Volume 2, Nomor 1, Juni 2021, hlm 10-24 INFOTECH: Jurnal Informatika & Teknologi p ISSN 2722-9378 | e ISSN 2722-9386
RANCANG  BANGUN  PERANGKAT  SISTEM  PANGGIL  PERAWAT  ( NURSE CALL )  BERBASIS  MIKROKONTROLER  ATMEGA8535 – DENGAN  FITUR KOMUNIKASI
NURSE  CALL  SYSTEM  DESIGN  AND  DEVELOPMENT  BASED  ON MICROCONTROLLER ATMEGA8535 – WITH COMMUNICATION FEATURE
Djoko Nursanto * , Pria Sukamto, Arif Eko Wicaksono
* Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cileungsi
* Jln. Anggrek No.25 Komplek Perum PTSC, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat-Indonesia 16820
Informasi Artikel Abstrak Article History: Submission: 1105/2021
Revised: 07/05/2021 Accepted: 15/06/2021
Kata Kunci :
Sistem panggil perawat; digital; mikrokontroler; atmega8535; fitur komunikasi.

## Keywords:
Nurse Call System; digital; microcontroller; Atmega8535; communication feature.
* Korespondensi:
Djoko Nursanto djokonursanto@sttmcileungsi.ac.id
Perangkat  sistem  pemanggil  perawat  atau  biasa  disebut nurse  call, wajib  dimiliki  oleh  sebuah  rumah  sakit.  Perangkat  ini  berada  di ruang  perawatan-inap  pasien.  Fungsi  perangkat  ini  adalah  untuk memanggil  perawat  yang  berada  di  pos  perawat  apabila  seorang pasien  membutuhkan  bantuan.  Tombol  panggil  ada  disamping tempat  tidur  pasien  dan  di  kamar  mandi.  Dalam  pedoman  teknis yang  diterbitkan  oleh  Departemen  Kesehatan  disebutkan  bahwa perangkat nurse call harus memiliki kemampuan komunikasi audio antara  perawat  dan  pasien  akan  tetapi  ternyata  tidak  semua perangkat nurse  call di  rumah  sakit  memiliki  memiliki  fitur  ini. Perangkat nurse  call dengan  fitur  komunikasi  biasanya  harganya jauh lebih mahal. Tujuan penelitian yaitu membuat rancang bangun Perangkat Sistem Pemanggil Perawat menggunakan Mikrokontroler ATmega8535  sebagai  pengendali  utama.  Rancangan  yang  dibuat diharapkan  bisa  memberikan  alternatif  penyediaan  sistem pemanggil  perawat/ nurse  call yang  lebih  ekonomis  tetapi  tetap efektif,  efisien,  dan  mudah  dalam  perawatan.  Penggunaan mikrokontroler  dan  komponen  elektronika  digital  tanpa  memakai komputer sebagai pengendali, membuat harga jauh lebih murah dan konsumsi  daya  listrik  sangat  kecil.  Fitur  komunikasi  yang  dimiliki oleh  perangkat nurse  call juga  akan  meningkatkan  waktu  tanggap dan  menghemat  tenaga  kesehatan  yang  sedang  bertugas  di  ruang rawat inap .

## Abstract
The nurse call system  device or  commonly called nurse call, must  be owned by a hospital. This device is located in the patient's care room. The function of this device is to call the nurse who is at the nurse's post when a patient needs help. The call button is next to the patient's bed and  in  the  bathroom.  In  the  technical  guidelines  published  by  the Ministry of Health it is stated that nurse call devices must have audio communication capabilities between nurses and patients but it turns out that not all nurse call devices in hospitals have this feature. Nurse call  devices  with  communication  features  are  usually  much  more expensive. The purpose of the research is to design and build a Nurse Call  System  Device  using  ATmega8535  Microcontroller  as  the  main controller.  The  design  is  expected  to  provide  an  alternative  to providing a nurse/nurse call system that is more economical but still

## 1. PENDAHULUAN.
Keberadaan  perangkat  SPP  di  rumah  sakit  diatur  dengan  regulasi  pemerintah  berupa Undang-Undang, Keputusan Menteri, dan petunjuk pelaksanaan teknis lainnya. Undang Undang No  44  tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit  [2].  Pedoman  Teknis  Fasilitas  Rumah  Sakit,  yang diterbitkan  oleh  Pusat  Sarana  Prasarana  dan  Peralatan  Kesehatan,  Sekretariat  Jenderal Kementerian Kesehatan RI tahun 2010.
