Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering (JJEEE)

## Rancang Bangun Power Meter Berbasis Arduino

## Iskandar Zulkarnain Nasibu
Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo, Indonesia zul.nasibu@ung.ac.id
Wahab Musa Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo, Indonesia wmusa@ ung.ac.id
Annisa Riana Haras
Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo, Indonesia annisariana240@gmail.com Diterima : Juni 2021 Disetujui : Desember 2021 Dipublikasi : Januari 2022
Abstrak-  Pada  laboratorium  teknik  elektro  dibutuhkan  alat pengukur  daya  sebagai  alat  bantu  dalam  proses  perkuliahan, dengan  adanya alat  ini  dapat memudahkan mahasiswa dalam proses  perkuliahan  terutama  dalam  mata  kuliah  praktikum yang  berhubungan  dengan  pengukuran  daya.  Sehingga pada penelitian  ini  dirancang  alat  ukur  power  meter  yang  dapat mengukur tegangan, arus, daya aktif, daya semu, frekuensi, dan faktor daya untuk mempermudah proses perkuliahan terutama dalam mata kuliah praktikum. Alat ukur ini berbasis Arduino ATmega 328P dan menggunakan ZMPT101B dan ZMCT103C sebagai sensor. Hasil pengukuran ditampilkan pada layar LCD 2004.  Untuk  bagian  perangkat  lunak,  alat  ini  menggunakan library  PowerMonitor.  Alat  ukur  ini  diharapkan  dapat digunakan pada laboratorium teknik elektro. Dari pengujian di laboratorium  dengan  menggunakan  beban  resistif  dan dibandingkan dengan power meter pabrikan, didapatkan error presentasi untuk tegangan sebesar 0,33%, arus sebesar 0,26%, dan  daya  aktif  sebesar  0,63%.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa power  meter  rancangan  dapat  memberikan  pengukuran dengan keakuratan yang sangat baik.
KataKunci  :  Wattmeter;  ZMPT101B;  ZMCT103C;  Arduino; Atmega 328P; PowerMonitor.
Abstract-In the electrical engineering laboratory, a power meter is  needed  as  a  tool  in  the  lecture  process,  with  this  tool  it  can facilitate students in the lecture process, especially in practicum courses related to power measurement. So that in this research is  a  design  of  an  electrical  instrument  that  is  able  to  measure, voltage, current, active power, apparent power, frequency, and power  factor  to  facilitate  the  lecture  process,  especially  in practicum  courses.  This  instrument  is  based  on  the  Arduino Atmega328P, and it use ZMPT101B and ZMCT103C as sensors. Th measurement results are displayed on the 2004 LCD screen. This  instrument  employs  the  PowerMonitor  library  for  its software. This measuring instrument is expected to be used in electrical engineering laboratories. Based on laboratory testing of  a  resistive  load  which  compared  to  a  manufactured  power meter, it reveals that the percentage error of a voltage, a current, and  active  power  is  0.33%,  0.26%,  0.63%,  respectively.  This signifies  that  the  design  of  a  power  meter  can  provide  an accurate measurement.
Keyword  :  Wattmeter;  ZMPT101B;  ZMCT103C;  Arduino; Atmega328P; PowerMonitor.

