## Penggunaan Resistivity Meter Berbasis Boost converter Untuk Identifikasi Batuan Dasar Pancang Pondasi Bangunan di Pulau Tarakan
Abdul Muis Prasetia 1 , Rachmad Aidil 2 , Rahmat Faizal 3
1 Program Studi Teknik Elektro, FT UBT, Tarakan
2,3 Program Studi Teknik Sipil, FT UBT, Tarakan Email: 1 prasetia.electric@borneo.ac.id, 3 rahmatfaizal@borneo.ac.id
Received 12 September 2018; Reviewed 19 September 2018; Accepted 02 November 2018 http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/borneoengineering

## Abstract
The strength of the building foundation is strongly influenced by the type of soil layer that used as a foundation laying place. The higher the building to be built, the stronger the foundation to be made. This research was conducted to identify the bedrock of the existing soil layer in Tarakan City by using a boost converter-based resistivity meter with aim to minimize the impact of building damage caused by soil structure. Boost converter is a step-up DC-DC converter. Boost converter is able to produce an output voltage value greater than the input voltage without the need of transformer. The boost converter design is started by determining parameter based on the needs of resistivity meter. Resistivity data acquisition has been conducted at several points  in Universitas Borneo Tarakan by using the Schlumberger configuration. Data processing has been done by using a matching curve. The results of the interpretation of the processing of geoelectric data are 4 soil layers with a depth of 12 meters. In the geoelectric estimation investigation area has a type of resistance between 6.08 - 169.79  Ohm-meters.  The  layer  that  is  expected  to  act  as  a bedrock  is  sand  at a  depth of  13.81  meters  and sandstone  sand  at  a  depth  of  ±  8  meters,  with  these  conditions,  the  construction  of  a  foundation  for  the construction of lightweight buildings can already be built.
Keywords : Boost converter, Foundation, Resistivity meter.

## Abstrak
Kekuatan  pondasi  bangunan  sangat  dipengaruhi  oleh  jenis  lapisan  tanah  yang  digunakan  sebagai  tempat peletakan pondasi. Semakin tinggi bangunan yang akan dibangun, maka pondasi yang dibuat juga harus kuat. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi batuan dasar lapisan tanah yang ada di Kota Tarakan dengan menggunakan  resistivity  meter  berbasis  boost  converter  dengan  tujuam  untuk  meminimalisir  dampak kerusakan bangunan yang diakibatkan oleh struktur tanah. Boost converter adalah konverter DC- DC jenis penaik tegangan. Boost converter mampu menghasilkan nilai tegangan output yang lebih besar dari tegangan input  tanpa  membutuhkan  transformator.  Desain  boost  converter  diawali  dengan  penentuan  parameter berdasarkan pada kebutuhan resistivity meter. Akusisi data resistivitas telah dilakukan di Universitas Borneo Tarakan dengan menggunakan konfigurasi Schlumberger. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan matching curve. Hasil interpretasi dari pengolahan data geolistrik terdapat 4 lapisan tanah dengan kedalaman 12 meter. Di daerah penyelidikan pendugaan dengan geolistrik mempunyai tahanan jenis antara 6.08 - 169.79 Ohm-meter. Lapisan yang diharapkan dapat bertindak sebagai bedrock adalah pasir pada kedalaman 13.81 meter dan pasir batupasir pada kedalaman ± 8 meter, dengan kondisi tersebut maka pembuatan pondasi untuk konstruksi bangunan ringan sudah dapat dibangun.
Kata Kunci : Boost converter, Pondasi, Resistivity meter.

## 1. Pendahuluan
Pulau  Tarakan  secara  administrasi  termasuk  dalam  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Utara  yang merupakan  salah  satu  provinsi  yang  baru  terbentuk.  Secara  geografis  menjadikan  Kota  Tarakan sebagai pintu gerbang masuk ke wilayah Kalimantan Utara, sekaligus merupakan kota yang berada pada daerah perbatasan, untuk itu pemerintah daerah terus berbenah disegala bidang, salah satunya adalah dibidang infrakstruktur bangunan.
