## Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)
ISSN 2714-8912 (media online), ISSN 2714-7150 (media cetak) Volume 3, No. 4, August 2022, Page 444 − 451 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/josyc DOI 10.47065/josyc.v3i4.2018

## Sistem Pemantauan Debu Secara Real-Time Pada Daerah Pertambangan Batu Bara
Iswan 1 , Mulyadi 2,*
1 Fakultas Teknik, Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan, Indonesia
2 Fakultas Teknik, Teknik Komputer, Universitas Borneo Tarakan, Indonesia Email: mulyadiubt@gmail.com Submitted: 01/08/2022 ; Accepted: 26/08/2022 ; Published: 30/08/2022
Abstrak −Pulau Bunyu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bulungan dan memiliki sumber daya alam berlimpah, sehingga  membuat  Pulau  Bunyu  banyak  dilirik  oleh  perusahaan-perusahaan  pertambangan  besar  untuk  mengambil  dan mengolah hasil sumber daya alam tersebut, yang mungkin dapat merubah kualitas udara disekitar area pertambangan menjadi kurang baik. Pada penelitian ini telah dibangun sebuah alat dengan sensor elektronik sebagai piranti masukan, mikrokontroler NodeMCU  ESP8266  sebagai piranti proses,  dan penampil Aplikasi  Blynk sebagai piranti keluaran. Penelitian ini dilakukan 2 tahap pengujian yaitu pada sensor GP2Y1010AU0F dan perangkat lunak Aplikasi Blynk. Pada pengujian sensor dilakukan dengan cara menguji  error alat dan dilanjutkan menguji tegangan menggunkan 3 sampel berupa asap, abu kertas, dan debu untuk menguji tegangan terhadap dust density. Pada pengujian error didapatkan hasil yang tidak terlalu besar yaitu 1,43% dan 1,67%  nilai  error,  dan  pada  pengujian tegangan  didapatkan  hasil yang  berbeda-beda  pada pengujian  sampel sesuai  dengan kepadatan masing-masing sampel. Sedangkan pada tahap pengujian perangkat lunak aplikasi Blynk dilakukan didalam ruangan dan di luar ruangan, pada pengujian perangkat lunak didapatkan hasil yang baik dimana aplikasi Blynk akan menampilkan notifitkasi apabila debu yang terbaca berada diatas ambang batas.
Kata Kunci: Kualitas Udara; Debu (TSP); NodeMCU ESP8266; Aplikasi Blynk
Abstract −Bunyu Island is one of the districts in Bulungan Regency and has abundant natural resources, thus making it much ogled by large mining companies to extract and process these natural resources. However, it may change the air quality around the mining area to be poor. This research developed a device that had an electronic sensor as an input device, a NodeMCU ESP8266 microcontroller as a process device, and Blynk Application viewer as an output device. This research was carried out in two stages of testing, namely the GP2Y1010AU0F sensor and the Blynk Application software. In sensor testing, it was done by testing the tool error and continuing to test the voltage using 3 samples in the form of smoke, paper ash, and dust to test the voltage against dust density. In the error test, the result were nit too large, namely 1.43% and 1.67% of the error value, and in the stress test, different results were obtained in the sample test according to the density of each sample. While at the stage of testing the Blynk Application software, it was carried out indoors and outdoors. In software testing good results were obtained where the Blynk application displayed a notification when the read dust was above the threshold.
Keywords : Air Quality; Dust (TSP); NodeMCU ESP8266;

