## KAJIAN KEGAGALAN PENGUKURAN KETINGGIAN AIR SISTEM PENAMPUNGAN LIMBAH CAIR AKTIVITAS RENDAH (KPK01 CL001)
DI RSG-GAS
Sukino 1 , Heri Suherkiman 2 , Ranji Gusman 3

## ABSTRAK
KAJIAN KEGAGALAN PENGUKURAN KETINGGIAN AIR SISTEM
PENAMPUNGAN  LIMBAH  CAIR  AKTIVITAS  RENDAH  (KPK01  CL001)  DI  RSG- GAS. Pengukuran ketinggian air ini digunakan untuk mengendalikan ketinggian permukaan air pada  tangki  penampungan  air  limbah  aktivitas  rendah.  Kajian  dilakukan  karena  adanya kerusakan pada sistem tersebut, yang mengakibatkan penunjukan antara meter dan indikator di lokal  panel  dan  RKU  tidak  sama  ketinggian  air  di  dalam  tangki.  Tujuannya  adalah  supaya mengetahui  kerusakan  sistem  dan  kemudian  memperbaikinya  atau  mengganti  modul  yang rusak.  Hasil  pengujian  linieritas  transduser  tipe  FMC480  penyimpangan    antara  pembacaan meter  dengan  harga  standar  sebesar  100%.  Sedangkan  dengan  transduser  tipe  FMX570 penyimpangan  antara  pembacaan  meter  dengan  harga  standar  sebesar  0.84%.  Dari  hasil pengujian  tersebut  ditarik  kesimpulan  bahwa  transduser  tipe  FMC480  harus  diperbaiki  atau diganti.
Kata kunci : transduser, pengukuran ketinggian, FMC480, FMX570

## ABSTRACT
STUDY  OF  MEASUREMENT  WATER  LEVEL  FAILURE  ON  LOW  ACTIVITIES WASTE  WATER  STORAGE  SYSTEM  (KPK01  CL001)  AT  RSG-GAS .  Measuring  level  of the water is used to control water levels in the waste water holding tank low activity. The study was conducted because of the damage to the system, which resulted in the appointment of the meters and indicators on the  local panel and RKU not at the height of the water in the  tank. The intent was to know the system and then repair the damage or replace the defective module. Test  results  FMC480  type  transducer  linearity  deviation  between  meter  readings  to  the standard price of 100%. While the transducer type FMX570 deviation between meter readings with  a  standard  price  of  0.84%.  From  the  test  results  concluded  that  the  type  of  transducer FMC480 be repaired or replaced.
Keywords: transducers, level measurement, FMC480, FMX570

## PENDAHULUAN
Sistem penampung limbah cair aktivitas rendah berfungsi untuk
mengumpulkan dan menampung air limbah  aktif  yang  berasal  dari  dalam gedung reaktor dengan aktivitas lebih kecil dari  10 -2 Ci/m 3. Sistem  penampungan  ini menyimpan  limbah  cair  secara  sementara sebelum  limbah  cair  tersebut  diangkut  ke Pusat  Pengolahan  Limbah  Radioaktif (PTLR). Limbah cair yang ditampung pada tangki  KPK01  BB01  dan  BB02  berasal dari  beberapa  sistem  yaitu  sistem  drainase lantai (KTF01), sistem drainase komponen primer  (KTA01),  sistem  pengisian  dan pengosongan  air  kolam  reaktor  (KBB01), air bekas dekontaminasi dan air kondensasi sistem ventilasi reaktor.
Pengukuran  ketinggian  pada  sistem penampung  limbah  cair  aktivitas  rendah (KPK01  CL001  dan  CL002)  sangat dibutuhkan  untuk  menjaga  supaya  limbah cair  di  tangki  penyimpanan  tidak  meluap kelantai  reaktor,  sebab  jika  air  tangki meluap maka akan menimbulkan kontaminasi  pada  lantai  yang    digenangi air  limbah  tersebut.  Selain  itu  pengukuran ketinggian  air  ini  juga  digunakan  untuk mengamankan pompa benam yang dipakai untuk memompa air ke sistem pembuangan  jika  telah  mencapai  batas minimum  air . Jika  level  air  berada dibawah  pompa  benam  maka  hanya  udara yang  akan  dihisap  oleh  pompa  dan  ini dapat merusak pompa.
Kajian kegagalan pengukuran ketinggian  sistem  penampungan  limbah cair  aktivitas  rendah  dilatarbelakangi  oleh adanya Permintaan dan Perbaikan Instruksi Kerja (PPIK) dari operator yang mengoperasikan sistem. Sistem dinyatakan tidak  berfungsi,  karena  pada  penunjukan parameter  kontrol  ketinggian  di  ruang kendali utama tidak sesuai dengan ketinggian  air  di  tangki  KPK01  BB001. Tujuan  dari  kajian  ini  adalah  agar  dapat diketahui  kegagalan  atau  kerusakan  pada
sistem, sehingga kerusakanya dapat segera diperbaiki  atau  dapat  diganti  dengan menggunakan  suku  cadang  yang  tersedia, sehingga  sistem  dapat  dioperasikan  sesuai dengan  fungsinya.  Metoda  kajian  adalah dengan  cara  uji  fungsi  setiap  modul  atau komponen  sistem  KPK01  CL001,  dari mulai  sensor,  transduser  dan  penampil. Dari  hasil  pengujian  tersebut  akan  didapat modul atau komponen yang harus diperbaiki atau diganti. Setelah melakukan perbaikan  atau  penggantian  modul  maka akan  dilakukan  uji  fungsi  sistem  secara keseluruhan  untuk  memastikan  bahwa sistem  telah  beroperasi  kembali  seperti semula.