Perangkat SPP digunakan pasien untuk memanggil perawat di pos perawat ( nurse station) . Selain itu perangkat ini juga bisa digunakan sebagai sarana komunikasi dua arah antara perawat dan  pasien  [1].    Dalam  perancangan  perangkat  sistem  panggil  perawat  ( Nurse  Call) mengacu pada  kete.  ntuan  Pedoman  Teknis  Fasilitas  Rumah  Sakit  Kelas  B,  yang  diterbitkan  oleh  Pusat Sarana  Prasarana  dan  Peralatan  Kesehatan,  Sekretariat  Jenderal  Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia, tahun 2010.
Tabel 1. Hasil survei perangkat SPP di beberapa rumah sakit.
No. Nama Rumah Sakit SPP Fitur Komunikasi 1. Rumah Sakit Meilia Cibubur √ X 2. Rumah Sakit Mary Cileungsi √ X 3. Rumah Sakit MH Thamrin Cileungsi √ X 4. Rumah  Sakit  Ibu  dan  Anak  Kenari Cileungsi √ X 5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi √ √ 6. Rumah Sakit Hermina Cileungsi √ √ 7. Rumah Sakit Permata Bekasi √ √
Keterangan:  √ = Ada    X = Tidak Ada
Berdasarkan  pengamatan  penulis,  saat  ini  belum  semua  rumah  sakit  memiliki  sistem pemanggil  perawat  (SPP)  yang  memenuhi  standar  regulasi  yang  berlaku.  Bagi  rumah  sakit, untuk  mengganti  perangkat  SPP  yang  lama  dengan  SPP  dengan  teknologi  terbaru  dibutuhkan investasi yang cukup mahal. Perlu ada sebuah rancang bangun perangkat SPP yang memenuhi ketentuan  teknis  tetapi  dengan  biaya  yang  minimum.  Perangkat  SPP  disusun  menggunakan gabungan  rangkaian  analog  dan  digital,  serta  menggunakan  mikrokontroler  ATmega8535 sebagai pengendali utama.
Berdasarkan  pengamatan  penulis  ketika  mengunjungi  beberapa  rumah  sakit  diketahui bahwa  sebagian  besar  belum  memiliki  perangkat  SPP  yang  memiliki  fitur  komunikasi  audio antara pasien dan perawat yang berada di pos perawat. Paling tidak 4 dari 7 rumah sakit yang diamati perangkat SPP yang dimiliki tidak memiliki fitur komunikasi audio ini.
effective,  efficient,  and  easy  to  care  for.  The  use  of  microcontrollers and  digital  electronic  components  without  using  a  computer  as  a controller,  makes  the  price  much  cheaper  and  the  electrical  power consumption is very small. The communication feature owned by the nurse  call  device  will  also  increase  response  time  and  save  health workers who are on duty in the hospital room .
12 Djoko Nursanto, Pria Sukamto, Arif Eko Wicaksono
RANCANG BANGUN PERANGKAT SISTEM PANGGIL PERAWAT ( NURSE CALL ) BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA8535 – DENGAN FITUR KOMUNIKASI
Tabel 1 adalah data survei yang diambil pada tahun 2015 terhadap sejumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Bogor dan Bekasi. Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa empat dari tujuh rumah sakit yang di survei belum memiliki fitur komunikasi pada perangkat SPP yang mereka miliki. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa sebagian besar rumah sakit belum memiliki fitur SPP yang bisa melakukan komunikasi dua arah antara pasien dengan pos perawat.
Penelitian  ini  bertujuan  membuat  rancang  bangun  perangkat  SPP  berdasarkan  pada Pedoman  Teknis  Fasilitas  Rumah  Sakit,  yang  diterbitkan  oleh  Pusat  Sarana  Prasarana  dan Peralatan Kesehatan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI tahun 2010, bagian V, poin 5.2.2.2.  Lokasi  penelitian  di  lakukan  di  Rumah  Sakit  Meilia,  yang  beralamat  di  Jalan  Alternatif Cibubur  KM.1,  Kelurahan  Harjamukti  Kecamatan  Cimanggis  Kota  Depok  Provinsi  Jawa  Barat. Sebagai  acuan  utama  dalam  pembuatan  desain  adalah  perangkat  SPP  MedFriend  yang digunakan  di  RS  Meilia.  Perangkat  SPP  yang  akan  dibuat  menggunakan  gabungan  komponen elektronika  digital,  analog,  dan  menggunakan  pengendali  utama  mikrokontroler  dari  keluarga AVR yaitu ATmega8535 [3]. Mikrokontroler dipilih sebagai pengendali utama karena jauh lebih efisien dibanding menggunakan personal computer (PC).
