## Penerapan Nodemcu dan Sensor Suhu Mlx90614 untuk Hand Sanitizer Otomatis Berbasis IoT
Aditya Ismamudi 1* , Wahyu Pramusinto 2
1,2 Fakultas Teknologi Informasi, Teknik Informatika, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia Email: 1* aismamudi@gmail.com, 2 wahyu.pramusinto@budiluhur.ac.id (* : corresponding author)

## Abstrak
Pada  saat  ini  kasus  pandemi COVID  19 di  Indonesia  terus  bertambah.  Dengan  menjalankan  protokol kesehatan  3M  yakni  menjaga  jarak,  memakai  masker  dan  mencuci  tangan  atau  menggunakan hand sanitizer .  Karena  sudah  terlalu  lama  berjalan,  masyarakat  mulai  lalai  dalam  melakukan  protokol kesehatan 3M. Untuk menjaga mutu dari kualitas produk, maka dari itu PT Berkat Andalan Solusi Teknik harus  menjaga  kesehatan  dari  setiap  pegawainya.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  caranya  dengan  membuat alat hand  sanitizer otomatis  beserta  sensor  suhu  yang  dijadikan  sebagai  alat  ukur  suhu  tubuh.  Disertai dengan  web  yang  berfungsi  sebagai monitoring dengan  menggunakan  web  terhadap  suhu  tubuh  yang telah  dilakukan  oleh  karyawan.  Terciptanya  alat  ini  bertujuan  salah  satunya  untuk  memutus  rantai pandemi ini yang sudah berjalan lama pada lingkungan kerja. Adapun komponen yang digunakan adalah Arduino  NodeMCU  ESP  8266,  sensor  ultrasonik  (HC-SR04),  sensor  suhu  (MLX90614),  motor servo (MG996R), b uzzer , led , lcd 16x2, Kabel Jumper dan juga adaptor power . Dalam pengoperasiannya, alat hand sanitizer otomatis ini membutuhkan adaptor power dan satu jaringan internet yang saling terhubung. Penelitian ini menghasilkan hasil alat hand sanitizer otomatis dan bisa digunakan untuk monitoring suhu pegawai di PT Berkat Andalan Solusi Teknik. Berdasarkan hasil percobaan terdapat selisih perbandingan nilai sensor sebesar 0,3°C terhadap thermogun ( surface ) dan 2,9°C terhadap thermogun ( Body ).
Kata Kunci: NodeMCU, hand sanitizer, sensor ultrasonik, sensor suhu, monitoring web

## Abstract
Currently,  the  number  of  cases  of  the  COVID-19  pandemic  in  Indonesia  continues  to  increase.  By implementing the 3M health protocol, namely maintaining distance, wearing masks and washing hands or using  hand  sanitizers.  Because  it  has  been  running  for  too  long,  people  are  starting  to  neglect  to implement  the  3M  health  protocol.  To  maintain  product  quality,  therefore  PT  Berkat  Andalan  Solusi Teknik must maintain the health of each of its employees. Therefore, one way is to make a hand sanitizer device  along  with  a  temperature  sensor  that  is  used  as  a  body  temperature  measurement  tool. Accompanied  by  a  web  that  functions  as  monitoring  using  the  web  on  body  temperature  that  has  been carried out by employees. One of the aims of this tool is to break the chain of this pandemic that has been running  for  a  long  time  in  the  work  environment.  The  components  used  are  Arduino  NodeMCU  ESP 8266,  ultrasonic  sensor  (HC-SR04),  temperature  sensor  (MLX90614),  servo  motor  (MG996R),  buzzer, led,  16x2  lcd,  jumper  cable  and  also  a  power  adapter.  In  operation,  this  automatic  hand  sanitizer requires a power adapter and an internet network that is connected to each other. This study resulted in the results of an automatic hand sanitizer tool and can be used to monitor the temperature of employees at PT Berkat Andalan Solusi Teknik. Results Based on the experiment, the difference between the sensor values is 0.3°C to the thermogun (surface) and 2.9°C to the thermogun (Body).
Keywords : NodeMCU,Hand Sanitizer, Ultrasonic Sensor, Temperature Sensor, Web Monitoring

