## History:
Re ce ived : 25 Nove mbe r 2023 Re vise d  : 10 Januari 2024 Acce pte d : 29 Fe bruari 2024 Publishe d: 1 Mare t 2024
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 1, (2024), Februari: 483 - 493 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i1.4131

## SISTEM PENDETEKSIAN AIR LIMBAH CAIR INDUSTRI
Angelia  Maharani Purba 1) , Meidi  Wani Lestari 2) , Imnadir 3) , Marliana  Sari 4) , Hotman Silitonga 5) , Jhonson  Siburian 6)
Fakultas  Teknik  Elektro  Politeknik  Negeri  Medan,  Medan,  Indonesia 1,2,3,4)
Balai Besar  Penjamin  Mutu Pendidikan,  Medan, Indonesia 5)
Fakultas  Teknik  Universitas  Darma Agung,  Medan,  Indonesia 6)
Corresponding Author: angeliapurba@polmed.ac.id 1) , meidilestari@polmed.ac.id 2) , imnadir@polmed.ac.id 3) , marlianasari@polmed.ac.id 4) , hotman.lpmpsu@gmail.com 5) , jhonsonsiburian@gmail.com 6)

## Abstrak
Limbah cair merupakan sisa buangan hasil suatu proses yang sudah tidak dipergunakan lagi, baik berupa sisa industri, rumah tangga, peternakan, pertanian, dan sebagainya. Limbah cair industir biasanya berasal dari bekas cucian peralatan produksi, laboratorium, rumah tangga, kamar mandi dan bahan b ekas reagnsia laboratorium. Jika langsung dibuang limbah cair ini berbahaya bagi lingkungan. Metode penelitian yang digunakan  adalah  dengan  menggunakan  metode  eksperimen  dengan  3  indikator :  tingkat zat terlarut (TDS),  pH air limbah dan suhu. Tujuan yang dicapai adalah mengembangkan sistem pendeteksian kualitas air limbah yang akurat dan otomatis menggunakan PLC. Simpulan hasil penelitian adalah bahwa terdapat limbah deterjen, pembersih lantai, air mineral yang tidak berbahaya bagi lingkungan dengan nilai T DS, pH dan  suhu  terukur berada di  nilai batas ambang.  Selain  terdapat limbah deterjen,  pembersih lantai, air mineral yang berbahaya bagi lingkungan dengan nilai TDS,  pH dan suhu terukur berada di atas nilai batas ambang. Limbah yang berbahaya ini harus diolah terlebih dahulu sebelum bisa dibuang.

## Kata kunci: Sistem Pendeteksi, Air Limbah, Industri,  Programmable Logic Controllers, PLC

## Abstract
Liquid  waste is the remaining  waste resulting  from  a process  that is no longer used,  whether in the form  of industrial , household,  livestock,  agricultural  waste,  and  so  on.  Industrial  liquid  waste  usually  comes  from  used  washing  of production  equipment,  laboratories,  households, bathrooms  and used laboratory  reagent  materials.  If this liquid  waste is disposed  of directly,  it is dangerous  for the environment.  The research  method  used  is an experimental  method  with 3 indicators:  dissolved  substance  level (TDS),  wastewater  pH  and  temperature.  The goal achieved  is  to  develop  an accurate  and automatic  wastewater quality detection  system  using PLC.  The conclusion  of the research  results  is that there  are  waste detergents,  floor  cleaners,  mineral  water that are  not  harmful  to the environment  with TDS,  pH and temperature  values  measured  at  threshold  values.  Apart  from  that,  there  is  waste  from  detergents,  floor  cleaners, mineral  water which is dangerous  for the environment  with measured  TDS, pH and temperature  values that are above the threshold  limit  values. This dangerous  waste must  be treated  first  before it  can be disposed  of.
Keywords:  Detection  System,  Liquid  Waste, Industry,  Programmable  Logic Controllers,  PLC

