## Journal of Science and Engineering

## MONITORING SUDUT FASA MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT)
Ramly Rasyid a* , Mifta Muhammad a , Rahman R. Rasyid b a Teknik Elektro Universitas Khairun, Ternate, Indonesia
b Halmahera Jaya Feronikel, Maluku Utara, Indonesia

## Graphical abstract

## Abstract
Phase angle is very important in determining active power and reactive power parameters in AC power sources so it needs to be monitored. This research created a phase angle monitoring tool based on the Internet of Things (IoT) using the blynk application, apart from monitoring phase angles it also monitors voltage, current and power factor.
The method used is an experimental method, which starts with hardware design using a Node MCU where the Node MCU will later convert analog electrical quantities to digital while the PZEM  004-V30  sensor  contains  a  voltage  sensor  and  a  current  sensor  which  detects  analog quantities  sent  to  Node  MCU,  software  design  using  Arduino  IDE  and  IoT  using  the  Blynk application then testing the tool created. Testing for measuring and monitoring phase angles and reactive  power  will  be  compared  with  the  Haiko  clamb  meter  so  that  the  measurement  error presentation can be seen.
The presentation of phase angle measurement errors for loads of 1x36 Watt, 2x36 Watt, 3x36 Watt and 4x36 Watt respectively are 4.32%, 3.40%, 1.77% and 1.32%. The error is below 5%, so the performance of this tool can be said to be good. The highest error presentation was 4.52% for the 1x36 Watt TL lamp load, while the smallest error presentation was 1.32% for the 4x36 Watt TL lamp load.
Keywords : Monitoring, phase angle, IoT

## Abstrak
Sudut fasa sangat penting dalam penentuan parameter daya aktif dan daya reaktif pada sumber listrik AC sehingga perlu dimonitoring. Penilitian ini dibuat alat monitoring sudut fasa berbasis Internet  of  Thing (IoT)  menggunakan  aplikasi blynk ,  selain  monitoring  sudut  fasa  juga memonitoring tegangan, arus, dan faktor daya.
Metode yang digunakan adalah metode eksperimen, yaitu dimulai dengan perancangan perangkat keras menggunakan Node MCU dimana Node MCU yang nantinya mengkonversi besaran listrik yang  bersifat  analog  ke  digital  sedangkan  sensor  PZEM  004-V30  yang  didalamnya  terdapat sensor tegangan dan sensor arus yang mendeteksi besaran analog yang dikirim ke Node MCU , perancangan perangkat lunak menggunakan arduino IDE dan IoT menggunakan aplikasi Blynk kemudian menguji alat yang dibuat.Pengujian pengukuran dan monitoring sudut fasa dan daya reaktif akan dibandingkan dengan clamb meter Haiko sehingga dapat dilihat presentasi kesalahan pengukurannya.
Presentasi kesalahan pengukuran sudut fasa untuk beban 1x36 Watt, 2x36 Watt, 3x36 Watt dan 4x36  Watt  berturut-turut  adalah  4,32%,  3,40%,  1,77%,  dan  1,32%,,  Dari  pengujian  alat  yang dibuat presentasi kesalahannya di bawah 5%, sehingga performansi alat ini dapat dikatakan baik. presentasi  kesalahan  tertinggi  4,52%  pada  beban  lampu  TL  1x36  Watt  sedangkan  presentasi keselahan terkecil 1,32% pada beban lampu TL 4x36 Watt.
Kata kunci : Monitoring, Sudut fasa, IoT
*Corresponding author ramlyteknik@gmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

