Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika Vol. 4 No. 2, Desember, 2020, Hal. 155-163 DOI: 10.29408/edumatic.v4i2.2686
Prototype Sistem Monitoring Infus Berbasis IoT (Internet of Things)
Taufik Akbar 1 , Indra Gunawan 2
1,2 Program Studi Teknik Komputer, Universitas Hamzanwadi email: aliakbar.akbar266@gmail.com 1 , artha_3119@yahoo.com 2

## (Received: 30 Oktober 2020 / Accepted: 15 Desember 2020 / Published Online: 20 Desember)

## Abstrak
Perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi yang semakin canggih, demikian halnya perkembangan ilmu dan teknologi di bidang alat-alat kesehatan. Salah satu peralatan yang ada dan sering digunakan di rumah sakit salah satunya adalah infus. Saat ini pada dunia kesehatan, infus masih dikontrol secara manual.  Karena  dikontrol  secara  manual  membutuhkan  waktu  jika  perawat  harus  bolak  balik keseluruh kamar pasien. Bukan hanya menghabiskan waktu, akan tetapi akan ada resiko jika terlambat menangani  pasien  yang  infusnya  sudah  habis.  Perlu  permanfaatan  teknologi  untuk  meminimalisir resiko didunia medis, salah satunya penerapan teknologi IoT. Penelitian ini bertujuan untuk membuat prototype  monitoring  infus  berbasis  IoT  ( Internet  of  Things ).  Metode  yang  digunakan  untuk membangun  alat  ini  adalah  Waterfall.  Pengujian  alat  ini  menggunakan  perangkat  keras  yang  terdiri dari Load Cell dengan modul HX711 sebagai sensor berat, NodeMCU V3 sebagai prosesor, dan Web server  Thingspeak sebagai interface dengan User. Hasil  temuan  kami menunjukkan bahwa  alat yang dibuat  terdapat  eror  sebesar  0,25  Gram,  pengiriman  data  ke  Server  Thingspeak.com  memerlukan koneksi  yang  bagus  untuk  hasil  yang  maksimal.  Namun  secara  keseluruhan  alat  sudah  berfungsi dengan baik walaupun ada beberapa kekurangan.
Kata Kunci : Infus, Internet of Things, Load Cell, NodeMCU V3.

## Abstract
The development of increasingly  sophisticated medical science and technology has an impact on the development of science and technology in the field of medical-devices. One of the existing equipment and is often used in hospitals, one of which is an IV. Currently in the world of health,  infusion is still controlled manually. Because it takes time if the nurse has to go back and forth throughout the patient room.  Not  only  is  it  time  consuming, but  there  will  be  risks  if  it  is  too  late  to  treat  a  patient  whose infusion  has  run  out.  Technology  needs  to  be  used  to  minimize  risks  in  the  medical  world,  one  of which  is  the  application  of  IoT  technology.  This  study  aims  to  make  it  easier  for  nurses  to  control infusion conditions in real time using the concept of IoT ( the Internet of Things). The  method used is the Waterfall method. This research uses hardware consisting of Load Cell with the HX711 module as a weight sensor, NodeMCU V3 as a processor, and Thingspeak Web server as the interface with the user. The results of the measurement of the tool made have an error of 0.25 Gram, sending data to the Thingspeak.com Server requires a good connection for maximum results.
Keywords : Infusion, Internet of Things , Load Cell, NodeMCU V3.

