## INFOTECH journal
ISSN : 2460-1861 (Print),  2615-4250 (Online) Vol. 9 No. 1, pp. 215-222

## SISTEM MONITORING NIRKABEL VOLUME CAIRAN INFUS PASIEN MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ATMEGA328
Febriyansyah Ramadhan 1 , Ricky Wahyudi 2 1,2 Sistem Komputer, Universitas Indonesia Membangun Email: febriyansyah.ramadhan@inaba.ac.id

## ABSTRACT
The hospital is a health facility that provides diagnostic and therapeutic services to patients for various diseases and  mental  health  problems,  both  surgical  and  non-surgical.  It  is  a  place  to  get  healing  for  an  illness  that  is suffered.  At  present  medical  devices  need  attention  to  get  the  right  results  when  treating  patients,  of  course, increasing  technological  sophistication.  One  of  the  common  medical  procedures  performed  on  patients  is  to administer drugs via intravenous injection. Intravenous injection or infusion is done by inserting fluids into a vein through a needle to replace fluids or nutrients that are lost from the body. However, because the number of patients is large and each patient may require a different infusion, the nurse must check each infusion individually in each room. To overcome this problem, a tool was created that can automatically monitor the volume of infusion fluids in each patient room, so that nurses can monitor patient infusions from one place and reduce the need to check manually. The research method used is to manufacture the tool and then conduct an experiment, namely testing the tool and analyzing the results of the tool test.
Keywords: Microcontroller, Load Sensor, Monitoring, Wireless, Buzzer.

## ABSTRAK
Rumah  sakit  merupakan  suatu  fasilitas  kesehatan  yang  memberikan  pelayanan  kepada  pasien  diagnositik  dan terapeutik  untuk  berbagai  penyakit  dan  masalah  kesehatan  batin  yang  bersifat  bedah  maupun  non  bedah. Merupakan suatu tempat untuk mendapatkan kesembuhan pada suatu penyakit yang di derita. Saat ini alat medis perlu di perhatikan untuk mendapatkan hasil yang tepat saat pengobatan pasien, tentunya peningkatan kecanggihan teknologi. Salah satu tindakan medis yang umum dilakukan pada pasien adalah memberikan obat melalui injeksi intravena. Injeksi intravena atau infus dilakukan dengan cara memasukkan cairan ke dalam pembuluh vena melalui jarum untuk menggantikan cairan atau zat-zat nutrisi yang hilang dari tubuh. Namun, karena jumlah pasien yang banyak dan setiap pasien mungkin memerlukan infus yang berbeda, maka perawat harus memeriksa setiap infus satu per satu di setiap ruangan. Untuk mengatasi masalah ini, dibuatlah alat yang dapat memantau jumlah volume cairan infus di  setiap ruangan pasien secara otomatis, sehingga perawat  dapat  memantau infus pasien dari satu tempat dan mengurangi kebutuhan untuk memeriksa secara manual. Metode penelitian yang dipakai adalah dengan melakukan pembuatan alat kemudian melakukan percobaan yaitu pengujian alat dan menganalisa hasil pengujian alat.
Kata Kunci: Mikrokontroler, Sensor Berat, Monitoring, Nirkabel, Buzzer .
Riwayat Artikel  :
Tanggal diterima  : 11-05-2023
Tanggal revisi : 17-05-2023
Tanggal terbit : 27-05-2023
DOI : https://doi.org/10.31949/infotech.v9i1.5255
INFOTECH journal by Informatika UNMA is licensed under CC BY-SA 4.0
Copyright © 2023 By Author

