## Perancangan Sistem Disinfektan UV-C Sterilisasi Paket sebagai Pencegahan Penyebaran Covid-19

## (Design of Package Sterilization UV-C Disinfectant Systems
to Prevent the Spread of Covid-19)
Reza Satria Rinaldi 1 , Ika Novia Anggraini 2
Abstract— This  research  is  based  on  the  societies'  needs  to sterilize  the  goods  from  delivery  services  during  the  Covid-19 pandemic.  Due  to  the  societies'  needs,  the  delivery  and  logistics services did the sterilization of the goods by spraying disinfectant liquid  in  and  out  packages  that  gave  impact  to  the  wetness  of packages.  Therefore,  innovation  was  needed  to  carry  out  the sterilization of goods and logistics so that they can be received or sent in good condition. The ultraviolet C (UV-C) disinfectant was this  innovation.  In  this  study,  the  design  of  a  UV-C  disinfectant system for sterilizing packages through a mini conveyor has been made. Then, a UV-C disinfectant system with a sterilization area of  90  cm  long,  50  cm  wide,  and  50  cm  high  is  used.  The  system needs  a  UV-C  lamp  with  the  power  of  161.77  watts  for  the sterilization. The results of irradiation measurements of the UV-C disinfectant  system  is  used  to  calculate  the  length  of  UV-C exposure time. Based on the calculation results, the designed UV- C disinfectant system was able to kill the virus up to 90% of the coronavirus within the length of UV-C exposure time toward the package in the sterilization area of at least 16 seconds.
Intisari—Makalah ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat  terhadap  sterilisasi  barang-barang  yang  diperoleh dari jasa pengiriman barang selama  pandemi Covid-19. Dengan adanya  kebutuhan  masyarakat  tersebut,  jasa  pengiriman    dan logistik  melakukan  sterilisasi  berupa  penyemprotan  cairan disinfektan pada paket yang keluar masuk sehingga berdampak pada  basahnya  paket.  Oleh  karena  itu,  perlu  satu  upaya  baru untuk melakukan sterilisasi barang dan logistik agar barang dan logistik  yang  diterima  atau  dikirim  tetap  dalam  kondisi  baik. Disinfektan  ultraviolet  C  (UV-C)  merupakan  upaya  baru tersebut.  Dalam  makalah  ini,  telah  dibuat  rancangan  sebuah sistem disinfektan UV-C untuk sterilisasi paket melalui konveyor mini. Selanjutnya, dibuat area sterilisasi s istem disinfektan UV-C berukuran panjang 90 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 50 cm. Sistem disinfektan UV-C yang dirancang membutuhkan daya lampu UV- C  sebesar  161,77  watt  untuk  sterilisasi  pada  sistem  disinfektan UV-C.  Hasil  pengukuran  iradiasi  sistem  disinfektan  UV-C digunakan  untuk  menghitung  lama  waktu  paparan  UV-C. Berdasarkan  hasil  perhitungan,  sistem  disinfektan  UV-C  yang dirancang mampu membunuh hingga 90% virus  corona dengan lama waktu paparan UV-C terhadap paket dalam area sterilisasi minimal 16 detik.
Kata Kunci—Disinfektan UV-C, Sterilisasi, Paket, Covid-19.

## I. P ENDAHULUAN
Wabah Coronavirus  Disease 2019  (Covid-19),  yang ditemukan  pada  Desember  2019  di  Wuhan,  Provinsi  Hubei, Republik  Rakyat  China,  telah  menyebar  ke  banyak  negara  di dunia. Oleh karena itu, pada 30 Januari 2020 Komite Darurat World  Health  Organization  (WHO)  menyatakan  keadaan darurat kesehatan global [1]. Pasien pertama positif Covid-19 di  Indonesia  diumumkan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  pada  2 Maret 2020 [2]. Kasus positif Covid-19 di Indonesia setiap hari mengalami peningkatan.
