## PENGARUH JARAK TERHADAP INTERVAL WAKTU PERUBAHAN SUHU PERMUKAAN BETON PADA UJI THERMOGRAPHY AKTIF
Suyadi K 1 , Herlien D Setio 2 , Adang S 3 dan Ediansjah Z 4
1-4 Program Studi Doktor Teknik Sipil, FTSL, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha No. 10, Bandung 40132, Indonesia Email: suyadi.1974@eng.unila.ac.id

## ABSTRACT
Concrete  surface  temperature  changes  on  active  thermography  testing  process  using  a  halogen  lamp will occur in a relatively short time. These changes are very useful in the image interpretation process which relies on changes in thermal contrast to determine the internal conditions of reinforced concrete. This research aims to determine the time interval dominance concrete surface temperature changes due to changes in object distance to the heat source as the excitation source of heat. Tests carried out in the room, so that the concrete surface temperature changes due to the effects of wind are considered small. Measurement of the temperature of the concrete surface due to the heating and cooling process using thermocouples and thermography methods. Halogen lamps are used as a source of heat excitation placed at various distances (d obj ), namely 20 cm; 30 cm and 40 cm. The distance between  the halogen lamp axles in this study was 30 cm. The dimensions of the test object were used 10 cm x 10 cm x 15 cm with a concrete quality of 20 MPa. The frequency percentage is analyzed according to the amount of data with the same time interval for the change in surface temperature at each distance of the specimen from the heat source. The results showed that the change in the distance of the specimen to the heat source up to 40 cm had a quite small difference, but the increase in the distance between the test object and the heat source tended to decrease the dominance of changes in the temperature of the concrete surface. The average dominance of changes in the temperature of the concrete surface is almost above 75% of the  temperature  change  occurs  at  the  smallest  interval  of  the  measuring  instrument  used,  namely  1 second  using  a  thermocouple  and  0,133  seconds  using  the  thermography  method.  The  highest percentage  shows  that  changes  in  surface  temperature  often  occur  in  the  range  of  time intervals.  So based on this analysis without reviewing aspects of the distribution pattern of the data, can be concluded that the surface temperature testing of concrete by using active thermography in the room had to use measuring devices that can record temperature changes every interval of 0.133 seconds. This shows that the change in the temperature of the concrete surface during active thermography testing, the setting of the test instrument for measuring temperature changes is used in that time interval.
Keywords: time interval, active thermography and thermal contrast

## ABSTRAK
Perubahan  suhu  permukaan  beton  pada  proses  pengujian  thermography  aktif  dengan  menggunakan lampu  halogen  akan  terjadi  dalam  waktu  relatif  singkat.  Perubahan  tersebut  sangat  berguna  dalam proses interpretasi image yang menghandalkan perubahan thermal contrast untuk mengetahui kondisi internal  beton  bertulang.  Riset  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dominasi  interval  waktu  terjadinya perubahan suhu permukaan beton akibat perubahan jarak benda terhadap sumber panas sebagai sumber eksitasi  panas.  Pengujian  dilakukan  di  dalam  ruangan,  sehingga  perubahan  suhu  permukaan  beton akibat pengaruh angin dianggap kecil. Pengukuran suhu permukaan beton akibat proses pemanasan  dan pendinginan  menggunakan  thermocouple  dan  metode  thermography.  Lampu  halogen  digunakan sebagai sumber eksitasi panas diletakkan pada berbagai jarak (d obj ) yaitu 20 cm; 30 cm dan 40 cm. Jarak antar as lampu halogen pada penelitian ini sebesar 30 cm. Dimensi benda uji digunakan 10 cm x 10 cm x  15  cm  dengan  mutu  beton  20  MPa.  Prosentase  frekuensi  dianalisis  menurut  jumlah  data  dengan interval waktu terjadinya perubahan suhu permukaan yang sama pada masing-masing jarak benda uji terhadap  sumber  panas.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perubahan  jarak  benda  uji  ke  sumber panas sampai dengan 40 cm mempunyai perbedaan yang cukup kecil, namun peningkatan jarak benda uji  ke  sumber  panas  cenderung  menurunkan  dominasi  perubahan  suhu  permukaan  beton.  Rata-rata dominasi perubahan suhu permukaan beton hampir di atas 75% perubahan suhu terjadi pada interval terkecil  alat  ukur  yang  digunakan  yaitu  1  detik  menggunakan  thermocouple  dan  0,133  detik menggunakan  metode  thermography.  Prosentasi  tertinggi  menunjukkan  bahwa  perubahan  suhu
permukaan sering terjadi pada rentang interval waktu tersebut. Sehingga berdasarkan analisis ini tanpa meninjau aspek pola sebaran data, dapat disimpulkan bahwa pengujian suhu permukaan beton dengan menggunakan  metode  thermography  aktif  dalam  ruangan  harus  menggunakan  alat  ukur  yang  dapat mencatat perubahan suhu tiap interval 0,133 detik. Ini menunjukkan bahwa perubahan suhu permukaan beton saat pengujian thermography aktif setting alat uji pengukuran perubahan suhu digunakan rentang waktu tersebut.