Tujuan  penelitian  untuk  membuat  perangkat  sistem  pemanggil  perawat  (SPP /Nurse  Call) yang  memenuhi  ketentuan  teknis  Pedoman  Teknis  Fasilitas  Rumah  Sakit,  yang  diterbitkan sesuai dengan peraturan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI tahun 2010, bagian V, poin  5.2.2.2.  Perangkat  SPP  dibuat  dengan  prinsip  efektif,  efisien,  mudah  (dalam  instalasi, pengoperasian,  maupun  perawatan),  namun  berbiaya  rendah.  Adapun  manfaat  yang  bisa diambil dari penelitian yaitu memberikan sumbangsih ide dalam membuat rancangan perangkat SPP  dengan  teknologi  digital  yang  menurut  penulis  saat  ini  masih  sangat  sedikit  dibahas. Harapannya ide ini bisa terus dikembangkan dengan teknologi dan memiliki kemampuan yang lebih baik lagi.

## 2. METODE
Rancang  bangun  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  mempunyai  arti  desain bangunan.  Sesungguhnya  kata  rancang  bangun  adalah  juga  merupakan  bentukan  kata  yang berasal  dari  kata  ‘merancang’  dan  ‘membangun’ [4].  Sehingga  rancang  bangun  bisa  diartikan dengan  ‘merencanakan,  menyus un,  atau  mendirikan  sesuatu,  tergantung  apa  obyek  yang mengikuti kata selanjutnya. Rancang bangun sangat terkait dengan istilah desain.
2.1 Desain Menurut Alan Dix et all [2]: desain adalah “ achieving goals within constraints ” -pencapaian suatu  tujuan  dengan  batasan  batasan  tertentu.  Lebih  lanjut  dikatakan  “ This  does  not  capture everything  about  design,  but  helps  to  focus  us  on  certain  things ” -  ini  tidak  menangkap  segala sesuatu tentang desain, tetapi membantu memfokuskan kita pada hal-hal tertentu. yaitu:
a. Goal/ tujuan difokuskan pada: Apa tujuan dari desain dibuat, siapa yang membutuhkan.
b. Constraint/ batasan difokuskan pada: Bahan apa yang digunakan, standar apa yang adopsi, berapa  biaya  yang  dibutuhkan,  berapa  lama  waktu  yang  diperlukan,  faktor  apa  saja  yang mempengaruhi dan perlu dipertimbangkan.
Oleh  karena  itu  dalam  membuat  desain  ada  satu  hal  penting  yang  disebut trade  off, yang dimaksud adalah memilih tujuan atau batasan mana yang bisa dibuat lebih santai asalkan tujuan utama bisa dipenuhi.  Alan dix menggambarkan rangkaian proses dalam membuat desain seperti diagram berikut:
Gambar  1. Diagram air terjun dalam proses pembuatan desain[2]

## 2.2 Perangkat sistem pemanggil perawat (SPP)
Perangkat SPP adalah  perangkat sarana komunikasi dua  arah  antara perawat dan pasien. Sebagaimana dijelaskan pada Pedoman Teknis Fasilitas Rumah Sakit kelas B, tahun 2010, pada bagian V poin 5.2.2.1, dikatakan bahwa:
a) Peralatan  sistem  pemanggil  perawat  dimaksudkan  untuk  memberikan  pelayanan  kepada pasien yang memerlukan bantuan perawat, baik dalam kondisi rutin atau darurat.
b) Sistem  pemanggil  perawat  bertujuan  menjadi  alat  komunikasi  antara  perawat  dan  pasien dalam  bentuk  visual  dan audible (suara),  dan  memberikan  sinyal  pada  keadaan  darurat pasien.
• Perangkat pemanggil biasa diletakkan di samping atau di dekat tempat tidur, panggilan d ari tempat ini disebut dengan istilah ‘Panggilan Rutin’ dan perangkat pemanggil yang diletakkan di kamar mandi pasien, panggila n dari tempat ini disebut ‘Panggilan Darurat’.
• Antara panggilan rutin dan darurat dibedakan dari segi tanda visual, suara, dan prosedur perlakuannya, hal ini akan dijelaskan kemudian.
Tabel 2 ketentuan teknis dalam Pedoman Teknis Fasilitas Rumah Sakit kelas B, tahun 2010, pada bagian V poin 5.2.2.1:
Tabel 2. Ketentuan teknis NO. SUB SISTEM KETENTUAN TEKNIS 1. Tombol panggil pos rutin • Terletak di dekat tempat tidur pasien • Diaktifkan dengan switch chord.
