## RANCANG BANGUN SISTEM PEMANTAU KETINGGIAN DAN KECEPATAN ARUS AIR SERTA PEREKAM KONDISI SUNGAI BERBASIS ANDROID
Abd. Wahid Al Anas 1) , Azam Muzakhim Imammuddin 2) , Lis Diana Mustafa 3)
1 Program Studi Jaringan Telekomunikasi Digital, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang
1 Email: wahidalanas@gmail.com

## Abstract
Now  a  days,  the  condition  of  the  river  has  been  contaminated  by  householdwaste  especially  in  the urban  areas,  the  waste  comes  from  people  who  are  not  responsible  for  the  trash,so  it  potentially causes  floods.  Therefore,  this  research  aims  to  design  a  system  to  monitor  water  level  height  and water speed as well as river condition recorder based on android. The use of ultrasonic sensor as an indicator to find out high levels of surface water, the optocoupler sensor as an indicator to know the speed of the water flow and IP cameras as a tool of monitoring the condition of the river are actual and  direct.  Research  on  the  design  of  the  ultrasonic  sensor  and  optocoupler  sensor  resulted  in average  percentage  error  of  measurement  of  0.54%  and  9.35%.  IP  camera  that  was  designed  as  a visualization tool monitoring the condition of the river was able to produce on average the smallest delay 0ms. The notification system was implemented on the device users generating the biggest delay on  average  22,9s  and  an  average  delay  of  the  smallest  9,6s.  QoS  analysis  on  android  gained  the biggest  delay  of  1.64ms,  the  largest  throughput  of  81.01  Kb/s  and  packet  loss  of  0%.  While  QoS analysis on the website obtained the biggest delay  of 58ms, the largest throughput of 19.3 KB/s and packet loss of 0%.
Keywords: Monitoring System, Sensor, IP Camera, Android, QoS
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kebutuhan  masyarakat  akan  hidup  nyaman dan sehat mendorong eksploitasi alam secara besar- besaran, diikuti kemajuan rekayasa dalam pengolahan  hasil  alam  yang  bermuara  pada  proses industrialisasi.  Bencana  banjir  masih  terjadi  secara teratur  dan  terus-menerus  yang  disebabkan  oleh luapan  air  secara  berlebihan  di  suatu  tempat  akibat hujan  deras,  luapan  air  sungai,  atau  pecahnya bendungan sungai. Banyak dampak yang ditimbulkan oleh banjir, tidak hanya kerugian secara material  namun  juga  dapat  menimbulkan  korban jiwa.
Sesuai  latar  belakang  diatas  maka  penulis bermaksud  melakukan  penelitian  tentang  sistem pemantau  ketinggian  dan  kecepatan  arus  air  serta perekam  kondisi  sungai  berbasis  android,  sistem pemantau  yang  dimaksudkan  adalah  penggunaan sensor ultrasonik sebagai indikator untuk mengetahui  tinggi  level  permukaan  air,  sensor optocoupler sebagai  indikator  untuk  mengetahui kecepatan  aliran  air  dan  IP  kamera  sebagai  alat pemantau  kondisi  sungai  secara  aktual  dan langsung. Pemilihan mikrokontroler sebagai komponen  kendali  perangkat  karena  kemudahan dalam penanaman  program  yang  diinginkan  baik berupa  data  analog  maupun  data  digital.Sementara untuk  pemilihan  android  sebagai  aplikasi client dikarenakan  merupakan salah  satu  sistem  operasi open  source (terbuka)  yang  memungkinkan untuk
membuat,  memodifikasi  maupun  mendistribusikan sesuai  keinginan  pembuat  dan  juga  pengguna  dari perangkat  android  sendiri  yang  semakin  menjamur dikalangan  masyarakat,  sehingga  informasi  tentang kondisi  sungai  bisa  dengan  mudah  disampaikan kepada pihak yang membutuhkan.
Sistem  ini  ditujukan  untuk  memberi  kode peringatan  kepada  masyarakat  ( client )  berupa notifikasi  pesan  secara  berkala  tergantung  pada kondisi  yang  sedang  terjadi  di  sungai  baik  dalam keadaan  normal  maupun  terindikasi  bencana  banjir dan  memberikan  gambaran  secara  langsungtentang kondisi sungai pada saat itu.

