InComTech: Jurnal Telekomunikasi dan Komputer vol.10, no.2, Agustus 2020, 77-86 http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/Incomtech P-ISSN: 2085-4811 E-ISSN: 2579-6089

## Sistem Monitoring Serangan Berulang pada Penderita Penyakit Jantung menggunakan Panggilan dan Lokasi
Julpri Andika 1 *, Ketty Siti Salamah 1 , Loura Meilita Saragih Simarmata 2
1 Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana Jl. Meruya Selatan, Jakarta 11650, Indonesia
2 PT. Cakra Raya Teknologi, Banten Jl. Sempati, Batu Ceper, Banten 15122, Indonesia *Email Penulis Korenspnden: julpri.andika@mercubuana.ac.id

## Abstrak:
Kesehatan manusia sangat penting untuk selalu diperhatikan apalagi setelah seseorang sudah dinyatakan mengidap suatu penyakit. Dengan aktifitas  manusia  yang  sangat  kompleks, penderita  penyakit  jantung  dimungkinkan  dapat  diserang secara  tiba-tiba  dan  tidak  mengenal  lokasi.  Sehingga, seseorang yang telah mengidap penyakit jantung memerlukan  sistem  pemantauan  kondisi  denyut  nadi  dan lokasi  keberadaannya.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini merancang  sistem  pemantauan  sensor  denyut  nadi,  sensor suhu  tubuh  dan  lokasi  keberadaan  penderita.  Sistem dirancangan  dengan  komponen  utama  mikrokontroler Arduino  Uno,  dengan  sensor  denyut  nadi  dan  sensor  suhu tubuh  DS18B20  dan  pendeteksi  lokasi  GPS.  Hasil pemantauan dikirimkan secara otomatis melalui sistem SMS kepada  orang  yang  bertanggungjawab  terhadap  penderita. Hasil  dari  penelitian  yang  telah  dilaksanakan,  didapatkan sistem  mampu  memberikan  laporan  pemantauan  dengan cara  otomatis  dan  manual  secara  akurat  dan  dengan  waktu yang relatif singkat.
Copyright © 2020 Universitas Mercu Buana. All right reserved.
Katakunci: Arduino Nano; Denyut Jantung; GPS; GSM; Lokasi; Panggilan;

## Riwayat Artikel:
Diserahkan 4 Juni 2020 Direvisi 24 Juni 2020 Diterima 10 Juli 2020 Dipublikasi 28 Agustus 2020
DOI :
10.22441/incomtech.v10i2.8445

## 1. PENDAHULUAN
Penyakit  jantung  merupakan  salah  satu  penyebab  kematian  utama  di  seluruh dunia  [1][2].  Saat  ini  banyak  penderita  yang  memiliki  riwayat  penyakit  jantung yang harus memeriksa keadaan jantungnya ke rumah sakit secara rutin yang dapat mengurangi waktu bekerja setiap harinya. Bahkan sebagian besar kasus serangan jantung tidak disadari sehingga penderita tidak mendapatkan pertolongan dengan cepat [2].
Dalam pelaksanaannya, pemantauan pasien ini biasanya terkendala dengan jarak karena aktivitas pasien yang selalu mobile , sehingga memerlukan alat pemantauan
keadaan  pasien  dari  jarak  jauh.  Faktor  teknologi  komunikasi  yang  berkembang pesat saat ini juga memperkuat dukungan adanya suatu alat pemantauan penderita penyakit jantung oleh pihak keluarga maupun dokter.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  perlu  dibuat  suatu  sistem  monitor  dengan memanfaatkan  teknologi  komunikasi  pada  telepon  genggam  [3,  4,  5,  6]  untuk mengefisienkan  waktu  dalam  mengetahui  keadaan  jantung  dan  posisi  penderita melalui telepon genggamnya guna mempercepat penanganan saat terjadi serangan jantung  mendadak.  Alat  ini  berfungsi  untuk  memberitahukan  keadaan  jantung penderita  dan  menginformasikan  secara  cepat  ke  dokter  atau  keluarga  yang bertanggung  jawab  atas  penderita.  Dimana  pada  saat  sensor  membaca  Denyut jantung  [7][8]  dan  mengalami  batas  ambang  normal,  alat  monitor  jantung  yang terhubung  ke  Arduino  Uno  yang  akan  mengaktifkan Global  System  for  Mobile Communications (GSM)  untuk  mengirim  pesan  [9,  10,  11]  ke  telepon  genggam penanggug  jawab  si  penderita  bahwa  pasien  sedang  mengalami  guncangan  dan penanggung jawab langsung membuka aplikasi telepon genggam yang telah dibuat untuk  meminta  informasi  posisi  pasien.  Maka  secara  otomatis  modul Global Positioning System (GPS) mengirim informasi lokasi [12][13] pasien melalui GSM yang  terhubung  ke  aplikasi  penanggung  jawab  seperti    dokter  atau  keluarga  dan dengan segera dapat menangani penderita.
Dalam perancangan implementasi monitoring penderita penyakit jantung yang dapat  diketahui  dari  jarak  jauh  [3][7],  masalah-masalah  yang  dipecahkan  adalah meliputi  sistem  pembacaan  Denyut  jantung  dan  posisi  penderita  menggunakan arsitektur  perangkat  keras  meliputi  perangkat  elektronik  dan  perangkat  lunak berupa program.
Beberapa  percobaan  telah  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah  ini,  seperti penggunaan Short  Message  Service (SMS)  sebagai  media  pemberi  informasi [9][10] yang dibutuhkan oleh keluarga penderita atau dokter. Penambahan sistem komunikasi menggunakan media komunikasi agar bisa diakses dari jarak jauh [8] dengan cepat.  Ada juga  yang menggunakan media komputer [14] sebagai sistem antar mukanya.

