Industri Inovatif - Jurnal Teknik Industri ITN Malang, 29 September 2018

## PERANCANGAN ALAT REFLEXI YANG ERGONOMIS DENGAN BATU GIOK
ST.Salammia l.A  ¹ ) , Sanny Anjarsari ² ) ,  Sri Indriani 3)
1,2,3) Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri,  Institut Teknologi Nasional Malang
Abstrak, Perancangan  alat  Reflexi  yang  beredar  di  pasaran  untuk  menunjang  kesehatan  belum  dirancang berdasarkan  standard  ergonomis,    Salah  satu  diantaranya  adalah  ceragem,  yaitu  salah  satu  teknik  pengobatan efektif  yang  memaduhkan  teknologi  canggih  dunia  kedokteran  dengan  pengobatan  tradisional  warisan  leluhur. Ceragem merupakan sebutan alat kesehatan yang menggunakan teknologi sinar infra merah  dipadukan dengan batu giok dalam balutan mesin berteknologi canggih. Terdapat empat prinsip utama pengobatan ceragem yakni urut, knop, Infra merah jauh dan Chiroparactic (tulang belakang) menjadi langkah proses penyembuhan. Ukuran yang  tidak  tepat  pada  syaraf  yang  diterapi  disebabkan  ukuran  Tubuh  Bangsa  Indonesia  terutama  tinggi  badan tidak sesuai dengan ukuran alat reflexi sehingga titik-titik syaraf yang direflexi tidak tepat seperti yang terlihat perbedaan  tinggi  badan  menurut  Program  Mannequin  Pro  antara  eropa  dan  Asia.Tinggi  Tubuh  untuk menentukan  panjang  tempat  tidur  terapi  =  170  cm,  Panjang  Tulang  Belakang  Untuk  menentukan  perletakkan dari batu giok  yang diletakkan disekitar bagian tulang belakang = 72 cm,  Lebar Bahu untuk  menentukan lebar tempat  tidur  terapi  =  52  cm  Panjang  Popliteal  untuk  menentukan  perletakkan  dari  batu  giok  betis  =  45 cm.Panjang  Paha  untuk  menentukan  peletakan  dari  batu  giok  bagian  paha  =  55  cm  ,Panjang  Perut  untuk menentukan peletakan batu  giok bagian perut = 26 cm,  Lebar Pinggul  untuk  menentukan peletakan   batu giok bagian pinggang dan pinggul = 41 cm.
Kata Kunci : Perancangan, Alat Reflexi, Ergonomis, Standard, Ceragem, Infra Merah, Batu Giok

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  hasil  survey  di  beberapa tempat  pelayanan  Jasa  kesehatan  di  Kota Malang,  terdapat  alat-alat  elektronik  yang berfungsi sebagai alat reflexi untuk syaraf yang tidak  berfungsi  secara  efektif  sehingga  fungsi dari  alat tersebut tidak  mencapai tujuan  utama dari  alat  tersebut.  Salah  satu  alat  reflexi tersebut adalah reflexi batu giok. Alat tersebut dirancang dengan pedoman ukuran antropometri yaitu dengan desain ukuran tubuh orang Eropa sesuai asal produk tersebut.
Antropometri  menurut  ukuran  tubuh manusia yang telah dituangkan dalam program Mannequin  Pro  terdiri  dari  beberapa  ukuran seperti  untuk  benua  Asia.  Bangsa  Indonesia sudah  masuk  dalam  kelompok  ukuran  Asia Tenggara  yang  dikategorikan  postur  tubuh hampir sama, salah satunya adalah Antropometri  untuk  Bangsa  Indonesia,  maka dengan  hasil  survey  yang  dilakukan  di  Kota Malang pada tempat-tempat pelayanan Kesehatan  Reflexi  terlihat  bahwa  alat  tersebut perlu  didesain  ulang  yang  akan  disesuaikan
dengan  Antropometri  orang  Indonesia  yaitu kelompok Asia Tenggara.
Ukuran  yang  tidak  tepat  pada  syaraf yang  diterapi  disebabkan  ukuran  Tubuh Bangsa  Indonesia  terutama  tinggi  badan  tidak sesuai  dengan  ukuran  alat  reflexi  sehingga titik-titik  syaraf  yang  direflexi  tidak  tepat seperti  yang  terlihat  perbedaan  tinggi  badan menurut Program Mannequin Pro
Tabel 1: Ukuran Tubuh Manusia Asia dan
Eropa
Gambar 1; Struktur pengukuran Antropometri
Industri Inovatif - Jurnal Teknik Industri ITN Malang, 29 September 2018
Perancangan Alat Reflexi Salammia| Sanny| Sri
1. Aplikasi  Data  Anthropometri  Dalam Perancangan Produk / Fasilitas Kerja
Terdapat  tiga  prinsip  dalam  pemakaian  data anthropometri, yaitu:
a. Perancangan berdasakan individu ekstrim. Prinsip ini digunakan apabila kita mengharapkan agar fasilitas yang dirancang tersebut  dapat  dipakai  dengan  enak  dan nyaman  oleh  sebagian  besar  orang-orang yang  akan  memakainya  (biasanya  minimal oleh 95% pemakai).
b.Perancangan  fasilitas  yang  bisa  disesuaikan Prinsip ini digunakan untuk merancang suatu fasilitas agar fasilitas tersebut bisa menampung  atau  bisa  dipakai  dengan  enak dan nyaman oleh semua orang yang mungkin memerlukannya.
c.Perancangan fasilitas berdasarkan harga rata- rata pemakainya
Prinsip ini hanya digunakan apabila perancangan berdasarkan harga ekstrim tidak mungkin  dilaksanakan  dan  tidak  layak  jika kita  menggunakan  prinsip  perancangan fasilitas yang bisa disesuaikan.
2. Analisa Statistik