## I. PENDAHULUAN
Alat  ukur  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  alat  yang dapat  mengetahui  besarnya  nilai  yang  digunakan  dalam sebuah satuan berdasarkan tingkat ketelitian tertentu. Dalam bidang  kelistrikan  alat  ukur  yang  biasa  dijumpai  secara umum  diantaranya  voltmeter  sebagai  pengukur  tegangan, amperemeter  sebagai  pengukur  arus,  wattmeter  sebagai pengukur daya. [4]
Pada  laboratorium  teknik  elektro  dibutuhkan  alat pengukur daya sebagai alat bantu dalam proses perkuliahan, dengan adanya alat ini dapat memudahkan mahasiswa dalam proses  perkuliahan  terutama  dalam  mata  kuliah  praktikum yang  berhubungan  dengan  pengukuran  daya.  Berdasarkan latar  belakang  tersebut  maka  peneliti  merancang  dan membuat    alat  ukur  power  meter  berbasis  arduino  yang berfungsi untuk menginformasikan daya listrik.
Adapun  penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan power meter yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Arifin  dkk,  mengenai  “ Rancang  Bangun  Prototype  Power Meter  1  Fasa  Berbasis  Mikrokontroller  Atmega328P” . Penelitian ini menciptakan sebuah prototype power meter 1 fasa  yang  dapat  mengukur  arus,  tegangan,  faktor  daya  dan daya  aktif  pada  beban  1  fasa  dengan  menggunakan  text message  dari  modul  GSM  sehingga  data  dari  hasil pengukuran dapat diterima pengguna lewat handpone/smartphone melalui pesan SMS.[1]
Berdasarkan penelitian sebelumnya peneliti merancang dan membuat  alat ukur power meter berbasis arduino yang berfungsi  untuk  menginformasikan  daya  listrik  serta  dapat mempermudah  dalam  proses  pembelajaran  khususnya  pada mata kuliah praktikum, Alat ini memiliki beberapa kelebihan yaitu tidak membutuhkan sumber daya yang besar, terdapat tampilan  untuk  memudahkan  pengguna  mengetahui  beban yang sedang digunakan, dan dapat menampilkan grafik hasil pengukuran.

