponics  is  a  method  of  combining  freshwater  fish  farming (aquaculture)  and  vegetable  cultivation  (hydroponics)  that  utilizes  water media and does not use soil.  In Aquaponics cultivation, vegetables and fish can grow optimally influenced by several factors, one of which is the pH of water.    pH  in  the  Aquaponics  system  affects  the  ability  of  plants  to  absorb nutrients. This study aims to determine the performance of the pH monitoring system tool and Aquaponics pH control in lettuce plants with the Wemos D1 R2 microcontroller as the main controller, the Blynk application which can help monitor the pH state and actuators in this case the Peristaltic Pump as an automatic control of Aquaponic pH. After conducting research, it is known that this research produces a device that can monitor the pH value using the Blynk application and can control the pH using an Actuator. Monitoring and controlling  devices  are  stable  because  they  are  able  to  display  data  and maintain  pH  values  in  the  range  of  pH  values  of  6-7  during  lettuce  plant growth.  The  time  taken  to  lower  the  pH  value  tends  to  be  longer  at  23,6 seconds compared to the time to raise the pH value which is 14,8 seconds.

## 1. PENDAHULUAN
Akuaponik merupakan metode
penggabungan  budidaya  ikan  air  tawar  yang
biasa disebut sebagai Akuakultur dan budidaya sayur dengan metode hidroponik yang memanfaatkan media air dan tidak menggunakan  tanah.  Kelebihan  dari  metode
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
akuaponik  dibandingkan  dengan  metode  lain adalah  membudidayakan  ikan  air  tawar  dan tanaman  sayur  di  dalam  satu  tempat  yang tersirkulasi.  Hubungan  di  antara  keduanya merupakan  simbiosis  mutualisme  yang  mana kotoran ikan akan menjadi nutrisi yang diserap oleh tanaman, sedangkan tanaman bisa menjadi penyaring  bagi  amonia  dan  nitrogen  lainnya. Hubungan  antara  keduanya  membuat  air  yang ada  bisa  tersirkulasi  kembali  dan  aman  bagi ikan.
Penelitian  sebelumnya  dilakukan  oleh Abhay  Dutta  yang  berasal  dari  Tribhuvan University,  Nepal  pada  tahun  2018  dengan judul  Iot  Based  Aquaponics  Monitoring System. Sistem ini menggunakan Raspberry Pi 3  sebagai  kontrollernya  lalu  menggunakan  3 buah sensor yaitu DHT11 untuk mengukur suhu dan  kelembaban,  sensor  ultrasonic  HCSR04 untuk mengukur ketinggian air, dan sensor pH (E-201-C).  Hasil  dari  pemantauan  dikirimkan ke  web  server  dan  LCD  16x2  referensi,  dan teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Gap  analysis  merupakan  pernyataan  tentang mengapa  penelitian  itu  perlu  dilakukan  dan kebaruan (keunikan) penelitian tersebut [1].
Muhamad  Misbach  Razabi  melakukan penelitian  tentang  merancang  bangun  sistem pemantauan akuaponik
yang diimplementasikan  pada  kelurahan  Kutajaya,
Tangerang tahun 2018. Sistem ini menggunakan  Arduino  Uno  sebagai  akuisisi data dan sensor DHT22 sebagai sensor suhu dan sensor ultrasonik untuk mengetahui ketinggian air kolam [2].
Naser,  Baraa  Abd  Al-Zahraa  melakukan penelitian  pada  tahun  2019.  Penelitian  ini dilakukan  di  University  of  Kufa,  Iraq  dengan judul  Design  and  construction  of  smart  IoT- based  aquaponics  powered  by  PV  cells.  Pada penelitian  ini  dilakukan  pemantauan  pada akuaponik  menggunakan  Internet  of  Things dengan  merekam  beberapa  parameter  secara realtime. Microcontroller yang digunakan pada sistem ini adalah Node_MCU untuk mengakuisisi  data  yang  diterima  dari  sensor untuk  selanjutnya  dikirimkan  ke  web  server. Adapun sensor yang digunakan pada sistem ini adalah  sensor  pH,  sensor  suhu,  sensor  warna, dan sensor oksigen [3].
Adlan Jiwa Kuswinta melakukan penelitian pada  tahun  2019  dengan  judul  implementasi IoT  cerdas  berbasis  Interference  Fuzzy
Tsukamoto  pada  pemantauan  kadar  pH  dan ketinggian  air  dalam  akuaponik.  Sistem  ini menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller  dan  sensor  ultrasonik  dan sensor pH yang memberikan informasi melalui web.  Pada  penelitian  ini  melakukan  metode Fuzzy  Interference  Sistem  dalam  upaya pemantauan akuaponik [4].
Mohammad Kamil Rostam Effendi melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul  IoT  Smart  Agriculture  for  Aquaponics and Maintaining Goat Stall System. Penelitian ini dillakukan di Universiti Teknologi MARA, Shah  Alam,  Selangor, Malaysia.  Penelitian  ini terdapat  2  buah  sistem  yang  ada  pada  smart agriculture  yaitu  sistem  akuaponik  dan  sistem pemeliharaan kambing. Pada sistem akuaponik, menggunakan sensor DHT22, water sensor, dan sensor  LDR.  Microcontroller  yang  digunakan adalah Arduino Mega [5].

