Vol.27 No.1, June 2021 ISSN (p): 1693-590x, ISSN (e): 2686-4711 DOI: 10.36309/goi.v27i1.139
 1

## Purwarupa Deteksi PH dan EC Larutan Nutrisi Hidroponik Berbasis Internet Of Things
Paryanta* 1 , Wisnu Wendanto 2 , Putri Mulyani 3
1 Program Studi Teknik Komputer, STMIK AUB, Surakarta, Indonesia
2,3 Program Studi Sistem Komputer, STMIK AUB, Surakarta, Indonesia e-mail: * 1 paryanta@stmik-aub.ac.id , 2 wisnu.wendanto@stmik-aub.ac.id,
3 putrimulyanii2311@gmail.com

## Abstrak
Sistem deteksi pH dan EC di Rainbrow Hidroponik Boyolali masih konvensional, yakni pengecekan  dan  penstabilan  kadar  kepekatan  larutan  nutrisi  dilakukan  oleh  penggiat hidroponik  setiap  pagi  dan  sore  hari  dan  penggurasan  tandon  penampungan  juga  dilakukan oleh  penggiat  hidroponik  setiap  2  minggu  sekali.  Oleh  karena  itu  penggiat  hidroponik membutuhkan  terobosan  baru  dengan  teknik  dan  proses  otomatis  agar  dapat  memonitoring tanaman  tanpa  mendatangi  tempat  tanam  atau  kebun  hidroponik.  Penelitian  ini  bertujuan mendeteksi  kadar  keasaman  dan  kepekatan  air  nutrisi  menggunakan  mikrokontroler  Arduino Uno R3 yang dapat mengirimkan data berupa keasaman dan kepekatan larutan nutrisi ke smart phone  android  yang  terhubung.  Keasaman  dengan  sensor  pH,  dan  kepekatan  dengan  sensor EC.  Data  dari  sensor  masuk  ke  Arduino  Uno  R3  dan  ditampilkan  di  LCD  lalu  WiFi  modul ESP8266  akan  mengirimkan  data  keasaman,  dan  kepekatan  ke  smart  phone  android  dengan teknologi  Internet  of  Things  (IoT)  serta  dapat  melakukan  kontrol  pompa  penggurasan  tandon penampungan  via  aplikasi  mobile.  Hasil  penelitian  ini  berupa  purwarupa  deteksi  pH  dan  EC larutan  nutrisi  hidroponik berbasis Internet of  Things yang bekerja setelah  mendapatkan data kadar  pH,  EC  dan  ketinggian,  relay  akan  menghantarkan  arus  daya  12  Volt  dari  adaptor  12 Volt kemudian solenoid valve akan aktif  untuk menstabilkan kadar nutrisi didalam bak tanam dengan  membuka  kran  inputan  nutrisi  hingga  kadar  EC  berada  dibatas  toleransi.  Bila  akan menggosongkan atau menguras bak tanam dengan mengklik tombol push button pada aplikasi blynk  di  android,  relay  langsung  menghantarkan  arus  daya  dari  adaptor  12  Volt  ke  solenoid valve terbuka hingga ketinggian air dibatas minimum. Kesimpulan purwarupa deteksi pH dan EC otomatis telah berhasil dirancang dan dibuat menggunakan arduino uno R3 sebagai pusat pengendali  dengan  sensor  pH  sebagai  pendeteksi  keasaman  dan  kepekatan  air  didalam  bak tanam.  Alat  akan  terus  bekerja  selama  terhubung  dengan  arus  listrik,  saat  tidak  terhubung dengan  arus  listrik  maka  aliran  larutan  nutrisi  ke  pipa  penampungan  akan  berhenti  dan berkurangnya larutan nutrisi sesuai tingkat penyerapan tanaman terhadap larutan nutrisi. Data yang masuk ke aplikasi mobile mengandalkan kekuatan sinyal hotspot WiFi untuk megirimkan data keasaman, kepekatan larutan nutrisi, dan kontrol pompa penggurasan.
Kata  kunci — Hidroponik,  Arduino  Uno  R3,  HC-SR04,  Sensor  Ph,  Sensor  EC,  ESP8266,  IoT, Larutan Nutrisi