## 1. PENDAHULUAN
Kualitas udara merupakan keadaan udara disekitar kita yang mengacu pada udara bersih atau tercemar. Salah satu parameter pencemaran udara menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara adalah Total Suspended Particulate (TSP) atau debu [1].
Pertambangan  adalah cara untuk  mengambil  mineral  dan sumber energi  yang tersimpan di  bawah tanah yang kita pijak ini [2],[3]. Seperti batu bara, minyak, emas, kapur, dan sejenisnya. Saat ini, industri pertambangan mineral dan sumber energi sudah dilakukan hampir di seluruh dunia [4], [5].
Pulau Bunyu yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara memiliki  sumber  daya  alam  yang  sangat  berlimpah,  menyebabkan  pulau  ini  menjadi  salah  satu  sasaran  bagi perusahaan perminyakan maupun pertambangan batu bara untuk mengelolah hasil sumber daya alamnya.
Menurut Undang-Undang Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup No.4    tahun     1982  [6], polusi udara adalah  masuknya  atau  dimasukkannya,    zat    energi  [7],      dan  atau  komponen  lain  ke  dalam  lingkungan,  atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke  tingkat  tertentu  yang  menyebabkan  lingkungan  menjadi  tidak  berfungsi  lagi  sesuai  dengan  peruntukkannya [8],[9]. Pihak perusahaan  mengatasi debu yang berlebihan ini dengan cara menyemprot jalanan dengan air ketika melihat  debu  mulai  terlihat  banyak  [10],[11].  kondisi  yang  seperti  ini  menjadi  pertimbangan  penulis  untuk merancang sebuah alat yang dapat memantau kadar debu di sekitar wilayah kerja pertambangan  Bunyu.
Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dibagun pertama menurut Fahri dkk (2021), yang  berjudul  “Sistem  Pemantauan  Ketebalan  Debu  &  Suhu  pada  Rungan  Menggunakan  Aplikasi  Telegram Berbasis  IoT”,  pemanfaatan  teknologi Internet  Of  Things (IoT)  di  buatlah  sistem  pemantauan  debu  dan  suhu menggunakan Telegram. Tujuan dari perancangan ini sendiri untuk memudahkan memantau ruangan yang kosong dari jarak jauh dengan menggunakan aplikasi yang biasa digunakan sehari-hari, dimana hasil dari alat ini berupa tampilan  besaran  jumlah  ketebalan  debu  dan  suhu  yang  dikeluarkan  pada  aplikasi  Telegram  [12].  Selanjutya penelitian menurut  Rika dan Irwan(2018), yang berjudul :Perkembangan Rancangan Skema dan Struktur Real- time Monitoring  System di Tambang Batubara”. Tujuan untuk membahas perkembangan penggunaan real-time monitoring system di tambang batubara, dan manfaat yang diharapkan adalah mendapatkan ide atau gagasan baru

## Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)
ISSN 2714-8912 (media online), ISSN 2714-7150 (media cetak) Volume 3, No. 4, August 2022, Page 444 − 451 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/josyc DOI 10.47065/josyc.v3i4.2018
dalam mengatasi permasalahan yang ada di industri pertambangan dengan menggunakan pengaplikasian realtime monitoring  system dengan  berbagai  metode  atau  pendekatan  yang  baik  [13].  Penelitian  menurut  Ahmad  dkk (2022), yang berjudul “MONARBU: Sistem Monitoring Partikel Debu di Area Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia”. Memanfaatkan Internet  of  Things (IoT) dan meggunakan ESP8266 dengan interface menggunakan Android Studio. Tujuan pengiriman data secara real time ke Thingspeak dan Firebase [14] .
Perangkat  keras  yang  dibutuhkan  terdiri  dari  sebuah  sistem  minimum  mikrokontroler  yang  terintegrasi dengan sensor debu dan penampil untuk menunjukkan hasil pemantauan kualitas debu yang dilakukan oleh sistem mengacu pada [15] yang terintegrasi dengan Aplikasi Blynk.
Pada  penelitian  ini  telah  dibangun  sebuah  alat  dengan  sensor  elektronik  sebagai  piranti  masukan, mikrokontroler NodeMCU ESP8266 sebagai piranti proses, dan penampil Aplikasi Blynk sebagai piranti keluaran. Penelitian  ini  dilakukan  2  tahap  pengujian  yaitu  pada  sensor  GP2Y1010AU0F  dan  perangkat  lunak  Aplikasi Blynk. Aplikasi Blynk akan menampilkan notifitkasi apabila debu yang terbaca berada diatas ambang batas dan membantu sistem dalam pemantauan debu secara real-time.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  melakukan  penelitian  deskriptif.  Yang  dimana metode kulitatif sendiri merupakan suatu metode di mana peneliti memanfaatkan peneliti sebagai instrument utama untuk meneliti keadaan alam tanpa berusaha menentukan pengaruh faktor-faktor tertentu terhadapt variabel lain [16].