## DESKRIPSI SISTEM

## Sistem  Penampungan  Limbah  Cair Aktivitas Rendah
Sistem  penampungan  limbah  cair aktivitas  rendah  yang  selanjutnya  akan  di singkat  dengan  kode  KPK01  merupakan tempat  penampungan  limbah  cair  dari beberapa  sistem  yang  aktivitas  radiasinya lebih  kecil  dari  10 -2 Ci/m 3 .  KPK01 memiliki  dua  buah  tangki  penampung  air limbah  aktivitas  rendah  masing-masing memiliki  kapasitas  total  20  m 3 ,  yaitu KPK01 BB001 dan KPK01 BB002. Antara tangki1  dan  tangki  2  terhubung  pipa  yang berfungsi  untuk  memindahkan  air  dari tangki  1  ke  tangki  lain  jika  terjadi over flow. Sistem  ini  dilengkapi  dengan  pipa saluran  untuk  mengeluarkan  air  limbah  isi tangki  yaitu  KPK01  BR003.  Air  limbah masing-masing  tangki  dapat  dikeluarkan menuju drainase luar gedung jika aktivitas lebih  kecil 10 -6 Ci/m 3 atau  ke  tangki pembuangan  limbah  jika  aktivitas  >10 -6
Ci/m 3 dan  <10 -2 Ci/m 3 .  Sistem  ini  juga dilengkapi  dengan  pipa  untuk bypass aliran  dalam  melakukan  pengadukan  atau pengambilan  sampel  pada  tangki  yang bersesuaian  yaitu  KPK01  001  dan  KPK01 BR002.  Diagram  sistem  penampungan
limbah  cair  aktivitas  rendah  terlihat  pada Gambar 1.
Pada  Gambar  1,  terlihat  peralatan pengukuran yang terpasang untuk pemantauan  pada  sistem  penyimpanan limbah cair aktivitas rendah terdiri dari:
1. Alat  ukur  yang  memantau  aktivitas limbah  yang  akan  dikeluarkan  yaitu KPK01 CR001
2. Alat  ukur  yang  memantau  laju  alir  air keluaran pompa yaitu KPK01 CF001
3. Alat  ukur  yang  memantau  level  air dalam  tangki  1  dan  tangki  2  yaitu KPK01  CL001 dan KPK01  CL002. Jika level air mencapai batas maksimum  (200  cm)  maka  akan memberikan  sinyal  alarm  ke  ruang kendali  utama  (RKU).  Sebaliknya  jika pompa  beroperasi  untuk  pembuangan limbah  level  air  mencapai  minimum maka akan mematikan pompa 1) .
Gambar 1. Diagram Sistem Penampungan Limbah Cair Aktivitas Rendah