## Abstract
The  pH  and  EC  detection  system  at  Rainbrow  Hydroponics  Boyolali  is  still conventional, namely checking and stabilizing the concentration of nutrient solution is carried out by hydroponic activists every morning and evening and draining reservoirs is also carried out  by  hydroponic  activists  every  2  weeks.  Therefore,  hydroponic  activists  need  new breakthroughs with automated techniques  and processes in  order to  be able to monitor plants
without visiting the planting site or hydroponic garden. This study aims to detect the acidity and concentration of nutrient water using the Arduino Uno R3 microcontroller which can send data in  the  form  of  acidity  and  concentration  of  nutrient  solutions  to  a  connected  android  smart phone.  Acidity  with  pH  sensor,  and  density  with  EC  sensor.  Data  from  the  sensor  enters  the Arduino Uno R3 and is displayed on the LCD then the ESP8266 WiFi module will send acidity and density data to  an android smart phone with  Internet  of  Things (IoT) technology and can control  the  reservoir  drain  pump  via  a  mobile  application.  The  results  of  this  study  are  a prototype  of  pH  and  EC  detection  of  hydroponic  nutrient  solutions  based  on  the  Internet  of Things that work after getting data on pH, EC and altitude levels, the relay will deliver 12 Volt power current from a 12 Volt adapter then the solenoid valve will activate to stabilize nutrient levels  in  the  tub.  planting  by  opening  the  nutrient  input  valve  until  the  EC  level  is  within  the tolerance limit. When you want to empty or drain the planting tank by clicking the push button on the Blynk application on Android, the relay directly delivers power from the 12 Volt adapter to the open solenoid valve to the minimum water level. Conclusion: The prototype of automatic pH  and  EC  detection  has  been  successfully  designed  and  made  using  Arduino  Uno  R3  as  a control center with a pH sensor as a detector of acidity and water concentration in the planting tank. The tool will continue to work as long as it is connected to an electric current, when it is not connected to an electric current, the flow of nutrient solution to the reservoir pipe will stop and the nutrient solution will decrease according to the level of plant absorption of the nutrient solution.  The  data  that enters  the  mobile  application relies  on  the  signal strength  of  the  WiFi hotspot  to  transmit  data  on  acidity,  nutrient  solution  concentration,  and  control  of  the dewatering pump.
Keywords— Hydroponics,  Arduino  Uno  R3,  Ph  Sensor,  EC  Sensor,  ESP8266,  IoT,  Nutrition Solution