## 1. PENDAHULUAN
Pada  12  Maret  2020,  ditemukan  kasus  baru COVID-19 di  125  negara,  dan  namanya diperkenalkan  oleh  Organisasi  Kesehatan  Dunia  ( WHO )  dan  menyebar  di  banyak  negara sebelum  akhirnya  menjadi  nama  pandemi.  Pada  2  Maret  2020, COVID-19 terdeteksi  di Indonesia, dan ada dua kasus. Pada 15 Juli 2021, kasus Indonesia mencatatkan penyebaran yang sangat  tinggi  yaitu  56.757  kasus  (http://covid19.go.id). COVID-19 menyerang  sistem pernapasan yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini mirip dengan penyakit yang sudah ada
seperti MERS , SARS dan pneumonia .  Awalnya,  virus  tersebut  diduga  disebabkan  oleh  hewan yang  menginfeksi  manusia.  Dan  virus  ini  bisa  menginfeksi  orang  lain.  Cara  penyebaran  virus ini,  yakni  secara  tidak  sengaja  menghirup  apa  yang  keluar  dari  pasien COVID-19 ,  menyentuh air liur pasien COVID-19 , lalu menahannya di area mulut atau hidung dan dengan tangan pasien COVID- 19 pasien. Cara melakukan kontak dekat merupakan salah satu penyebar virus karena banyak bakteri yang dapat bertahan dan menyebarkan virus tanpa disadari.
Hal  ini  membuat  masyarakat  sangat  khawatir  dengan  kesehatannya  masing-masing. Penyebab banyaknya kasus COVID-19 adalah karena mereka berjabat tangan antara pasien dan orang  sehat.  Kemudian,  orang  yang  sehat  itu  terinfeksi COVID-19 .  Protokol  kesehatan  3M, antara lain ialah mencuci tangan, memakai masker  dan menjaga jarak [1].
PT  Berkat  AndalanTeknik  Solusi  adalah  perusahaan  industri.  Perusahaan  ini  berfokus pada  penjualan  radiator.  Radiator  berfungsi  sebagai  pendingin  mesin  mulai  dari  mesin  mobil, motor hingga genset. Kualitas dan Mutu merupakan visi dan misi perusahaan. Menjaga kualitas dan  mutu  dengan  memastikan  seluruh  karyawan  dalam  keadaan  sehat.  Hal  ini  juga  dapat dijadikan  acuan  bagi  pegawai,  sehingga  dapat  mencegah  pegawai  yang  sakit  menularkan penyakitnya kepada pegawai lainnya. Berfungsi juga dapat memantau kinerja kasus COVID-19 .
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Republik Indonesia No.
01.07/MENKES/382/2020  yang  menjelaskan  bahwa  suhu  tubuhnya  lebih  besar  sama  dengan 37.3°C  dan/atau  sedang  mengalami  keluhan  demam,  batuk,  pilek,  nyeri  tenggorokan,  dan/atau sesak  nafas  untuk  bekerja  [2].  Maka  dari  itu  masyarakat  dihimbau  untuk  mengenakan  masker dam  membatasi  jarak  dengan  orang  lain  serta  selalu  mencuci  tangan  dengan  menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer . Menggunakan  algoritma  logika fuzzy merupakan  salah  satu  konfigurasi  dari  alat  ini. Logika fuzzy adalah metode pemetaan secara tepat ruang masukan ke ruang keluaran. Teknik ini menggunakan  teori  himpunan fuzzy matematis.  Logika fuzzy berkaitan  dengan  ketidakpastian yang telah menjadi sifat manusia. Ide dasar logika fuzzy bermula dari prinsip ambiguitas. Teori fuzzy pertama  kali  dibangun  dengan  berpegang  pada  prinsip-prinsip  teori  himpunan.  Dalam himpunan  konvensional  (garing),  unsur-unsur  alam  semesta  adalah  anggota  himpunan  atau bukan.Inilah cara menentukan afiliasi himpunan.[3]
Dalam membangun alat hand sanitizer ini, terdiri dari beberapa komponen yakni:
a. NodeMCU
Mikrokontroler  adalah  sebuah  komputer  kecil  yang  berbentuk chip atau IC ( integrated circuit )  yang  terdiri  dari  prosesor,  memori,  dan  saluran input / output yang  dapat  diprogram. Mikrokontroler  digunakan  untuk  mengotomatisasi  mesin  dan  peralatan  sehari-hari  dan digunakan  dalam  elektronik  konsumen,  mobil,  peralatan  medis,  mainan,  peralatan    kantor, sekolah, dan  banyak lagi. [4] Mikrokontroler ini juga langsung terhubung dengan wifi sehinga mudah  digunakan  untuk  projek  IoT.  Bahkan  komponen  ini  bias  digunakan  untuk  sebuah prototype. Dibawah ini adalah gambar NodeMCU beserta portnya terdapat pada gambar 1.
Gambar 1. NodeMCU
b. Sensor Ultrasonik
Sensor ultrasonik adalah  sensor yang  bekerja berdasarkan prinsip pemantulan  gelombang suara. Sensor memancarkan gelombang suara. Ketika gelombang suara mengenai suatu benda, gelombang  suara  tersebut    dipantulkan  dan  diterima  oleh  sensor.  Sensor  ultrasonik  digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya objek tertentu di depan objek.[5] Dengan 4 Port yang digunakan, hal ini mempermudah dalam perakitan prototipe. Biasanya sensor ini digunakan sebagai sensor jarak. Gambar no 2 adalah gambar dari komponen Sensor Ultrasonik.