## 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Saat  ini  masyarakat  sadar  akan  hidup  sehat  hal tersebut  di  sebabkan  karena  bertambahnya  angka kematian yang tanpa disadari terus meningkat pada setiap  tahunya  yang  disebabkan  oleh  berbagai macam penyakit. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan, terdapat 10 penyakit sebagai penyebab tertinggi di Indonesia.
Urutan  pertama  adalah  stroke  dengan  131,8  kasus kematian per 100 ribu penduduk. Kedua, ada jantung iskemik atau penyebab serangan jantung dengan  95,68  kasus.  Di  urutan  ketiga  dengan  gap yang  cukup  jauh  ada  diabetes  melitus,  yakni  40,78 kasus.  Keempat,  ada  tuberkulosis  (TBC)  sebesar 33,24  kasus.  Tipis  di  bawahnya  yang  kelima  ada sirosis hati dengan persentase 33,06 kasus. Di urutan terakhir  adalah  neonatal  atau  kematian  bayi  baru lahir sebesar 16,77 kasus. (Erlina F. Santika, 07-02- 2023, https://databoks.katadata.co.id/)
Berdasarkan
informasi menurut (https://kumparan.com/kumparannews/2-juta- orang-indonesia-memilih-berobat-ke-luar-negeri- kenapa-1zy47a0NUDe/4) Dapat disimpulkan bahwa banyak  orang  Indonesia  memilih  berobat  ke  luar negeri  karena  beberapa  negara  memiliki  fasilitas medis  yang  lebih  baik  dan  lebih  canggih dibandingkan  dengan  Indonesia.  Hal  ini  membuat banyak  orang  Indonesia  memilih  untuk  berobat  ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik., kemudahan mendapatkan visa, biaya perawatan  yang  lebih  murah,  ketersediaan  obat- obatan yang sulit ditemukan di Indonesia, dan alasan privasi.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  maka diciptakan  suatu  teknologi  yang  dapat  membantu tenaga  medis  dalam  melakukan  pekerjaanya.  Salah satu kegiatan yang hampir selalu dilakasanakan pada setiap pasien adalah pengobatan melalui infus.
Betapa pentingnya fungsi infus untuk pasien sebagai penganti  cairan  tubuh  serta  zat-zat  makanan bayangkan bila suatu cairan infus habis dan perawat tidak  mengetahui  hal  tersebut  maka  pasien  akan kehilangan  cairan  tubuh.  Sehubung  dengan  hal tersebut  maka  dibuatlah  suatu  alat  yang  dapat memonitoring  cairan  infus  pasien  pada  setiap ruangnya  tanpa  harus  mengunjungi  ruang  tersebut untuk  pengecekan  berulang-ulang.  Perawat  dapat memonitoring  jumlah  volume  cairan  infus  pada masing-masing  ruangan  pasien  bila  cairan  infus hampir  habis  maka  indikator  alarm  akan  berbunyi sebagai  pemberitahuan.  Selanjutnya  digunakan komputer untuk melihat jumlah volume cairan serta laporan secara otomatis untuk setiap harinya dengan bantuan  database  sehingga  perawat  tidak  perlu pencatatan secara manual.

## 1.2. Metodologi Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah,  metode pengumpulan  data  yaitu  Studi  Pustaka,  Studi Lapangan dan Pembuatan Alat.

## 1. Studi Pustaka
Studi pustaka yaitu suatu metode pengumpulan data dengan menggunakan referensi yang sudah ada yang berkaitan dengan tema penulisan seperti buku, buku elektronik,  modul  praktikum,  internet,  artikel rangkaian,  dan  materi  tentang  injeksi  intravena maupun infus.

## 2. Studi Lapangan
Studi Lapangan, yaitu dengan mengamati, meneliti, mengumpulkan,  menganalisis  dan  menyimpulkan secara  langsung  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan penelitian.