## 1. PENDAHULUAN
Hidroponik  ( hydroponic )  merupakan  salah  satu  metode urban  farming ,  yaitu menggunakan air pengganti tanah ( soiless ) sebagai media tumbuh tanaman. Metode hidroponik dianggap  lebih  ramah  lingkungan  dibandingkan  metode  konvensional  (menggunakan  tanah), karena hidroponik tidak menyebabkan penurunan kualitas tanah, dan tidak menghasilkan limbah berbahaya  bagi  lingkungan.  Selain  itu  juga,  metode  hidroponik  penerapannya  lebih  efisien  di daerah yang memiliki ruang hijau terbatas. Hidroponik merupakan solusi pertanian di perkotaan negara maju baik dalam skala industri maupun skala rumahan. Untuk jenis tanaman hidroponik tidak  memiliki  syarat  tertentu,  semua  tanaman  bisa  tumbuh  pada  media  air.  Namun  karena keterbatasan  ruang,  maka  tanaman  yang  digunakan  memiliki  ukuran  kecil  dan  menghasilkan dari sisi ekonomi.
Pemberian  dan  pengecekan  nutrisi  air  masih  dilakukan  secara  manual  yaitu  penggiat hidroponik    mendatangi  kebun  hidroponik  untuk  mengecek  kondisi  nutrisi  air.  Apabila  stok nutrisi yang ada pada tandon telah melewati batas minimal atau sudah berkurang sepertiga dari volume  sebelumnya  maka  diperlukan  penambahan  larutan  nutrisi  pada  tandon  untuk mendapatkan  nutrisi  yang  cukup.  Penggunaan  TDS  meter  digunakan  untuk  pengecekan  kadar keasaman  dan  kepekatan  larutan  nutrisi  dengan  mencelupkan  alat  tersebut  kedalam  larutan nutrisi  yang  menjadi  media  tanam  hidroponik  selama  10  –  20  detik  setiap  pagi  dan  sore  hari agar  tanaman  hidroponik  memperoleh  nutrisi  yang  cukup.  Dengan  demikian  penggiat hidroponik  membutuhkan  terobosan  baru  dengan  teknik  dan  proses  secara realtime agar  dapat memonitoring tanaman hidroponik tanpa mendatangi kebun hidroponik.
Pada  penelitian  ini  menggunakan  modul  mikrokontroler  Arduino  Uno  dan  aplikasi mobile sebagai user interface , agar arduino dapat berkomunikasi dengan aplikasi pada Android maka  diperlukan  sistem  komunikasi  dengan  menggunakan  modul  Wi-fi  yaitu  ESP8266. Sedangkan instrument yang  dapat  dikendalikan  adalah  pompa  air  yang  digunakan  untuk
mengalirkan air dari tandon air ke pipa hidroponik serta aerator yang digunakan untuk membuat gelembung pada larutan nutrisi yang kemudian menyuplai oksigen ke akar tanaman.
Dengan  adanya  penelitian  ini,  diharapkan  mampu  untuk  mengoptimalkan  budidaya tanaman  hidroponik,  sehingga  dapat  membantu  penggiat  untuk  bercocok  tanam  non konvensional  dengan  lebih  efisien.  Sistem  monitoring  pada  penelitian  ini  juga  diharapkan mampu diterapkan pada perkebunan dan tidak terbatas untuk pemakaian skala kecil. Selain itu, dengan adanya penelitian mengenai deteksi pH dan EC dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi guna mendukung sistem agricultural di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Unit Penelitian
Larutan  nutrisi  hidroponik  sebagai  objek  penelitiannya,  karena  air  larutan  nutrisi hidroponik  termasuk  masalah  utama  dalam  budidaya  hidroponik  khususnya  di  kebun  Rimbow Hidroponik  yang  beralamat  di  Jl.  Tambas  Kidul,  Dusun  Tegalan,  Kismoyoso,  Ngemplak, Boyolali.

## 2.2 Metode pengumpulan data
1. Metode Wawancara
Dalam  wawancara  pengumpulan  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  kebun Rimbow  Hidroponik  lebih  tepatnya  di  Jl.  Tambas  Kidul,  Dusun  Tegalan,  Desa  Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Penulis melakukan wawancara dengan Owner atau penggiat hidroponik tentang kadar pH dan kepekatan air larutan, bagaimana proses penambahan larutan hidroponik ke bak tanam setiap harinya, dan proses pembuangan atau penggosongan bak penampungan.  Data  primer  yang  dihasilkan  penulis  dalam  melakukan  wawancara  dengan Rimba Cahyo Prabowo yakni terlihat dalam Tabel 1.
Tabel 1 Data Primer Wawancara No Cara Menanam Keterangan Proses 1 Benih  dan  media tanam hidroponik Benih  tanaman  hidroponik  disemai  diwadah  semai  atau tray menggunakan rockwool , sistem pengairan yang digunakan yaitu water  culture  system ,  sistem  ini  larutan  nutrisi  tidak disirkulasikan, hanya dibiarkan pada bak penampungan. 2 Nutrisi  Tanaman Hidroponik Untuk  pemberian  nutrisi  disesuaikan  dengan  jenis  tanaman, untuk  jenis  tanaman  sayur  seperti  pakcoy  dan  kangkung membutuhkan kepekatan nutrisi 1,5-2,0 ms/cm dan memilik pH netral  atau  pH  5,5-7.  Untuk  mengecekan  kondisi  nutrisi  pada bak  tanam  dilakukan  pada  pagi  dan  sore  hari  dengan  TDS Meter. 3 Perawatan Tanaman Hidroponik Penambahan  nutrisi  hidroponik  dilakukan  saat  nilai  EC  terlalu rendah atau dibawah 1,5 ms/cm. larutan nutrisi yang digunakan nutrisi AB Mix. penambahan air biasa dilakukan saat volume air dibak tanam berada dibawah batas minimum. 4 Penggurasan  Bak tanam Hidroponik Penggurasan  atau  pembuangan  larutan  nutrisi  dilakukan seminggu  sekali  untuk  mencegah  lumut  tumbuh  di  bak  tanam yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman.
2. Metode Observasi
Metode  observasi  mengumpulkan  data  dengan  mengamati  secara  langsung  tentang proses  pengecekan  pH,  EC,  dan  penambahan  air  nutrisi,  serta  masalah  yang  akan  ditimbulkan dari kondisi atau sistem yang sedang berjalan.