## PENDAHULUAN
Infus  merupakan  salah  satu  kebutuhan  teknis  yang  ada  di  dunia  kesehatan.  Intravena atau  infus  adalah  sebuah  metode  pemberian  obat  yang  dilakukan  secara  langsung  melalui pembuluh darah. Terapi ini biasanya menjadi pilihan terbaik jika kondisi tubuh pasien sudah tidak memungkinkan minum obat secara oral (lewat mulut)  (Swari, 2020). Infus merupakan salah satu obat yang paling berperan penting dalam rumah sakit, dan harus dikontrol penuh oleh  seorang  perawat.  Infus  harus  dikontrol  setiap  saat,  jika  tidak  maka  akan  mebahayakan pasien. Apabila sudah habis atau mendekati habis infus harus diganti dengan yang baru. Ada
dua cara yang umum diterapkan untuk memasukkan cairan ke dalam pembuluh darah, yakni secara  manual  atau  menggunakan  pompa  elektrik.  Pemberian  cairan  harus  tepat  sesuai dengan kebutuhan pasien, terutama dari segi jenis dan dosis infus. Petugas medis dalam hal ini  perawat  wajib  untuk  melakukan  kontrol  terhadap  infus  yang  sedang  diberikan  kepada pasien guna menjaga asupan obat  (Verizarie, 2020).
Perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi yang semakin canggih , demikian halnya perkembangan  ilmu  dan  teknologi  di  bidang  alat-alat  kesehatan.  Salah  satu  peralatan  yang ada dan sering digunakan di rumah sakit salah satunya adalah infus. Alat infus ini digunakan untuk memberikan cairan ataupun obat kepada pasien sehingga memerlukan keakuratan agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan (Muljodipo et al., 2015).
Saat ini pada dunia kesehatan, infus masih dikontrol secara manual. Karena dikontrol secara manual membutuhkan waktu jika perawat harus bolak balik keseluruh kamar pasien. Bukan hanya  menghabiskan  waktu,  akan  tetapi  akan  ada  resiko  jika  terlambat  menangani  pasien yang infusnya sudah habis. Perlu permanfaatan teknologi untuk meminimalisir resiko didunia medis, salah satunya penerapan teknologi IoT (Internet of Things).
Dengan  menggunakan  konsep  jaringan  Internet  of  Things  kita  dapat  membuat  sebuah sistem  yang  bisa  memantau  infus  pada  pasien  (Halifatullah  et  al.,  2019).  Di  masa  ini, penggunan  internet  merambah  di  segala  aspek  kehidupan  manusia  terutama  dalam  bidang pemantauan  (Mulyati, 2018). Penelitian monitoring infus pernah dilakukan oleh Anwar dkk tahun  2018,  pada  penelitian  tersebut  menggunakan  mikrokontroller  Atmega16.  Fitur penelitiannya  ditambah  menggunakan  infrared  dan  photodiode,  menggunakan  sensor load cell. Hasil  penelitian  tersebut,  alat  dapat  menghitung  tetesan  dengan  error  rata-rata  0,59% mendeteksi  sisa  cairan  dengan  error  rata-rata  0,83%  serta  dapat  mengirimkan  data  dengan waktu paling cepat 30 detik(Anwar & Ibadillah, 2018) .
Teknologi IoT berkembang sebagai sebuah konsep yang bertujuan untuk memanfaatkan secara luas konektivitas jaringan komputer, khususnya internet, dalam implementasi aktivitas sehari-hari tanpa batas waktu ( Akbar, Gunawan,  & Utama, 2020). Internet of Things terdiri dari  2  kata  kunci,  Internet  dan  Things.  Internet,  memiliki  arti  interconnection-networking, dimana  jaringan  komputer  yang  terkoneksi  satu  dengan  yang  lain  dengan  menggunakan protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) (Gunawan et al., 2020).
Menunjang  perkembangan  industry  4.0,  penelitian  ini  membuat  sebuah  teknologi atau mesin yang bisa membantu dan mempermudah pekerjaan perawat dalam memonitoring infus pasien.  Perawat  hanya  perlu  membuka  website  monitoring  thingspeak.com  menggunakan komputer yang sudah terintegrasi dengan alatnya yang berada dikantor perawat. Thingspeak merupakan  server  yang  dimanfaatkan  beberapa  produk  yang  berbasi  IoT.  ThingSpeak merupakan  open  source  "Internet  of  Things"  aplikasi  dan  API  untuk  menyimpan  dan mengambil  data  dari  hal-hal  yang  menggunakan  HTTP  melalui  Internet  atau  melalui  Local Area  Network  (Sari,  2016)  .  Pada  dunia  teknologi  IoT  tidak  hanya  dibutuhkan  server  akan tetapi dibutuhkan juga pendukung hardware (Perangkat Keras).
Salah  satu  perangkat  keras  yang  mendukung  teknologi  monitoring  yaitu mikrokontroller  (Akbar,  2019).  Pada  penelitian  ini  mikrokontroller  yang  digunakan  adalah NodeMCU.  Mikrokontroller  NodeMCU  dapat  mengirimkan  dan  menyimpan  data  ke  server (Gunawan  &  Fatimah,  2020).  Node  MCU  diciptakan  setelah  ESP8266  muncul  dipasaran yang di produksi pada saat sistem espressif mulai berkembang. ESP8266 merupakan Wireless Fidelity (WiFi) yang terintegrasi dengan core Tensilica Xtensa LX106 dan banyak diterapkan dalam aplikasi IoT (Ardian et al., 2017).
Penelitian ini bertujuan untuk membuat prototype monitoring infus berbasis IoT untuk memonitoring  infus  pasien  secara real  time dan  juga  bisa  membantu  para  perawat mengurangi  resiko  kerja  dalam  mena    ngani  infus  pasien.  Alat  ini  berfungsi  untuk
memberikan informasi kondisi infus yang terdapat di ruang pasien dan Tujuan penelitian ini adalah

