JURNAL FISIKA DAN TERAPANNYA p-ISSN: 2302-1497, e-ISSN: 2715-2774 http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jft

## PENGARUH  TEGANGAN  TABUNG  (kV)  PADA  PEMERIKSAAN THORAX  TERHADAP  KUALITAS  CITRA  RADIOGRAFI  DENGAN ANALISIS APLIKASI IMAGE-J

## Fitriani, Sri Zelviani, dan Sahara
Jurusan Fisika,  Fakultas Sains dan Teknologi,Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
email: fitrianhy08@gmail.com

## INFO ARTIKEL
Status artikel: Diterima: 15 Desember 2020 Disetujui: 31 Desember 2020 Tersedia online: 11 Januari 2021
Keywords: Image Quality, Tube Voltage, X-ray Aircraft, Image-J

## ABSTRACT

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  high  voltage usage  and  standards  on  the  quality  of  radiographic imagery  produced  on  X-ray  aircraft.  Data  retrieval  was obtained  by  conducting  testing  in  the  Radiology Installation  room  of  the  Makassar  Public  Lung  Health Center  by  using  an  X-ray  aircraft  of  thosiba  brand  type with  drx-1824B  model  unit.  The  result  obtained  is  the voltage  of  the  tube  gives  an  influence  on  the  quality  of radiography  imagery  where  for  the  use  of  standard  tube voltage  provides  good  radiographic  imagery  quality results  with  a  graph  reading  histogram  voltage  of  50  kV with  a  distance  of  100  cm  and  a  time  of  10 mAs  with  a black  background  image  starting  at  the  position  of  16  to 36 and the position of the object is 37 to 79 which is then able to provide information because the edges of the object and background can still be distinguished clearly and for the high voltage used the result is less tub because it can reduce  the  contrast  value  of  objects  and  background  is indistinguishable,  this  is  seen  in  the  histogram  readings voltage of 90 kV and distance of 100 cm and the time of 10  mAs  has  a  gradation  of  gray  color  that  dominates compared  to  the  black  background  whose  position  starts from 10 to 132 which can not provide information on the edge  value  between  the  background  and  the  object phantom water because both seem to be fused so that it is indistinguishable and causes an inadequate image contrast Not good enough.