## 2.3 Tahap-Tahap Pengembangan Alat
Prosedur pengembangan yang digunakan pada purwarupa deteksi pH dan EC ini adalah menggunakan  prosedur  pengembangan  model  purwarupa.  Model  ini  melakukan  pendekatan dengan  menggambarkan  versi  awal  dari  alat  untuk  kelanjutan  alat  sesungguhnya  yang  lebih besar. Tahap-tahapan pengembangan alat dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.
Gambar 1. Tahapan Model Purwarupa
Berikut  adalah  penjelasan  Gambar  1  tahapan-tahapan  yang  dilakukan  didalam  metode purwarupa.
a. Pengumpulan Kebutuhan Data
Pada  tahap  ini  peneliti  melakukan  wawancara  dengan owner Rainbrow  Hidroponik  di Boyolali.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  wawancara  yaitu  tentang  benih  dan  media tanam, nutrisi hidroponik, perawatan dan pengurasan bak penampungan hidroponik.
b. Pembuatan Purwarupa
Pada tahap  ini  peneliti  melakukan  perancangan  dan pembuatan  alat  purwarupa  deteksi pH dan  EC,  menggambar  rangkaian flowchart terhadap  solusi  dari  permasalahan  yang  ada  di Rainbrow  Hidroponik  yang  berkaiatan  dengan  pengecekan  pH,  EC,  penambahan  Nutrisi, dan  pembuangan  dengan  dokumentasi  yang  dihasilkan  dari  tahap  desain  sistem  ini menggunakan aplikasi Fritzing. Komponen yang digunakan berupa mikrokontroler, sensor- sensor, aktuator dan lain-lain.
c. Evaluasi Purwarupa
Pada  tahap  ini  melakukan  pengukuran  atau  penilaian  tingkat  keberhasilan  dari  pembuatan purwarupa deteksi pH dan EC, apakah mikrokontroler, sensor, modul WiFi, aktuator sudah aktif dan berfungsi atau diperlukannya perbaikan.
d. Pengkodean Sistem
Peneliti  menuliskan  program  purwarupa  deteksi  pH  dan  EC  untuk  budidaya  tanaman hidroponik  menggunakan  software  Arduino  IDE,  Bahasa  pemrograman  C  dan  Aplkasi android Blynk sebagai user interface .
e. Pengujian Sistem
Melakukan testing terhadap  sistem  yang  telah  dibuat.  Pengujian  sistem  menggunakan  air biasa dan Nutrisi AB mix.
f. Evaluasi Sistem
Pada  tahap  ini  penulis  melakukan  pengkajian  ulang  terhadap  sistem  dan  kemudian diperbaiki sesuai rancangan flowchart sistem yang telah dibuat.
g. Penggunaan Sistem
Tahapan  ini  dikatakan  selesai  dalam  pembuatan  sebuah  alat  dan  sistem,  maka  alat  dan sistem siap digunakan oleh user .