## 1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalampenelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana merancang sistem pemantau kondisi  sungai  menggunakan  IP  kamera berbasis mikrokontroler dan android ?
2. Bagaimana  merancang  sensor  ultrasonik  dan sensor optocoupler pada  sistem  pemantau kondisi sungai ?
3. Bagaimana membaca ketinggian dan kecepatan air  serta  melihat  sekitar  sungai menggunakan sistem pemantau kondisi sungai ?
4. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi android  untuk  memantau  kondisi  sungai  dan memberi notifikasi pesan secara berkala ?
5. Bagaimana  menghitung quality  of  service (QoS) pada sistem pemantau kondisi sungai ?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  dalampenelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Untuk dapat merancang sistem pemantaukondisi  sungai  menggunakan  IP kamera berbasis mikrokontroler dan android.
2. Untuk  dapat  merancang  sensor  ultrasonik  dan sensor
optocoupler pada sistem
pemantaukondisi sungai.
3. Untuk dapat membaca ketinggian dan kecepatan  air  serta  melihat  sekitar  sungai menggunakan sistem pemantaukondisi sungai.
4. Untuk  dapat  mengimplementasikan  aplikasi android  sebagai  pemantaukondisi  sungai  dan pemberi notifikasi pesan secara berkala.
5. Untuk  dapat  menghitung quality  of  service (QoS) pada sistem pemantaukondisi sungai.

## 2. KAJIAN LITERATUR
2.1 Quality of Service (QoS) QoS merupakan terminologi yang digunakan untuk  mendefinisikan  kemampuan  suatu  jaringan dalam  menyediakan  tingkat  jaminan  layanan  yang berbeda-beda. Membuat jaringan yang berkemampuan  QoS  tidaklah  semudah  yang dibayangkan,  berbagai  aspek  dan  parameter  sangat penting untuk diperhatikan.
Dalam  penelitian  ini  QoS  merupakan  bagian yang  akan  dianalisa  meliputi delay , throughput dan packetloss.

## 2.2 Sistem Pemantau
Sistem  pemantau  ( monitoring )  didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan,  peninjauan  ulang,  pelaporan  dan tindakan  atas  informasi  suatu  proses  yang  sedang diimplementasikan. Umumnya, monitoring digunakan  dalam checking antara kinerja dan target yang telah ditentukan.
Dalam penelitian  ini  sistem  monitoring  yang dimaksud  adalah  pembuatan  sistem  yang  ditujukan untuk  pengambilan  data  tanpa  melakukan  kontrol pada sistem itu sendiri.

## 2.3 Kondisi Sungai
Sungai  merupakan  jalan  air  alami  yang mengalir  menuju  samudera,  danau,  laut  atau  ke sungai  yang  lain.  Pada  beberapa  kasus,  sebuah sungai secara sederhana mengalir meresep ke dalam tanah sebelum menemukan badan air lainnya.
Dalam  penelitian  ini  kondisi  sungai  yang dimaksud  adalah  pengambilan  data  akan  dilakukan berdasarkan ketinggian permukaan air dan kecepatan aliran air serta kondisi sekitar sungai.
2.4 Sensor Ultrasonik US-100
Sensor ultrasonik US-100 adalah sensor yang digunakan  untuk  mengukur  jarak  suatu  benda. Sistem  kerja  modul  ini  yaitu  dengan  mengirimkan sinyal  ultrasonik  delapan  pulsa 40  kHz gelombang
persegi  dari  pemancar trigger kemudian  diterima oleh  penerima echo dan output gelombang  dengan jangka waktu sebanding dengan jarak.
Dalam  penelitian  ini  sensor  digunakan sebagai alat untuk pembacaan ketinggian permukaan air dengan titik nol dasar sungai.

## 2.5 Sensor Optocoupler FC-03
Optocoupler adalah suatu piranti yang terdiri dari  2  bagian  yaitu transmitter dan receiver ,  yaitu antara bagian cahaya dengan bagian deteksi sumber cahaya  terpisah.  Biasanya optocoupler digunakan sebagai  saklar  elektrik,  yang  bekerja  secara otomatis.  Pada  dasarnya optocoupler adalah  suatu komponen  penghubung  ( coupling )  yang  bekerja berdasarkan picu cahaya ( optic ).
Dalam  penelitian  ini  sensor  digunakan sebagai alat untuk pembacaan kecepatan permukaan aliran air sungai.