## PENDAHULUAN
Limbah  cair  merupakan  sisa  buangan  hasil  suatu  proses  yang  sudah  tidak dipergunakan  lagi, baik berupa  sisa  industri,  rumah  tangga, peternakan,  pertanian,  dan sebagainya  (Anaufal,  2022).  Limbah  cair  industir  biasanya  berasal  dari  bekas  cucian perlatan  produksi,  laboratorium,  rumah tangga, kamar mandi dan bahan bekas reagnsia laboratorium.  Limbah  cair  ini  umumnya  akan dikumpulkan  terlebih  dahulu  kemudian akan mengalami  proses  pengolahan  ataupun  kadangkala langsung  di buang ke perairan atau  lingkungan.  Pembuangan  limbah  cair  langsung  ke  lingkungan  akan  sangat membahayakan  karena  kemungkinan  adanya  bahan-bahan  berbahaya  dan  beracun ataupun  kandungan  limbah  yang ada  tidak  mampu  dicerna  oleh  mikroorganisme  yang ada dilingkungan  (Hidayat,  2016).
Berdasarkan  peraturan  Menteri  Lingkungan  (PermenLHK)  RI  NO.5  Tahun  2014 tentang  baku mutu  air  limbah  industri  bahwa  kadar  maksimum  untuk  parameter  TDS limbah  industri  yaitu 2000 mg/L dan  TDS air  minum  adalah  500 mg/L (Oviantari  et  al., 2023). Berdasarkan  Permen LHK No. 68 tahun 2016, ambang batas pH air yang diizinkan terhadap  limbah  cair  adalah  6 hingga  9. Nilai  ambang batas  pH  air  minum  yang layak dikumsumsi  sebaiknya  memiliki  pH  netral  (pH  =  6,5  -  8,5).  Nilai  batas  ambang  suhu limbah  industri  domestik  adalah  2,5 – 3,2 °C (Ramadani  et al., 2021).
Tujuan  pendeteksian  limbah  di  industri  bagi  lingkungan  adalah  untuk  melindungi, memantau,  dan  meminimalkan  dampak  negatif  kegiatan  industri  terhadap  ekosistem dan  lingkungan.  Beberapa  tujuan  penting  dari  pendeteksian  industri  bagi  lingkungan antara lain : identifikasi  potensi  pencemaran;  pemantauan  kualitas  air, udara,  dan tanah; perlindungan  ekosistem  dan  keanekaragaman  hayati,  pengelolaan  limbah,  kepatuhan regulasi  lingkungan.  Salah  satu  sumber  limbah  industri  adalah  limbah  industri  rumah tangga  yang  berasal  dari  dapur,  kamar  mandi,  cucian,  limbah  bekas  industri  rumah tangga dan kotoran  manusia.  Limbah rumah tangga yang terlalu  banyak jika tidak  dapat ditanggulangi  sangat  berpotensi  mencemari  dan  meracuni  lingkungan.  Dampaknya, penduduk  yang tinggal di sekitar  lokasi  pembuangan  limbah industri  berbahaya berisiko tinggi  terkena  diare,  giardiasis,  hepatitis,  kolera,  hingga  penyakit  kanker  akibat mengonsumsi  air yang sudah  tercemar.
Atas  dasar  inilah,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang berjudul  “Sistem Pendeteksian  Air  Limbah Industri  Berbasis  PLC.” Penelitian  ini merupakan  pencegahan awal  menjaga  kualitas  air  dengan  cara  mendeteksi  limbah  industri  sebelum  dibuang keluar.  Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  eksperimen  dengan  3 indikator  :  tingkat  zat  terlarut  (TDS),  pH  air  limbah  dan  suhu.  Luaran  penelitian  ini berupa  alat  pendeteksi  air  limbah  berbasis  PLC. Diharapkan  dapat  memberikan  solusi pencegahan  pencemaran  air untuk  mendukung  keberlanjutan  kesehatan  lingkungan.