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Akuaponik
Akuaponik (aquaponics) merupakan metode penggabungan  budidaya  ikan  air  tawar  yang biasa  disebut  sebagai  akuakultur  dengan budidaya sayur dengan metode hidroponik yang memanfaatkan media air dan tidak menggunakan  tanah.    Limbah  akuakultural mengandung  nitrogen  (dalam  bentuk  amonia) dan fosfor (terutama dalam bentuk fosfat), yang merupakan  nutrisi  penting  untuk  pertumbuhan tanaman.  Tanaman  pada  sistem  hidroponik akan menyerap limbah terlarut dan menjadikannya  sebagai  nutrisi.  Hubungan  di antara keduanya merupakan simbiosis mutualisme  yang  mana  kotoran  ikan  akan menjadi  nutrisi  yang  diserap  oleh  tanaman, sedangkan  tanaman  bisa  menjadi  penyaring bagi  amonia  dan  nitrogen  lainnya.  Hubungan antara  keduanya  membuat  air  yang  ada  bisa tersirkulasi kembali dan lebih aman digunakan bagi ikan [6].

## 2.2 Wemos D1 R2
Wemos  D1  R2  merupakan  salah  satu  jenis mikrokontroler  yang  digunakan  pada  saat  ini. Wemos  merupakan  salah  satu  Arduino compatible  development  board  yang  dibuat untuk keperluan IoT (Internet of Things). Pada wmos  terdapat  chip  SoC Wifi  yaitu  ESP8266.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Adapun  kelebihan  dari  pada  wemos  yaitu sebagai berikut.
▪ Dapat  diprogram  menggunakan  Arduino IDE  sehingga  dapat  mengakses  sintaks program  dan  library  yang  terdapat  di internet.
▪ Memiliki  pinout  standar  seperti  Arduino sehingga memudahkan kita untuk menghubungkan  dengan  Arduino  shield lainnya. ▪ Wemos  dapat  menjalankan  suatu  program lebih cepat dibandingkan dengan mikrokontroler  8bit  yang  digunakan  di Arduino  karena  memiliki  prosessor  utama
32bit berkecepataan 80 MHz
▪ Selain menggunakan Arduino IDE Wemos dapat  diprogram  menggunakan  bahasa Python dan Lua.

