## PENGUKURAN FAKTOR KOMPENSASI DETEKTOR RENTANG DAYA KNK 50 UNTUK TERAS RSG-GAS
A.Mariatmo, Ir. Edison dan Heri Prijanto

## ABSTRAK
PENGUKURAN  FAKTOR  KOMPENSASI  DETEKTOR  RENTANG  DAYA  KNK  50 UNTUK  TERAS  RSG-GAS. Telah  dilakukan  pengukuran  faktor  kompensasi  detektor neutron  rentang  daya  KNK  50  yang  dipasang  disekitar  teras  RSG-GAS.  Pengukuran  ini diperlukan  untuk  memeriksa  kinerja  bagian  kompensasi  dari  detektor    setelah  beroperasi selama  lebih  dari  satu  tahun.    Ketika  reaktor  sedang  beroperasi,  teras  reaktor  tidak  hanya memancarkan  neutron  tetapi  juga  sinar  gamma  yang    akan  menyumbang  pada  sinyal  arus detektor.  Faktor  kompensasi  ini  menunjukkan  kemampuan  detektor  untuk  menetralkan pengaruh  sinar  gamma  sehingga  sebagaimana  desainnya  detektor  ini  seharusnya  hanya mengukur neutron saja. Pengukuran ini dilakukan pada dua buah detektor rentang daya KNK 50  terpasang    setelah  sehari  reaktor  shut  down.  Elektrode  positif  kamar  sensitif  neutron  dan gamma  diberi  tegangan  positif  yang  tetap,  sedangkan  elektrode  negatif  kamar  kompensasi diberi  tegangan  negatif  yang  bervariasi.  Untuk  setiap  variasi  tegangan  negatif,    arus  yang dihasilkan  pada  elektrode  sinyal  diukur  dan  dicatat.  Akhirnya  diperoleh  arus  minimum    yang dihasilkan.  Faktor  kompensasi  detektor  adalah    prosentase  arus  minimum  ini    terhadap  arus mula-mula ketika tegangan negatif nol. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, detector JKT03 CX831  memiliki  faktor  kompensasi  0,45%  dan  detector  JKT03  CX841  memiliki  faktor kompensasi  0,41%.  Kedua  hal  ini  berada  dibawah  batas  spesifikasi  2% [3*] sehingga kemampuan kompensasi gamma kedua detector tersebut dinyatakan masih baik.

## ABSTRACT
THE  MEASUREMENTS  OF  COMPENSATION  FACTORS  OF  THE  KNK  50  POWER RANGE  DETECTORS  FOR  THE  RSG-GAS’S  CORE. It  has  been  implemented  the measurement of compensation factors on the KNK 50 power range neutron detectors installed around  the  RAG-GAS  core.    The  measurements  are  needed  to  check  performance  of  the compensating part of the detectors after they are used for more than a year. While the reactor are in operation, the core produce neutrons and also gamma rays other which will contribute to current signal of the detectors. The compensation facto rindicate capability of the detectors to  neutralize  of  effect  of  gamma  radiations  affect  so  as  its  design,  that  it  only  measures neutrons.  The  measurements  were  performed  on  two  installed  KNK  50  power  range  detector one  day  after  reactor  shutdown.  The  constant  positive  voltage  is  applied  to  the  positive electrodes of the neutron and gamma sensitive chambers. While varied negative voltages were applied  to  the  negative  electrodes  of  compensation  chamber.  For  each  variation  of  negative voltage  applied,  the  resulting  current  at  the  signal  electrode  was  measured  and  noted. Eventually, the minimum resulting currents are measured and noted. The compensation factor of the detector is the percentage of the minimum resulting current at the signal electrode to the resulting current when the negative electrode was grounded.   The results of measurements of the detector JKT 03 CX 831 has a compensation factor of 0.45% and a detector JKT03 CX841 has a compensation factor of 0.41%. Both of these detectors is within the specification limits 2% [3*] so that the ability of the gamma compensation detector is functioning properly.