## I. PENDAHULUAN
Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, sangatlah penting bagi kita untuk selalu mengetahui perubahan-perubahan ini agar dapat menggunakan teknologi dengan cara yang baik agar dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Secara umum, dari sudut pandang sosial ekonomi, teknologi dapat menopang kehidupan bagi  sebuah  negara  dengan  sistem  jaringan  listrik  di  bawah  standar  dan  perekonomian  yang  masih  dibawah standar.
Diperlukan suatu alat untuk memonitoring berapa banyak daya yang digunakan oleh peralatan elektronik seperti  AC,  mesin  cuci,  lemari  es,  dan  televisi  untuk  menghemat  listrik.  Peralatan  monitoring  ini  dapat menunjukkan daya, tegangan, arus, dan biaya energi peralatan elektronik tersebut, dengan menambahkan fungsi pemantauan ke perangkat akan membantu konsumen menghemat listrik.
Alat monitoring ini tentunya berbasis mikrokontroler. Selain itu, alat monitoring ini berbasis internet of thing (IoT) sehingga memungkinkan penggunaan daya dapat memonitoring di mana saja [1].
Pada  sumber  AC  parameter-parameter  yang  biasa  kita  temukan  antara  lain,  arus  listrik,  tegangan  listrik, faktor daya, daya aktif, dan daya reaktif. Parameter sudut fasa pada sumber AC yaitu fasor perbedaan sudut antara tegangan dan arus. Dengan parameter ini entitas faktor daya, daya aktif, dan daya reaktif bisa ditentukan. Pada penelitian ini parameter sudut fasa akan dimotoring menggunakan internet of thing (IoT) dengan aplikasi Blynk sehingga bisa dilakukan di mana saja kita berada asalkan ada jaringan internet.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Daya Listrik
Besarnya energi listrik yang masuk atau keluar suatu rangkaian listrik setiap detiknya disebut daya listrik. Laju aliran energi per detik adalah cara lain untuk mengukur daya listrik. Tegangan listrik merupakan salah satu jenis sumber energi yang dapat menghasilkan energi listrik, yang kemudian diserap oleh beban yang dihubungkan dengannya. Selain itu, hasil kali tegangan dan arus listrik merupakan definisi lain dari daya listrik.
Dalam implementasinya terdapat beberapa jenis daya yang direpresentasikan dalam grafik fungsi yang biasa disebut segitiga daya. Segitiga daya merupakan grafik hubungan yang dibentuk oleh tiga jenis energi dari besaran listrik yang terjadi pada saat proses pendistribusian, seperti tegangan dan arus listrik, karena pada saat proses pendistribusian energi listrik dari generator ke konsumen akan terjadi energi listrik. arus yang mengalir pada penghantar yang menghasilkan medan magnet dan terbentuk nilai induktansi (L), kemudian penghantar tersebut juga  mempunyai  tegangan  yang  menyebabkan  munculnya  medan  magnet  sehingga  timbul  nilai  kapasitas  (C). Dari proses ini kita mengetahui daya aktif P (Watt), daya reaktif Q (VAR), dan daya semu S (VA) terlihat pada gambar 2.1. [4].

## Gambar 1. Segi Tiga Daya

## Daya Aktif
Daya Aktif merupakan daya listrik yang digunakan untuk keperluan menggerakkan mesin-mesin listrik atau peralatan lainnya. Rumus daya aktif dapat dilihat pada persamaan 1 [4]:
𝑃 = 𝑉. 𝐼. 𝑐𝑜𝑠𝜱 ………………………………………..………………………………………….………..………..(1) Dimana : P      = Daya Aktif (Watt) V     = Tegangan (V) I       = Arus (A) 𝑐𝑜𝑠𝜱 = Faktor Daya

## Daya Reaktif
Daya reaktif merupakan daya imajiner yang menunjukkan perubahan grafik arus sinusoidal dan tegangan AC akibat beban reaktif. Daya reaktif mempunyai fungsi ang sama dengan faktor daya keseimbangan atau cos Ø. Daya  reaktif  mempunyai  nilai  faktor  daya  (≠0)  jika  terdapat  penyimpangan  pada  grafik  tegangan  sinusoidal, misalnya arus AC bersifat induktif atau kapasitif. Sedangkan jika beban listrik AC bersifat resistif murni, maka nilai daya reaktifnya adalah nol (=0). Rumus daya reaktif dapat dilihat pada persamaan 2 [4] :
𝑄 = 𝑉. 𝐼. 𝑠𝑖𝑛𝜱 …………………………………………………………………………………...………………..(2) Dimana : Q      = Daya reaktif (VAR) V     = Tegangan (V) I       = Arus (A)