Dalam  teknik  sipil  kualitas  sebuah  bangunan  ditentukan  oleh  kekuatan  strukturnya,  baik  struktur bangunan itu sendiri maupun struktur tanah bangunan berdiri yang biasa disebut pondasi (Surendra, 2015).  Kekuatan  pondasi  bangunan  sangat  dipengaruhi  oleh  jenis  lapisan  tanah  yang  digunakan sebagai tempat peletakan pondasi. Ketika pondasi berada pada bagian tanah yang keras atau bedrock akan  bekerja  mekanisme  tumpu  yang  menopang  bangunan  diatasnya,  sehingga  proses  penurunan tanah akibat pembebanan bangunan dapat diperkecil (Yohanella, 2010). Perencanaan pembangunan yang  cukup  matang  diperlukan  untuk  mencegah  timbulnya  kerusakan  bangunan  yang  disebabkan oleh faktor pondasi yang tidak tepat (Herawati, 2014).
Salah  satu  metode  yang  populer  untuk  melihat  struktur  bawah  permukaan  sebelum  melakukan konstruksi  adalah  dengan  menggunakan  metode  geolistrik  resistivitas  melalui  resistivity  meter. Dalam survei metode geolistrik akan diperoleh nilai beda potensial, kuat arus dan nilai tahanan jenis batuan. Tahanan jenis batuan diproses melalui pengolahan data lebih lanjut untuk mendapatkan nilai tahanan  jenis  tiap  lapisan  batuan.  Dengan  demikian  lapisan  bawah  permukaan  tanah  dapat digambarkan dengan perbedaan nilai tahanan jenis dari masing-masing lapisan tersebut (Hutagalung, 2013).  Hasil  pemetaan  lapisan  bawah  tanah  menjadi  gambaran  untuk  melakukan  perencanaan pondasi  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan.  Metode  ini  juga  memiliki  beberapa  kelebihan  yaitu bersifat tidak merusak lingkungan (Broto, 2008), pengoperasian mudah dan cepat, biaya murah, dan dapat mengidentifikasi jenis tanah sampai beberapa meter ke dalam permukaan bumi (Gijoh, 2017).
Perancangan resistivity meter pernah dilakukan oleh Safitri (2014), dalam rancang bangun alat ukur resistansi substrat tanah menggunakan probe sebanyak empat buah. Prosedur pengukuran dilakukan dengan menggunakan 2 pasang probe terpisah untuk mengukur arus dan tegangan yang bertujuan agar pengukuran lebih akurat. Rancang bangun alat ukur resistivity dengan menggunakan inverter sebagai  sumber  arus  mempunyai  efisiensi  konversi  energi  yang  kecil.  Proses step  up dengan menggunakan trafo memilki kendala terkait rugi-rugi yang muncul, seperti rugi tembaga, rugi besi, flux bocor dan lain-lain (Nurhidayat, 2014).
Pada dasarnya potensial listrik yang diinduksikan ke lapisan tanah adalah berbentuk Direct Current (DC)  (Nisa,  2012).  Perkembangan  penerapan  DC-DC converter telah  memungkinkan  suatu perangkat elektronika dapat berfungsi dengan sumber energi yang berukuran kecil, dimana tegangan keluarannya dapat diubah-ubah sesuai kebutuhan. Boost converter merupakan salah satu konverter pengubah  tegangan  DC-DC  dengan  tegangan  keluarannya  bernilai  lebih  tinggi  jika  dibandingkan tegangan  masukannya  (Rosas-Caro,  2010).  Nilai  tegangan  keluaran  dapat  dinaikkan  dengan  cara mengubah nilai duty cycle .
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menerapkan keunggunlan boost converter pada desain resistivity  meter  untuk  identifikasi  batuan  dasar  lapiran  tanah  yang  ada  di  Kota  Tarakan.  Pada penelitian  ini  diperoleh  data  yang  dapat  menggambarkan  struktur  bawah  permukaan,  dapat  juga dijadikan  acuan  dalam  melakukan  perencanaan  pembangunan  infrakstruktur  di  Kota  Tarakan, sehingga  dapat  meminimalisir  dampak  kerusakan  bangunan  yang  diakibatkan  oleh  struktur  tanah melalui resistivity meter berbasis boost converter .

