Nurul Asni, Emmi Djonaedi Saleh, Disna Taufik Arifin, Yuyun Lusini, Dani Agus Setiawan  (2022) Verifikasi Metode  Penetapan  Kadar Sulfat  (SO 2 )  Menggunakan  Spektrofotometer  UV-VIS, (7)  12,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.11586
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 12, Desember 2022 VERIFIKASI METODE PENETAPAN KADAR SULFAT (SO 2 )

## MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETER UV-VIS
Nurul Asni, Emmi Djonaedi Saleh, Disna Taufik Arifin, Yuyun Lusini, Dani Agus Setiawan
Akademi Kimia Analis Caraka Nusantara, Depok, Indonesia PT Artada Nusa Analitika, Bekasi, Indonesia Politeknik Negeri Jakarta, Depok, Indonesia Email: Nurul.asni@gmail.com, disnataufikarifin@gmail.com, yuyun.lusini@yahoo.com, daniagussetiawan14@gmail.com, Emmidia.djonaedi@grafika.pnj.ac.id

## Abstrak
Kimia  analitik  merupakan  suatu  cabang  ilmu  kimia  yang  di  dalamnya  terdapat berbagai  metode  pengujian  untuk  menentukan  kadar  ion  tertentu  menggunakan pereaksi  yang  selektif  dan  spesifik.  Salah  satu  jenis  ion  yang  dapat  diukur kandungannya adalah ion sulfat (SO42-). Ion sulfat (SO42-) adalah suatu ion yang dapat  muncul  secara  alami  dalam  air  sungai  maupun  air  danau.  Batas  maksimal kandungan  sulfat  (SO42-)  dalam  air  adalah  sekitar  300  mg/L  untuk  air  yang dikonsumsi  manusia.  Dalam  penelitian  ini  dilakukan  verifikasi  metode  penetapan kadar  sulfat  (SO42-)  secara  turbidimetri  menggunakan  Spektrofotometer  UV-Vis yang mengacu pada SNI 6989-20 tahun 2019. Verifikasi merupakan uji kinerja suatu metode  yang  sudah  ditetapkan  berdasarkan  standar  baku  yang  sudah  ditetapkan. Verifikasi adalah suatu metode yang dilakukan bertujuan untuk membuktikan bahwa laboratorium yang bersangkutan mampu melakukan pengujian dengan metode yang dimaksud  dengan  hasil  yang  valid  yang  dilakukan  dengan  pengujian  parameter linieritas, MDL, LOQ, presisi, dan akurasi dengan hasil pengujian  yang dilakukan menunjukkan seluruh parameter memenuhi persyaratan. Uji linieritas didapat hasil koefisien  korelasi  (r)  =  0,9987;  MDL  dengan  hasil  sebesar  0,5678  mg/L;  LOQ dengan hasil sebesar 1,8064 mg/L; Presisi dengan nilai %RSD dengan nilai 1,5679%; dan akurasi dengan hasil %recovery dengan rata-rata 107,49%.
Kata Kunci : verifikasi, air sungai, air danau, sulfat (so42-).

## Abstract
Analytical chemistry is a branch of chemistry in which there are various test methods to determine the levels of certain ions using selective and specific reagents. One type of ion whose content can be measured is the sulfate ion (SO42-). Sulfate ion (SO42) is an ion that can occur naturally in river water and lake water. The maximum limit of sulfate content (SO42-) in water is about 300 mg/L for water consumed by humans. In this study, verification of the method of determining the concentration of sulfate (SO42-)  was  carried  out  in  a  turbidimetric  manner  using  a  UV-Vis Spectrophotometer which refers to SNI 6989-20 2019. Verification is a performance
test  of  a  method  that  has  been  determined  based  on  established  standards. Verification  is  a  method  carried  out  with  the  aim  of  proving  that  the  laboratory concerned  is  capable  of  conducting  tests  with  the  method  referred  to  with  valid results,  which  is  carried  out  by  testing  the  parameters  of  linearity,  MDL,  LOQ, precision,  and  accuracy  with  the  results  of  the  tests  carried  out  showing  that  all parameters  meet  the  requirements.  Linearity  test  results  obtained  correlation coefficient  (r)  =  0.9987;  MDL  with  a  yield  of  0.5678  mg/L;  LOQ  with  results  of 1.8064 mg/L; Precision with a value of %RSD with a value of 1.5679%; and accuracy with %recovery results with an average of 107.49%.
Keywords: verification; river water; lake water; sulfate (so 4 2- ).