## Daya Semu
Daya  semu  merupakan  daya  listrik  yang  melalui  suatu  penghantar  transmisi  atau  distribusi.  Daya  ini merupakan hasil perkalian antara tegangan dan arus yang melalui penghantar (Ramly Rasyid, 2020). Rumusnya pada persamaan 4 adalah :
S = V.I …………………………………………………………………………………………………………….(3) Dimana : S  = Daya Semu (VA) V = Tegangan (V) I   = Arus (A)

## Sudut Fasa
Sudut fasa listrik adalah sudut yang menyatakan perbedaan antara dua besaran sinusoidal, seperti tegangan dan arus, yang bergetar pada frekuensi yang sama. Sudut fasa listrik dapat diukur dengan menggunakan diagram fasor, yang merupakan representasi grafis dari besaran sinusoidal dalam koordinat kutub. Sudut fasa listrik dapat mempengaruhi  faktor  daya  dan  daya  reaktif  dalam  suatu  sistem  kelistrikan.  Dan  menghitung  menggunakan rumus pada persamaan 4:
𝜱 = 𝒂𝒓𝒄𝑐𝑜𝑠𝜱 …………………………………………………………………………….………………………(4) 𝜱 = 𝑆𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑓𝑎𝑠𝑎

## 2.2 Node MCU ESP 8266
Pada Umumnya ESPS8266 membuat platform IoT pada NodeMCU, yang menggunakan firmware berbasis e-Lua.  Konektor  micro  USB  pada  NodeMCU  sendiri  ditujukan  untuk  pemrograman.  Tombol  reset  dan  flash merupakan fungsi tambahan pada modul NodeMCU. E-Lua, paket ESP8266 adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam modul NodeMCU. Logika sistematis dan kerangka pemrograman bahasa C juga terdapat dalam bahasa Lua [1].
Karena  Sumber  utama  dari  NodeMCU  adalah  ESP8266 khusunya  seri  ESP-12 yang  termasuk  ESP-12E. Maka fitur – fitur yang dimiliki oleh NodeMCU akan lebih kurang serupa dengan ESP-12. Gambar dan fitur NodeMCU 8266 bisa dilihat gambar 2.2. Beberapa Fitur yang tersedia antara lain 4 1.  10 Port GPIO dari D0 – D10
2. Fungsionalitas PWM
3. Antarmuka I2C dan SPI
4. Antaruka 1 Wire
5. ADC

## Gambar 2 . NodeMCU 8266 dan Fiturnya

## 2.3 Modul Sensor Tengangan PZEM-004T
Modul sensor PZEM-004T memiliki kemampuan membaca tegangan, arus, energi, frekuensi, daya aktif, dan karakteristik  lainnya. Sensor  tegangan  dan  sensor  arus  (CT) terintegrasi  adalah  fitur  modul  ini  [3].  Gambar sensor ini bisa dilihat pada gambar 2.3.
Gambar 3 . Modul Sensor Tengangan PZM [3].
1. Pasokan Tegangan: 5VDC
2. Masukan Tegangan: 80 – 260VAC
3. Pengukuran saat ini: 0 – 100A Frekuensi pengoperasian: 45 - 65Hz
4. Rentang Daya: 26000W
5. Antarmuka: UART TTL 5V.
6. Akurasi pengukuran: 1.0 grade.
Dengan  akurasi  pembacaan  0,5%  dan  rentang  pengukuran  tegangan  80-260  VAC,  modul  sensor  ini menawarkan resolusi pengukuran 0,1 VAC. Arus pengoperasian modul sensor ini memiliki pembacaan awal 0,02A dan rentang pengukuran 0-100A. Selain itu, modul sensor ini menawarkan akurasi 0,5% dan presisi pembacaan 0,001A.  Modul  sensor  ini  memiliki  rentang  frekuensi  pembacaan  45–65  Hz,  resolusi  0,1  Hz,  dan  akurasi pembacaan 0,5%.