## 2.4 Diagram Blok sistem
Diagram  blok  merupakan  gambaran  umum  mengenai  prinsip  kerja smart  farming . Secara  umum  kerja  purwarupa  deteksi  pH  dan  EC  ini  dapat  dilihat  pada  diagram  blok  yang ditujukan pada Gambar 2.
Gambar 2. Diagram blok sistem
Penjelasan dari Gambar 1 adalah sebagai berikut.  Komunikasi antara smartphone dengan modul  ESP8266  dilakukan  melalui  jaringan  internet. Smartphone melalui  aplikasi  blynk mengirim  data  ke  internet  ke  server  blynk.    Data  dari  server  blynk  kemudian  diteruskan  ke modul  ESP8266  melalui  jaringan  wifi.    Sampai  di  modul  ESP8266  data  tersebut  digunakan untuk mengendalikan kecepatan dari putaran angin / blower dari Penyejuk ruangan.

## 2.5 Flowchart Deteksi pH dan EC
Flowchart perlu di sesuaikan dengan perangkat keras yang dibuat agar program terstuktur dan  jelas. Flowchart pembuatan  purwarupa  deteksi  pH  dan  EC  dapat  terlihat  pada  gambar  3 sebagai berikut.
Gambar 3. Flowchart Deteksi pH dan EC
Air biasa Nutrisi AB Mix Sensor pH Sensor EC LCD Arduino Uno R3 ESP8266 Valve 1 High INPUT PROSES OUTPUT

## 2.6 Perancangan Mekanik
Gambar 4. Perancangan Mekanik Tampak Keseluruhan
Gambar 4 perancangan mekanik dibuat untuk membantu dalam membuat purwarupa alat. Perancangan mekanik juga dapat mendukung kinerja alat. Pada penelitian ini menggunakan pipa pralon  untuk  membuat  pipa  penampungan  hidroponik  pada  purwarupa  deteksi  pH  dan  EC larutan nutrisi. Perancangan mekanik dapat dilihat pada gambar 4 adalah perancangan mekanik pipa  penampungan  hidroponik  tampak  keseluruhan  meliputi  bak  tanam,  peletakan  sensor, pompa air, black box, bak penampungan air.
Gambar 5. Perancangan Mekanik Pipa Penampungan

## 2.6 Skema Perancangan Komponen Keseluruhan
Gambar 6. Skema Perancangan Komponen Keseluruhan
Pipa penampungan Black box Pipa ke penampungan Pipa ke tandon Tandon larutan nutrisi Pipa pralon Lubang tanam Panjang 50 cm Diameter 3”

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Perakitan Sensor Deteksi Keasaman dan Kepekatan Air
Berdasarkan perancangan yang telah dibuat maka perakitan sensor pendeteksi keasaman dan kepekatan air pada bak tanam membutuhkan sensor pH yang terhubung dengan arduino uno R3  seperti  terlihat  pada  gambar  7  berikut.  Toleransi  nilai  keasaman  air  anatara  5,5-7  (pH normal), toleransi nilai kepekatan air anatara 1,5 ms/cm-2,0 ms/cm (jenis tanaman sayur).
Hasil  deteksi  kepekatan  ini  digunakan  sebagai  pengaktifan solenoid  valve untuk menstabilkan  kadar  larutan  nutrisi  didalam  bak  penampungan.  Jika  kadar  kepekatan  tertalu tinggi  maka  akan  bersifat  keras  atau  mengalami  pengendapan  sehingga  tidak  ada  penyerapan nutrisi oleh akar tanaman hidroponik. Komponen sensor keasaman air dan kepekatan air dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2.
Tabel 1 Komponen Sensor Keasaman Air Rangkaian Komponen Kaki Keterangan Pin Sensor Keasaman dan kebasaan Sensor pH 1 Vcc Vcc 5v 2 Prb A0 3 Gnd Gnd Tabel 2 Komponen Sensor Kepekatan Air Rangkaian Komponen Kaki Keterangan Pin Sensor Kepekatan air Sensor EC 1 Vcc Vcc 5v 2 Prb A1 3 Gnd Gnd
Gambar 7. Perakitan Sensor Deteksi Keasaman dan Kepekatan Air
Pada  Tabel  1  dan  2  menunjukan  sensor  keasaman  dan  kepekatan  air  terhubung  dengan arduino  uno  R3  dengan  kaki  1  terhubung  dengan  Ground,  kaki  2  atau  Prb  terhubung  dengan Analog 0 dan Analog 1, kaki 3 terhubung dengan tegangan atau vcc.