## a.Rata-rata Hitung
Rata-rata  hitung  untuk  data  kuantitatif yang  terdapat  dalam  sebuah  sampel dihitung  dengan  jalan  membagi  jumlah nilai data oleh banyak data (Sudjana, 1975 : hal  66) atau lebih sederhana lagi ditulis:
n X x i  
Dimana :  x Rata-rata hitung Total hitung sampel
n   =  banyaknya (jumlah) sampel / data
b.Simpangan Baku atau Deviasi Standard Standard  deviasi  adalah  suatu  statistik yang digunakan untuk menggambarkan variabilitas  dalam  suatu  distribusi  maupun variabilitas  beberapa  distribusi.  Standard deviasi secara matematik dibatasi sebagai akar dari  jumlah  deviasi  kuadrat  dibagi  banyaknya individu  dalam distribusi (Sutrisno Hadi 1989 : hal 90).
2 2           N X N X SD Disederhanakan menjadi :   2 2 2 N X N X SD       2 2 2 2 N X N X N SD           N N X X N SD 2 2    
Dimana : SD   =  Standard Deviasi N     =  Jumlah Pengamatan X     =  Nilai Data Pengamatan

## c.Uji Keseragaman Data
Peta kontrol ( control chart ) adalah suatu alat  yang  tepat  guna  dalam  mengetest keseragaman  data  yang  dipoeroleh  dari  hasil pengamatan. Dalam peta kontrol terdapat batas kontrol  atas  (BKA)  dan  batas  kontrol  bawah (BKB).  Untuk  mencari  BKA  dan  BKB  dicari dengan formulasi sebagai berikut :
SD k x BKA .   SD k x BKB .  
Dimana : BKA = Batas Kontrol Atas
BKB = Batas Kontrol Bawah x = Harga rata-rata k = Tingkat kepercayaan SD = Standard Deviasi
Tingkat kepercayaan 95%               k = 2
d.Uji Kecukupan Data
Untuk menetapkan berapa jumlah observasi  yang  seharusnya  dibuat  (N’)  maka disini  harus  diputuskan  terlebih  dahulu  berapa tingkat  kepercayaan  ( convidence  level) dan derajat  ketelitian (degree  of  accuracy) untuk pengukuran  kerja  ini.  Didalam  aktivitas pengukuran  kerja  biasanya  akan  diambil  95% convidence level dan 5% degree of acccuracy . Hal  ini  bahwa  sekurang-kurangnya  95%  dari
NO. JENIS
UKURAN ANTROPHOMETRI (satuan cm) SELISIH (satuan cm) ASIA TENGGARA
EROP A 1. Tinggi tubuh 177 189 12 2. Lebar bahu 47 51 4 3. Lebar pinggul 37 40,5 3,5 4. Jarak pinggul ke lutut 49,5 55 55,5 5. Panjang popliteal 44,5 49 4,5   i X
Industri Inovatif - Jurnal Teknik Industri ITN Malang, 29 September 2018
Perancangan Alat Reflexi Salammia| Sanny| Sri
100 harga rata-rata dari waktu yang dicatat/diukur  untuk  suatu  elemen  kerja  akan memiliki  penyimpangan  tidak  lebih  dari  5%  ( Sritomo, W 1995: hal 184 ). Formula untuk uji kecukupan data dengan tingkat 95% convidence  level dan  5% degree  of  accuracy adalah
      2 2 2 40 '                x x x N N
Dimana : N’= jumlah pengamatan yang harus dilakukan N=  jumlah  data  pengamatan  yang  telah dilakukan x = nilai data pengamatan Jika N’ > N Data pengamatan tidak cukup Jika N’ < N Data pengamatan  cukup
Sedangkan  uji  kecukupan  data  yang dipakai  untuk  mengolah  data  anthropometri tubuh manusia ( Eko Nurmianto 2003 : hal 77 ) adalah sebagai berikut dengan mensubtitusikan rumus – rumus dibawah ini :
S x = N x 
Dimana : SD  =    Standart Deviasi N  =  Ukuran  sampel  yang  nilai  rata-ratanya ditentukan.
Untuk  95%  tingkat  kepercayaan  ( Confidence Level ) , nilai rata-rata sebenarnya adalah
Apabila nilai rata-rata yang akan diukur adalah dengan derajat ketelitian 5%, maka :
= 1,96 S x = X 100 5
= Subtitusi dengan rumus diatas menjadi
1,96 S x = X 100 5 1,96 100 5 X N SD 
5 X N = (1,96) (100) SD
5 N = X SD 196
N = 1536,64 2       X SD
Dimana X SD = v
v = koefisien variansi
Berikut  ini  adalah  daftar  nilai  koefisien variansi  berbagai  macam  dimensi  tubuh manusia.
Formula  untuk  menghitung  jumlah  data  yang seharusnya dilakukan adalah : N’ = S x N Dimana S x = Standard Error
Standard  error  yang  dipakai  (Eko  Nurmianto 1998 : hal 78)  adalah :
 Untuk 10 dan 90 persentil dipakai 1,7 S x
 Untuk 05 dan 95 persentil dipakai 2,1 S x  Untuk 01 dan 99 persentil dipakai 3,75 S x