## 2.4 LCD ( Liquid Crystal Display)
Layar LCD adalah sejenis layar yang media pantulannya terbuat dari kristal cair. Selain itu, layar LCD sering digunakan  dalam  desain  perangkat  berbasis  mikrokontroler.  Tergantung  dari  perintah  yang  ditulis  pada mikrokontroler,  LCD  dapat  berfungsi  untuk  menampilkan  menu,  teks,  atau  hasil  sensor  pada  aplikasi mikrokontroler [5].
LCD 20 x 4 ini merupakan modul LCD dua bagian dengan tampilan 20 x 4 baris. Komponen pertama adalah panel LCD yang berfungsi sebagai media tampilan informasi menggunakan huruf dan angka. Ada empat baris pada layar LCD ini, dan setiap baris dapat berisi 20 karakter. Sistem yang menyusun komponen kedua ini memiliki mikrokontroler  yang  ditempatkan  di  belakang  panel  LCD.  Segmen  ini  mempunyai  fungsi  untuk  mengatur
tampilan informasi dan berfungsi untuk mengatur komunikasi LCD dengan mikrokontroler. Tampilan fisik layar LCD adalah sebagai berikut. Dibandingkan teknologi CRT, LCD juga jauh lebih hemat dalam hal konsumsi daya, karena  LCD  bekerja  berdasarkan  prinsip  pemblokiran  cahaya,  sedangkan  CRT  berdasarkan  prinsip  pancaran cahaya. Namun layar LCD memerlukan lampu latar (backlight) sebagai penerangan pendukung karena layar LCD sendiri tidak memancarkan cahaya. Beberapa jenis lampu latar yang biasa digunakan untuk layar LCD antara lain lampu latar CCFL (lampu fluoresen katoda dingin) dan lampu latar LED (dioda pemancar cahaya). Gambar LCD 20x4 dapat dilihat pada gambar 2.4.
Gambar 4 . LCD ( Liquid Crystal Display )

## 2.5 Inter Integrated Circuit (I2C)
Inter Integrated Circuit atau disingkat I2C, adalah standar komunikasi serial dua arah yang menggunakan dua saluran yang dibuat khusus untuk transmisi dan penerimaan data. Data dikirim antara I2C dan pengontrol melalui saluran  SDA  (Serial  Data)  dan  SCL  (Serial Clock )  di  sistem  I2C.  Sistem  bus  I2C  memungkinkan  perangkat berfungsi sebagai master dan slave. Gambar I2C terlihat pada gambar 2.5.
Master  adalah  perangkat  yang  memulai  transfer  data  pada  bus  I2C  dengan  menghasilkan  sinyal  awal, mengakhiri  transfer  data  dengan  menghasilkan  sinyal  berhenti,  dan  menghasilkan  sinyal  clock. Slave adalah perangkat yang dialamatkan oleh master
Gambar 5 . Inter Integrated Circui (12C)