## 1. PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  saat  ini  meningkat  begitu  cepat,  salah  satunya  dalam  aspek kesehatan  terutama  di  instalasi  Radiologi  rumah  sakit.  Radiologi  adalah  bidang  yang berhubungan  erat  dengan  pemanfaatan  radiasi  sinar-X  untuk  keperluan  diagnosis. Perkembangan radiologi diawali dengan ditemukannya radiasi sinar-X oleh William Congrat Roentgen tahun 1895. Radiasi adalah suatu energi yang kemudian dipancarkan dalam bentuk gelombang  elektromagnetik,  partikel  atau  cahaya  dari  sumber  radiasi.  Kemudian  sejak  tiga tahun  setelah  ditemukannya  sinar-X  ini  telah  memicu  banyaknya  pemanfaatan  radiasi  pada masyarakat terutama di bidang Kedokteran.
Sinar-X atau sinar Roentgen adalah salah satu alat medis yang sangat menunjang di dunia Kedokteran. Sinar-X memiliki beberapa manfaat yang dapat menguntungkan di dunia kedokteran salah satunya adalah untuk mendiagnosis suatu penyakit yang diderita oleh pasien. Sinar-X dapat digunakan untuk pemeriksaan seperti foto thorax, abdomen, cruris dan organ tubuh  lainnya.  Dalam  pemanfaatannya,  pemakaian  sinar-X  bukan  hanya  digunakan  untuk pemeriksaan  pasien  dewasa  akan  tetapi  juga  dapat  dimanfaatkan  untuk  pemeriksaan  organ tubuh  pada  anak-anak,  Namun  dibalik  adanya  manfaat  dari  penggunaan  sinar-X  ternyata adapula kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan sinar-X apabila melewati ambang batas tertentu untuk penggunaan sinar-X (Hernawati, 2012).
Sinar Roentgen pertama kali ditemukan oleh salah satu ilmuwan di Fisika Universitas Wurzburg  di  Jerman  pada  tahun  1985  yang  bernama  Wilhelm  Conrad  Roentgen.  Beliau pertama kali menemukan sinar-X ketika melakukan suatu kegiatan riset dengan menggunakan sinar  katoda.  Awalnya  Wilhelm  Conrad Roentgen  melihat  munculnya  sinar  fluresensi  yang bersumber  dari  Kristal  barium  platinosianida  dalam  suatu  tabung  yang  dinamakan  tabung Crokes-Hittorf yang dialiri aliran listrik. Dalam penelitian inilah Wilhelm Conrad yakin bahwa riset  yang  dilakukan  merupakan  penemuan  baru  sehingga  ia  bertekad  untuk  melanjutkan penelitiannya, sehingga hasil dari peneltian inilah yang kemudian memperoleh penemuan baru yaitu  disebut  sinar-X  atau  sinar  Roentgen,    dinamakan  sinar  Roentgen  karena  untuk menghargai Wihelm Conrad Roengen sebagai penemu Sinar-X (Sjahriar Rasad, 2005).
Faktor  ekspos  yang  terdiri  dari  tegangan  tabung,  jarak  dan  waktu  merupakan  suatu faktor  yang  dapat  memberikan  pengaruh  dan  menentukan  kualitas  dan  kuantitas  citra  yang dihasilkan  pada  suatu  proses  penyinaran.  Pada  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  variasi tegangan  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  kualitas  citra  yang  dihasilkan  oleh penggunaan tegangan standar dan tinggi, sehingga dapat menjadi suatu bahan pertimbangan bagi pekerja di suatu Rumah Sakit.
Teknik  tegangan  tinggi  merupakan  suatu  pengembangan  teknik  radiograf  dengan menaikkan nilai kV dari kV standar (kV yang secara umum digunakan untuk membentuk suatu radiograf dan mampu menghasilkan informasi diagnostic). Tegangan tabung yang digunakan berkisar antara 100-150 kV akan tetapi penggunaan teknik kV tinggi ini juga memperhatikan pesawat sinar-X yang digunakan apakah standar penggunaannya diatas 100 kV atau standar kV  tingginya  dibawah  100  kV  karena  setiap  pesawat  sinar-X  memiliki  spesifikasi  yang berbeda-beda  dan  penggunaan  teknik  kV  tinggi  juga  harus  memperhatikan  kondisi  atau ketebalan objek yang akan disinari. Dan radiograf yang dihasilkan menggunakan teknik kV tinggi bisa menurunkan kontras bila dibandingkan dengan radiograf dengan kV rendah (Carrol, 1985).
Untuk  dapat  menghasilkan  radiografi  yang  memberikan  informasi  semaksimal mungkin  diperlukan radiografi  yang  optimal.  Kualitas  radiografi  meliputi  densitas,  kontras,
ketajaman dan distorsi maka perlu dilakukan usaha-usaha untuk menekan faktor-faktor yang dapat menurunkan kualitas radiografi, salah satu penyebab yang dapat menurunkan kualitas radiografi adalah radiasi hambur (Bushong, 2001).
Image-J merupakan sebuah software pengolah citra/gambar yang dikembangkan oleh Wayne Rasband dari National Intitutes of Health (NIH). Image-J ditulis menggunakan Java yang  dapat  dijalankan  pada  sistem  operasi  linux,  macintosh,  dan  windows  serta  dapat digunakan pada mode 32 bit dan 64  bit. Salah satu contoh pengaplikasian software ini dalam bidang  kesehatan  adalah  untuk  menentukan  kualitas  citra  radiografi  mengenai  kontras  dan ketajaman gambar menggunakan salah satu fitur pada aplikasi Image-J yaitu histogram (Toni Dwi Novianto, 2019)
Kualitas  citra  yang  digunakan  kemudian  diolah  dan  dapat  dianalisis  dengan memperhatikan citra histogramnya pada sebuah aplikasi Image-J. Histogram merupakan salah satu  fitur  yang  terdapat  pada  aplikasi  Image-J  dimana  citra  histogram  adalah  sebuah  grafik yang  memberikan  informasi  atau  menunjukkan  frekuensi  suatu  intensitas  warna.  Sumbu horizontal  pada  grafik  histogram  menunjukkan  intensitas  warna  yang  dipakai  (0-255)  dan untuk sumbu vertical menunjukkan jumlah titik yang menggunakan warna yang bersangkutan (Sutikno, 2007).