## METODE
Metode  Waterfall  adalah  suatu  proses  pengembangan  perangkat  lunak  berurutan,  di mana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah (seperti air terjun) melewati fase- fase  perencanaan,  pemodelan,  implementasi  (konstruksi),  dan  pengujian.  Dalam pengembangannya  metode  waterfall  memiliki  beberapa  tahapan  yang  runtut:  requirement (analisis kebutuhan), design sistem (system design), Coding & Testing, Penerapan Program, pemeliharaan (Morris, 1942).
Proses  pengembangan  yang  sangat  terstruktur  ini  membuat  potensi  kerugian  akibat kesalahan pada proses sebelumnya sangat besar dan acap kali mahal karena membengkaknya biaya  pengembangan  ulang  (Tristianto,  2018).  Metode  Waterfall  bias  menghasilkan penelitian benar dan terperinci dengan baik (Sulenggono, 2017).
Gambar 1. Metode Waterfall menurut Presman (Morris, 1942).
Berdasarkan  gambar  1  di  atas,  ada  6  tahapan  yang  pertama  System  /  Information Engineering and Modeling , Permodelan ini diawali dengan mencari kebutuhan dari seluruh komponen Prototype .  Mulai  dari  pemilihan Hardware dan Software yang  digunakan  .  yang kedua  Software  Requirements  Analysis,  Proses  pencarian  kebutuhan  diintensifkan  dan difokuskan  pada  software.  Yang  ketiga  Design,    Proses  ini  digunakan  untuk  mengubah kebutuhan-kebutuhan  diatas  menjadi  representasi  ke  dalam  bentuk  “blueprint”  software sebelum  coding  dimulai.  Desain  harus  dapat  mengimplementasikan  kebutuhan  yang  telah disebutkan  pada  tahap  sebelumnya.  Seperti  2  aktivitas  sebelumnya,  maka  proses  ini  juga harus didokumentasikan sebagai konfigurasi dari software.
Yang  keempat  Coding. Untuk  dapat  dimengerti  oleh  mesin,  dalam  hal  ini  adalah komputer,  maka  desain  tadi  harus  diubah  bentuknya  menjadi  bentuk  yang  dapat  dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Tahap ini merupakan implementasi  dari  tahap  design  yang  secara  teknis  nantinya  dikerjakan  oleh  programmer. Yang  kelima  Testing  /  Verification. Sesuatu  yang  dibuat  haruslah  diujicobakan.  Demikian juga dengan software. Semua fungsifungsi software harus diujicobakan, agar software bebas dari error, dan hasilnya harus benar- benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya.
Tahapan  yang  terakhir  adalah  maintenance , yakni Pemeliharaan  suatu  software diperlukan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya  hanya  seperti  itu.  Ketika  dijalankan  mungkin  saja  masih  ada  errors  kecil  yang tidak ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software tersebut.  Pengembangan  diperlukan  ketika  adanya  perubahan  dari  eksternal  perusahaan seperti ketika ada pergantian sistem operasi, atau perangkat lainnya
Dari  kenyataan  yang  terjadi  sangat  jarang  model  Waterfall  dapat  dilakukan  sesuai alurnya  (Hidayat  et  al.,  2017)  yakni:  1)  Perubahan  spesifikasi  perangkat  lunak  terjadi  di tengah  alur  pengembangan,  2)  Sangat  sulit  bagi  pelanggan  untuk  mendefinisikan  semua spesifikasi  diawal  alur  pengembangan.  Pelanggan  seringkali  btuh  contoh  (prototype)  untuk menjabarkan spesifikasi kebutuhan sistem lebih lanjut, 3) Pelanggan tidak mungkin bersabar mengakomodasikan perubahan yang diperlukan di akhir alur pengembangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Sistem  monitoring  infus  yang  sudah  dibangun  ini  berupa  sistem  yang  memonitor keadaan  jumlah  cairan  infus  pasien  secara  real  time  dan  dapat  diakses  melalui  WEB  atau Smartphone. Sistem ini dibangun menggunakan hardware berupa sensor load cell, nodemcu, dan  software  berupa  aplikasi  Blynk.  Adapun  Alur  rancangan  sistem  dapat  dilihat  pada gambar 2 yang terdiri dari: 1) Inpus sebagai inputan (yang diukur), 2) Sensor Load Cell akan menerina nilai (berat) dari infus berupa signal Analog, signal analog dikirim ke kaki/pin ADC NodeMCU,  3)  NodeMCU  menerima  signal  Analog  dari  Sensor  kemudain  diproses  dan dikirim  ke  Esp8266  untuk  dijadikan  data  server,  dan  4)  Web  server  akan  memberikan informasi berupa tampilan kondisi dari infu di komptuer.

