Abstrak — Fiber  optik  FD-620-10  dengan  struktur directional coupler (DC)  dimanfaatkan  sebagai  sensor  konsentrasi  NaCl. DC  yang  dibuat  memiliki  panjang  interaksi  20  mm,  25  mm, dan 30  mm.  DC dikarakterisasi pada spektrum  cahaya  merah (660  nm)  menggunakan  dua  buah  BF5R-D1-Nsebagai  sumber dan  detektor.  Selain  pada  cahaya  merah  DC  juga  dilakukan karakterisasi pada spektrum cahaya inframerah (1310 nm dan 1550  nm)dengan  OLS  sebagai  sumber  dan  OPM  sebagai detektor. Pengujian DC sebagai sensor dilakukan dengan cara mengirimkan  cahaya  merah  dari  BF5R-D1-N  menuju  larutan NaCl  0  -  20%dengan  di  bagian  ujung  serat  optik  terpasang cermin datar, cahaya akan dibiaskan dan dipantulkan kembali menuju  detektor  dengan  intensitas  yang  berbeda-beda  untuk setiap  larutan  yang  memiliki  indeks  bias  berbeda.  Pada penelitian ini hasil fabrikasi DC memiliki karakteristik terbaik pada  panjang  interaksi  30  mm  dengan  coupling  ratio  sekitar 35%:65%.  Sistem  sensor  pada  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  intensitas  cahaya  yang  terdeteksi  berbanding  terbalik terhadap  konsentrasi  larutan  NaCl  dan  dapat  bekerja  dengan baik pada rentang konsentrasi 0-12 %.
Kata  Kunci — Directional  Coupler, Sensor  Fiber  Optik  plastik, Larutan NaCl.

## I. PENDAHULUAN
ERAToptik pada dasarnya adalah pandu gelombang, dan sering  dimanfaatkan  sebagai  media  transmisi  informasi dalam bidang komunikasi. Selain itu, serat optik juga dapat dimanfaatkan menjadi perangkat optik yang memiliki fungsi yang  lebih  luas.  Salah  satu  contoh  perangkat  optik  yang memanfaatkan  serat  optik  adalah  fiber  optik  sensor. Dibandingkan  dengan  sensor  biasa,  fiber  optik  sensor memiliki  beberapa  keunggulan  yaitu  tidak  mengalami kontak  langsung  dengan  obyek  pengukuran,  akurasi  yang sangat  tinggi,  tidak  menggunakan  arus  listrik,  tidak terpengaruh  oleh  medan  listrik  maupun  medan  magnet, dimensinya kecil dan ringan serta dapat dimonitor dari jauh [1].
Fiber  optik  sensor  dapat  digunakan  untuk  mendeteksi beberapa  besaran  fisis  seperti  temperatur  [1][2],  regangan [3],  kelembaban  udara  [4],  pergeseran  [5][6], stress  dan strain [7],  kekeruhan  [8].  Selain  itu  fiber  optik  sensor  juga dapat  digunakan  untuk  mendeteksi  konsentrasi  larutan dengan  memanfaatkan  perubahan  indeks  bias  pada  larutan seiring  berubahnya  kerapatan  atau  konsentrasi  larutan  yang diuji.  Pada  penelitian  ini  dilakukan  pengujian  sensor konsentrasi larutan NaCl  menggunakan plastic optical fiber (POF) multimode FD-620-10  berbasis directional  coupler (DC)  dengan probe  sensing di  salah  satu  ujungnya  dengan menambahkan  cermin  datar.  Penggunaan  cermin  datar  ini digunakan sebagai pengembangan cermin cekung yang telah
digunakan  untuk  mengukur  pergeseren  [9].  Dan  juga penggunaan cermin datar ini sebagai bentuk pengembangan dari  pekerjaan  sebelumnya  yang  menggunakan  struktur  W [10].  Perubahan  loss  cahaya  pada  probe  sensing  seiring berubahnya konsentrasi larutan NaCl membuat cahaya yang terdeteksi mengalami perubahan dan dapat digunakan untuk menentukan  konsentrasi  larutan  NaCl.  Bentuk  probe  pada penelitian ini digunakan yang berbentuk
Perumusan  dari  indeks  bias  dari  larutan  dapat  diperoleh melalui  peristiwa  deviasi  ketika  cahaya  melewati  sebuah prisma.  Deviasi  yang  dihasilkan  oleh  prisma  bergantung terhadap  sudut  datang  dari  cahaya.  Tinjau  seberkas  cahaya yang mengalami deviasi dengan sudut deviasi minimum α m dan  dibiaskan  dengan  sudut  bias  θ r ,  maka  indeks  biasnya dapat dituliskan dalam persamaan,
𝑛 = 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑟+𝛼𝑚 2 ⁄ ) 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑟 2 ⁄ ) (1)
Persamaan  ini  hanya  berlaku  pada  indeks  bias  air  murni tanpa  campuran  apa-apa.  Jika  air  dicampur  dengan  garam, maka volumenya akan bertambah sehingga volume total dari larutan  adalah  volume  air  ditambah  volume  garam. Pengaruh konsentrasi larutan garam pada air akan mengubah indeks bias dengan perubahan yang linear, secara matematis dapat dituliskan,
𝑛 ′ = 𝑛 𝑤 + (𝑛 𝑠 − 𝑛 𝑤 ) 𝑉 𝑠 𝑉′ ⁄ (2) dengan n ’ adalah indeks bias dari air, n w indeks bias air,  ns indeks  bias  garam,  Vs  volume  garam,  dan  V ’ volume  total larutan [11].