## Gambar 1. Tahapan Penelitian
Berdasarkan  Gambar  1  tahapan  penelitian  yang  akan  di  lakukan  beberapa  tahap  yang  pertama  analisis dimana menganalisis tempat yang akan diteliti dan kedua menentukan permasalahan yang ada  dengan literartur yang  ada  dan  ketiga  merancang  alat  yang  akan  digunakan  untuk  penelitian  dan  yang  terakhir  adalah  hasil  & kesimpulan yang digunakan untuk memberi solusi dengan masalah yang ada.

## 2.1 Rancangan Penelitian
Gambar 2. Rancangan Penelitian
Pada  Gambar  2  menjelaskan  rancangan  penelitian  ini  memiliki  tahapan  dan  ada  enam  tahapan  sebagai berikut : a. Menentukan masalah
Masalah yang terjadi di Pulau Bunyu adalah mengatasi debu yang berlebihan
b. Rancangan dan pembuatan alat fisik
Rancangan alat dan pembuatan sensor GP2Y1010AU0F
c. Sensor (mendapatkan partikel debu)
Sensor GP2Y1010AU0F bekerja dengan cara memantulkan cahaya pada partikel debu ke photodiode d. Nilai dari sensor
Kemudian oleh photodiode akan dirubah menjadi nilai tegangan e. Aplikasi Blynk
Nilai tegangan akan diolah menggunakan aplikasi Blynk f. Pengujian error. Dilakukan pengujian
2.2 Kalibrasi Sensor
Sensor GP2Y1010AU0F bekerja dengan cara memantulkan cahaya pada partikel debu ke photodiode , kemudian oleh photodiode akan dirubah menjadi nilai tegangan. Adapun karakteristik dari sensor ini yaitu dimana semakin tinggi tegangan keluaran , maka akan semakin tinggi Dust Density yang terbaca. Adapun data tabel hubungan antara antara tegangan keluaran dan Dust Density seperti yang tertera pada datasheet [17] .

## Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)
ISSN 2714-8912 (media online), ISSN 2714-7150 (media cetak) Volume 3, No. 4, August 2022, Page 444 − 451 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/josyc DOI 10.47065/josyc.v3i4.2018
Untuk mendapatkan suatu persamaan linier perbandingan antara tegangan keluaran dan Dust Density . Perlu untuk dirubah menjadi suatu grafik dengan menggunakan software office sehingga didapatkan hasil seperti pada Gambar 3.
Gambar 3. Grafik Hubungan antara tegangan keluaran (V0) dan Dust Density (mg/m 3 )
Setelah  memasukkan  angka  pada  tabel  menjadi  sebuah  grafik  maka  akan  didapatkan  persamaan  linier yang ditunjukkan pada persamaan (1).
Dust Density (mg/m 3 ) = 0,17𝑥 − 0,1
(1)
dimana
𝑥 = tegangan keluaran ( 𝑉 0 )
Setelah  mendapatkan persamaan  untuk  merubah  tegangan  keluaran  (V0)  menjadi  menjadi  satuan Dust Density  (mg/m 3 ), selanjutnya  satuan Dust  Density (mg/m 3 )  akan  dikonversi  ke  satuan Dust  Density (µg/m 3 ) sehingga didapatkan persamaan (2).
Dust Density Density (µg/m 3 ) = (0,17(𝑉 0 ) − 0,1) ∗ 1000
(2)
2.3 Blynk
Blynk merupakan  platform  IoT  agnostik  perangkat  keras  dengan  aplikasi  seluler, cloud pribadi,  manajemen perang- kat, analisis data, dan pembelajaran mesin. Dengan Blynk , pengguna dapat mengontrol perangkat keras dari jauh, dapat menam- pilkan data sensor, dapat menyimpan data, memvisualisasikannya dan masih banyak hal lainnya [15].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  jalan  Gunung  Daeng  di  Pulau  Bunyu.  Penelitian  ini  dilaksanakan  selama  4  bulan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dapat dijelaskan sebagai berikut.
3.1 Alat dan Bahan
1. Alat
a. Papan uji berfungsi sebagai tempat menguji rangkaian.
b. Multimeter berfungsi sebagai pembaca nilai tegangan listrik, arus listrik, dan hambatan listrik.
c. Laptop  acer  tipe  Aspire  4738Z processor intel(R)  Core(TM)  i3  CPU  M380  @2,53GHz,  Memori  3  GB RAM dan sistem operasi windows 8 32-bit untuk membuat sketch program. d. Solder
e. Software Arduino Ide
f. Aplikasi Blynk
2. Bahan
a. NodeMCU ESP8266
b. Sensor debu GP2Y1010AU0F
c. Komponen-komponen elektronika
3.2 Perancangan Sistem

## Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)
ISSN 2714-8912 (media online), ISSN 2714-7150 (media cetak) Volume 3, No. 4, August 2022, Page 444 − 451 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/josyc DOI 10.47065/josyc.v3i4.2018
Pada Gambar 4 digunakan sebuah catu daya untuk menyalakan NodeMCU ESP8266 [5], ketika NodeMCU ESP8266 menyala maka NodeMCU ESP8266 akan secara otomatis mengolah data yang telah dibaca oleh sensor GP2Y1010AU0F. Saat data diterima maka NodeMCU ESP8266 akan mengirimkan data melalui internet ke Blynk Cloud , selanjutnya melalui Blynk Cloud data akan dikirim dan akan ditampilkan pada Aplikasi Blynk.

## 3.3 Skematik Rangkaian

## Gambar 5. Skematik Rangkaian Alat
Pada Gambar 5 terhubung dengan  NODEMCU seperti berikut
1. Pin  1  sensor  GP2Y1010AU0F  terhubung  dengan  masukan  resistor  150  Ω serta output kapasitor  220  µF, keluaran resistor terhubung  ke 3,3V NODEMCU.
2. Pin 2 sensor GP2Y1010AU0F terubung ke masukan kapasitor 220 µF dan GND NODEMCU.
3. Pin 3 sensor GP2Y1010AU0F terhubung dengan pin D4 NodeMCU.
4. Pin 4 sensor GP2Y1010AU0F terhubung   dengan pin GND NodeMCU.
5. Pin 5 sensor GP2Y1010AU0F terhubung dengan pin A0 NodeMCU.

## 3.4 Implementasi
Adapun tampilan akhir hasil pembuatan alat pemantau kualitas udara berupa debu (TSP) yang terdiri dari Sensor  GP2Y1010AU0F,  NodeMCU  ESP8266,  yang terhubung  dengan  aplikasi Blynk melalui  jaringan internet seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.
Gambar 6. Tampilan Alat Pemantau Kualitas Udara