## 2. Metode Penelitian
Batuan  adalah  suatu  material  alam  yang  terbentuk  melalui  proses  alamiah.  Terbentuknya  batuan dapat dijelaskan secara garis besar yaitu dimulai dari membekunya magma panas yang keluar dari
permukaan bumi dan mengeras karena pendinginan. Ketika berada dipermukaan bumi terjadi proses lanjutan, yaitu terjadi proses pelapukan dan terurai menjadi material yang lebih halus atau disebut sebagai  tanah.  Tanah  selalu  mempunyai  peranan  yang  penting  pada  suatu  lokasi  pekerjaan konstruksi. Tanah adalah pondasi pendukung suatu bangunan atau bahan konstruksi dari bangunan itu sendiri (Soetojo, 2009). Apabila di dalam bawah tanah yang dangkal (hingga maksimum sekitar 75 m) terdapat suatu lapisan batuan (atau suatu bidang yang terdiri dari batuan keras), maka di situlah pondasi dipasang. Berbagai kendala yang umum terjadi pada lapisan batuan tentu saja bisa muncul. Yang terpenting adalah penentuan kedalaman yang tepat dan mengetahui sifat dari permukaan batuan (Hutagalung, 2013).
Resistivity  meter  merupakan  salah  satu  alat  yang  sering  digunakan  dalam  survei  geofisika  yang bertujuan  untuk  mengetahui  perubahan  tahanan jenis lapisan  batuan di  bawah  permukaan  dengan cara  mengalirkan  arus  listrik  DC yang  mempunyai  tegangan  tinggi  kedalama  tanah  (Nisa,  2012). Prinsip  kerja  resistivity  meter  yaitu  menginjeksikan  arus  listrik  ke  dalam  tanah  melalui  2  buah elektroda arus C1 dan C2, dengan adanya aliran arus listrik tersebut akan menimbulkan tegangan listrik didalam tanah, tegangan listrik dapat diukur melalui dua buah elektroda tegangan P1 dan P2 yang jaraknya lebih pendek dari jarak elektroda C1 dan C2 (Dengen, 2012).

## Gambar 1. Ilustrasi Pengukuran resistivitas dilapangan (Dengen, 2012)
Boost converter adalah konverter DC-DC jenis penaik tegangan atau step up. Boost converter mampu menghasilkan  nilai  tegangan output yang  lebih  besar  dari  tegangan input tanpa  membutuhkan transformator (Fathurachman, 2015) . Rangkaian boost converter ditunjukkan pada Gambar 2 .
Gambar 2. Rangkaian boost converter (Fathurachman, 2015)
Boost  converter ini  bekerja  pada  mode continuous  conduction  mode (Cheng,  2016),  sehingga didapatkan nilai tegangan output seperti pada Persamaan (1) berikut.
Arah  Pergeseran Elekroda Arah  Pergeseran  Elaktroda
Pusat Konfigurasi N M A B C 1 C 2 P 1 P 2
𝑉 𝑜𝑢𝑡 = 𝑉 𝑖𝑛 (1−𝐷) (1)
dimana D adalah Duty cycle . Dengan menggunakan metode voltage-second balance , maka besarnya nilai tegangan pada induktor dapat dirumuskan sesuai Persamaan (2).
∫ 𝑉 𝐿 𝑑𝑡 = 0 𝑇 0 (2)
Arus  yang  mengalir  pada  induktor  mempunyai  nilai  sama  dengan  arus input. Maka  arus rata-rata boost converter ini dapat diperoleh dari Persamaan (3) sebagai berikut (Widowati, 2014).
𝐼 𝐿 = 𝑉_𝑖𝑛 (1−𝐷) 2 𝑅 (3)
Dengan 𝐼 𝐿 Arus  rata-rata  yang  mengalir  pada  induktor.  Perbandingan  nilai  antara  waktu  saklar menyala  dengan  periode  pensaklaran  (T)  disebut duty  cycle (D),  kondisi  ini  dijelaskan  pada Persamaan (4).