## Pendahuluan
Air merupakan zat pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia terutama untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari  seperti  mencuci  pakaian,  memasak,  mandi, mengairi  pertanian,  perkebunan,  peternakan,  transportasi,  dan  lain  sebagainya. Khususnya  air  permukaan,  air  yang  paling  sering  ditemui  oleh  manusia  dan  sering dimanfaatkan  keberadaannya.  Sumber  dari  air  permukaan  dapat  berupa  air  sungai,  air danau, dan air rawa. Berdasarkan sumber tersebut air dialirkan ke area pemukiman atau wilayah penduduk menggunakan aliran buatan atau aliran yang terbentuk secara alami.
Setiap  air  yang  mengalir  memiliki  zat  pencemar  didalamnya.  Salah  satu  zat pencemar  yang  terdapat  pada  air  permukaan  adalah  ion  sulfat  (SO42-).  Turbidity  atau kekeruhan  adalah  keadaan  transparansi  suatu  zat  cair  berkurang  karena  adanya  zat-zat yang tidak larut dalam air. Air dengan nilai kekeruhan yang tinggi terindikasi bahwa air tersebut telah terkontaminasi.
Salah satu aspek kimia dalam penentuan kualitas air permukaan adalah kadar ion sulfat (SO42-). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 2021, kadar maksimum sulfat (SO42-) dalam air permukaan adalah 400 mg/L. Bahaya ion sulfat (SO42-)  yang  berlebihan  dapat  mempengaruhi  kesehatan  bagi  penduduk  yang memanfaatkan air permukaan disekitar. Batas keberterimaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  22  tahun  2021  merupakan  batas  toleransi  yang dapat diterima oleh tubuh manusia.
Menurut  Utami  (2017)  Laboratorium  lingkungan  melaksanakan  fungsi  sebagai laboratorium  penguji  parameter  yang  terkait  dengan  baku  mutu  lingkungan.  Kegiatan pengujian dilakukan dengan tujuan untuk pengendalian mutu. Kegiatan yang dilakukan adalah  melakukan  pengujian  pada  suatu  contoh  uji  untuk  diketahui  kandungannya, laboratorium  juga  wajib  melakukan  verifikasi  metode,  sebelum  menerapkan  metode pengujian tersebut di laboratorium.
Verifikasi  merupakan  metode  yang  dilakukan  untuk  menguji  kinerja  suatu laboratorium sehingga laboratorium tersebut mampu melakukan pengujian menggunakan metode  yang  telah  valid,  dengan  berdasarkan  kompetensi  analis  dan  kemampuan instrumen yang digunakan.