Kata kunci: interval waktu, thermography aktif dan thermal contrast

## 1. PENDAHULUAN
Suhu permukaan beton merupakan faktor input utama interpretasi image hasil pengukuran thermography aktif untuk memperoleh kondisi beton bertulang. Tingkat keberhasilan metode ini salah satunya tergantung pada sensitivitas alat ukur  dalam  mendeteksi  dan mengakuisisi  perubahan  suhu  permukaan beton  yang  terjadi  selama  proses  pengujian. Semakin sensitiv alat ukur dalam mendeteksi perubahan suhu permukaan beton akan semakin mempermudah dalam proses  interpretasi  image  untuk  menentukan  kondisi  beton.  Pengukuran  suhu  permukaan  beton  pada  riset  ini menggunakan metode thermography inframerah dan thermocouple. Riset ini bertujuan untuk mengetahui dominasi interval  waktu  terjadinya  perubahan  suhu  permukaan  beton  akibat  perubahan  jarak  benda  terhadap  sumber  panas sebagai  sumber  eksitasi  panas. Lampu  halogen  sebesar  2x  500  watt  digunakan  sebagai  sumber  eksitasi  panas diletakkan  pada  3  (tiga)  variasi  jarak  terhadap  benda  uji.  Proses  pemasanan  dan  pendinginan  dicatat  dalam  waktu masing-masing 30 menit. Perubahan data suhu permukaan sekecil apapun  pada interval waktu yang relatif singkat harus  dapat  tercatat,  karena  hal  itu  berkaitan  dengan  proses  identifikasi  kerusakan  beton  berdasarkan  interpretasi image thermal (thermogram). Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai acuan peneliti dalam menentukan interval waktu pengukuran suhu permukaan beton dan jenis alat ukur suhu terutama berkaitan dengan respon waktu alat pengukur suhu yang digunakan ketika pengujian thermography aktif sebagai pilihan.

## 2. MATERIAL DAN METODE
Beton  bertulang  yang  digunakan  sebagai  benda  uji  mempunyai  dimensi  10  cm  x  10  cm  x  15  cm.  Dua  (2)  buah thermocouple ditanam pada benda uji beton dan dikaitkan pada sebuah baja tulangan  yang tertanam pada beton. Posisi masing-masing thermocouple T1 dan T2 seperti terlihat pada Gambar 1. Thermocouple diletakkan rupa sedemikian sehingga  saat  benda  uji  mengeras,  ujung  thermocouple  rata  dan  menyentuh  permukaan  beton  seperti  terlihat  pada Gambar 1.