• Dilengkapi tombol reset • Dilengkapi  modul  komunikasi  audio  (mikrofon  dan speaker ) 2. Tombol panggil pos darurat
• Terletak di toilet. • Diaktifkan dengan tombol tarik
• Dilengkapi tombol reset 3. Lampu dome • Terdiri  dari  lampu  dengan  warna  berbeda  untuk menampilkan tanda panggilan rutin, darurat dan nurse presence. 4. Modul Room controller • Menghubungkan  modul  rutin,  darurat, nurse  presence dan lampu dome.
• Ada modul saklar komunikasi.
14 Djoko Nursanto, Pria Sukamto, Arif Eko Wicaksono
RANCANG BANGUN PERANGKAT SISTEM PANGGIL PERAWAT ( NURSE CALL ) BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA8535 – DENGAN FITUR KOMUNIKASI
• Dikendalikan oleh panel kontrol, 5. Panel Kontrol • Mengendalikan seluruh room controller. • Menampilkan status ruangan.panggilan pada penampil. • Memiliki saklar pemilih untuk komunikasi. • Memiliki  alarm  audio  dengan  nada  berbeda  untuk panggilan rutin dan darurat, • Menggunakan  mikrokontroler  Atmega8535  sebagai pengendali utama. 6. Sistem komunikasi audio • Penguat mikropon dan penguat daya terletak pada pos rutin dan panel kontrol. • Hanya bisa diaktifkan melalui panel kontrol.
• Bisa melakukan komunikasi tunggal dan massal. 7. Tombol Nurse Presence • Merupakan fitur tambahan yang tidak ada dalam PT Depkes. • Untuk menunjukkan bahwa perawat telah mendatangi ruangan.
• Modul nurse presence akan reset otomatis apabila seluruh panggilan sudah di reset.

## 2.3 Penelitian perangkat SPP di RS Meilia
Penelitian dilakukan dengan survei secara langsung terhadap perangkat SPP yang ada di RS Meilia untuk mengamati proses dan kemampuan perangkat sebagai bahan referensi. Selain itu juga  dilakukan  studi  literatur  terhadap  perangkat  SPP  merk  GIRA  yang  merupakan  produk Jerman. Hal yang dipelajari dari SPP GIRA adalah fitur dan kemampuan yang dimiliki.
Dari SPP RS Meilia diperoleh gambaran proses apabila perangkat SPP tidak memiliki fitur komunikasi audio antara pasien dan perawat. Dapat dilihat pada diagram alir pada gambar 2.

## Gambar  2. Diagram alir proses penggunaan perangkat SPP di RS Meilia.
2.4 Mempelajari SPP GIRA sebagai pembanding
Dari  sisi  fitur/kemampuan  SPP  Medfield  dan  GIRA  [6]  memiliki  beberapa  perbedaan  dan persamaan. Apabila dibandingkan dengan kebutuhan yang dipersyaratkan dalam regulasi dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Tabel perbandingan antar perangkat SPP NO. FITUR/KEMAMPUAN PT DEPKES  MEDFRIEND GIRA
1. Tombol  panggil  tempat  tidur  (pos rutin) √ √ √ 2. Tombol tarik di toilet (pos darurat) √ √ √ 3. Tombol reset di pos rutin √ √ √ 4. Tombol reset di pos darurat √ - √ 5. Lampu dome dengan warna berbeda √ √ √ 6. Alarm panggilan rutin berbeda darurat √ √ √ 7. Sistem komunikasi audio √ - √ 8. Tombol Nurse Presence - √ √ 9. Tombol darurat dokter ( code blue ) - - √ 10.  Terhubung dengan jaringan LAN - √ √ 11.  Menggunakan PC sebagai panel control utama - √ √

## 2.5 Pembuatan desain purwarupa ( Prototype )
Purwarupa adalah terjemahan Bahasa Indonesia dari kata Prototype dalam Bahasa Inggris. KBBI  mengartikan  ‘purwarupa’  dengan  rupa  yang  pertama  atau  awal. Sedangkan ‘ prototype ’ menurut Cambridge  Dictionary mempunyai  arti: the  first example of  something,  such  as a machine or other industrial product, from which all later forms are developed : atau contoh yang pertama  dari  sesuatu,  misalnya  mesin  atau  produk  industri  yang  semua  bentuknya  akan dikembangkan kemudian [7].
(a) (b) Gambar  3. Skema rangkaian modul rutin/bedside (a) penguat audio (b)

## 2.6 Modul yang akan dibuat
Dalam  desain  perangkat  SPP  kan  dibuat  purwarupa  dengan  skenario  perangkat  akan digunakan  untuk  ruang  rawat  inap  sebanyak  5  ruangan  dan  setiap  ruangan  terdiri  dari  satu tempat  tidur  dan  satu  kamar  mandi.  Oleh  karena  itu  sejumlah  modul-modul  sub  sistem  yang akan dibuat.