## Gambar 2. Sensor Ultrasonik
c. Sensor Suhu MLX90614
Sensor  ini  digunakan  untuk  mengukur  suhu  dengan  cepat  dan  nyaman  karena  berkerja dengan tubuh tidak kontak langsung dengan sensor ini. Salah satu sensor yang bisa digunakan untuk mengukur  suhu tubuh contactless adalah MLX90614. Sensor MLX90614 memiliki  dua output,  suhu  ruangan  dan  suhu  material.[6]  Sensor  ini  mudah  sekali  untuk  digunakan  karena memilik  4  Port.  Jarak  yang  bisa  digunakan  adalah  3-5  cm.  Gambar  no  3  adalah  gambar  dari komponen Sensor Suhu MLX90614.
Gambar 3. Sensor Suhu MLX90614
d. Motor Servo 966R
Motor servo adalah  motor DC dengan  gearbox,  rangkaian  kontrol,  dan  potensiometer. Fungsi dari potensiometer motor servo adalah untuk mengatur batas sudut putaran servo. Di sisi lain,  sudut  poros  motor servo diatur  dengan  mengatur  lebar  cabang  sinyal  motor.  [7]  Dengan beberapa fitur yang dimiliki komponen ini, sehingga sangat mudah digunakan. Dan juga banyak jenis untuk baling-baling yang digunakan. Seperti yang ada di gambar no 4.
e. Buzzer Buzzer adalah    komponen  elektronik  yang  dirancang  untuk  mengubah  getaran  listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya,  prinsip kerja buzzer hampir sama dengan  speaker, jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang  menempel pada membran, dan ketika kumparan diberi energi,  ia  menjadi  elektromagnet.  [8]  Dimensi  yang  tidak  terlalu  besar, buzzer mudah digunakan.  Karena  hanya memiliki  2  Port  yang  akan  terhubung  dengan  mikrokontroler.  Suara yang dihasilkan di buzzer cukup keras. Gambar no 5 adalah komponen buzzer.
Gambar 5. Buzzer
f. LED
LED adalah komponen yang berfungsi sebagai pemancar cahaya. LED dapat menghasilkan cahaya inframerah yang tidak terlihat, yang biasa ditemukan di remote control . LED memiliki bentuk  yang  sama  dengan  bola  lampu  pijar  tetapi  lebih  kecil,  dan  lampu    tidak  memerlukan filamen  untuk  menyala  seperti  bola  lampu  pijar  tradisional . LED terdiri  dari  3  warna  saja. Sehingga  bisa  diaplikasikan  dengan  arti  dari  warna  tersebut.  Pada  gambar  6  adalah  gambar LED .
Gambar 6. LED
g. LCD 16x2 LCD 16x2  adalah  bagian  yang  menampilkan  antarmuka  antara  mikrokomputer  dan pengguna. Digunakan untuk menampilkan atau memantau status program yang sedang berjalan menggunakan LCD . LCD juga  menampilkan  pembacaan  (data)  dari  sensor  dan  perintah . [9] LCD ini terdiri dari 16 karakter serta 2 baris yang digunakan. LCD 16x2 ini sudah disertai oleh I2C  untuk  mengatur  kecerahan  dari  layar LCD .  Maka  dari  itu  komponen  ini  sangat  praktis digunakan. Pada gambar no 7 adalah gambar dari komponen LCD 16x2.
h. Kabel Jumper Kabel jumper adalah kabel listrik yang digunakan untuk menghubungkan  komponen pada papan tempat memotong roti tanpa disolder. Kabel jumper biasanya memiliki colokan atau pin di  setiap  ujungnya.  Konektor  penusuk  disebut  konektor male dan  konektor  ditusuk  disebut konektor female .[10]  Kabel  jumper  terdiri  dari  3  jenis,  yaitu male  to  male , male  to  female , female to female . Tergantung penggunaanya, kabel ini berfungsi sebagai penghubung. Kabel ini terdiri  dari  2  jenis  ukurannya,  yaitu  panjang  dan  pendek.  Tergantung  kebutuhan  yang digunakan. Gambar no 8 adalah gambar komponen jumper.