𝐷 = 𝑡 𝑜𝑛 𝑇 (4)
Jumlahan  dari  lama  waktu  saklar  menyala  dan  lama  waktu  saklar  mati  disebut  periode,  sesuai Persamaan (5).
𝑇 = 𝑡 𝑜𝑛 + 𝑡 𝑜𝑓𝑓 (5)
Dari Persaamaan (4) dan Persamaan (5) dapat diperoleh Persamaan (6).
𝑡 𝑜𝑓𝑓 = 𝑡 − 𝑇𝐷 dan 𝑡 𝑜𝑓𝑓 = 𝑇(1 − 𝐷) (6)
Sedangkan  untuk  mencari  nilai  induktor  dan  kapasitor  pada boost  converter dapat  diperoleh menggunakan Persamaan (7) dan Persamaan (8) berikut (Widowati, 2014).
𝐿 𝑚𝑖𝑛 = 𝐷𝑥(1−𝐷) 2 𝑥𝑅 𝑜𝑢𝑡 2𝑓𝑠 (7)
𝐿 = 10𝐿 𝑚𝑖𝑛 (8)
∆𝑉 𝑜 𝑉 𝑜 = 𝐷 𝑅 𝑜𝑢𝑡 𝐶𝑓𝑠 (9)
Dengan 𝐿 𝑚𝑖𝑛 Nilai minimum induktor, L Induktor, ΔVo Ripple tegangan, Vo Tegangan ouput , D Duty cycle, Rout Resistansi output, C Kapasitansi Kapasitor, dan Fs Frekuensi .
Battery Boost Converter Microcontroller Current Meter Current
Probe
Op Amp 1 Volt Probe Pembalik Volt Meter LCD Op Amp 2 Data
Daya

## Gambar 3. Diagram sistem resistivity meter

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pengujian boost converter dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pengujian rangkaian pembangkit sinyal Pulse Width Modulation (PWM) dan output tegangan yang dihasilkan. Pengujian dilakukan untuk mengetahui bentuk gelombang tegangan keluaran boost converter . Pada kondisi aktual diperlukan
pengujian deadtime untuk memastikan bahwa boost converter yang digunakan telah terhindar dari arus shoot-through . Pengujian boost converter diawali dengan pengujian sinyal pensaklaran. Sinyal pensaklaran pada boost converter ditunjukkan pada Gambar 4 dengan nilai frekuensi 72.77 KHz .
Gambar 4.  Respon sinyal PWM untuk boost converter
Adapun  hasil  pengujian  tegangan  menunjukkan  hasil  5  kali  lebih  tinggi  dari  yang  direncanakan, perubahan ini didasarkan karena pada ressitivity meter industri rata-rata menggunakan tegangan 500 Volt, keluaran boost converter yang telah didesain menghasilkan tegangan sebesar 577 Volt.
Gambar 5. Respon tegangan keluaran boost converter
Tabel 1. Data hasil kalibrasi sensor
No Arus Tegangan ADC Sensor Alat Ukur (mA) ADC Sensor Alat Ukur (mV) 1 1010 0 50 49 2 997 25 103 100 3 983 50 158 148 4 969 75 206 198 5 955 100 262 251 6 942 125 314 302 7 927 150 364 349 8 912 175 420 402 9 899 200 471 450 10 886 225 524 500 11 873 250 574 550 12 860 275 625 600 13 845 300 679 650
Langkah  awal  sebelum  dilakukan  kalibrasi  adalah  menghitung  nilai  perubahan  sinyal Analog  to Digital Converter (ADC) dari sensor yang akan masuk ke mikrokontroler. Perubahan ini diperlukan untuk  melihat  kejadian  diluar  mikrokontroler  dari  sebuah  sensor  atau  rangkaian  elektronik  yang menghasilkan  sinyal  analog.  Resolusi  ADC  mengacu  jumlah  bit  keluaran  ADC  pada  sebuah mikrokontroler, misalnya resolusi mikrokontroler dengan ADC 10  bit adalah nilai terkecil 0 (pada tegangan masukan 0 Volt) dan terbesar 1023 (pada tegangan  masukan 5 Volt). Langkah kalibrasi selanjunya  dengan  melakukan  pengukuran  menggunakan  multimeter  standar  dan  sensor  dengan sumber arus DC yang berasal dari boost converter . Kalibrasi dilakukan dengan cara mengukur arus pada resistor yang dirangkai seri dengan injeksi arus dari boost converter .