## II. METODOLOGI
Secara  umum,  percobaan  dilakukan  dengan  beberapa tahap,  tahap  pertama  adalah  fabrikasi  DC,  selanjutnya karakterisasi  DC  menggunakan  cahaya  merah  dengan  alat BF5R-D1-N,  tahap  terakhir  adalah  pengujian  DC  sebagai sensor konsentrasi larutan NaCl.

## A. Fabrikasi Directional Coupler
Fabrikasi  DC  dilakukan  dengan  teknik  pengupasan coating ,  kemudian  perendaman  daerah  kupasan  pada campuran  aseton  dan  alkohol  serta  yang  terakhir penggabungan  dua  buah  fiber  pada  wadah  akrilik.  Setelah melalui  proses  perendaman, cladding pada  daerah  kupasan fiber  akan  terkelupas  dan  hanya  menyisakan core yang sangat  kecil  dan  jika  pada  fiber  ditransmisikan  sinar  laser merah,  maka  pada  daerah  kupasan  akan  didapatkan kebocoran dan terlihat cahaya merah yang sangat terang.
Peristiwa  ini  menunjukkan  adanya  medan  dari  moda cahaya keluar dari core dan moda tersebut akan mengalami

## Sensor Fiber Optik Plastik Berstruktur

## Directional Coupler untuk Mengukur Konsentrasi Larutan NaCl
Taufik Hidayat, Sudarsono, dan Gatut Yudoyono Departemen Fisika, Fakultas Sains, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) e-mail : gyudoyono@physics.its.ac.id
S
coupling ketika dipasangkan dengan fiber lainnya dan dapat diamati  secara  kualitatif.  Kedua  buah  fiber  yang  sudah terkopling  akan  dimasukkan  ke  dalam  wadah,  penggunaan wadah  akrilik  dimaksudkan  agar  bentuk  dari  DC  tidak mengalami  perubahan,  karena  seperti  diketahui  pantulan dari  cahaya  sangat  bergantung  pada  bentuk  permukaan, ketika  bentuk  DC  tidak  menentu  alias  berubah-ubah,  maka arah  pantulan  cahaya  juga  akan  berubah  dan  akhirnya menyebabkan  daya output yang  tidak  menentu.  Dilakukan variasi  daerah  kontak  dengan  panjang  interaksi  20,  25,  dan 30 mm.

## B. Karakterisasi DC
Karakterisasi  DC  dilakukan  menggunakan  dua  buah sensor  BF5R-D1-N.  BF5R-D1-N  pertama  digunakan sebagai  sumber input cahaya  merahdengan  panjang gelombang  660nm  dan  BF5R-D1-N  kedua  digunakan sebagai  detektor.  Proses  karakterisasi  juga  dilakukan  pada tegangan yang konstan yaitu pada tegangan sekitar 13 Volt, hal  ini  bertujuan  agar  cahaya  yang  dihasilkan  BF5R-D1-N memiliki intensitas yang cukup konstan.
