Vol. 12 No. 3, pISSN: 2303-0577 eISSN: 2830-7062              http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4835

## PERANCANGAN  SISTEM  MONITORING  VOLUME  DAN BIAYA  PENGGUNAAN  AIR  BERSIH  DI  RUMAH  KOS BERBASIS INTERNET OF THINGS
Renny Maulidda 1* , Muhammad Husni 2 , Abdurrahman 3
1,2,3 Politeknik Negeri Sriwijaya; Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, Sumatera Selatan 30139; telp/Fax: 62711353414/62711355918
Received: xxxx-xx-xx Accepted: xx-xx-xx

## Keywords:
Monitoring; Internet of Things; NodeMCU ESP8266; Sensor Water Flow; Blynk;
Corespondent Email: rennymaulidda@polsri.ac.id
Abstrak. Rumah kos merupakan penyedia jasa tempat tinggal sementara yang dibayar  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Biasanya  pemilik  rumah  kos  akan membebankan penggunaan listrik dan air kepada penghuni kamar kos. Untuk penggunaan  listrik  dapat  diisi  ulang  dengan  token.  Namun,  berbeda  dengan penggunaan  air  bersih,  pemilik  kos  hanya  menyediakan  beberapa  toren  dan dialirkan  ke  kamar-kamar  kos  tanpa  tahu  volume  dan  biaya  per  kamar  kos, sedangkan kebutuhan air bersih berbeda tiap individu.  Maka pada penelitian ini, dirancang sebuah perangkat yang dapat memonitoring volume dan biaya pengunaan  air  bersih  secara  real  time.  Terdapat  2  buah  mikrokontroler NodeMCU ESP8266 yang terhubung ke internet dan dan sensor water flow . Sistem  kerja  alat  terbagi  menjadi  dua  bagian  yaitu  transmitter  dan  receiver. NodeMCU  pertama  sebagai  receiver  dan  NodeMCU  kedua  sebagai transmitter.  Pada  bagian  transmitter,  sensor  water  flow  akan  mendeteksi adanya  aliran  air,  kemudian  informasi  akan  diproses  dan  akan  dikirimkan receiver.  Bagian  receiver  akan  menerima  informasi  dan  akan  menampilkan data  pada  LCD  dan  aplikasi  Blynk.  Setelah  dilakukan  pengujian,  diperoleh bahwa  perangkat  dapat  berfungsi  sesuai  rancangan  dengan  rata-rata  akurasi pembacaan sensor sebesar 94.25%.
Abstract. A boarding house is a temporary residence that is paid for within a certain period of time. The owner of the boarding house will usually charge the  use  of  electricity  and  water  to  the  occupants  of  the  boarding  room. Electricity usage can be recharged with tokens. However, in contrary to the use  of  clean  water,  the  owner  of  the  boarding  house  only  provides  several water  tanks  and  flows  water  to  the  boarding  rooms  without  knowing  the volume  and  cost  of  each  boarding  room,  while  the  need  for  clean  water  is different for each individual.  So in this research, a device is designed that can monitor the volume and cost of clean water usage in real time. There are 2 NodeMCU  ESP8266  microcontrollers  connected  to  the  internet  and  water flow  sensors.  The  working  system  is  divided  into  two  parts,  namely  the transmitter  and  receiver.  The  first  NodeMCU  as  a  receiver  and  the  second NodeMCU as a transmitter. In the transmitter section, the water flow sensor will detect the presence of water flow, then the information will be processed and will be sent to the receiver. The receiver will receive the information and will display the data on LCD and Blynk application. After testing, it is found that  the  device  can  function  as  designed  with  an  average  sensor  reading accuracy of 94.25%.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## 1. PENDAHULUAN