## 2. METODE PENELITIAN
Sistem  monitoring  pemberi  informasi  terhadap  kondisi  penderita  penyakit jantung merupakan salah satu sistem medis yang digunakan secara umum, sehingga ketika  penderita  berpergian,  keluarga  atau  dokter  dapat  memantau  keadaan  dan posisi  penderita.  Perancangan  sistem  monitoring  penderita  penyakit  jantung menggunakan mikrokontroler Arduino Nano sebagai pengolah data. Mikrokontroler  Arduino  Nano  ini  terhubung  dengan  indikator  sensor  denyut jantung  manusia  dan  sensor  suhu  tubuh  manusia  yang  akan  member  input  ke mikrokontroler Arduino Nano jika alat diaktifkan. Input ini akan mengindikasikan kondisi penderita penyakit jantung baik dari jumlah denyut jantung dan suhu tubuh penderita. Setelah mikrokontroler mendapat input tersebut, kondisi penderita akan dikirim ke keluarga atau dokter penanggung jawab melalui  panggilan teleppon atau SMS. Dalam hal ini alat akan menginformasikan keadaan penderita baik  kondisi dan  lokasi  penderita  jika  penderita  masuk  dalam  keadaan  kritis.  Kritis  yang dimaksud adalah denyut jantung dan suhu tubuh penderita melewati nilai ambang batas keadaan normal. Saat keadaan kritis, modul GSM pada alat akan melakukan
panggilan secara otomatis  ke nomor telepon genggam  keluarga atau dokter  yang bertanggung jawab atas pasien. Jika panggilan diangkat oleh keluarga atau dokter maka alat akan otomatis mengirim  pesan yang berisi data Denyut jantung dan suhu tubuh serta titik koordinat lokasi pasien yang di dapat dari modul GPS pada alat. Dimana  titik  koordinat  tersebut  langsung  dapat  di  masukan  ke Google  Maps keluarga  dan  dokter  penanggung  jawab  penderita.  Sehingga  penanggung  jawab penderita dapat langsung melakukan penanganan dengan segera terhadap penderita. Hal sama juga akan terjadi jika tombol ditekan oleh penderita.
Dalam  penelitian  ini,  pengujian  dilakukan  di  daerah  Kelurahan  Gondrong, Kecamatan  Cipondoh,  Tangerang  Banten,  dengan  waktu  pengambilan  data bervariasi, siang dan malam hari. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mencatat waktu kerja sistem dan ketepatan lokasi pada GPS.