Langkah  pertama  untuk  karakterisasi  DC  adalah  dengan mengukur  intensitas  dari  cahaya  yang  dihasilkan  oleh BF5R-D1-N  dengan  cara  menyambungkan  kedua  buah BF5R-D1-N menggunakan fiber optik lurus dengan panjang 50  cm,  salah  satu  ujung  fiber  optik  dihubungkan  dengan port laser  sedangkan  ujung  lainnya  dihubungkan  dengan port detektor  pada  BF5R-D1-N  yang  berbeda,  cahaya didalam fiber optik akan mengalami pemantulan dalam total dan  sehingga  menyebakan  cahaya  terpandu  dengan  arah propagasi  menuju  ujung  fiber  yang  dihubungkan  dengan
detektor,  pada  proses  ini  didapatkan  nilai  intensitas  cahaya yaitu 3999 au.
BF5R-D1-N  yang  digunakan  sebagai  sumber  cahaya dihubungkan pada dua portinput (Gambar 1) pada setiap DC dengan  tujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  pembagian intensitas  yang  dihasilkan  untuk  masing-masing portinput ( input 1 dan input 2). BF5R-D1-N  yang  digunakan  sebagai detektor  dihubungkan  pada portoutput dan  dilakukan pengukuran  nilai  intensitas  keluaran  dari  masing-masing output tersebut  ( output 1  dan output 2),  dari  hasil pengukuran  tersebut  akan  diketahui  hasil  karakterisasi  dari DC  yang  telah  di  fabrikasi.  Set-up  peralatan  untuk karakterisasi DC seperti ditunjukkan Gambar 2(a).

## C. Pengukuran konsentrasi NaCl
Setelah  proses  karakterisasi,  DC  kemudian  dapat digunakan  sebagai  sensor  konsentrasi  NaCl.  Larutan  NaCl dibuat  dengan  mencampurkan  beberapa  gram  NaCl  ke dalam  100  ml  aquades,  jumlah  massa  garam  di  setiap konsentrasi larutan diperoleh melalui perhitungan konsentrasi larutan.
Garam  yang  dimasukkan  ke  dalam  aquades  kemudian dilarutkan  dengan  cara  diaduk  menggunakan magnetic stirrer ,  proses  pengadukan  dilakukan  dengan  memasukkan magnet batang ke dalam larutan yang akan dibuat kemudian larutan  diletakkan  diatas magnetic  stirrer lalu magnetic stirrer dinyalakan  sehingga  membuat  magnet  batang  pada larutan  akan  berputar,  perputaran  ini  terjadi  akibat  medan elektromagnetik  yang  juga  dihasilkan  perputaran  magnet  di bawah plate dari magnetic  stirrer ketika  dialiri  listirk. Setelah larut, larutan NaCl dimasukkan ke dalam botol kecil yang  digunakan  sebagai  wadah  untuk  sensor.  Larutan  uji (NaCl)  dibuat  dengan  variasi  konsentrasi  dari  nol  hingga konsentrasi 20%.
DC  yang  digunakan  untuk  pengujian  konsentrasi  NaCl dipilih  DC  dengan  panjang  interaksi  30  mm  dengan coupling  ratio 65%  :  35%. Probe  sensing yang  sudah
Gambar 1. Skema karakterisasi menggunakan BF5R-D1-N
(a)
(b)
Gambar 2. Setup alat peralatan untuk (a) Karakterisasi DC menggunakan BF5R-D1-N (b) Pengujian indeks bias larutan NaCl
Gambar 3. DC hasil fabrikasi dengan tiga variasi panjang interaksi.