## II. METODE PENELITIAN
Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari informasi dari berbagai sumber seperti membaca  dan  mempelajari  buku,  jurnal,  artikel,  dan  situs internet yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas dalam penelitian  ini;  Pada  penelitian  ini  dilakukan  eksperimen secara  langsung  dalam  membuat  alat  serta  melakukan pengujian.  Pada  metode  ini  dilakukan  dua  pengujian  yaitu, pengujian program dan pengujian alat.
Rancangan alat ini menggunakan rangkaian sebagaimana tertera pada Gambar 1 berikut:
Gambar 1. Rangkaian utama .
Rangkaian pada Gambar 1 dirancang untuk digunakan pada mikrokontoler ATMEL AVR, misalnya ATmega 328P pada development  board Arduino  Uno  atau  Arduino  Nano, atau ATmega 2560 pada development board Arduino Mega. Pada  mikrokontroler  AVR,  tegangan  referensi  ADC ( Analogue  to  Digital  Converter )  yang diizinkan  adalah 5V. Untuk mengukur tegangan AC, baik belahan positif maupun negatif  harus  dalam  jangkah  tegangan  0V  hingga  5V. Sementara  untuk  titik  netral  pada  tegangan  AC  diset  pada tegangan  tengahnya,  yakni  2,5  VDC.  Pada  Gambar  1,  titik pertemuan dua resistor identik 100 kΩ dijadikan sebagai titik netral virtual untuk masukan AC. Dengan demikan tegangan maksimum  AC  (V max )  yang  bisa  diukur  adalah  2,5  VAC. Selanjutnya tegangan efektif (V eff ) adalah:
𝑉 𝑒𝑓𝑓 = 𝑉 𝑚𝑎𝑥 √2 = 2,5 𝑉 √2 = 1,768 𝑉
Untuk  mengindera  tegangan,  digunakan  transformator tegangan  ZMPT101B  dengan  perbandingan  lilitan  1:1  dan arus input dan output adalah 2 mA. Resistor input ditentukan sebesar  820  kΩ  dan  resistor  output  sebesar  5,6  kΩ.  Bila tegangan efektif keluaran maksimum adalah 1,768 V, maka tegangan efektif masukan maksimum adalah:
𝑉 𝑖𝑛 = 𝑉 𝑜𝑢𝑡 𝑅 𝑜𝑢𝑡 𝑅 𝑖𝑛 = 1,768 𝑉 5,6 𝑘Ω 820 𝑘Ω = 259 V Sementara untuk penginderaan arus, digunakan transformator arus ZMCT103C. Transformator ini memetakan  arus  input  5  A  menjadi  5  mA  arus  output (1000:1). Bila tegangan efektif keluaran maksimum sebesar 1.768 V, maka nilai resistor keluaran sebesar:
𝑅 𝑜𝑢𝑡 = 𝑉 𝑜𝑢𝑡 𝐼 𝑖𝑛 1000 ⁄ = 1,768 𝑉 5 𝐴 1000 ⁄ = 1,768 𝑉 5 𝑚𝐴 = 353,6 Ω
Nilai  standar  resistor  output  yang  terdekat  adalah  330 Ω, dengan nilai tersebut, arus maksimum yang bisa diindera sebesar:
𝐼 𝑖𝑛 = 𝑉 𝑜𝑢𝑡 𝑅 𝑜𝑢𝑡 1000 = 1,768 𝑉 330 Ω 1000 = 5,358 𝐴
Selanjutnya frekuensi sampling mikrokontroler ATMEL  AVR  dengan  frekuensi  clock  16  MHz  (frekuensi yang  digunakan  pada development  board Arduino)  adalah sebesar 9615 Hz. Nilai ini didapatkan dengan nilai prescaler 128  dan  menurut datasheet konversi  normal  membutuhkan 13 siklus clock ADC.
𝑓 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔 = 𝑓 𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟 ⁄
𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠 = 16 𝑀𝐻𝑧 128 ⁄ 13 = 125 𝑘𝐻𝑧 13 = 9615 𝐻𝑧
Menurut datasheet mikrokontroler  AVR,  rangkaian ADC membutuhkan frekuensi clock sebesar 50 kHz hingga 200 kHz untuk resolusi maksimum (10 bit). Sementara nilai prescaler lainnya (7 bit) adalah 64, 32, 16, 8, 4, dan 2. Untuk resolusi  10  bit,  nilai  prescaler  128  (default  Arduino)  tidak bisa diganti lagi.
Untuk mencuplik satu gelombang penuh tegangan dan arus listrik dengan frekuensi 50 Hz (frekuensi standar yang digunakan di Indonesia) akan menghasilkan jumlah sampel n sebanyak:
𝑛 = 𝑓𝑟𝑒𝑞 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟𝑒𝑞 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 = 9615 𝐻𝑧 50 𝐻𝑧 = 192 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
Jumlah  192  sampel  ini  terdiri  dari  96  sampel  untuk tegangan,  dan  96  buah  sampel  untuk  arus.  Dalam  praktek, jumlah  masing-masing  sampel  tidak  akan  mencapai  angka 96,  oleh  sebab  selama  proses  sampling,  ada  juga  beberapa proses kalkulasi untuk mendeteksi fasa positif, fasa negatif, dan silangan nol yang juga butuh waktu.
Dalam  perhitungan  daya,  dibutuhkan  dua  buah  ADC yang bekerja bersamaan secara paralel, masing-masing untuk tegangan dan arus, sementara mikrokontoler ATMEL AVR hanya  memiliki  satu  buah  ADC  dengan  6/8/16 channel termultipleks. Agar bisa dilakukan pada mikrokontroler AVR dilakukan dengan cara berikut:
• Proses sampling: tegangan dicuplik dahulu dan disimpan pada variable array V[i], kemudian arus yang dicuplik dan disimpan  pada  variable  array  I[i].  Proses  akan  diulang selama periode satu gelombang 50 Hz (±20 mili detik).
• Proses  kalkulasi:  sebelum  dikalkulasi,  masing-masing nilai  V[i]  akan  digeser  fasanya  terlebih  dahulu  agar sinkron dengan masing-masing nilai I[i]. Caranya adalah mengambil nilai tengah antara dua nilai, yaitu dengan cara berikut:
𝑉[𝑖] = 𝑉[𝑖] + 𝑉[𝑖 + 1] − 𝑉[𝑖]
2
Selanjutnya nilai tegangan RMS adalah:
𝑉 𝑅𝑀𝑆 = √ ∑ 𝑉[𝑖] 2 𝑛−1 𝑖=0 𝑛 2 ∙ 𝑉 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜
V ratio adalah  nilai  perbandingan  tegangan  masukan terhadap  tegangan  keluaran.  Nilai  ini  bersama  dengan nilai I ratio ditentukan saat proses kalibrasi.  Demikian pula untuk arus RMS adalah:
𝐼 𝑅𝑀𝑆 = √ ∑ 𝐼[𝑖] 2 𝑛−1 𝑖=0 𝑛 2 ∙ 𝐼 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜
Selanjutnya perhitungan daya nyata adalah:
𝑃 𝑟𝑒𝑎𝑙 = ∑ 𝑉[𝑖] ∙ 𝐼[𝑖] 𝑛−1 𝑖=0 𝑛 ∙ 𝑉 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 ∙ 𝐼 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜
Untuk daya semu menjadi:
𝑃 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 = 𝑉 𝑅𝑀𝑆 ∙ 𝐼 𝑅𝑀𝑆
Akhirnya faktor daya atau cos φ bisa dihitung:
cos 𝜑 = 𝑃 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑃 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡
Berikut  flowchart  yang  digunakan  untuk  menjelaskan urutan proses kerja alat. Flowchart tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.
Start Detect Freq Sampling V & I Save to V[] & I[] Calculate: V rms , I rms , P app , P real , & PF Freq = 0 ? Display: V rms , I rms , P app , P real , PF, & Freq Display: No Voltage Y N Sample_count = 0 ? Y N
Gambar 2. Main flowchart
Setelah  program  dimulai,  dilakukan  proses  untuk mendeteksi  frekuensi  lalu  tentukan  apakah  frekuensi  sama dengan  nol.  jika  ya,  maka  akan  ditampilkan  “tidak  ada tegangan”,  Jika  frekuensi  tidak  sama  dengan  nol  lanjutkan pada proses sampling tegangan dan arus kemudian simpan ke array. Lalu hitung apakah sampel sama dengan nol jika ya, maka  tampilkan  “tidak  ada  tegangan”.  Jika  hitungan  tidak sama dengan nol maka proses dilanjutkan untuk menghitung V rms ,  I rms ,  P app ,  P real ,  PF,  &  Freq.  kemudian  tampilkan  hasil perhitugan dan kembali pada proses awal.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berikut  diagram  blok  rangkaian  pengujian  alat  dapat dilihat pada Gambar 2.
Voltage Source AC 0 - 260V Alat Ukur Referensi
Alat Ukur Rancangan
Beban Resistif 0 - 200 Ω