## Metode Penelitian
Pengujian dilakukan tiga tahap, yaitu persiapan contoh uji, pengujian contoh uji, dan  pengolahan  data.  Pada  tahap  persiapan  dilakukan  pembuatan  larutan  baku  sulfat (SO42),  deret  larutan  kerja,  dan  persiapan  contoh  uji.  Pada  tahap  pengujian  dilakukan pengukuran linearitas, batas deteksi metode, akurasi, dan presisi menggunakan instrumen Spektrofotometer UV-Vis. Pada pengolahan data yaitu menghitung dan membandingkan hasil  dari  setiap  parameter  uji  terhadap  standar  keberterimaan  yang  telah  ditetapkan. Metode  yang  digunakan  dalam  melakukan  pengujian  ini  mengacu  pada  SNI  6989-20 tahun  2019  tentang  air  dan  air  limbah:  cara  uji  sulfat  (SO42-)  secara  turbidimetri menggunakan Spektrofotometer UV-Vis. Standar keberterimaan suatu kandungan sulfat (SO42-)  yang  digunakan  dalam  melakukan  pengujian  ini  pengacu  pada  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  22  tahun  2021  tentang  penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## A. Alat dan Bahan
Alat yang diperlukan antara lain:
1. Spektrofotometer UV-Vis
2. Labu ukur 100 mL
3. Labu ukur 1000 mL
4. Pipet volumetrik 5 mL, 10 mL, 15 mL, 20 mL, 25 mL, dan 50 mL
5. Labu erlenmeyer 250 mL
6. Magnetic stirrer
7. Sendok penakar
8. Timbangan analitik
Bahan yang diperlukan antara lain:
1. Akuades
2. Kertas saring
3. Barium klorida kristal (BaCl2)
4. Larutan baku sulfat (SO42-) 100 mg SO42-/L
5. Larutan buffer A
6. Larutan buffer B
B. Metodologi
1. Pembuatan Kurva Kalibrasi
Membuat deret larutan kerja dari larutan baku sulfat (SO42-) 100 mg/L. Deret larutan kerja dibuat dengan konsentrasi 5 mg/L, 10 mg/L, 20 mg/L, 40 mg/L, 70 mg/L dan 0 mg/L sebagai blanko. Deret larutan kerja tersebut dibaca absorbansinya dengan  menggunakan  spektrofotometer  UV-Vis  pada  panjang  420  nm  dan ditentukan persamaan garis regresi liniernya.
2. Batas Deteksi Motode
Di buat larutan blanko yang ditambahkan spike dengan konsentrasi 4 mg/L kemudian  dibaca  absorbansinya  dengan  menggunakan  spektrofotometer  UV-Vis pada  panjang  gelombang  420  nm  dan  dicatat  nilai  absorbansinya.  Dilakukan pengulangan sebanyak 10 kali pengulangan.
3. Presisi
Di buat larutan dengan konsentrasi 20 mg/L kemudian dibaca absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 420 nm dan  dicatat  nilai  absorbansinya.  Dilakukan  pengulangan  sebanyak  10  kali pengulangan.
4. Akurasi
Di buat larutan contoh yang ditambahkan spike dengan konsentrasi 20 mg/L kemudian  dibaca  absorbansinya  dengan  menggunakan  spektrofotometer  UV-Vis pada  panjang  gelombang  420  nm  dan  dicatat  nilai  absorbansinya.  Dilakukan pengulangan sebanyak 10 kali pengulangan.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  pengolahan  data  verifikasi  metode  penetapan kadar  sulfat  (SO42-)  pada  air  permukaan  secara  turbidimetri  menggunakan Spektrofotometer  UV-Vis  terhadap  parameter  linieritas,  batas  deteksi  metode,  akurasi, dan presisi. Hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan syarat keberterimaan yang ditetapkan oleh SNI 6989-20 tahun 2019.
Tabel 1 Syarat Keberterimaan Verifikasi Metode No. Parameter Syarat Keberterimaan 1 Linieritas r ≥ 0,995 2 Akurasi (% Recovery ) %R = 90% - 110% 3 Presisi RSD ≤ 0,5% CV Horwitz 4 MDL MDL < Baku Mutu Lingkungan

## 1. Pembuatan Kurva Kalibrasi
Pembuatan  kurva  linieritas  dilakukan dengan  mengukur  larutan  deret  standar sulfat  (SO42-)  dengan  beberapa  variasi konsentrasi dari 0,00 mg/L sampai 70 mg/L menggunakan Spektrofotometer UV-Vis. Data pembacaan larutan deret standar dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2 Hasil Pembacaan Larutan Deret Standar Sulfat (SO42-) Larutan Deret Standar Absorbansi 0 0 5 0,0174 10 0,0643 20 0,1443 40 0,3376 70 0,6129
Kemudian  data  tersebut  diplot  dalam  kurva  kalibrasi,  didapatkan  persamaan sebagai berikut:

## Gambar 1

## Kurva Kalibrasi Sulfat (SO42-)
Hasil uji linieritas yang ditunjukkan dari hubungan konsentrasi dengan absoransi sulfat (SO42-) menggunakan spektrofotometer UV-Vis diperoleh persamaan linieritas sulfat (SO42-) y = 0,0090x – 0,0208 dengan nilai koefisien korelasi (r) yaitu 0,9987. Nilai hasil pengukuran tersebut menunjukkan hasil uji linieritas yang memenuhi syarat keberterimaan yang ditetapkan oleh SNI 6989-20 tahun 2019 yaitu r ≥ 0,995.