## 2.3 IoT ( Internet of Things)
IoT (Internet of Things) terdiri dari dua kata yaitu  kata  pertama  adalah  "Internet"  dan  kata kedua  adalah  "Things".  Internet  adalah  sistem global jaringan komputer yang saling terhubung yang menggunakan rangkaian Internet Protocol (IP)  untuk  melayani  miliaran  pengguna  di seluruh  dunia.  Ini  adalah  jaringan  yang  terdiri dari  jutaan  jaringan  swasta,  publik,  akademis, bisnis,  dan  pemerintah,  lingkup  lokal  hingga global, yang terkait dengan berbagai teknologi jaringan elektronik, nirkabel, dan optik [7].

## 2.4 Sensor pH
Sensor  merupakan  komponen  elektronika yang berfungsi untuk mendeteksi suatu besaran fisik  yang  terjadi  pada  suatu  lingkungan. Besaran  fisik  yang  dideteksi  oleh  sensor  akan diubah menjadi besaran listrik. Sensor memiliki keluaran berupa sinyal digital atau sinyal analog [8].  Adapun  spesifikasi  dari  sensor  pH  SKU SEN0161  akan  ditampilkan  pada  Tabel  1 sebagai berikut:
Tabel 1 Spesifikasi Sensor pH SKU SEN0161 [9]
Bagian Spesifikasi Keterangan Tegangan Kerja 3,3 ~ 5,5 Volt
Signal convertion board Tegangan Keluaran Analog 0 ~ 2 Volt Tingkat akurasi   ± 0,1 (pada pengujian 25ºC) Signal Connector PH2.0-3P Dimensi modul   43mm x 32mm Probe pH Range Deteksi pH 0~14 Suhu kerja 0~60ºC Titik Netral pada pH 7
±0,5
Response Time <1 min

## Gambar 1 Modul sensor pH SKU SEN0161

## 2.5 Pompa Peristaltik
Pompa  peristaltik  atau  dosing  pump digunakan untuk memasukkan cairan larutan ke dalam  plant.  Pada  penelitian  ini  digunakan  2 buah pompa peristaltik, untuk mamasukkan dua jenis  cairan  yaitu  cairan  pH  up  (kalium Hidroksida  10%)  dan  pH  down  (Asam  fosfat 10%). Pada sistem pengendali pompa dikendalikan  melalui  Mikrokontroller  Wemos D1  R2.  Gambar  2.6  menunjukkan  pompa peristaltik yang digunakan.
Gambar 2.6 Pompa Peristaltik
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
3. METODE PENELITIAN

## 3.1  Diagram  Alir  Sistem  Kendali  pH Menggunakan Aktuator
Perancangan  alir  sistem  pemantau  pH  dan kendali menggunakan Aktuator berbasis Internet  Of  Things  pada  Akuaponik  ini menggunakan  sensor  pH  SKU  SEN0161. Proses  pengendalian  terjadi  dimulai  dari pembacaan sensor pH terhadap kondisi air pada Akuaponik,  apabila  pH  terbaca  kurang  dari  6 maka  pompa  pH  up  akan  hidup,  dan  jika pembacaan menunjukkan pH lebih dari 7 maka pompa  pH  Down  akan  hidup.  Lalu  data pengukuran  pH  akan  di  simpan  di  database dalam hal ini pada mikrokontroller dan selesai. Diagram  alir  sistem  pH  dapat  dilihat  pada Gambar 2

## Gambar 2 Diagram Alir Sistem Kendali pH Menggunakan Aktuator

## 3.2 Diagram Blok Perancangan Alat
Perancangan  alat  berupa  sistem  dengan pembacaan kondisi lingkungan pada akuaponik dengan  sensor  pH  air.  Data  yang  terbaca  oleh sensor dikirimkan ke jaringan internet menggunakan  Wemos  D1  R2  yang  terhubung dengan jaringan WiFi. Data yang dikirimkan ke Internet akan diterima dan ditampilkan melalui aplikasi Blynk. Power supply yang digunakan, memiliki  tegangan  keluaran  sebesar  5  Volt, yang  kemudian  terhubung  dengan  rangkaian Wemos  D1  R2  dan  sensor.  Rangkaian  yang dibuat  selanjutnya  dimasukkan  program  yang sebelumnya telah dibuat pada software Arduino IDE. Selanjutnya, alat yang dirancang dipasangkan pada akuaponik dan pengguna bisa
memantau  kadar  pH  pada  akuaponik  secara jarak  jauh.  Diagram  blok  perancangan  alat dapat dilihat pada gambar 3 berikut:
Gambar 3 Diagram Blok Perancangan Alat