## Sensor Loadcell
Adapun rangkain sensor Op-Amp loadcell ,menggunakan modul  HX711.  Berdasarkan Avia  Semiconductor yang  dipatenkan  teknologi,  HX711  adalah  konverter  analog  ke  digital 24-bit (ADC) presisi  yang dirancang untuk penimbangan aplikasi skala dan kontrol industri untuk antarmuka langsung dengan bridge sensor.

## Gambar 3 : Rangkaian HX711
Pada  gambar  3,  dijelaskan  bahwa  Multiplexer  input  memilih  Saluran  A  atau  input diferensial  B  ke  derau  rendah  amplifier  yang  dapat  diprogram  (PGA).  Saluran  A  dapat diprogram  dengan  gain  128  atau  64,  sesuai  dengan  input  diferensial  skala  penuh  tegangan masing-masing ± 20mV atau ± 40mV catu 5V terhubung ke daya analog AVDD pin pasokan. Saluran  B  memiliki  perolehan  tetap  32.  Regulator  catu  daya  Onchip  menghilangkan kebutuhan  untuk  regulator  pasokan  eksternal  untuk  menyediakan  analog  kekuatan  untuk ADC dan sensor. Input jam adalah fleksibel. Itu bisa dari sumber jam eksternal, a kristal, atau
osilator  on-chip  yang  tidak  memerlukan komponen  eksternal.  Sirkuit  reset-daya  power-chip menyederhanakan antarmuka digital inisialisasi.

## Pengujian Koneksi Internet NodeMCUV3
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  perangkat  yang  digunakan,  koneksi internetnya stabil. Berdarkan hasil diatas bahwa perangkat NodeMCU sudah bisa digunakan karena sudah terkoneksi dengan Wifi yang ada (lihat gambar 4).

## Gambar 4. Hasil Pengujian Koneksi nodeMCU
Perancangan Prototype Perangkat Keras/ Hardware
Adapun tahapan dalam perancangan hardware yang dilakukan desain gantungan infus, dan  instalasi perangkat.

## Perancangan Desain Gantungan Infus.
Pada  penelitian  ini  dibutuhkan  desain  yang  sesuai  dengan  kondisi  infus  yang  sebenarnya, pada gambar 5 terdapat 3 bagian yang penting yaitu yang pertama posisi dari sensor load cell, yang kedua posisi tiang penyangga dan yang ketiga posisi gantungan infus. Gantungan infus diseseuaikan dengan model sensor load cell. Adapun hasil real terapan dari desain yang sudah dibuat ada di gambar 6 dan sudah terpasang infus dengan beban berat 500 mL.
Gambar 5. Desain gantungan Infus
Gambar 6. Hasil Perancangan gantungan Infus.

## Instalasi Perangkat.
Adapun  skema  yang  digunakan  Seperti  gambar  dibawah  ini.  Pada  skema  dibawah terdapat  3  bagian  penting  yaitu  yang  pertama  NodeMCU  sebagai  prosesor,  yang  kedua rangkaian  HX711  sebagai  translator  nilai  analog  menjadi  digital  dan  yang  terakhir  sensor Load Cell sebagai sensor berat yang nampak pada gambar 7. Selanjutnya, berdasarkan skema sensor tersebut dilakukan instlasi perangkat keras yang terlihat apda gambar 8.
Gambar 7. Skema Sensor dan NodeMCU.
Gambar 8. Hasil Instalasi Perangkat Keras.

