## PENGUKURAN KANDUNGAN AIR TANAH PADA  PERTANAMAN
JARAK PAGAR ( JATROPHA CURCAS L.)
Soil Water Content Measurement under Jatropha Crop (Jatropha curcas L. )
Gusti Rusmayadi 1 dan Bregas Budianto 2
1 Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (Unlam)
2 Departemen Geomet FMIPA-IPB E-mail: grusmayadi@yahoo.com.sg

## ABSTRACT
Management  strategies  development  for  efficient  water  utilization  of  crop  production  requires sensitive  measurements  of  changes  in  soil  water  content  on  a  dynamic  basis.  Many  of  the methods  currently  used  for  measuring  these  changes  are  destructive,  slow,  or  relatively expensive  for  large-scale  investigations.  A  sensor  that  low-cost,  nondestructive  soil  moisture sensor  for  measuring  changes  in  soil  volumetric  water  content  on  the  basis  of  changes  in  the dielectric constant of the soil water were available. So, this research was carried out to quantify soil  water content  on Jatropha  under  rainfall  condition,  four  levels  of  nitrogen  fertilizer  (N)  and two  population  densities  (P).  The  experiments  used  a  systematic  Nelder  fan  design  with  9 spokes and 4 rings were conducted at SEAMEO-BIOTROP field experiment in 2007. Based on evaluation this instrument can use to measurement soil water content in various environment.
Keywords: Instrument,  Jatropha,  nitrogen  fertilizer,  Soil  water  content,  systematic  Nelder  fan design

## PENDAHULUAN
Cara konvensional untuk mengukur kandungan air tanah dan masih dipergunakan  sampai sekarang  dinamakan  metode  gravitasi  metrik  atau  gravimetrik  yang  melibatkan  pengambilan contoh tanah kemudian di oven sampai kering baru dihitung selisih berat basah terhadap berat keringnya. Proses ini memakan waktu dan upaya yang cukup banyak untuk mendapatkan data yang  akurat  karena  contoh  tanah  yang  diambil  cukup  banyak.  Dengan  pendekatan  tehnik elektronik  sederhana,  kandungan  air  tanah  dapat  diduga  dengan  mengukur  konduktivitas listriknya.
Sensor  yang  dipergunakan  di  sini  berbeda  dengan  sensor  kadar  air  tanah  yang  sudah dikembangkan  saat  ini  seperti  neutron  probe  yang  relatif  mahal  atau  ECH2O  dielectric Aquameter  Model  EC20  probe  (McMichael  &    Lascano,  2003).  Kedua  alat  terakhir  ini memerlukan  akses  berupa  pipa  PVC,  sementara  itu  sensor  tipe  303  Digital  Multimeter  dapat dipergunakan  tanpa  menggunakan  pipa  PVC,  karena  masing-masing  batang  sensor  dilapisi oleh isolator.
Kepekaan  dari  alat  ini  akan  dievaluasi  pada  suatu  pertanaman  Jarak  Pagar  yang  diberi perlakuan  empat  tingkat  pemberian  nitrogen  pada  dua  tingkat  kerapatan  populasi.  Peran pengukuran  kandungan  air  tanah  ini  menjadi  penting  karena  karakteristik  Jarak  Pagar  yang memerlukan nitrogen yang banyak dan dianjurkan penanamannya pada lahan marginal.
Penanaman  jarak  pagar  dianjurkan  untuk  lahan  marginal  dan  kebutuhan  air  tanamannya relatif  sedikit.  Menurut  Sukarin et  al .  (1987)  dan  Aker,  (1997)  variabilitas  iklim  curah  hujan mengendalikan penggunaan air pada kondisi air yang terbatas dalam produksi jarak pagar.
Jarak  pagar  merupakan  tanaman  yang  dapat  menyimpan  air  pada  daun  dan  akarnya selama musim  kering  (Prihandana  &  Hendroko,  2007)  dan  termasuk  tanaman succulent yang daunnya menutup dimusim kering, jadi tanaman ini memiliki adaptasi yang sangat baik dan luas di wilayah-wilayah kering dan semi kering (Heller, 1996). Namun, kekeringan dapat membatasi nitrogen (N) yang dapat diserap tanaman, melalui pengurangan laju mineralisasi N. Hujan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kehilangan N dari tanah melalui pencucian dan denitrifiksasi. Pada tanah alkalin tinggi, N dapat hilang karena votalisasi (Matthews, 2002). Jadi, penelitian ini memerlukan  instrument  yang  handal  untuk  mengetahui  fluktuasi  kandungan  air  tanah  pada lingkungan yang beragam dalam hal ini adalah perlakuan nitrogen dan kerapatan populasi.
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengevaluasi  kepekaan  instrument  kadar  air  tanah  tipe 303  Digital  Multimeter  dalam  melacak  perubahan  kandungan  air  tanah  yang  dinamis  pada perlakuan nitrogen dan kerapatan populasi di bawah kondisi lahan tadah hujan.