## 3. Pembuatan Alat
Pembuatan  Alat  dimulai  dengan  mengumpulkan komponen  –  komponen  yang  kemudian  dirangkai menjadi  satu  rangkaian  alat.  Kemudian  dilakukan suatu  percobaan alat untuk mengetahui keberhasilan alat tersebut dan dimasukan dalam data pengamatan. Komponen utama yang digunakan yaitu :
a. ATMega328 Arduino
ATMega328  arduino  adalah  papan  rangkaian elektronik open  source yang  di  dalamnya terdapat  komponen  utama  yaitu  sebuah  chip mikrokontroler dengan jenis AVR (ATMega328) dari perusahaan Atmel. Mikrokontroler  itu  sendiri  adalah  chip  atau  IC ( integrated  circuit )  yang  bisa  diprogram menggunakan  komputer.  Tujuan  menanamkan program  pada  mikrokontroler  adalah  agar rangkaian  elektronik  dapat  membaca input , memproses input tersebut  dan  kemudian menghasilkan output sesuai  yang  diinginkan. Sehingga  mikrokontroler  bertugas  sebagai  inti pemeroses  yang  mengendalikan input ,  proses dan output pada sebuah rangkaian elektronik.
b. Buzzer (alarm)
Buzzer adalah  sebuah  komponen  elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi  suara  digunakan  sebagai  indikator seperti  halnya alarm .  Umumnya buzzer digunakan  sebagai  output  pada  suatu  alat  atau terjadi kesalahan pada suatu alat.
c. Sensor Berat Dengan mengunakan sensor berat dengan beban berat maksimal 1kg,  dapat mengetahui apakah cairan pada infus terisi  penuh ataupun kosong. Selain sensor dan mikrokontroler, penelitian ini juga  menggunakan software Borland  Delphi  7 sebagai  tampilan output dilayar  monitor  saat sensor  mendeteksi  cairan  yang  ada  pada  alat infus.  Dibawah  ini  merupakan  spesifikasi minimal dari Borland Delphi 7 yaitu :
1. Prosesor Pentium 233 MHz atau yang lebih tinggi.
2. Sistem  operasi  Windows  XP,  Windows
2000 atau Windows 98.
3. Memori membutuhkan RAM 64 MB untuk edisi Architect, Enterprise dan Profesional. Kecuali untuk personal  32 MB disarankan 128 MB.
4. Untuk harddisk minimal size yang kosong sebesar 500 MB.
Pada  spesifikasi  komputer  diatas  dapat  diketahui untuk  pengoprasian  pada  suatu  alat  untuk  di implementasikan.

## 2. PEMBAHASAN

## 2.1. Sistem Kontrol
Sistem  kontrol  adalah  proses  pengaturan  atau pengendalian  terhadap  satu  atau  beberapa  besaran (variabel atau parameter) sehingga berada pada suatu harga  atau range tertentu.  Contoh  variabel  atau parameter  fisik  adalah  tekanan  ( pressure ),  suhu ( temperature ),  beban  berat,  ketinggian,  kecepatan dan lain-lain.
Sistem kontrol juga terdapat di sebuah mikrokontroler.  Banyak  hal  yang  dapat  dikerjakan otomatis  sesuai  dengan  program  yang  diberikan. Pembahasan lebih lengkap mengenai mikrokontroler dapat dilihat di subbab berikutnya.

## 2.2. Pengertian Monitoring
Monitoring  adalah  proses  rutin  pengumpulan  data dan  pengukuran  kemajuan  atas  objektif  program. Memantau  perubahan  yang  fokus  pada  proses  dan keluaran.
1. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan.
2. Monitoring  melibatkan  pengamatan  atas kualitas dari layanan yang berikan.
Kegiatan monitoring yang dimaksud untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan  dengan  rencana  yang  telah  disusun. Monitoring digunakan untuk memperbaiki kegiatan yang  menyimpang  dari  rencana,  mengoreksi penyalahgunaan  aturan  dan  sumber-sumber,  serta untuk  mengupayakan  agar  tujuan  dicapai  seefektif dan seefisien mungkin.

## 2.3. Sensor
Sensor adalah jenis tranduser yang digunakan untuk mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Sensor sering  digunakan  untuk  pendeteksian  pada  saat melakukan pengukuran atau pengendalian.

## 2.3.1. Sensor Berat
Sensor  Berat  adalah  komponen  utama  yang terpenting  untuk  mendeteksi  volume  pada  cairan infus.  Sensor  berat  apabila  diberi  beban  pada  inti besi  maka  nilai  resistansi  di  strain  gaugenya  akan berubah yang dikeluarkan melalui empat buah kabel. Dua  kabel  sebagai  eksitasi  dan  dua  kabel  lainnya sebagai  sinyal  keluaran  ke  kontrolnya.  Gambar  1
dibawah  adalah  bentuk  fisik  sensor  berat  yang digunakan pada alat ini adalah sensor load cell.