## A. Limbah Cair Industri
Limbah hasil  industri  menjadi  salah  satu  persoalan  serius  di  era  industrialisasi(Nasir et al., 2016). Oleh  karena itu,  regulasi  tentang  industrialisasi  ramah lingkungan  menjadi
isu penting  (Basaran, 2013). Alasan  yang mendasari  sebab limbah tidak hanya dari proses produksi  tapi  juga  kelangsungan  hidup.  Oleh  karena  itu,  pengolahan  limbah  harus dilakukan  sedari  dini  ketika  proses  produksi  terjadi.  Air  limbah  yang  tidak  diolah dengan baik masih mengandung  berbagai polutan  dapat mengontaminasi  sistem  ekologi termasuk  sumber  air terbuka  seperti  laut,  sungai  dan danau,  termasuk  sistem  ekologi  di wilayah  udara  dan tanah (Martini  et al., 2020). Secara langsung  maupun  tidak  langsung, keberadaan  air  yang terkontaminasi  oleh  berbagai  polutan  tersebut  membawa  dampak yang merugikan  bagi kesehatan  manusia  dan kelangsungan  hidup  makhluk  biotik  serta kelestarian  alam  (Beulah  dan  Muthukumaran,  2020).  Beberapa  bahaya  limbah  cair industri  adalah  pencemaran  air,  gangguan  lingkungan,  pencemaran  tanah,  dan  resiko kesehatan  manusia.

## B. PLC (Programmable Logic Controllers) Mitshubishi FX3U24MR
PLC yang digunakan  pada penelitian  ini  adalah  PLC Mitshubishi  FX3U24MR yang deprogram  dengan  menggunakan  software  GX Works2.

## Gambar 1. Unit  PLC yang digunakan
PLC  merupakan  sebuah  perangkat  pengendali  yang  dapat  diprogram  dan  berbasis mikroprosesor  atau mikrokontroler.  Perangkat ini menggunakan memori  sebagai tempat untuk mengolah  program dan data, bekerja berdasarkan  prinsip  fungsi  logika, dan dapat melaksanakan  operasi  matematika yang cukup  rumit.

## C. Sensor Kekeruhan (Turbidity) TDS Meter V1
Sensor  kekeruhan  (turbidity)    bekerja  dengan  mengukur  jumlah  cahaya  yang dipantulkan  atau  tersebar  oleh  partikel-partikel  yang  ada  di  dalam  air  atau  cairan tersebut.  Semakin  banyak  partikel  di  dalam  air,  maka  semakin  tinggi  tingkat kekeruhannya.
Sensor  kekeruhan  TDS  Meter  V1  memiliki  rentang  pengukuran  antara  0 hingga  1000 ppm  dengan  akurasi  sekitar  ±10% F.S (25 ℃ ). Tegangan  input  sensor  ini  adalah  3.3 – 5.5 VDC dan tegangan  output  sebesar  0 – 2,3 VDC.

## D. Sensor pH 4502C
Sensor  pH  meter  4502C  adalah  perangkat  yang  dipergunakan  untuk  mengestimasi tingkat keasaman  serta  kebasaan  suatu  cairan.

## Gambar 3. Sensor pH meter & TDS-2683
Alat  ini  menggunakan  elektroda  pH  yang terbuat  dari  bahan  khusus  yang bereaksi terhadap  perubahan  ion  hidrogen  dalam  larutan.  Mengukur  pH  adalah  penting  untuk memonitor  dan mengatur  kualitas  air, reaksi  kimia,  dan lingkungan  yang spesifik.

## E. Sensor RTD PT100
RTD  (Resistance Temperature Detector)  merupakan  jenis  lain  dari  beberapa  jenis  sensor suhu  yang sering  digunakan  dan  terbuat  dari  bahan kawat  tahan korosi  yang dililitkan pada  bahan  keramik  isolator.  RTD  bekerja  pada  korelasi  dasar  antara logam  dan  suhu. Ketika  suhu  logam  meningkat,  ketahanan  logam terhadap  aliran  listrik  meningkat.