## Gambar 2. Diagram blok
Berdasarkan  Gambar  2  dapat  dijelaskan  rangkaian pengujiannya. Alat ukur referensi dihubungkan pada sumber tegangan, lalu keluaran dari alat ukur tersebut dihubungkan dengan  alat  ukur  rancangan,  sehingga  pembacaan  nilai pengujian  dapat  dibaca  secara  bersamaan.  Kemudian  pada alat ukur rancangan dihubungkan beban.

## a. Pengujian Tegangan
Pada  pengujian  tegangan,  alat  ukur  rancangan dihubungkan dengan alat ukur referensi seperti pada Gambar 2,  Kemudian  diberi  sumber  tegangan  yang  berbeda-beda dengan  beban  200Ω.  Pada  pengujian  ini  dilakukan  9  kali pengukuran  yang  setiap  pengukurannya  dicatat  pada  tabel, lalu  hasilnya  dibandingkan  dengan  nilai  pada  alat  ukur referensi untuk melihat keakuratan nilai pengukuran dari alat ukur rancangan. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel 1
Tabel 1. Hasil pengukuran tegangan No Tegangan Referensi (V) Tegangan Alat (V) Error presentasi 1 50 49.949 0.001 2 80 79.581 0.005 3 110 110.255 0.002 4 150 149.469 0.004 5 180 179.622 0.002 6 200 200.554 0.003 7 220 221.138 0.005 8 240 241.04 0.004 9 250 249.443 0.002 Jumlah nilai error 0.03
Berdasarkan  Tabel  1,  perbandingan  hasil  pengukuran tegangan  pada  power  meter  referensi  dan  power  meter rancangan diperoleh jumlah nilai error sebesar 0.03.
MAPE = 0,03 9 ∗ 100 = 0,33%
N L
Berdasarkan  perhitungan  diatas  diperoleh  nilai  error presentase rata-rata sebesar 0,33%.