Tabel 1. Data Karakterisasi DC Panjang Interaksi In put Out put Intensitas (au) Intensitas Output Total CR (%) 20 mm 1 1 1410 2092 67,40 2 682 32,60 2 1 563 2381 23,65 2 1818 76,35 25 mm 1 1 2540 3049 83,31 2 509 16,69 2 1 591 2740 21,57 2 2149 78,43 30 mm 1 1 1976 2567 76,98 2 591 23,02 2 1 1051 2979 35,28 2 1928 64,72
terpasang  cermin  datar  dimasukkan  ke  dalam  wadah  yang berisi  larutan  NaCl.  Saat  proses  pengujian,  cahayadengan panjang  gelombang  660  nm  yang  dihasilkan  BF5R-D1-N dikirimkan  melalui  port  input  dari  sensor,  cahaya  tersebut dipandu oleh fiber dan saat melewati daerah interaksiintensitas  cahaya  akan  dibagi  sesuai  coupling rationya,  artinya  65  %  dari  intensitas  cahaya  yang dikirimkan  menuju probe  sensing ,  setelah  itu  cahaya  akan mengenai  cermin  datar  dan  dipantulkan  kembali,  sehingga cahaya akan kembali terkopling dan 35 % dari cahaya yang terpantul  akan  menuju sensing  port dan  nilai  intensitas cahaya  terbaca  pada  BF5R-D1-N.  Set-up  peralatan  untuk pengukuran  konsentrasi  NaCl  seperti  ditunjukkan  Gambar 2(b).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar  3  menunjukkan  DC  hasil  fabrikasi  dengan  3 variasi panjang interaksi 20, 25, dan 30 mm. Tampak dalam gambar bahwa DC dari kopling fiber optik plastik yang telah ditanamkan  ke  dalam  wadah  akrilik  untuk  menghindari pergeseran  fiber  optik  yang  mungkin  terjadi  karena pergerakan  ketika  DC  ini  digunakan  dalam  karakterisasi maupun  ketika  digunakan  dalam  pengukuran  konsentrasi larutan NaCl.

## A. Karakterisasi DC Menggunakan BF5R-D1-N
Pada Tabel 1 disajikan nilai intensitas yang terukur, total intensitas output dan  CR  ( coupling  ratio )  untuk  setiap panjang interaksi dari  DC. Input 1 dan output 1 merupakan port untuk fiber 1 dan input 2 dan output 2 merupakan port untuk fiber 2, sehingga port dengan indeks yang sama ( input 1  dengan output 1,  begitupun  pada port 2)  memiliki  posisi yang  sejajar,  sedangkan port dengan  indeks  yang  berbeda ( input 1 dan output 2 begitupun sebaliknya) memiliki posisi yang berseberangan.
Dari nilai intensitas yang telah diperoleh, dapat diketahui nilai coupling  ratio yang  merupakan  prosentase  dari perbandingan  intensitas output terhadap  intensitas output total,  dan  dapat  dilihat  bahwa  semua  intensitas output pada masing-masing port untuk semua DC mempunyai intensitas yang  berbeda, portoutput dengan  posisi  yang  sejajar terhadap input cenderung  memiliki  nilai  intensitas  yang lebih besar, DC yang memiliki perbandingan coupling ratio yang timpang pada panjang interaksi 25mm  saat digunakan input 1  sebagai port masukan  cahaya  dari  BF5R-D1-N, perbandingannya  berkisar  83%:17%,  sementara  itu  nilai coupling  ratio yang  cukup  seimbang  berada  pada  panjang interaksi  30mm  saat  digunakan input 2  sebagai port
masukan  cahaya  dengan  perbandingan  berkisar  35%:65%. Suatu DC dikatakan baik dalam membagi intensitas apabila memiliki  selisih  nilai coupling  ratio untuk  setiap port yang kecil,  artinya  DC  ideal  memiliki  nilai coupling  ratio 50%:50%  dan  intensitas  pada  masing-masing portoutput memiliki nilai yang sama.
Seperti  yang  bahas  sebelumnya,  bahwa  nilai  intensitas pada port output yang sejajar cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi dan mennyebabkan coupling ratio dari beberapa data  memiliki  nilai  yang  timpang,  secara  teori  medan  dari moda  cahaya  terpandu  memiliki  nilai  terbesar  pada  pusat sumbu  propagasi,  artinya  moda  cahaya  sangat  bergantung pada  arah  propagasi  cahaya, coupling dapat  terjadi  karena adanya  medan  dari  moda  yang overlap dari  fiber  dan terdistribusi  pada  fiber  lain  yang  berdekatan,  jika  kondisi fiber  ideal  maka  semua  berkas  cahaya  pada  fiber  akan dipropagasikan  ke  arah  sumbu  pusat  propagasi  dan  moda yang overlap akan  memiliki  nilai  maksimum,  namun  pada kenyataannya  sangat  sulit  untuk  menciptakan  kondisi  fiber yang  ideal,  salah  satu  faktor  ketidakidealan  fiber  pada penelitian ini yaitu setelah core direndam pada aseton, core tidak  serta  merta  memiliki  permukaan  yang  halus,  namun masih  sedikit  kasar  dan  menyebakan  terjadinya  gelombang evanescent pada  cahaya  laser,  peristiwa  ini  mengakibatkan sebagian  cahaya  terhambur  keluar  dengan  arah  perambatan yang acak dan tidak semua cahaya terpropagasi pada sumbu propagasi  yang  seharusnya,  sehingga  moda  yang overlap pun  juga  tidak  maksimum  dan  mengakibatkan  intensitas output yang terukur pada port yang berseberangan memiliki nilai yang kecil.