## 3.3 Diagram Blok Sistem Kendali
Dibawah  ini  akan  diperlihatkan  Gambar  4 tentang diagram blok sistem kendali
Gambar 4 Diagram Blok Sistem Kendali
Dari gambar 4 tentang diagram blok sistem kendali,  bersifat  open  loop  dan  secara  terus menerus  proses  nya  akan  diulang.  Wemos  D1 R2  akan  memerintahkan  relay  untuk  hidup sesuai  dengan  kondisi  pH  yang  dibaca  atau dikirimkan  oleh  sensor  pH  SKU  SEN0161. Kemudian  masing-masing  dari  aktuator  akan mencampurkan  larutan  buffer  pH  Up  atau  pH Down  pada  media  Akuaponik  dalam  hal  ini adalah bak penampungan air. Setelah tercampur maka sensor pH akan membaca dan mengukur nilai pH yang berada pada air, yang kemudian data  hasil  pembacaan  tersebut  kemabli dikirimkan  menuju  Wemos  D1  R2.  Proses  ini akan  terus  berulang  sampai  dengan  alat  kita berhentikan.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Prinsip Kerja Alat
Perancangan  sistem  ini  menggunakan mikrokontroller  Wemos  D1  R2  sebagai pengolah data hasil pengukuran dari sensor pH. Wemos D1 R2 yang terhubung dengan internet akan mengirimkan data hasil pengukuran yang dibaca oleh sensor ke aplikasi Blynk sehingga budidaya akuaponik dapat dipantau kondisinya secara jarak jauh. Dalam perancangan komponen  sistem  akuaponik  terdapat  empat baris pipa dengan setiap baris pipa memiliki 5 lubang. Panjang pipa berukuran 100 cm dengan jarak  antar  lubang  pipa  sebesar  15  cm  serta tinggi  penyangga  pipa  yaitu  130  cm,  dan volume air yang digunakan sebesar 50 Liter air.
Gambar 5 Hasil Rancangan Akuaponik.
Hasil rancangan Akuaponik pada penelitian ini yaitu berupa sistem untuk membuat sebuah rangkaian  alat  yang  dapat  memonitoring  dan mengontrol  kandungan  nilai  pH  pada  sistem hidroponik  yang  dapat  berfungsi  sebagai  alat perekam  data  monitoring  dengan  akurat, menyimpan  data  dengan  aman  dan  dapat menampilkan  data perekaman  melalui aplikasi Blynk  secara  realtime.  Hasil  perancangan  alat pemantau  dan  kendali  tersebut  dapat  dilihat pada Gambar 6
Gambar 6 Rangkaian Utuh Sistem Pemantau dan Kendali pH

## 4.2 Pengujian Respon Sistem
Uji  respon  sistem  merupakan  tahap pengujian  pada  alat  pemantau  dan  kendali  pH yang  bertujuan  untuk  melihat  seberapa  baik sistem yang akan digunakan dan berapa waktu yang  dibutuhkan  oleh  alat  dalam  memproses data program
Tabel  2  Uji  Respon  Sistem  Pada  Alat Monitoring Uji Alat Hidup (s) Terhubung ke Blynk (s) 1 7,62 8,21 2 6,73 8,03 3 6,53 7,67 4 7,35 7,63 5 8,57 9,03 Rata-rata 7,36 8,11