## Gambar 8. Kabel Jumper

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah metode prototipe. Metode prototipe adalah metode proses pembentukan  sistem  yang  memiliki  beberapa  tahapan  yang  perlu  disusun  dan  dilalui  selama pembuatan.
2.1 Tahap Pengumpulan Data
Pada  tahap  ini,  penulis  dapat  mengumpulkan  data  dari  jurnal,  buku,  dan  dokumen  terkait untuk membantu membuat alat ini.
2.2 Tahap Analisis Kebutuhan
Pada tahap ini penulis akan menjelaskan kebutuhan dalam merancang alat ini. Hal ini juga dapat menerima data, memproses data dan memantau user yang memiliki suhu yang normal dan tidak normal. Banyak komponen yang digunakan, mulai dari komponen Elektronik, komponen Mekanis dan komponen Perangkat lunak. Pada tabel 1 merupakan komponen Elektronik. Pada tabel  2  merupakan  komponen  Mekanis.  Pada  tabel  3  merupakan  komponen  perangkat  lunak. Berikut adalah Komponen-komponen yang dibutuhkan dalam perancangan prototipe ini. a. Komponen Elektronik

## Tabel 1. Komponen Elektronik
No Nama Komponen Penjelasan 1. Mikrokontroler NodeMCU ESP 8266 Komponen  ini  berfungsi  untuk  mengintegrasi  antara  satu  komponen dengan komponen yang lain terhubung 2. Sensor Ultrasonik HC-SR04
Komponen ini berfungsi untuk mengukur jarak antara objek atau user
3. Sensor Suhu MLX90614 Komponen  ini  berfungsi  untuk  mengukur  suhu  tanpa  disentuh  dengan radiasi inframerah 4. Motor Servo MG996R
Komponen ini berfungsi sebagai penggerak tuas botol spray yang ditarik oleh kabel ties sehingga isi yang ada di dalam botol akan keluar 5. Buzzer Komponen ini berfungsi sebagai penghasil suara atau output suara ketika suhu user melebihi sama dengan 37.3°C 6. LED Komponen  ini  berfungsi  untuk  pemancar  cahaya  pada  saat  suhu user kurang dari 37.3°C 7. LCD 16x2 Komponen ini berfungsi sebagai keluaran tampilan suhu yang dideteksi
8. Kabel Jumper Komponen ini berfungsi untuk penghubung komponen Elektronik 9. Adaptor Power Komponen  ini  berfungsi  sebagai  pengalir  arus  listrik  dari  saklar  listrik menuju mikrokontroler