## 2. Batas Deteksi Metode
Penentuan  batas  deteksi  metode  pengujian  merupakan  kemampuan  sekaligus keterbatasan  laboratorium  dalam  menerapkan  suatu  metode  pengujian  tertentu  pada kadar  terendah  metode  tersebut.  Batas  deteksi  metode  terdiri  dari  2  rangkaian  yaitu batas deteksi metode dan limit kuantisasi. Hasil pengujian batas deteksi metode dapat dilihat pada tabel 3.

## Tabel 3 Hasil Uji Batas Deteksi Metode
No Absorbansi Konsentrasi (mg/L) Konsentrasi sebenarnya (mg/L) %Recovery 1 0,0113 3,6889 4,0000 92,22 2 0,0118 3,6222 4,0000 90,56 3 0,0158 4,0667 4,0000 101,67 4 0,0119 3,6333 4,0000 90,83 5 0,0119 3,6333 4,0000 90,83 6 0,0157 4,0533 4,0000 101,33 7 0,0117 3,6111 4,0000 90,28 8 0,0117 3,6111 4,0000 90,28 9 0,0119 3,6333 4,0000 90,83
10 0,0112 3,6556 4,0000 91,39
Berdasarkan  hasil  analisis  dengan  konsentrasi  spike  4,0000  mg/L  diperoleh standar deviasi 0,1806 dan simpangan baku relatif sebesar 4,8546% dengan nilai 2/3% CV Horwitz 8,80%. Hasil tersebut memenuhi persyaratan kepresisian yaitu %RSD ≤ 2/3%  CV  Horwitz.  Berdasarkan  hasil  tersebut  didapatkan  rata-rata  nilai  perolehan kembali  antara  93,3%,  hasil  ini  memenuhi  syarat  keakurasian  dengan  rentang  nilai perolehan kembali antara 90%-110%. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa batas deteksi  metode  (MDL)  pengujian  sulfat  (SO42-)  adalah  0,5678  mg/L,  nilai  hasil pengukuran  tersebut  menunjukkan  konsentrasi  minimum  zat  yang  dapat  diukur  dan dilaporkan dengan keyakinan 99% bahwa konsentrasi analit lebih besar dari blanko. Diketahui dari tabel 3 hasil pengukuran limit kuantisasi (LOQ) sulfat (SO42-) sebesar 1,8064   mg/L, hasil tersebut merupakan konsentrasi terendah dari analit yang dapat ditentukan dengan tingkat presisi dan akurasi yang dapat terkuantisasi.

## 3. Presisi
Presisi adalah tingkat kedapat ulangan suatu rangkaian hasil pengujian diantara hasil-hasil  itu  yang  berfungsi  untuk  mendapatkan  nilai  yang  sama.  Pengujian  yang dilakukan  adalah  pengujian  presisi  yang  dinyatakan  dalam  repeatibility,  yaitu pengujian  yang  dilakukan  dengan  keberulangan  hasil  dari  suatu  pengukuran  yang dilakukan oleh Laboratorium yang sama dan personil yang sama dan dengan hari yang sama.  Pengujian  parameter  presisi  dilakukan  dengan  pembuatan  larutan  dengan konsentrasi 20 mg/L dan dilakukan sebanyak 10 kali pengulangan. Hasil dari uji presisi sulfat (SO42-) dapat dilihat pada tabel 4.