## e.Distribusi Frekuensi
Untuk  membuat  distribusi  frekuensi dengan  panjang  kelas  yang  sama  (Sudjana, 1975, : Hal  47), dilakukan cara sebagai berikut :
Tentukan rentang ( R ), dimana R = data terbesar – data terkecil
Tentukan  banyak  kelas  interval  (  K  ) yang  diperlukan.  Banyak  kelas  sering  diambil paling  sedikit  5  dan  paling  banyak  15,  dipilih menurut kebutuhan.
Cara  lain  adalah  dengan  menggunakan aturan Sturges yaitu:
K = 1 + 3,3 log N Dimana : K = Banyak Kelas N = Banyaknya Data
Tentukan panjang kelas interval ( p)
p = K R s BanyakKela g n  tan Re

## Pilih ujung bawah interval pertama

## f.Persentil
Persentil  adalah  suatu  nilai  yang menyatakan  bahwa  persentase  tertentu  dari sekelompok  orang  yang  dimensinya  sama dengan  atau  lebih  rendah  dari  nilai  tersebut (Eko Nurmianto, 1998 : hal 51).
Industri Inovatif - Jurnal Teknik Industri ITN Malang, 29 September 2018
Tabel 2 : Persentil
Untuk  data  anthropometri,  besarnya  nilai percentil dapat ditentukan dari tabel probabilitas distribusi normal. Distribusi normal  ditandai  dengan  adanya  nilai mean (rata-rata) dan SD (standard deviasi).
Tabel 3 : Formula untuk menghitung nilai persentil  data  anthropometri  sebagai berikut