Gugus tugas penanganan Covid-19 menyatakan kurang lebih 90%  kasus  penularan  Covid-19  terjadi  melalui droplet atau tetesan yang masuk ke mata, hidung, dan mulut yang dibawa oleh jari. First line defense atau pertahanan paling depan adalah menggunakan masker dan cuci tangan. Second line defense atau pertahanan  berikutnya  adalah  perilaku  menjaga  kebersihan dengan  mandi  setelah  bepergian,  mencuci  baju,  dan membersihkan permukaan barang dengan disinfektan [3].
Walaupun  belum  ditemukan  penularan  Covid-19  secara langsung lewat barang, tetapi upaya pencegahan juga dilakukan oleh  jasa pengiriman barang dan logistik serta jasa penjualan daring  ( online ).  Sebagai  upaya  mencegah  dan  meminimalkan penyebaran  Covid-19,  sejumlah  jasa  pengiriman  barang  dan logistik  melakukan  kebijakan  seperti  sterilisasi  berupa penyemprotan cairan disinfektan pada paket yang keluar masuk dan  mengimbau  pelanggannya  untuk  membersihkan  atau mencuci isi paket sebelum digunakan [4]- [5] .
Columbia  University  Medical  Center  melaporkan  untuk pertama  kalinya  bahwa  sinar  Far-UVC  dengan  dosis  sangat rendah  membunuh  lebih  dari  95%  virus  influenza  H1N1  di udara.  Far-UVC  merupakan  sinar  ultraviolet  C  (UV-C)  yang memancarkan spektrum sempit UV-C pada panjang gelombang sekitar  222  nanometer  [6].  FTUI  mengembangkan  Bilik Disinfeksi  Cepat  (BDC)-04  dengan  menggunakan  sinar Far-UVC.  Penggunaan bilik ini akan menjaga baju tetap kering karena menggunakan sinar UV, tidak seperti kebanyakan bilik serupa yang telah beredar. Dengan  pemaparan ( fluence ) sinar UV  selama  5-10  detik,  efektivitas  dalam  menonaktifkan mikroorganisme  yang  menempel  pada  pakaian  atau  tubuh manusia mencapai 89-99 persen [7].
Pada  sterilisasi  menggunakan  UV-C,  iradiasi  intensitas- tinggi waktu-singkat dengan iradiasi intensitas-rendah waktu- lama  memiliki  dosis  dan  efek  sterilisasi  yang  sama.  Hasil iradiasi terbaik adalah pada jarak antara 1,25-1,5 cm dan waktu sekitar 10-12 detik [8]. Dengan demikian, semakin lama waktu
1,2 Program  Studi  Teknik  Elektro  Fakultas  Teknik  Universitas Bengkulu,  Jl.  W.R.  Supratman  Kelurahan  Kandang  Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu 38371 INDONESIA (tlp:  0736-21170,  21884;  fax:  0736-22150,  20815;  e-mail: reza_s_r@unib.ac.id, ikanovia@unib.ac.id )
iradiasi  atau  semakin  besar  intensitas  iradiasi  UV-C  akan memberikan hasil sterilisasi yang baik.
Sinar UV-C belum dimanfaatkan untuk sterilisasi paket pada jasa  pengiriman  barang.  Sejak  terjadinya  pandemi  Covid-19, sterilisasi paket pada jasa pengiriman barang dilakukan secara manual  dengan  penyemprotan  disinfektan  cair  pada  setiap paket yang keluar masuk. Hal ini tentunya cukup merepotkan dan  kurang  efektif.  Penyemprotan  disinfektan  juga  dapat mengakibatkan  paket  basah,  terutama  jika  disinfektan disemprotkan  secara  berlebihan.  Adanya  proses  sterilisasi terhadap setiap paket yang keluar masuk juga menambah waktu operasional,  terlebih  lagi  pada  saat  arus  keluar  masuk  paket yang besar.