## 2.1. Blok Diagram Sistem
Sistem ini menggunakan sensor heart pulse easy pulse sensor dan sensor suhu tubuh DS18B20. Proses dimulai saat jari menyentuh easy pulse sensor dan sensor akan  membaca  aliran  darah  dan  hasilnya  akan  masuk  ke  alat  monitor  jantung. Begitu  juga  dengan  DS18B20  yang  mengukir  suhu  tubuh  manusia  dan  hasil pembacaan  diproses  oleh  mikrokontroler  Arduino  Nano.  Di  dalam  alat  monitor terdapat GPS, GSM. Saat denyut jantung dan suhu tubuh penderita normal, output sensor  yang  masuk ke Arduino  tidak akan mengaktifkan GPS dan GSM.  Tetapi saat keadaan denyut jantung dan suhu tubuh  dalam  keadaan tidak normal, output sensor yang masuk ke Arduino akan langsung mengaktifkan GPS  dan GPS yang melacak  posisi  penderita  akan  dikirim  melalui  SMS  ke handphone penanggung jawab penderita. Isi pesan tersebut berisi posisi dan data penderita. Dan alat juga akan melakukan panggilan ke penanggung jawab. Hal sama juga akan terjadi jika tombol  ditekan  oleh  penderita.  Secara  umum  sistem  tersebut  diperlihatkan  pada Gambar 1.
Gambar 1. Blok Diagram Sistem

## 2.2. Flowchart
Untuk mempermudah pembuatan program, terlebih dahulu membuat flowchart , sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Flowchart ini dimaksudkan sebagai pemandu dalam  membuat  program  agar  kesalahan  dapat  diminimalisir  dan  juga  bertujuan agar program yang dibuat merupakan suatu algoritma yang tepat.
Gambar 2. Flowchart Sistem
Setelah alur di-Mulai, kemudian inisialisasi port yang akan dijadikan input dan output . Kemudian inisialisasi uart untuk menggunakan komunikasi serial pin (Rx) dan  pin  (Tx),  serta  menetapakan  nomor  telepon  pemilik.  Mengirim  pesan  ke keluarga atau dokter penanggung jawab bahwa perangkat aktif. Membaca kondisi denyut jantung dan suhu tubuh penderita melalui pin input , informasi ini disimpan pada  variabel  kondisi  mula.  Tombol  digunakan  sebagai  alternatif  jika  penderita merasa dirinya dalam keadaan kritis (denyut jantung yang berdegup kencang atau suhu  tubuh  meningkat).  Dalam  hal  ini  penderita  dalam  keadaan  sadar.  Jika penderita  menekan  tombol  maka  akan  berlanjut  ke  step  nomor  10.  Cek  apakah denyut jantung ≥ 70 BPM. Jika tidak, maka kembali ke tahap 4. Jika ya berlanjut ke tahap 8. Cek apakah suhu tubuh ≥ 35  C. Jika tidak, kembali ke tahap 6 dan 7. Jika  ya  berlanjut  ke  tahap  10.  Alat  secara  otomatis  kirim  pesan  ke  kedua  nomor penanggung  jawab  yang  berisi  data  denyut  jantung,  suhu  tubuh  dan  lokasi penderita. Lalu setelah mengirim SMS ke kedua penangung jawab maka alat akan melakukan  panggilan  ke  nomor  penanggung  jawab  I.  Setelah  menelepon penanggung jawab satu maka alat akan melakukan panggilan ke nomor penanggung jawab II dan Selesai.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari perancangan alat ini merupakan sebuah kotak kecil  yang dirancang dengan dimensi 80 mm x 100 mm x 60 mm. Di sisi depan alat ini diberi  lubang untuk tombol panic dan sisi samping juga diberi lubang untuk tombol switch , serta diberi  juga lubang untuk jalur akses sensor detak jantung dan sensor suhu tubuh serta lubang untuk port saat mengisi daya baterai. Konstruksi alat ini dapat dilihat pada Gambar 3.
(a)
(b)
Gambar 3. (a) Hasil Perancangan Perangkat Keras, (b) Hasil Perancangan Elektrik
Perancangan elektrik terdiri dari rangkaian baterai dan modul baterai charger , sensor detak jantung (SEN 11574), sensor suhu (DS18B20), Arduino Nano, push button  switch ,  modul  SD  card  dan  GSM Subscriber  Identity  Module (SIM)  900, modul GPS, tombol switch on/off , yang saling terhubung sesuai dengan fungsinya masing-masing  dengan  sumber  tegangan  berasal  dari battrey  rechargeable dan modul battery charger .