## 3.5 Pengujian Sensor GP2Y1010AU0F
Sensor GP2Y1010AU0F bekerja dengan cara memantulkan cahaya pada partikel debu ke photodiode , kemudian oleh photodiode akan dirubah menjadi nilai tegangan. Adapun karakteristik dari sensor ini yaitu dimana semakin tinggi tegangan keluaran , maka akan semakin tinggi Dust Density yang terbaca.
Pada  perancangan  alat  tegangan  keluaran  dari  sensor  GP2Y1010AU0F  akan  terhubung  dengan  A0  dari NodeMCU ESP8266, dan pada NodeMCU ESP8266 tegangan keluaran sensor akan dikonversi langsung menjadi nilai  ADC,  sehingga  perlu  dilakukanya  lagi  konversi  dari  nilai  ADC  menjadi  tegangan  analog.  Agar  nilai  dari sensor  dapat  diolah  dan  deprogramkan  ke  software  Arduino  Ide.  Setelah  merubah  nilai  ADC  kedalam  nilai tegangan  dengan  satuan  volt  dan  didapatkannya  persamaan  untuk  merubah  merubah  tegangan  keluaran (V0 ) menjadi  menjadi  satuan Dust  Density  ( µg/m 3 ) seperti  pada  persamaan  2,  selanjutnya  persamaan  ini  akan dimasukkan ke dalam pemrograman pada Arduino ide dengan coding sebagai berikut,
Teg=v0*(3.3/1024);

## Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)
ISSN 2714-8912 (media online), ISSN 2714-7150 (media cetak) Volume 3, No. 4, August 2022, Page 444 − 451 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/josyc DOI 10.47065/josyc.v3i4.2018
DustDensity=(0.17*Teg-0.1)*1000;
Setelah memasukkan semua persamaan kedalam program selanjutkan akan dilakukan pengujian error dengan cara membandingkan hasil bacaan dari sensor dengan datasheet .
Tabel 1. Data perbandingan error sensor dengan datasheet
Berdasarkan data hasil perbandingan error dari alat dengan datasheet didapatkan error dengan nilai 1,43% pada saat tegangan 1 volt dan pada saat dust density 100 didapatkan nilai error sebesar 1,67%. Setelah melakukan uji erro r pada alat dengan cara membandingkan nilai bacaan dari sensor selanjutnya dilakukan pengujian tegangan dengan menggunakan serial monitor dari software Arduino ide.
Tabel 2. Pengujian tegangan keluaran terhadap dust density
Berdasarkan hasil pengujian alat menggunakan 3 sampel yaitu asap, abu kertas, dan debu. Didapatkan dust density dan tegangan yang berbeda, hasil ini memiliki nilai yang berbeda karena masing-masing bahan pada saat melewati lubang dari sensor memiliki kepadatan yang berbeda-beda. Pengujian tegangan ini dilakukan dengan cara mendekatkan dan menghembuskan sampel uji ke lubang pada sensor GP2Y1010AU0F sehingga sensor dapat membaca tegangan dan dust density dari sampel.

## 3.6 Perangkat Lunak Blynk
Pada  Penelitian  ini  penulis  menggunkan  aplikasi Blynk untuk  menampilkan  data  hasil  pembacaan  sensor GP2Y1010AU0F  yang  telah  diproses  oleh  NodeMCU  ESP8266  kemudian  mengirimkan  data  tersebut  melalui jaringan internet ke smartphone android . Aplikasi Blynk ini dapat di unduh melalui aplikasi playstore pada smartphone android . Pengguna aplikasi Blynk diwajibkan  membuat  akun  terlebih  dahulu,  pengguna  juga  dapat log  in menggunkan  email  atau menggunakan facebook pribadi. Pada tahap ini peneliti menggunakan email pribadi untuk log in. Setelah berhasil log in , tampilan pada aplikasi Blynk akan berubah tampilan yang akan muncul 3 pilihan yaitu new projek, my apps , dan community . Peneliti menggunakan pilihan new projek untuk membuat projek baru. Setelah memilih new projek akan muncul tampilan Pembuatan New Project. peneiliti memberikan nama projek “Pemantau Debu (TSP)”, menu choose device menggunakan pilihan ESP8266, menu connection type menggunakan pilihan WiFi, dan untuk menu them menggunakan  pilihan light .  Setelah  pengguna  menekan  menu “create”, pengguna  akan  diteruskan  ke halaman projek kosong. Pada tampilan halaman ini terdapat 4 pilihan menu yaitu exit, setting, add, dan play , Untuk memilih komponen-komponen yang ingin digunakan, maka pengguna dapat memilihnya menggunakan ikon add . Pada ikon add terdapat banyak pilihan komponen yang ingin ditampilkan pada layar penampil. Pada pilihan ikon add ini  peneliti  menggunakan  pilihan  komponen gauge , superchart ,  dan notification untuk  ditampilkan  pada aplikasi Blynk seperti pada Gambar 7.
No Datasheet Sensor
Error % Tegangan keluaran (V) Dust Density (µg/m3) Tegangan keluaran (V) Dust Density (µg/m3) 1 1 70 1 69 1,43% 2 1,2 100 1,18 100 1,67% No Bahan Uji Tegangan keluaran (V) Dust Density (µg/m3) 1 Asap 2,17 268 2 Abu kertas 1,37 132 3 Debu 2,18 270

## Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)
ISSN 2714-8912 (media online), ISSN 2714-7150 (media cetak) Volume 3, No. 4, August 2022, Page 444 − 451 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/josyc DOI 10.47065/josyc.v3i4.2018
Gambar 7. Tampilan Projek Pemantau Kualitas Udara
Untuk  dapat  menggunakan  komponen-komponen  ini  perlu  dilakukannya  pengaturan  pada  komponen tersebut seperti pada Tabel 3.
Tabel 3. Penggunaan Komponen Pada Blynk Komponen Input Gauge Virtual V0 Superchart Virtual V1
Setelah melakukan pengaturan pada komponen-komponen di aplikasi Blynk , selanjutnya pengguna perlu melakukan pemrograman pada software Arduino ide sebagai berikut:
1. Gauge
Blynk.virtualWrite(V0,d ustDensity);
2. SuperChart
Blynk.virtualWrite(V0,d ustDensity);
3. Notification
if (dustDensity > 230){ Blynk.notify("  Debu Diambang Batas");
Setelah  program  diupload  pada  NodeMCU  ESP8266  perlu  dilakukannya  tahap  pengujian  dan pengambilann data, pada tahap peneliti melakukan pengujian dan pengambilan data dijalan gunung daeng Pulau Bunyu untuk mengetahui apakah setiap komponen yang ada pada aplikasi Blynk dapat berfungsi seperti yang sudah direncanakan. Adapun hasil pengujian dan pengambilan data.
Tabel 4. Pengujian Dan Pengambilan Data di Jalan Gunung Daeng
Pada Tabel 4. Pengujian dan Pengambilan Data di Jalan Gunung Daeng alat serta perangkat lunak aplikasi Blynk berjalan dengan baik, pada tahap ini dilakukan pengujian sebanyak 13 kali saat cuaca cerah dijalan gunung daeng pulau bunyu didapatkan hasil dust  density yang berbeda-beda dan terdapat  2 kali notifikasi aktif berupa peringatan dalam bentuk tulisan “Debu Diambang Batas” yang tampil pada layar penampil aplikasi Blynk , serta 11 kali notifikasi tidak aktif sesuai dengan dust density yang terbaca. Notifikasi menjadi aktif pada saat pengujian
No Waktu Cuaca Dust Density (µg/m3) Notifikasi 1 14:10 Cerah 128 Tidak aktif 2 14:15 Cerah 28 Tidak aktif 3 14:20 Cerah 47 Tidak aktif 4 14:25 Cerah 273 aktif 5 14:30 Cerah 34 Tidak aktif 6 14:35 Cerah 30 Tidak aktif 7 14:40 Cerah 29 Tidak aktif 8 14:45 Cerah 31 Tidak aktif 9 14:50 Cerah 29 Tidak aktif 10 14:55 Cerah 38 Tidak aktif 11 15:00 Cerah 25 Tidak aktif 12 15:05 Cerah 30 Tidak aktif 13 15:10 Cerah 272 aktif

## Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)
ISSN 2714-8912 (media online), ISSN 2714-7150 (media cetak) Volume 3, No. 4, August 2022, Page 444 − 451 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/josyc DOI 10.47065/josyc.v3i4.2018
karena adanya kendaraan yang melintasi jalan sehingga debu yang berada disekitar alat menjadi meningkan dan membuat notifikasi aktif.
Tabel 5. Pengujian Dan Pengambilan Data di Dalam Ruangan
Pada Tabel 5. Pengujian Dan Pengambilan Data di dalam ruangan alat serta perangkat lunak aplikasi Blynk berjalan  dengan  baik,  pada  tahap  ini  dilakukan  pengujian  sebanyak  13  kali  saat  cuaca  cerah  didalam  ruangan didapatkan hasil dust density yang berbeda-beda dengan kisaran angka 15 µg/m 3 - 23 µg/m 3 , serta pada percobaan ini notifikasi tidak ada yang aktif sesuai dengan dust density yang terbaca.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian serta pengujian pada alat ini  dapat  disimpulkan bahwa alat dapat  berjalan dengan baik sesuai dengan data-data yang tertera baik pada sensor maupun pada aplikasi Blynk . Pada pengujian sensor dilakukan dengan cara menguji error alat kemudian dilanjutkan dengan menguji tegangan dengan  menggunakan 3 sampel yaitu  berupa asap, abu kertas, dan debu. Dari pengujian error alat didapatkan hasil yang tidak terlalu jauh antara pembacaan alat dan datasheet yaitu dengan kisaran 1,43% dan 1,67% nilai error . Dan berdasarkan pengujian tegangan dari 3 sampel didapatkan nilai tegangan dan dust density yang berbeda-beda sesuai dengan kepadatan masing-masing sampel. Sedangkan untuk pengujian perangkat lunak aplikasi Blynk dilakukan diluar ruangan  dan didalam  ruangan.  Pada  peguian  perangkat  lunak  aplikasi Blynk didapatkan  hasil  bahwa  alat  dapat berfungsi sesuai dengan yang telah diprogramkan seperti pada saat dust density berada diambang batas maka pada aplikasi Blynk akan memberikan notifikasi berupa tulisan peringatan “Debu diambang Batas”.