## 2.6 Aplikasi Blynk
Blynk adalah aplikasi untuk OS, IOS dan Android untuk mengontrol Arduino, NodeMCU, Raspberry Pi dan sejenisnya melalui Internet. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengontrol perangkat keras, menampilkan data sensor, menyimpan data, memvisualisasikan, dan lain-lain.
Aplikasi Blynk memiliki 3 bagian utama yaitu Aplikasi, Server dan Perpustakaan. Server Blynk berfungsi untuk menangani semua komunikasi antara smartphone dan hardware. Widget yang tersedia di Blynk antara lain Tampilan  Nilai  Tombol,  Grafik  Riwayat,  Twitter,  dan  Email.  Blynk  tidak  terikat  pada  beberapa  jenis mikrokontroler  tetapi  harus  mendukung  perangkat  keras  yang  dipilih.  NodeMCU  dikontrol  dengan  internet melalui WiFi, chip ESP8266, Blynk akan dihadirkan online dan siap untuk Internet of Things .
Blynk  adalah  platform  baru  yang  memungkinkan  kami  dengan  cepat  membangun  antarmuka  untuk mengontrol dan memantau proyek perangkat keras dari perangkat IoT dan Android. Blynk adalah Internet of Things (IoT) yang dirancang untuk membuat kendali jarak jauh dan data sensor yang dibaca oleh perangkat dari ESP8266  atau  Arduino  dengan  sangat  cepat  dan  mudah. Blynk bukan  hanya  " cloud  IoT ",  tetapi  blynk  juga merupakan  solusi  end-to-end  yang  menghemat  waktu  dan  sumber  daya  dalam  membangun  aplikasi  yang bermakna untuk produk dan layanan yang terhubung,
Menggunakan blynk semuanya sangat mudah diatur dan dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 5 menit. dan blynk juga tidak terhubung ke board atau modul tertentu. Platform aplikasi ini dapat mengontrol apapun dari jarak jauh, dimanapun kita berada dan kapan saja. Asalkan terhubung dengan internet, dengan koneksi yang stabil dan inilah yang disebut dengan sistem internet of things (IoT) [6]. Gambar 2.6. Mempelihatkan aplikasi blynk dengan mikrokontroler
Gambar 6. Aplikasi Blynk dengan Mikrokontroler

## 2.7 Internet Of Things (IoT)
Internet of Things atau sering disebut dengan IoT merupakan suatu gagasan bahwa seluruh objek di dunia nyata  dapat  berkomunikasi  satu  sama  lain  sebagai  bagian  dari  suatu  sistem  yang  terintegrasi  dengan menggunakan  jaringan  Internet  sebagai  penghubungnya.  Misalnya  saja  video  pengawas  yang  dipasang  di sepanjang jalan yang terkoneksi dengan koneksi internet dan terintegrasi ke dalam ruang kendali yang jaraknya bisa puluhan kilometer. atau rumah pintar yang dapat dikelola melalui smartphone dengan menggunakan koneksi internet.
Pada dasarnya perangkat LoT menggunakan sensor sebagai media pengumpul data, koneksi internet sebagai media komunikasi, dan server sebagai pengumpul informasi yang diterima oleh sensor. Konsep IoT sebenarnya cukup sederhana  yang  pengoperasiannya  mengacu  pada  3  elemen  utama  arsitektur  IoT, yaitu:  aset  fisik  yang dilengkapi dengan modul IoT, perangkat koneksi Internet seperti modem dan router nirkabel cepat seperti di rumah, dan Cloud Data Center tempat menyimpan aplikasi dan basis data [2]. Alur konsep IoT dapat dilihat pada gambar 2.7.

## Gambar 7. Konsep IOT [2].

## 3. METODE PENELITIAN
Setiap  penelitian  yang  bersifat  perancangan sebelum  membuat  merupakan  perancangan system  terlebih dahulu membuat alur penelitiannyadengan demikian penelitian yang dibuat menjadi terarah dan sistematis serta memudahkan dalam  merumuskan permasalahan yang sedang dihadapi, alur penelitian dapat ini dapat dilihat pada gambar 3.1.
Gambar 8 . Diagram Alur Penelitian Perancangan Sistem
Pada  gambar  3.2  adalah  diagram  blok  system  Perancangan  Monitoring  sudut  fasa  Mengunakan Mikrokontroler Berbasis IoT menggunakan aplikasi blynk .