## Gambar 1. Bentuk fisik sensor load cell
Sebuah load cell terdiri dari konduktor, strain gauge , dan wheatstone  bridge .  Berikut  ini  beberapa penjelasan  mengenai  definisi  load  cell.  Tegangan keluaran dari sensor load cell sangat kecil, sehingga untuk  mengetahui  perubahan  tegangan  keluaran secara linier dibutuhkan rangkaian penguat instrumen.  Dalam  hal  ini  digunakan  IC  amplifier instrumen  INA  125  yang  memang  dibuat  khusus untuk  menguatkan  tegangan  keluaran  yang  sangat kecil  hingga  kurang  dari  satuan  milivolt,  salah satunya  sensor  load  cell,  hingga  ukuran  tegangan dalam satuan milivolt. Agar tegangan dapat terukur secara linier digunakan penguatan sebesar 1000 kali.
3. PENGEMBANGAN SISTEM
3.1. Metode Pengembangan Sistem
Adapun  tahap  pengembangan    sistem  ini  adalah dengan  menambahkan  sensor  berat,  buzzer, mikrokontroler  ATMega328  arduino  pada  tiang infus.  Pada  tampilan  layar  komputer  menggunakan bahasa pemograman pascal Borland Delphi 7 berupa status  cairan  infus  dalam  bentuk  persen  dan  data setiap  infus  akan  disimpan  dalam  database  mysql xampp  pada  setiap  menitnya.  Sensor  berat  ini digunakan  mendeteksi  volume  cairan  pada  infus. buzzer  digunakan  untuk  indikator  pembritahuan ketika  volume  cairan  pada  infus  hampir  habis. Selanjutnya ATMega328 arduino sebagai mikrokontroler  atau  sebagai  otak  dari  sistem monitoring.

## 3.2. Perancangan Sistem
Seperti umumnya komputer, mikrokontroler adalah alat  yang  mengerjakan  instruksi-instruksi  yang diberikan  kepadanya,  merupakan  bagian  terpenting dan utama dari suatu sistem terkomputerisasi. Salah satu aplikasi yang menggunakan mikrokontroler ini adalah  monitoring  volume  cairan  infus.  Hasil  dari pemantauan  tersebut  dapat  dilihat  pada  layar komputer dengan aplikasi Borland Delphi 7. Untuk dapat  menampilkan hasil  pengukuran pada  aplikasi Borland  Delphi  7  dari  mikrokontroler  ke  komputer menggunakan  komunikasi  serial.  Gambar  2 menunjukan blok diagram perancangan.

## Gambar 2. Blok diagram monitoring volume cairan infus
Pada  Gambar  2,  blok  sensor  merupakan  bagian masukan analog pada alat monitoring volume cairan infus ini. Sensor berat ini mendeteksi volume cairan yang terdapat pada infus.
Jumlah  volume  cairan  yang  akan  ditampilkan  pada layar  komputer  harus  melalui  penghubung  terlebih dahulu,  penghubung  disini  adalah  menggunakan komunikasi serial. Dari gambar 2 blok sensor berat merupakan  blok  masukan.  ADC,  mikrokontroler ATMega328 arduino, pengiriman serial, penerimaan serial  merupakan  blok  proses.  Sedangkan  aplikasi Borland  Delphi  7  dan buzzer merupakan  blok keluaran.

## 3.2.1. Perancangan Rangkaian Secara Menyeluruh
Rangkaian    ini  menggunakan  tegangan  atau  catu daya  DC  ( Direct  Current ).  Sumber  tegangan  DC diperoleh dari komputer pada kabel USB. Tegangan tersebut  berfungsi  untuk  mengaktifkan  sistem minimum pada mikrokontroler ATMega328 arduino dan buzzer .
Pada  Gambar  3  tersebut  adalah  sebuah  rangkaian secara  keseluruhan  yang  terdiri  dari  beberapa komponen elektronika sebagai alat bantu untuk kerja sistem  yaitu  mikrokontroler  ATMega328  arduino, buzzer, pengubah data analog ke digital atau disebut modul ADC Hx711, modul wireless Nrf24L01 untuk menghubungkan antara infus dengan ruang monitoring  dan  load  cell  sebagai  pendeteksi  beban cairan.