Penggunaan  air  bersih  menjadi  hal  yang sangat penting sebagai sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Air sangat bermanfaat untuk  menumbuhkan  tanaman,  minuman  bagi hewan,  penunjang  aktivitas  manusia  seperti mencuci,  mandi,  memasak,  kebutuhan  air minum bahkan sebagai sumber energi alternatif. Sumber  air  dapat  diperoleh  dari  air  hujan,  air permukaan (sungai, danau, waduk, dll) dan air tanah  (mata  air,  sumur,  dan  sumur  bor).  Pada umumnya di daerah perkotaan, untuk pemenuhan  akan  kebutuhan  air  bersih  untuk masyarakat, pemerintah menyediakan pelayanan air bersih melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Saat ini PDAM masih menggunakan sistem pencatatan  penggunaan  air  secara  manual dengan  alat  meteran  air  sehingga  pelanggan kesulitan untuk mengetahui jumlah penggunaan air  [1].  Hal  ini  tentunya  kurang  efisien  karena menyita  waktu  dan  tenaga  serta  bisa  terjadi kesalahan pencatatan yang akhirnya merugikan perusahaan dan pelanggan. Terutama bagi yang memiliki  usaha  rumah  kos  dimana  rumah  kos tersebut memiliki satu sumber air bersih namun berbagi  dengan  kamar  kos  lainnya.  Biasanya setiap penghuni kos akan melakukan pembayaran  yang  sama,  padahal  penggunaan air  bersih  untuk  aktivitas  sehari-hari  berbeda [2].  Dengan  perkembangan  teknologi,  sistem pencatatan  dapat  dilakukan  secara  otomatis. Sehingga prosesnya dapat lebih efektif, efisien, dan pelanggan tidak perlu merasa khawatir akan jumlah penggunaan air [3], [4].
Agar tidak menimbulkan konflik yang tidak diinginkan  antar  penghuni  kamar  kos,  maka disetiap  kamar  kos  dapat  dipasang  perangkat otomatis  yang  terdiri  dari  mikrokontroler NodeMCU  ESP8266  dan  sensor water  flow yang  terintegrasi  dengan Internet  of  Things (IoT)  yang  memberikan  informasi  monitoring penggunaan air secara real time menggunakan database  MySQL  kemudian  ditampilkan  pada smartphone  [5],  aplikasi  Telegram  [6],  dan Ubidots  [7].  Dengan  adanya  perangkat  ini, penghuni kamar kos akan melakukan pembayaran  sesuai  dengan  jumlah  air  yang digunakan.  Selain  itu,  perangkat  ini  dapat membantu pemilik rumah kos untuk memantau penggunaan  air  jika  sewaktu-watu  penghuni kamar kos sedang berada diluar namun air tetap mengalir  atau  terjadi  kebocoran  di  kamar  kos
tersebut  yang  akan  berdampak  pada  biaya operasional bulanan rumah kos [8].
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dilakukan perancangan sistem pemantau untuk memantau volume,  dan  biaya  penggunaan  air  bersih  di rumah  kos  berbasis  IoT  dengan tampilan  pada LCD  dan  Blynk  baik  melalui smartphone ataupun laptop.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Internet of Things
Internet  of  Things (IoT)  dapat  diartikan dengan teknologi yang memiliki konsep untuk memperluas, mengembangkan, dan menghubungkan  antar  perangkat  elektronik dengan  memanfaatkan  koneksi  internet  [9]. Dengan  penggunaan  sistem  IoT,  monitoring dapat  dilakukan  kapanpun  dan  dimanapun melalui smartphone sehingga bisa lebih efektif, efisien,  dan  menghasilkan  perangkat  pintar dengan komunikasi melalui internet [10].