## REFERENCES
[1] Presiden Republik Indonesia, “Pp Ri No 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara,” Peratur. Pemerintah no. 41 tentang Pengendali. Pencemaran Udar. , p. 18, 1999.
[2] A.  Ismuhadi,  “Pemantauan  Efektivitas  Water  Truck  Dalam  Melakukan  Penyiraman  Jalan  Tambang  Di  PT.  Amman Mineral Nusa Tenggara,” vol. 1, no. 1, pp. 20–24, 2020.
[3] L. Wang, Y. Wang, and J. Pei, “Based on the Fuzzy Control,” pp. 181–186, 2013.
[4] K. Lora, F. M. Ikhsan, and M. Rivai, “50701-110082-1-Pb,” vol. 9, no. 1, 2020.
[5] K. Trianisa, E. P. Purnomo, and A. N. Kasiwi, “Pengaruh Industri Batubara Terhadap Polusi Udara dalam Keseimbangan World  Air  Quality  Index  in  India,” J.  Sains  Teknol.  Lingkung. ,  vol.  6,  no.  2,  pp.  156–168,  2020,  doi: 10.29303/jstl.v6i2.154.
[6] UU NO 04 TAHUN 1982, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Idup,” Peratur. Pemerintah Republik Indones. Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan , no. 1, pp. 1–5, 2004.
[7] R. Awalananda and E. Rusdiana, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara Di Kecamatan Gresik Dan Kecamatan Kebomas,” Novum  J. Huk. , vol. 6, no. 1, pp. 36–45, 2019.
[8] Menteri Negara Lingungan Hidup, “Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No . 45 Tahun 1997 Tentang : Indeks Standar Pencemar Udara,” no. 45, 1997.
[9] R. Bangun Sistem Pemantauan Terpadu Keselamatan Kerja Tambang Bawah Tanah Menggunakan Sistem Kabel Dan Telemetri  and  H.  ASTIKA  dan  ZULKIFLI  PULUNGAN  Puslitbang  Teknologi  Mineral  dan  Batubara Jalan  Jenderal Sudirman, “Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) Development of Integrated Monitoring System for Underground Mine Safety Using Cable and Telemetry System,” J. Teknol. Miner. dan Batubara , vol. 13, no. 3, pp. 185–196, 2017.
[10]  Mutmainah  and  M.  Sari,  “Perancangan  Alat  Bantu  Alat  Pemantau  Area  PRoduksi Yang  Ergonomis  Dengan Metode Value Engineering ( Studi Kasus PT BT ),” JISI  J. Integr. Sist. Ind. , vol. 5, no. 1, pp. 58–68, 2018.
[11]  E. T. J. Sembiring, “Risiko Kesehatan Pajanan Pm2,5 Di Udara Ambien Pada Pedagang Kaki Lima Di Bawah Flyover Pasar Pagi Asemka Jakarta,” J. Tek. Lingkung. , vol. 26, no. 1, pp. 101–120, 2020, doi: 10.5614/j.tl.2020.26.1.7.
[12]  A. P. Pratama, F. S. Maulana, and R. S. Kusumadiarti, “Sistem Pemantauan Ketebalan Debu & Suhu Pada Ruangan
No Waktu Cuaca Dust Density (µg/m3) Notifikasi 1 14 : 25 Cerah 16 Tidak aktif 2 14 : 30 Cerah 23 Tidak aktif 3 14 : 35 Cerah 16 Tidak aktif 4 14 : 40 Cerah 20 Tidak aktif 5 14 : 45 Cerah 15 Tidak aktif 6 14 : 50 Cerah 18 Tidak aktif 7 14 : 55 Cerah 20 Tidak aktif 8 15 : 00 Cerah 23 Tidak aktif 9 15 : 05 Cerah 18 Tidak aktif 10 15 : 10 Cerah 16 Tidak aktif 11 15 : 15 Cerah 19 Tidak aktif 12 15 : 20 Cerah 19 Tidak aktif 13 15 : 25 Cerah 22 Tidak aktif

## Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)
ISSN 2714-8912 (media online), ISSN 2714-7150 (media cetak) Volume 3, No. 4, August 2022, Page 444 − 451 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/josyc DOI 10.47065/josyc.v3i4.2018
Menggunakan Aplikasi Telegram berbasis IoT,” JATISI (Jurnal Tek. Inform. dan Sist. Informasi) , vol. 8, no. 4, pp. 2198– 2211, 2021, doi: 10.35957/jatisi.v8i4.1191.
[13]  I. Munandar, T. B. Tanah, and W. I. Satria, “Bd T Bt . E Sd M Bd T Bt . E Sd M,” no. 010, 2017.
[14]  H. Setiawan, A. Khodi Inzaghi, A. Faisaldinatha, and I. Agung Adhavian, “MONARBU: Sistem Monitoring Partikel Debu, Studi Kasus di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia,” Ajie , vol. 6, no. January, pp. 21–28, 2022, doi: 10.20885/ajie.vol6.iss1.art3.
[15]  A. Pratama and M. Mulyadi, “Rancang Bangun Prototype Sistem Pemantauan Potensi Kebakaran Gambut dengan Multi Sensor,” J.  Elektron.  List.  Telekomun.  Komputer,  Inform.  Sist.  Kontrol ,  vol.  2,  no.  2,  2021,  doi:  10.30649/j- eltrik.v2i2.122.
[16]  R. S. Kusumadiarti and H. Qodawi, “Implementasi Sensor Water Level Dalam Sistem Pengatur Debit Air Di Pesawahan,” J. Petik , vol. 7, no. 1, pp. 19–29, 2021, doi: 10.31980/jpetik.v7i1.957.
[17]  C. Optical and D. Sensor, “GP2Y1010AU0F,” pp. 1–10, 2006.