## PENDAHULUAN
Selama  reaktor  beroperasi  dapat  saja terjadi peristiwa yang tidak diinginkan berupa kecelakaan    termasuk  kesalahan  operasi  dan kegagalan  fungsi  struktur,  sistem  atau komponen  (SSK)  yang  menjurus  kepada timbulnya  dampak  radiasi  atau  paparan radiasi  yang  melampaui  batas  keselamatan. Untuk  mencegah  atau  membatasi  dampak kecelakaan,  RSG-GAS  dilengkapi  dengan sistem proteksi reaktor. Salah satu kecelakaan yang  dipostulasikan  dalam  laporan  analisis keselamatan  RSG-GAS  adalah  kecelakaan reaktivitas.  Kecelakaan  reaktivitas  pada daerah  daya  dideteksi  menggunakan  empat buah  pengukur  fluks  neutron  bersama-sama dengan tiga buah pengukur laju dosis gamma di  dalam  sistem  pendingin  primer.  Untuk keperluan ini digunakan empat buah detektor neutron  yang  masing-masingnya  dipasang sepanjang  teras  pada  sudut  luar  reflektor beryllium.  Tugas  dari  pengukur  tersebut adalah :
1. Memantau  teras  reaktor  dalam  hal  daya terlalu tinggi
2. Memantau  teras  reaktor  dalam  hal  beban tidak  setimbang  secara  azimuth  terlalu tinggi.
3. Memantau  teras  dalam  hal  penyumbatan kanal pendingin.
Karena  dalam  teras  reaktor,  selain neutron  terdapat  juga  radiasi  lain  terutama sinar  gamma,  maka  untuk  mengukur  neutron digunakan kamar ion terkompensasi sehingga prosentase  sinyal  yang  dihasilkan  oleh  sinar gamma  lebih  kecil  dari  2  persen.  Untuk mengukur kemampuan detektor dalam mengkompensasi  sinar  gamma  dibawah  ini akan dibahas mengenai pengukuran arus yang dihasilkan  detektor  yang  terpapar  sinar gamma  pada  berbagai  variasi  tegangan  yang diaplikasikan pada elektrode negatif. Kemudian  dibuat  kurva  arus  terhadap tegangan  dan  akhirnya  dapat  dihitung prosentase  arus  yang  tersisa  terhadap  arus yang  dihasilkan  ketika  detektor  sama  sekali tidak mengkompensasi gamma.

## DESKRIPSI  DETEKTOR  KAMAR  ION TERKOMPENSASI

## Interaksi radiasi
Operasi  detektor  radiasi  pada  dasarnya bergantung  pada  cara  radiasi  yang  dideteksi berinteraksi dengan materi detektor. Interaksi yang  terjadi  ketika  partikel  berat  bermuatan seperti  partikel  alpha  bertumbukan  dengan zat  utamanya  melalui  gaya  coulomb  diantara muatan  positifnya  dengan  muatan  negatif elektron orbital. Hasil dari tumbukan partikel alpha  dengan  atom  zat  dapat  mengakibatkan elektron dari atom zat tersebut tereksitasi atau bahkan elektron tersebut sepenuhnya terlepas dari  atom  absorber    (ionisasi).  Karena  energi partikel  alpha  besar  maka  interaksi  ber- langsung  sepanjang  jejaknya  menembus absorber sampai energinya habis dan terhenti. Pasangan  ion  berupa  elektron  bebas  dan  ion positif  dari  atom  zat  yang  ditumbuk  dan melepaskan  elektron  mempunyai  kecende- rungan  untuk  berekombinasi  membentuk atom neutral. Demikian pula dengan elektron cepat, mekanisme yang sama seperti interaksi partikel  alpha  berlangsung  dalam  absorber namun  demikian  jejaknya  lebih  pendek  dan berliku karena masanya ringan.
Untuk  sinar  gamma,  meskipun  banyak sekali  mekanisme  interaksinya  dalam  zat, hanya  tiga  jenis  yang  memegang  peran penting dalam pengukuran radiasi, yaitu : - Serapan  foto  elektrik.  Dalam  proses serapan fotoelektrik, foton gamma berinteraksi  dengan  atom  absorber  dan sepenuhnya menghilang. Sebagai
penggantinya,  sebuah  elektron  dilepaskan dari  salah  satu  kulit  atom  absorber  dan menghasilkan atom absorber yang terionisasi.
- Hamburan  Compton.  Proses  interaksi  ini berlangsung  antara  foton  sinar  gamma penumbuk  dan  sebuah  elektron  dalam  zat absorber. Ini merupakan mekanisme interaksi  yang  mendominasi  untuk  energi sinar  gamma  yang  berasal  dari  sumber radioisotop.  Dalam  hamburan  Compton, photon sinar gamma yang datang
dibelokkan  dan  memindahkan  sebagian energinya kepada elektron. Setelah interaksi,  elektron  dapat  tereksitasi  atau sepenuhnya terlepas dari atom absorber.
- Produksi  Pasangan.  Mekanisme  interaksi ini menghasilkan pasangan elektron- positron  untuk  energi sinar  gamma beberapa MeV.
Selanjutnya  interaksi  neutron  lambat yang  sangat  penting  adalah  reaksi  yang disebabkan  oleh  neutron  seperti  reaksi  (n,α), (n,p)  dan  (n,  fisi).  Reaksi  ini  menghasilkan radiasi  sekunder  dengan  energi  yang  cukup untuk dideteksi secara langsung.

