Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.1, Mei 2023, Hal. 33-38 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v4i1.37
Analisis Kemampuan Putaran Prototype Roller Mixer Statis dengan Setting Buzzer

## Pengingat Waktu
Frenzi Agres Yudithia¹, Deri Latika Herda², Anindita Aulia Rossa 1
Politeknik Kesehatan Siteba¹ Politeknik Negeri Padang² *frenziagresyudithia@gmail.com

## ABSTRACT
Roller mixer is a laboratory tool to assist the process of homogenization in blood hematology examination. Generally, this tool works by rotating the rollers which mix the blood sample and anticoagulant agent. Apart from that, this mixer roller wobbles when it is running, while rotating in the same direction following a predetermined speed setting. In this research a static roller mixer prototype has been made, which can rotate back and forth with a pause setting every 30 seconds. So that the prototype can be used as a supporting tool in the laboratory, several test times are carried out for 1-15 minutes. Analysis of the ability to rotate back and forth the prototype was also carried out at different speed levels, namely 33 RPM, 40 RPM, 50 RPM, and 60 RPM. The results of the tests that have been carried out show that the prototype has a stable rotational speed of 31.5 seconds. The measurement has a time difference of 5% against the setting time. Based on the data it can be concluded that the increase in the roller speed level does not affect the change in the time test value that has been carried out.
Keywords : homogenization, microcontroller, static roller mixer.

## INTISARI
Roller mixer merupakan alat laboratorium pembantu proses homogenisasi pada pemeriksaan hematologi darah. Umumnya alat ini bekerja dengan memutarkan roller yang mencampurkan antara sampel darah dan zat antikoagulans. Selain itu roller mixer ini, berayun ketika dijalankan, sambil berputar searah mengikuti pengaturan kecepatan yang telah ditentukan. Pada penelitian ini  telah  dibuat prototype roller  mixer statis,  yang  dapat  berputar bolak-balik  dengan  pengaturan  jeda  setiap  30  detik.  Agar prototype dapat digunakan sebagai  alat penunjang di laboratorium, dilakukan beberapa waktu pengujian selama 1-15 menit. Analisis kemampuan putaran bolak-balik prototype dilakukan pada tingkat kecepatan berbeda yaitu 33 RPM, 40 RPM, 50 RPM, dan 60 RPM. Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa prototype memiliki kecepatan putar yang stabil yaitu sebesar  31,5  detik.  Pengukuran  memiliki  selisih  waktu  sebesar  5%  terhadap  waktu  pengaturan.  Berdasarkan  data  dapat disimpulkan bahwa kenaikan tingkat kecepatan roller tidak mempengaruhi perubahan nilai uji waktu yang telah dilakukan.
Kata Kunci : homogenisasi , mikrokontroller, roller mixer statis.