## Tampilan Grafik Pada Monitor Komputer
Pada Prototype ini kita menggunakan WEB server Thingspeak.com . Pada Web server ini ada bebrapa  fitur  yang  bisa  kita  gunakan,  salah  satunya  monitoring.    Pada  gambar  9  dan  10 adalah  hasil  tampilan  prototype  ketika  infus  kosong  dan  terisi  dan  terdapat  fitur  LED Indikator dan pembacaan hasil sensor. Nilai Error pada hasil yang dibaca sensor bernilai 0,25 Gram,  yang  seharusnya  adalah  bernilai  0.  Adapun  fitur  tambahan  yang  diberikan  berupa indikator  lampu  yang  berwarna  merah  yang  ditambhakn  dengan  speaker  Buzzer.  Hal  ini mengingatkan jika klien atau admin sedang tidak dalam posisi stanby.
Gambar 9. Tampilan Grafik pada WEB saat Kondisi Infus Kosong.
Gambar 10. Hasil Grafik pada Web saat Kondisi Infus Full.

## Pembahasan
Sebelum  melakukan  terapan  dari  prototype,  peneliti  melakukan  pengamatan  dari beberapa  refrensi  (artikel  atau  jurnal  dan  beberapa  situs  Web)  yang  berkatian  dengan penelitian  ini.  Pada  penelitian  yang  dilakukan  (Anwar  &  Ibadillah,  2018)  menggunakan mikrokontroller Atmega16 yang dimana mikrokontroller ini menggunakan Bahasa C,  modul ESP8266  dan  downloader  berupa  ISP.  Pada  Penelitian  ini  akan  membutuhkan  daya  yang banyak karena banyak module yang digunakan. Hal itu yang menjadikan peneliti pada artikel ini  untuk  menggunakan  NodeMCU  yang  sudah  include  dengan  Esp8266  sehingga menggunakan daya yang rendah.
Pada  hasil  temuan  oleh  Yudhana  &  Putra  (2018)  hanya  menggunakan  photodiode sebagai  sensor  sehingga  hanya  akan  membaca  tetesan  infus  saja.  Indikator  atau  alarm  akan menyala  jika  sudah  tidak  ada  tetesan  lagi  artinya  infus  dalam  kondisi  kosong.  Hal  itu  akan mebahayakan  pasien,  karena  akan  kemungkinan  terjadi  darah  pada  pasien  tersedot  infus. Karena beberapa kekurangan pada penelitian ini yang menjadi tambahan fitur pada prototype artikel  ini,  pada  prototype  ini  penulis  menggunakan  simbol  tombol  merah  jika  infus  sudah mau habis, bukan lagi menunggu infus habis.
Pada  penelitian  ini  perangakat  keras  yang  pertama  diselesaikan  yaitu  coding  untuk mikrokontroller  NodeMCU,  yang  berfungsi  sebagai Prosesor utama  pada  prototype  ini.
Setelah  itu  dilakukan  beberapa  tahapan  pengujian  yang  pertama  pengujian  koneksi  seperti gambar 4. Selanjutnya pengujian sensor  Load Cell dengan membaca sinyal  yang  dihasilkan sensor,  sinyalnya  berupa  analog.  yang  terakhir  pengujian  koneksi  pada  WEB server(Thingspeak.com).
Setelah melakukan perakitan beberapa komponen inti pada prototype, ada bagian yang paling sulit dilakukan, yaitu pada perakitan kontrol sensor. Kontrol Sensor ini sangat sensitif terhadap  gerakan,  setiap  gerakan  akan  terhitung  nilai  dari  ADC  (Analog)  yang  akan  di konversi menjadi digital. Akan ada gerakan dari infus yang terhitung dan terbaca pada WEB Server dan nilai tersebut tidak akan dibaca menjadi nilai error.

## SIMPULAN
Setelah diterapkannya monitoring infus berbasis IoT , kita dapat menyimpulkan bahwa sensor Load  Cell berfungsi  dengan  baik,  dengan  mendapatkan  nilai  error  saat  kondisi  infus dalam  keadaan  kosong,  dengan  nilai  0,25  Gram.  Pada  Pengiriman  data  ke  Server Thingspeak.com  memerlukan  koneksi  yang  bagus  untuk  hasil  yang  maksimal  dan  Secara keseluruhan alat sudah berfungsi dengan baik walaupun ada beberapa kekurangan.