## Gambar 9. Diagram Blok Sistem
Perancangan  merupakan  suatu  proses  permulaan  sebelum melakukan suatu  pekerjaan. pada penelitian ini perancangan  mencakup  beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan pembuatan  peralatan,  mulai  dari  perencanaan kontruksi  alat, diagram  blok  dan  tata  letak  komponen. Dalam perancangan alat monitoring sudut fasa berbasis IoT menggunakan aplikasi blynk, power suplay dihubungkan  keseluruh komponen untuk menghidupkan alat yang dirancang, input sensor pzem 004T membaca parameter-parameter pada beban yang mendapatkan suplay dari sumber  PLN  dan  output  Rx  –  Tx  terhubung  dengan  input  Tx  –  Rx  NodeMCU  ESP  8266  kemudin  output digitalnya terhubung dengan LCD yang dilengkapi dengan modul I2C untuk membaca hasil dari sensor PZEM -004T sedangkan moudul WiFi NodeMCU ESP 826 akan mengirimkan ke smarth phone yang sudah dilengkapi dengan aplikasi blynk. Parameter yang tebaca pada LCD dan blynk adalah tegamgan, arus faktor daya, daya aktif, dan sudut fasa sedangkan beban yang digunakan adalah empat buah lampu TL dengan daya 36 Watt.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perancangan  ini  merupakan  langkah  awal  dalam  proses  sebelum  suatu  pekerjaan  selesai.  Tesis  ini membahas beberapa topik terkait perencanaan, mulai dari perencanaan tata letak komponen, diagram blok, dan
konstruksi  peralatan.  Informasi  yang  diberikan  dapat  diakses  secara  instan  karena  terintegrasinya  perangkat keras  dan  perangkat  lunak  yang  membentuk  sistem  ini.  Jika  perangkat  lunak  tidak  dirancang  dengan  baik, perangkat keras tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Teknologi pengukuran energi listrik manual dan tradisional dimaksudkan untuk digantikan oleh smarth phone (gadget) ini. Alat untuk memonitoring sudut fase dibuat berdasarkan informasi yang diberikan oleh sensor PZEM.
Untuk memastikan fungsionalitas dan kinerja setiap komponen yang akan digunakan untuk membangun suatu sistem atau alat, dilakukan pengujian komponen atau modul.

## Perancangan Perangkat keras (Hadware)
Proses pembuatan perangkat keras dengan tujuan utama untuk merancang dan meralisasi sistem yang akan dibangun.  Pada  dasarnya  pembuatan  perangkat  ini  untuk  menerapkan  suatu  system  yang  mampu  melakukan proses pengukuran yang diinginkan. Gambar 4.1 adalah skema dari alat yang dibuat.
Gambar 10. Skema Alat
Perancangan Perangkat Lunak ( Software)
Perancangan perangkat lunak (sofware) sangat penting karena menentukan proses kinerja system tegangan yang  diingikan  pengguna.  Perancangan  perangkat  lunak (sofware) merupakan  perancangan  program  yang berfungsi  untuk  mengukur  atau  membaca  intitas  yang  diinginkan.  Dalam  perancangan  ini  diguna  software Arduino IDE 18.19 yang kemudian diupload ke board Node MCU.

## Hasil pengujian
Pengujian  alat  dilakukan  untuk  dapat  mengetahui  hasil  perancangan  dan  pembuatan  alat.  Pada  bab  ini menguraikan tentang bagaimana cara untuk melakukan pengujian sesuai dengan hasil yang diharapkan. Selain itu tujuan dari pengujian alat dimaksudkan untuk menguji semua elemen-elemen perangkat keras dan perangkat lunak yang dibuat apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Gambar hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar 4.7 – 4.10.
Gambar 11. Pengujian beban lampu 1x36 Watt
Gambar  11. Penujian beban lampu 2x36 Watt
Gambar 12.  Pengujian beban lampu 3x36 Watt
Gambar 13. Pengujian beban lampu 4x36 Watt

## Pengujian Dengan Clanb Meter
Pengujian ini mengunakan clanb meter yoki 3286/20 data pengujianya seperti tabel 4.1
Tabel 1. Hasil Pengujian Dengan Clamb Meter No. Beban lampu TL (Watt) V (Volt) I (Amper) Cos Ø P (Watt) Sudut Fasa (deg) 1 1x36 217 0.23 0.728 36.33 43.30 2 2x36 217 0.47 0.701 71.49 45.52 3 3x36 217 0.71 0.7 107.85 45.60 4 4x36 217 1.08 0.59 138.27 53.87