## Sistem  Pengukuran  Ketingggian  Air Limbah KPK01 CL001
Sistem  pengukuran  ketinggian  air limbah  adalah  rangkaian  modul  elektronik yang menyusun sistem pengukuran.
Susunan  dari  modul  pada  sistem  KPK01 CL001  RSG-GAS  ditunjukkan  seperti pada Gambar 2.
Gambar  2. Blok  diagram  sistem pengukuran  ketinggian  air  limbah  KPK01
CL001
penggunaannya detektor dirangkaikan  gan  m  xcasodul  penguat awal Prinsip  kerja  blok  diagram  kanal pengukuran  ketinggian  air  limbah  KPK01 CL001 adalah sebagai berikut:
Sensor  ketinggian  air  mendeteksi ketinggian air didalam tangki 1 atau tangki 2.  Hasil  deteksi  tersebut  kemudian dikonversikan  kedalam  bentuk  perubahan kapasitansi.
Selanjutnya perubahan kapasitansi  dideteksi  oleh  transduser  level dan  diubah  menjadi  arus  listrik  yang proporsional dengan
perubahan
kapasitansi.  Keluaran  arus  dari  transduser dimasukkan ke multiplier untuk mendapatkan  dua  sinyal  arus  yang  sama dengan masukannya yaitu 0-20 mA atau 0- 10  V.  Keluaran  arus  pertama  digunakan sebagai  masukan  analog  PLC,  keluaran sinyal dari PLC digunakan untuk mengendalikan  pompa  benam  dan  dipakai sebagai  indikasi  logika  di  RKU.  Keluaran arus  yang  kedua  digunakan  sebagai indikator meter dipanel tegak RKU.Sistem analog  PLC  akan  memberikan  batasan level  maksimal  yaitu  pada  ketinggian  200 cm  yang  akan  mengakibatkan  lampu indikator alarm  high dilokal  panel  dan RKU  menyala.  Lampu  indikator alarm high dilokal  panel  dan  RKU  akan  hilang
apabila  telah  dilakukan  pengosongan  air pada tangki tersebut.

## Modul Transmiter  level
Modul  ini  berfungsi  sebagai  perubah besaran  kapasitansi    menjadi  besaran frekuensi. Pemakaian transmiter level pada sistem  penampungan  limbah  cair  aktivitas rendah  RSG-GAS  adalah  bahwa  masukan modul terhubung ke sensor level, kemudian keluaranya dihubungkan transduser.  Keluaran  transmiter  kemudian dikirim  ke  modul  transduser (2) .  Prinsip pengukuran dasar kapasitansi dari transmitter  ini  di  tunjukkan  pada  rumus berikut:
Dimana: C   =   Kapasitansi (F) ε   =   Konstanta dielektrik A  =   Luas penampang (m 2 ) d  =   Jarak antara elektroda (m)
Modul  transmiter  level  yang  terpasang seperti terlihat pada Gambar 3.

## Gambar 3. Modul transmiter

## Modul Transduser Ketinggian Air
Modul  ini  berfungsi  sebagai  perubah besaran  frekuensi  menjadi  besaran  listrik (0-20 mA). Pemakaian transduser ketinggian  air  pada  sistem  penampungan limbah  cair  aktivitas  rendah  RSG-GAS adalah  bahwa  masukan  modul  terhubung ke  sensor  ketinggian  air,  kemudian keluaranya  dihubungkan  ke  multiplier
untuk  didistribusikan  sesuai  keperluan. Modul  transduser  ketinggian  air  yang terpasang terlihat pada Gambar 4.
Gambar  4. Modul  transduser  ketinggian air
Gambar  5.  Menunjukan  rangkaian  kontrol ketinggian air mulai dari probe atau sensor sampai ke penampil secara sederhana.
Gambar  5. Blok  modul  transduser ketinggian air

## Modul Signal Multiplier
Modul  ini  berfungsi  sebagai buffer dan  distribusi  terhadap  sinyal  output analog  dari  transduser.  Pada  instalasi reaktor  RSG-GAS,  sinyal  keluaran  dari
transduser umumnya berupa arus 0-20 mA. Sinyal  arus  ini  menjadi  masukan  modul multiplier, selanjutnya keluaran dari multiplier  berupa  dua  kanal  arus  yang besarnya  sama  dengan  masukanya (3) .  Blok diagram  modul  signal  multiplier  terlihat pada gambar 6.
Gambar  6. Blok  diagram  modul  signal multiplier

## METODE PENGUJIAN
Unjuk  kerja  sensor  ketinggian  air sistem  penampungan  limbah  cair  aktivitas rendah  dinyatakan  dalam  kemampuan operasi yang ditentukan berdasarkan prosedur yang ada. Dengan  mengacu pada ketentuan yang disyaratkan dalam prosedur  tes  pengujian  instrumen  yang dikeluarkan oleh pemasok. Metode pengujiannya adalah sebagai berikut : -  Pengujian  kanal  pengukuran  melalui transduser -  Pengujian sensor ketinggian air menggunakan kalibrator level air
-  Pembahasan hasil pengujian -  Menyimpulkan hasil pengujian.