## Tabel 4
Hasil Uji Presisi No  Absorbansi  Konsentrasi Hasil (mg/L) Konsentrasi Standar (mg/L) %Recovery 1 0,1479 18,7444 18,3444 102,18 2 0,1479 18,7444 18,3444 102,18 3 0,1451 18,4333 18,3444 100,48 4 0,1488 18,8444 18,3444 102,73 5 0,1410 17,9778 18,3444 98,00 6 0,1439 18,3000 18,3444 99,76 7 0,1458 18,5111 18,3444 100,91 8 0,1430 18,2000 18,3444 99,21 9 0,1438 18,2889 18,3444 99,69 10 0,1425 18,1444 18,3444 98,91 %RSD < 0,5% CV Horwitz 1,57% < 5,16%
Dari data presisi pada tabel 4 dapat disimpulkan bahwa hasil uji presisi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat keberterimaan yang ditetapkan oleh SNI
6989-20 tahun 2019 dengan nilai simpangan baku relatif yang dihasilkan lebih kecil dari  CV  Horwitz  yaitu  1,57%  <  5,16%,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  data  hasil presisi valid dan memiliki tingkat presisi yang tinggi.
4. Akurasi
Akurasi adalah kedekatan hasil uji perolehan kembali dengan spike matriks. Nilai akurasi dinyatakan sebagai persen perolehan kembali (% Recovery ). Persen perolehan kembali (% Recovery ) dapat diketahui dengan menghitung perbandingan antara nilai standar terukur dengan nilai standar yang sebenarnya. Hasil uji akurasi dapat dilihat pada tabel 5.

## Tabel 5 Hasil Uji Akurasi
Abs Konsentrasi Contoh (mg/L) Absorbansi Contoh + Standar Konsentras i Contoh + Standar (mg/L) Konsentrasi Standar  yang Ditambahka n (mg/L) %Recovery 0,0051 2,8729 0,1931 23,7667 20 104,44 0,0051 2,8729 0,2019 24,7444 20 109,33 0,0051 2,8729 0,2010 24,6444 20 108,83 0,0051 2,8729 0,1951 23,9889 20 105,56 0,0051 2,8729 0,2005 24,5889 20 108,56 0,0051 2,8729 0,1920 23,6444 20 103,83 0,0051 2,8729 0,2014 24,6889 20 109,06 0,0051 2,8729 0,2011 24,6556 20 108,89 0,0051 2,8729 0,2015 24,7000 20 109,11 0,0051 2,8729 0,1983 24,3444 20 107,33 Rata-rata 107,49
Berdasarkan hasil uji akurasi sulfat  (SO42-) diperoleh hasil perolehan kembali dengan  rata-rata  107,49%. Hasil ini menunjukkan  bahwa  nilai  persentasi perolehan kembali  yang  dihasilkan  dari  penetapan  akurasi  pada  setiap  ulangan  menunjukkan tingkat  keakurasian  yang  tinggi  dan  sudah  memenuhi  rentang  syarat  keberterimaan yang  ditetapkan  dalam  SNI  6989-20  tahun  2019  yaitu  berada  dalam  rentang  90%- 110%.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  percobaan  diperoleh  persamaan  kurva  kalibrasi  hasil  uji linieritas  dengan  koefisien  korelasi  (r)  sulfat  (SO42-)  lebih  besar  dari  nilai  koefisien korelasi  minimal  yang  tercantum  dalam  syarat  keberterimaan  yaitu  0,9987  ≥  0,995, sehingga  kurva  kalibrasi  ini  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  kadar  sulfat  (SO42-) dalam  air  permukaan.  Nilai  limit  deteksi  metode  (MDL)  sulfat  (SO42-)  adalah  0,5678
mg/L dan nilai limit kuantisasi (LOQ) adalah 1,8064 mg/L. Nilai %RSD yang didapat dari uji presisi sebesar 1,57% dengan 0,5% CV Horwitz 5,16%. Nilai % Recovery dari uji akurasi sulfat (SO42-) memiliki hasil perolehan kembali dengan rata-rata 107,49%.
Hasil  yang  didapat  dari  pengujian  verifikasi  metode  uji  penetapan  kadar  sulfat (SO42) dalam air permukaan menggunakan spektrofotometer UV-Vis terhadap parameter uji linieritas, batas deteksi metode, presisi, dan akurasi dapat disimpulkan bahwa hasil uji yang diperoleh sudah memenuhi syarat keberterimaan yang ditetapkan oleh SNI 6989-20 tahun 2019.