A. Modul rutin/ bed 5 set B. Modul darurat/toilet 5 set C. Modul nurse presence 5 set D. Modul room controller 5 set
16 Djoko Nursanto, Pria Sukamto, Arif Eko Wicaksono
RANCANG BANGUN PERANGKAT SISTEM PANGGIL PERAWAT ( NURSE CALL ) BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA8535 – DENGAN FITUR KOMUNIKASI
E. Lampu dome 5 set F. Panel kontrol-penampil 5 set G. Panel kontrol utama 1 set H. Penguat audio 6 set 2.7 Kebutuhan dalam perancangan
A. Perangkat lunak yang diperlukan:
• Proteus®,  perangkat  lunak  ini  digunakan  untuk  merancang  skema  rangkaian  dan PCB  ( Printed  Circuit  Board ),  program  aplikasi  ini  mempunyai  kemampuan melakukan simulasi secara virtual untuk mencoba apakah rangkaian bekerja dengan baik atau tidak.
• AVR  Studio,  perangkat  lunak  ini  digunakan  untuk  membuat  program mikrokontroler,  penulis  menggunakan  bahasa  C  atau Assembly. AVR  Studio  juga berfungsi sebagai Compiler untuk mengubah bahasa program menjadi bahasa mesin.
[8]
• Extreme  Burner – AVR  dan  Khazama  AVR  Burner,  perangkat  lunak  Untuk memindahkan program ke keping mikrokontroler ( ISP Downloader) .
• Corel Draw, program aplikasi ini digunakan untuk membuat desain kemasan.
Gambar  4.  Modul toilet
B. Perangkat keras yang diperlukan:
• Komputer/Laptop, digunakan untuk membuat skema rancangan, PCB, dan membuat program untuk mikrokontroler.
• Sistem  minimum  mikrokontroler,  digunakan  untuk download program  kedalam mikrokontroler dan melakukan uji coba input-output.
• USB ISP/ASP Downloader , sebagai antar muka penghubung antara komputer dengan mikrokontroler ketika melakukan download program.
• Papan percobaan, digunakan untuk uji coba rangkaian untuk memastikan rancangan bekerja dengan baik sebelum dibuatkan PCB.
• Printer laser jet atau mesin fotokopi dengan tinta tipe bubuk.
• Komponen-komponen  elektronika  digital,  analog,  mikrokontroler  ATmega8535, Attiny13 dan lain-lain.
• PCB polos dan FeCl3, digunakan untuk membuat PCB.
• Dan lain-lain
2.8 Skema rancangan modul.
Rancangan  modul  menggunakan  komponen  digital  dan  analog  dengan  memilih  tipe komponen yang mudah diperoleh di pasaran, sehingga akan memudahkan apabila kelak terjadi kerusakan pada komponen.
Gambar  5.  Modul nurse presence.
Gambar  6.  Modul room controller
18 Djoko Nursanto, Pria Sukamto, Arif Eko Wicaksono
RANCANG BANGUN PERANGKAT SISTEM PANGGIL PERAWAT ( NURSE CALL ) BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA8535 – DENGAN FITUR KOMUNIKASI
Gambar  7.  Modul penampil/display
Gambar  8. Modul panel kontrol utama
2.9 Rancangan BUS .
Jalur bus menghubungkan  panel  kontrol  dengan  seluruh room  controller terdiri  dari  jalur alamat  yang  terhubung  dengan port -b  ATmega8535,  sedangkan  jalur  masukan  terhubung
dengan port -c  ATmega8535,  digunakan  untuk  saklar  pemilih  dalam  komunikasi  audio.  Semua jalur bus mengontrol rangkaian secara paralel.
Gambar  9. Rancangan jalur bus
MULAI MULAI BACA TOMBOL SCAN ADDR. 1-5 INISIALISASI INISIALISASI PROGRAM UTAMA PROGRAM UTAMA DI TEKAN? SUB RUTIN MENU TOMBOL SUB RUTIN MENU TOMBOL TOMBOL 1-6 DITEKAN MENGHUBUNGKAN SISTEM KOMUNIKASI RUANG 1-6 SELESAI
20 Djoko Nursanto, Pria Sukamto, Arif Eko Wicaksono
RANCANG BANGUN PERANGKAT SISTEM PANGGIL PERAWAT ( NURSE CALL ) BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA8535 – DENGAN FITUR KOMUNIKASI
Dengan 3bit jalur bu s alamat dan 3bit data bisa dikembangkan untuk mengontrol maksimal 7 titik room controller (ruangan) dan 7 data kondisi untuk setiap ruangan.