Pengujian  resistivity  meter  dilapangan  dilakukan  dengan  mengambil  beberapa  titik  pengukuran menggunakan  konfigurasi Schlumberge r,  tujuanya  untuk  mengetahui  berapa  jauh  bentangan elektroda arus yang dapat dicapai dan berapa tegangan pada elektroda potensial yang masih dapat terbaca nilainya. Pengujian dan pengambilan data resistivitas akan dilakukan dibeberapa titik Kota Tarakan.

## Gambar 6. Lokasi pengambilan data
Data yang diperoleh dari resistivity meter berbasis boost converter yaitu berupa data tegangan (V) dan arus (I). Dari data tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan tahanan jenis (ρ), kedalaman (h),  dan  dengan  menggunakan software  progres s  didapatkan  penampang  1  dimensi  dari  tiap-tiap lapisan batuan, kemudian hasil keduanya dicocokkan dengan data geologi untuk membantu dalam melakukan interpretasi.
Tabel 2. Data hasil pengukuran No a b V(mV) I(mA) 1 1 0.2 40.3 8.4 2 1.5 0.3 36.1 8.4 3 2 0.3 20.9 8.4 4 3 0.3 11.6 8.4 5 4 0.3 6.9 8.4 6 5 0.3 16.7 30.7 7 6 0.3 11.8 30.7 8 6 1.2 41.1 30.7 9 7 1.2 28.7 30.7 10 8 1.2 21.6 30.7 11 10 1.2 22.5 51.3 12 12 1.2 15.3 51.3 13 15 1.2 9.9 51.3
14 20 1.2 5.8 51.3 15 25 1.2 4.5 51.3 16 30 1.2 3.4 51.3 17 30 6 44 51.3 18 40 6 26.8 51.3 19 50 6 18.1 51.3 20 60 6 13.7 51.3 21 70 6 10.6 51.3 22 80 6 8.5 51.3
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan matching curve model inversi untuk pendekatan harga resistivitas antara kurva lapangan dan kurva teori yang paling cocok. Dari hasil interpretasi pendugaan geolistrik dan telah dikorelasikan dengan data geologi dan hidrogeologi setempat, pada titik pendugaan di koordinat 3° 17' 58.096'' N dan 117° 38' 43.507'' E dengan arah bentangan timur laut–barat  daya  berlokasi  di  Jl.  amal  lama  No.  1  Kelurahan  Pantai  Amal,  Tarakan  Timur,  Kota Tarakan,  Kalimantan  Utara  terdapat  4  lapisan  tanah  dengan  kedalaman  12  meter.  Di  daerah penyelidikan  pendugaan  geolistrik  ini  bertahanan  jenis  antara  6.08  –  159.26  Ohm-meter  seperti terlihat  pada Gambar  7(a) .  Dari  kisaran  harga  tahanan  jenis  tersebut  secara  umum  dapat dikelompokkan dengan berdasarkan perbedaan kontras harga tahanan jenisnya.
(a) (b)
Gambar 7 (a) M atching curve model inversi, (b) Cone resistence di titik 1 -1200 -1000 -800 -600 -400 -200 0 0 50 100 150 200 250 Ke d ala m an (m ) Cone Resistence (kg/m 2 )
Tabel 3. Hasil Penafsiran dan korelasi antara geologi dan pendugaan geolistrik di titik 1 Lapisan Hasil penafsiran Perkiraan Litologi Kedalaman Tahanan Jenis 1 0.00 - 0.56 25 Tanah penutup 2 0.56- 2.89 112.41 Lempung 3 2.89 -8.12 36.21 Pasir 4 8.12 - ~ 159.26 Batupasir kuarsa
Setelah  data  pengukuran  dikorelasikan  dengan  data  geologi  dan  hidrogeologi  setempat.  Data pengukuran juga dilakukan korelasi dengan data sondir atau boring yang diperoleh dari Laboratorium Teknik sipil Universitas Borneo Tarakan. Gambar 7(b) menunjukkan diagram cone resistence hasil sondir untuk daerah sekitar.