## 3.1. Blok Diagram Sistem
Pengujian ini dilakukan sebanyak 6 (enam) percobaan dengan dua orang yang berbeda dengan tiga kegiatan yang sama. Hasil perbandingan antara alat penelitian dengan stetoskop dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perbandingan Jumlah Detak Jantung Alat Penelitian Dengan Stetoskop
No Detak Jantung Alat Penelitian (BPM) Detak  Jantung Stetoskop (BPM) Selisih Kesalahan (%) Keterangan 1 89 81 8 8.89 Rileks 2 91 89 2 2.25 Rileks 3 95 91 4 4.40 Berjalan 4 95 90 5 5.56 Berjalan 5 109 100 9 9.00 Berlari 6 98 96 2 2.08 Berlari Rata – rata 5.36
Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 1 diperoleh bahwa pembacaan sensor dengan stetoskop tidak jauh beda dengan pembacaan jarak yang ditampilkan pada serial monitor. Dengan rata–rata error 5.36%, hal ini membuktikan bahwa sensor berfungsi dengan baik.

## 3.2. Pengujian Suhu Tubuh
Pengujian  ini  dilakukan  dengan  mendekatkan  sensor  ke  suatu  sumber  yang temperaturnya  panas  seperti  solder  yang  sedang  digunakan.  Hasil  pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2. Perbandingan Jumlah Suhu Tubuh Alat Penelitian Dengan Termometer
No Suhu Tubuh Alat Penelitian (˚C) Termometer Selisih Kesalahan (%) Keterangan 1 33 30 3 10.00 Siku Tangan 2 36 34 2 5.88 Siku Lutut 3 36 33 3 9.09 Ketiak 4 50 46 4 8.70 Dekat Solder Rata-rata 8.42
Hasil pengujian pada Tabel 2 didapatkan hasil perbandingan antara sensor suhu yang  digunakan  dengan  termometer  suhu  yaitu  terdapat  selisih  pengukuran  rata- rata sebesar 8,42%.

## 3.3. Pengujian Keseluruhan Sistem
Pengujian  ini  dilakukan  pada  dua  metode,  yaitu  sistem  otomatis  memonitor pasien dan pasien menekan tombol panik secara manual. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui berapa lama waktu sistem untuk mengirim dan menerima SMS serta panggilan. Pada SIM GSM 900 sudah terdapat kartu provider Telkomsel di dalamnya yang akan mengirimkan SMS ke Penanggung Jawab I dan Penanggung Jawab II ketika sistem aktif. Sistem dikatakan aktif jika sensor denyut jantung dan sensor suhu  tubuh  melewati ambang batas normal  kesehatan manusia  yang telah ditetapkan  sebelumnya.  Waktu  proses  SMS  sangat  dipengaruhi  oleh  jaringan penanggung jawab dengan  jaringan modul GSM SIM 900 pada alat.

## Tabel 3. Hasil Pengujian Otomatis Penerimaan SMS ke Penanggung Jawab I
No Pulse Sensor (BPM >= 70) Sensor Suhu ( >=35 ˚C) Waktu Pengiriman (WIB) Waktu Penerimaan (WIB) Waktu Selisih (menit) Keterangan 1 72 35 21:40 21:41 1 Terkirim 2 75 36 23:02 23:02 0 Terkirim 3 72 37 23:21 23:24 3 Terkirim 4 73 36 12:41 12:43 2 Terkirim 5 78 35 20:42 20:43 1 Terkirim Rata-rata 1.4
Tabel 4. Hasil Pengujian Otomatis Penerimaan SMS ke Penanggung Jawab II
No Pulse Sensor (BPM >= 70) Sensor Suhu ( >=35 C) Waktu Pengiriman (WIB) Waktu Penerimaan (WIB) Waktu Selisih (menit) Keterangan 1 72 35 21:40 21:42 2 Terkirim 2 75 36 23:02 23:02 0 Terkirim 3 72 37 23:22 23:23 1 Terkirim 4 73 36 12:41 12:43 2 Terkirim 5 78 35 20:43 20:44 1 Terkirim Rata-rata 1.2
Berdasarkan  data  hasil  pengujian  otomatis  SMS  pada  Tabel  3  dan  Tabel  4 didapatkan  hasil  rata-rata  waktu  selisih  mengirimkan  dan  menerima  SMS  ke penangung jawab I adalah sekitar 1.4 menit dan SMS ke penangung jawab II adalah 1.2 menit.
Julpri Andika., Ketty Siti Salamah., Loura Meilita Saragih Simarmata., Sistem Monitoring Serangan Berulang Pada Penderita Penyakit Jantung menggunakan Panggilan dan Lokasi