## Gambar 1. Pemasangan thermocouple untuk pengujian pengukuran permukaan beton
Hasil penelitian Moria H, Mohamad T I dan Aldawi F. (2016) menyebutkan bahwa deteksi cahaya lampu halogen 500 watt  akan  optimum  pada  jarak  40  cm  dan  jarak  antar  sisi  lampu  halogen  15  cm.  Merujuk  hasil  riset  tersebut  dan pertimbangan aplikasi pengujian, maka pemanasan suhu permukaan beton menggunakan lampu halogen 2 x 500 watt diletakkan pada jarak 20 cm; 30 cm dan 40 cm dari benda uji.  Dan jarak antar sisi lampu halogen sebesar 15 cm (jarak antar as lampu 30 cm). Pengukuran suhu permukaan beton menggunakan thermocouple  dan metode thermography. Pengujian thermography menggunakan kamera inframerah FLIR E-8XT resolusi 240 x 360, dan sensivitas thermal sebesar 0,05°C yang diletakkan sejarak 30 cm di belakang lampu halogen seperti terlihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Installing penempatan benda uji, thermocouple dan kamera inframerah
Pengukuran suhu permukaan dilakukan pada tahap pemanasan (penyinaran) dan tahap pendinginan masing-masing selama 30 menit. Ketelitian bacaan pengukuran suhu permukaan menggunakan thermocouple adalah  1/10 o C. Data pengukuran menggunakan metode thermography diperoleh dari digital number (DN) thermogram (image hasil proses thermography)  yang  mempunyai  bacaan  terkecil  1/1000 o C.  Jumlah  data  pengukuran  sebanyak  3  (tiga)  buah,  dan analisa data dilakukan berdasarkan rata-rata ketiganya
Klaseterisasi  data  interval  waktu  menurut  perubahan  data  suhu  permukaan  yang  terjadi  antara  saat  itu  (t i )  dengan waktu sebelumnya (t i-1 ). Nilai “0” menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan suhu permukaan pada selang waktu yang ditinjau. Perubahan suhu permukaan beton diperoleh dengan persamaan 1) :
) 1 ..... .......... .......... .......... .......... 1 ) 1 ( − − − − =  i i i i T T T
dengan  T i-(i-1) = deviasi suhu saat t i sampai t i-1 , T i = suhu permukaan saat t = i, T i-1 = suhu permukaan saat t = i-1.
Klasterisasi perubahan suhu disesuaikan dengan bacaan terkecil data pengukuran suhu permukaan, hal ini bertujuan untuk optimalisasi hasil pengujian berdasarkan kemampuan alat ukur yang digunakan. Sehingga setting akuisisi data pengukuran suhu menggunakan thermocouple sebesar 1 detik dan hasil analisi digital number dari thermogram sebesar 0,133  detik.  Karena  bacaan  terkecil  pengukuran  menggunakan  thermocouple  berbeda  dengan  hasil  analisis  dari thermogram,  maka  analisis  klasterisasi  dipisahkan  antara  keduanya.  Klasterisasi  perubahan  suhu  dibuat  menurut interval waktu tidak terjadinya perubahan suhu permukaan beton. Mutu beton pada penelitian ini adalah 20 Mpa, ini disebabkan mutu tersebut merupakan mutu beton  normal  klas II  yang digunakan untuk pekerjaan struktural secara umum.  Nilai  interval  waktu  menunjukkan  bahwa  perubahan  suhu  permukaan  terjadi  setelah  skala  selang  waktu tersebut  terlewati.  Besarnya  interval  waktu  diperoleh  dengan  mengalikan  jumlah  data  yang  sama  secara  berurutan dengan skala selang waktu, seperti terlihat pada hasil pengujian di bawah ini.
Tabel 1. Analisis jumlah data yang sama pada pengukuran dengan thermocouple
No Data Time Suhu T1 ( o C) Suhu T2 ( o C) Suhu T3 ( o C) ti (sec)  T2  3 Jumlah Data Sama o C o C T2 T3 3643 08:40:00 28 30.8 30.9 0 0 3644 08:40:01 28 30.8 30.9 1 0 1 0 0 3645 08:40:02 29.6 30.8 30.9 2 0 2 3646 08:40:03 33 30.8 30.9 3 0 3 3 3647 08:40:04 35.4 30.8 31 4 0 1 1 3648 08:40:05 35.4 30.8 31.1 5 0 1 1 3649 08:40:06 37.9 30.8 31.2 6 0 1 6 1 3650 08:40:07 39.5 30.9 31.4 7 0.1 1 1 3651 08:40:08 41 30.9 31.6 8 0 1 2 3652 08:40:09 42.2 31 31.6 9 0.1 2 2
Skala selang waktu untuk pengukuran dengan thermocouple sebesar 0,1 detik dan metode thermography sebesar 0,133 detik.  Analisis  perubahan  suhu  permukaan  sebesar  0,1 o C  (menggunakan  thermocouple)  dan  0,01  (metode thermography). Analisis data dilakukan pada tiap tahap eksitasi benda uji yaitu tahap pemanasan (penyinaran) dengan lampu  halogen  dan  tahap  pendinginan.  Penggunaan  lampu  halogen  sebagai  sumber  panas  telah  dilakukan  oleh beberapa  peneliti  sebelumnya  antara  lain  Bojan  Milovanović  dan  Ivana  Banjad  Pečur  (2016)  yang  menggunakan lampu halogen 1000 watt untuk proses pemanasan dalam riset tentang komponen dasar pengujian thermography untuk
Keterangan gambar 1. Komputer unit 2. Kamera inframerah
3. Lampu halogen
4. Benda uji beton
5. Datalogger
6. Thermocouple
deteksi kerusakan pada beton. Peneliti Jungwon Huh dkk (2016) juga menggunakan lampu halogen 500 watt sebanyak 2  (dua)  buah  yang  diletakkan  sejarak  50  cm  dari  permukaan  benda  uji.  Merujuk  dari  riset  tersebut,  maka  pada penelitian ini digunakan lampu halogen 2 x 500 watt.