## B. Pengujian Konsentrasi dan Indeks Bias Larutan NaCl
Gambar  4  menunjukkan  grafik  hubungan  intensitas cahaya  terhadap  konsentrasi  larutan  NaCl.  Tampak  dalam Gambar 4 bahwa nilai intensitas cahaya terbesar yaitu pada konsentrasi  0%  dengan  nilai  2074  au  dan  terkecil  pada konsentrasi  19%  dengan  nilai  2063  au.  Jika  dilihat  lebih seksama, intensitas cahaya hanya mengalami penurunan dari rentang  konsentrasi  0 – 12  %  yaitu  dari  2074  au  menuju 2065  au,  sentelah  itu  pada  rentang  konsentrasi  13 – 20  % nilai  intensitas  cahaya  tidak  mengalami  penurunan  yaitu tetap  pada  angka  2064  (kecuali  larutan  dengan  konsentrasi 19%),  dari  peristiwa  ini  dapat  dikatakan  bahwa  indeks  bias dari  larutan  dengan  konsentrasi  13%  memiliki  nilai  yang sama  dengan  indeks  bias  pada  core,  sehingga  pada  probe sensing  tidak  terjadi  lagi  pemantulan  internal  total  yang menyebabkan  intensitas  yang  terdeteksi  tetap  sama, sehingga  dapat  dikatakan  pula  bahwa  sensor  yang  dibuat memiliki  daerah  kerja  dengan  konsentrasi  0-12%.  Hasil  ini
Gambar 4. Grafik hubungan intensitas cahaya terhadap konsentrasi larutan NaCl
Gambar 5. Hubungan indeks bias terhadap konsentrasi larutan NaCl.
masih  lebih  rendah  dibandingkan  hasil  pengukuran konsentrasi  NaCl  sebelumnya  [10]  yang  mencapai  rentang pengukuran larutan NaCl 5 molar. Tetapi dari bentuk  probe sensing  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  lebih sederhana.
Juga  terlihat  dalam  Gambar  4  bahwa  semakin  besar konsentrasi  larutan  yang  digunakan  maka  nilai  intensitas akan  mengalami  penurunan,  hal  ini  menunjukkan  bahwa semakin  pekat  larutan  NaCl  yang  digunakan  maka losses pada probe  sensing semakin  besar  sehingga  intensitas  yang terdeteksi pada sensing port mengalami penurunan.
Untuk  analisis  lebih  lanjut  diperlukan  data  indeks  bias pada  setiap  larutan  yang  digunakan.  Pengambilan  data indeks bias dilakukan  menggunakan refraktometer.  Gambar 5  menunjukkan  hubungan  indeks  bias  terhadap  konsentrasi larutan NaCl.
Tampak  dalam  Gambar  5  bahwa  semakin  besar konsentrasi larutan, maka nilai indeks biasnya akan semakin besar, hal ini disebabkan  karena larutan dengan konsentrasi yang  besar  memiliki  struktur  yang  lebih  pekat  yang menjadikannya  sebagai  medium  yang  lebih  rapat.  Dari Gambar  5  juga  jelas  terlihat  bahwa  indeks  bias  dan konsentrasi larutan berbanding lurus dan memiliki hubungan yang  linier.  Analisis  indeks  bias  ini  dapat  menjelaskan fenomena  menurunnya  intensitas  yang  terdeteksi  seiring bertambahnya  konsentrasi  larutan,  hal  yang  sebenarnya terjadi  adalah  ketika  konsentrasi  larutan  ditambah,  maka nilai indeks biasnya juga bertambah secara linier, sementara itu pada saat dilakukan sensing , larutan NaCl akan berperan sebagai cladding pengganti dari sensing probe , bertambahnya  indeks  bias  dari  larutan  NaCl  menyebabkan nilai  sudut  kritis  membesar,  seperti  diketahui,  cahaya  yang terpandu  hanyalah  cahaya  dengan  sudut  datang  yang melebihi  nilai  sudut  kritis,  semakin  membesarnya  sudut kritis  menyebabkan  cahaya  yang  terpandu  semakin  sedikit dan  intensitas  yang  terdeteksi  pada  detektor  BF5R-D1-N juga menurun.