## Pengujian Kanal Pengukuran
Langkah  pertama  untuk  mendapatkan data adalah dengan uji fungsi atau kalibrasi kanal  pengukuran  ketinggian  air.  Hal  ini dilakukan  untuk  menentukan  kebenaran dari  kanal  pengukuran  sistem  tersebut. Alat yang di gunakan untuk kalibrasi kanal pengukuran  adalah  generator  arus  0-20
mA.  pengujian  dilakukan  pada  modul distributor atau modul signal multiplier.

## Pengujian Sensor Ketinggian Air
Langkah  pengujian  sensor  ketinggian air dilakukan dengan memberikan masukan  air  dari  kalibrator  ketinggian  air secara  bertahap.  Pelaksanaan  pengujian sensor  dilakukan  setelah  uji  fungsi  atau kalibrasi  kanal  pengukuran,  tujuannya adalah  untuk  memastikan  bahwa  kanal pengukuran dalam kondisi baik dan benar, sehingga  saat  uji  fungsi  sensor  hasilnya dapat diketahui sensor tersebut masih baik atau sudah mengalami penurunan kemampuan fungsinya (degradasi). Pembacaan  pengujian  sensor  ini  dapat dilakukan  dibeberapa  tempat  yaitu  dari keluaran modul transduser, keluaran modul  distributor,  dan  dari  meter  yang terpasang.
Pengujian yang dilakukan pada penulisan  ini  adalah  membaca  keluaran pada  meter  yang  terpasang.  Hal  ini dilakukan karena kanal pengukuran sebelumnya  sudah  dilakukan  kalibrasi, sehingga kanal pengukuran sudah dipastikan  dalam  kondisi  benar.  Langkah pengujian  sensor  ketinggian  air  sistem penampungan limbah cair aktivitas rendah ( KPK01 CL001) adalah sebagai berikut : 1. Melepas sensor dari dudukanya
2. Sensor  dimasukan  kedalam  kalibrator ketinggian air
3. Kalibrator  ketinggian  air  diatur  sesuai tabel uji
4. Hasil pembacaan ketinggian air dilihat pada meter di panel local
5. Pencataan hasil pengujian
6. Dari data hasil pengujian tidak sesuai, maka dilakukan perbaikan pada system
7. Pengecekan  modul  yang  dicurigai rusak yaitu modul transduser FMC480
8. Penggantian  modul  transduser  tipe FMC480 dengan tipe FMX570
9. Dilakukan kegiatan langkah 2 s/d 5
10. Pembuatan grafik dari hasil pengujian
Pengujian dilakukan dua kali terhadap sistem dalam kondisi rusak yaitu menggunakan transduser tipe FMC480 dan pada saat sistem sudah dilakukan perbaikan atau penggantian dengan menggunakan  transduser  tipe  FMX570. Penggantian  transduser  dilakukan  karena transduser  tipe  lama  yaitu  FMC480  sudah tidak  bisa  diperbaiki  dan  sudah  tidak diproduk lagi. Maka sebagai  penggantinya adalah  transduser  generasi  baru  yaitu  tipe FMX570.  Keunggulan  Transduser  tipe FMX570  diantaranya  adalah  dari  segi tampilan  transduser    FMX570  berbasis digital  yang  lebih  mudah  untuk  dibaca dibandingkan  dengan  tipe  lama  yang berbasis  analog,  dari  segi  setting  bisa dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  secara manual  dan  bisa  dengan  menggunakan komputer  sedangkan  tipe  lama  hanya  bisa dengan cara manual. Dari segi dimensi tipe baru  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  tipe lama,  sehingga  penempatannya  lebih mudah.  Gambar  transduser  tipe  FMC480 yang  rusak  dan  data  gambar  transduser penggantinya  tipe  FMX480  tampak  pada Gambar 7 dan 8.
Gambar 7. Transduser tipe FMC480

## Gambar 8. Transduser tipe FMX570
Langkah  penggantian  transduser  tipe FMC480  ke  tipe  FMX570  adalah  dengan tambahan  modifikasi  dudukan  atau casing pada kabinet dilokal panel diposisi -6,5 m. Modifikasi  dudukan  dilakukan  karena dudukan  transduser  tipe  FMC480  berbeda dengan transduser tipe FMX570.