## 2.10 Pemrograman mikrokontroler.
Untuk  pemrograman  mikrokontroler,  digunakan  aplikasi  AVR  Studio  dari  Atmell  sebuah program aplikasi yang dikembangkan sebagai Integrated Development Environment (IDE) yang di  desain  untuk  mikrokontroler  Atmel  AVR.  Bahasa  pemrograman  menggunakan Assembly. Struktur program dapat dibaca dengan algoritma pada gambar 10.
KETERANGAN: Inisialisasi:
• mendefinisikan mikrokontroler yang digunakan
• mulai dari lokasi memori $0000
Program utama: Sub rutin baca ruang:
• out address room controller #1
• out address room controller #2
• out address room controller #3
• out address room controller #4
• out address room controller #5
Sub rutin baca tombol komunikasi:
• Tombol-1 ditekan rcall room#1
• Tombol-2 ditekan rcall room#2
• Tombol-3 ditekan rcall room#3
• Tombol-4 ditekan rcall room#4
• Tombol-5 ditekan rcall room#5
Kembali ke Program utama
Room#1: sambungkan ke ruang-1 selama tombol-1 ditekan; return Room#2: s sambungkan ke ruang-2 selama tombol-2 ditekan; return Room#3: sambungkan ke ruang-3 selama tombol-3 ditekan; return Room#4: sambungkan ke ruang-4 selama tombol-4 ditekan; return Room#5: sambungkan ke ruang-5 selama tombol-5 ditekan; return .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah  selesai  dibuat  purwarupa,  dilakukan  simulasi  proses  panggilan  perangkat  SPP dengan  fitur  komunikasi  audio.  Simulasi  dilakukan  karena  perangkat  tidak  benar-benar dipasang di ruang rawat inap, karena masih berupa purwarupa.
Pengujian  dilakukan  dengan  asumsi  jarak  terdekat  antara  pos  perawat  dengan  pasien adalah  2o  meter.  Kemudian  dilakukan  perhitungan  waktu  pelayanan  antara  perangkat  SPP
dengan  fitur  komunikasi dan  tanpa  fitur  komunikasi.  Selain  itu  dihitung  juga  pemakaian  daya listrik diantara kedua perangkat dengan jumlah titik panggil yang sama.

## 3.1 Pengurangan proses kerja
Secara proses terjadi pemangkasan proses kerja seperti pada diagram alir pada gambar 11, perawat  tidak  perlu  dua  kali  mendatangi  pasien  sebagaimana  ketika  menggunakan  perangkat SPP tanpa fitur komunikasi.
Mulai Pasien memanggil perawat dengan menekan tombol SPP Perawat menanyakan keperluannya melalui perangkat SPP Perawat mendatangi dan membawa keperluan pasien
Mulai
Gambar  11.  Proses pelayanan dengan menggunakan perangkat SPP dengan fitur komunikasi

## 3.2 Penghematan waktu
Tabel 4 adalah perhitungan simulasi apabila menggunakan perangkat SPP Med-Friend yang digunakan di RS Meilia, perangkat ini tidak mempunyai fitur alat komunikasi audio.
Tabel 4. Perhitungan menggunakan perangkat SPP Med-Friend No Proses Waktu 20 Meter 30 Meter 40 Meter 1 Panggilan 3 detik 3 detik 3 detik 2 Berjalan mendatangi pasien 25 detik 37.5 detik 50 detik 3 Berbicara dengan pasien 15 detik 15 detik 15 detik 4 Berjalan menuju pos perawat 25 detik 37.5 detik 50 detik 5 Mengambil kebutuhan pasien 20 detik 20 detik 20 detik 6 Berjalan menuju pasien 25 detik 37.5 detik 50 detik 7 Memasang cairan infus 10 detik 10 detik 10 detik 8 Kembali ke pos perawat 25 detik 37.5 detik 50 detik Jumlah 148 detik  198 detik 248 detik
Tabel 5 adalah perhitungan simulasi apabila menggunakan perangkat SPP purwarupa yang dibuat,  perangkat  ini  tidak  mempunyai  fitur  alat  komunikasi  audio.  Perhitungan  dilakukan dengan menggunakan faktor variabel yang sama.