## b. Komponen Mekanis
Tabel 2. Komponen Mekanis No Nama Komponen Penjelasan 1. Botol Spray Komponen ini berfungsi untuk menampung cairan antiseptik 2. Kabel Ties Komponen  ini  berfungsi  untuk  Penghubung  serta  penarik  antara  Motor Servo dengan tuas Botol Spray dan juga berfungsi pengikat botol dengan body casing (wadah) 3. Akrilik Komponen  ini  berfungsi  sebagai casing (wadah)  untuk  komponen- komponen yang ada 4. Lem Komponen ini berfungsi untuk perekat  antara komponen dengan casing (wadah) 5. Bracket Komponen  ini  berfungsi  sebagai  penguat  antara  sensor  dengan casing (wadah) 6. Baut & Mur Komponen ini berfungsi untuk penguat antara komponen dengan casing (wadah) 7. Engsel Komponen  ini  berfungsi  untuk  penghubung casing (wadah)  yang  satu dengan yang lainnya agar bisa dibuka tutup
c. Komponen Perangkat Lunak ( Software )

## Tabel 3. Komponen Mekanis
No Nama Perangkat Lunak Penjelasan 1. Arduino IDE Perangkat  Lunak  ini  berfungsi  untuk  penyusun  perintah  hand  sanitizer otomatis ( coding ) 2. MySQL Perangkat Lunak ini berfungsi untuk menyimpan data ( database ) 3 HTML Perangkat Lunak ini berfungsi untuk web dalam prosessing 4 PHP Perangkat Lunak ini berfungsi untuk web dalam prosessing 5. CSS Perangkat Lunak ini berfungsi untuk web dalam mengubah tampilan 6 Visual Studio Code Perangkat Lunak ini berfungsi untuk pemberi perintah ( Coding )

## 2.3 Tahap Perancangan Sistem
Pada tahap ini penulis akan melakukan perancangan sistem untuk  memudahkan  membuat alat prototipe. Pada gambar 9 merupakan gambar dari tahap perancangan sistem.
Gambar 9. Rancangan Sistem
Keterangan:
a. User  memberikan  perintah  (koding)  alat  ini  dengan  menggunakan  Arduino  IDE  untuk menjadikan alat ini otomatis dan bisa dimonitoring dengan web
b. Hasil dari perintah (coding) yand ada di Arduino IDE, lalu dikirimkan kepda NodeMCU.
c. Lalu  NodeMCU  memberikan  perintah  kepada  Servo  Motor  sebagai  penggerak  agar menarik tuas botol spray
d. Lalu  sensor  ultrasonik  yang  diatur  dengan  jarak  tertentu  akan  memberikan  informasi kepada NodeMCU
e. Ketika tangan user mendekati sensor ultrasonik, lalu Servo Motor bergerak dengan menarik tuas Botol Spray sehingga keluar isi cairan yang ada dibotol tersebut.
f. Sensor Suhu akan mendeteksi suhu tubuh user. Jika suhu diatas sama dengan 37.3°C akan mengeluarkan  bunyi  buzzer  dan  jika  suhu  dibawah  37.3°C  akan  menyala  lampu LED .
Semua data yang diterima dari sensor ini ditampilkan di LED dan dikirimkan ke web oleh NodeMCU

## 2.4 Tahap Perancangan Hardware
Pada  Rancangan  ini  meliputi  modul-modul  yang  dihubungkan  dengan  NodeMCU.  Pada gambar 10 adalah gambar tahapan perancangan Hardware .

## Gambar 10. Rancangan Hardware

## 2.5 Tahap Pengujian Sistem
Pada tahap ini, dilakukan pengujian adalah dengan cara membuat prototipe yang terhubung dengan web. Sehingga hal ini bertujuan untuk memonitoring melalui web.
a. Membuat prototipe untuk dilakukan pengujian
b. Dilakukannya perbandingan nilai suhu antara sensor suhu MLX90614 dengan thermogun
c. Dilakukan pengujian terhadap sensor ultrasonik mendeteksi gerakan dari user dan jarak yang perlu diuji
d. Dilakukannya pengujian terhadap sensor suhu untuk mendeteksi suhu yang dimiliki oleh user dan juga jarak yang perlu diuji

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  tahap  ini  akan  diuraikan  mengenai  alat hand  sanitizer otomatis  diimplementasikan dan juga hasil pengujiannya .
3.1 Blok Diagram
Pada gambar 11 merupakan gambar blok diagram. Sistem ini terdiri dari beberapa hal yang diperlukan yaitu blok sumber tegangan, blok input, blok process, , dan blok output . Pada blok sumber tegangan merupakan salah satu hal yang paling peting. Tegangan bisa melalui Adaptor Power dan  menggunakan usb .  Tetapi  dalam  menjalankan  sistem  ini,  dibutuhkan  tegangan maksimal. Sehingga menggunakan Adaptor Power untuk menjalankan sistem ini. Pada  blok input berfungsi  sebagai  masukan.  Biasanya  hal  ini  memerlukan  komponen sensor.  Dalam  sistem  ini,  komponen  yang  dipakai  adalah  sensor  ultrasonik  dan  sensor  suhu. Prinsip dari sensor ultrasonik adalah mendeteksi gerakan tangan, ketika tangga dengan dengan jarak  tertentu,  maka  sistem  akan  mengeluarkan output .  Prinsip  dari  sensor  suhu  adalah mendeteksi  suhu  jika  user  berjarak  tertentu,  jika  suhu  tinggi  maka buzzer akan  berbunyi,  dan ketika suhu normal maka lampu led akan menyala. Pada blok process berfungsi sebagai pengatur dalam sistem. Yang menjadi pengatur dalam sistem ini adalah NodeMCU ESP 8266. Komponen ini yang menghubungkan antara blok input dan blok output . Dan komponen ini juga yang mengirim data suhu kedalam database dan data ini akan tampil di web sehingga dapat dimonitoring oleh user.
Pada blok output berfungsi sebagai pengeluaran. Komponen yang melakukan pengeluaran disini ada 2, yakni lcd dan Motor servo . lcd berfungsi untuk menampilkan hasil suhu objek yang telah diinput melalui sensor suhu. Motor Servo berfungsi sebagai penggerak. Tuas  botol spray yang akan yang dihubungkan oleh kabel ties

## 3.2 Implementasi
Hasil Rancangan alat ini sudah terhubung dengan semua komponen dan sudah disusaikan dengan wadah. Dapat dilihat pada gambar 12 dan 13 hasil rancangan bagian dalam dan bagian luar.
Gambar 12. Hasil Rancangan Bagian Dalam
Gambar 13. Hasil Rancangan Bagian Luar

## 3.3 Hasil Pengujian Hand Sanitizer
Pengujian ini dilakukan guna pada motor servo dan sensor suhu MLX90614 yang berfungsi sehingga  bisa  dilakukan  untuk  memonitoring  melalui  web.  Pada  tabel  4  merupakan  hasil pengujian hand sanitizer otomatis. Terdapat nilai suhu, keterangan, dan waktu akses.
Tabel 4. Hasil Pengujian Hand Sanitizer Otomatis
No Nilai Suhu (°C) Keterangan Waktu Akses (tanggal ; Jam) 1 32,31 Suhu Normal 2022-06-24 07:45:39 2 33,42 Suhu Normal 2022-06-24 07:45:50 3 34,34 Suhu Normal 2022-06-24 07:46:02
4 35,01 Suhu Normal 2022-06-24 07:47:20 5 36,92 Suhu Normal 2022-06-24 07:48:59 6 37,66 Suhu Tinggi 2022-06-24 07:49:15 7 38,27 Suhu Tinggi 2022-06-24 07:49:44 8 39,61 Suhu Tinggi 2022-06-24 07:49:58 9 39,86 Suhu Tinggi 2022-06-24 07:52:26 10 40,71 Suhu Tinggi 2022-06-24 07:55:48