Untuk  mengurangi  waktu  operasional  dalam  proses sterilisasi  setiap  paket,  dapat  digunakan  sebuah  sistem konveyor  mini  yang  dilengkapi  dengan  sistem  disinfektan UV-C.  Penggunaan  disinfektan  UV-C  merupakan  sebuah pilihan  yang  cukup  baik  untuk  mengatasi  kelemahan penyemprotan  disinfektan  cair.  Selama  ini  sinar  UV-C  baru dimanfaatkan  untuk  sterilisasi  tanpa  menggunakan  konveyor [9]-[12].  Berdasarkan  hal  tersebut,  dalam  makalah  ini dirancang  sebuah  sistem  disinfektan  UV-C  otomatis  untuk sterilisasi paket melalui konveyor mini. Dengan menggunakan sistem ini, diharapkan proses sterilisasi paket melalui konveyor mini akan menjadi lebih efektif.
II. C OVID -19
Covid-19  merupakan  nama  penyakit yang  disebabkan  oleh virus  yang  diberi  nama  oleh  WHO  sebagai Severe  Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Pada 11 Maret  2020,  Covid-19  dinyatakan  oleh  WHO  sebagai  wabah pandemi global. Kejadian luar biasa yang disebabkan oleh virus corona saat ini bukanlah merupakan kejadian yang pertama kali. Sebelumnya,  pada  tahun  2002,  ada  SARS  yang  disebabkan SARS- coronavirus (SARS-CoV)  dengan  8000-an  kasus. Kemudian,  ada Middle  East Respiratory  Syndrome (MERS) pada  tahun  2012,  yang  disebabkan  oleh  MERS- Coronavirus (MERS-CoV) dengan 1000-an kasus [13].
Virus corona diselimuti oleh virus RNA untai tunggal positif yang  banyak  menginfeksi  manusia,  tetapi  juga  menginfeksi berbagai hewan [1].  Struktur virus corona membentuk struktur seperti  kelompok  ( club-like )  dengan  protein  S  berlokasi  di permukaan virus. Pengenalan sifat fisik dan kimiawi dari virus corona terutama  berasal  dari  studi SARS-CoV dan MERS- CoV . Virus corona bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat dinonaktifkan oleh disinfektan yang mengandung klorin, pelarut lemak dengan suhu 56 o C selama 30 menit, eter, alkohol 75%, peroxyacetic acid , dan kloroform. Sementara itu, chlorhexidine tidak efektif dalam menonaktifkan virus [14].

## III. U LTRAVIOLET (UV) SEBAGAI D ISINFEKTAN
Ultraviolet adalah radiasi elektromagnetis yang tidak terlihat oleh  manusia.  Ultraviolet  mempunyai  beberapa  penyebutan yang pada dasarnya sama, di antaranya cahaya ultraviolet, sinar ultraviolet, radiasi ultraviolet, radiasi elektromagnetis ultraviolet,  atau  secara  sederhana  disingkat  UV.  UV  dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori yang paling umum
adalah UV-A (320–390 nm), yang juga disebut longwave atau blacklight ; UV-B (280–315 nm), yang juga disebut mid-wave ; dan UV-C (200–280 nm),  yang  juga  disebut shortwave dan germicidal  light .  Penamaan  dan  pengkategorian  UV  lainnya adalah Near  UV (300–400  nm), Far  UV (122–200  nm); Vacuum UV (10–200 nm); dan Extreme UV (10–121 nm) [15]. Pemaparan  sinar  UV  selama  10  detik  memberikan efektivitas sebesar 64,21% terhadap penurunan jumlah bakteri pada  uang  kertas  yang  beredar  di  masyarakat  pada  masa pandemi  Covid-19  [9].  Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian sterilisasi  peralatan  makan  menggunakan  metode  pemaparan sinar UV. Dalam penelitian tersebut, digunakan lampu UV 25 watt  dengan  jarak  10  cm  dari  objek.  Berdasarkan  hasil pengujian proses sterilisasi selama 1 menit, 5 menit, 10 menit, dan  15  menit,  diperoleh  hasil  bahwa  tingkat  kesterilan  alat makan  mencapai  100%  (bakteri  tersisa  0  koloni/cm 2 dengan pertumbuhan 0%) untuk proses sterilisasi selama 15 menit [10].