## Gambar 3. Rangkaian sistem monitoring
Masukan pada alat ini berupa informasi volume cairan infus yang menggunakan media sensor berat. Sehingga  apabila  cairan  infus  semakin  berkurang, maka  sensor  ini  akan  memberikan  data  pada mikrokontroler  ATMega328  arduino.  Kemudian data  akan  dikirimkan  menggunakan  jaringan nirkabel  melalui  modul wireless Nrf24L01  yang digunakan  sebagai transmitter dan  diterima  oleh sistem monitoring melalui modul wireless Nrf24L01
yang  digunakan  sebagai receiver .  Setelah  volume cairan  pada  infusan  tersebut  hampir  habis  maka indikator    pemberitahuan  berupa buzzer akan berbunyi pada ruang monitoring. 3.2.2. Perancangan Antarmuka Komunikasi

## Serial
Gambar  4  merupakan  antarmuka  mikrokontroler dengan komputer.

## Gambar 4. Rangkaian antarmuka komunikasi serial
Antarmuka  serial  merupakan  pintu  gerbang komunikasi antara mikrokontroler dengan komputer. Komunikasi  serial  tersebut  menggunakan  standar komunikasi UART dengan 1start-bit, 8 data-bit dan 1stop-bit.  Kecepatan  laju  baud  ( Baudrate )  yang digunakan adalah sebesar 9600 bps. Pada antarmuka serial  ini  kaki  RXD  merupakan  kaki  yang  akan menerima  data-data  serial,  sedangkan  TXD berfungsi  untuk  mengirimkan  data-data  serial  dari mikrokontroler.

## 3.2.3. Proses Tes Komunikasi Serial antar PC dengan Mikrokontroler
Proses tes serial ini dilakukan untuk mengetahui apakah  data  yang  dikirimkan  mikrokontroler dapat  diterima  oleh  komputer  secara  serial. Perhatikan Gambar 5 merupakan keluaran yang dihasilkan pada komputer bahwa mikrokontroler  telah  mengirimkan  data  ke komputer  secara  serial  dan  dapat  di  terima dengan baik oleh komputer dengan konfigurasi seperti dibawah ini.
Program : Aplikasi Putty Serial: Port Serial = COM 14 Baudrate = 9600 Databits = 8 Stop Bits = 1 Parity = None Flow Control  = None
Gambar 5. Rangkaian antarmuka komunikasi
serial
3.3. Perancangan Algoritma Program
Dalam  perancangan  program  sistem  monitoring volume  cairan  infus  dengan  menggunakan  Borland Delphi  7  dan  mikrokontroler  ATMega328  arduino serta  database  sebagai  laporan  maka  digunakan flowchart, perancangan procedural program  dan langkah-langkah mendesain sistem.

## 3.3.1.
Flowchart

## Perancangan Program Arduino pada Mikrokontroler
Gambar  6  ini  menunjukan    langkah  –langkah membuat program sebagai sumber intruksi-instruksi yang akan representasikan pada mikrokontroler.
Gambar 6. Flowchart Program Arduino

## 3.3.2. Flowchart Program Borland Delphi 7
Gambar  7  ini  menunjukan    langkah  –langkah membuat  program  Borland  Delphi  7 dengan
menggunakan  dasar-dasar  bahasa  pemprograman pascal.
Gambar 7. Flowchart Program Borland Delphi 7

## 3.4. Pengujian Sensor
Sensor  berat  diuji  dengan  cara  memberikan  catu daya  +5  Volt  dan  memberikan  beban  berat  pada sensor  tersebut.  Sedangkan  tegangan  keluaran langsung diamati dengan voltmeter. Dari pengujian didapatkan data pada tabel 1 sebagai berikut.