## 3.4 Hasil Pengujian Hand Sanitizer terhadap Thermometer
Sensor suhu MLX90614 berfungsi sebagai mengukur nilai suhu dibandingkan dengan hasil pengukuran terhadap alat thermometer standar ( thermogun ). Hasil dari sensor suhu MLX90614 akan  tampil  pad LCD alat.  Pengujian  ini  dilakukan  dengan  jarak  1-2  Cm  terhadap  objek. Thermometer terdiri  dari  2  jenis  suhu,  yang  pertama  adalah  bagian surface (permukaan)  dan yang dua adalah bagian body (bagian tubuh). Pada tabel 5 merupakan tabel hasil pengujian hand sanitizer  terhadap  thermometer  yang  sudah  dikalibrasi  (Surface)  dan  Pada  tabel  6  merupakan tabel hasil pengujian hand sanitizer terhadap thermometer yang sudah dikalibrasi (Body).
Tabel 5. Hasil Pengujian Sensor Suhu MLX90614 dengan Thermometer yang sudah dikalibrasi ( Surface )
No Thermogun ( Surface ) (°C) Sensor Suhu MLX90614 (°C) Selisih 1 33,4 32,9 0,5 2 33,4 33,3 0,1 3 33,4 32,6 0,8 4 33,4 33,1 0,3 5 33,4 32,4 1,0 6 33,4 33,4 0 7 33,4 33,0 0,4 8 33,4 33,5 -0,1 9 33,4 33,3 0,1 10 33,4 33,7 -0,3 11 33,4 33,4 0 12 33,4 33,1 0,3 13 33,4 33,3 0,1 14 33,4 33,0 0,4 15 33,4 31,8 1,6 Jumlah 5,2 Rata-Rata 0,3
Tabel 6. Hasil Pengujian Sensor Suhu MLX90614 dengan Thermometer yang sudah dikalibrasi ( Body )
No Thermogun ( Body ) (°C) Sensor Suhu MLX90614 (°C) Selisih 1 36 32,9 3,1 2 36 33,3 2,7 3 36 32,6 3,4 4 36 33,1 2,9 5 36 32,4 3,6 6 36 33,4 2,6 7 36 33,0 3,0 8 36 33,5 2,5 9 36 33,3 2,7 10 36 33,7 2,3 11 36 33,4 22,6 12 36 33,1 2,9 13 36 33,3 2,7 14 36 33,0 3,0 15 36 31,8 4,2
Jumlah 44,2 Rata-Rata 2,9

## 3.5 Hasil Pengujian Hand Sanitizer
Pengujian  ini  dilakukan  guna  berjalannya  semua  komponen, database dan  web.  Sehingga dapat prototipe ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa sesuai dengan perancangan. Pada tabel 7 merupakan  hasil  pengujian  hand  sanitizer  terhadap  komponen  Hardware  dan  Software  yang digunakan.
Tabel 7. Hasil Pengujian Komponen dan Sistem
No Perangkat Ekspetasi Hasil Bisa / tidak Keterangan 1 NodeMCU Berkorelasi dengan wifi Bisa Berhasil Berkorelasi dengan komputer Bisa Berhasil Berkorelasi dengan serial port Bisa Berhasil Berkorelasi dengan sensor ultrasonik Bisa Berhasil Berkorelasi dengan sensor ultrasonik1 Bisa Berhasil Berkorelasi dengan sensor suhu MLX90614 Bisa Berhasil Berkorelasi dengan LED Bisa Berhasil Berkorelasi dengan motor servo Bisa Berhasil Berkorelasi dengan Buzzer Bisa Berhasil Berkorelasi dengan LCD Bisa Berhasil Berkorelasi dengan Adaptor Power Bisa Berhasil Berkorelasi dengan database Bisa Berhasil 2 Sensor ultrasonik Mengirim data kepada NodeMCU Bisa Berhasil 3 Sensor ultrasonik1 Mengirim data kepada NodeMCU Bisa Berhasil 4 Sensor suhu MLX90614 Berkorelasi dengan NodeMCU Bisa Berhasil 5 Database Berkorelasi dengan program Bisa Berhasil Menyimpan data Bisa Berhasil Menampilan data Bisa Berhasil 6 Web Terkoneksi dengan database Bisa Berhasil Menampilkan nilai suhu ter- update Bisa Berhasil Menampilkan nilai suhu sebelumnya Bisa Berhasil Melihat nilai suhu tertinggi berdasarkan tanggal Bisa Berhasil Melihat nilai suhu terendah berdasarkan tanggal Bisa Berhasil