## 4.2 Pengujian Sensor Deteksi Keasaman dan Kepekatan Air
Pengujian  sensor  pH  dilakukan  untuk  menguji  fungsi  sensor  alat  tersebut  dengan membaca kadar keasaman dan kadar kepekataan air. Ketika kadar kepekataan air dibawah atau diatas  batas  toleransi,  maka  akan  menghasilkan  output  yang  akan  di  tampilkan  di  LCD  dan
8
aplikasi mobile .  Jika  kepekatan  larutan  yang  terdeteksi  diatas  2,0  ms/cm  maka  akan  muncul keterangan di LCD untuk membuang larutan nutrisi. Kemudian pada aplikasi mobile menekan push  button buka  pompa  maka Solenoid valve akan  menyalakan  pompa  dan  melakukan penggosongan tandon larutan nutrisi. Percobaan deteksi keasaman dan kepekatan karutan nutrisi seperti  gambar  4.11  berikut.  Kepekatan  larutan  nutisi  untuk  jenis  sayuran  berada  dibatas toleransi 1,5 – 2,0 ms/cm. jika nilai kepekatan yang terdeteksi dibawah 1,5 ms/cm akan muncul keterangan  di  LCD  untuk  menambah  nutrisi  untuk  menjaga  pertumbuhan  dan  perkembangan tanaman hidroponik.
Gambar 8. Pengujian Sensor Keasaman dan Kepekatan Air
Hasil  pengujian  bisa  diketahui  pada  Tabel  3  pengujian  kadar  keasaman  dan  kadar kepekatan  air  dilakukan  dengan  10  kali  percobaan  untuk  mengetahui  kinerja  sensor  keasaman dan sesnor kepekatan larutan ketika air 1000 ml dicampurkan nutrisi AB mix.
Tabel 3 Hasil Pengujian Kadar Keasaman dan Kepekatan Air
No Jenis Larutan Sensor Ph Keasaman Kepekatan 1 Air 1000 ml 6 1,2 ms/cm 2 Air 1000 ml + Nutrisi AB Mix 10 ml 7 1,5 ms/cm 3 Air 1000 ml + Nutrisi AB Mix 20 ml 7 1,7 ms/cm 4 Air  1000 ml + Nutrisi AB Mix 30 ml 8 1,8  ms/cm 5 Air 1000 ml + Nutrisi AB Mix 40 ml 8 2,0 ms/cm 6 Air 1000 ml + Nutrisi AB Mix 50 ml 9 2,1 ms/cm 7 Air 1000 ml + Nutrisi AB Mix 60 ml 9 2,1 ms/cm 8 Air 1000 ml + Nutrisi AB Mix 80 ml 10 2,2 ms/cm 9 Air 1000 ml + Nutrisi AB Mix 90 ml 10 2,3 ms/ cm 10 Air 1000 ml + Nutrisi AB Mix 100 ml 12 2,5 ms/cm
Ketika mengukur tingkat kepekatan larutan nutrisi hidroponik biasanya menggunakan alat ukur  TDS  meter  dan  biasanya  menggunakan  satuan  ppm,  dan  pada  penelitian  skripsi  ini menggunakan EC dengan  satuan ms/cm. penulis menggunakan EC  karna nilai  yang di  deteksi lebih  akurat,  sedangkan  dengan  menggunkan  satuan  ppm  akan  berbeda  nilainya  setiap penggukuran.  Perbedaan  tersebut  dikarenakan  satuan ppm  adalah  hasil  konversi dari  nilai  EC. Konversi ini dibagi menjadi 3 metode yaitu sebagai berikut.
9
a. Metode Hanna :
Nilai EC 1,2 ms/cm  = 600 ppm Nilai EC 1,5 ms/cm  = 750 ppm Nilai EC 1,7 ms/cm  = 850 ppm Nilai EC 1,8 ms/cm  =  900 ppm Nilai EC 2,0 ms/cm  = 1000 ppm Nilai EC 2,1 ms/cm  = 1050 ppm Nilai EC 2,2 ms/cm  =  1100 ppm Nilai EC 2,3 ms/cm  = 1150 ppm Nilai EC 2,5 ms/cm  = 1250 ppm
b. Metode Truncheon
Nilai EC 1,2 ms/cm  = 840 ppm Nilai EC 1,5 ms/cm  = 1050 ppm Nilai EC 1,7 ms/cm  = 1190 ppm Nilai EC 1,8 ms/cm  = 1260 ppm Nilai EC 2,0 ms/cm  = 1400 ppm Nilai EC 2,1 ms/cm  = 1470 ppm Nilai EC 2,2 ms/cm  = 1540 ppm Nilai EC 2,3 ms/cm  = 1610 ppm Nilai EC 2,5 ms/cm 
= 1750 ppm
10
c. Metode Eutech
Nilai EC 1,2 ms/cm  = 768 ppm Nilai EC 1,5 ms/cm  = 960 ppm Nilai EC 1,7 ms/cm  = 1088 ppm Nilai EC 1,8 ms/cm  = 1152 ppm Nilai EC 2,0 ms/cm  = 1280 ppm Nilai EC 2,1 ms/cm  = 1344 ppm Nilai EC 2,2 ms/cm  = 1408 ppm Nilai EC 2,3 ms/cm  = 1472 ppm Nilai EC 2,5 ms/cm  = 1600 ppm