## g.Terapi Batu Giok (CERAGEM)
Pesatnya perkembangan dunia kesehatan membuat  kita  dapat  memilih  alternatif  dalam hal pengobatan yang tidak melulu menggunakan  pengobatan  modern.  Salah  satu
diantaranya  adalah  ceragem,  salah  satu  teknik pengobatan efektif yang memadukan teknologi canggih  dunia  Kedokteran  dengan  pengobatan tradisional warisan leluhur.
Ceragem merupakan opsi alternatif yang menjembatani  antara  teknologi  barat  dengan warisan pengobatan warisan leluhur.
Kombinasi  dari  dua  dunia  pengobatan  itu diyakini  menimbulkan  sinergi  yang  ampuh membantu  kesembuhan.  Berasal  dari  negeri gingseng,  Korea,  Ceragem  kini  menjadi  solusi alternatif  masyarakat  Indonesia  yang  kerap bingung memilih cara menuju sembuh.
Ceragem merupakan sebutan alat kesehatan  yang  menggunakan  teknologi  sinar infra  merah  yang  dipadukan  dengan  batu  giok dalam  balutan  mesin  berteknologi  canggih. Terdapat  empat  prinsip  utama  pengobatan ceragem  yakni  urut,  knop,  Infra  merah  jauh dan Chiroparactic (tulang  belakang)  menjadi langkah proses penyembuhan.
Prinsip  urut  pada  tubuh  manusia diyakini masyarakat timur memiliki aliran chi. Apabila  terserang  penyakit  maka  aliran  chi menjadi terhambat dan akibatnya metabolisme tubuh  tidak  berjalan  normal  lalu  tubuh  pun sakit. Dengan batu giok yang berjumlah 9 buah pada  ceragem  akan  memberikan  tekanan  pada tubuh  pada  12  titik  di  daerah  tulang  belakang dan  3  titik  pada  perut,  dengan  begitu  aliran darah akan menjadi lancar.
Sedangkan prinsip kop, diyakini mampu memberikan  rangsangan,  mengaktifkan  fungsi sel, membantu memproduksi sel, membersihkan pembuluh darah hingga malancarkan  peredaran  darah,  memperbaiki syaraf  dan  menaktifkan  metabolime  hingga tubuh anti bodi pun meningkat.
Prinsip  ketiga,  pemberian  sinar  infra merah.  Menurut  kepercayaan  masyarakat Timur,  sinar  infra  merah  merupakan  sinar kehidupan yang diyakini mampu menembus ke dalam  tubuh  dengan  mengeluarkan  rasa  panas dan selanjutnya mendeteksi penyakit ditubuh. Sinar  infra  merah  yang  berpadu  ketika batu  giok  memberikan  tekanan  pada  titik-titik pada  tubuh  akan  sumber  penyakit.  Hasil deteksi  terlihat  pada  kulit  yang  menjadi kemerahan  karena  peredaran  darah  ditubuh tidak lancar.
Prinsip terakhir adalah Chiropractic atau tulang belakang. Ceragem, merupakan pengobatan  yang  diyakini  bahwa  sumber berbagai penyakit berasal dari tulang belakang.
MACAM DIMENSI F. Var. , v . (%) Anggota  Tubuh  Memanjang (tinggi  badan,  tinggi  duduk, tinggi mata) 3,7 Anggota  Tubuh  Memanjang ( yang lebih pendek ) 4,6 Lebar  Tubuh (lebar  pinggul, lebar bahu) 5,9 Tebal Tubuh (tebal dada, tebal perut) 8,8 Ukuran  Kepala  (panjang,  lebar kepala) 3,5 PERCENTILE CALCULATION 1 st - 2.325 x  2.5 st - 1.960 x  5 st - 1.645 x  10 st - 1.280 x  50 st 90 st + 1.280 x  95 st + 1.645 x  97.5 st + 1.960 x  99 st + 2.325 x  1,9 6 1,9 6 97.5 th % ile 2.5 th % ile 95% populasi 2.5% populasi 2.5% populasi
Industri Inovatif - Jurnal Teknik Industri ITN Malang, 29 September 2018
Tulang  punggung,  memiliki  susunan  syaraf yang vital bagi tubuh. Ketika tubuh mengalami gangguan  maka  diyakini  permasalahan  bisa berasal dari tulang belakang.
Seluruh  tahapan  prinsip  dilaksanakan dalam  waktu  30  menit.  Dibagi  menjadi  dua sesi, pertama sesi bagian tulang belakang serta pinggul  dan  kedua,  sesi  badan.  13  titik  pada tulang  belakang  dan  3  titik  pada  perut  diberi waktu  penekanan  oleh  giok  dan  penyinaran sinar  infra  merah  jauh  selama  dua  menit. Pemberian  sinar  infra  merah  jauh  tidak dilakukan  secara  terus  menerus  namun berotasi.
Esensi pengobatan Ceragem, pada dasarnya  tercantum  dalam  tiga  poin  yakni menyembuhkan, mendeteksi dan merawat. Jika dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah pantangan.
Manfaat  utama  pengobatan  Ceragem mampu  menyembuhkan  beragam  penyakit. Seperti  gangguan  ginjal,  kencing  manis,  sakit jantung,  asam  urat  darah  tinggi,  gangguan labung,  stoke  dan  lain-lain.  Selain  itu, penyembuhan  melalui  pengobatan  ceragem tidak  menimbulkan  efek  samping.  Sekalipun terjadi  reaksi,  hal  itu  merupakan  kerja penyinaran  sinar  infra  merah  jauh  yang menjadi  bagian  prosesi  dalam  tubuh  untuk memperbaiki diri.
Gambar 2 :Bagian-bagian pada Alat Terapi Batu Giok Keterangan Bagian-bagian pada Alat Terapi Batu Giok