Sebuah  alat  sterilisasi  udara  didesain  menggunakan  sinar ultraviolet  dengan  panjang  gelombang  ( λ )  260–265  nm  dan daya  sebesar  8  watt.  Alat  ini  memiliki  kemampuan  untuk mereduksi  jumlah  bakteri  yang  sangat  signifikan,  mencapai 92,7% untuk mikroorganisme berjenis bakteri dan 94,1% fungi pada volume ruangan 1 m 3 dengan waktu perlakuan ( treatment ) selama  45 menit  [11].  Pada penelitian  lainnya,  alat disinfeksi ruangan berbasis radiasi UV-C yang terdiri atas empat lampu UV-C Phillips TUV-T8 30 watt yang ditempatkan pada empat sisi  yang  berbeda  diuji.  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa paparan  UV-C  selama  15  menit  sudah  cukup  untuk menghilangkan inokulum [12].

## IV. M ETODE
Makalah  ini  merupakan  sebuah  penelitian  terapan  yang bertujuan  untuk  memecahkan  masalah-masalah  kehidupan praktis, dalam hal ini upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Penelitian  ini  lebih  bersifat  praktis  dan  aplikatif.  Dalam makalah  ini  dirancang  sebuah  teknologi  tepat  guna  berupa sebuah  sistem  disinfektan  UV-C.  Penelitian  difokuskan  pada pengukuran  tingkat  distribusi  iradiasi  UV-C  dalam  area sterilisasi  sistem  disinfektan  UV-C  sehingga  dapat  dihitung lama  paparan  UV-C  untuk  membunuh  virus corona .  Dosis paparan  UV-C  ( D )  merupakan  fungsi  perkalian  lama  waktu paparan UV-C ( E t ) terhadap tingkat iradiasi ( I R ) [16].
𝐷 = 𝐸 𝑡 ∙   𝐼 𝑅 . (1)
Sistem  konveyor  mini  yang  dirancang  memiliki  panjang 110  cm  dan  lebar  50  cm.  Sistem  ini  digunakan  untuk melewatkan  paket  dengan  dimensi  maksimal  panjang  70  cm, lebar 40 cm, dan tinggi 40 cm. Berdasarkan hal tersebut, sistem disinfektan UV-C dirancang dengan area sterilisasi berukuran panjang 90 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 50 cm. Ukuran (panjang) lampu  UV-C  yang  digunakan  menyesuaikan  dengan  ukuran area  sterilisasi  sistem  disinfektan  dan  konveyor  mini. Rancangan  sistem  ini  diperlihatkan  pada  Gbr.  1,  dengan  cara kerja sistem seperti diagram alir pada Gbr. 2.
Semua sisi permukaan paket harus terkena paparan  iradiasi UV-C  tanpa  harus  mengubah  posisi  paket  saat  berada  di  atas konveyor mini. Belt pada konveyor mini yang digunakan untuk
melewatkan paket harus dapat melewatkan iradiasi UV-C agar permukaan bawah paket terpapar  iradiasi UV-C. Berdasarkan hal  tersebut, belt pada  konveyor  mini  yang  merupakan  sisi bawah area sterilisasi sistem disinfektan UV-C berupa jaring, yaitu wire mesh teflon .