Pemisahan data awal dan akhir fase pemanasan diidentifikasi berdasarkan data suhu terukur pada thermocouple yang dipasang  di  depan  lampu  halogen  (lihat  Gambar  2  dan  warna  tebal  pada  Tabel  1).  Data  hasil  pengukuran  suhu permukaan beton dikelompokkan untuk mengetahui  banyak data yang mengalami perubahan suhu permukaan tiap satuan interval waktu pengukuran. Hasil akan mengindakasikan bahwa untuk mengetahui perubahan suhu permukaan beton  pada  saat  pengujian  thermography  aktif  di  dalam  ruangan  harus  menggunakan  interval  waktu  pengukuran minimal sebesar jumlah data yang sama dikalikan skala waktu pengukuran yang telah disebutkan sebelumnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengukuran dengan thermocouple
Pengukuran  suhu  menggunakan  thermocouple  harus  memperhatikan  bahwa  kedua  ujung  ( joint )  benar-benar menyentuh  dan  terkekang  oleh  objek  tersebut  seperti  terlihat  pada  Gambar  1.  Berikut  ini  prosentase  jumlah  data menurut interval waktu yang dibutuhkan untuk mengalami perubahan suhu permukaan beton.
Tabel 2. Prosentase jumlah data suhu permukaan beton pada jarak objek 40 cm
No Interval waktu (sec) Fase Pengukuran Pemanasan Pendinginan Titik P1 Titik P2 Titik P1 Titik P2 1 1 77,13% 78,09% 76,13% 76,56% 2 2 7,12% 6,25% 7,78% 7,28% 3 3 1,43% 2,85% 2,19% 2,03% 4 4 6,25% 4,97% 7,10% 6,33% 5 5 1,37% 1,74% 0,40% 1,26%
Tabel 3. Prosentase Jumlah data suhu permukaan beton pada jarak objek 30 cm
No Interval waktu (sec) Fase Pengukuran Pemanasan Pendinginan Titik P1 Titik P2 Titik P1 Titik P2 1 1 77,20% 78,04% 76,36% 76,99% 2 2 7,30% 6,20% 7,15% 7,30% 3 3 1,71% 3,23% 2,81% 2,22% 4 4 5,76% 4,74% 6,61% 5,79% 5 5 1,77% 1,66% 0,73% 2,02%
Tabel 4. Prosentase Jumlah data suhu permukaan beton pada jarak objek 20 cm
No Interval waktu (sec) Fase Pengukuran Pemanasan Pendinginan Titik P1 Titik P2 Titik P1 Titik P2 1 1 76,81% 78,47% 76,59% 77,42% 2 2 7,69% 5,75% 7,17% 6,70% 3 3 2,88% 4,34% 3,15% 2,93% 4 4 4,44% 3,51% 5,87% 5,31% 5 5 2,25% 1,45% 0,81% 1,68%
Dari  tabel  2,  3  dan  4  di  atas,  terilhat  bahwa  dominasi  perubahan  suhu  permukaan  beton  yang  menggunakan thermocouple terjadi pada selang waktu 1 detik. Hal itu terjadi baik pada fase pemanasan (penyinaran) dan pada fase pendinginan. Namun dominasi tersebut sedikit mengalami penurunan pada fase pendinginan. Hal ini disebabkan oleh dominasi radiasi sinar lampu halogen sedikit menurun pada tahap pendinginan.