## Pengolahan Data
Dari data hasil pengujian dan komisioning  dapat  dibuat  grafik  dengan sumbu  X  sebagai  input    arus  (A), sedangkan pada sumbu Y merupakan hasil pengukuran  output  ketinggian  air  (cm). Untuk    menentukan  besarnya  kesalahan hasil  pengujian,  maka  dari  data  hasil pengujian  dan  harga  standar  dilakukan perhitungan menggunakan persamaan sebagai berikut (4) .
Penyimpangan =
Dimana : X 1 = data hasil pengukuran X    = data setting/standar
Untuk menentukan besarnya ketelitian sistem  menggunakan  rumus  sederhana, yaitu : ketelitian = 100% - penyimpangan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Hasil Uji Fungsi Kanal Pengukuran Setelah    dilakukan  uji  fungsi  kanal pengukuran dengan menggunakan generator arus (mA) pada modul distributor  atau  modul  signal  multiplier, maka  diperoleh    hasil  pengujian  seperti
Tabel 1.
Tabel 1 . Hasil pengujian kanal pengukuran

## Data Hasil Uji Fungsi Sensor Level
Setelah    dilakukan  uji  fungsi  sensor level dengan menggunakan transduser tipe lama  FMC480  dan  Transduser  tipe  baru FMX570, maka diperoleh   hasil pengujian seperti terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil pengujian level air
No Input Level (Cm) Output FMC480 Level (Cm) FMX570 Level (Cm) 1 0 0 0 2 20 0 19,8 3 40 0 39,9 4 60 0 60 5 80 0 81 6 100 0 101 7 120 0 119 8 140 0 139 9 160 0 158 10 180 0 178 11 200 0 199
12
220 0 220
No Input Arus (A) Setting Level (Cm) Output Level (Cm) 1 0 0 0 2 2 27 25 3 4 54 55 4 6 81 80 5 8 108 110 6 10 135 135 7 12 162 160 8 14 189 190 9 16 216 215 10 18 243 240 11 20 270 270