Paket  yang  masuk  dan  dilewatkan  melalui  konveyor  mini diukur dimensinya oleh sistem sensor pada konveyor mini yang terintegrasi  dengan  sistem  disinfektan  UV-C.  Berdasarkan dimensi  paket  tersebut, dapat  ditentukan  lama  waktu  paparan UV-C  yang  dibutuhkan  untuk  proses  sterilisasi  paket.  Kerja sistem disinfektan UV-C dimulai dengan masuknya paket yang dilewatkan konveyor mini ke dalam area sterilisasi. Saat paket telah berada di tengah area sterilisasi sistem disinfektan UV-C, konveyor akan berhenti, sisi depan dan belakang area sterilisasi menutup,  dan  proses  sterilisasi  dimulai,  yaitu  dengan menyalanya  lampu-lampu  UV-C  dalam  area  sterilasi.  Setelah lama  waktu  penyinaran  iradiasi  UV-C  tercapai,  lampu-lampu UV-C  akan  padam,  sisi  depan  dan  belakang  area  sterilisasi membuka,  dan  konveyor  kembali  bergerak  untuk  membawa paket keluar dari area sterilisasi.
Untuk  memastikan  sistem  disinfektan  UV-C  sudah  dapat berfungsi  dengan  baik,  dilakukan  pengujian  hasil  rancangan. Jika  sistem  belum  berfungsi  dengan  baik,  akan  diadakan evaluasi  dan  pengecekan  rancangan  untuk  selanjutnya
dilakukan  perbaikan  yang  diperlukan  hingga  sistem  dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya dilakukan  pengambilan  data  dan  analisis  pada  sistem  yang sudah berfungsi dengan baik, yaitu:
1. penggunaan listrik untuk lampu UV-C;
2. tingkat  iradiasi  UV-C  dengan  variasi  jarak  terhadap  area sterilisasi;
3. perhitungan kebutuhan dosis UV-C untuk sterilisasi; dan
4. lama  waktu  pemaparan  UV-C  sebagai  disinfektan  untuk sterilisasi paket.

## V. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Hasil rancangan sistem disinfektan UV-C dapat dilihat pada Gbr. 3. Rancangan sistem disinfektan UV-C ini menggunakan
(a) (b)
Ket.:  A = Lampu UV-C C = Roller B = Conveyor
D = Rangka Sistem
Gbr. 1  Potongan  rancangan  sistem,  (a)  tampak  samping,  (b) tampak  depan/ belakang.
Gbr. 2 Diagram alir kerja sistem.
lampu UV-C Germicidal Phillips 30 watt sebanyak lima set dan lampu UV-C Germicidal Phillips 8 watt sebanyak delapan set. Pada sisi kanan, kiri, dan atas sistem disinfektan UV-C, lampu dapat dipasang secara memanjang. Pada posisi ini, lampu yang dapat  dipasang  adalah  lampu  UV-C  30  watt  yang  memiliki panjang  kap  lampu  90  cm.  Pada  sisi  kiri  dan  kanan  masing- masing  dipasang  dua  set  lampu  UV-C,  sedangkan  di  atas dipasang satu set lampu UV-C. Pada sisi bawah, lampu UV-C 8 watt sebanyak empat set dipasang pada konveyor mini sejajar dengan roller .  Lampu  UV-C  pada  sisi  depan  dan  belakang sistem  disinfektan  dipasang  tegak  lurus  terhadap wire  mesh teflon sebanyak  masing-masing  dua  set  lampu.  Lampu ditempatkan  sedemikian  rupa  agar  tidak  mengganggu mekanika  gerak  membuka  dan  menutupnya  sisi  depan  dan belakang sistem disinfektan UV-C.
Dosis  UV-C  yang  diterima  setiap  perangkat  setelah disterilisasi dengan unit pemancar UV-C bervariasi, tergantung pada  jarak  antara  sumber  sinar  dan  area  iradiasi  [17].  Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan iradiasi  UV-C pada sistem disinfektan  UV-C,  semua  sisi  area  sterilisasi  dibuat  tertutup menggunakan  plat  seng  untuk  penempatan  stiker reflector warna  putih  pada  sisi  dalam  area  sterilisasi.  Terdapat  area seluas  90  cm  ×  22  cm    pada  sisi  kiri  dan  kanan  bawah  area sterilisasi  sistem  disinfektan  UV-C  yang  tidak  ditutup menggunakan  plat  seng  dan  stiker reflector .  Area  ini  hanya ditutup menggunakan akrilik bening 2 mm agar bisa dilakukan pengamatan  proses  sterilisasi  disinfektan  UV-C  yang  terjadi. Area  ini  tidak  mengurangi  efektivitas  alat  karena  hanya mengambil  area  penyinaran  UV-C  sisi  kiri  dan  kanan  bawah dengan  panjang  90  cm  dan  tinggi  5  cm  serta  tidak  terdapat radiasi UV-C yang terpancar keluar.