## 2.METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar dengan memanfaatkan  atau  menggunakan  sinar-X  dengan  pesawat  sinar-X  jenis  merek  Toshiba dengan  unit  model  DRX-1824B  dengan  nomor  seri  3D0971  serta  stator  XS-AV  yang diproduksi di Jepang yang menggunakan jenis X-ray Konvensional. Penelitian ini dilakukan untuk  mengetahui  pengaruh  dari  penggunaan  tegangan  (kV)  tabung  yang  bervariasi  pada pemeriksaan  thorax  terhadap  kualitas  citra  radiografi  di  Balai  Besar  Kesehatan  Paru Msayarakat  Makassar.  Alat  dan  bahan  yang  digunakan  adalah  Pesawat  sinar-X,  aplikasi Software  platform  java  Image-J  Basics,  phantom  pengganti  objek  manusia,  meteran. kaset/image receptor. Adapun prosedur kerja pada penelitian ini meliputi dua tahap yaitu :
a. Tahap penyinaran dan pengambilan data pada pesawat sinar-X menggunakan kV standar dan kV tinggi
b. Tahap pengolahan data menggunakan aplikasi Image-J

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah berupa gambar dari hasil pengeksposan menggunakan parameter faktor ekspos foto thorax yang biasa digunakan pada umumnya yaitu menggunakan  teknik  kv  standar  (50-  70  kV)  dan  teknik  kV  tinggi  (90-110  kV)  yang menggunakan  jarak  (100  cm)  dan  waktu  (10  mAs)  yang  sama.  Pada  penelitian  ini menggunakan  objek  phantom  (baskom  yang  diisi  air)  sebagai  pengganti  pasien  serta menggunakan film yang sama yaitu fuji film ukuran 15 cm x 15 cm yang kemudian hasil foto yang  diperoleh  ini  kemudian  akan  diolah  menggunakan  aplikasi  Image-J  dengan memanfaatkan fitur atau indikator yang terdapat pada aplikasi Image-J yaitu fitur Histogram yang  berfungsi  untuk  mengetahui  kualitas  citra  radiografi  yang  meliputi  kontras,  dan ketajaman/penajaman  dan  kejelasan  gambar.  Adapun  hasil  dari  setiap  pengeksposan  citra radiografi phantom air (baskom diisi air) adalah sebagai berikut:

## Hasil Citra Radiografi menggunakan kV Standar
Berikut ini hasil citra radiografi tegangan standar secacara visual, yang dapat diamati dengan memperhatikan kualitas citra radiografi yang meliputi ketajaman, kontras, dan derajat keabuan.
Gambar 1 . Hasil Citra Radiografi dengan Faktor ekspos 50 kV, jarak 100 cm dan 10 mAs Gambar  diatas  tampak  jelas  objek  phantom  air  yang  disinari  oleh  sinar-X  dimana kontras  dan  ketajaman  gambar  sangat  bagus  karena  objek  dan  background  pada  gambar  1 tampak jelas dimana tepi atau background dan objek dapat dideteksi oleh peneliti sehingga gambar diatas dapat dikatakan bahwa sebuah hasil citra radiografi yang baik karena tidak ada citra keabuan yang menonjol.
Gambar 2 Hasil Citra Radiografi dengan Faktor ekspos 60 kV,jarak 100 cm dan 10 mAs Gambar  2  citra  phantom  air  yan  dijadikan  objek  tampak  jelas  sisi  tepi  dan backgroundnya  dan  citra  yang  ditunjukkan  yang  meliputi  kontras  dan  ketajaman  yang diperoleh hampir sama dengan gambar 1 yang menggunakan tegangan sebesar 50 kV dan jarak serta arus waktu yang sama sehigga kualitas citra dapat dikatakan citra yang baik karena tidak ada nilai keabuan yang mendominasi pada hasil citra.
Gambar 3 Hasil Citra Radiografi dengan Faktor ekspos 70 kV,jarak 100 cm dan 10 mAs Gambar  3  disini  objek  phantom  juga  terlihat  jelas  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan gambar 1 dan 2 yang sisi tepi objek masih terlihat jelas dan begitupun backgroundnya terlihat jelas  sehingga  kualitas  citra  radiografi  untuk  gambar  3  masih  dalam  kategori  kualitas  citra baik.