## Tabel 1. Hasil pengujian sensor
No Volume Cairan (mili liter)
Volume Cairan tampilan pada PC (%) Tegangan Keluaran
Sensor Load Cell (Volt) 1 488 100 2,57 2 390 90 2,38 3 368 85 1,89 4 321 76 1,75 5 249 62 1,68 6 219 56 1,61 7 165 47 1,54 8 100 35 1,41 9 50 26 1,33 10 12 10 1,26
Berdasarkan  pengujian  yang  dilakukan  dengan memberikan beban berat, volume cairan serta hasil keluaran  pada  PC.  Dari  data  hasil  pengukuran tersebut  didapat  tegangan  keluaran  yang  semakin kecil menunjukan bahwa semakin sedikit beban pada volume cairan. Namun dari hasil yang didapat bahwa nilai  volume  cairan  yang  terukur  tidak  menentu sehingga  alat  ini  hanya  mendeteksi  infusan  dengan massa yang ditentukan yaitu sebesar 500ml sehingga alat ini hanya dapat mendeteksi volume cairan yang terisi  penuh  maupun  hampir  habis  tanpa  dapat mengetahui  berapa  banyak  jumlah  cairan  yang
masuk kedalam tubuh pasien. Selanjutnya tegangan keluaran  ini  akan  dikonversi  menjadi  data  digital oleh perangkat pengolahan data.

## 3.5. Pengujian Waktu Hingga Buzzer Berbunyi
Pengujian waktu hingga buzzer berbunyi dilakukan untuk mengatahui berapa lama waktu yang di dapat sampai volume cairan hampir habis. Berikut Tabel 2 hasil pengujian waktu hingga buzzer berbunyi.
Tabel 2. Hasil pengujian waktu hingga buzzer
berbunyi No Volume Cairan
Waktu Yang
dibutuhkan (menit) 1 99 4 2 72 60 3 61 24 4 53 16 5 22 68 6 19 8 7 15 8 8 12 8 9 10 8
10 9
4
Jumlah
208
Dari hasil pengujian waktu hingga buzzer berbunyi didapatkan  208  menit  atau  3  jam  28  menit.  Pada pengujian  ini  menggunakan  selang  Macro  maka yang  harus  di  ketahui  adalah  Macro  =  1  cc  = 20tts/mnt. Maka dengan rumus tetesan cairan infus dapat diketahui waktu infus.

## (1)
Waktu yang didapat adalah 4.06 atau 4 jam 6 menit sampai cairan infus habis. Dapat disimpulkan bahwa pada saat buzzer berbunyi waktu yang didapat adalah 3 jam 28 menit, dengan jumlah tetesan infus 41 per menit.  Sedangkan  waktu  yang  didapat  pada  saat buzzer  bunyi  sampai  cairan  infus  habis  adalah  38 menit.