## b. Pengujian Arus
Seperti  pada  pengujian  tegangan,  pada  pengujian  arus juga digunakan beban 200Ω dengan sumber tegangan yang diubah-ubah.  Pada  pengujian  ini  juga  dilakukan  9  kali pengukuran. Hasil dari pengujian ini kemudian dicatat pada tabel, lalu hasilnya dibandingkan dengan nilai pada alat ukur referensi untuk melihat keakuratan nilai pengukuran dari alat ukur rancangan. Hasil dari pengujian arus dapat dilihat pada tabel 2
Tabel 2. Hasil pengukuran arus No Tegangan Sumber (V) Beban (Ω) Arus Referensi (A) Arus Alat (A) Error presentasi 1 50 200 0.25 0.249 0.004 2 80 200 0.4 0.396 0.01 3 110 200 0.55 0.549 0.002 4 150 200 0.74 0.741 0.001 5 180 200 0.89 0.888 0.002 6 200 200 0.99 0.989 0.001 7 220 200 1.09 1.089 0.001 8 240 200 1.19 1.191 0.001 9 250 200 1.23 1.228 0.002 Jumlah nilai error 0.024
Berdasarkan  Tabel  2,  perbandingan  hasil  pengukuran arus pada power meter referensi dan power meter rancangan diperoleh jumlah nilai error sebesar 0.024.
MAPE = 0,024 9 ∗ 100 = 0,26%
Berdasarkan  perhitungan  diatas  diperoleh  nilai  error presentase rata-rata sebesar 0,26%.

## c. Pengujian Daya
Pada  pengujian  daya  digunakan  beban  200Ω  dengan tegangan yang berubah-ubah seperti pada pengujian tegangan dan  arus.  Kemudian  hasil  dari  pengujian  dicatat  dan dibandingkan dengan alat ukur referensi. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut:
Tabel 3. Hasil pengukuran daya
No Daya Referensi (W) Daya Alat (W) Error presentasi 1 12.5 12.466 0.003 2 31.8 31.44 0.011 3 60.5 61.377 0.014 4 111 110.355 0.006 5 160.2 159.431 0.005 6 198 197.462 0.003 7 239.8 238.465 0.006 8 285.6 284.7 0.003 9 307.5 305.379 0.007 Jumlah nilai error 0.057
Berdasarkan  Tabel  3,  perbandingan  hasil  pengukuran daya pada power meter referensi dan power meter rancangan diperoleh jumlah nilai error sebesar 0.057.
MAPE = 0,057 9 ∗ 100 = 0,63%
Berdasarkan  perhitungan  diatas  diperoleh  nilai  error presentase rata-rata sebesar 0,63%.

## IV. KESIMPULAN
Simpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah: 1). Power  meter  di  rancang  menggunakan  ZMPT101B  sebagai sensor  tegangan  dan  ZMCT103C  sebagai  sensor  arus,  yang kemudian keluaran dari kedua sensor tersebut akan masuk ke Arduino sebagai pengolah data dan ditampilkan melalui LCD 20x4,  data  yang  ditampilkan  berupa  tegangan,  arus,  daya nyata, daya semu, frekuensi, dan cosφ;  2). Hasil Pengukuran menggunakan alat ukur  rancangan dan dibandingkan dengan alat  ukur  referensi  mendapatkan  error  presentasi  untuk tegangan  sebesar  0,33%,  arus  sebesar  0,26%,  daya  sebesar 0,63% dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan nilai pengukuran menggunakan power meter rancangan akurat.

## SARAN
Alat  ini  belum  dapat  menyimpan  data  hasil  pengukuran sehingga  diharapkan  pada  penelitian  selanjutnya  dapat ditambahkan  modul  micro  SD  untuk  menyimpan data  hasil pengukuran.