## I. PENDAHULUAN
Pemeriksaan laboratorium merupakan salah  satu rangkaian  kegiatan  agar  pasien  dapat  mengetahui kondisi  kesehatan yang  dialami saat  ini.  Prosedur  uji sampel  umumnya  yang  digunakan    adalah  sampel darah.  Jika  ditelusuri  secara  rinci  hematologi  secara khusus bidang ilmu yang mendalami kesehatan darah [1],  [2].  Adanya  gangguan  yang  disebakan  penyakit seperti  Infeksi,  Diare  Berat,  Leukemia,  dan  Kelaian dari  kualitas  sel  darah  [3].  Namun  ketika  proses pemeriksaan  laboratorium  sering  terjadi  pembekuan sampel  darah  dimana  kandungan  zat  pembeku
(koagulans) di dalam dalam darah secara alami sebagai penyebabnya.  Agar  dapat  mengatasi  kondisi pembekuan  tersebut,  sampel  darah  dicampur  dengan zat  anti  pembeku  (antikoagulans).  Pencampuaran antara  sampel  darah  dan  zat  anti  koagulan  ini dinamakan  proses  homogenisasi  menggunakan  alat laboratorium roller mixer [4] [5]. Dimana sampel darah yang  telah  dicampurakan  dalam  sebuah  kuvet, kemudian diletakkan diatas roller yang dapat berputar searah  dan  bergoyang  saat  dioperasikan.  Beberapa kajian  penelitian  terkait  perancangan  perkembangan roller  mixer diantaranya  :  pengaruh  modifikasi  timer
Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.1, Mei 2023, Hal. 33-38 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v4i1.37
dan  modifikasi  kecepatan  RPM  sudah  dilakukan[6], [7].  Pada  penelitian  ini  dilakukan  perancangan  alat roller mixer statis sederhana yang dapat berputar secara bolak balik, memiliki rentang kecepatan 30 rpm – 60 rpm dengan variasi waktu simulasi  maksimal 15 menit. Alat  ini  dilengkapi  display  pembacaan  kecepatan, waktu  dan  alarm  pengingat  jika  proses  homogenisasi telah selesai dilakukan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  telah  melalui  beberapa  proses kegiatan yang dapat diuraikan sepenuhnya. Agar lebih mudah  memahami  proses  tahapan  awal  pengerjaan, ketika prototype roller mixer statis putaran bolak-balik ini  dioperasikan  sesuai  pengaturan,  hingga  diperoleh hasil  penelitian  yang  sesuai  diharapkan,  dapat dijelaskan dalam bentuk diagram alir pada Gambar 1 dibawah ini :
Studi Literatur Mengumpulkan Komponen, Software dan Alat Ukur Perancangan Alat (Roller Mixer) Atur Kecepatan 33, 40, 50, & 60 rpm, Jeda Putaran Bolak Balik 30 detik, dan Waktu 1-15 menit Proses Homogenisasi (Roller berputar dengan jeda bolak-balik selama 1-15 menit?) Masukan Program Arduino Mulai Selesai Tidak Ya Buzzer Aktif Analisa Data Putaran Roller
Gambar 1. Diagram Alir Perancangan

## A. Bahan dan Prosedur Pengoperasian Alat
Berdasarkan  penjelasan  literatur  yang  telah dipahami [1] – [10], kemudian baru ditentukan desain ideal prototype roller  mixer statis  putaran  balik  ini dengan  mempertimbangkan  penggunaan  yang  efisien dan biaya murah. Berikut ini data alat ukur ditunjukan pada Tabel 1 dan Tabel 2 bahan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :
Tabel 1. Alat Ukur yang digunakan dalam penelitian
No Nama Alat Jumlah 1 Multimeter Zoyi ZT102 A 1 (Unit) 2 Tachometer DT 2234 C 1 (Unit) 3 Ponsel Android + App Stopwatch 1 (Unit) 4 Laptop + Software Arduino Uno 1 (Unit) Tabel 2. Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian
Cara  mengoperasikan  alat roller  mixer putaran bolak balik dapat di jelaskan melalui Gambar 2 yaitu sumber  tegangan  AC  220  Volt  dari  PLN  digunakan untuk  menghidupkan  power  supply,  sehingga  arus lisrik  yang  mengalir  masuk  ke  power  supply melalui rangkaian konverter di ubah menjadi tegangan arus DC maksimal  12  Volt.  Kemudian  melalui  modul  diver L298N Arus DC mengalir terhubung ke Arduino uno dan  motor  DC.  Langkah  selanjutnya  yang  harus dilakukan  yaitu  menekan  tombol  ON/OFF  lalu melakukan  pengesetan  kecepatan  untuk  menentukan
No Nama Bahan Jumlah 1 Arduino Uno 1 (Unit) 2 PCB Lubang 5 x 7CM 2 (Unit) 3 LCD 16 X 2 1 (Unit) 4 Switch 1 (Unit) 5 Buzzer 1 (Unit) 6 Motor  DC  12V 0.8A11,800 RPM 1 (Unit) 7 Driver Motor L298N 1 (Unit) 8 Potensio 100 K 1 (Unit) 9 Baut & Mur 8MM 10 (Unit) 10 Pipa PVC 2 Inch 5 (Unit) 11 Gear ∅ 45MM  &  Gear ∅ 20MM 2 (Unit) 12 Power Supply 12V 5A 1 (Unit)
Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.1, Mei 2023, Hal. 33-38 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v4i1.37
berapa  lama  kecepatan  dan  jeda  putran  balik  motor yang  dipakai  pada  proses  pengujian prototype ini. Selanjutnya  alat  pun  berputar  siap  digunakan  untuk memulai proses pendataan yang juga ditampilkan  pada LCD display 16 x 2. Apabila waktu yang disetting telah habis maka buzzer akan berbunyi dan settingan waktu yang  diterapkan  memberikan  umpan  balik  untuk menghentikan kerja rangkaian.