## 3.6. Pengujian  Waktu  Penerimaan  Data  Dari Perangkat Infus
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa lama  waktu  yang  dibutuhkan  ruang  monitoring untuk  menerima  data  dari  perangkat  infus. Perhitungan dimulai dari perangkat infus mengirimkan data ke ruang monitoring sampai data ditampilkan pada aplikasi.
Tabel 3. Hasil pengujian waktu yang dibutuhkan ruang monitoring menerima data dari perangkat infus Pengujian Ke- Jarak (Meter) Waktu yang dibutuhkan (detik) 1. 1 02,90 2. 2 02,90 3. 3 02,92 4. 4 02,96 5. 5 02,97 6. 6 03,01 7. 7 03,03 8. 8 03,05 9. 9 03,07 10. 10 03,08
Berdasarkan data pengujian pada tabel 3, didapatkan bahwa  waktu  yang  dibutuhkan  ruang  monitoring menerima  data  dari  perangkat  infus  semakin  lama tergantung pada jarak antara perangkat infus dengan ruang monitoring. Jika jarak antara ruang monitoring dengan perangkat infus semakin dekat maka waktu yang  dibutuhkan  semakin  cepat,  sebaliknya  jika jarak  antara  perangkat  infus  dengan  ruang monitoring  semakin  jauh  maka  waktu  yang dibutuhkan semakin lama.
3.7. Pengujian Perangkat Lunak Hasil Perancangan
Pengujian  perangkat  lunak  ini  dilakukan  bertujuan untuk mengetahui hasil penginderaan pada load cell yang telah dibuat. Pada Gambar 8 ditunjukan bahwa perangkat lunak hasil perancangan dengan menggunakan  perangkat  lunak  Borland  Delphi  7 dapat  menunjukan  volume  cairan  infus  serta pergerakan  grafik  mengikuti  volume  cairan  infus yang  terukur.  Hasil  grafik  pada  Gambar  8 menunjukan  keadaan  grafik  yang  tidak  rata  atau linier  ini  menunjukan  bahwa  volume  cairan  infus berubah-ubah perlahan-lahan menurun menunjukan bahwa  cairan  infus  semakin  berkurang  pada  saat melakukan percobaan perangkat lunak ini.
Gambar 8. Hasil pengukuran volume cairan infus dengan perangkat lunak
Gambar  8  ini  selain  tampilan  grafik  menunjukan pula  sebuah  data  yang  pada  setiap  menitnya  akan disimpan pada database sebagai laporan yang suatu
Waktu Infus = (Jumlah Cairan x 20) (Jumlah tetesan dalam menit x 60) = (500 x 20) / (41 x 60)
= 10000 / 2460 = 4.06
saat dapat dilihat kembali. Seperti tampilan Gambar 9  menampilkan  hasil  monitoring  ke  database  dan mencetak data hasil monitong tersebut.

## Gambar 9. Hasil laporan volume cairan infus pada aplikasi
Gambar 9 merupakan tampilan pengiriman data nilai  dari  volume  cairan,  nomor  infus,  ruang pasien, dan waktu ke database. Pengiriman data ini  sudah  cukup  baik  karena  semua  nilai  yang dikirim  ke  database  sesuai  dengan  data  yang diterima  pada  tampilan  monitoring  aplikasi Borland Delphi7.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis serta uji coba yang telah dilakukan, dapat mengambil beberapa kesimpulan.
1. Alat  ini  dapat  medeteksi  volume  cairan  pada infus. Dapat mengirimkan status volume cairan melalui  jaringan  nirkabel  dari  perangkat  infus ke ruang monitoring. Memberikan pemberitahuan  berupa  bunyi alarm ketika volume cairan hampir habis.
2. Menampilkan status volume cairan pada infus. Tampilan  ini  menggunakan software Delphi  7 serta  dilengkapi  dengan database laporan volume cairan pada setiap menitnya.
3. Alat ini belum bisa mendeteksi berapa banyak cairan yang sudah masuk ketubuh pasien serta hanya  dapat  mendeteksi  volume  cairan  dalam kemasan plastik dengan massa 500ml.
4. Alat  ini  akan  berpengaruh  pada  hasil  keluran bila  terkena  guncangan  ataupun  perpindahan tiang  infus  dikarenakan  sensor  berat  yang digunakan  sangat  sensitif  sehingga  rentan terhadap perpindahan dan guncangan.
Saran pada alat ini masih terdapat kekurangan, untuk itu  ada  beberapa  masukkan  agar  dalam  pembuatan alat sistem monitoring nirkabel volume cairan infus pasien  menggunakan  mikrokontroler  ATMega328 ini ke depannya akan lebih baik lagi. Beberapa saran diantaranya.
1. Diharapkan  seiring  berkembangnya  teknologi dapat  dibuat  sensor  yang  mutlak  dapat mendeteksi  isi  volume  cairan  pada  infus, sehingga volume cairan dapat di deteksi dengan infus dalam kemasan botol, mika, dan plastik.
2. Sensor  berat  yang  sangat  sensitif  rentan terhadap perpindahan sehingga diharapkan akan ada  sensor  yang  dapat  meredam  guncangan, sementara  ini  untuk  meminimalisir  semua  ini dengan cara penempatan sensor yang tepat serta desain tiang infus yang lebih baik.