## Hasil Citra Radiografi menggunakan kV Tinggi
Menurut  (Carrol,  1985)  radiograf  yang  menggunakan  teknik  tegangan  tinggi  bisa menurunkan  kontras  gambar  bila  dibandingkan  dengan  radiograf  dengan  tegangan  rendah, sehingga  penggunaan  teknik  tegangan  tinggi  tidak  rutin  digunakan.  Penggunaan  tegangan tinggi  pada  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperjelas  teori  apakah  penggunaan  tegangan tinggi dapat mengurangi kontras gambar yang dihasilkan.
Kontras  pada  penggunaan  tegangan  tinggi,  diperoleh  hasil  citra  yang  dapat  diamati dengan  mata  secara  langsung,  dimana  hasil  citra  radiorafi  yang  dihasilkan  tampak  objek seakan-akan  terzoom  dan  nilai  keabuan  sangat  mendominasi  dan  seakan-akan  tepi  objek buram dan menyatu dengan background, sehingga penggunaan tegangan tinggi kurang baik karena gambar tepi objek tidak jelas dan tegas. Menurut (Muhammad Nurkhamid, 2012) citra yang bagus adalah citra yang memperlihatkan jangkauan nilai keabuan atau derajat keabuan yang  jelas  tanpa  ada  nilai  keabuan  yang  mendominasi  dan  distribusi  histogram  citra  yang bagus adalah nilai intensitas atau tingkat warna yang mendekati 0-80 tanpa ada nilai keabuan atau  nilai  kehitaman  yang  mendominasi,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  penggunaan tegangan tinggi tidak begitu baik dan penggunaan tegangan tinggi tidak rutin digunakan karena semakin besar tegangan tabung yang digunakan ini dapat menyebabkan radiasi hambur yang semakin  besar  dan   seorang  radiografer  perlu  memperhatikan  pedoman  umum  proteksi  dan keselamatan  radiasi  pada  radiodiagnostik  agar  tidak  melewati  ambang  batas  dosis  tertentu. Berikut ini beberapa hasil citra radiografi yang menggunakan tegangan tinggi.
Gambar 4 Hasil Citra Radiografi dengan Faktor ekspos 90 kV, 100 kV, 110 kV, jarak 100 cm dan 10 mAs
Fitriani, dkk. / Jurnal Fisika dan Terapannya (2020) Vol. 7 (2): 139 - 148
Secara visual citra phantom air pada ketiga gambar diatas yaitu gambar 4, memiliki hasil kualitas citra radiografi yang hampir sama dimana ketiga gambar tersebut objeknya atau phantom  air  yang  digunakan  tidak  begitu  jelas  karena  radiasi  hamburnya  melebar  atau dengan kata lain ketajaman citra rendah menyebabkan tepi dan bagian-bagian citra phantom tidak  terdeteksi  dengan  jelas  hal  ini  disebabkan  karena  daya  tembus  yang  besar  yang kemudian menyebabkan rendahnya berat atom atau kepadatan suatu materi atau phantom air, Sehingga ketiga gambar ini dapat dikatakan kualitas citra buruk karena terdapat nilai keabuan yang  mendominasi  terhadap  backgroundnya.  Penyebaran  nilai  keabuan  atau  kontras  ini disebabkan semakin tingginya nilai tegangan tabung yang berpengaruh terhadap ketajaman citra radiografi yang dihasilkan, karena semakin tinggi tegangan yang digunakan maka daya tembusnya  semakin  besar  sehingga  objek  phantom  seakan-akan  terzoom  sehingga  objek tidak bisa terdeteksi dengan jelas.

## Hasil  analisis  gambar  menggunakan  aplikasi  Image-J  dengan  menggunakan  fitur Histogram
Pembacaan  histogram  secara  kasat  mata  adalah  dimulai  dari  kiri  ke  kanan.  Grafik pada ujung kiri grafik mewakili hitam sempurna kemudian untuk ujung tengah mewakili abu- abu  dan  untuk  ujung  kanan  mewakili  putih  sempurna.  Dalam  satu  titik  maka  ketinggian grafik  mewakili  jumlah  piksel  dalam  tone  tersebut.  Pada  pembacaan  histogram  terdapat mean, stddev, min, max dan mode (gray level yang paling tinggi). Mean merupakan ukuran rata-rata inensitas dari suatu citra. Stddev merupakan ukuran rata-rata kontras dari suatu citra. Sedangkan untuk min dan max merupakan distribusi background hitam dan distribusi gray level.
Analisis kualitas citra dilakukan berdasarkan oleh parameter-parameter pengamatan citra diantaranya ketajaman, kontras citra. Berikut ini adalah data sekunder pada penelitian yaitu gambar foto thorax secara jelas dan gambar foto thorax yang citra radiografinya tidak jelas atau buram beserta dengan grafik histogramnya.
Gambar 5 Data sekunder foto thorax yang jelas dan grafik histogram software Image-J
Fitriani, dkk. / Jurnal Fisika dan Terapannya (2020) Vol. 7 (2): 139 - 148
Gambar 6 Data sekunder foto thorax kurang baik dan grafik histogram hasil citra radiografi kurang baik
Berdasarkan keempat gambar diatas, dapat diamati perbedaan pada gambar 5 dan 6, dimana sangat jelas perbedaan tulang rusuk diantara kedua gambar, dimana gambar 5 terlihat jelas seluruh tulang rusuk secara tegas dan jelas sedangkan untuk gambar 6 terlihat tulang rusuk  namun  dalam  keadaan  buram  dan  tidak  jelas  dan  seakan-akan  nilai  keabuan  sangat mendominasi,  selanjutnya  untuk  grafik  histogram  software  Image-J,  dapat  dilihat  untuk gambar 5 tidak ada nilai keabuan yang mendominasi, dan grafik histogram merata dari kiri ke  kanan  ini  menampilkan  posisi  dari  0  sampai  255  dmana  untuk  posisi  0  disebelah  kiri merupakan nilai hitam, untuk posisi tengah adalah nilai abu-abu dan posisi kanan adalah nilai putih  sehingga  tidak  ada  nilai  keabuan,  kehitaman  atau  putih  yang  lebih  mendominasi sehingga  dapat  dikatakan  kualitas  citra  radiografi  yang  cukup  baik.  Pada  gambar  6 merupakan  grafik  histogram  citra  radiografi  dari  hasil  citra  radiografi  foto  thorax  yang kurang  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  pada  grafik,  dimana  terdapat  nilai  keabuan  yang  lebih mendominasi sehingga dapat dinyatakan sebagai kualitas citra radiografi yang kurang baik.
Hasil Citra Radiografi kV Standar dengan menggunakan aplikasi Imagej (Histogram)
Gambar 7 Hasil Citra Radiografi grafik histogram software Image-J dengan Faktor ekspos 50 kV, 60 kV , 70 kV, jarak 100 cm dan 10 mAs
Tabel 1. Hasil Analisis Histogram pada system Digital Radiography untuk kV standar
NO  Tegangan Tabung (kV) Mean Std Dev  Distribusi  gray level Gray  level  paling tinggi  (pada  posisi gray level) Min Mean 1 50 36.804 14.541 16 79 31 (73833) 2 60 41.405 12.741 16 78 32 (80352) 3 70 53.161 7.748 29 77 51 (93700)
Dari  tabel  1  dapat  dilihat  perbedaan  gray  levelnya,  terlihat  bahwa  perbedaan histogram pada ketiga tegangan tabung (tegangan standar) memiliki selisih gray level yang berbeda. Distribusi gray level yang paling lebar dan jelas adalah untuk penggunaan tegangan 50 kV, dan paling sempit pada penggunaan tegangan 70 kV, dimana semakin besar tegangan tabung yang digunakan maka range distribusi gray level semakin sempit akan tetapi untuk tegangan standar ini memiliki gray level yang tidak jauh berbeda dan memperoleh hasil yang bagus  dan  dapat  memberikan  informasi  citra  dan  untuk  penggunaan  tegangan  standar  ini untuk histogram citranya memberikan informasi antara sisi tepi background dan objek dan hasil citra terlihat cenderung lebih gelap dari citra tegangan tinggi dan objek tampak jelas dan lebih detail antara objek dengan background sehingga memiliki kurva histogram yang bagus.