## Sumber  Tegangan
AC 220 V Power Supply Motor DC Arduino Uno Driver Motor L298N Roller LCD Buzzzer Timer
Gambar 2. Blok Diagram Cara Kerja Alat
Roller mixer
B.  Perancangan  Skematik  Rangkaian Prototype Roller mixer
Prototype mixer  ini  menggunakan  Arduino Uno  R3  Atmega328p  CH340    sebagai  pengendali utama,  pengaturan  awal  dilakukan  pada  Software Arduino  Library    melalui  kabel  USB  yang  sudah terhubung ke laptop. Selanjutnya nilai hasil pembacaan pada  display  LCD  disesuaikan,  atur  kecepatan,  lama serta jeda putaran motor, dan buzzer pengingat waktu.
Gambar 3. Rangkaian Kerja Alat Keseluruhan
Gambar 4. Rangkaian Motor DC dan Buzzer
Gambar 5. Rangkaian LCD dan Potensio

## C. Prosedur Pengujian
Proses  pendataan  uji  alat roller  mixer statis putaran  balik  ini  penting  dilakukan,  karena  dengan mengetahui  kemampuan  ril prototype menjadi  tolak ukur  layak  atau  tidaknya prototype homogenisasi dioperasikan pada laboratorium.

## 1) Pengujian kelistrikan
Komponen elektronika yang digunakan seperti  Power Supply, Motor DC, Driver L298N, Arduino Uno, LCD, Buzzer, Potensio , dan Switch. Diuji untuk mengetahui nilai  besaran  listrik  (tegangan,  arus,  dan  hambatan) menggunakan  multimeter  kemudian  baru  didapatkan
Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.1, Mei 2023, Hal. 33-38 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v4i1.37
analisis  kondisi  komponen  tersebut  berfungsi  dengan baik atau tidak.
2) Pengukuran Kecepatan
Kecepatan  putaran  roller prototype homogenisasi ditentukan berdasarkan nilai range operasi roller mixer komersil  pada  laboratorium[8]  [9]  [10].  Sehingga setting  kecepatan  diperoleh,  diatur  secara  manual menggunakan potensio menjadi 33rpm, 40rpm, 50rpm, dan  60  rpm.  Kemudian  untuk  melihat  keakurasian putaran roller, nilai dari hasil pembacaan LCD tersebut dibandingkan dengan alat ukur tachometer DT 2234 C.
3) Waktu dan Konter Jeda Putaran Bolak-Balik
Pengujian  durasi  waktu  kerja  alat prototype saat  di hidupkan  dibandingkan  1-15  menit  menggunakan stopwatch.  Kemudian  alat prototype ini  juga  diatur memiliki  setting  jeda  putaran  bolak-  balik  setiap  30 detik.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gambar 6. Bagian-Bagian Alat Prototype Roller mixer Statis Putaran Bolak-Balik
Data  pengukuran  dilakukan  berulang  kali  agar diperoleh hasil yang maksimal, kemudian data tersebut diolah  menggunakan  MS.  Excel  dan  disajikan  dalam bentuk  grafik.  Berikut  uraian  penyajian  hasil perbandingan  nilai  yang  terbaca  oleh  display  LCD dengan alat ukur saat prototype roller mixer dijalankan dengan  kecepatan  berbeda  33,  40,  50,  dan  60  RPM selama 1-15 menit.