## 2.2. Sensor Water flow
Sensor water  flow digunakan  untuk mengukur kecepatan aliran fluida dan membantu  menghitung  volume  aliran  fluida yang  melewatinya.  Satuan  dari  sensor water flow adalah volume per waktu, bisa berupa liter per jam, liter per detik atau m 3 per detik, gallon per menit dan sebagainya [11].

## 2.3. Modul NodeMCU ESP8266
NodeMCU  ESP8266  memiliki  kemampuan untuk  menjalankan  fungsi  mikrokontroler  dan koneksi  internet.  Sistem  monitoring  dan pengendalian dapat diaplikasikan menggunakan  IoT  [12].  Secara  fungsi,  yang membedakan  NodeMCU  ESP8266  dengan board Arduino  dikhususkan  untuk  koneksi internet  dan  dapat  diprogram  menggunakan Arduino IDE [13].

## 2.4. Aplikasi Blynk
Salah  satu  aplikasi  yang  memungkinkan pengguna untuk mengendalikan mikrokontroler dengan  koneksi  internet  adalah  Blynk.  Blynk menjadi  aplikasi  untuk  proyek  IoT  dan ditampilkan melalui perangkat smartphone dan web  [14].    Blynk  juga  memiliki  fitur  untuk menyimpan  data  ke  dalam cloud dan  dapat diunduh untuk  mengakses  riwayat dan membuat analisis.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062 Renny  dkk
2.5. Liquid Crystal Display (LCD)
Liquid  Crystal  Display (LCD)  merupakan penampil huruf atau angka sehingga memudahkan  pengguna  untuk  membaca  data [15]. Pada penelitian ini, LCD digunakan untuk menampilkan data volume penggunaan air dan biaya terbeban pada 2 kamar kos.

## 3. METODE PENELITIAN
Tahapan  yang  dilakukan  dalam  penelitian ini  antara  lain  (1)  observasi  langsung  pada obyek  yang  akan  diteliti,  (2)  perancangan sistem  baik  perancangan hardware dan software yang  bertujuan  untuk  memperoleh rancangan yang tepat, sesuai dengan karakteristik komponen-komponen yang digunakan  dalam  pembuatan  perangkat,  (3) pengujian  sistem,  apakah  sistem  sudah  sesuai dengan perancangan dan (4) evaluasi perangkat. Dengan  adanya  tahapan-tahapan  tersebut penyelesaian dapat dilaksanakan dengan sistematis dan baik.

## 3.1. Perancangan Hardware
Dalam perancangan suatu sistem, pemilihan komponen  merupakan  awal  proses  untuk mengetahui  komponen-komponen  apa  saja yang  digunakan  yang  digambarkan  dalam bentuk  blok  diagram.  Dalam  blok  diagram terdapat beberapa komponen yang dideskripsikan  dengan  blok  dan  garis  yang menunjukkan  hubungan  antar  blok.  Dengan adanya blok diagram, gambaran umum tentang perangkat  yang  akan  dibuat  dapat  diketahui dengan  mudah.  Pada  perangkat  ini  digunakan beberapa  komponen  antara  lain  power  supply, sensor water  flow ,  NodeMCU  ESP8266, aplikasi  blynk.  Diagram  blok  perancangan sistem ditunjukkan pada gambar 1 berikut:
Gambar 1. Blok Diagram Sistem Monitoring Air
Berikut  ini  uraian  mengenai  sistem  kerja perangkat yang dirancang berdasarkan komponen-komponen penyusunnya:
(a) Power  supply,  sebagai  sumber  daya untuk perangkat.
(b) Sensor water  flow, sebagai  perangkat untuk  mendeteksi  adanya  aliran  air yang  kemudian  akan  diproses  ke NodeMCU  ESP8266  dalam  bentuk data  yaitu  pengukuran  volume  air sehingga  bisa  dilakukan  perhitungan biaya  yang  harus  dibayar  penghuni kamar kos.
(c) NodeMCU ESP8266, sebagai pengendali utama dari perangkat untuk mengolah data dari masukan yang akan dikirim  ke  keluaran.  Perangkat  ini menggunakan  2  buah  NodeMCU8266 yang  terhubung  ke  internet  dan  sensor water flow .
(d) Monitor  LCD  I2C,  sebagai  keluaran perangkat untuk menampilan debit dan volume penggunaan air bersih.
(e) Aplikasi Blynk, sebagai keluaran untuk menampilkan  debit,  volume  dan  biaya pada smartphone/laptop dan menyimpan data.
Prototipe desain 3D perangkat dapat dilihat pada gambar 2:
Gambar 2. Desain 3D Sistem Monitoring Air
Pada  perangkat  ini  terdapat  2  input  sensor water  flow  yang  memiliki  3  pin  sambungan yang  terdiri  dari  Power,  Ground,  dan  Sinyal yang  kemudian  akan  disambungkan  dengan  3 pin  di  NodeMCU  ESP8266  kedua  (3V,  GND, D4  dan  D5).  Berikut  merupakan  urutan sambungannya:  Power  =  3V,  GND  =  GND, Sinyal = D4, dan D5.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
LCD  sebagai  output  perangkat  tersambung pada I2C. Kemudian dari I2C selanjutnya akan tersambung pada NodeMCU ESP8266 pertama. LCD  I2C  memiliki  4  Pin  sambungan  yang terdiri  dari  VCC,  GND,  SCL,  dan  SDA. Kemudian akan disambungkan dengan 4 pin di NodeMCU ESP8266 pertama (3V, GND, SCL, dan  SDA)  dengan  VCC  =  3V,  GND  =  GND, SCL = D1, dan SDA = D2. Berikut merupakan rangkaian elektronik keseluruhan yang ditunjukkan pada gambar 3:
Gambar 3. Skematik Sistem Monitoring Air