Berdasarkan  pengamatan  data  terlihat  bahwa Cone  resistence bernilai  rendah  ketika  perkiraan litologi  pada  posisi tanah  penutup  dan  lempung.  Pada  kedalaman  4  meter cone resistence sempat membesar karena secara litologi menunjukkan pasir yang mempunyai arti bahwa ketika pasir kondisi basah  akan  mengalami  pemadatan  sehingga  dapat  meningkatkan  nilai cone  resistence .  Untuk kedalam tanah lebih dari 8 meter cone resistence mengalami peningkatan, pada kedalaman  9.6 m mendapat cone  resistence sebesar  230  kg/m 2 dengan  litologi  adalah  batupasir  kuarsa.  Berikut  ini merupakan hasil Penafsiran dan korelasi antara geologi dan pendugaan geolistrik di semua titik.
Tabel 4. Hasil Penafsiran serta korelasi antara geologi dan pendugaan geolistrik di semua titik pengambilan data
Titik  Lapisan Hasil Penafsiran Perkiraan Litologi Kedalaman Tahanan Jenis 1 1 0.00 - 0.56 25 Tanah penutup 2 0.56 - 2.89 112.41 Lempung 3 2.89 - 8.12 36.21 Pasir 4 8.12 - ~ 159.26 Batupasir kuarsa 2 1 0.00 - 2.23 28.92 Tanah penutup 2 2.23 - 9.67 212.42 Batupasir lempung 3 9.67 - 13.81 94.01 Lempung 4 13.81 - ~ 42.26 Pasir 3 1 0.00 - 0. 89 24.98 Tanah penutup 2 0. 89 - 3.60 37.40 Pasir 3 3.60 - 8.72 108.80 Lempung 4 8.72 - ~ 564.30 Batupasir lempung
Berdasarkan pengamatan data hasil penafsiran dan korelasi antara geologi, pendugaan geolistrik serta data sondir di semua titik pengambilan data didapatkan hasil bahwa cone resisitence akan mengalami penurunan nilai ketika berada pada lapisan tanah jenis lempung. Pada pengambilan data di titik 1 lapisan lempung bernilai 112.41 Ohm-meter, untuk titik 2 lapisan lempung bernilai 94.01 Ohm-meter dan pada titik 3 lapisan lempung bernilai 108.80 Ohm-meter.
Untuk perubahan peningkatan nilai cone resisitence dipengaruhi kontur tanah berupa pasir,  batupasir lempung dan batupasir kuarsa. Pada pengambilan data di titik 1 lapisan cone resisitence meningkat
berada pada lapisan batupasir kuarsa dengan nilai resistansi 159.26 Ohm-meter. Untuk titik 2 cone resisitence meningkat berada pada lapisan pasir dengan nilai resistansi 42.26 Ohm-meter dan untuk titik  3 cone  resisitence meningkat  berada  pada  lapisan  batupasir  lempung  dengan  nilai  resistansi 564.30 Ohm-meter. Untuk daerah Kota Tarakan agar sebuah pondasi memiliki kekuatan harus pada bagian bedrock atau berada pada lapisan pasir atau batuan pasir.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa boost  converter mampu  menaikkan tegangan 12 VDC menjadi 577 VDC, sehingga nilai penguatan (gain) rangkaian adalah sebesar 48 kali.  Sensor  arus  dan  sensor  tegangan  berturut-turut  mempunyai  ketelitian  1.8  mA  dan  2.3  mV. Pendugaan  geolistrik  telah  dapat  memberikan  gambaran  tentang  keadaan  lapisan  batuan  secara vertikal.  Lapisan  yang  diharapkan  dapat  bertindak  sebagai bedrock adalah  pasir  pada  kedalaman 13.81 meter dan pasir batupasir pada kedalaman ± 8 meter, dengan kondisi tersebut maka pembuatan pondasi untuk konstruksi bangunan ringan sudah dapat dibangun.