## Grafik Hasil Uji Fungsi
Dari  tabel  hasil  uji  fungsi  kanal pengukuran  yang  telah  dikerjakan,  dibuat grafik sebagai berikut :
Gambar  9. Grafik  kanal  pengukuran KPK01 CL001
Dari tabel hasil uji fungsi sensor level yang telah dikerjakan, dibuat grafik sebagai berikut:
Gambar  10. Grafik  sensor  level  KPK01
CL001 Pengujian kanal pengukuran dilakukan dengan menggantikan transduser  dengan  generator  arus.  Posisi pengujianya terletak pada modul distributor atau signal multiplier. Pengujian ini menggunakan metode pembanding,  yaitu  membandingkan  hasil pengukuran  dengan  nilai  standar  yang diberikan  kalibrator  atau  generator  arus .
Dari  data  tabel1.    diatas  terlihat  bahwa antara  data  masukan  dan  keluaran  pada sistem    menunjukan  angka  yang  berbeda. Hal  ini  disebabkan  oleh  pembacaan  yang tidak  tepat,  karena  keluaran  sistem  masih berbasis  analog.    Untuk  mengetahui seberapa  besar  tingkat  penyimpangan  dan tingkat  ketelitian  menggunakan  rumus sederhana sebagai berikut :
Penyimpangan =
Keterangan : X 1 : data hasil pengukuran X  : data setting/standar
Hasil  penyimpangan  dari  pengujian  kanal pengukuran dari sistem terlihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil pengujian kanal pengukuran No Input Arus (A) Seting Level (Cm) Output Level (Cm) Penyimpangan (%) 1 0 0 0 0 2 2 27 25 7.4 3 4 54 55 1.8 4 6 81 80 1.2 5 8 108 110 1.8 6 10 135 135 0 7 12 162 160 1.2 8 14 189 190 0.5 9 16 216 215 0.4 10 18 243 240 1.3 11 20 270 270 0 Rata-rata 1.42
Dari hasil perhitungan berdasar tabel 3 diperoleh  hasil  penyimpangan  rata-rata sebesar  1.42%,  maka  tingkat  ketelitian dapat  diketahui  yaitu  sebesar  98.58%. Dengan  demikian  dari  hasil  pengujian kanal  pengukuran  kontrol  level  sistem penampungan limbah cair aktivitas rendah masih  berada  dalam  kondisi  baik,  hal  ini terbukti  dari  data  perhitungan  ketelitian yaitu 98.58%. Data pada tabel diatas dapat dibuat  dalam  bentuk  grafik  dan  terlihat bentuk grafik yang linier, yang
membuktikan  bahwa  kanal  pengukuran masih  dalam  kondisi  baik.  Akan  tetapi, terjadi sedikit penyimpangan antara masukan  generator  arus  dengan  keluaran meter.  Penyimpangan  ini  dimungkinkan oleh  beberapa  hal  antara  lain  faktor  umur komponen  atau  modul  kanal  pengukuran, faktor pengamatan yang masih menggunakan meter analog.
Pengujian  sensor  level    dilakukan dengan menggunakan  transduser tipe lama FMC480  dan  tipe  baru  FMX570.  Posisi pengujianya  terletak  pada  sensor  level menggunakan kalibrator level air. Pengujian ini menggunakan metode pembanding,  yaitu  membandingkan  hasil pengukuran  dengan  nilai  standar  yang diberikan  kalibrator  level  air . Hasil penyimpanganya terlihat pada table 4.
Tabel 4. Hasil pengujian level air
No Input Level (Cm) Output Penyimpangan FMC480 Level (Cm) FMX570 Level (Cm) FMC480 (%) FMX570 (%) 1 0 0 0 0 0 2 20 0 19,8 100 1 3 40 0 39,9 100 2.5 4 60 0 60 100 0 5 80 0 81 100 1.3 6 100 0 101 100 0.9 7 120 0 119 100 0.8 8 140 0 139 100 0.7 9 160 0 158 100 1.3 10 180 0 178 100 1.1 11 200 0 199 100 0.5 12 220 0 220 100 0 Rata-rata 100 0.84
Dari hasil perhitungan berdasar tabel 4 dengan  menggunakan  transduser  tipe FMC480  hasil  penyimpangan  rata-rata sebesar  100%,  maka  tingkat  ketelitian dapat  diketahui  yaitu  sebesar  0%.  Dengan demikian  dari  hasil  pengujian  sensor  tipe FMC480 kontrol level sistem penampungan limbah cair aktivitas rendah dalam  kondisi  rusak,  hal  ini  terbukti  dari data perhitungan ketelitian yaitu 0%.
Dari hasil perhitungan berdasar tabel 4 dengan  menggunakan  transduser  tipe FMX570  hasil  penyimpangan  rata-rata
sebesar  0.84%,  maka  tingkat  ketelitian dapat  diketahui  yaitu  sebesar  99.16%. Dengan  demikian  dari  hasil  pengujian sensor  tipe  FMX4570  kontrol  level  sistem penampungan limbah cair aktivitas rendah dalam  kondisi  baik,  hal  ini  terbukti  dari data  perhitungan  ketelitian  yaitu  99.16%. Dari data tabel diatas dibuat dalam bentuk grafik  dan  terlihat  bentuk  grafik  yang linier,  yang  membuktikan  bahwa  sensor tipe FMX570  dalam kondisi baik.

## KESIMPULAN
Dari hasil uji fungsi kanal pengukuran dan  pengujian  sensor  level  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  kontrol  level  sistem penampungan limbah cair aktivitas rendah dengan  menggunakan  transduser  FMC480 dalam  kondisi  rusak,  harus  dilakukan perbaikan  atau  penggantian.  Hal  ini  dapat dibuktikan  berdasarkan  data  perhitungan penyimpangan  dan  ketelitian  menunjukan penyimpangan  sebesar  100%,  sehingga ketelitianya 0%.Setelah dilakukan penggantian  transduser  tipe  FMC480 dengan  transduser  tipe  FMX570  sistem dalam  kondisi  baik.  Hal  ini  dapat dibuktikan  berdasarkan  data  perhitungan penyimpangan  dan  ketelitian  menunjukan penyimpangan  sebesar  0.84%,  sehingga ketelitianya 99.16%.

## DAFTAR PUSTAKA
1. PURWADI, Pelatihan  Penyegaran
Operator  dan  Supervisor  Reaktor  RSG- GAS,  PUSDIKLAT-BATAN,  Serpong, 2010 2. ANONIM ,  Manual  Level  Measurement Silometer  FMX570,  Endress+Hauser,
Germany, 2001
3. SUKINO ,  Seminar  Nasional  Pranata Nuklir, PRSG-BATAN, Serpong, 2011
4. SUKINO, Buletin  Pengelolaan  Reaktor
Nuklir  Volume  VIII  No  2,  PRSG- BATAN, Serpong, 2011.