## Pengujian mengunakan Node MCU 8266 dengan Blynk
Pengujian mengunakan Node MCU 8266 dengan Blynk dilihat pada tabel 4.2
Tabel 2. Hasil pengujian mengunakan Node MCU 8266 dengan Blynk
No. Beban lampu TL(Watt) V (Volt) I (Amper) Cos Ø P (Watt) Sudut Fasa (deg) 1 1x36 217.6 0.228 0.75 37.21 41.43 2 2x36 217.5 0.473 0.72 74.07 43.97 3 3x36 217.3 0.714 0.71 110.16 44.79 4 4x36 217.2 1.08 0.6 139.70 53.16

## Presentasi Kesalahan alat dibandingkan dengan Clamb meter
Presentasi Kesalahan alat dibandingkan dengan Clamb meter dihitung dengan menggunakan rumus:
% = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑎𝑡 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑚𝑏 𝑚𝑒𝑡𝑟 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑚𝑏 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑥100%
1. Presentasi Kesalahan Pengukuran Tegangan
Perhihungan presentasi kesalahan pengukuran tegangan pada beban lampu 1x36 Watt sebagai berikut :
% = 217,6 − 217 217 𝑥100%
% = 0,28%
Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4
Tabel 4. Presentasi Kesalahan Pengukuran Tegangan No. Beban lampu TL (Watt) V Clamb meter (Volt) V Sensor (Volt) Presentasi Kesalahan (%) 1 1x36 217 217.6 0.28 2 2x36 217 217.5 0.23 3 3x36 217 217.3 0.14 4 4x36 217 217.2 0.09
2. Presentasi Kesalahan Pengukuran Arus
Perhihungan presentasi kesalahan pengukuran arus pada beban lampu 1x36 Watt sebagai berikut :
% = 0,228 − 0,23
0,23 𝑥100%
% = −0,87%
Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 5
Tabel 5. Presentasi Kesalahan Pengukuran arus No. Beban lampu TL (Watt) I Clamb meter (Ampere) I Sensor (Ampere) Presentasi Kesalahan (%) 1 1x36 0.23 0.228 0.87 2 2x36 0.47 0.47 0.00 3 3x36 0.71 0.71 0.00 4 4x36 1.08 1.08 0.00
3. Presentasi Kesalahan Pengukuran cos Ø
Perhihungan presentasi kesalahan pengukuran cos Ø pada beban lampu 1x36 Watt sebagai berikut :
% = 0,75 − 0,728
0,728 𝑥100%
% = 3,02%
Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 6
Tabel 6. Presentasi Kesalahan Pengukuran cos Ø No. Beban lampu TL (Watt) Cos Ø Clamb meter Cos Ø Sensor Presentasi Kesalahan (%) 1 1x36 0.728 0.75 3.02 2 2x36 0.701 0.72 2.71 3 3x36 0.7 0.71 1.43 4 4x36 0.59 0.6 1.69
4. Presentasi Kesalahan Pengukuran Daya Aktif
Perhihungan presentasi kesalahan pengukuran daya aktif pada beban lampu 1x36 Watt sebagai berikut :
% = 37,21 − 36,33 36,33 𝑥100%
% = 2,41%
Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 8
Tabel 8. Presentasi Kesalahan Pengukuran Daya Aktif No. Beban lampu TL (Watt) Daya Aktif Clamb meter (Watt) Daya Aktif Sensor (Watt) Presentasi Kesalahan (%) 1 1x36 36.33 37.21 2.41 2 2x36 71.49 74.07 3.60 3 3x36 107.85 110.16 2.14 4 4x36 138.27 139.70 1.03
5. Presentasi Kesalahan Pengukuran Sudut Fasa
Perhihungan  presentasi  kesalahan  pengukuran  sudut  fasa  pada  beban  lampu  1x36  Watt  sebagai berikut :
% = 41,43 − 43,30 43,30 𝑥100%
% = 4,32%
Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 9