Gambar 3, Diagram prosentase jumlah data suhu permukaan interval 1 detik hasil pengukuran dengan thermocouple Dari  diagram  gambar  3  di  atas,  terlihat  bahwa  semakin  jauh  jarak  benda  ke  sumber  panas,  maka  semakin  kecil dominasi perubahan suhu permukaan beton dengan interval waktu 1 detik. Namun perbedaan jarak benda uji terhadap sumber panas tidaklah terlalu signifikan.  Ini menunjukkan bahwa uji thermography pada jarak kamera terhadap benda uji sampai dengan 70 cm akan menghasilkan akurasi pengukuran suhu yang relatif sama. Ini berarti pengaruh faktor selain  suhu  lingkungan  antara  objek  dengan  kamera  masih  sangat  kecil.  Ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  telah dilakukan oleh Waldemar, M, & Klecha, D, 2015 bahwa untuk jarak kamera dengan object yang dekat ( 3  – 5 m), nilai  ≈  1,0.  Nilai  merupakan  konstanta  yang  dipengaruhi  oleh  kondisi  atmosfir  dan  jarak  kamera  inframerah terhadap objek, Hal ini berarti semakin jauh jarak benda uji terhadap kamera inframerah, maka perubahan suhu yang diterima oleh sensor panas dari kamera akan sering terjadi.

## Pengukuran dengan metode thermography
Nilai digital number dari piksel thermogram posisi thermocouple P1 dan P2, diperoleh menggunakan software Flir Tools , Setting interval waktu sequence image thermogram saat proses pengukuran adalah 0,133 detik, Plotting data dan  grafik  pengukuran  thermography  menggunakan  software  Flir  Tools  akan  menampilkan  nilai  suhu  permukaan beton pada tiap interval tersebut, Prosentase jumlah data suhu permukaan jika diklasifikasikan menurut interval waktu seperti di bawah ini.
Tabel 5. Prosentase Jumlah data suhu permukaan beton pada jarak objek 40 cm
No Interval waktu (sec) Fase Pengukuran Pemanasan Pendinginan Titik P1 Titik P2 Titik P1 Titik P2 1 0,133 76,80% 76,47% 76,21% 75,76% 2 0,266 18,46% 18,55% 18,58% 18,43% 3 0,399 3,89% 4,05% 4,14% 4,46% 4 0,532 0,68% 0,74% 0,84% 1,02% 5 0,665 0,14% 0,16% 0,16% 0,25%
Tabel 5 di atas memperlihatkan bahwa terjadi penurunan dominasi perubahan suhu permukaan beton dengan interval waktu 0,133 detik pada fase pendinginan. Hal ini juga menunjukkan bahwa  pada fase pemanasan pengaruh radiasi sinar halogen sangat dominan dalam mempengaruhi perubahan suhu permukaan beton.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 40 30 20 Jarak objek (cm)
Prosentase jumlah data suhu permukaan  beton pada interval waktu ukur 1 detik Tahap Pemanasan Tahap Pendinginan
Tabel 6. Prosentase Jumlah data suhu permukaan beton pada jarak objek 30 cm
No Interval waktu (sec) Fase Pengukuran Pemanasan Pendinginan Titik P1 Titik P2 Titik P1 Titik P2 1 0,133 73,08% 74,22% 72,29% 73,37% 2 0,266 22,35% 21,25% 22,34% 21,05% 3 0,399 3,75% 3,64% 4,25% 4,39% 4 0,532 0,63% 0,67% 0,82% 0,89% 5 0,665 0,16% 0,17% 0,24% 0,22%
Tabel 7. Prosentase Jumlah data suhu permukaan beton pada jarak objek 20 cm
No Interval waktu (sec) Fase Pengukuran Pemanasan Pendinginan Titik P1 Titik P2 Titik P1 Titik P2 1 0,133 75,57% 76,66% 74,48% 75,40% 2 0,266 20,58% 19,34% 20,47% 19,25% 3 0,399 3,16% 3,33% 4,06% 4,18% 4 0,532 0,55% 0,53% 0,76% 0,87% 5 0,665 0,11% 0,11% 0,17% 0,21%
Hampir  sama  dengan  tabel  sebelumnya,  dominasi  perubahan  suhu  permukaan  beton  dengan  interval  0,133  detik terlihat  pada  tabel  6  dan  7.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dengan  jarak  deteksi  sebesar  70  cm,  perubahan  suhu permukaan beton akan terjadi masih dapat terdeteksi. Indikasi ini dapat digunakan bagi para peneliti yang melakukan pengajuan  thermography  bahwa  perubahan  suhu  permukaan  beton  dapat  terjadi  pada  interval  waktu  0,133  detik. Penurunan dominasi tersebut terjadi pada fase pendinginan, hal ini disebabkan oleh berkurangnya pengaruh radiasi lampu halogen terhadap perubahan suhu permukaan beton.