## Gambar 4. RTD PT100
RTD  dapat  digunakan  sebagai  sensor  suhu  yang  mempunyai  ketelitian  0,03  OC dibawah  5000°C  dan  0,1  OC  diatas  10000°C.  Sensor  suhu  PT100  adalah  meter  yang mengubah  variabel  suhu  menjadi  sinyal  keluaran  standar  yang dapat  ditransmisikan.

## F. Catu Daya 24 V 3A
Pada  rangkaian  elektronik  atau  perangkat  elektronik,  catu  daya  berperan  sebagai komponen  elektronik  yang  bertugas  memasok  energi  listrik.  Catu  daya  memiliki
kemampuan  untuk  mengonversi  sumber  daya listrik  dari  arus  bolak-balik  (AC)  menjadi arus  searah  (DC), juga dapat meningkatkan  atau menurunkan  tegangan listrik.
Gambar 5. Catu  daya
Catu daya terdiri  dari  beberapa  bagian, yang meliputi  transformator,  dioda,  regulator tegangan,  dan  kapasitor.  Transformator  mempunyai  fungsi  untuk  mengalihkan tegangan  listrik  AC  menjadi  tegangan  listrik  AC  yang  lebih  tinggi  atau  lebih  rendah, sementara  itu  dioda  digunakan  untuk  mengubah  tegangan listrik  AC  menjadi  tegangan listrik  DC.  Regulator  tegangan  digunakan  untuk  menjaga  agar  tegangan  output  tetap stabil,  sementara  kapasitor  digunakan  untuk  mengurangi  atau  menghilangkan gangguan pada output  catu daya.

## G. Modul Converter Voltage to Current
Modul  ini  digunakan  untuk  mengubaj tegangan  dari sensor  pH dan TDS di converter menjadi  arus  4 – 20 mA  ke PLC.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  laboratorium  Teknik  Elektronika  Politeknik  Negeri Medan  dengan  menggunakan  metode  eksperimental  dan  pengembangan  riset.  Di  awal metode  penelitian  ini,  langkah  pertama  dilakukan  dengan  mengenali,  mengevaluasi permasalahan,  dan menetapkan  tujuan.  Langkah selanjutnya  adalah membuat  deskripsi alat  dan  mengidentifikasi  komponen-komponen  yang  akan  digunakan  dalam perancangan  sistem,  serta  menentukan  jumlah alat atau komponen  tersebut.  Setelah  itu, dilakukan  pengadaan  peralatan  dan  bahan yang lalu  diikuti  dengan  pembuatan  sistem menggunakan  alat  dan  perangkat  lunak  (GX  Works  dan  NB Designer).  Pengumpulan data dilakukan  dengan  membuat  sistem  yang sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Langkah akhir  melibatkan  pengujian  sistem  secara  menyeluruh  menggunakan  metode eksperimen,  analisis  data, dan penarikan  kesimpulan.

## A. Subjek Penelitian
Subjek penelitian  ini  adalah air limbah  industri  rumah  tangga.

## B. Rancangan Penelitian
Penelitian  ini  terdiri  dari  dua  fase,  yakni  pengembangan  alat  dan  pengembanga n perangkat lunak. Proses  pembuatan  alat dimulai  dengan merancang desain  alat, memilih komponen  yang  akan  digunakan,  mengumpulkan  alat  yang  diperlukan,  merakit  alat, menguji  sistem,  mencoba  menggunakan  sampel,  menganalisis  hasil,  dan  menarik kesimpulan.  Software  GX  Works  digunakan  untuk  merancang  perangkat  lunak  dengan menggunakan  ladder  diagram,  sedangkan  NB  designer  digunakan  untuk  merancang tampilan  antarmuka  manusia  di  HMI.  Model  yang  digunakan  adalah  suatu  metode eksperimental  untuk merancang sistem  pendeteksian  air limbah industri  yang beroperasi berdasarkan  PLC. Selanjutnya,  sistem  ini  akan diuji  untuk  keefektifannya  (lihat  Gambar 6).
Gambar 6. Model Penelitian
Rancangan  penelitian  ini  dapat  dilihat  dari  gambar 7 berikut  ini:

## Gambar 7. Rancangan Penelitian
Tingkat  TDS, pH, dan  suhu  adalah  parameter  yang diamati.  Limbah yang digunakan dalam  penelitian  ini  berasal  dari  industri  rumah  tangga  seperti  detergent,  pembersih lantai,  air  mineral  dalam  kemasan,  dan  air  dari  sumur.  Selanjutnya,  pengujian  juga dilakukan  terhadap  air  mineral  yang  dikemas  dengan  berbagai  merek,  serta  air  yang berasal  dari  sumur.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
Pengujian  dilakukan  dengan  menggunakan  sampel  air  limbah  rumah  tangga seperti limbah  detergent,  pembersih  lantai,  air  miniral  kemasan,  dan  air  sumur.  Hasil  masing - masing pengukuran  kemudian  dibandingkan  dengan Nilai  Batas Akhir  (NBA)  indikator,
dimana  NBA  TDS <2000, NBA  pH  : 6 – 9, NBA  Suhu  : 25 – 32. Hasil  pengujian  limbah detergent  dengan  menggunakan  4 sampel  merek  detergent,  yang mana  sampel  merek detergent  diambil  secara acak. Hasil  pengujian  ditunjukkan  pada tabel  1.
Tabel 1. Hasil Pengujian Limbah Deterjen Limbah  Detergent Keterangan No. Merek TDS V1 (ppm) pH Suhu (°C) 1. Dasi Bright A 270,00 8,10 27,70 Tidak berbahaya, semua hasil pengukuran berada di range NBA* Dasi Bright B 270,04 8,00 27,75 Dasi Bright C 271,40 8,10 27,80 Dasi Bright D 269,50 8,05 27,70 Dasi Bright E 270,50 8,10 27,80 2. Rinso A 1.059,00 8,00 27,70 Tidak berbahaya, semua hasil pengukuran berada di range NBA* Rinso B 1.013,00 8,30 27,80 Rinso C 931,00 8,07 27,00 Rinso D 978,00 8,10 27,75 Rinso E 105,00 8,00 27,70 3. S o Klin (l) A 436,90 8,55 27,80 Tidak berbahaya, semua hasil pengukuran berada di range NBA* S o Klin (l) B 439,30 9,00 27,80 S o Klin (l) C 445,00 8,46 27,80 S o Klin (l) D 435,50 8,20 27,80 S o Klin (l) E 440,30 8,50 27,80 4. Daia A 1.100,45 9,50 27,86 Tidak disarankan, hasil pengukuran pH berada di atas range NBA* pH: > 9,0 Daia B 1.100,00 10,20 27,86 Daia C 1.100,80 10,10 27,86 Daia D 1.100,55 9,85 27,86 Daia E 1.097,62 9,83 27,83
Hasil  pengujian  limbah  pembersih  lantai  dengan  menggunakan  5  sampel  merek pembersih  lantai,  yang mana sampel  merek  pembersih  lantai  diambil  secara  acak . Hasil pengujian  ditunjukkan  pada tabel  2.

## Tabel 2. Hasil pengujian limbah pembersih lantai
Limbah  P embersih Lantai
Keterangan No. Merek TDS V1 (ppm) pH Suhu (°C) 1. S o Klin A 105,28 5,93 28,47 Tidak disarankan, hasil pengukuran pH berada di bawah range NBA* pH: < 6,0 S o Klin B 105,20 5,40 28,47 S o Klin C 105,70 5,42 28,47 S o Klin D 105,50 5,57 28,47 S o Klin E 105,30 5,78 28,47 2. Pizzi Family A 112,40 6,20 28,30 Tidak berbahaya, semua hasil pengukuran berada di range NBA* Pizzi Family B 112,20 6,16 28,30 Pizzi Family C 112,25 6,30 28,40 Pizzi Family D 112,50 6,15 28,40 Pizzi Family E 112,48 6,25 28,40 3. S uper Pel A 107,00 6,00 28,40 Tidak berbahaya, semua hasil pengukuran berada di range NBA* S uper Pel B 108,30 6,50 28,40 S uper Pel C 107,80 6,35 28,40 S uper Pel D 107,50 6,80 28,40 S uper Pel E 108,10 7,00 28,40
4. S OS  A 108,20 6,30 28,50 Tidak berbahaya, semua hasil pengukuran berada di range NBA* S OS  B 108,70 6,20 28,50 S OS  C 107,80 6,30 28,50 S OS  D 108,30 6,50 28,50 S OS  E 107,70 6,20 28,50 5. Wipol A 135,00 7,10 28,58 Tidak berbahaya, semua hasil pengukuran berada di range NBA* Wipol B 135,30 6,78 28,58 Wipol C 135,10 7,00 28,58 Wipol D 135,05 6,97 28,58 Wipol E 135,15 7,45 28,58
*NBA  = Nilai Batas Aman
Hasil  pengujian  air  mineral  kemasan  dengan  menggunakan  6  sampel  merek  air mineral  kemasan  dan air sumur  yang diambil  secara  acak . Hasil  pengujian  ditunjukkan pada tabel  3.