## 3.2. Perancangan Software
Perancangan  software  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  perancangan program pada aplikasi teks editor Visual Code
Studio
yang menggunakan
bahasa
pemrograman  C++.  Dan  perancangan  pada aplikasi  Blynk  pada  smatphone  dan  web. Program  sendiri  berfungsi  untuk  memberika perintah agar perangkat dapat berkerja sebagaimana seharusnya. Sedangkan perancangan  pada  aplikasi  Blynk  berfungsi sebagai  monitoring  keluaran  sistem  berupa debit,  volume  dan  biaya  air  bersih  yang digunakan. Berikut merupakan tampilan aplikasi yang digunakan untuk program:
Gambar 4. Tampilan Visual Code Studio
Perancangan  perangkat  lunak  biasanya disusun  dalam  bentuk  flowchart.  Flowchart menggambarkan  urusan  proses  pemrograman yang  dibuat  pada  perangkat  sehingga  dapat mempermudah  pengguna  untuk  mengetahui alur  pemrograman  dari  perangkat  sehingga dapat bekerja sesuai dengan prosedur. Diagram alur  cara  kerja  perangkat  dalam  dilihan  pada gambar 5 berikut ini:
Gambar 5. Flowchart Perancangan Sistem
Perangkat  yang  dirancang  ini  memberikan kemudahan  untuk  memantau  penggunaan  air bersih  untuk  keseharian  para  penghuni  kamar kos.  Dikarenakan  kebutuhan  akan  air  bersih yang tidak sama, maka biaya yang dikeluarkan untuk  air  bersih  juga  tentu  tidak  sama. Perangkat ini menggunakan dua buah mikrokontroler  NodeMCU  ESP8266  yang saling berkomunikasi. Terlihat pada flowchat di atas,  pada  penerapan  perangkat  ini  melalui tahap  inisialisasi  sensor  water  flow  dan NodeMCU kedua. Kemudian sensor water flow akan mendeteksi apakah ada aliran air. Setelah mendapatkan  data  debit  air,  maka  NodeMCU kedua  akan  berkomunikasi  dengan  NodeMCU pertama  untuk  mengirim  dan  menerima  data. NodeMCU  kedua  sebagai  transmiter  akan mengirimkan data yang kemudian diterima oleh NodeMCU kedua sebagai receiver.
Informasi  yang  diterima  kemudian  akan diproses  oleh  NodeMCU  pertama.  Data  debit
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
air  yang  diperoleh  kemudian  akan  dilakukan perhitungan  untuk  mendapatkan  data  volume air  dan  biaya  penggunaan  air.  Dari  hasil tersebut, akan ditampilkan pada LCD, smartphone  dan  web  yang  memberikan notifikasi debit, volume dan biaya penggunaan air. Kemudian data-data tersebut akan disimpan pada website Blynk.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Perakitan Perangkat
Komponen-komponen  pada  perangkat  ini berupa modul step down, NodeMCU ESP8266, dan LCD I2C dirakit menggunkaan papan PCB sedangkan  sensor  water  flow  dihubungkan dengan menggunakan kabel jumper. Aliran air berasal  dari  toren  air  yang  kemudian  akan dialirkan  ke  2  kamar  kos  yang  terdapat  sensor water flow . Pada LCD akan tampil volume dan biaya  air  yang  digunakan.  Hasil  perakitan diperlihatkan pada gambar berikut:

## Gambar 6. Sistem Monitoring Air
Selain  tampilan  pada  LCD,  data  debit, volume, dan biaya penggunaan air juga tampil pada aplikasi Blynk di smartphone dan website agar  pemilik  kos  atau  penghuni  kos  dapat mengetahui  penggunaan  air.  Pada  aplikasi blynk  terdapat database yang  tersimpan  dan bisa diunduh untuk melihat kembali penggunaan air. Berikut tampilan pada aplikasi blynk:
Gambar 7. Tampilan Aplikasi Website Blynk

## Gambar 8. Tampilan Aplikasi Smartphone Blynk

## 4.2. Data Pemakaian Air
Pengujian pemakaian air pada penelitian ini menggunakan  2  buah  sensor water  flow untuk aliran  air  pada  2  kamar  yang  dilakukan  mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hasil dari pengumpulan data debit, volume dan pemakaian air diperoleh pada tabel berikut:
Tabel 1. Data Penggunaan Air: Uji Waktu (Jam) Debit Air (L/s) Volume Air (L) Biaya (Rp) Kamar 1 07.00 0.3705 22.23 39.88 08.00 0.1769 10.61 19.04 09.00 0.0673 4.041 7.249 10.00 0.2948 17.69 31.74 11.00 0.6135 36.81 66.03 12.00 0.6065 36.39 65.28 13.00 0.0001 0.007 0.013 14.00 0.0050 0.304 0.545 15.00 0.1006 6.040 10.83 16.00 0.0322 1.937 3.475 17.00 0.1310 7.863 14.10 18.00 0.4923 29.54 52.99 19.00 0 0 0 20.00 0.0071 0.43 0.771 21.00 0.0008 0.052 0.093 Jumlah 2.8992 173.95 312.06 Kamar 2 07.00 1.9445 116.67 209.31 08.00 3.2432 194.59 349.10 09.00 0.3066 18.396 33.001 10.00 2.5874 155.24 278.51 11.00 7.7703 466.22 836.4 12.00 2.9873 179.24 321.56 13.00 0.5793 34.760 62.360 14.00 0.3794 22.768 40.846 15.00 0.2841 17.049 30.581 16.00 3.2525 195.15 350.11 17.00 0.2169 13.015 23.314 18.00 1.3609 81.656 146.52 19.00 13.157 789.424 1416.2 20.00 3.6199 217.196 389.64
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
21.00 11.219 673.198 1207.7 Jumlah 52.909 3174.59 5695.2
Untuk  menghitung  harga  debit  air  yang mengalir  berikut  rincian  berdasarkan  harga sesuai  dengan  surat  keputusan  Walikota Palembang  Nomor  303/KPTS/V/2023  tanggal 29  Agustus  2023,  tentang  tarif  air  minum perusahaan umum daerah Tirta Musi Palembang  diberlakukan  tarif  air  bersih,  yaitu sebesar Rp 1.794 per 0-10 m3 atau Rp 1.75 per liter. Terlihat pada tabel diatas, penggunaan air pada kamar 2 lebih banyak yaitu 3174.59 liter dengan  total  biaya  adalah  Rp  5695.226 dibandingkan  dengan  kamar  1  yaitu  sebesar 173.952  liter  dengan  total  biaya  Rp  312.064. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan air di masing-masing  kamar  berbeda  sehingga  tidak bisa disamaratakan pembayaran biaya penggunaan air antar kamar kos.
Tabel 2. Data Pembacaan Sensor Water Flow :
Uji Gelas ukur (L) Volume Sensor (L) Selisih Error (%) Akurasi (%) Sensor 1 0.5 0.53 0.03 6 94 1 1.11 0.11 11 89 1.5 1.56 0.06 4 96 2 2.25 0.25 12.5 87.5 2.5 2.65 0.15 6 94 3 3.11 0.11 3.7 96.3 3.5 3.65 0.15 4.3 95.7 4 4.2 0.2 5 95 4.5 4.7 0.2 4.4 95.6 5 5.41 0.41 8.2 91.8 Sensor 2 0.5 0.54 0.04 8.0 92 1 1.13 0.13 13.0 87 1.5 1.55 0.05 3.3 96.7 2 2.12 0.12 6.0 94 2.5 2.6 0.1 4.0 96 3 3.12 0.12 4.0 96 3.5 3.67 0.17 4.9 95.1 4 4.06 0.06 1.5 98.5 4.5 4.53 0.03 0.7 99.3 5 5.22 0.22 4.4 95.6
Pengujian  pembacaan  sensor water  flow dilakukan  untuk  menguji  keakuratan  sensor water  flow dalam  membaca  volume  air  yang dihasilkan.  Pada  tabel  hasil  pengujian  di  atas dilakukan paengujian pada kedua sensor water flow,  dengan  rata-rata  persentasi  kesalahan pada  sensor  water  flow  1  adalah  6.5%  dan persentase  akurasi  sebesar  93.5%.  Sedangkan
rata-rata  persentase  kesalahan  pada  sensor water flow 2 adalah 5% dan rata-rata persentase akurasi sebesar 95%.
Pada  setiap  proses  pengujian,  pembacaan pada  gelas  ukur  akan  dibandingkan  dengan pembacaan pada LCD dan aplikasi blynk pada smartphone.  Dapat  dilihat  pada  gambar dibawah  ini  bahwa  volume  air  yang  terdapat pada gelas ukur adalah 2 liter dan tampilan pada LCD  serta  aplikasi  blynk  menunjukkan  pada kamar  kos  1  volume  air  yang  terbaca  adalah 2.25  liter  dan  pada  kamar  kos  2  adalah  1.55 liter.  Pada  pembacaan  kedua  sensor  tersebut terdapat rata-rata kesalahan pembacaan sebesar 5.75% yang terbilang kecil. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat dapat membaca volume  air  yang  digunakan  berdasarkan  debit air yang dibaca oleh sensor water flow.