## 4. KESIMPULAN
Setelah  dilakukan  pembuatan  prototipe  alat hand  sanitizer otomatis  ini,  berbasis IOT dengan monitoring web dapat berjalan dengan baik sebagaimana fungsi yang sudah dijabarkan. Dengan  penambahan  sensor  ultrasonik  pada sensor  suhu,  dapat  mengurangi  pengambilan  nilai
suhu  pada  ruangan.  Harus  terdapat  objek  agar  sensor  ultrasonik  mendeteksi  dan  men-trigger sensor ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  R.  K.  Sari,  “Identifikasi  Penyebab  Ketidakpatuhan  Warga  Terhadap  Penerapan  Protokol Kesehatan 3M Di Masa Pandemi Covid-19,” J. AKRAB JUARA , vol. 6, no. 1, pp. 84–94, 2021.
[2]  D. Handayani, D. R. Hadi, F. Isbaniah, E. Burhan, and H. Agustin, “Corona Virus Disease 2019,” J.  Respirologi  Indones. ,  vol.  40,  no.  2,  pp.  119–129,  2020,  doi: 10.36497/jri.v40i2.101.
[3]  A.  Pranata,  J.  Prayudha,  and  T.  Sandika,  “Rancang  bangun  alat  pendeteksi  dehidrasi dengan metode fuzzy logic berbasis arduino,” J. SAINTIKOM , vol. 16, no. 3, pp. 252–259, 2017.
[4]  V. R. Suryawanshi, H. C. Surani, and H. R. Yadav, “Sensor-based automatic hand sanitizer dispenser,” Med.  J.  Dr.  D.Y.  Patil  Vidyapeeth ,  vol.  14,  no.  5,  pp.  543–546,  2021,  doi: 10.4103/mjdrdypu.mjdrdypu_221_20.
[5]  A. Janeananto Sanjaya, Y. Agus Pranoto, and F. Santi Wahyuni, “Penerapan Iot (Internet of  Thing)  Untuk  Sistem  Monitoring  Jemaah  Masjid  Sesuai  Protokol  Kesehatan  Terhadap Virus Covid-19 Berbasis Arduino,” JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform. , vol. 5, no. 1, pp. 53– 60, 2021, doi: 10.36040/jati.v5i1.3287.
[6]  Y.  Mukhammad  and  A.  S.  Hyperastuty,  “Sensitivitas  Sensor  MLX90614  Sebagai  Alat Pengukur Suhu Tubuh Tubuh Non-Contact Pada Manusia,” Indones. J. Prof. Nurs. , vol. 1, no. 2, p. 51, 2021, doi: 10.30587/ijpn.v1i2.2339.
[7]  Asrul,  S.  Sahidin,  and  S.  Alam,  “Mesin  Cuci  Tangan  Otomatis  Menggunakan  Sensor Proximity  Dan  Dfplayer  Mini  Berbasis  Arduino  Uno,” J.  Mosfet ,  vol.  1,  no.  1,  pp.  1–7, 2021.
[8]  J.  Christian  and  N.  Komar,  “Prototipe  Sistem  Pendeteksi  Kebocoran  Gas  LPG Menggunakan Sensor Gas MQ2, Board Arduino Duemilanove, Buzzer, dan Arduino GSM Shield pada PT. Alfa Retailindo (Carrefour Pasar Minggu),” J. Ticom , vol. 2, no. 1, pp. 58– 64,  2013,  [Online].  Available:  https://media.neliti.com/media/publications/92830-ID- prototipe-sistem-pendeteksi-kebocoran-ga.pdf
[9]  E.  F.  Wardani,  et  al,  “Pengembangan  Alat  Pengecekan  Suhu  Tubuh  dan  Hand  Sanitizer Otomatis  Reysikom  2.0  Guna  Pencegahan  Penularan  Covid-19,” Seminar  Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi (SNASTIKOM) ke-8 , 2021.
[10] S. R. U. . S. Theodorus S Kalengkongan, Dringhuzen J. Mamahit, “Rancang Bangun Alat Deteksi Kebisingan Berbasis Arduino Uno,” J. Tek. Elektro dan Komput. , vol. 7, no. 2, pp. 183–188, 2018.