## Tabel 3. Hasil pengujian air minum kemasan
Air Minum  Kemasan & Air Sumur Keterangan No. Merek TDS V1 (ppm) pH Suhu (°C) 1. Total 8+ A 36,00 7,30 27,6 Tidak berbahaya, semua hasil pengukuran berada di range NBA* Total 8+ B 36,50 7,35 27,6 Total 8+ C 41,00 7,40 27,6 Total 8+ D 41,90 7,15 27,6 Total 8+ E 42,30 7,20 27,6 2. Crystalin A 75,80 7,00 27,6 Tidak berbahaya, semua hasil pengukuran berada di range NBA* Crystalin B 75,40 7,10 27,6 Crystalin C 75,70 6,50 27,6 Crystalin D 75,55 6,80 27,6 Crystalin E 75,90 6,95 27,6 3. Nestle Pure A 32,00 6,63 27,6 Tidak berbahaya, semua hasil pengukuran berada di range NBA* Nestle Pure B 30,05 6,70 27,6 Nestle Pure C 33,50 7,00 27,6 Nestle Pure D 35,00 6,20 27,6 Nestle Pure E 36,00 6,50 27,6 4. Vit A 76,80 6,83 27,6 Tidak berbahaya, semua hasil pengukuran berada di range NBA* Vit B 77,00 7,00 27,6 Vit C 76,50 6,70 27,6 Vit D 76,90 6,80 27,6 Vit E 77,30 6,75 27,6 5. Cleo A 37,00 8,00 27,6 Tidak disarankan hasil pengukuran pH berada di atas  range NBA* pH: > 8,5 Cleo B 89,00 9,90 27,6 Cleo C 58,00 8,40 27,6 Cleo D 62,00 8,50 27,6 Cleo E 47,00 8,70 27,6 6. Pristine A 198,00 7,05 27,7 Tidak berbahaya, semua hasil pengukuran berada di range NBA* Pristine B 201,00 6,80 27,7 Pristine C 195,30 6,95 27,7 Pristine D 197,30 6,95 27,7 Pristine A 199,00 7,00 27,7 7. Aqua A 56,40 4,32 27,8 Tidak disarankan hasil pengukuran pH berada di bawah range NBA* pH: < 6,5 Aqua B 55,60 4,00 27,8 Aqua C 56,40 3,90 27,8 Aqua D 57,20 4,50 27,8
Aqua E 58,00 5,06 27,8 8. Air S umur A 192,67 5,72 27,7 Tidak disarankan hasil pengukuran pH berada di bawah range NBA* pH: < 6,5
Kadar  maksimum  untuk  parameter  TDS  limbah  industri  sesuai  dengan  PermenLHK RI  No.5  Tahun  2014  yaitu  2000  ppm  dan  Nilai  batas  ambang  suhu  limbah  industri domestik  adalah  25  °C.  –  3,2  °C.  Pengujian  untuk  limbah  cair  industri  rumah  tangga dengan  menggunakan  detergent  merek  Dasi,  Rinso,  So  Klin(l)  dan  Daia.  Dari pengukuran  diperoleh  bahwa  detergent  Daia  tidak  disarankan  karena  rerata  nilai  pH terukur  = 9,94.
Ambang  batas pH air yang diizinkan  terhadap  limbah cair menurut  Permen  LHK No. 68 tahun  2016  adalah  6 – 9. Limbah cair  dengan  pH dibawah  6 akan bersifat  asam dan berbahaya  bagi lingkungan.  Pengukuran  untuk  nilai  TDS  dan  suhu  menunjukkan  nilai aman, nilai  terukur  tidak melebihi  nilai  batas ambang.
Pengujian  untuk limbah  cair industri  rumah tangga dengan  menggunakan  pembersih lantai  merek  So  Klin,  Pizzi  Family,  Super  Pell,  SOS,  dan  Wipoll.  Dari  pengukuran diperoleh  hasil  pengukuran  untuk  merek  So  Klin  tidak  disarankan  karena  rerata  pH berukur  = 5,62.   Limbah  cair  dengan  pH  dibawah  6  akan bersifat  asam  dan  berbahaya bagi lingkungan. Tanah bersifat  asam dapat mengakibatkan pertumbuhan  tanaman yang buruk.  Pengukuran  untuk  nilai  TDS  dan  suhu  menunjukkan  nilai  aman,  nilai  terukur tidak  melebihi  nilai  batas ambang.
Pengujian  air  mineral  kemasan  dengan  menggunakan  merek  Total  8+,  Crystalin, Nestle  Pure,  Vit,  Cleo,  Pristine  dan  Aqua.  Dari  hasil  pengukuran  diperoleh  hasil pengukuran  untuk  merek  Cleo  dan  Aqua  tidak  disarankan.  Hasil  rerata  pH  terukur merek  Cleo  =  8,7 dan  pH  terukur  merek  Aqua  = 4,36.  Nilai  pH  air  minum  yang  layak dikumsumsi  adalah  6,5  -  8,5.    Derajat  keasaman  yang  <  6.5  atau  pH  asam  cenderung memberikan  rasa  tidak  enak pada  air minum  dan dapat  menyebabkan  berbagai  macam bahan  kimia  berbahaya  menjadi  racun  hingga  mengganggu  kesehatan.  Air  dengan  pH tinggi  (pH  >  9)  berisiko  menyebabkan  alkalosis.  Alkalosis  berisiko  tinggi  terjadi  pada penderita  penyakit  ginjal  atau  paru-paru  berat.  Kondisi  ini  dapat  mengurangi  kadar kalsium  dalam tubuh,  sehinga  memicu  kerusakan  pada tulang.