## Tabel 5. Hasil Pengujian Otomatis Penerimaan Panggilan ke Penanggung Jawab I
No Pulse Sensor (BPM >= 70) Sensor Suhu ( >=35 C) Lama Panggilan (detik) Delay (detik) 1 72 35 15 3 2 75 36 9 8 3 72 37 8 8 4 73 36 10 6 5 78 35 10 5 Rata-rata 6 Tabel 6. Hasil Pengujian Otomatis Penerimaan Panggilan ke Penanggung Jawab II No Pulse Sensor (BPM >= 70) Sensor Suhu ( >=35 C) Lama Panggilan (detik) Delay (detik) 1 72 35 11 6 2 75 36 10 6 3 72 37 0 0 4 73 36 9 7 5 78 35 12 5 Rata-rata 4.8
Sedangkan  untuk  pengujian  otomatis  panggilan  pada  Tabel  5  dan  Tabel  6 didapatkan  rata-rata delay waktu  untuk  panggilan  ke  penangung  jawab  I  adalah sekitar 6 detik dan ke penangung jawab II adalah 4.8 detik.
Tabel 7. Hasil Pengujian Manual Penerimaan SMS ke Penanggung Jawab I
No Tombol Panik Waktu Tekan Tombol Waktu Penerimaan Waktu Selisih (menit) Keterangan 1 Ditekan Pertama 23:35 23:35 0 Terkirim 2 Ditekan Kedua 11:40 11:43 3 Terkirim 3 Ditekan Ketiga 12:23 12:23 0 Terkirim 4 Ditekan Keempat 23:12 23:14 2 Terkirim 5 Ditekan Kelima 23:16 23:17 1 Terkirim Rata-rata 1.2

## Tabel 8. Hasil Pengujian Manual Penerimaan SMS ke Penanggung Jawab II
No Tombol Panik Waktu Tekan Tombol Waktu Penerimaan Waktu Selisih (menit) Keterangan 1 Ditekan Pertama 22:35 22:36 1 Terkirim 2 Ditekan Kedua 11:40 11:40 0 Terkirim 3 Ditekan Ketiga 12:23 12:23 0 Terkirim 4 Ditekan Keempat 23:12 23:13 1 Terkirim 5 Ditekan Kelima 23:16 23:19 3 Terkirim Rata-rata 1 Tabel 9. Hasil Pengujian Manual Penerimaan Panggilan ke Penanggung Jawab I No Tombol Panik Waktu Tekan Tombol Lama Panggilan (detik) Delay (Detik ) 1 Ditekan Pertama 11:17 11 6 2 Ditekan Kedua 11:40 15 3 3 Ditekan Ketiga 12:23 13 4 4 Ditekan Keempat 23:10 14 4 5 Ditekan Kelima 23:16 10 7 Rata-rata 4.8