a.Proyektor  Bola  Lima (Five  Ball  Projector) Internal  Proyektor  Proyektor  bola  5  hadir dengan bentuk muka melengkung menyerupai  gagang  telpon  dan  dihubungkan dengan  kabel  ke  panel  konektor  yang  dapat mengurangi  hilangnya  panas  dan  hilangnya sinar  infra  merah  jauh  dan  dapat  dengan mudah  digunakanan  disetiap  titik  bagian tubuh manusia yang mengalami sakit.
b.Alas  Bantal  Frekuensi  Rendah  Pengontrol Lemak (Low  Frequency  Pad  for  Abdominal
Fat
Control).
LFP  dihubungkan  dengan  kabel  ke  panel konektor,  dapat  digunakan  tepat  diatas  perut atau daerah lain pada tubuh yang berkelebihan  lemak  sehingga  mempercepat berkurangnya  lemak  serta  memperbaiki fungsi organ tubuh yang mengalami kelainan.
c.Remote Kontrol ( Remote Control )
Tombol-tombol  yang  memudahkan  kita memilih  tombol  yang  tepat  sesuai  dengan keinginan  kita.  Ukuran  remote  kontrol  yang memudahkan  kita  untuk  melihatnya.  Rak remote kontrol yang memudahkan kita untuk mencapainya dan tepat penyimpanan sementara remote kontrol.
d.Panel-Penghubung (Connector-Panel)
Panel  penghubung  yang  digunakan  oleh proyektor bola lima, LFP, dan remote kontrol pusat penghubung yang terpisah memberikan penggunaan yang sesuai, oleh karena itu dua orang yang berbeda dapat mennggunakannya secara bersamaan.
f.Internal,Proyektor,Internal proyektor bergerak  secara  halus  sepanjang  garis  tulang belakang,  bersamaan  dengan  itu  internal proyektor  juga  memberikan  tekanan  jari, urutan  tangan  dan  pemanasan  pada  otot-otot tulang belakang.
g.Pengatur  Tinggi (Hight  Control  Feature)
Sandaran  dapat  diatur  menurut  sudut  yang diinginkan  10,  20  atau  30  derajat  menyesuai- kan bentuk fisik dan karakteristik tubuh.
h . Keramik  Tourmanium  Penghantar  Panas (Tourmamnium Ceramic-Heater-Mat) Ini sangat  istimewa,  matras  pembantu  perpaduan keramik Tourmaline digunakan untuk meningkatkan sentuhan panas sebaik keuntungan yang diberikan oleh generasi sinar infra merah jauh yang menyehatkan. i.Panel Suhu (Temperature Panel)
Pengatur  suhu  sesuai  yang  diinginkan  dan dengan  mudah  menyesuaikan  kondisis  fisik atau  karakteristik  tubuh.  Penggunaan Low Frequency  Pad (LFP)  untuk  pengontrol  berat tubuh  dan  mengembalikan  kesehatan  tubuh anda  dan  sudut,keindahan.  Mengembalikan Kepercayaan  diri  anda  dengan LF  Weight Control Pad (Matras pengontrol Berat)
 Membuat Diet
 Menghilangkan lemak
 Mengembalikan kekuatan kulit
 Menghilangkan rasa sakit pada pundak, punggung dan pinggang
Industri Inovatif - Jurnal Teknik Industri ITN Malang, 29 September 2018
 Meredakan  mati  rasa  pada  kaki  dan tangan,
 Membantu  menghilangkan  rasa  lelah dan memperlancar sirkulasi darah
 Menyembuhkan  sakit  otot  dan  sakit saraf
Tujuan  dari Penelitian sebagai berikut : Betapa banyaknya pelayanan jasa Reflexi  yang  menawarkan  alat  Reflexi  di  kota Malang  ini,  tetapi  tidak  optimal  manfaatnya karena dirancang dengan ukuran sesuai negara asal  alat  tersebut,  sehingga  perlu  penentuan ukuran  Desain  alat  Reflexi  yang  disesuaikan untuk  tubuh  orang  Indonesia  (ras  Asia Tenggara)  dengan  tujuan  Penelitian  dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu:
Tujuan  Khusus  yang  akan  dicapai  dalam penelitian ini yaitu.
- Menentukan  Ukuran  Antrophometri  Desain Alat  Reflexi  sesuai  ukuran  tubuh  bangsa Indonesia
Tujuan lain yaitu :
- Membuat  rasa  nyaman  bagi  pengguna  jasa Reflexi  karena  ukuran  alat  tersebut  sama dengan ukuran tubuhnya.
- Hasil  Reflexi  akan  lebih  efektif  karena mengenah syaraf yang akan direflexi.
Manfaat dari Penelitian ini yaitu  :
a) Mendapatkan  standar  ukuran  Desain  alat Reflexi.
b) Menawarkan  suatu  alat  yang  di  Desain berdasarkan standar Ergonomi.
METODE a.Metode Penelitian Pelaksanaan Penelitian diawali dengan pengumpulan  data-data  yang  dibutuhkan yaitu  data  Anthropometri  tubuh  manusia yang menggunakan alat Reflexi dengan cara pengukuran seperti pada gambar Struktur Antropometri. Adapun data-data yang dibutuhkan yaitu :
- Data  alat  Reflexi  yang  ada  di  tempat Pelayanan Jasa Reflexi
- Data-data Anthropometri pasien untuk
mendesain alat Reflexi
b.Metode Pengolahan Data.
-  Uji  Keseragaman  Data  dan  kecukupan  data dengan metode Statistik menggunakan Tingkat  kepercayaan  95%  dan  tingkat ketelitian 5 %.
-Menentukan  Ukuran  Anthropometri  untuk mendesain alat Reflexi.
c.Penetapan Ukuran Anthropometri terdiri dari:  Tinggi Tubuh
 Lebar Bahu
 Panjang Punggung
 Lebar Pinggul
 Lebar Pinggang
 Panjang popliteal