## Gambar 9. Perbandingan Pengukuran Volume Air

## 5. KESIMPULAN
a. Perangkat sistem monitoring volume dan biaya penggunaan air di kamar  kos  sudah  berfungsi  sesuai rancangan  yaitu  memudahkan  para penghuni kamar kos untuk memonitor penggunaan air sehingga biaya  yang  dikeluarkan  sesuai dengan  banyaknya  penggunaan  air sesuai  dengan  data  pengujian  yang telah dilakukan.
b. Penggunaan air berupa volume dan biaya  berhasil  ditampilkan  pada LCD perangkat dan aplikasi Blynk.
c. Pengujian sesnor water flow menunjukan  kesalahan  rata-rata sebesar  5.75%  dengan  rata-rata akurasi sebesar 94.25%.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya  kepada  rekan-rekan  peneliti  yang telah memberilan saran dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  C.  Widiasari  and  L.  A.  Zulkarnain,  “Rancang Bangun  Sistem  Monitoring  Penggunaan  Air PDAM Berbasis IoT,” J.  Komput.  Terap. ,  vol.
7, no. 2, pp. 153–162, 2021, doi: 10.35143/jkt.v7i2.5152.
[2]  F.  Ghaniyyah  and  R.  Eka  Putri,  “Sistem Monitoring  Penggunaan  Air  Kamar  Kos,” Chipset ,  vol.  4,  no.  01,  pp.  80–87,  2023,  doi: 10.25077/chipset.4.01.80-87.2023.
[3]  A.  T.  Putra,  M.  Fadli,  and  I.  Surya, “Perancangan  Dan  Implementasi  Aplikasi Pemantauan Penggunaan Air Pada Rumah Kos Berbasis  Android,” Semin.  Nas.  Teknol.  Inf. Komun.  dan  Ind. ,  vol.  0,  no.  0,  pp.  329–335, 2018.
[4]  R.  N.  Riyadi,  E.  Wijayanti,  and  A.  C.  Murti, “PERANCANGAN  SISTEM  KAMAR  KOS PINTAR BERBASIS IoT,” Indones. J. Technol. Informatics Sci. , vol. 2, no. 1, pp. 17–21, 2020, doi: 10.24176/ijtis.v2i1.5642.
[5]  N.  Imansyah  and  S.  H.  Widiastuti,  “Sistem Kontrol  dan  Monitoring  Penggunaan  Air Berbasis IoT Menggunakan Modul ESP8266,”
J. Inf. dan Teknol. , vol. 4, no. 2, pp. 108–113,
2022, doi: 10.37034/jidt.v4i3.207.
[6]  S.  N.  Jabir,  M.  Ilham,  and  A.  Insan  Asry, “Rancang Bangun Sistem Monitoring
Penggunaan  Air  PDAM  Berbasis  NodeMCU
ESP8266 Menggunakan Telegram (Studi Kasus
Rumah Kos),” Pros.  Semin.  Nas.  Teknol.  Ind. , vol. 1, pp. 49–53, 2022.
[7]  A.  Tsaltsa  Arbian,  A.  Mudzzakir  Ridwan,  R. Rin  Nurmalasari,  and  P.  Studi  Teknik  Elektro UIN Sunan Gunung Djati Bandung, “Rancang Bangun  Prototipe  Monitoring  Dan  Controlling Penggunaan Air Di Perumahan Berbasis IoT,”
pp. 95–103.
[8]  C.  Lumembang,  K.  Nisa,  M.  F.  Nur,  and  ..., “Rancang Bangun Sistem Penghemat Air pada Rumah Kost berbasis Internet of Things (IoT),” Pros. Semin. Nas. Tek. Elektro dan Inform. , no.
September,  pp.  281–287,  2021,  [Online]. Available: http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/sntei/articl e/view/2931%0Ahttp://jurnal.poliupg.ac.id/ind ex.php/sntei/article/viewFile/2931/2532
[9]  H.  Prasetyo,  T.  K.  Wijaya,  and  M.  Algusri, “PERANCANGAN PROTOTYPE KONTROL DAN MONITOR LEVEL AIR PADA MESIN BOILER  BERBASIS  IoT  (  Internet  of  Things ),” vol. 6, no. 2, pp. 377–388, 2023.
[10] F.  Ifacturrohman  and  I.  Sucahyo,  “Rancangan Alat  Monitor  Volume  Air  Dalam  Tangki Berbasis IoT dan Smarphone,” vol. 09, 2020.
[11] M. Hardiansyah and T. Ariyadi, “Smart Sistem Kontrol Penggunaan Air PDAM Dengan,” vol. 21, no. April, pp. 11–22, 2024.
[12] D.  Sasmoko  and  R.  Horman,  “Sistem Monitoring  Aliran  Air  Dan  Penyiraman Otomatis  Pada  Rumah  Kaca  Berbasis  IOT Dengan Esp8266 Dan Blynk,” vol. 4, no. 1, pp. 1–10, 2020.
[13] K.  A.  Prasetia et  Al. ,  “Monitoring  Bebek Menggunakan  Modul  Nodemcu  8266  Yang,” Vol. 12, No. 2, Pp. 1154–1162, 2024.
[14] H.  M.  Syaban,  T.  Mufizar,  And  U.  P. Tasikmalaya,  “Menggunakan  Sensor  Pir Dengan Notifikasi,” Vol. 12, No. 2, 2024.
[15] A. B. Wibowo, R. D. Laksono, F. Teknik, And P. T. Elektro, “Sistem Monitoring Penggunaan Air Sawah,” Vol. 4, No. 2, Pp. 28–35, 2024.