## PUSTAKA
A. Sifa Fauziyyah. 2019. rancang bangun alat ukur jumlah  tetes  dan  volume  sisa  cairan  infus dengan warning system pada sistem monitoring  cairan  infus  berbasis  Arduino, Pillar Phys., vol. 12, hal. 25–30. Absony,  2010.  Monitoring  Volume  Cairan  Infus Pasien  Menggunakan  Bahasa  Pemrograman
Visual Basic.
Aditya  Rosyady  Phisca,  Santa  Sanitya  Sukarjiana Aditya,  Umy  Habibah  Nurina,  Ihsana  Nuni, Baswara  Ahmad  Raditya  Cahya,  Dinata Widya  Rahayu,  Sulistiawan  Dedik.  2023. Monitoring Cairan Infus Menggunakan Load Cell  Berbasis  Internet  of  Things  (IoT), Techné Jurnal Ilmiah Elektroteknika Vol. 22
No. 1
Akhmad  Zainuri,  Didik  R.  Santoso,  dan  M.  Aziz
Muslim.  2012.  Monitoring  dan  Identifikasi Gangguan Infus Menggunakan Mikrokontroler AVR EECCIS Jurnal Vol. 6, No.1 Aprillin  Heti,  S.Kep.  2011.  Hubungan  Perawatan
Infus Dengan Terjadinya Flebitis Pada Pasien Yang  Terpasang  Infus  Di  Puskesmas  Krian Sidoarjo Ns Jurnal Keperawatan Vol. 1, No.
1.
Armanto  Dedy.  2014.  Rancang  Bangun  Pencatatan Klasifikasi  Belimbing  Dewa  Berdasarkan Jenis  Warna  Secara  Otomatis  Berbasis Mikrokontroler dan Delphi 7. Jurnal Skripsi.
Dwi  Purnamasari  Ita.  2011.  Timbangan  Digital Berbasis  Sensor  Flexiforce  Dengan  Output Suara.Jurnal Skripsi.
G.  Priyandoko,  2021.  Rancang  bangun  sistem portable monitoring infus berbasis internet of things,”  JJEEE  Jambura  J.  Electr.  Electron. Eng., vol. 3, hal. 56–61.
Harianto, Didik. Bahan Ajar: Analog to
DigitalConvertion.2013.http://staff.uny.ac.id /sites/default/files/Teknik%20Antarmuka%2
0-%20ADC.pdf, 20 Juli 2015.
Jalaludin,  Muhammad.Materi  Kuliah:  Belajar Sendiri  Mikrokontroler  Lengkap  (Volume 1).2012.http://mjalaluddinjabbar.blogspot.co m/2012/04/belajar-sendiri-mikrokontroler- lengkap.html.20 juli 2015.
Jon  Piter  Rio,  Rancang  Bangun  Sistem  Pemantau Suhu  Ruangan  Dengan  Media  Web  Server Berbasiskan Mikrokontroler AT89S51. 2009.
Pitowarno,Endra, Mikroprosesor & Interfacing, ANDI, Yogyakarta, 2005.
S. Megawati, S. A. Widiyastuti, dan N. Wati Indah, Monitoring  infus  menggunakan  sensor  load cell,  2019.  Setiawan,  Iwan.  Buku  Ajar: Sensor dan Tranducer.2009.
Widiyanto,  Puguh.2012.  FIK  UI.Teknologi  Infus Pintar  untuk  Peningkatan  Keselamatan Pasien.http://pkko.fik.ui.ac.id/files/Teknolog iInfusPintaruntuk PeningkatanKeselamatanPasien(Revisi).pdf, 20 Januari 2015.
Yoice  R.  Putung,  Donald  Noya,  Ventje  F.  Aror, Josephin  Sundah,  Muchdar  Dg.  Patabo,
Desain  Pemantauan  Cairan  Infus  Dengan Mikrokontroler Arduino Nano. 2022. Prosiding Seminar Nasional Produk Terapan Unggulan Vokasi Politeknik Negeri Manado Vol.1 No.2