## Diagram Alir Penelitian
Kondisi Awal Identifikasi Masalah Rumusan Malasah Tujuan dan Manfaat Survey dan Pengumpulan Data Kondisi Eksisting Data Anthropometri Titik Refleksi Analisa Data Program Mannequin Pro
Penentuan anthropometri
Laporan
Industri Inovatif - Jurnal Teknik Industri ITN Malang, 29 September 2018
HASIL DAN PEMBAHASAN a.Analisa  Titik  Terapi  Tubuh  pada  Terapi Ceragem Ceragem  merupakan  sebutan  alat kesehatan  yang  menggunakan  teknologi  sinar infra  merah  yang  dipadukan  dengan  batu  giok dalam  balutan  mesin  berteknologi  canggih. Khasiat Batu Giok antara lain:
 Infra  merah  yang  terkandung  didalamnya mampu mensterilkan dan menurunkan panas, sehingga  mempercepat  kegiatan  kerja  pada sistem  pencernaan,  sistem  urinasi,  sitem peredaran darah dan sistem hormon pemakainya.
 Akupresur  dan  moksibasi  (jalur  energi  yang disalurkan)  di  sekitar  tulang  belakang memperbaiki metabolisme di seluruh tubuh.
 Membuang  darah  kotor  dalam  pembuluh darah.
 Memperlancar sirkulasi darah dengan moksibasi  atau  pemanasan  pada  pembuluh darah.
 Membantu  semua  organ  tubuh,  melenturkan juga melatih akar-akar saraf yang kaku.
 Meningkatkan  hubungan  antara  tubuh  dan sistem  saraf  ,melenturkan  saraf  pusat  yang kencang.
 Memperbaiki  tulang  bengkok  dan  posisi tubuh bungkuk.
 Membebaskan  gumpalan  darah  kotor  di sekitar  tulang   dan  kulit  dengan  cara menghancurkan gumpalan darah beku.
 Meningkatkan  daya  ingat  dan  mengurangi kepikunan dengan merangsang daerah Hypocampus ,  dalam  hal  ini  Batu  Giok digunakan sebagai alas kepala.
 Setiap  keping  batu  giok  dapat  ditempelkan pada kulit dengan cara diplester dan biasanya dalam 5 menit ada rasa sensarai energi yanga pada masing-masing orang berbeda rasanya.
 Terdapat  empat  prinsip  utama  pengobatan ceragem  yakni  urut,  knop,  Infra  merah  jauh dan Chiroparactic (tulang belakang) menjadi langkah proses penyembuhan.
Gambar 3 Titik Terapi pada Bagian Punggung
Gambar 4 :Titik Terapi pada Bagian Perut
Prinsip  urut  pada  tubuh  manusia diyakini masyarakat timur memiliki aliran chi. Apabila  terserang  penyakit  maka  aliran  chi menjadi terhambat dan akibatnya metabolisme tubuh  tidak  berjalan  normal  lalu  tubuh  pun sakit.Dengan batu giok yang berjumlah 9 buah pada  ceragem  akan  memberikan  tekanan  pada tubuh  pada  12  titik  di  daerah  tulang  belakang dan  3  titik  pada  perut,  dengan  begitu  aliran darah  akan  menjadi,lancar.Sedangkan  prinsip kop, diyakini mampu memberikan rangsangan, mengaktifkan fungsi sel, membantu memproduksi  sel,  membersihkan  pembuluh darah  hingga  malancarkan  peredaran  darah, memperbaiki syaraf dan menaktifkan metabolisme  hingga  tubuh  anti  bodi  pun meningkat.   Prinsip  ketiga,  pemberian  sinar infra merah. Menurut kepercayaan masyarakat Timur,  sinar  infra  merah  merupakan  sinar kehidupan yang diyakini mampu menembus ke dalam  tubuh  dengan  mengeluarkan  rasa  panas dan selanjutnya mendeteksi penyakit ditubuh.