## 4.3 Rerata Waktu Pengendalian
Rerata waktu pengendalian (RWP) bertujuan  untuk  mengetahui  jeda  waktu aktuator ketika menjalankan suatu proses.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## Tabel 3 Hasil Uji Rerata Waktu Pengendalian
Proses Uji pH Awal pH Akhir Waktu (detik) Menaikkan Nilai pH 1 4,0 6,0 15,0 2 4,1 6,1 14,5 3 4,2 6,2 14,6 4 4,3 6,3 14,7 5 4,4 6,4 15,1 Rata-rata 14,8 Menurunkan Nilai pH 1 8,0 7,0 23,8 2 7,9 6,9 24,0 3 7,8 6,8 23,5 4 7,7 6,7 22,9 5 7,6 6,6 23,7 Rata-rata 23,6
Berdasarkan Tabel 3 Dapat disimpulkan bahwa, waktu  menaikkan  nilai  pH  cenderung  lebih cepat  dengan  rata-rata  14,8  detik  daripada menurunkan  nilai  pH  dengan  rata-rata  23,6 detik.

## 4.4 Hasil Penelitian
4.4.1 Data  Hasil  Pemantauan  pH  secara realtime pada budidaya Akuaponik
1. Data  Hasil  Pemantauan  pH  tanpa  kontrol secara realtime pada budidaya Akuaponik
pada Kamis 19 Januari 2023
Gambar 7 Grafik Pemantauan pH sebelum dikontrol secara realtime Kamis 19 Januari
2023
Berdasarkan  gambar  7  menunjukkan  data hasil pemantauan tanpa kontrol yang dilakukan pada hari Kamis 19 Januari 2023. Pengambilan data  ini  dilakukan  selama  satu  hari  secara realtime, dan diperoleh sampel sebanyak 8640 dengan pengambilan data setiap 10 detik, data dapat  dilihat  pada  lampiran  Tabel  Data  Hasil. Pada  laporan  hasil,  data  diambil  dengan menghitung rata-rata dari setiap satu jam, maka dalam sehari didapatkan 24 data. Dari data yang diperoleh,  menunjukkan  nilai  pH  yang  tidak stabil dan diluar dari standar pH pada akuaponik yaitu dari rentang pH 6-7.
2. Data Hasil Pemantauan pH dengan kontrol
secara realtime pada budidaya Akuaponik pada Jumat 20 januari 2023 – Minggu 22
januari 2023
Gambar 8 Grafik Pemantauan pH dengan kontrol secara realtime Jumat 20 Januari 2023
Gambar  9  Grafik  Pemantauan  pH  dengan
kontrol secara realtime Sabtu 21 Januari 2023 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 08.43… 10.45… 12.47… 14.49… 16.51… 18.53… 20.55… 22.57… 00.59… 03.01… 05.03… 07.05…

## Nilai p H Sen so r SKU
SEN0 1 6 1 Waktu Pengambilan Data Data Pengukuran pH Tanpa Kontrol 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 09.07… 11.09… 13.11… 15.13… 17.15… 19.17… 21.19… 23.21… 01.23… 03.25… 05.27… 07.29…
Nilai p H Sen so r SKU SEN0 1 6 1 Waktu Pengambilan Data Data Pengukuran pH 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 09.31… 11.33… 13.35… 15.37… 17.39… 19.41… 21.43… 23.45… 01.47… 03.49… 05.51… 07.53… Nilai p H Sen so r SKU SEN0 1 6 1 Waktu Pengambilan Data Data Pengukuran pH
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Gambar 10 Grafik Pemantauan pH dengan kontrol secara realtime Minggu 22 Januari
2023
Berdasarkan gambar 8 –  gambar  10
menunjukkan  data  hasil  pemantauan  dengan kontrol  otomatis  yang  dilakukan  pada  hari
Jumat  20  Januari  2023  sampai  dengan  hari Minggu 22 Januari 2023. Pengambilan data ini dilakukan  selama  3  hari  secara  realtime,  dan diperoleh  sampel  sebanyak  25.920  dengan pengambilan  data  setiap  10  detik,  data  dapat dilihat  pada  lampiran  Tabel  Data  Hasil.  Pada laporan hasil, data diambil dengan menghitung rata-rata dari setiap satu jam, maka dalam sehari didapatkan  24  data.  Dari  data  yang  diperoleh, menunjukkan  nilai  pH  yang  stabil  dan  sesuai dengan  standar  pH  pada  akuaponik  yaitu  dari rentang pH 6-7.