## A. Kecepatan 33 RPM
Gambar 7. Pengujian Roller mixer Statis 1-15 menit Kecepatan 33 RPM Pada  grafik  Gambar  7  terlihat  putaran  roller pertama  diuji  selama  60  detik,  jika  dibandingkan dengan  pembacaan  stopwatch  hasilnya  terbaca  63 detik. Persentase selisih waktu dari keduanya sebanyak 5%,  nilai  ini  masih  dalam  batas  toleransi  alat  ukur. Waktu  uji  kedua  selama  120  detik  putaran  roller, perbandingan  dengan  pembacaan  stopwatch  terbaca 125  detik.  Nilai  persentase  selisih  waktu  keduanya masih  dalam  batas  toleransi  alat  ukur  sebanyak  4  % meskipun ada selisih 1 % dengan pengujian pertama. Selanjutnya waktu putaran roller ketiga dibaca selama 180  detik,  hasil  perbandingan  waktu  terbaca  oleh stopwatch 189 detik. Selisih persentase dari perbedaan kedua  waktu  ini  masih  dalam  batas  toleransi  sebesar 5%. Hasil nilai perbandingan selisih persentase waktu ini  sama  hingga  waktu  pengujian  ke  lima  belas,  jika dilihat  data  pada  grafik  diatas.  Hasil  waktu  putaran roller terbaca selama 900 detik, memiliki perbandingan waktu sebesar 945 detik terbaca pada stopwatch.
Prototype roller  mixer statis  ini  sudah  diatur memiliki  jeda  waktu  selama  30  detik  setiap  putaran balik  saat  dioperasikan.  Jika  diamati  hasil  perbedaan pembacaan  masing-masing  waktu  mulai  dari  uji pertama sebesar 3 detik , kedua sebesar 5 detik, ketiga sebesar  9  detik,  dan    hingga  akhir  uji  ke  lima  belas sebesar 45 detik. Hal ini dikarenakan jumlah putaran bolak-balik  yang  berbeda  untuk  setiap  pengujian, dimana 2 putaran untuk pengujian pertama, 4 putaran pengujian  kedua,  6  putaran  untuk  pengujian  ketiga, hingga 30 putaran untuk pengujian akhir. Berdasarkan data  pengujian  waktu  1  kali  putaran  balik  tercatat sebesar  31,5  detik,  lebih  lambat  1,5  detik  waktu pengaturan.
Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.1, Mei 2023, Hal. 33-38 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v4i1.37

## B. Kecepatan 40, 50, dan 60 RPM
Gambar 8. Pengujian Roller mixer Statis 1-15 menit Kecepatan 40 RPM
Gambar 9 . Pengujian Roller mixer Statis 1-15 menit Kecepatan 50 RPM
Gambar 10. Pengujian Roller mixer Statis 1-15 menit Kecepatan 60 RPM
Hasil Pengukuran putaran pada kecepatan 40, 50, dan 60 RPM prototype roller mixer statis memiliki nilai yang sama pada setiap pengukurannya. Data masing-
masing pengukuran disajikan  pada gambar 8, 9 dan 10. Data hasil uji waktu pertama selama 60 detik dengan perbandingan pembacaan waktu stopwatch sebesar 63 detik.  Kemudian  waktu  uji  kedua  selama  120  detik, pada stopwatch terbaca selama 125 detik. Jika diamati secara  detail  kedua  hasil  pengukuran  waktu  ini  sama dengan  pada  kecepatan  33  RPM  Gambar  7.  Namun pengukuran waktu selanjutnya hingga akhir mengalami perbedaan waktu 1 detik lebih cepat. Waktu uji yang dimaksudkan  yaitu  ketiga,  selama  180  detik  dengan perbandingan pembacaan pada stopwatch sebesar 188 detik dan sampai pada waktu uji ke lima belas sebesar 900 detik berbanding 944 detik pembacaan stopwatch.
Perubahan  waktu  uji  ini  diasumsikan  karena pengaruh konstruksi perancangan alat prototype yang kurang  presisi  dan  akurat.  Jika  dilihat  selisih  nilai persentase  waktu  menunjukan  angka  yang  sama  di setiap uji putaran roller pada kecepatan 33, 40, 50, dan 60    RPM  yaitu  sebesar  4%  hingga  nilai kecenderungannya  lebih  banyak  pada  angka  5%.  Ini berarti  setiap  kenaikan  tingkat  kecepatan  roller  tidak mempengaruhi  perubahan  nilai  uji  waktu  yang  telah dilakukan.