## 4.3 Hasil Pengujian Aplikasi Mobile
Ketika sensor mendeteksi kondisi air didalam bak tanam maka aplikasi mobile sebagai user interface akan menampilkan kadar keasaman dan kadar kepekatan air. Pada aplikasi mobile juga terdapat push button yang berfungsi sebagai pengguras air di dalam tandon penampungan hingga  ketinggian  air  atau  “h”  =  0  cm.  Tampilan  pada  aplikasi mobile dapat  dilihat  pada Gambar  9  berikut.  Pengujian  pada  aplikasi mobile hanya  bisa  dilakukan  apa  bisa  terhubung dengan  jaringan  internet  yang  stabil,  sehingga  sangat  mempengaruhi delay nilai  pH,  nilai  EC yang terbaca serta buka atau tutup pompa.
(a) (b)
Gambar 9. (a) Tampilan Awal Pengujian Aplikasi Mobile (b) Tampilan Buka Pompa Untuk Penggosongan Tandon Penampungan

## 4.4 Pembahasan
Tahapan  ini  purwarupa  alat  deteksi  pH  dan  EC  larutan  nutrisi  hidroponik  yang  telah selesai dalam perancangan di bagian sebelumnya dan sudah diimplementasikan dalam perakitan komponen serta telah dilakukan pengujian dan diperlihatkan hasil pengujian maka dari itu cara penggunaan alat deteksi Ph dan EC dapat dilihat pada Gambar 10 sebagai berikut.
1. Menyalakan catu daya.
2. Memasukan air sumur atau air biasa dan nutrisi AB Mix kedalam bak tanam.
3. Menunggu proses sensing larutan nutrisi.
4. Setelah  sensing  larutan  nutrisi  selesai  LCD  dan  aplikasi  mobile  akan  menampilkan  data informasi keasaman air, dan kepekatan air.
5. Pada LCD akan menerangkan nilai pH dan nilai EC yang terbaca.
6. Jika  penggiat  hidropnik  akan  mengguras  bak  tanam,  dengan  mengklik push  button pada aplikasi mobile , dan solenoid valve output aktif hingga ketinggian didalam bak tanam sama dengan 0 cm.
Gambar 10. Purwarupa Deteksi pH dan EC Larutan Nutrisi Hidroponik Berbasis IoT ( Internet of Things )