Gambar 4. Diagram prosentase jumlah data suhu permukaan interval 1 detik hasil pengukuran dengan metode thermography
Diagram  pada  gambar  4  mununjukkan nilai  yang  relatif  sama  namun memiliki  kecenderungan  semakin  jauh  jarak benda uji terhadap sumber panas, maka dominasi perubahan suhu permukaan pada selang waktu terkecil sesuai dengan setting alat ukur semakin menurun. Hal ini disebabkan karena penurunan dominasi efek radiasi dari lampu halogen dalam mempengaruhi perubahan suhu permukaan, Semakin jauh jarak benda terhadap sumber panas, maka semakin banyak noise yang akan menyebabkan fluktuasi suhu permukaan beton, Noise tersebut dapat berasal dari berbagai sumber antara lain atmosfir (suhu ruangan) yang terletak diantara benda uji dengan sumber panas,  Ini menunjukkan adanya faktor lainnya di antara objek dengan sumber sinar yang mempengaruhi fluktuasi suhu permukaan beton.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 40 30 20 Jarak objek (cm)
Prosentase jumlah data suhu permukaan  beton pada interval waktu ukur 1 detik Tahap Pemanasan Tahap Pendinginan
Radiasi  panas  sinar  lampu  halogen  yang  cenderung  konstan  menyebabkan  perubahan  suhu  permukaan  beton  akan terjadi pada selang waktu yang cukup lama, Namun selang waktu yang terjadi masih tidak lebih dari 1 detik (hasil uji thermocouple) dan 0,133 detik (pada uji thermography) hal ini berarti untuk keperluan pengukuran suhu permukaan dengan metode thermography aktif di dalam ruangan diperlukan alat ukur dengan tingkat sensivitas ukur dalam satuan < 1 detik. Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian standar ASTM D 4788 – 03 tentang “ Standard Test Method for Detecting Delaminations in Bridge Decks Using Infrared Thermography ” yang mengharuskan resolusi minimum thermal kamera sebesar 0,2 o C.

## 4. KESIMPULAN
Dari uraian di atas, maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dominasi interval waktu terjadinya perubahan suhu permukaan beton akibat perubahan jarak benda terhadap sumber panas  masih terjadi pada satuan terkecil alat ukur yang digunakan yaitu 1 detik pada uji menggunakan thermocouple dan 0,133 detik pada uji thermography.

## DAFTAR PUSTAKA
Milovanović  ,  B.  dan  Pečur  I.  B.  (2016).  “Principle  component  thermography  for  defect  detection  in  reinforced concrete structures”. Conference Paper, Department of materials, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 1-10
Moria, H., Mohamad, T. I. dan Aldawi, F. (2016). “Radiation distribution uniformization by optimized halogen lamps arrangement for a solar simulator”. Journal of Scientific and Engineering Research . 3(6), 29-34
Jungwon, H., Quang, H. T., Jong-Han L., DongYeob H., Jin-Hee A., dan Solomon Y. (2016). “Experimental Study on  Detection  of  Deterioration  in  Concrete  Using  Infrared  Thermography  Technique”. Advances  in  Materials Science and Engineering . Volume 2016, Article ID 1053856, 12 pages,  1- 12
Waldemar, M. dan Daniel, K. (2015). “Modelling of atmospheric transmission coefficient in infrared for thermovision measurements”. Proceedings of the Sensor 2015 and IRS2 2015 AMA Conferences, Nurberg, Germany, 19 May – 21 May 2015, 903-907