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan  hasil  penelitian  adalah  bahwa  terdapat  limbah  deterjen,  pembersih  lantai, air  mineral  yang  tidak  berbahaya  bagi  lingkungan  dengan  nilai  TDS,  pH  dan  suhu terukur  berada  di nilai  batas ambang. Selain  terdapat  limbah  deterjen,  pembersih  lantai, air  mineral  yang berbahaya  bagi  lingkungan  dengan  nilai  TDS,  pH  dan  suhu  terukur berada  di  atas  nilai  batas  ambang.  Limbah  yang  berbahaya  ini  harus  diolah  terlebih dahulu  sebelum  bisa  dibuang.  Dari  hasil  pembahasan  dapat  disimpulkan  sebagai
berikut.Limbah  detergent  merek  Dasi  Bright,  Rinso  dan  So  Klin  tidak  berbahaya  bagi lingkungan  dengan  nilai  TDS,  pH  dan  suhu  terukur  berada  di  nilai  batas  ambang. Limbah detergent  Daia tidak  disarankan  karena pH terukur  > nilai  batas ambang yaitu > 9, bersifat  basa.imbah  pembersih  lantai  merek  Pizzi  Family,  Super  Pel,  SOS dan  Wipol tidak berbahaya bagi lingkungan  dengan  nilai  TDS, pH dan suhu  terukur  berada  di nilai batas  ambang.Limbah  pembersih  lantai  So Klin  tidak  disarankan  karena  pH  terukur  < nilai  batas ambang yaitu < 6, bersifat  asam. Air  minuman  kemasan  cleo  tidak disarankan karena  memiliki  pH  terukur  diatas  >  8,5,  bersifat  basa.  Beberapa  saran  yang  perlu diperhatikan,  yaitu  Indikator  sistem  pendeteksian  air  limbah  industri  sebaiknya dilengkapi  dengan  parameter  uji  nilai  BOD,  Chemical  Oxygen  Demand  (COD),  Total Suspended  Solids  (TSS), minyak dan  lemak, amonia,  dan Total  Coliform.