## METODOLOGI

## Bahan dan Alat
Pupuk  Urea  sesuai  perlakuan  diberikan 1 / 2 dosis  saat  tanam  dan  90  HST.  SP-36  dan  KCl masing-masing sebesar 20 g/pohon (Hambali et al . 2006) diberikan saat tanam. Populasi IP-1P digunakan  sebagai  benih.  Fungisida,  furadan,  dan  insektisida  untuk  pemeliharaan  tanaman. Alat yang digunakan adalah kandungan air tanah portabel tipe 303 Digital Multimeter.

## Metode

## Instrument Kandungan Air Tanah tipe 303 Digital Multimeter
Prinsip  dasar  kerja  alat  adalah  mengukur  daya  hantar  listrik  tanah  dengan  multimeter (DVM).  Alat  ini  dapat  mengubah  polaritas  dengan  frekuensi  1  KHz.  Sensor    dan  bahan  yang dipergunakan adalah sepasang elektroda, sakelar elektronik (IC 4066), Multivibrator Astable (IC 4047), dan Multimeter (DVM).
Dengan  pendekatan  teknik  elektronik  sederhana,  kandungan  air  tanah  dapat  diduga dengan  mengukur  konduktivitas  listriknya.  Teknik  ini  memerlukan  sepasang  elektroda  yang dibenamkan  kedalam  tanah.  Air  dalam tanah  berupa  larutan  elektronik  sehingga  medan  listrik akan mempengaruhi posisi ion-ion dalam tanah. Kecepatan gerakan ion (terbaca sebagai daya Gusti Rusmayadi dan Bregas Budianto
hantar  listrik)  merupakan  fungsi  kandungan  air  tanahnya.  Alat  ukur  daya  hantar  listrik  pada umumnya memberi medan listrik DC pada kedua elektroda. Untuk larutan elektrolit medan listrik akan menghasilkan polarisasi sehingga konduktivitas tidak terukur. Untuk itu medan listrik yang diberikan pada sepasang elektrodanya harus berupa listrik AC dengan frekuensi ± 1 KHz.
Nilai kandungan air tanah diperoleh dari fungsi nilai resistansi yang tertera pada alat ukur. Berdampak  kalibrasi  terhadap  KA  yang  mudah  diketahui  dari  jenis  tanah  tertentu  maka pengukuran  kandungan  air  tanah  yang  cepat  dan  akurat  dapat  diperoleh. Akurasi  pengukuran kandungan air tanah lebih dipengaruhi oleh jumlah pengambilan contoh pengamatan dari pada akurasi alatnya sendiri.

## Percobaan lapang
Percobaan  disusun  menurut  Nelder Fan  Design (Mark,  1983).  Setiap  plot  terdiri  dari  9 spoke dan  4 ring .  Nitrogen  (N)  yang  diberikan  adalah  W1N0  (0  g  Urea/pohon),  W1N1  (20  g Urea/pohon), W1N2 (40 g Urea/pohon), dan W1N3 (60 g Urea/pohon). Setiap ring ditempatkan populasi  tanaman  (P)  W1P1  (17  698  tanaman/ha  atau  1.7  tanaman/m 2 )  dan  W1P2  (3  246 tanaman/ha  atau  0.32  tanaman/m 2 ).  Pada  percobaan  ini  biji  ditanam  tanggal  18  April  dan dipanen pada 22 Oktober 2007.

## Pengamatan
Sifat fisik dan kimia tanah di lokasi percobaan sebagai berikut. Nilai pF 2.54 = 36.28% dan pF  4.2  =  27.48%  (%  volume)  dengan  bobot  isi  1.42  g  cm -3 ,  laju  permeabilitas  2.13  cm  jam -1
(lambat),  N  total  0.18%  (rendah),  pH  5.6  (agak masam),  nisbah  C/N  sebesar    9.3,  dan  bahan organik sebesar 2.92%.
Unsur iklim selain curah hujan (mm hari -1 ) diambil dari stasiun Branang-Siang sekitar 1 km dari  lokasi  percobaan,  yaitu  radiasi  surya  (MJ  m -2 hari -1 ),  suhu  udara  (  C),  kelembapan  nisbi (%), dan kecepatan angin (m s -1 ) yang diperlukan untuk mensimulasi model neraca air.
Kandungan  air  tanah  (KAT)  diukur  selang  7  hari  pada  setiap  kedalaman  20  cm  pada  titik yang tetap menurut plot percobaan. Evapotranspirasi tanaman termasuk evaporasi tanah serta intersepsi  kanopi  tanaman,  diukur  berdasarkan  KAT  pada  saat  t-1  dan  t  serta  curah  hujan (Angus & van Herwaarden, 2001; Chen et al . 2003):
t t t t t D CH SWC SWC ETa      1 (1)
ETa t : evapotranspirasi tanaman (mm) pada saat t; SWC: KAT rata-rata seluruh profil (mm); CH: curah  hujan  (mm);  D:  drainase  (mm),  yang  pada  percobaan  ini  tidak  diukur  dan  diabaikan berdasarkan  Payne et  al .  (2001),  demikian  pula  dengan  limpasan  permukaan  karena  lahan percobaan relatif datar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Iklim
Curah  hujan  yang  diterima  sebesar  570.4  mm  dan  evapotranspirasi  potensial  sebesar 628.9 mm, sehingga pada periode tanam ini secara klimatologis terjadi défisit air. Oleh karena sebaran curah hujan tidak merata (Gambar 1.1), maka nisbah curah hujan (CH)-
evapotranspirasi (ETp) pada fase kuncup bunga (KB - BM) dan bunga mekar (BM - MF) sangat kecil  yaitu  0.01  dan  0.18  atau  kurang  dari  0.5  ETp  yang  berarti  pada  periode  ini  pemenuhan kebutuhan  air  tanaman  kurang  dari  50%.  Kondisi  nisbah  CH/ETp  ini  akan  mempengaruhi fluktuasi air tanah.
0 20 40 60 80 100 120 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 Julian date Curah h uj a n (m m ) BM KB 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 Julian date Ev a po tran s pi ras i (m m )
Gambar  1  Peubah  curah  hujan  dan  evapotranspirasi  harian  selama  periode  pertumbuhan tanaman selama percobaan.

## Kalibrasi alat
Setiap instrument memerlukan kalibrasi untuk menterjemahkan bacaan sensornya dengan lokasi  tempat  alat  tersebut  dipergunakan.  Dalam  kalibrasi,  titik  sensor  alat  melibatkan pengambilan  contoh  tanah,  kemudian  dihitung  menurut  metode  gravimetrik,  contoh  tanah  di oven sampai kering baru dihitung selisih berat basah terhadap berat keringnya. Bacaan sensor kandungan air tanah tipe 303 Digital multimeter dan metode gravimetrik disajikan pada Tabel 1.
Hasil  kalibrasi  pada  kedalaman  0 – 20 dan 20 – 40 cm disajikan pada Gambar 2. Bentuk kuadratik  terlihat  lebih  mendekati  bacaan  sensor  dengan  kandungan  air  tanah  di  lapangan. Kepekaan  sensor  yang  sudah  dikalibrasi  ini  akan  dievaluasi  pada  kemampuannya  dalam membedakan perlakuan-perlakuan yang diberikan pada pertanaman Jarak Pagar.
Tabel 1 Kalibrasi instrument tipe 303 Digital multimeter
Kedalaman pengukuran (cm) Titik pengukuran 0 – 20 20 - 40 X (sensor) Y (gravimetrik) X (sensor) Y (gravimetrik) 1 2.25 21.34 0.99 19.98 2 1.07 16.71 2.85 24.13 3 1.24 20.73 4.03 24.31 4 2.42 18.16 2.55 25.32 5 3.24 26.71 1.98 30.12 6 0.72 12.98 0.92 14.19 7 4.57 17.14 5.96 17.62 8 0.67 20.11 0.79 13.97
Gusti Rusmayadi dan Bregas Budianto
y = -1.3225x 2 + 7.4968x + 11.669 R 2 = 0.3753 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 0 1 2 3 4 5 KAT (kvol) K A T ( % ) y  = 0.6355x + 19.61 R 2 = 0.0393 y = -1.5946x 2 + 10.909x + 8.3394 R 2 = 0.6956 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 0 1 2 3 4 5 6 7 KAT (kvolt) K A T ( % )
Gambar  2  Kalibrasi instrument tipe 303 Digital Multimeter pada kedalaman 0 – 20 dan 20 – 40 cm.

## Kandungan air tanah
Kandungan  air  tanah  pada  kedalaman  tanah  0-20  dan  0-100  cm  selama  percobaan diperlihatkan  pada  Gambar  3.  Kandungan  air  tanah  mengalami  penurunan  sejak  fase  kuncup bunga (KB). Penurunan kandungan air tanah tersebut berkaitan dengan curah hujan yang relatif kecil selama periode tersebut (Gambar 1). Selama periode pertumbuhan, kandungan air tanah pada  perlakuan  pemupukan  nitrogen  (W1N1 –W1N3),  terjadi  penurunan  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  tanpa  pemupukan  (W1N0)  (Gambar  3).  Prinsip  kerja  instrument  ini berdasarkan  kecepatan  gerakan  ion  yang  terbaca  sebagai  daya  hantar  listrik  dan  merupakan fungsi  kandungan  air  tanahnya.  Semakin tinggi  pemberian  nitrogen, maka  air  yang  diperlukan untuk mineralisasi nitrogen, lebih besar dibandingkan dengan pemberian nitrogen yang rendah. Air  dalam  tanah  berupa  larutan  elektronik  sehingga  medan  listrik  akan  mempengaruhi  posisi ion-ion dalam tanah dan larutan ion semakin aktif pergerakannya.
Kerapatan  populasi  juga  mempengaruhi  kandungan  air  tanah  yang  pada  populasi  rapat (W1P1)  lebih  kecil  dibandingkan  populasi  sedang  (W1P2).  Peningkatan  penggunaan kandungan air tanah akan mempengaruhi jumlah air yang akan dievapotranspirasikan.
50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Waktu pengamatan (mingguan) K A T, 0 - 20 c m (mm ) W1N0 W1N1 W1N2 W1N3 W1P1 W1P2 K L T L P (a) 175.0 200.0 225.0 250.0 275.0 300.0 325.0 350.0 375.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Waktu pengamatan (mingguan) K A T , 0 - 100 cm (m m) W1N0 W1N1 W1N2 W1N3 W1P1 W1P2 KL TLP (b)
Gambar  3  Kandungan air tanah pada 0 - 20 cm (a) dan 0 – 100 cm (b) dengan peningkatan pemberian nitrogen dan kerapatan populasi

## Neraca air
Neraca air tanaman selama periode pertumbuhan ditunjukkan dalam Tabel 1 dan Gambar 4.  Evapotranspirasi  aktual  semakin  besar  dengan  peningkatan  pemupukan  nitrogen  dan  ini mengisyaratkan  bahwa  air  digunakan  dalam  proses  penyerapan  hara  pada  perlakuan  W1N1, W1N2  dan  W1N3  oleh  tanaman  sehingga  yang  dapat  diuapkan  lebih  besar  dari  perlakuan tanpa  pemupukan  nitrogen  (W1N0).  Sementara  itu,  evapotranspirasi  perlakuan  kerapatan populasi W1P1 lebih kecil dibandingkan W1P2.
Tabel 2  Neraca air selama periode pertumbuhan
Perlakuan Neraca air (mm) Curah Hujan Evapotranspirasi aktual (ETa) S - E E – KB KB - BM BM - MF Total Percobaan 18 April 2007 (W1N0) 570,4 30.8 206.0 38.0 124.3 399.1 (W1N1) 570,4 30.8 233.4 17.6 134.3 416.2 (W1N2) 570,4 30.8 233.4 42.7 126.1 433.0 (W1N3) 570,4 30.8 233.4 51.7 175.1 491.0 (W1P1) 570,4 30.8 191.8 14.3 128.1 365.1 (W1P2) 570,4 30.8 224.6 35.2 89.7 380.4
Air  diperlukan  dalam  mineralisasi  nitrogen  yang  selanjutnya  diperlukan  sebagai  sarana pengangkutan  unsur  hara.  Oleh  karena  itu,  pada  perlakuan  pemupukan  nitrogen  (defisit  air W1N1, W1N2 dan W1N3 masing-masing sebesar -44.5; -54.2 dan -80.1) terlihat kandungan air tanah  yang  menurun  dengan  cepat  dibandingkan  tanpa  pemupukan  (defisit  air  sebesar  -33.5 mm).  Hal  ini  yang  menyebabkan  evapotranspirasi  aktual  tanaman  semakin  besar. Evapotranspirasi  W1N0  sebesar  399.1  mm  sementara  itu  W1N3  sebesar  491.0  mm. Perhitungan evapotranspirasi ini diperoleh berdasarkan selisih pengukuran kandungan air tanah pada  dua  waktu  yang  berbeda  dan  ditambah  curah  hujan.  Ketelitian  perhitungan evapotranspirasi ini sangat ditentukan oleh ketelitian dari pengukuran kandungan air tanah.
Gusti Rusmayadi dan Bregas Budianto 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pengamatan E v ap o tran sp iras i ak tu al (mm) (W1N0)
(W1N1) (W1N2) (W1N3)
(W1P1) (W1P2) ETp pupuk 2 KB BM E pupuk 1
Gambar 4  Evapotranspirasi aktual (ETa) masing-masing perlakuan selama percobaan

## Evaluasi dengan model neraca air tanaman
Pengukuran  kandungan  air  tanah  ini  sering  dipakai  dalam validasi model  neraca  air  untuk melihat  fluktuasi  kandungan  air  tanah  dan  evapotranpirasi  tanaman  sebagaimana  berikut  ini. Pengujian grafis data KAT dengan model simulasi neraca air disajikan pada Gambar 5. Model mampu  mensimulasi  perubahan  kandungan  air  tanah  dengan  pemberian  nitrogen  W1N3, walaupun  ada  beberapa  pencilan  data  pengukuran  yang  perlu  mendapat  perhatian.  Dugaan sementara,  pencilan  data  disebabkan  oleh  pengkalibrasian  alat  dengan  metode  gravimetrik yang  perlu  dicobakan  dengan  menggunakan  contoh  tanah  yang  lebih  banyak.  Pengurangan KAT setelah bunga mekar (BM) akan diikuti oleh peningkatan evapotranspirasi. Pengujian grafis evapotranspirasi aktual (ETa) model neraca air disajikan dalam Gambar 7.
150 200 250 300 350 400 450 1 13 25 37 49 61 73 85 97 109121133145157169181193 Waktu Pengamatan K an du ng an ai r ta na h, 0-100 c m (mm ) KAT Model Pengukuran KL WP KB BM (a) 300 350 400 300.0 350.0 400.0 Pengukuran (mm) P red iksi ( m m ) (b)
Gambar  5  Hasil prediksi dan pengukuran kandungan air tanah selama periode pertumbuhan (a) dan perbandingan dengan garis 1:1 (b).
0 100 200 300 400 500 600 700 1 13 25 37 49 61 73 85 97 109121133145157169181193 Waktu pengamatan (mingguan) E vap otr an spi rasi ( m m ) ETa Observasi (a) 0 100 200 300 400 500 600 0 100 200 300 400 500 600 Pengukuran P red iksi (b)
Gambar  6  Hasil prediksi dan pengukuran evapotranspirasi kumulatif  selama periode pertumbuhan (a) dan perbandingan dengan garis 1:1 (b).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Sensor  kadar  air  tanah  tipe  303  Digital  Multimeter  peka  dan  dapat  digunakan  untuk mengetahui dinamika kandungan air tanah pada lingkungan yang bervariasi.