## Detektor Radiasi
Untuk  kepentingan  tulisan  ini,  hanya detektor  kamar  ionisasi  dan  detektor  neutron kamar  ion  terkompensasi  ( Compensated  Ion Chamber )  saja  yang  dibahas.  Agar  detektor dapat  memberikan  respon,  radiasi  harus berinteraksi  melalui  salah  satu  mekanisme di atas.  Waktu  interaksi  sesungguhnya  sangat kecil.  sedemikian  kecilnya  sehingga  untuk keperluan praktis waktu ini dianggap seketika.
Hasil bersih dari interaksi radiasi dalam kebanyakan  detektor  adalah  kemunculan sejumlah muatan yang terdapat dalam volume aktif  detektor.  Selanjutnya  muatan  ini  harus dikumpulkan untuk membentuk sinyal listrik. Pengumpulan  muatan  dilakukan  dengan pemberian  medan  listrik  di  dalam  detektor, yang  mengakibatkan  muatan  listrik  positif dan  negatif  yang  dihasilkan  oleh  radiasi mengalir  dalam  arah  yang  berlawanan. Waktu  yang  dibutuhkan  muatan  untuk  tiba pada  elektrode  pengumpul  bervariasi  antara satu detektor  dengan detektor lain  mulai dari beberapa nanodetik sampai beberapa milidetik.

## Detektor Beroperasi Dengan Mode Arus
Secara  umum,  terdapat  tiga  mode operasi  detektor  radiasi  yaitu  :  mode  pulsa, mode  arus  dan  mode  tegangan  kuadrat  rata- rata.  Dalam  mode  operasi  pulsa,  instrument- tasi  pengukuran  dirancang  untuk  mengukur
kuanta  radiasi  yang  berinteraksi  di  dalam detektor. Muatan total yang terkumpul diukur karena  energi  yang  dilepaskan  sebanding dengan  muatan  ini.  Semua  detektor  yang digunakan  untuk  mengukur  energi  kuanta individu  harus  dioperasikan  dalam  mode pulsa.
Pada  laju  interaksi  yang  sangat  tinggi, operasi mode pulsa menjadi tidak praktis atau bahkan tak mungkin. Waktu diantara kejadian-kejadian
berdampingan dapat menjadi  sangat  singkat  untuk  melaksanakan analisis  yang  memadai,  atau  pulsa-pulsa dapat  saling  tumpang  tindih.  Dalam  hal  ini digunakan mode operasi arus seperti dijelaskan di bawah ini. Peralatan pengukur arus berupa picoammeter  dihubungkan  kepada  terminal output  detektor  seperti  ditunjukkan  pada Gambar 1.
Gambar 1 . Pengukuran Arus Ionisasi
Jika  peralatan  pengukur  mempunyai waktu  respon  tetap  T  maka  sinyal  yang terukur  dari  deretan  interaksi  akan  menjadi arus  bergantung  waktu  dan  dirumuskan sebagai berikut :
Karena  waktu  respon  T  relatif  panjang dibandingkan  dengan  waktu  rata-rata  antara pulsa  arus  individu,  akibatnya  perlengkapan merata-ratakan banyak fluktuasi arus individu sehingga  mengukur  arus  rata-rata.  Arus  rata- rata  ini  bergantung  pada  hasil  kali  dari  laju interaksi  dan  muatan  per  interaksi  dan dirumuskan sebagai berikut:
Arus rata-rata Laju kejadian
Muatan yang diproduksi per interaksi