## Daftar Pustaka
Broto, S., & Afifah, R. S. (2008). Pengolahan Data Geolistrik Dengan Metode Schlumberger. Jurnal Teknik, 120-128.
Cheng,  M.,  Liu,  Z.,  &  Zhang,  Z.  (2016).  Continuous  Conduction  Mode  Soft-Switching Boost converter and its Application in Power Factor Correction. Journal of Power Electronics, 1689- 1697.
Dengen,  N.  (2012).  Pengolahan  Data  Geolistrik  Pada  Eksplorasi  Sumber  Air  Tanah  Kecamatan Kongbeng  Kabupaten  Kutai  Timur  Dengan  Perangkat  Lunak  Res2dinv.  Jurnal  Informatika Mulawarman , 27-34.
Fathurachman, A., Najmurrokhman, A., & kusnandar. (2015). Perancangan Boost converter Untuk Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Seminar Nasional IPTEK Jenderal Achmad Yani. Cimahi.
Gijoh,  O.  T.,  As'ari,  &  Pasau,  G.  (2017).  Identifikasi  Akuifer  Air  Tanah  Menggunakan  Metode Geolistrik  Tahanan  Jenis  Konfigurasi  Dipol-Dipol  Di  Masjid  Kampus  Universitas  Sam Ratulangi. Jurnal MIPA UNSRAT ONLINE 6, 17-20.
Herawati,  Akmam,  &  Sudiar,  N.  Y.  (2014).  Penentuan  Kedalaman  Batuan  Dasar  Menggunakan Inversi  Marquardt  Data  Geolistrik  Tahanan  Jenis  Konfigurasi  Schluumberger  di  Desa Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat. Pillar of Physics, 1-8.
Hutagalung,  R.,  &  Bakker,  E.  (2013).  Identifikasi  Jenis  Batuan  Menggunakan  Metode  Geolistrik Konfigurasi Schlumberger Dalam Perencanaan Pondasi Bangunan di Terminal Transit Desa Passo. Prosiding FMIPA Universitas Pattimura, (hal. 159-167).
Nisa,  K.,  Yulianto,  T.,  &  Widada,  S.  (2012).  Aplikasi  Metode  Geolistrik  Tahanan  Jenis  Untuk Menentukan Zona Intrusi Air Laut di Kecamatan Genuk Semarang. Jurnal Berkala Fisika, 7- 14.
Nurhidayat,  A.,  Satriyadi,  I.  G.,  &  Anam,  S.  (2014).  Analisis  Penggunaan  Sistem  Pendingin ONAN/ONAF  untuk  Meningkatkan  Efisiensi  Trafo  Pada  Beban  Lebih  di  PLTA  Sutami- Malang. Jurnal Teknik POMITS, 1-6.
Rosas-Caro, J. C., Ramirez, J. M., Peng, F. Z., & Valderrabano, A. (2010). A DC–DC multilevel boost converter . IET Power Electron, 129-137.
Safitri, J., Yusfi, M., & Astuti. (2014). Rancang Bangun Alat Ukur Resistivitas Pada Lapisan Tipis Menggunakan Metode 4 Probe Berbasis ATmega8535 Dengan Tampilan LCD karakter 2x16. Jurnal Fisika Unand, 65-73.
Soetojo, M. (2009). Teknik pondasi pada lapisan batuan. Surabaya: ITS Press.
Widowati, A., Riawan, D. C., & Musthofa, A. (2014). Rancang Bangun Multilevel Boost converter (MLBC) Sebagai Suplai DC Bus pada Inverter. Jurnal Teknik POMITS, 1-6.
Yohanella, A., Legowo, B., & Darsono. (2014). Identiﬁkasi Batuan Dasar menggunakan Metode Seismik Refraksi untuk Pondasi Bangunan di Universitas Sebelas Maret Kentingan Surakarta. Jurnal Fisika dan Aplikasinya, 10-13