## Tabel 10. Hasil Pengujian Manual Penerimaan Panggilan ke Penanggung Jawab II
No Tombol Panik Waktu Tekan Tombol Lama Panggilan (detik) Delay (Detik ) 1 Ditekan Pertama 11:17 12 5 2 Ditekan Kedua 11:40 13 4 3 Ditekan Ketiga 12:23 10 5 4 Ditekan Keempat 23:10 13 4 5 Ditekan Kelima 23:16 9 7 Rata-rata 5
Berdasarkan  data  hasil  pengujian  manual  SMS  pada  Tabel  7  dan  Tabel  8 didapatkan  hasil  rata-rata  waktu  selisih  mengirimkan  dan  menerima  SMS  ke penangung jawab I adalah sekitar 1.2 menit dan SMS ke penangung jawab II adalah 1 menit. Sedangkan untuk pengujian manual panggilan pada Tabel 9 dan Tabel 10 didapatkan  rata-rata delay waktu  untuk  panggilan  ke  penangung  jawab  I  adalah sekitar 4.8 detik dan ke penangung jawab II adalah 5 detik.
Gambar  4  adalah  bentuk  notifikasi  panggilan  dan  SMS  yang  diterima penanggung jawab.
Gambar 4. Notifikasi Panggilan dan SMS ke Penanggung Jawab I dan II
Selanjutnya dilakukan pengujian pada keakuratan titik koordinat yang dikirim modul GPS ke nomor penerima melalui SMS dalam bentuk link . Jika link tersebut di  klik  (dibuka)  maka  akan  langsung  mengakses maps di  telepon  genggam penerima.
Contoh link yang dikirim melelui SMS adalah
http://maps.google.com/maps?q=loc:-6.200260,106.695304 .  Jika link tersebut ditelusuri akan menampilkan maps seperti Gambar 5.
Julpri Andika., Ketty Siti Salamah., Loura Meilita Saragih Simarmata., Sistem Monitoring Serangan Berulang Pada Penderita Penyakit Jantung menggunakan Panggilan dan Lokasi
Gambar 5. Hasil Maps dari Titik Koordinat yang dikirim Melaui SMS
Dapat  dilihat  dari  Gambar  5  bahwa  koordinat  penderita  yang  dikirim  melalui SMS  mengalami  penyimpangan  titik  dari  jarak  sebenarnya  sesuai maps .  Titik merah pada maps adalah titik yang dihasilkan modul GPS pada alat penelitian dan titik  biru  merupakan  titik  lokasi  keberadaan  penderita    (lokasi  alat  penelitian). Penyimpangan jarak antara kedua titik tersebut adalah sekitar 290 meter di lokasi sebenarnya.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  perancangan,  pengujian  dan  analisa  dapat  disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, nilai sensor denyut jantung dan suhu tubuh penderita yang  terdeteksi  melebihi  batas  ambang  normal  yang  telah  ditentukan  akan mengaktifkan  alat  untuk  mengirim  informasi  ke  penanggung  jawab  penderita. Informasi penderita dikirim melalui SMS yang berisi data keadaan denyut jantung dan  suhu  tubuh  penderita  serta  melakukan  panggilan  ke  penanggung  jawab penderita.    Saat  indikator  sistem  menggunakan  sistem  otomatis  atau  dua  sensor yaitu  sensor  suhu  tubuh  dan  denyut  jantung  maka  rata–rata  waktu  sistem mengirimkan SMS ke penanggung  jawab I adalah sekitar 1.4 menit dan SMS ke penangung  jawab  II  adalah  1.2  menit.  Untuk  pengujian  otomatis  panggilan  pada didapatkan  rata-rata delay waktu  untuk  panggilan  ke  penangung  jawab  I  adalah sekitar  6  detik  dan  ke  penangung  jawab  II  adalah  4.8  detik.  Sedangkan  saat indikator  sistem  menggunakan  sistem  manual  maka  rata–rata  waktu  sistem mengirimkan SMS ke penanggung jawab  I adalah sekitar 1.2 menit dan SMS ke penangung  jawab  II  adalah  1  menit.  Untuk  pengujian  manual  panggilan  pada didapatkan  rata-rata delay waktu  untuk  panggilan  ke  penangung  jawab  I  adalah sekitar 4.8 detik dan ke penangung jawab II adalah 5 detik