Sistem disinfektan UV-C menggunakan sumber listrik PLN dengan  penggunaan  listrik  rata-rata  untuk  lampu  UV-C  pada rancangan  ini  sebesar  161,77  watt  berdasarkan  pengukuran menggunakan wattmeter. Hasil pengukuran tingkat iradiasi ( I R )
Gbr. 3 Hasil rancangan sistem.
T ABEL I
H ASIL P ENGUKURAN I R UV-C S ISI K ANAN /K IRI , A TAS , DAN D EPAN /B ELAKANG DALAM A REA S TERILISASI Jarak (cm) Kanan/ Kiri Atas Depan/ Belakang I R (mW/cm 2 ) I R (mW/cm 2 ) I R (mW/cm 2 ) 10 1,057 1,119 0,132 15 0,844 0,859 0,169 20 0,800 0,641 0,204 25 0,735 0,553 0,232 30 0,665 0,507 0,283 35 0,484 0,268 40 0,470 0,284 45 0,467 0,285 50 0,496 0,301 55 0,309 60 0,311 65 0,319 70 0,304
T ABEL II P ENGUKURAN I R UV-C S ISI B AWAH DALAM A REA S TERILISASI
Jarak (cm) I R (mW/cm 2 ) 10 0,344 15 0,297 20 0,720 40 1,447 45 0,320 50 0,555
T ABEL III H ASIL P ERHITUNGAN L AMA P APARAN UV-C S ISI K ANAN /K IRI , A TAS , DAN D EPAN /B ELAKANG Jarak (cm) Kanan/ Kiri Atas Depan/ Belakang E t90 (detik) E t90 (detik) E t90 (detik) 10 1,99 1,88 15,91 15 2,49 2,44 12,43 20 2,63 3,28 10,29 25 2,86 3,80 9,05 30 3,16 4,14 7,42 35 4,34 7,84 40 4,47 7,39 45 4,50 7,37 50 4,23 6,98 55 6,80 60 6,75 65 6,58 70 6,91
T ABEL IV
H ASIL P ERHITUNGAN L AMA P APARAN UV-C S ISI B AWAH
Jarak (cm) E t90 (detik) 10 6,10 15 7,07 20 2,92 40 1,45 45 6,56 50 3,78
UV-C  rata-rata  dari  tiga  kali  pengujian  dalam  area  sterilisasi sistem  ini,  dengan  variasi  jarak  pengukuran  terhadap  sisi kanan/kiri,  atas,  depan/belakang  area  sterilisasi  sistem disinfektan  UV-C,  ditampilkan  pada  Tabel  I.  Sementara  itu, hasil  pengukuran I R UV-C  sisi  bawah  area  sterilisasi  sistem disinfektan  UV-C  dengan  variasi  jarak  dari  sisi  depan  area sterilisasi ditampilkan pada Tabel II.
Dosis  pemaparan  UV-C  ( D )  untuk  membunuh  90%  ( D 90 ) virus corona di air adalah sebesar D 90 = 21 J/m 2 dan di udara adalah sebesar D 90 = 6 J/m 2 [16]. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat iradiasi pada Tabel I dan Tabel II, dengan menggunakan D 90 = 21 J/m 2 dan mengacu pada (1), dapat dihitung E t90 , yaitu E t minimal  untuk  membunuh  90%  virus corona pada  sistem disinfektan UV-C.