## 2.6 IP Kamera
IP  kamera  adalah closed  –  circuit  television (CCTV)  kamera  yang  menggunakan internet protocol untuk  mengirimkan  data  visual  maupun audio dan sinyal kendali atas fast ethernet link.
Dalam  penelitian  ini  IP  kamera  ditujukan sebagai  alat  untuk  melihat  kondisi  sekitar  sungai secara actual dan langsung dalam bentuk gambar.

## 2.7 Mikrokontroler
Teknologi  mikrokontroler  sebagai  salah  satu produk  semikonduktor  berkontribusi  besar  untuk menunjang  aktivitas  manusia.  Arduino  merupakan salah satu dari sekian produk edukasi mikrokontroler  sebagai  proyek  rintisan  berlisensi terbuka  dan  mampu  difungsikan  sebagai  produk akhir.
Dalam penelitian ini mikrokontroler digunakan sebagai alat pengendali sistem ( hardware )  yang  sebelumnya  sudah  ditanam program.

## 2.8 Android
Android  merupakan  OS  Mobile  yang dibangun  sendiri  tanpa  melihat  potensi  yang  cukup besar dari aplikasi pihak ketiga. Android menawarkan sebuah lingkungan yang berbeda untuk developer (pengembang)  dan  setiap  aplikasi memiliki tingkatan yang sama.
Dalam  penelitian  ini  android  digunakan sebagai alat monitoring yang bekerja pada perangkat mobile pengguna.

## 3. METODE PENELITIAN
3.1 Tahapan Penelitian Tahapan  penelitian  disusun  dengan  maksud agar  penelitian  bisa  dilakukan  dengan  lebih terperinci.  Secara  sistematis  tahapan  penelitian dijadikan dalam bentuk flowchart yang ditunjukkan Gambar 1.
START START FINISH FINISH Identifikasi Masalah Identifikasi Masalah Studi Literatur Studi Literatur
Perancangan Desain Sistem Perancangan Desain Sistem
Pembuatan Program Pembuatan Program
Pengujian Pengujian X X X X Analisa Kesesuaian Analisa Kesesuaian Pembahasan Pembahasan Kesimpulan Kesimpulan Tidak Tidak Ya Ya Gambar 1 Tahapan Penelitian

## 3.2 Blok Diagram Sistem
Blok  diagram  sistem  pada  penelitian  ini merupakan  gambaran  rancangan  penelitian  yang secara  umum  terdiri  dari  bagian hardware dan bagian software yang  keduanya  saling  terintegrasi dengan  jaringan  internet  dan  blok  diagram ditunjukan oleh gambar 2
Gambar 2 Tahapan Penelitian

## 3.3 Cara Kerja Sistem
Cara  kerja  sistem  secara  umum  dapat digambarkan pada blok diagram  sistem (Gambar  2) tetapi hal itu belum bisa dijelaskan secara terperinci. Oleh  karena  itu,  dibawah  ini  akan  dijelaskan  cara kerja  sistem  melalui  diagram  alir  ( flowchart ) meliputi  sistem hardware ,  sistem client - server dan sistem notifikasi.
3.3.1. Sistem Hardware
Sistem hardware mempunyai  tiga  buah perangkat  masukan  yaitu  sensor  ultrasonik  US-100, sensor optocoupler FC-03  dan  IP  kamera  yang bekerja dengan cara seperti pada flowchart Gambar 3.
START START FTP Server mengatur periode capture gambar FTP Server mengatur periode capture gambar FTP Client mengirimkan hasil capture ke Server FTP Client mengirimkan hasil capture ke Server IP Kamera melakukan pengamatan IP Kamera melakukan pengamatan Router melakukan routing jaringan data gambar ke Server Data gambar dikirimkan setiap 10 detik Apakah terkirim? Apakah terkirim? Server menyimpan data gambar di Directory File sebanyak 20 gambar Server menyimpan data gambar di Directory File sebanyak 20 gambar FINISH FINISH Tidak Tidak Ya Ya (b) (b)
Gambar  2 Flowchart Cara  Kerja  Sistem Hardware Input Sensor Ultrasonik US-100 dan
Optocupler FC-03   (b) Input IP Kamera
3.3.2. Sistem Client – Server
Sistem client – server mempunyai beberapa tools yang  saling  terintegrasi  satu  sama  lain  yang terdiri  dari  android,  website, server , database ,  dan firebase .  Cara  kerja  sistem client  –  server dapat dibedakan  berdasarkan  jenis client yang  terdiri  dari client-server (website) dan client-server (android).
Client-server (website); Client bisa mengakses  data  melalui link website  “www.sistem- monitoring-sungai.com”  dengan  cara  kerja  seperti pada flowchart Gambar 4.
START START Client mengakses link “www.sistem-monitoring-sungai.com” Client mengakses link “www.sistem-monitoring-sungai.com” Client mengirim pesan (perintah Query) Client mengirim pesan (perintah Query) Client (Website) Client (Website) Server mengambil data di database MySQL dan di directory file server Apakah terkirim? Apakah terkirim? FINISH FINISH Tidak Tidak Ya Ya Server menerima dan menjalankan Query Server menerima dan menjalankan Query Server mengirim data (memberi respone) ke Client Server mengirim data (memberi respone) ke Client Apakah terkirim? Apakah terkirim? Tidak Tidak Data ditampilkan di halaman website Data ditampilkan di halaman website
Gambar  3 Flowchart Cara  Kerja  Sistem
Client-Server (Website) Client-server (android) Client bisa
mengakses  data  dengan  cara  membuka  aplikasi android Sistem Monitoring Kondisi Sungai (SiMKoS).
3.3.3. Sistem Notifikasi
Sistem notifikasi aktif ketika FCM mengirimkan  pesan  pemberitahuan  kepada  aplikasi android  dengan  klasifikasi  status  berdasarkan ketinggian  permukaan  air  sungai  meliputi  status normal, siaga 1, siaga 2 dan siaga 3.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Kalibrasi Sensor Kalibrasi sensor dilakukan dengan caramenyelaraskan  hasil  dari  sistem  dengan  alat ukur  yang  telah  distandarisasi.  Terdapat  sensor ulrasonik  US-100  dan  sensor optocoupler FC-03 yang telah melalui proses tersebut.
4.1.1. Sensor Ultrasonik US-100
Kalibrasisensor  ini  dilakukan  dengan  cara membandingkan  ketinggian  yang  terbaca  dengan meteran  30m  dengan  tujuan  untuk  mengetahui persentase eror dan hasilnya ditunjukkan Tabel 1.
Tabel 1 KalibrasiUltrasonik US-100 Jumlah Pengukuran Eror terbesar Eror terkecil Rata-rata eror 1 – 15 3.33 % 0.24 % 0.54

## 4.1.2. Sensor Optocoupler FC-03
Kalibrasisensor  ini  dilakukan  dengan  cara membandingkan  kecepatan  yang  terbaca  dengan currentmeter dengan tujuan untuk mengetahui persentase eror dan hasilnya ditunjukkan Tabel 2.
Tabel 2 Kalibrasi Optocoupler FC-03 Pengujian Sensor (m/s) Current (m/s) Eror (%) Rata-rata 1.04 0.95 9.35

## 4.2. Pengujian IP Kamera
Pengujian  IP  kamera  dilakukan  dengan  cara menguji delay pengiriman gambar dari perangkat ke server. Waktu  pengamatan  untuk  setiap  frekuensi pengiriman  gambar  dilakukan  selama  1,5  menit dengan jumlah pengamatan yang dilakukan sebanyak  10  kali.  Sehingga  diperoleh  variasi  delay untuk  masing-masing frekuensi  pengiriman  gambar yang ditunjukkan Tabel 3.
Tabel 3 Pengujian IP Kamera Urutan Pengamatan Ke- Delay Frekuensi Pengiriman Gambar (s) 5s 10s 15s 20s 1 0 0 0.2 0 2 0 0 0 0 3 0.2 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0.2 0 0 0 6 0 0 0.4 0 7 0 0 0.6 2 8 0.2 0 0 0.4 9 0.2 0 0 0.6 19 0 0 0.3 0 Rata-rata 0.08 0 0.15 0.3

## 4.3. Pengujian Sistem Notifikasi
Pengujian sistem notifikasi dilakukan dengan caramenghitung  delay  pengiriman  sistem  notifikasi berdasarkan statusnya dengan mengunakan operator Telkomsel.  Dari  hasil  pengujian  sistem  notifikasi dengan jumlah pengamatan yang dilakukan sebanyak  10  kali  diperoleh  variasi  delay  untuk masing-masing status yang ditunjukkan Tabel 4.
Tabel 4 Pengujian Sistem Notifikasi Delay Ke- Status Siaga 3 (s) Siaga 2 (s) Siaga 1 (s) 1 10 37 14 2 7 36 16 3 7 29 15 4 11 14 13 5 13 16 15 6 10 12 1 7 10 18 0 8 12 20 11 9 8 22 14 19 8 25 18 Rata- rata 9.6 22.9 11.7

## 4.4. Pengujian QoS Android
Pengujian  QoS  android  dilakukan  untuk mengetahui  kualitas  jaringan  antara  perangkat android dengan server, terdapat tiga parameter yang diuji  meliputi delay , throughput dan packetloss . Pengujian  menggunakan  jaringan  internet  dengan modem  Huawei  E3531  dan  kartu  SIM  operator Telkomsel.  Pengujian  dilakukan  pada  waktu  pagi (07:30-09-30), siang (11:30-13:30) dan sore (15:00- 17:00)  selama  3  hari  berturut-turut  sehingga diperoleh hasil analisa QoS yang ditunjukkan Tabel 5 sampai Tabel 7.
4.4.1. Pengujian QoS Android Pagi Tabel 4.5 Pengujian QoS Android Pagi Delay (ms) Throughput (Kb/s) Packet Loss (%) Ra ta - Ra ta Ha ri Ke - 1 0.42 14.61 0 2 0.26 9.32 0 3 0.24 6.21 0 Rata-rata seluruh pengujian 0.31 10.05 0 Nilai Max 1.64 81.01 0 Nilai Min 0.17 1.6 0 4.4.2. Pengujian QoS Android Siang Tabel 4.6 Pengujian QoS Android Siang Delay (ms) Throughput (Kb/s) Packet Loss (%) Ra ta - Ra ta Ha ri Ke - 1 0.23 10 0 2 0.35 0.41 0 3 0.28 7.56 0 Rata-rata seluruh pengujian 0.29 8.66 0 Nilai Max 1.07 33.65 0 Nilai Min 0.18 1.63 0 4.4.3. Pengujian QoS Android Sore Tabel 4.7 Pengujian QoS Android Sore Delay (ms) Throughput (Kb/s) Packet Loss (%) Ra ta - Ra ta Ha ri Ke - 1 0.29 6.97 0 2 0.25 9.98 0 3 0.30 7.91 0 Rata-rata seluruh pengujian 0.28 8.29 0 Nilai Max 0.48 30.46 0 Nilai Min 0.15 1.51 0 4.5. Pengujian QoS Website
Pengujian  QoS website dilakukan  untuk mengetahui  kualitas  jaringan  ketika  mengakses website  secara  keseluruhan.  Pengujian  dilakukan selama 3 hari dan dalam sehari diambil sample pada pagi, siang dan sore. Hasil analisa QoS pada website untuk masing-masing parameter sudah diambil rata- ratanya dan dapat ditunjukkan Tabel 4.8.
Tabel 4.8 Pengujian QoS Website Waktu Hari Delay (ms) Throughput (Kb/s) Packet Loss
(%) PAGI Pertama 58.00 2.36 0 Kedua 45.66 5.35 0 Ketiga 44.89 2.59 0 Rata – Rata 49.52 3.43 0 SIANG Pertama 44.77 7.24 0 Kedua 45.00 2.19 0 Ketiga 41.01 19.3 0 Rata – Rata 43.59 9.58 0 SORE Pertama 43.36 3.73 0 Kedua 38.93 6.96 0 Ketiga 48.55 1.65 0 Rata – Rata 43.61 4.11 0 Total Rata - Rata 45.57 5.71 0

## 4.6. Pembahasan Kalibrasi Sensor
Dari  hasil  pengujian  sensor  ultrasonik  US- 100  didapatkan  nilai  total  rata-rata  error  sebesar 0,54%  dengan  kategori  presentase  kesalahan  sangat kecil.  Sedangkan  dari  hasil  pengujian  sensor optocoupler FC-03 didapatkan  rata-rata  error sebesar 9,35% dengan kategori presentase kesalahan sangat kecil.

## 4.7. Pembahasan IP Kamera
Hasil pengujian IP kamera dilakukan dengan cara menghitung delay frekuensi pengiriman gambar yang terdiri dari 5s, 10s, 15s dan 20s. Sehingga dari perbandingan  hasil  pengujian  IP  kamera  diperoleh pada  frekuensi  pengiriman  gambar  10s  merupakan yang paling akurat dan efektif dengan rata-rata delay sebesar 0ms.

## 4.8. Pembahasan Sistem Notifikasi
Hasil  pengujian  sistem  notifikasi  dilakukan dengan  cara  menghitung  delay  pengiriman  sistem notifikasi  berdasarkan  statusnya.  Sehingga  dari perbandingan  hasil  pengujian  sistem  notifikasi diperoleh rata-rata delay terbesar terjadi pada status siaga  2  dengan  nilai  22.9s  dan  rata-rata  delay terkecil terjadi pada status siaga 3 dengan nilai 9.6s.

## 4.9. Pembahasan QoS Android
Analisis  QoS  android delay terbesar  terjadi pada  hari  pertama  pagi  1.64ms  maka  bisa dikategorikan  sangat  bagus,  untuk  parameter throughput terbesar  juga  terjadi  pada  hari  pertama pagi  81.01Kb/s  dan  untuk  parameter packetloss mempunyai  nilai  yang  sama  untuk  semua  keadaan yaitu  0%  maka  bisa  dikategorikan  sangat  bagus karena tidak ada paket  yang  hilang ketika  transmisi data.

## 4.10. Pembahasan QoS Website
Analisis  QoS  website delay terbesar  terjadi pada  hari  pertama  pagi  58ms maka  bisa dikategorikan  sangat  bagus,  untuk  parameter throughput terbesar  terjadi  pada  hari  ketiga  siang 19,3Kb/s  dan  untuk  parameter packet  loss mempunyai  nilai  yang  sama  untuk  semua  keadaan
yaitu  0%  maka  bisa  dikategorikan  sangat  bagus karena tidak ada paket yang hilang ketika dilakukan proses transmisi data.

## 5. PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:
a) Rancangan  sensor  ultrasonik  US-100  dan sensor  optocoupler  FC-03  sebagai  bentuk bagian  dari  prototipe  sistem  monitong  kondisi sungai telah berjalan dengan baik.
b) Pemanfaatan IP kamera pada sistem monitoring kondisi sungai sudah sesuai seperti yang  diharapkan  dan  mampu  bekerja  dengan baik.
c) Sistem notifikasi yang diimplementasikan pada sistem  monitoring  kondisi  sungai belum  bisa menghasilkan perfomansi yang baik.
d) Traffik  jaringan  dalam  proses  transmisi  data pada  aplikasi  android  dan  website  tergolong bagus  dan  telah  memenuhi  kriteria  yang diharapkan.
5.2 Saran
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan terdapat beberapa hal yang direkomendasikan untuk pengembangan lebih lanjut yaitu:
a) Hasil  pembacaan  sensor  pengukur  kecepatan air  sungai  dapat  ditambahkan  kedalam  satuan waktu  yang  ditujukan  untuk  mengetahui seberapa  lama  ketinggian  air  sungai  akan  naik atau turun dari level satu ke level berikutnya.
b) IP kamera yang digunakan bisa diganti dengan spesifikasi  yang  lebih  tinggi  dan  dikhususkan untuk  penempatan outdoor karena  untuk mendapatkan hasil capture yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainur  Rahman  Darojatan  dan  Fridyana  Intan Ramadhani,  Politeknik  Negeri  Malang, 2016,  TUGAS  AKHIR  Rancang  Bangun SIstem  Monitoring  Ketinggian  Permukaan dan  Kecepatan  Arus  Air  Sungai  pada Obyek  Wisata  Arung  Jeram  Berbasis
Website. European Telecommunication
Standards Institute.  (1999).  “Telecommunication  and Internet  Protocol  Harmonization  Over Networks  (TIPHON);  General  Aspects  of Quality of Service (QoS)”. Jurnal ETSI TR 101  329.  Valbonne-France.  V2.1.1  (1999- 06). Istiyanto, Jazi Eko. (2014). Pengantar Elektronika  dan  Instrumentasi,  Pendekatan Project Arduino dan Android. Yogyakarta : Andi Publisher.
Julio  Anthony.  (2015).  “Komponen  Arsitektur Android”. http://www.insinyoer.com. (Diakses 25 April 2017).