Sinar  infra  merah  yang  berpadu  ketika batu  giok  memberikan  tekanan  pada  titik-titik pada  tubuh  akan  sumber  penyakit.  Hasil deteksi  terlihat  pada  kulit  yang  menjadi kemerahan  karena  peredaran  darah  ditubuh tidak lancar.Prinsip terakhir adalah Chiropractic  atau  tulang  belakang.  Ceragem, dikatakan  Ratri  memang  pengobatan  yang menyakini  bahwa  sumber  berbagai  penyakit berasal dari tulang belakang. Tulang punggung,  memiliki  susunan  syaraf  yang  vital bagi tubuh. Ketika tubuh mengalami gangguan maka  diyakini  permasalahan  bisa  berasal  dari tulang belakang.
b.Analisa Ergonomi
Berdasarkan  hasil  pengamatan  pada tempat  tidur  yang  digunakan  pada  terapi  batu giok  dapat  disimpulkan  bahwa  perletakkan batu  giok  pada  tempat  tidur  tidak  sesuai dengan  perletakkan  titik-titik  tubuh  yang  akan diterapi.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  ukuran temapat tidur yang tidak sesuai dengan ukuran
Industri Inovatif - Jurnal Teknik Industri ITN Malang, 29 September 2018
Perancangan Alat Reflexi Salammia| Sanny| Sri
tubuh  orang  Indoneisa  sebagai  pengguna  alat terapi.
Gambar 5;Tempat Tidur untuk Terapi Batu Giok
Titik-titik  terapi  tubuh  pasien  seperti pada  gambar  5.1  dan  5.2,  membutuhkan perletakan  dari  batu  giok  harus  disesuaikan dengan  antropometri  tubuh  orang  Indonesia. Antropometri
yang
digunakan untuk menentukan  dimensi  tempat  tidur  pada  terapi batu giok meliputi:
a. Tinggi Tubuh Dengan  pertimbangan;  Untuk  menentukan panjang tempat tidur terapi yang disesuaikan  dengan  antropometri  orang Indonesia  50  persentile,  supaya  dapat mengakomodir  semua  ukuran  baik  ukuran orang yang pendek maupun yang tinggi.
b. Panjang Tulang Belakang Dengan  pertimbangan:Untuk  menentukan perletakkan  dari  batu  giok  yang  diletakkan disekitar bagian tulang belakang,
disesuaikan  dengan  antropometri  orang Indonesia  50  persentile,  supaya  dapat mengakomodir  semua  ukuran  baik  ukuran orang yang pendek maupun yang tinggi.
c. Lebar Bahu Dengan  pertimbangan:  Untuk  menentukan lebar  tempat  tidur  terapi  yang  disesuaikan dengan  antropometri  orang  Indonesia  50 persentile,  supaya  dapat  mengakomodir semua  ukuran  baik  ukuran  orang  yang pendek maupun yang tinggi.
d. Panjang Popliteal Untuk  menentukan  perletakkan  dari  batu giok yang diletakkan disekitar bagian betis, disesuaikan  dengan  antropometri  orang Indonesia  50  persentile,  supaya  dapat mengakomodir  semua  ukuran  baik  ukuran orang yang pendek maupun yang tinggi.
e. Panjang Paha Untuk  menentukan  perletakkan  dari  batu giok yang diletakkan disekitar bagian paha,
disesuaikan  dengan  antropometri  orang Indonesia  50  persentile,  supaya  dapat mengakomodir  semua  ukuran  baik  ukuran orang yang pendek maupun yang tinggi.
f. Panjang Perut
Untuk  menentukan  perletakkan  dari  batu giok yang diletakkan disekitar bagian perut, disesuaikan  dengan  antropometri  orang Indonesia  50  persentile,  supaya  dapat mengakomodir  semua  ukuran  baik  ukuran orang yang pendek maupun yang tinggi.
g. Lebar Pinggul
Untuk  menentukan  perletakkan  dari  batu giok  yang  diletakkan  disekitar  bagian pinggang  dan  pinggul,  disesuaikan  dengan antropometri orang Indonesia 50 persentile, supaya  dapat  mengakomodir semua  ukuran baik  ukuran  orang  yang  pendek  maupun yang tinggi.