Untuk jarak benda dari sisi area sterilisasi pada Tabel I, nilai E t90 hasil perhitungan ditunjukkan pada Tabel III. Selanjutnya, untuk  jarak  benda  dari  sisi  area  sterilisasi  pada  Tabel  II, E t90 hasil perhitungan ditunjukkan pada Tabel IV.
Pada  Tabel  III  dan  Tabel  IV  dapat  dilihat  bahwa E t90 sisi depan/belakang, yaitu selama 6,91˗15,91 detik, jauh lebih lama dibandingkan E t90 sisi  lainnya.  Berdasarkan  hal  tersebut, diketahui bahwa E t90 setiap paket yang akan disterilisasi dalam sistem  disinfektan  UV-C  yang  dirancang  bergantung  pada panjang paket. Tabel V memperlihatkan E t90 setiap paket yang akan disterilisasi berdasarkan panjangnya dalam area sterilisasi sistem  disinfektan  UV-C  yang  dirancang,  dengan  paket ditempatkan di tengah area sterilisasi. Dengan pembulatan E t90 , lama waktu paparan disinfektan UV-C dapat dibuat dalam dua kategori, yaitu:
1. selama  10  detik  untuk  paket  yang  panjanganya  sampai dengan 40 cm; dan
2. selama  16  detik  untuk  paket  yang  panjangnya  >  40  cm sampai dengan 70 cm.

## VI. K ESIMPULAN
Sistem  disinfektan  UV-C  untuk    sterilisasi  paket  melalui konveyor  mini  yang  dirancang  membutuhkan  daya  untuk lampu  UV-C  sebesar  161,77  watt.  Berdasarkan  hasil
pengukuran  iradiasi  sistem  disinfektan  UV-C,  diperoleh perhitungan  lama  paparan  UV-C  minimal  10  detik  untuk panjang  paket  sampai  dengan  40  cm  dan  minimal  16  detik untuk  panjang  paket  >  40  cm  sampai  dengan  70  cm  agar mampu  membunuh  virus corona hingga  90%.  Semakin  lama paparan UV-C, sterilisasi paket oleh sistem disinfektan UV-C ini akan semakin maksimal.

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu yang  telah  memberikan  bantuan  dana  untuk  pelaksanaan penelitian ini.

## R EFERENSI
[1] T.P.  Velavan  dan  C.G.  Meyer,  “Editorial:  The  COVID-19  Epidemic,” Tropical Medicine and International Health, Vol. 25, No. 3, hal. 278–280, Mar. 2020 .
[2] A.M.  Idhom  (2020)  “Kronologi  Pasien  Positif  Corona  di  Indonesia Bertambah Jadi Enam,” [Online], https://tirto.id/kronologi-pasien-positif- corona-di-indonesia-bertambah-jadi-enam-eDEn, tanggal akses: 16-Apr- 2020.
[3] (2020) “90% Penularan Covid-19 Lewat Cara Ini, Ayo Cegah!,” [Online], https://www.cnbcindonesia.com/news/20200405132113-4-149856/90- penularan-covid-19-lewat-cara-ini-ayo-cegah,  tanggal  akses:  16-Apr- 2020.
[4] K. Barus (2020) “Ikuti Himbauan Pemerintah, Sicepat Lakukan Langkah Pencegahan Terkait Wabah Virus Corona,” [Online], https://www.industry.co.id/read/62575/ikuti-himbauan-pemerintah- sicepat-lakukan-langkah-pencegahan-terkait-wabah-virus-corona, tanggal akses: 16-Apr-2020.
[5] A. Puspitoningrum (2020) “Cegah Penularan Covid-19 Lewat Barang, Ini yang Dilakukan JNE,” [Online], https://jateng.idntimes.com/ business/economy/anggun-puspitoningrum-1/cegah-penularan-covid-19- lewat-barang-ini-yang-dilakukan-jne, tanggal akses: 16-Apr-2020.