## IV. KESIMPULAN
Piranti  directional  coupler  dari  bahan  fiber  optik  plastik telah berhasil dibuat dengan variasi panjang interaksi 20, 25
dan  30  mm.  C oupling  ratio terbaik  dengan  perbandingan 35%:65% didapatkan untuk panjang interaksi 30 cm. Sensor fiber  optik  plastik  dengan  struktur directional  coupler dengan  panjang  interkasi  30  mm  dapat  digunakan  untuk mengukur  konsentrasi  larutan  NaCl  dengan  hasil  yang  baik ketika konsentrasi larutan NaCl dalam rentang 0-12%.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] S. Samian and G. Yudoyono, “ Aplikasi Multimode Fiber Coupler sebagai  Sensor  Temperatur, ” J.  Fis.  dan  Apl. ,  vol.  6,  no.  1,  p. 100104, Jan. 2010.
[2] H.  R.  B.  A.  Rahim,  M.  Q.  Bin  Lokman,  S.  W.  Harun,  J.  Dutta, and  W.  S.  Mohammed, “ TEMPERATURE  SENSING  BY  SIDE COUPLING OF LIGHT THROUGH ZINC OXIDE NANORODS  ON  OPTICAL  FIBERS, ” Sensors  Actuators  A Phys. , vol. 257, pp. 15 – 19, Apr. 2017.
[3] P.  Puranto,  R.  D.  Desiati,  E.  Sugiarti,  and  T.  B.  Waluyo, “ Studi Awal  Pembuatan  Sistem  Sensor  Pengukuran  Regangan  suatu Bahan menggunakan Fiber Optik Plastik Berbasis Data Akuisisi, ”
J. Fis. dan Apl. , vol. 3, no. 1, p. 70102, Jan. 2007.
[4] F.  Febrielviyanti,  H.  Harmadi,  D.  Dahlan,  and  Y.  Rilda, “ Rancang  Bangun  Sensor  Kelembaban  Udara  menggunakan Plastic  Optical  Fiber  (POF)  dengan  Cladding  TiO2-SiO2  dan Data Transmisi, ” J. Fis. dan Apl. , vol. 15, no. 1, p. 29, Jan. 2019.
[5] Y.  H.  Pramono,  A.  Y.  Rohedi,  and  S.  Samian, “ Aplikasi Directional  Coupler  Serat  Optik  sebagai  Sensor  Pergeseran, ” J. Fis. dan Apl. , vol. 4, no. 2, p. 80204, Jun. 2008.
[6] A.  Mubasiroh,  A.  Mubasiroh,  and  G.  Yudoyono, “ Aplikasi Directional  Coupler  dan  Double  Coupler  sebagai  Sensor Pergeseran Mikro, ” J. Sains dan Seni ITS , vol. 2, no. 2, pp. B42 – B45, Sep. 2013.
[7] E.  Sugiarti,  R.  D.  Desiati,  P.  Puranto,  E.  T.  Astuti,  and  T.  B. Waluyo, “ Evaluasi Perancangan Sensor Fiber Optik Plastik untuk Pengukuran  Stress dan  Strain, ” J.  Fis.  dan  Apl. ,  vol.  3, no.  2, p. 70203, Jun. 2007.
[8] S. Yeoh, M. Z. Matjafri, K. N. Mutter, and A. A. Oglat, “ Plastic fiber  evanescent  sensor  in  measurement  of  turbidity, ” Sensors Actuators A Phys. , vol. 285, pp. 1 – 7, Jan. 2019.
[9] M. Yasin, S. W. Harun, and H. Ahmad, “ Fiber optic displacement sensor  based  on  micro-thickness  measurement  using  bundled fiber and concave mirror, ” J. Optoelectron. Adv. Mater. , vol. 13, no. 8, pp. 933 – 935, 2011.
[10] R.  Wibowo  and  A.  Rubiyanto, “ Desain  Sensor  Konsentrasi Larutan  NaCl  Menggunakan  Serat  Optik  Moda  Jamak  dengan Model W-System, ” J. Sains dan Seni ITS , vol. 1, no. 1, pp. B70 – B72, Sep. 2012.
[11] V. Biradar, S. Dongarge, and U. Biradar, “ 33 U Refractive Index of Salt (NaCl) from Aquous Solution, ” 2015.