Hasil Citra Radiografi kV Tinggi dengan menggunakan aplikasi Imagej (Histogram)
Gambar 8 Hasil Citra Radiografi grafik histogram software Image-J dengan Faktor ekspos 90 kV, 100 kV, 110 kV,jarak 100 cm dan 10 mAs
Tabel 2 . Hasil Analisis Histogram pada system Digital Radiography untuk kV tinggi
NO  Tegangan Tabung (kV) Mean Std Dev  Distribusi  gray level Gray  level  paling tinggi  (pada  posisi gray level) Min Mean 1 90 79.636 31.834 10 132 113 (39589) 2 100 82.515 30.237 20 129 109 (19554) 3 110 111.623  30.427 41 163 148 (43663)
Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa histogram citra pada tegangan tabung 90 kV, 100 kV,  dan  110  kV  memiliki  rentang  distribusi  gray  level  yang  lebih  sempit  dibandingkan dengan tegangan standar dan kurva histogramnya antara background dan objek tidak dapat dibedakan dan citra terlihat objeknya lebih mendominasi dan seakan-akan terzoom sehingga tidak bisa memberikan informasi tentang objek dan objek tidak dapat diamati dengan jelas karena posisi background dan objek menyatu hal ini disebabkan karena besarnya tegangan tabung yang menyebabkan radiasi hambur besar sehingga hamburannya melebar ke segala arah.
Fitriani, dkk. / Jurnal Fisika dan Terapannya (2020) Vol. 7 (2): 139 - 148
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kedua tahap penggunaan tegangan standar dan tegangan tinggi dapat disimpulkan bahwa penggunaan tegangan standar memperoleh hasil citra  radiografi  yang  cukup  baik,  dapat  dilihat  padagambar  radiografi  yang  dihasilkan pesawat sinar-X serta grafik histogram yang meliputi kontras dan ketajaman yang cukup baik dimana  ketajaman  pada  penggunaan  tegangan  standar  menunjukkan  gambar  objek  yang cukup jelas dan menunjukkan kemampuan mendeteksi antara tepi objek dan backgkround hitam pada citra radiografi yang dihasilkan oleh pesawat sinar-X. Kontras untuk tegangan standar juga cukup baik karena tidak ada nilai keabuan yang mendominasi pada hasil citra yang diperoleh. Penggunaan tegangan tinggi diperoleh hasil citra radiografi yang kurang baik karena adanya nilai keabuan yang lebih mendominasi dan seakan-akan tepi objek menyatu dengan background dan gambar tepi objek juga tidak jelas dan tegas dan objek seakan-akan terzoom atau melebar, hal ini karena besarnya radiasi hambur yang disebabkan oleh tegangan yang  tinggi,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  sebaiknya  pada  pemeriksaan  thorax menggunakan  tegangan  standar,  karena  dengan  menggunakan  tegangan  standar  sudah mampu memberikan informasi mengenai objek yang disinari secara jelas dan tegas.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tegangan tabung memberikan pengaruh terhadap  hasil  kualitas  citra  radiografi  dimana  untuk  penggunaan  kV  standar  memberikan hasil  kualitas  citra  radiografi  yang  baik,  sedangkan  untuk  hasil  kV tinggi  yang  digunakan hasilnya  adalah  dapat  mengurangi  nilai  kontras  objek  serta  background  tidak  dapat dibedakan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Carrol, Q.B. (1985). Principle of Radiographic Exposure Processing and Quality Control, Third Edition. USA, Thomas Publisher
Hernawati. (2012). Gelombang . Makassar, Alauddin University Press
Nurkhamid,  Mukhammad  dan  Sutejo.  (2012). Metode  Kecerahan  Citra  Kontras  dan Penajaman Citra Untuk Peningkatan Mutu Citra . Jakarta : Universitas Indonesia.
Rasad, Sjahriar. (2005). Radiologi Diagnostik Edisi Kedua . Jakarta, FKUI
Sutikno, K. Firdausy, dan E.Prasetyo. ( 2007). Perangkat Lunak Perbaikan Kualitas Citra Digital Model RGB dan HIS Dengan Operasi Peningkatan Kontras . Jakarta, SNATL.
Novianto, Toni Dwi. (2019). Pengukuran Nilai Porositas Menggunakan Software Image-J . Yogyakarta, LRMPHP.