## DAFTAR PUSTAKA
Almufid.  2020. Perencanaan  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah (IPAL) Studi  Kasus  Proyek IPAL  PT.  Sumber  Masanda  Jaya  di  Kabupaten  Brebes  Provinsi  Jawa  Tengah kapasitas  250 m2 / hari.  https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jt/article/view/2868.
Amin,  Muhammad.  (2022).  Rancang  Bangun  Sistem  Kendali  dan  Monitoring  Sistem
Pengolahan Air Limbah Berbasis PLC.
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1842
Anaufal,  F.  (2022).  Prototipe  Sistem  Pendeteksi  Kualitas  Air  Limbah  Pabrik  Berbasis Internet  Of  Things  [Universitas  Komputer  Indonesia].  In  Universitas  Komputer Indonesia.  https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4786/
Basaran,  B. (2013).  What  makes  manufacturing  companies  more  desirous  of  recycling? Management  of Environmental  Quality: An  International  Journal.  24 (1): 107- 122.
Bottero,  M,  Comino,  E.,  dan  Riggio,  V.  (2011).  Application  of  the  Analytic  Hierarchy Process  and  the  Analytic  Network  Process  for  the  assessment  of  different wastewater  treatment  systems.  Volume  19,  Nomor  2,  Desember  2015:  143-149 Manajemen  Pengelolaan  Limbah...  149  Environmental  Modelling  &  Software.  26 (10): 1211-1224.
Hidayat, N. (2016) Bioproses  Limbah Cair. Edited  by P. Christian.  Yogyakarta: CV ANDI OFSET.
Martini,  S., Yuliwati,  E., &  Kharismadewi,  D.  (2020).  Pembuatan  Teknologi  Pengolahan Limbah Cair Industri.  Jurnal  Distilasi,  5(2), 26. https://doi.org/10.32502/jd.v5i2.3030
Nasir,  M.,  Saputro,  E.  P.,  &  Handayani,  S.  (2016).  Manajemen  pengelolaan  limbah industri.  Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 19(2), 143–149.
Ramadani,  R., Samsunar,  S., & Utami, M. (2021). Analisis  Suhu, Derajat  Keasaman  (pH), Chemical  Oxygen  Demand  (COD),  dan  Biologycal  Oxygen  Demand  (BOD)  dalam Air  Limbah  Domestik  di  Dinas  Lingkungan  Hidup  Sukoharjo.  Indonesian  Journal of Chemical  Research,  6(2), 12–22. https://doi.org/10.20885/ijcr.vol6.iss1.art2
Sidik,  Muhammad.  2020.  Rancang  Bangun  Sistem  Deteksi  dan  Monitoring  Kekeruhan
Air Dengan Microcontroller Arduino Berbasis Internet Of Things. http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1842.
Simpson,  D.  (2010).  Use  of  supply  relationships  to  recycle  secondary  materials. International  Journal  of Production  Research.  48 (1): 227-249.
Oviantari,  M. V., Gunamantha, I. M., & Wibawa, R. (2023). POTENSI ECOENZYME DARI RUMPUT BEBEK (Lemna  minor)  DALAM  MENURUNKAN  KADAR  BOD PADA AIR  LIMBAH LAUNDRY.  Jurnal Teknologi Lingkungan UNMUL, 7(1), 39–50.