[6] E. Waltz (2018) “UV Gadgets and Virtual Docs Take On a Very Bad Flu Season,”  [Online],  https://spectrum.ieee.org/the-human-os/  biomedical/ devices/high-tech-flu-fighters, tanggal akses:  24-Jun-2020.
[7] A.P.  Kasih.  (2020)  “Gunakan  Sinar  UV,  Bilik  Disinfeksi  Karya  FT-UI Matikan Virus 10 Detik” [Online],
https://www.kompas.com/edu/read/2020/03/27/091913871/gunakan- sinar-uv-bilik-disinfeksi-karya-ft-ui-matikan-virus-10-detik. tanggal akses: 28-Apr-2020.
[8] T.P.  Sun,  C.T.  Huang,  P.W.  Lui,  Y.T.  Chen,  dan  H.L.  Shieh,  “Novel Measurement System for Linear Array Type UVC Germicidal System,” 2019 IEEE Eurasia Conference on Biomedical Engineering, Healthcare and Sustainability ( IEEE ECBIOS 2019) , 2019, hal. 57-60.
[9] A.D.  Elisanti,  E.T.  Ardianto,  N.C.  Ida,  dan  E.  Hendriatno,  “Efektifitas Paparan Sinar UV dan Alkohol 70% Terhadap Total Bakteri pada Uang Kertas  yang  Beredar  Dimasa  Pandemi  Covid-19,” Jurnal  Riset Kefarmasian Indonesia , Vol. 2, No. 2, hal. 113-121, Mei 2020.
[10] F.Z. Ramdhani, D. Riyanto, dan Desriyanti, “Electronic Sterilization of Tableware Using Ultraviolet Light Radiation,” Journal of Electrical and Electronic Engineering-UMSIDA , Vol. 4, No. 1, hal. 70-79, Apr. 2020.
[11] F.  Siswanto  dan  S.H.  Suryo,  “Rancang Bangun  Alat  Germicidal  Udara Menggunakan Sinar Ultraviolet,” Jurnal Teknik Mesin S-1, Vol. 3, No. 3, hal. 264-273, Jul. 2015.
[12] M.  Bentancor  dan  S.  Vidal,  “Programmable  and  Low-cost  Ultraviolet Room Disinfection Device,” HardwareX, Vol. 8, Article e00046, hal. 1- 13, Okt. 2018.
[13] Yuliana, “Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur,” Wellness and Healthy Magazine, Vol. 2, No. 1, hal. 187-192, Feb. 2020.
[14] Z. Wang, W. Qiang, dan H. Ke, A Handbook of 2019-nCoV Pneumonia Control  and  Prevention ,  Hubei,  China:  Hubei  Science  and  Technologi Press, 2020.
T ABEL V L AMA P APARAN UV-C B ERDASARKAN P ANJANG P AKET Panjang Paket (cm) E t90 (detik) 70 15,91 65 15,91 60 12,43 55 12,43 50 10,29 45 10,29 40 9,05 35 9,05 30 7,42 25 7,42 20 7,84 15 7,84 10 7,39 5 7,39 <5 7,37
[15] D.  Cycleback, Ultraviolet  Light  and  Its  Uses , 1 st ed.,  Bookboon  The eBook  Company,  2018,  tanggal  akses:  30-Okt.-2020,  [Online], https://bookboon.com/en/ultraviolet-light-and-its-uses-ebook.
[16] W.  Kowalski, Ultraviolet  Germicidal  Irradiation  Handbook  UVGI  for Air  and  Surface  Disinfection ,  Berlin  Heidelberg,  Germany:  Springer- Verlag, 2009.
[17] M.  Linblad,  E.  Tano,  C.  Lindahl,  dan  F.  Huss,  “Ultraviolet-C Decontamination  of  a  Hospital  Room:  Amount  of  UV  Light  Needed,” Burns , Vol. 46, No. 4, hal. 842-849, Jun. 2020.