Tabel 5. Perhitungan simulasi menggunakan perangkat SPP purwarupa No Proses Waktu 1  Panggilan 3 detik 3 detik 3 detik 2  Berbicara dengan pasien 15 detik 15 detik 15 detik 3  Mengambil kebutuhan pasien 20 detik 20 detik 20 detik
22 Djoko Nursanto, Pria Sukamto, Arif Eko Wicaksono
RANCANG BANGUN PERANGKAT SISTEM PANGGIL PERAWAT ( NURSE CALL ) BERBASIS
MIKROKONTROLER ATMEGA8535 – DENGAN FITUR KOMUNIKASI 4  Mendatangi pasien 25 detik 37.5 detik 50 detik 5  Memasang cairan infus 10 detik 10 detik 10 detik 6  Kembali ke pos perawat 25 detik 37.5 detik 50 detik Jumlah 98 detik 123 detik 148 detik Tabel 6. Resume penghematan waktu pelayanan. 1 Waktu 50 detik  75 detik  100 detik 2 Presentase 34% 38% 40%
Pada grafik gambar 12 terlihat bahwa pada jarak 20  Meter terjadi penghematan 50 detik dan  pada  jarak  40  Meter  terjadi  penghematan  waktu  sebanyak  100  detik.  Dapat  disimpulkan semakin jauh jarak akan terjadi penghematan waktu yang lebih besar.
Gambar 12. Jarak antara pos perawat dan kamar pasien (meter).
3.3 Penghematan daya listrik.
Tabel 7. Perhitungan pemakaian daya listrik perangkat SPP MED-FRIEND. No  Proses Arus Pemakaian Daya kWH/Bulan 1 CPU/Personal Computer 2.75 Ampere 605 Watt 435.6 kWH 2 Monitor 0.8 Ampere 176 Watt 126.72 kWH 3 Modul di ruangan (5 kamar) 1.5 Ampere 330 Watt 237.6 kWH Jumlah 5.05 Ampere 1111 Watt  799.92 kWH Tarik Listrik Industri 1.200 Rupiah Biaya listrik Perbulan 959.904 Rupiah Catatan: - Daya = Arus x Tegangan (220 V), kWH = Daya x Arus x 24 Jam x 30 hari Tabel 8. Perhitungan pemakaian daya listrik perangkat SPP PURWARUPA. No Proses Arus Pemakaian Daya kWH/Bulan 1 CPU/Personal Computer 0.6 Ampere 7.2 Watt 5.184 kWH 2 Monitor 0.15 Ampere 1.8 Watt 1.296 kWH
3 Modul di ruangan (5 kamar) 0.5 Ampere 6 Watt 4.32 kWH Jumlah 1.25 Ampere 15 Watt 10.8 kWH Tarik Listrik Industri 1.200 Rupiah Biaya listrik Perbulan 12.960 Rupiah Catatan: - Daya = Arus x Tegangan (220 V), kWH = Daya x Arus x 24 Jam x 30 hari Tabel 9. Penghematan Listrik 1 Pemakaian daya 789.12 kWH 2 Biaya listrik 946.944 rupiah 3 Presentase 99%

## 3.4 Perbandingan dengan SPP acuan.
Setelah melakukan beberapa pengamatan, penilaian dan pengujian, secara umum dapat diperoleh  perbandingan  bahwa  SPP  purwarupa  mempunyai  beberapa  kelebihan  sebagai berikut:
• Penggunaan komponen elektronik lebih sedikit.
• Tidak  menggunakan  PC,  sehingga  menghemat  pemakaian  daya  listrik  dan  biaya perawatan PC.
• Pengaturan alamat modul panggilan bisa dilakukan secara manual dengan mengatur DIP switch jadi tidak memerlukan komputer untuk merubah alamat.
• Secara harga sangat jauh di bawah harga kedua SPP acuan.
• Dalam proses komunikasi antara pasien dan perawat lebih efisien, karena perawat bisa terlebih dahulu berbicara dengan pasien terkait keperluannya.
Kekurangan:
• Tidak menggunakan PC jadi sulit melakukan manipulasi data.
• Tidak bisa terhubung dengan jaringan baik LAN maupun internet.