## 5. KESIMPULAN
1. Pada penelitian ini menghasilkan alat yang dapat  memantau  nilai  pH  menggunakan aplikasi  Blynk  dan  dapat  mengendalikan pH secara otomatis menggunakan Aktuator.
2. Alat pemantau dan pengendali stabil karena mampu menampilkan data
dan mempertahankan  nilai  pH  pada  rentang
nilai pH 6-7 selama pertumbuhan tanaman selada.
3. waktu menaikkan nilai pH cenderung lebih cepat  dengan  rata-rata  14,8  detik  daripada menurunkan nilai pH dengan rata-rata 23,6 detik.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada semua  pihak  yang  telah  membantu  dan berkontribusi dalam melakukan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Dutta, Abhay. Dahal, Prayukti. Tamang, Pawan. Kumar, Er. Saban. 2018. Iot Based Aquaponics Monitoring System. KEC Conference Proceedings. Vol. 1.
[2]  Razabi,  Muhammad  Misbach.  Rahayu,  Nina. Utami,  Wiranti.  2018.  Rancang  Bangun  Sistem Kontrol  Dan  Pemantauan  Aquaponic  Berbasis Iot Pada Kelurahan Kutajaya. ISSN 2356-5195. Vol.4 No.2.
[3]  Naser,  Baraa  Abd  Al-Zahraa.  Saleem,  Aajam Laith.  Ali,  Ali  Hilal.  Alabassi,  Salam.  Al- Baghdadi, Maher A.R. Sadiq. 2019. Design and construction  of  smart  IoT-based  aquaponics powered  by  PV  cells.  International  Journal  Of Energy And Environment. Vol. 10. No. 3.
[4]  Effendi,  Mohammad  Kamil  Rostam.  Kassim, Murizah. Sulaiman, Norakmar Arbain. Shahbudin, Shahrani. 2020. IoT Smart Agriculture  for  Aquaponics  and  Maintaining Goat  Stall  System.  International  Journal  Of Integrated Engineering Vol. 12 No. 8
[5]  Yildiz,  Hijran  Yavuzcan.  Robaina,  Lidia. Pirhonen,  Juhani.  2017.  Fish  Welfare  in Aquaponic  Systems:  Its  Relation  to  Water Quality  with  an  Emphasis  on  Feed  and  Faeces. Jurnal MDPI. Volume 9. No. 13
[6] Putra, Iskandar. Mulyadi. Ayu Pamukas, Niken. Rusliadi. 2013. Peningkatan Kapasitas Produksi Akuakultur  Pada  Pemeliharaan  Ikan  Selais (Ompok Sp) Sistem Aquaponik. JPK Vol 18 No. 1.
[7] Data  sheet  ESP12E  WiFi  Module  Version  1.0. 2015. Shenzhen Anxinke Technology   C; LTD.
[8]  Syam,  Rafiuddin.  2013.  Dasar  Dasar  Teknik Sensor  [Buku].  Universitas      Hasanudin Makassar. Penerbit Fakultas Teknik.
[9]  DF  Robot,  2014.  Datasheet  pH  Meter  (diakses pada tanggal 21 September 2022). https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/PH meter (SKU: SEN0161)
4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 09.55… 11.57… 13.59… 16.01… 18.03… 20.05… 22.07… 00.09… 02.11… 04.13… 06.15… 08.17… Nilai p H Sen so r SKU SEN0 1 6 1 Waktu Pengambilan Data Data Pengukuran pH