## Kamar Ionisasi
Detektor  isian  gas  merupakan  detektor yang paling sering digunakan untuk mengukur radiasi. Prinsip kerja detektor isian gas didasarkan pada pengaruh yang ditimbulkan ketika radiasi melalui gas. Mode utama  interaksi  melibatkan  ionisasi  dan eksitasi molekul-molekul gas sepanjang jejak radiasi.  Ada  beberapa  jenis  detektor  yang termasuk  dalam  kelompok  detektor  isian  gas yaitu:  kamar  ionisasi, proportional  counter dan  tabung  Geiger.  Untuk  kepentingan tulisan  ini  akan  dibahas  detektor  kamar ionisasi saja.
Operasi  normal  detektor  kamar  ionisasi didasarkan pada pengumpulan semua muatan yang dihasilkan oleh ionisasi langsung dalam gas  melalui  penggunaan  medan  listrik. Detektor  ini  terdiri  dari  dua  elektroda  yaitu elektroda  positif  dan  elektroda  negatif,  serta berisi  gas  di  antara  kedua  elektrodanya seperti ditunjukkan dalam Gambar.2. Elektroda positif disebut sebagai anoda, yang dihubungkan ke kutub listrik positif, sedangkan  elektroda  negatif  disebut  sebagai katoda,  yang  dihubungkan  ke  kutub  negatif. Kebanyakan  detektor  ini  berbentuk  silinder dengan  sumbu  yang  berfungsi  sebagai  anoda dan  dinding  silindernya  sebagai  katoda sebagaimana berikut.
Gambar 2 . Komponen Utama Kamar Ionisasi dan Karakteristik Arus- Tegangan
Radiasi  yang  memasuki  detektor  akan mengionisasi  gas  dan  menghasilkan  ion-ion positif dan ion-ion negatif (elektron). Jumlah ion  yang  dihasilkan  tersebut  sebanding dengan  energi  radiasi  dan   berbanding terbalik  dengan  energi  ionisasi  gas.  Energi ionisasi  gas  berkisar  dari  25  eV  s.d.  40  eV. Akibat  adanya  medan  listrik  yang  diberikan oleh  pasangan  anoda  dan  katoda,  ion-ion positif  yang  dihasilkan  akan  bergerak  kearah katoda dan sebaliknya elektron akan bergerak menuju  ke  anoda.  Dalam  kamar  ionisasi, tegangan  yang  diaplikasikan  diatur  sehingga rekombinasi  antara  elektron  dan  ion  positif diabaikan  tetapi  ion  primer  yang  dihasilkan tidak  dapat  mengakibatkan  ionisasi  baru selama pergerakannya.

## Detektor Neutron CIC
Dalam zat, neutron tidak dapat berinteraksi  melalui  gaya  Coulomb  karena neutron  tidak  mempunyai  muatan.  Meskipun reaksi  yang  dialami  neutron  dalam  zat berbeda-beda  bergantung  energi  neutron, dalam  hal  ini  yang  dibahas  hanya  neutron termal  saja.  Interaksi  neutron  termal  untuk kepentingan  deteksi  adalah  reaksi  yang disebabkan neutron yang dapat menghasilkan radiasi  sekunder  dengan  energi  yang  cukup untuk dideteksi secara langsung. Hasil reaksi yang mungkin adalah partikel berat
bermuatan  seperti  :  inti recoil ,  proton, partikel  alpha  dan fragment fisi.  Setiap  jenis detektor  neutron  melibatkan  kombinasi  dari materi target yang didesain untuk
menghasilkan partikel berat bermuatan bersama-sama  dengan  salah  satu  detektor radiasi  lain  yang  dibahas  pada  bagian terdahulu.  Pada  tulisan  ini,  hanya  akan dibahas mengenai detektor neutron Compensated Ion Chamber (CIC).
Pada saat reaktor beroperasi pada daya tinggi, paparan  sinar  gamma  dan  paparan  neutron tinggi.  Oleh  karena  itu,  untuk  memberikan hasil  pengukuran  kerapatan  fluks  neutron yang  tepat,  pengaruh  gamma  pada  hasil pengukuran  harus  diminimalisir.  Detektor yang  dapat  melakukan  ini  adalah  detektor CIC.  Skema  detektor  CIC  ditunjukkan  pada Gambar.3.
Gambar 3 . Diagram Skematik CIC
Detektor  terdiri  dari  dua  kamar  ionisasi yang  konsentris.  Satu  kamar  terletak  pada bagian  luar  dan  satu  kamar  lain  pada  bagian dalam.  Dinding  luar  kamar  bagian  luar dilapisi  dengan  boron  sehingga  neutron termal  yang  datang  ditangkap  oleh  boron dengan reaksi :
Partikel  alpha  dan 7 Li  diemisikan  dari titik  penangkapan  neutron  dalam  arah  yang berlawanan,  sehingga  salah  satu  dari  partikel ini  akan  masuk  ke  dalam  kamar  ionisasi
bagian  luar  dan  mengalami  interaksi  dengan gas isian.
Foton  gamma  yang  datang  menuju  ke dalam  kamar  juga  akan  mengalami  interaksi dengan  gas  isian  seperti  yang  terjadi  pada kamar  ionisasi.  Karena  jejak  foton  gamma panjang  maka  foton  gamma  akan  memasuki kedua  kamar  dan  berinteraksi  dengan  gas isian  dalam  kedua  kamar  tersebut.  Kedua kamar dibuat sedemikian hingga ketika foton gamma  datang,  arus  yang  dibangkitkan kamar bagian luar mengalir melalui pengukur arus tepat sama dengan arus berlawanan arah yang  dihasilkan  oleh  kamar  bagian  dalam. Dengan  demikian,  jika  neutron  dann  foton gamma  memasuki  detektor,  maka  arus  yang dihasilkan  oleh  tabung  luar  oleh  tumbukan neutron  dan  gamma  yang  melalui  pengukur arus    I n+γ akan  dikurangi  oleh  arus berlawanan  akibat  foton  gamma  yang memasuki  kamar  bagian  dalam I γ .  Dengan demikian,  arus  yang  terukur  oleh  pengukur arus  hanya  berasal  dari  tumbukan  neutron saja I n .
Detektor Neutron Untuk Pengukuran Fluks Neutron Rentang Daya Teras RSG- GAS
Untuk  mengukur  fluks  neutron  rentang daya teras RSG-GAS, digunakan empat buah detektor  CIC  jenis  KNK50.  Masing-masing detektor dipasang di luar teras pada sudut luar reflektor berilium. Gambar detektor CIC jenis KNK50 ditunjukkan pada Gambar. 4.
Gambar 4 . Detektor CIC jenis KNK50
Bagian  sensitif  neutron  dari  sistem pengukuran  dibentuk  oleh  elektrode  sinyal (S)  dan  elektrode  tegangan  tinggi  yang mengelilinginya  (U).  Neutron  termal  yang datang  ditangkap  oleh 10 B  dalam  lapisan boron  pada  sisi  dalam  elektrode  tegangan tinggi (U). Proses nuklir 10 B(n,α) 7 Li mengkonversi  neutron  menjadi  inti  Lithium (7Li) dan partikel alpha (α).
Partikel  alpha  atau  inti  Lithium  ( 7 Li) yang  memasuki  gas  isian  melalui  lapisan boron  ke  arah  bagian  kamar  sensitif  neutron akan  menghasilkan  jejak  ionisasi  di  bagian dalam  gas  isian.  Akibat  medan  listrik  yang dihasilkan  dari  perbedaan  potensial  +800  V DC  di  antara  elektrode  tegangan  tinggi  (U) dan  elektrode  sinyal  (S),  pembawa  muatan positif  bergerak  menuju  elektrode  sinyal  (S) dan  pembawa  muatan  negatif  ke  elektrode tegangan  tinggi  (U).  Jika  fluks  neutron  yang mengenai  detektor  cukup  besar  maka  arus searah  yang  dihasilkan  dapat  diukur  dengan tranducer  pengukur  yang  terhubung  pada elektrode sinyal.
Jika  terdapat  sinar  gamma  maka  arus tambahan akan dihasilkan oleh interaksi foton dengan  gas  isian.    Arus  tambahan  ini  dapat dinetralkan oleh bagian kompensasi detektor. Bagian  kompensasi  detektor  terdiri  dari elektrode  kompensasi  (K)  dan  elektrode sinyal  (S)  yang  mengelilinginya.  Karena daerah  ini  tidak  memiliki  bagian  sensitif neutron,  maka  daerah  ini  hanya  sensitif terhadap sinar gamma.
Elektrode  kompensasi  (K)  didesain sedemikian  hingga  kurva  saturasi  karak- teristik  tidak  ideal,  yaitu  arus    bertambah dengan  bertambahnya  tegangan  tinggi  yang diberikan  tidak  seperti  halnya  dengan  arus ionisasi  saturasi  konstan  dalam  rentang tegangan  tertentu.  Akibatnya,  kompensasi gamma detektor dapat diatur dengan merubah tegangan  pada  elektrode  K  dalam  daerah diantara -10 V DC dan -500 V DC.
Karena  masing-masing  bagian  dari detektor  (terkompensasi,  tidak  terkompen- sasi)  menggunakan  elektrode  sinyal  yang sama,  arus  yang  dihasilkan  oleh  radiasi
gamma  di  bagian  dalam  volume  sensitif neutron  (diantara  elektrode  U  dan  S)  hampir secara keseluruhan dinetralkan (lihat diagram rangkaian  Gambar  3).  Perbandingan  antara arus minimum yang dihasilkan detektor yang terpapar  hanya  oleh  gamma  ketika  tegangan negatif  diatur  dengan  arus  ketika  elektrode kompensasi  digroundkan  disebut  dengan faktor kompensasi:
: Arus minimum ketika tegangan negatif pada elektrode kompensasi diatur.
:  Arus  yang  dihasilkan  ketika
elektrode kompensasi di groundkan
: Faktor Kompensasi

## PENGUKURAN FAKTOR KOMPENSASI DETEKTOR KNK50
Pengukuran kemampuan kompensasi detektor neutron rentang daya dilakukan pada detektor yang terpasang pada tabung pengarah  kanal  pengukur  JKT03  CX831  dan JKT03  CX841.  Posisi  tabung  pengarah detektor  di  sekitar  teras  diperlihatkan  dalam Gambar  8.  Tes  kompensasi  mengharuskan adanya  radiasi  gamma  yang  cukup  tetapi tidak  ada  neutron  yang  mengenai  detektor. Oleh  karena  itu  pengukuran  dilakukan  kira- kira  satu  hari  setelah  reaktor  shutdown.  Tes kompensasi  dilaksanakan  sesuai  langkah berikut:
1. Elektrode  kompensasi  dihubungkan  ke ground dan  tegangan operasi  +800 V DC diberikan  kepada  elektrode  tegangan tinggi (U). Arus yang dihasilkan (I k ground ) pada  elektrode  sinyal  (S)  diukur  dan dicatat.
2. Berikan  tegangan  negatif  yang  bervariasi pada elektrode kompensasi K (maksimum -500  V)  kemudian  untuk  setiap  tegangan negatif, arus diukur dan dicatat. Tegangan kompensasi  harus  diukur  sampai  arus sinyal terukur lebih kecil dari 2% I k ground .

## Gambar 5. Diagram Skematik Pengukuran Kompensasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengukuran  arus  kedua  detektor untuk berbagai variasi tegangan  negatif  yang
diaplikasikan  pada  elektrode  kompensasi diperlihatkan dalam Tabel 1. dan diplot pada kurva dalam Gambar 6. dan Gambar 7. Tabel 1. Hasil pengukuran kompensasi  detektor knk 50 Tanggal  Pengukuran : 24 Januari, 2016 Redundansi  JKT03 CX831 [SN F1450150] Redundansi JKT03 CX841 [SN F14501148] K grounded, U = 800 V, I k, ground = 4.4 nA K grounded, U = 800 V, I k, ground = 7.34 nA K I s K I s -20 V 4.4 nA -20 V 7.10 nA -30 V 4.3 nA -30 V 1.5 nA -40 V 3.9 nA -40 V 0.6 nA -50 V 2.1 nA -50 V 0.6 nA -60 V 0.3 nA -60 V 0.08 nA -70 V 0.18 nA -70 V 0.08 nA -80 V 0.11 nA -80 V 0.08 nA -90 V 0.06 nA -90 V 0.06 nA -100 V 0.04 nA -100 V 0.06 nA -150 V 0.005 nA -150 V 0.05 nA -200 V 0.01 nA -200 V 0.04 nA -300 V 0.01 nA -300 V 0.04 nA -400 V 0.02 nA -400 V 0.03 nA -500 V 0.02 nA -500 V 0.03 nA I s = 0.02 nA ;
Faktor Kompensasi = =
= 0.45 %    <  2 %
I s = 0.03 nA ; Faktor Kompensasi = =
= 0.41 %   <   2 %
Gambar 6. Kurva kompensasi JKT03 CX831
Gambar 6. Kurva kompensasi JKT03 CX841
Dari  kedua  kurva  diperlihatkan  bahwa  arus yang  dihasilkan  detektor  menurun  dengan naiknya tegangan negatif yang diberikan pada elektrode  kompensasi.  Dengan  demikian elektrode  kompensasi  dengan  sempurna menetralkan  arus  yang  dihasilkan  elektrode positif. Sampai akhirnya arus elektrode sinyal tetap  tidak  berubah  ketika  tegangan  negatif
divariasi  menurun  dan  arus  tersisa  ini  lebih kecil  dari  2  %  seperti  yang  dipersyaratkan. Dari  tabel  diperoleh  Faktor  Kompensasi untuk  detektor  JKT03  CX831  sebesar  0,45 %,  sedangkan  untuk  JKT03  CX841  sebesar 0,41  %.  Faktor  kompensasi  JKT03  CX831 dan JKT03 CX841 lebih kecil dari 2 %.

## KESIMPULAN
Kedua  detektor  yang  terpasang  pada  kanal pengukur JKT03 CX831 dan  JKT03 CX841 masih
baik kinerjanya dalam mengkompensasi gamma. Hal ini ditunjukkan dengan  nilai  Faktor  Kompensasi  masing- masing  sebesar  0,45  %  dan  0,41  %.  Kedua nilai  ini  berada  dibawah  batas  spesifikasi  2 %.

## ACUAN
1. J. KENNETH SHULTIS, E.F, RICHARD , Fundamental  of  Nuclear Science  and  Engineering, CRC  Press, 2008 2. KNOLL, GLENN F , Radiation Detection And Measurement, John Willey & Sons, Inc, 2000 3. MIRION  TECHNOLOGIES,  USER MANUAL , Compensated Neutron Ionization  Chamber  KNK  50,  Edition  2 , 2014 4. INTERATOM, MPR 30, System Description,  Neutron  Flux  Measurement System , 1987 5. INTERATOM , MPR 30, System Description,  Reactor  Protection  System, 1987 6. PRSG ,  Laporan  Analisis  Keselamatan Rev 10, 2014
Gambar 8 . Susunan Instalasi Detektor Rentang Daya di Sekitar Teras