## 4 SIMPULAN
Perangkat  SPP  yang  dibuat  telah  memenuhi  ketentuan  teknis  Departemen  Kesehatan,  di antaranya  adalah  memiliki  fitur/kemampuan,  mempunyai  modul  pos  rutin  untuk  memanggil dari  tempat  tidur  pasien  mempunyai  modul  pos  darurat  untuk  memanggil  dari  toilet. mempunyai lampu dome di depan ruang rawat inap, sebagai penanda panggilan dari ruangan. Panggilan rutin dan darurat dibedakan dari warna lampu penanda dan suara alarm, mempunyai panel kontrol di pos perawat yang dapat menampilkan nomor/nama ruangan yang melakukan panggilan,  mempunyai  fitur  komunikasi  dua  arah  antara  pasien  dan  perawat.  Perangkat  juga bisa merespon minimal empat panggilan sekaligus dalam waktu yang bersamaan, bahkan bisa merespon  panggilan  dari  seluruh  unit  dalam  satu  jaringan  sekaligus  dalam  waktu  yang bersamaan.  Perangkat  SPP  telah  memenuhi  kaidah  yang  ditetapkan  pada  saat  membuat rancangan yaitu 4E ( effective, efficient, economist, easy ), Effective /efektif, karena perangkat SPP bisa  beroperasi  sesuai  fungsinya  dan  memenuhi  ketentuan  regulasi  yang  berlaku. Efficient /efisien,  karena  perangkat  SPP  menggunakan  sumber  daya  listrik  yang  lebih  irit, diantaranya karena tidak menggunakan komputer sebagai panel kontrol. Dan menghemat waktu pelayanan karena adanya fitur komunikasi. Economist /ekonomis, karena perangkat SPP dibuat dengan menggunakan seminimal mungkin komponen dan menggunakan komponen yang mudah didapatkan  dan  murah  di  pasaran. Easy /mudah,  perangkat  SPP  dirancang  sedemikian  rupa,
24 Djoko Nursanto, Pria Sukamto, Arif Eko Wicaksono
RANCANG BANGUN PERANGKAT SISTEM PANGGIL PERAWAT ( NURSE CALL ) BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA8535 – DENGAN FITUR KOMUNIKASI
sehingga  setiap  unit/modul  bisa  dilakukan  uji  fungsi  secara  mandiri  tanpa  harus  terhubung dengan jaringan sistem, untuk modul yang mempunyai alamat ( address ) penyetelannya mudah tanpa  harus  memprogram  dengan  menggunakan  komputer  tetapi  cukup  mengatur  posisi DIP switch .  Yang  perlu  dipertimbangkan  terkait  pengembangan  sistem.  Penambahan  fasilitas perekaman  data history kejadian  dalam  periode  tertentu,  sehingga  apabila  ditemukan  suatu masalah bisa dilacak dari data history. Penambahan antar muka yang memungkinkan perangkat bisa  dihubungkan  dengan  jaringan  internet  sehingga  bisa  di  pantau  atau  dikendalikan  dari tempat lain dengan mudah melalui jaringan internet. Rancangan ini pastilah bukan yang terbaik, tetapi harapan penulis, dengan rancangan bisa memantik ide untuk menciptakan dan membuat perangkat SPP yang lebih baik lagi. Penulis senantiasa terbuka untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun agar bisa menjadi acuan untuk membuat tulisan dimasa mendatang. Sebagai manusia tentunya penulis tidak akan terlepas dari kesalahan, dan kesempurnaan hanya milik Allah semata.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),”  2019.  [Online].  Available:  https://kbbi.web.id/ rancang-2.  [Diakses  Desember 2020].
[2]   J.  F.  G.  D.  A.  R.  B.  Alan  Dix,  Human-Cmputer  Interaction,  Third  Edition,  Harlow,  England: Pearson Education Limited, 2004.
[3]   Cambridge University, “Cambridge Dictionary,” 2019. [Online].
[4] Departemen Kesehatan, “Pedoman Teknis Fasilitas Rumah Sakit kelas B,” Jakarta, 2010.
[5] R. Cahyaningtyas, “Modul Teori Bahasa dan Automata,” Jakarta, 2012.
[6] GIRA, “Nurse Call System Plus Overview,” Dahlienstrabe, 2012.
[7] P. B. M. M. W. Roby, “Bel pemanggil perawat rumah sakit berbasis wireless menggunakan android,” JUTEI Volume 1 No.1 ISSN 2579-3675, e-ISSN 2579-5538D01
10.21460/jutei.2017.11.11, 2017.
[8] T. Alfianur, “Digital Reposi tory @ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,” 2014. [Online]. Available: http://thesis.umy.ac.id/index.php?opo=bibliography&id=51329.
[9]   Microsoft.USA 2007.
[10] B. Padmanaban, “Unified Modeling Language (UML) Overview,” 2012.
[11] Y. Suyanto, “Perancangan Sistem Digital,” 2009.
[12] A. H. Asri, “Pengenalan Elektronika dan Komponen Elektronika,” Bandung, 2014.
[13] T.  Elektronika,  “Teknik Elektronika,”  2020.  [Online].  Available:  Pengertian Transistor  dan Jenis-jenis Transistor.
[14]  Syahrul, Mikrokontroler AVR Atmega8535, Bandung: Informatika, 2012.
[15]  Republik Indonesia,  Undang-undang No. 44 Tahun 2009,  Pemerintah Republik Indonesia, 2009.
[16] Atmel, “ATmega 8535,” Atmel Corporation, San Jose, USA, 2017.