## REFERENSI
Akbar,  T.,  Gunawan,  I.,  &  Utama,  S.  (2020).  Prototype  System  of  Temperature  and Humadity  Automatic  in  Oyster  Mushroom  Cultivation  using  Arduino  Uno. Journal  of Physics: Conference Series, 1539 (1), 1-6. https://doi.org/10.1088/1742-
6596/1539/1/012036
Akbar,  T.,  Suweken,  G.,  Indrawan,  G.,  &  Aryanto,  K.  Y.  E.  (2019).  Kotak-Kontak  Pintar Pada  Rumah  Cerdas  Berbasis  Teknologi  Internet  of  Things. Jurnal  Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan , 16 (2), 278. https://doi.org/10.23887/jptk- undiksha.v16i2.18937
Anwar,  H.  N.,  &  Ibadillah,  A.  F.  (2018).  Alat  Pemantau  Kondisi  Infus  Dengan  Internet  Of Things (IoT) Berbasis Mikrokontroler ATmega16. Jurnal Teknik Elektro dan Komputer TRIAC , 5 (1), 1-5. https://doi.org/10.21107/triac.v5i1.3581
Ardian,  H.,  Triyanto,  D.,  &  Rismawan,  T.  (2017).  Sistem  Kendali  Lampu  Dan  Steker Terintegrasi  Menggunakan  Mikrokontroler  Berbasis  Web  Service  1,2,3. Jurnal  Coding Sistem Komputer Untan , 05 (3), 40–47.
Gunawan,  G.,  &  Fatimah,  T.  (2020).  Implementasi  Sistem  Pengaturan  Suhu  Ruang  Server Menggunakan  Sensor  DHT11  dan  Sensor  PIR  Berbasis  Mikrokontroler. Edumatic :
Jurnal Pendidikan Informatika , 4 (1), 101–110.
https://doi.org/10.29408/edumatic.v4i1.2165
Gunawan,  I.,  Akbar,  T.,  &  Giyandhi  Ilham,  M.  (2020).  Prototipe  Penerapan  Internet  Of Things (Iot) Pada Monitoring Level Air Tandon Menggunakan Nodemcu Esp8266 Dan Blynk. Infotek : Jurnal Informatika Dan Teknologi , 3 (1), 1–7. https://doi.org/10.29408/jit.v3i1.1789
Halifatullah, I., Sulaksono, D. H., & Tukadi, T. (2019). Rancang Bangun Sistem Monitoring Dan  Kontrol  Infus  Dengan  Penerapan  Internet  Of  Things  (Iot)  Berbasis  Android. positif : Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi , 5 (2), 81-88. https://doi.org/10.31961/positif.v5i2.740
Hidayat,  R.,  Marlina,  S.,  &  Utami,  L.  D.  (2017).  Perancangan  Sistem  Informasi  Penjualan Barang Handmade Berbasis Website Dengan Metode Waterfall. Simnasiptek 2017 , 1 (1), 175-183.
Morris, J. E. (1942). Waterfalls. Notes and Queries , 183 (10), 297-b.
Muljodipo,  N.,  Sompie,  S.  R.,  &  Robot,  R.  F.  (2015).  Rancang  Bangun  Otomatis  Sistem Infus Pasien.
Jurnal
Teknik Elektro dan Komputer , 4 (4),
12-22.
https://doi.org/10.35793/jtek.4.4.2015.8567
Mluyati,  S.,  &  Sadi,  S.  (2019).  Internet  Of  Things  (IoT)  Pada  Prototipe  Pendeteksi Kebocoran Gas Berbasis MQ-2 Dan SIM800L. Jurnal Teknik , 7 (2), 64-72. Sari, U. P. (2016). Kapita Selekta . Retrieved
from http://edocs.ilkom.unsri.ac.id/474/1/09011181320003_Ulan Purnama Sari_TASK2.pdf Sulenggono,  R.  (2017).  Penerapan  Sistem  Informasi  Smart  Classroom  Berbasis  Internet  Of Things  Dengan  Raspberry  PI  Di  Jurusan  Teknik  Informatika  Universitas  Negeri Surabaya. IT-Edu : Jurnal Information Technology and Education, 2(2) , 256-262.
Swari, R. C. (2020). Serba-serbi Infus: Mulai dari Prosedur Pemasangan Hingga Risiko Efek Sampingnya . Https://Hellosehat.Com. https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta- unik/penyebab-tangan-di-infus/#gref
Tristianto, C. (2018). Penggunaan metode waterfall untuk pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan pedesaan. Jurnal Teknologi Informasi ESIT, 12 (1), 8-22. Verizarie, R. (2020). Infus: Fungsi, Prosedur Pemasangan, Efek Samping . Https://Doktersehat.Com/. https://doktersehat.com/infus/
Yudhana, A., & Putra, M. D. D. (2018). Rancang Bangun Sistem Pemantauan Infus Berbasis Android. Transmisi , 20 (2), 91-95.