## IV. KESIMPULAN
Prototype roller  mixer statis  putaran  bolak- balik  berbasis  arduino  dilengkapi  dengan  buzzer pengingat waktu telah berhasil dirancang. Berdasarkan data pengujian pada kecepatan 33 rpm, 40 rpm, 50 rpm, dan 60 rpm selama waktu uji 1-15 menit, roller mixer memiliki kecepatan putar yang stabil yaitu sebesar 31,5 detik. Pengukuran memiliki selisih waktu sebesar 5% terhadap  waktu  pengaturan,  Berdasarkan  data  dapat disimpulkan bahwa kenaikan tingkat kecepatan roller tidak  mempengaruhi  perubahan  nilai  uji  waktu  yang telah dilakukan.

## REFERENSI
[1]  P. Sholhui, H. Jungwon and T. D. Jeong, "False- positive  flag  of  WBC  and  change  of  mean platelet volume (MPV) caused by K3-EDTA on the DxH 900 hematology analyzer,"
Scandinavian  Journal  of  Clinical  and Laboratory  Investigation, vol.  80,  no.  20,  pp. 644-648, 2020.
[2]  J. Y. Ham and K. E. Song, "Impact of specimen mixing methods on presepsin point-of-care test
Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.1, Mei 2023, Hal. 33-38 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v4i1.37
results  using  whole  blood," Journal  Clinical Chemistry  and  Laboratory  Machine  (CCLM), vol. 54, no. 5, pp. 151-154, 2016.
[3]  R.  N.  Fitrianti,  A.  Handayanti  and  C.  K. Rahayuningsih, "Perbandingan
Hasil
Pemeriksaan  Trombosit  Homogenasi  Secara Manual  dan  Blood  Roller  Mixer  Pada  Alat
Hematology  Analyzer,"
Jurnal  Analisis
Kesehatan  Sains, vol.  8,  no.  1,  pp.  873-878,
2019.
[4]  T. Ariyadi and B. Santosa, "Profil Darah Vena pada  Proses  Homogenisasi  Manual  dan Menggunakan Alat Roller Mixer," 16 Februari 2021. [Online]. Available: http://repository.unimus.ac.id/4183/1/Naskah%
20Penelitian%20BKD%202.pdf.  [Accessed  29
April 2023].
[5]  H. Aral and M. Usta, "Influence of using a roller mixer on rejected samples in coagulation tests," International Journal of
Laboratory
Hematology, vol. 33, no. 6, pp. 617-619, 2011.
[6]  A.  Elfiansyah  and  N.  D.  R.  F.  Hutabarat, "Pengaruh  Modifikasi  Timer  Pada  Pengendali Roller  Mixer," Jurnal  Mutiara  Elektromedik, vol. 1, no. 1, pp. 7-14, 2017.
[7]  T.  I.  Abdulloh,  "Modifikasi  Roller  Mixer,"  30 Januari 2019.
[Online]. Available: https://eprints.uwhs.ac.id/384/. [8]  "manualslib," [Online]. Available: https://www.manualslib.com/manual/1324519/
Stuart-Srt6.html. [Accessed 30 April 2023].
[9]  "Tube  Roller  Mixers  User  Guide,"  [Online]. Available:
https://pim-
resources.coleparmer.com/instruction- manual/04750-20thru34manualv1-1.pdf. [Accessed 30 April 2023].
[10]  "MarienFeld," [Online]. Available: https://www.marienfeld- superior.com/manuals.html?file=files/Medien/ PDFs/Anleitungen/Englische_Seite/2018- Instruction_manual_Swivel_roller_mixer_RM5 -40_DE_EN_ES.pdf. [Accessed 30 April 2023].