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  hasil  pengujian  dan  penelitian  purwarupa  deteksi  pH  dan  EC  larutan nutrisi  hidroponik  berbasis  IoT  ( Internet  of  Things )  yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan bahwa  alat  deteksi  pH  dan  EC  otomatis  telah  berhasil  dirancang  dan  dibuat  menggunakan arduino  uno  R3  sebagai  pusat  pengendali  dengan  sensor  pH  sebagai pendeteksi keasaman  dan kepekatan air didalam bak tanam. Alat akan terus bekerja selama terhubung dengan arus listrik, saat tidak terhubung dengan arus listrik maka aliran larutan nutrisi ke pipa penampungan akan berhenti  dan  berkurangnya  larutan  nutrisi  sesuai  tingkat  penyerapan  tanaman  terhadap  larutan nutrisi. Data yang masuk ke aplikasi mobile mengandalkan kekuatan sinyal hotspot WiFi untuk megirimkan data keasaman, kepekatan larutan nutrisi, dan kontrol pompa penggurasan.

## 5. SARAN
Alat  ini  dapat  dikembangkan  lebih  lanjut  sehingga  bisa  menjadi  sempurna,  beberapa pengembangan yang bisa dilakukan diantaranya. Pada purwarupa yang telah dibuat diambil data kepekatan  larutan  untuk  menstabilkan  kadar  larutan  nutrisi,  maka  diharapkan  kepada pengembang  alat  maupun  sistem  agar  dapat  menggunakan  data  keasaman  juga  untuk menstabilkan  kadar  larutan  nutrisi.  Serta  dapat  menambahkan  aspek  hidroponik  yang  lainnya seperti  suhu,  kondisi  perakaran  tanaman.  Sistem  hanya  menggunakan  android  sebagai  panel informasi realtime , maka diharapkan pada pengembang untuk bisa membuat panel informasi di operating  system yang  lain.  Pencampuran  larutan  nutrisi  AB  Mix  masih  dilakukan  secara manual,  maka  diharapkan  pada  pengembang  menambahkan  takaran  alat  otomatis  untuk mencampurkan nutrisi A dan nutrisi B.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Bruce, P. d. 2014. Software Engineering : A Practitioner's Approach.
[2] Karina,  N.  2017.  Perancangan  Sistem  Alir  Larutan  Nutrisi  Otomatis  pada  Tanaman Hidroponik dengan Mikrokontroller Arduino berbasis Android. Retrieved May 5, 2019, http://repositori.usus.ac.id/handle/123456789/2237
[3] Morgan, L. 2000. The Best of the Growing Edge 2, the Basic Elements of Hydroponic . Corvallis (USA): New Moon Publishing Inc.
[4] Nazruddin.  2012.  Pemrograman  Aplikasi Mobile Smartphone dan  Tablet  PC  Berbasis Android . Bandung: Informatika. [5] Suprianto. 2015. Pengertian dan Prinsip Kerja Solenoid Valve . http://blog.unnes.ac.id/antosupri/pengertian-dan-prinsip-kerja-solenoid-valve/,  diakses 30 Juli 2019
[6] Ulfah, R. 2018. Pengukur Electro Conductivity Pada Larutan Nutrisi Hidroponik Berbasis Mikrokontroler ATMega8535 . http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/8701/160821014.pdf, diakses 26 Juli 2019