## Saran
Evaluasi instrument kadar air tanah pada lokasi percobaan telah dilakukan oleh karena itu disarankan  pengujian  kepekaan  instrument  lebih  lanjut  pada  wilayah  dengan  yang  berbeda untuk membuktikan bahwa instrument dapat diterapkan pada kondisi lingkungan yang beragam.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian  ini  didanai  oleh  DIPA  SEAMEO-BIOTROP  tahun  2007.  Kami  mengucapkan terimakasih  kepada  SEAMEO-BIOTROP,  Laboratorium  SEAMEO-BIOTROP,  Laboratorium Instrumentasi Meteorologi FMIPA-IPB, asisten lapangan dan beberapa mahasiswa Departemen Meteorologi  FMIPA-IPB  atas  bantuan  teknis  dalam  pengelolaan  tanaman,  pengukuran  dan pengambilan contoh tanah dan tanaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Aker  CL.  1997.  Growth  and  reproduction  of Jatropha  curcas .  Di  dalam:  G.M.  Gübitz,  M. Mittelbach & M. Trabi, Biofuels and industrial products from Jatropha curcas . Dbv-Verlag, Graz: 2-18.
Angus  AF  &  van  Herwaarden  JF.  2001.  Increasing  Water  Use  and  Water  Use  Efficiency  in Dryland Wheat. Agron. J. 93:290 –298.
Arkebauer  TJ, Weiss  A,  Sinclair TR  &  Blum  A.  1994. In  defence  of  radiation  use  efficiency:  a response to Demetriades-Shah et al . (1992). Agric. For. Meteorol. 68:221-227.
Budianto  B.  2004. Instrumentasi  Meteorologi  Elektronik .  Di  dalam.  Pelatihan  Dosen  PT  se Indonesia  Timur  bidang  Pemodelan  dan  Simulasi  Komputer  untuk  Pertanian.  Bogor. Departemen Geofisika dan Meteorologi FMIPA-BPPK-Diknas.

## Gusti Rusmayadi dan Bregas Budianto
Chen C, William AP, Richard WS & Michael AS. 2003. Yield and Water-Use Efficiency of Eight Wheat Cultivars Planted on Seven Dates in Northeastern Oregon. Agron. J . 95:836 –843.
Heller  J.  1996.  Physic  Nut  ( Jatropha  curcas L.).  Promoting  the  conservation  and  use  of underutilized and neglected crops 1. Rome. IPGRI.
Mark  WB.  1983.  Spacing  Trials  Using  the  Nelder  Wheel.  Presented  at  the  Workshop  on Eucalyptus in California, June 14-16, 1983, Sacramento, California; p81-85.
Matthews R. 2002. Crop Management. In Crop –Soil Simulation Models . eds (R. Matthews and W. Stephens) CAB International. p 29-53.
McMichael B & Lascano RJ. 2003. Laboratory Evaluation of a Commercial Dielectric Soil Water Sensor. Vadose Zone Journal 2:650 –654.
Payne  WA,  Rasmussen  PE,  Chen  C  &  Ramig  RE.  2001.  Assessing  simple  wheat  and  pea models using data from a long-term tillage experiment. Agron. J . 93:250 –260.
Prihandana R & Hendroko R. 2007. Energi hijau . Jakarta. Penebar Swadaya.
Sukarin W, Yamada Y & Sakaguchi S. 1987.  Characteristics of physic nut, Jatropha curcas L. as a new biomass crop in the Tropics. Jpn. Agric. Res. Quart . (Japan) 20(4):302-303.