## REFERENSI
[1] Arifin,  N.,  Lubis,  R.  S.,  &  Gapy,  M.  (2019). Rancang Bangun Prototype Power Meter 1 Fasa . 4 (1), 13–22.
[2] Atmel. (2014). ATmega328P . 650.
http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR- Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A- 168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf
[3] Badruzzaman,  Y.  (2012).  Real  Time  Monitoring  Data Besaran  Listrik  Gedung  Laboratorium  Teknik  Sipil Politeknik Negeri Semarang. Jurnal Jtet , 1 (2), 50–59.
[4] Budiman, A., Rifai, I. N., Elektronika, D., Instrumentasi, D., Vokasi, S., Gadjah, U., & Pustaka, T. (2014). Sistem Monitoring Dan Proteksi Watt Meter Multi Chanel a-47 a-48. SENTIA 2014-Politeknik Negeri Malang , 6 , 47–50.
[5] Ekayana,  A.  G.,  &  Ratna  Rakasiwi,  A.  A.  (2018). Rancang  Bangun  Pengaman  Power  Supplay  Berbasis Zero  Crossing  Detector  Pada  Laboratorium  Komputer. Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan , 15 (1), 10– 19. https://doi.org/10.23887/jptk-undiksha.v15i1.12668
[6] Fauzan, F. Danang Wijaya, B. S. (n.d.). Studi Perbaikan Faktor  Daya  Beban  Induktif  Dengan  Kompensator Reaktif  Seri  Menggunakan  Sakelar  Pemulih  Energi Magnetik. Teknik Elektro FT UGM , 125–147.
[7] H.  HR.  Jufri,  Nasruddin,  B.  (1953).  Rancang  Bangun Alat  Ukur  Daya  Bolak-Balik  Berbasis  Mikrokontroler ATmegaA8583. Japanese  Journal  of  Soil  Science  and
Plant Nutrition , 23 (4), 304. https://doi.org/10.20710/dojo.23.4_304_1
[8] Muchtar,  A.,  Muhammad,  U.,  &  Mariyah,  A.  (2017). Prototipe  Sistem  Monitoring  Penggunaan  Daya  Motor Listrik  3  Fasa  Berbasis  Java  Programing. JTT  (Jurnal
Teknologi Terpadu) , 5 (1), 1.
https://doi.org/10.32487/jtt.v5i1.200
[9] Sagita,  S.  M.,  Khotijah,  S.,  &  Amalia,  R.  (2013). Pengkonversian Data Analog Menjadi Data Digital Dan Data  Digital  Menjadi  Data  Analog  Menggunakan Interface  Ppi  8255  Dengan  Bahasa  Pemrograman Borland Delphi 5 . 0 . 6 (2), 168–179.
[10] Sitorus,  R.  J.,  &  Warman,  E.  (2013).  Studi  Kualitas Listrik Dan Perbaikan Faktor Daya Pada Beban Listrik Rumah  Tangga  Menggunakan  Kapasitor. Singuda
Ensikom , 3 (2), 64–69.
[11] Nusa,  T.,  Sompie,  S.  R.  U.  A.,  &  Rumbayan,  E.  M.
(2015). I. E-Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer , 4 (5), 19–26. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom/artic le/download/9974/9560
[12] Husnawati,  H.,  Passarella,  R.,  Sutarno,  S.,  & Rendyansyah,  R.  (2013).  Perancangan  dan  Simulasi Energi  Meter  Digital  Satu  Phasa  Menggunakan  Sensor Arus ACS712. Jnteti , 2 (4), 307–315.
[13] Muljono,  A.  B.,  Nrartha,  I.  M.  A.,  Ginarsa,  I.  M.,  & Suksmadana,  I.  M.  B.  (2018).  Rancang  Bangun  Smart Energy  Meter  Berbasis  UNO dan  Raspberry  Pi. Jurnal Rekayasa Elektrika , 14 (1), 9–18.
https://doi.org/10.17529/jre.v14i1.8718
[14] Naga, D. S. (2006). Perancangan Dan Implementsi Alat Ukur Daya Listrik Arus Bolak-Balik Satu Fasa Berbasis Personal  Computer. TESLA  Jurnal  Teknik  Elektro UNTAR , 8 (1), 29–43.
[15] Ratnasari,  T.,  &  Senen,  A.  (2017).  Perancangan prototipe  alat  ukur  arus  listrik  Ac  dan  Dc  berbasis mikrokontroler arduino dengan sensor arus Acs-712 30 ampere. Jurnal Sutet , 7 (2), 28–33.