## Perhitungan Antropometri
Tabel 4 ;Hasil Pengukuran Antropometri No Jenis Antropometri Ukuran (satuan cm) 1 Tinggi tubuh 170 2 Panang Tulang Belakang 72 3 Lebar Bahu 52 4 Panjang Popliteal 45 5 Panjang Paha 55 6 Panjang Perut 26 7 Lebar Pinggul 41

## Tabel 5. Distribusi Frekuensi Tinggi Badan
Kelas Interval Frekuensi Frekuensi Komulasi Frek. Kom. Relative (%) 160 - 161 5 5 16.67 162 - 163 0 5 16.67 164 - 165 6 11 36.67 166 - 167 8 19 63.33 168 - 169 6 25 83.33 170 - 171 5 30 100.00
Industri Inovatif - Jurnal Teknik Industri ITN Malang, 29 September 2018

## Tabel 6. Hasil Pengukuran Antropometri
No Jenis Antropometri Ukuran (satuan cm) 1 Tinggi tubuh 170 2 Panang Tulang Belakang 72 3 Lebar Bahu 52 4 Panjang Popliteal 45 5 Panjang Paha 55 6 Panjang Perut 26 7 Lebar Pinggul 41

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Berdasarkan
hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa  pada  tempat  tidur  yang digunakan  utuk  terapi  batu  giok  harus  sesuai dengan  perletakkan  titik-titik  tubuh  yang  akan diterapi,  dalam  arti  harus  sesuai  dengan antropometri  tubuh  pasien  (  orang  Indonesia). Hal  tersebut  dimaksudkan  supaya  manfaat yang  diterima  oleh  pasien  pada  saat  tubuhnya diterapi  mendapatkan  hasil  yang  maksimal sehingga dapat mengurangi atau
menyembuhkan penyakit yang diderita pasien. Antropometri  yang  dibutuhkan    sebagai berikut:
- Tinggi Tubuh Dengan pertimbangan:untuk menentukan panjang tempat tidur terapi = 170 cm - Panjang Tulang Belakang Dengan pertimbangan:untuk menentukan
perletakkan  dari  batu  giok  yang  diletakkan disekitar bagian tulang belakang = 72 cm
- Lebar Bahu Dengan pertimbangan:untuk menentukan lebar tempat tidur terapi = 52 cm
- Panjang Popliteal Untuk  menentukan  perletakkan  dari  batu giok yang diletakkan disekitar bagian betis = 45 cm.
- Panjang Paha Untuk  menentukan  perletakkan  dari  batu giok yang diletakkan disekitar bagian paha =
55 cm
- Panjang Perut
Untuk  menentukan  perletakkan  dari  batu giok yang diletakkan disekitar bagian perut =
26 cm
- Lebar Pinggul Untuk  menentukan  perletakkan  dari  batu giok  yang  diletakkan  disekitar  bagian pinggang dan pinggul = 41 cm.

## Saran
Penggunaan alat kesehatan yang langsung  berhubungan  dengan  tubuh  manusia sebagai pengguna hendaknya harus disesuaikan dengan antropometri tubuh manusia yang menggunakan.  Hal ini terutama bagi  peralatan  kesehatan  yang  berkaitan dengan penyembuhan titik-titik syaraf sehingga  dapat  berfungsi  secara  efektif  dan mencapai tujuan utama dari alat tersebut.

## DAFTAR  PUSTAKA
E., Grandjen, Fitting the Task to the Man , Taylor & Fancis Ltd, London, 1982.
Nurmianto, Eko, 2003. Ergonomi Konsep Dasar dan Aplikasinya , Edisi kedua, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.
Suma’mur, 1987. Ergonomi untuk Produktivitas Kerja, Dharma Bhakti Muara Agung. VITAMIND, 2002. Temukan Golden Moment Anda Panduan Praktis Bioritme , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Wignjosoebroto, Sritomo, 2000. Ergonomi Studi Gerak dan Waktu, Edisi pertama, Guna Widya, Surabaya.
William Mendenhall, Statistics for engineering and The Sciences , third edition, Universitas of South Florida.