## REFERENSI
[1] R.  Rahmawati,  N.  Ahmad  W.,  A.  Sasmita,  and  A.  Setiawan,  “Study  Literature  Review  of Healthy  Living  Patterns  in  Preventing  Repeated  Attacks  on  Patients  with  Coronary  Heart Disease,” Jurnal Kesehatan Siliwangi, vol. 1, no. 1, pp. 192-205, 2020.
[2] K.  Kristina,  L.  Pangaribuan,  and  H.  Hendrik,”  Gambaran  Penyebab  Kematian  Utama  di Kabupaten  Bekasi  Provinsi  Jawa  Barat  2011.” Buletin  Penelitian, vol  47,  no.1,  pp.  29-38, 2019. DOI: 10.22435/bpk.v47i1.169
[3] A. L. Valor, M. R. B. Apsay, J. R. M. Acebo, A. Aguilar, C. J. B. Onquit and M. G. Chua, “Heartsaver:  A  Heart  Rate  Monitoring  System  with  SMS  Notification”. In  2016  IEEE Conference on Systems, Process and Control (ICSPC), Bandar Hilir, Malaysia, 2016, pp. 1-6. DOI: 10.1109/SPC.2016.7920693
[4] R. G. Ammann, T. Scheeizer and T. Wyss, “RR interval signal quality of a heart monitor and an ECG Holter at rest and during exercise”, European Journal of Applied Physiology, vol. 119, pp. 1525-1532, 2019. DOI: 10.1007/s00421-019-04142-5
[5] A.  Hochstadt  et  al.,  “Continuous  heart  rate  monitoring  for  automatic  detection  of  atrial fibrillation with novel bio-sensing technology”, Journal of Electrocardiology, vol. 52, pp/ 23- 27, January-February 2019. DOI: 10.1016/j.jelectrocard.2018.10.096
[6] M.  Hasan,  M.  F.  Ibad,  Y.  Trio,  D.  T.    Makhfufah  and  A.    Parastiwi.  “Monitoring  Kondisi Jantung  Menggunakan  SMS  Gateway”,  Prosiding SENTIA, Politeknik  Negeri  Malang,
Indonesia, 2016, vol. 8, no. 2, pp. C106-C110.
[7] R.  R.  Irawan,  “Prototipe  Pemberitahuan  Lokasi  Koordinat  Darurat  Menggunakan  GPS  Dan Pulse  Sensor  Berbasis  Arduino  Dan  SMS”, E-Link:  Jurnal Teknik  Elektro  dan  Informatika , vol. 6, no. 1, pp. 5-16, 2018.
[8] M.  Mardiansah  and  W.  Wildian.  “Rancang  Bangun  Alat  Monitoring  Detak  Jantung  Pasien Rumah Sakit dengan Sistem Telemetri Berbasis Ardiuno UNO R3”, Jurnal Fisika Unand , vol. 8, no.4, pp. 355-361, 2019.
[9] H. Fadillah, A. Indra and I.  Anizar. “Perancangan Alat Pemantau Detak Jantung, Resistansi Kulit  Dan  Suhu  Tubuh  Jarak  Jauh”, Amplifier  Jurnal  Ilmiah  Bidang  Teknik  Elektro  dan Komputer , vol. 5, no. 2, pp. 70-75, 2015.
[10] M.  P.  Lukman  and  H.  Surasa,  “Portable  Monitoring  Penderita  Penyakit  Jantung  Terhadap Serangan  Berulang  Berbasis  Android”. In  Seminar  Nasional  Teknologi  Informasi, Bali, Indonesia, 2017, B4, pp. 20-26.
[11] C. Julianto and J. Andika, “Rancang Bangun Sistem Pengendali Lacak Posisi Sepeda Motor”. Jurnal Teknologi Elektro , vol. 10, no. 1, pp. 50-61, 2019.
[12] I.  K.  R.  Arthana  and  I.  M.  A.  Pradnyana,  “Perancangan  alat  pendeteksi  detak  jantung  dan notifikasi melalui SMS, In Seminar Nasional Riset Inovatif , Bali, Indonesia, 2017, vol. 5, pp. 889-895.
[13] F. Rozie, “Rancang Bangun Alat Monitoring Jumlah Denyut Nadi/Jantung Berbasis Android”. Jurnal Teknik Elektro Universitas Tanjungpura, vol. 1, no. 1, pp. 1-10, 2016.
[14] E. Sulistyo, “Alat pendeteksi denyut nadi berbasis arduino yang diinterfacekan ke komputer”, Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi , Jakarta, Indonesia, 2016, TE-017, pp. 1-4.