## Tabel 9. Presentasi Kesalahan Pengukuran Sudut Fasa
No. Beban lampu TL (Watt) Sudut Fasa Clamb meter (deg) Sudut Fasa Sensor (deg) Presentasi Kesalahan (%) 1 1x36 43.30 41.43 4.32 2 2x36 45.52 43.97 3.40 3 3x36 45.60 44.79 1.77 4 4x36 53.87 53.16 1.32
Dari perhitungan presentasi kesalahn pengukuran terlihat bahwa untuk pengukuran tegangan adalah 0,28% pada beban lampu TL 1x36 Watt,  0,23% pada beban lampu TL 2x36 Watt, 0,14% pada beban  lampu TL 3x36 Watt, dan 0,09% pada beban lampu TL 4x36 Watt. Presentasi kesalahan pengukuran arus untuk beban lampu TL  1x36  Watt  0,87,    TL  2x36  Watt,  TL  3x36  Watt,  dan  TL  4x36  Watt  adalah  0%.  Presentasi  kesalahan pengukuran cos Ø berturut-turut adalah 3,02%  beban lampu TL 1x36 Watt,  2,71% beban lampu TL 2x36 Watt, 1,43% beban  lampu TL 3x36 Watt, dan 1,69% beban lampu TL 4x36 Watt. Sedangkan untuk pengukuran sudut fasa, presentasi kesalahnnya untuk beban 1x36 Watt, 2x36 Watt, 3x36 Watt dan 4x36 Watt berturut-turut adalah 4,32%, 3,40%, 1,77%, dan 1,32%, Dari pengujian alat yang dibuat presentasi kesalahannya di bawah 5%, sehingga performansi alat ini dapat dikatakan baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil perhitungan presentasi kesalahan dari alat monitoring sudut fasa yang dibawah 5%, mala dapat  dikatakan  bahwa  alat  monitoring  yang  dibuat  ini  performansinya  sangat  baik  yang  mana  presentasi kesalahan tertinggi 4,52% pada beban lampu TL 1x36 Watt sedangkan presentasi keselahan terkecil 1,32% pada beban lampu TL 4x36 Watt.

## Daftar Pustaka
[1] Asep Muhamad Alipudin, Didik Notosudjono, Dimas Bangun Fiddiansyah, (2019). Rancang Bangun Alat Monitoring Biaya Listrik Terpakai Berbasis Internet Of Things (IOT). 1–1
[2] Agus  Ardiansyah,  2020,  Monitoring  Daya  Listrik  Berbasis  IoT  (Internet  of  Things,  Skripsi: JurusanTeknik Elektro FakultasTeknologiIndustri UniversitasIslam Indonesia Yogyakarta
[3] M.  Zaini,  S.  Safrudin,  And  M.  Bachrudin,  “Perancangan  Sistem  Monitoring  Tegangan,  Arus  dan Frekuensi Pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Berbasis Iot”, Tesla, Vol. 22, No. 2, Pp. 139–150, Nov. 2020.
[4] Ramly Rasyid, Evaluasi Jaringan Tengangan Menengah Pasca Bencana di Kabupaten Halmahera Selatan, Patria Artha Technological Journal • Vol. 4 Issue 2 October 2020
[5] Sahat  Martua  Parulian  Pakpahan,  Achmad  Imam  Agung  “Rancang  Bangun  Amf-Ats  Berbasissim800l Dengan Fungsi Monitoring  Status Switching Pada Genset”, Jurnal Teknik Elektro Unesa: Vol 8 No 1 (2019): Januari 2019
[6] Saut P Tamba, Abdul Halim Mukti Nasution, Sri Indriani, Nida Fadhilah, Chandra Arifin. Pengontrolan Lampu  Jarak  Jauh  Dengan  Nodemcu  Menggunakan  Blynk.  Jurnal  Tekinkom  Teknik  Informasi  dan Komputer , [S.L.], V. 2, N. 1, P. 93-98, July 2019.