## BIBLIOGRAFI
Aggraeni,  D.  (2014). Analisis  Sulfat  (SO42-)  Secara  Turbidimetri  Dengan Spektrofotometer UV-Vis .
BSN. (2019). SNI 6989-20 Cara uji sulfat, SO42- secara turbidimetri .
Eurachem. (2014). Fitness untuk Tujuan Metode Analitis .
Hadi,  A.  (2010).  Penentuan  batas  deteksi  metode  (Method  Detection  Level)  dan  batas kuantifikasi  (Limit  of  Quantitation)  pengujian  sulfida  dalam  air  dan  air  limbah dengan biru metilen secara spektrofotometri. Jurnal Ecolab , 4 (2), 55–96.
Hanitiyo,  N.  A.  (2015). Penurunan  Kadar  SO4  Pada  Air  Sumur  DIII  Teknik  Kimia Setelah  Melewati  Demineralized  Water  Dengan  Metode  Spektrofotometer . Semarang: Universitas Diponegoro.
Harmita,  Harmita.  (2004).  Petunjuk  pelaksanaan  validasi  metode  dan  Cara Perhitungannya. Majalah Ilmu Kefarmasian , 1 (3), 1.
Himayati,  Qisti.  (2019). Analisis  Kandungan  Logam  Berat  (Pb,  Cd,  Cu,  Fe)  Pada  Air Permukaan di Rawa Pening Kabupaten Semarang Jawa Tengah . Universitas Islam Indonesia.
Indonesia,  Pemerintah  Republik.  (2021).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021 Tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta .
Pemerintah, Peraturan. (2001). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Peraturan Pemerintah. Jakarta .
Puspita, Isma Datin Riri Cahya. (2018). Verifikasi Metode Penentuan Besi (Fe) Terlarut pada  Sampel  Air  Filter  Layer  Menggunakan  Spektrofotometri  Serapan  Atom  Di Balai Konservasi Borobudur .
Ritonga, Pangoloan Soleman. (2011). ” Air” sebagai Sarana Peningkatan Imtaq (Integrasi Kimia dan Agama). Sosial Budaya , 8 (2), 267–276.
Rohyami, Yuli. (2020). Verifikasi Metode Uji Logam Kobal, Kadmium, Besi, Mangan, dan  Arsen  pada  Contoh  Air  Sungai  di  Laboratorium  Lingkungan  PT.  Sucofindo (Persero) Cabang Surabaya .
Sukaryono, Ignacius D., Hadinoto, Sugeng, & Fasa, Lalu R. (2017). Verifikasi Metode Pengujian  Cemaran  Logam  pada  Air  Minum  dalam  Kemasan  (AMDK)  dengan Metode AAS-GFA. Majalah Biam , 13 (1), 8–16.
Syafanti, Meydina. (2020). Verifikasi metode SNI 19-6964.6-2003 dan validasi metode
kit pada analisis sianida dalam air  laut menggunakan spektrofotometer  UV-VIS . Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Torowati, Torowati, & Galuh, Banawa Sri. (2014). Penentuan Nilai Limit Deteksi Dan Kuantisasi Alat Titrasi Potensiometer Untuk Analisis Uranium. PIN Pengelolaan Instalasi Nuklir , (13).
Utami, Ardhaningtyas Riza. (2017). Verifikasi Metode Pengujian Sulfat Dalam Air dan Air  Limbah  Sesuai  SNI  6989.20:  2009. Jurnal  Teknologi  Proses  Dan  Inovasi Industri , 2 (1), 19–25.

## Copyright holder:
Nurul Asni, Emmi Djonaedi Saleh, Disna Taufik Arifin, Yuyun Lusini, Dani Agus Setiawan (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: