## ANALISIS KADAR LOGAM BERAT PADA LIMBAH INDUSTRI KELAPA SAWIT BERDASARKAN HASIL PENGUKURAN ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRY (AAS)
Junika Wulandari 1 , Asrizal 2 , Zulhendri 3
1) Mahasiswa Fisika, FMIPA Universitas Negeri Padang
2) Staf Pengajar Jurusan Fisika, FMIPA Universitas Negeri Padang
1 junika_wulandari92@yahoo.com

## ABSTRACT
Liquid waste of industry palm oil is the most abundant waste produced among other types of waste which is  about  60%  from  100%  processing  of  fresh  fruit  bunches.  Generally,  industrial  liquid  waste  contains  heavy metals.  Heavy  metals  are  toxic  if  it  exceeds  the  required  levels.  To  determine  levels  of  heavy  metals  toThe purpose of research is to test the linearity and sensitivity of heavy metals by AAS method, determine the metal content  determine  danger.  Type  of  this  research  is  laboratory  exsperiment.  Samples  testing  was  conducted Baristand Padang. There were two samples group, those are waste palm oil of industry and well water around of waste.  Analisys  datatechniques  which  were  used  linear  regression  methods  and  corretation  methods.  Based  on data  analysis  can  be  presented  three  results  from  research.  First,  test  the  linearity  and  sensitivity  test  on  the validation of methods of analysis of Cu, Cd, Pb and Zn meet the requirements of its use. Second, the levels of Cu,  Cd,  Pb  and  Zn  in  the  samples  of  waste  palm  oil  and  water  well  below  the  limit  of  detection  of  smaller instruments.  Finally,  the  levels  of  Cu,  Cd,  Pb  and  Zn  in  samples  of  palm  oil  waste  and  water  wells  are  not dangerous  because  it  does  not  exceed  the  requirements  of  Regulation  of  the  Minister  of  Environment  of  the Republic  of  Indonesia  Number  5  of  2014  concerning  water  quality  standard  of  waste  and  Government Regulation No. 82 of 2001 concerning the management of quality water and water pollution control.

## Kayword : Heavy metal, Metal content, Industrial waste, AAS

## PENDAHULUAN
Perkembangan  industri  kelapa  sawit  berlang- sung sangat cepat di Indonesia saat ini. Pembangunan pabrik-pabrik  kelapa  sawit  semakin  meningkat sebagai  akibat  dari  semakin  tingginya  produksi tandan  buah  segar  yang  dihasilkan.  Hal  tersebut terjadi  dilatarbelakangi  oleh  tingginya  kebutuhan konsumen  akan  produk  turunan  dari  minyak  kelapa sawit  itu  sendiri.  Industri  kelapa  sawit  membawa pengaruh  yang  baik  terhadap  konsumen,  distributor, dan  produsen  serta  pemasukan  devisa  negara  yang tinggi.  Pengolahan  kelapa  sawit  tidak  hanya menghasilkan    minyak    kelapa    sawit,    namun  juga menghasilkan  limbah.
Limbah  pada  dasarnya  adalah  bahan  yang terbuang  atau  dibuang  dari  suatu  sumber  hasil aktivitas  manusia,  maupun  proses-proses  alam  yang belum  mempunyai  nilai  ekonomi,  bahkan  mem- punyai  nilai  ekonomi  yang  negatif.  Nilai  ekonomi yang  negatif,  karena  pengolahan memerlukan biaya yang  besar  disamping  juga  mencemari  lingkungan. Limbah  yang  berasal  dari  beberapa  industri  telah diketahui  memiliki  potensi  besar  yang  dapat mencemari  lingkungan.  Limbah  industri  itu  dapat berupa  limbah  cair,  padat  dan  gas. Limbah Indus- tri  yang  berupa  limbah  cair  biasanya  sangat berbahaya dalam keseharian, misalnya dapat  menye-
babkan  gatal-gatal.  Limbah  cair  dapat  mencemari aliran  sungai  atau  sumber  air yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar [4] .
Limbah  industri  kelapa  sawit  merupakan limbah yang dihasilkan pada saat proses  pengolahan kelapa  sawit.  Limbah  jenis  ini  digolongkan  dalam tiga jenis yaitu limbah padat, limbah cair dan limbah gas.  Limbah  yang  dihasilkan  dari  proses  pengolahan minyak sawit (CPO) dan inti sawit (kernel) di pabrik kelapa  sawit  (PKS)  termasuk  limbah  cair.  Beberapa limbah yang digolongkan sebagai limbah padat yaitu tandan  kosong  kelapa  sawit  (TKKS),  cangkang  atau tempurung,  serabut  atau  serat  dan  sludge  atau lumpur. Limbah gas dapat berasal dari  gas  cerobong dan uap air buangan pabrik kelapa sawit [14] . Limbah  cair  dari  kelapa  sawit  perlu  menjadi pusat  perhatian.  limbah  cair  dalam  pabrik  kelapa sawit  merupakan  limbah  yang  paling  banyak dihasilkan diantara jenis limbah lainnya yaitu sekitar 60%  pada  setiap  100%  proses  pengolahan  tandan buah  segar [5] .  Umumnya  limbah    cair  industri mengandung logam berat seperti Cd,  Fe, Cu, Cr,  Zn, Ni    dan    lain    sebagainya [12] .  Limbah  cair  tersebut jika    dibuang    ke    lingkungan  secara  langsung  dapat merusak  sumber  daya  alam  dan  lingkungan,  seperti gangguan  pencemaran  alam  dan  pengurasan  sumber daya alam, yang nantinya dapat menurunkan kualitas lingkungan  antara  lain  pencemaran  tanah,  air,  dan
udara  bahkan  bisa  beracun  bagi  manusia  karena  di dalam  limbah  cair  bisa  mengandung  logam  berat yang berbahaya dengan konsentrasi tinggi.
Logam  menurut  pengertian  orang  awam adalah  barang  yang  padat  dan  berat  yang  biasanya selalu  digunakan  oleh  orang  untuk  perhiasan,  yaitu besi,  baja,  emas,  dan  perak.  Padahal  masih  banyak logam  lain  yang  penting  dan  sangat  kecil  serta berperan  penting  dalam  proses  biologis  makhluk hidup  misalnya,  selenium,  kobalt,  mangan  dan beberapa  unsur  lainnya.  Dalam  sistem  berkala periodik,  ada  94  dari  106  unsur  tergolong  dalam unsur logam. Logam itu sendiri digolongkan kedalam dua kategori, yaitu logam berat dan logam ringan
Logam  berat  adalah  unsur  yang  mempunyai densitas  lebih  dari  5  gr/cm3. Dalam  kadar  rendah logam  berat  pada  umumnya  sudah  beracun  bagi tumbuhan  dan  hewan,  termasuk  manusia.  Termasuk logam berat yang sering mencemari lingkungan ialah Hg,  Cr,  Cd,  As,  dan  Pb.  Logam  berat  termasuk  zat pencemar karena sifatnya yang stabil dan sulit untuk diuraikan.  Banyaknya  sumber  logam    berat  di  alam, meningkatkan  pencemaran  logam  berat  khususnya pada  perairan  yang  akan  terakumulasi  pada  rantai makanan hingga biota di perairan tersebut. Biota pe- rairan  yang  telah  tercemar  logam  berat  akan  menga- lami gangguan pertumbuhan hingga kematian [13] . Masing-masing logam berat memiliki dampak negatif  terhadap  manusia  jika  dikonsumsi  dalam jumlah  yang  besar  dan  waktu  yang  lama.  Pb  dalam segala  bentuk  bersifat  racun  yang  berbahaya  bagi kesehatan  tubuh.  Keracunan  yang  ditimbulkan  oleh persenyawaan  logam  Pb  dapat  terjadi  karena masuknya persenyawaan logam Pb tersebut ke dalam tubuh.  Masuknya  Pb  kedalam  tubuh  terabsorbsi sangat  lambat,  sehingga  terjadi  penumpukan  dan menjadi dasar timbulnya keracunan. Proses masuknya Pb ke dalam tubuh dapat melalui beberapa jalur yaitu melalui makanan dan minuman, udara dan perembesan  atau  penetrasi  pada  selaput  atau  lapisan kulit  (Farida,  2013).  Manusia  bila  tercemar  oleh  Pb yang  berlangsung  dalam  jangka  waktu  yang  lama dapat  mengganggu  kesehatan,  menurunkan  kemam- puan  belajar,  dan  Pb  dapat  menghambat  sistem pembentukan  Hb  dalam  darah  merah,  sumsum tulang, merusak fungsi hati dan ginjal serta penyebab kerusakan saraf [8] .
Logam  kadmium  jika  berakumulasi  dalam jangka  waktu  yang  lama  dapat  menghambat  kerja paru-paru,  bahkan  mengakibatkan  kanker  paru-paru, mual,  muntah,  diare,  kram,  anemia,  dermatitis, pertumbuhan  lambat,  kerusakan  ginjal  dan  hati,  dan gangguan  kardiovaskuler.  Kadmium  dapat  pula merusak  tulang  (osteomalacia,  osteoporosis)  dan meningkatkan  tekanan  darah.  Gejala  umum  ke- racunan  Kadmium  adalah  sakit  di  dada,  nafas  sesak (pendek), batuk-batuk, dan lemah.
Tembaga yang tidak berikatan dengan protein merupakan  zat  racun.  Mengkonsumsi  sejumlah  kecil
tembaga  yang  tidak  berikatan  dengan  protein  dapat menyebabkan  mual  dan  muntah.  Kelebihan  tembaga dalam  tubuh  manisa  bisa  merusak  ginjal,  meng- hambat  pembentukan  air  kemih  dan  menyebabkan anemia  karena  pecahnya  sel-sel  darah  merah. Pengumpulan  tembaga  dalam  otak,  mata  dan  hati dapat menyebabkan sirosis [7] .
Seng  adalah  unsur  kimia  dengan  lambang kimia  Zn,  nomor  atom  30,  dan  massa  atom  relatif 65,39.  Seng  termasuk  unsur  logam  berat.  Kelebihan seng  (Zn)  dapat  mempengaruhi  metabolisme  koles- terol,  mengubah  nilai  lipoprotein,  dan  dampaknya dapat  mempercepat  timbulnya  aterosklerosis.  Dosis konsumsi  seng  (Zn)  sebanyak  2  gram  atau  lebih dapat menyebabkan muntah, diare, demam, kelelahan yang sangat, anemia, dan gangguan reproduksi.
Kandungan  logam  berat  pada  limbah  industri kelapa sawit dikatakan berbahaya jika melebihi baku mutu  air  limbah  yang  telah  ditetapkan  oleh  Menteri Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia  nomor  5 tahun  2014.  Sumber  daya  air  yang  tercemar  oleh unsur-unsur  logam  berat  dari  limbah  cair  industri kelapa  sawit  baru  dapat  dikatakan  layak  digunakan oleh  manusia  apabila  unsur-unsur  yang  dikandung- nya sudah memenuhi standar baku mutu air.
Untuk  meneliti  tingkat  bahaya  atau  tidaknya logam  berat  yang  dihasilkan  dari  limbah  industri kelapa sawit maka dibutuhkan alat ukur kadar logam berat. Salah satu alat yang digunakan adalah Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS). AAS merupa- kan  suatu  metode  pengukuran  yang  didasarkan  pada jumlah  radiasi  yang  diserap  oleh  atom-atom  bila sejumlah  radiasi  dilewatkan  melalui  sistem  yang mengandung  atom-atom  itu.  Jumlah  radiasi  yang terserap  sangat  tergantung  pada  jumlah  atom  itu untuk menyerap radiasi. Dengan mengukur intensitas radiasi  yang  diserap  (absorbansi)  maka  konsentrasi unsur  dalam  cuplikan  dapat  diketahui.  Metode Spektrofotometri  serapan  atom  ini  merupakan  salah satu  metode  analisis  yang  dapat  digunakan  untuk menentukan unsur-unsur didalam suatu bahan bahkan dapat  menganalisis  sampel  dalam  jumlah  sedikit, karena  metode  ini  memiliki  kepekaan,  ketelitian  dan selektifitas yang sangat tinggi [10] .
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:  menguji linearitas  dan  sensitivitas  (batas  deteksi  dan  batas kuantitasi)  logam  Cu,  Cd,  Pb  dan  Zn  dengan  AAS, menyelidiki  kadar  logam  Cu,  Cd,  Pb  dan  Zn  dari limbah  cair  industri  kelapa  sawit  dan  air  sumur menggunakan  instrumen  AAS,  dan  menyelidiki bahaya  atau  tidaknya  logam  yang  terkandung  pada limbah kelapa sawit dan air sumur.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  salah  satu  pabrik kelapa  sawit  Pasaman  Barat  sebagai  tempat pengambilan  sampel.  Setelah  itu  sampel  dibawa  ke Balai  Riset  dan  Standarisasi  Industri  Ulu  Gadut
Padang  dan  diperiksa  kadar  logam  berat  menggu- nakan  AAS.  Penelitian  ini  memerlukan  alat  dan bahan.  Peralatan  yang  akan  digunakan  didalam penelitian  ini  adalah  AAS,  Pemanas,  Erlemeyer, Lampu Hollow Katoda Cu, Cd, Pb dan Zn, dan alat- alat  gelas  lainnya.  Bahan  utama  yang  diperlukan dalam  penelitian  ini  adalah  Limbah  industri  kelapa sawit dan air  sumur  yang diambil di Pasaman Barat. Bahan-bahan  kimia  yang  digunakan  adalah  Asam nitrat pekat, Aquades dan larutan standar Cu, Cd, Pb dan Zn.
Variabel  penelitian  ini  terdiri  dari  variabel bebas  dan  variabel  terikat.  Variabel  bebas  adalah varibel  yang  akan  diteliti  pengaruhnya  terhadap variabel  terikat.  Variabel  bebas  dalam  penelitian  ini yaitu  :  2  buah  sampel  limbah  kelapa  sawit  dari  2 kolam  yang  berbeda  yaitu  kolam  limbah  yang  baru dikeluarkan  dari  pabrik  dan  kolam  limbah  yang  siap dialirkan  ke  lahan  perkebunan  kelapa  sawit  dan  3 sampel  air  sumur  dari  3  sumur  yang  berbeda. Variabel  terikat  adalah  variabel  yang  menjadi  titik pusat  penelitian.  Variabel  terikat  pada  penelitian  ini yaitu  konsentrasi  Pb,  Cu,  Cd  dan  Zn  sebagai  hasil analisis dengan AAS.
Teknik pengambilan sampel yaitu berdasarkan pertimbangan  tertentu  ( purposive  sampling ).  Jenis sampel  yang  diteliti  yaitu  limbah  cair  pabrik  kelapa sawit  dan  air  sumur.  Denah  pengambilan  sampel dapat  diperlihatkan  pada  Gambar  1.  Pengambilan sampel  limbah  cair  pabrik  kelapa  sawit  dilakukan  di dua  kolam.  Kolam  pertama  dengan  kode  sampel  A yaitu  kolam  limbah  yang  baru  dikeluarkan  dari pabrik.  Kolam  kedua  dengan  kode  sampel  B  yaitu kolam  limbah  yang  siap  dialirkan  ke  lahan perkebunan  kelapa  sawit.  Setiap  kolam  diambil  satu sampel. Sifat fisis yang dapat diamati oleh indra pada sampel  A  yaitu  berwarna  orange  pekat,  berminyak dan  berbau  busuk.  Sedangkan  sifat  fisis  sampel  B yaitu  orange  pekat,  tidak  berminyak  dan  berbau. Jarak  antara  pabrik  dengan  kolam  pembuangan limbah sekitar 15 meter.
Pengambilan  sampel  air  sumur  dilakukan ditiga  sumur  berdasarkan  jarak  air  sumur  dengan kolam limbah cair pabrik. Setiap sumur diambil satu sampel.  Sampel  air  sumur  pertama  dengan  kode sampel  C  diambil  dengan  jarak  sekitar  5  meter  dari kolom  sampel  B.  Sifat  fisis  sampel  C  yang  dapat diamati  oleh  indra  yaitu  pertama  berwarna  (keruh) dan  tidak  berbau.  Sampel  air  sumur  kedua  dengan kode sampel D diambil dengan jarak sekitar 7  meter dari sampel. Sifat fisis sampel D yaitu tidak berwarna dan  tidak  berbau.  Sampel  air  sumur  ketiga  dengan kode  sampel  E  diambil  dengan  jarak  sekitar  200 meter dari sampel B. Sifat fisis sampel E yaitu tidak berwarna dan tidak berbau.
Gambar 1. Denah Pengambilan Sampel
Prosedur  kerja  analisis  Cu,  Cd,  Pb  dan  Zn dapat ditentukan sebagai berikut :
a. Preparasi  Sampel  dengan  Metode  Destruksi Basah
Sampel limbah kelapa sawit diambil sebanyak 100    mL  kemudian    dimasukkan    dalam  Erlenmeyer dengan  ditambah  dengan  10  mL    HNO3    pekat. Campuran    dipanaskan  perlahan-lahan    sampai mendidih.  Destruksi    dihentikan    setelah    diperoleh larutan  yang  jernih,  kemudian didinginkan.  Setelah dingin    disaring  dengan    kertas    Whatman    no.40, lalu sampel  dimasukkan  dalam  labu  takar 100 mL dan ditambahkan akuades sampai batas tanda.
b. Pembuatan Kurva Kalibrasi
Kurva  kalibrasi  unsur  Pb,  Cu,  Zn  dan  Cd diperoleh  dengan  mengukur  serapan  larutan  standar masing-masing  unsur  pada  kondisi  optimum  unsur Larutan  Cu  standar,  Cd  standar,  Pb  standar  dan  Zn standar    dengan  seri  kadar  masing-masing  larutan yaitu  larutan  Cu  kadar  0,5;  1;1,5;  2;  dan  2,5  mg/L, larutan Cd kadar 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 dan 1 mg/l, larutan Pb kadar 1; 2; 3; 4 dan 5 mg/L dan larutan Zn kadar 0,2;  0,4;  0,6  dan  0,8  mg/L  diinjeksikan  pada  alat AAS.  Hasil  absorbansi  digunakan  untuk  membuat kurva  kalibrasi  dan  persamaan  regresi  linear,  nilai kemiringan  dan perpotongan.
Persamaan  garis  regresi  untuk  kurva  kalibrasi dapat diturunkan dari persamaan y = ax + b, dimana a adalah kemiringan dan b adalah perpotongan. Secara statistik  harga  a  dan  b  diperoleh  dari  persamaan berikut :
𝑎 = 𝑛(  𝑥𝑦 )−(  𝑥)(  𝑦) 𝑛(  𝑥 2 )−(  𝑥) 2 ..............................(1)
Disisi lain harga b diperoleh dari subsitusi persamaan regresi :
𝑏 = 𝑦  − 𝑎 .................................................(2)
c. Analisis    Kualitatif    dan    Kuantitatif  Kandungan Logam Berat
Untuk  analisis  kualitatif,  larutan    uji    dari hasil  destruksi  basah diukur  serapannya  pada  alat AAS.  Apabila    ada    serapan    yang    terbaca    pada panjang  gelombang masing-masing unsur logam Pb, Cu,  Cd  dan  Zn,  maka  cuplikan    tersebut    positif mengandung  timbal.  Untuk    analisis    kuantitatif,
konsentrasi    standar  masing-masing  logam  Pb,  Cu, Cd  dan  Zn  diukur  serapannya  pada  alat  AAS sehingga  diperoleh persamaan  kurva  kalibrasi yaitu y = ax + b.
Validasi metoda analisis adalah suatu tindakan penilaian  terhadap  parameter  tertentu,  berdasarkan percobaan  laboratorium,  untuk  membuktikan  bahwa parameter  tersebut  memenuhi  persyaratan  untuk penggunaannya.  Validasi  Linearitas  adalah  ke- mampaan  metode  analisis  yang  memberikan  respon yang secara langsung atau dengan bantuan transformasi  matematik  yang  baik,  proporsional terhadap  konsentrasi  analit  dalam  sampel.  Linearitas biasanya  dinyatakan  dalam  istilah  variansi  sekitar arah  garis  regresi  yang  dihitung  berdasarkan persamaan  matematik  data  yang  diperoleh  dari  hasil uji  analit  dalam  sampel  dengan  berbagai  konsentrasi analit.  Perlakuan  matematik  dalam  pengujian linearitas  adalah  melalui  persamaan  garis  lurus dengan  metode  kuadrat  terkecil  antara  hasil  analisis terhadap  konsentrasi  analit.  Dalam  beberapa  kasus, untuk  memperoleh  hubungan  proporsional  antara hasil  pengukuran  dengan  konsentrasi  analit,  data yang diperoleh diolah melalui transformasi matematik  dulu  sebelum  dibuat  analisis  regresinya. Dalam  praktek,  digunakan  satu  seri  larutan  yang berbeda  konsentrasinya  antara  50  –  150%  kadar analit  dalam  sampel.  Di  dalam  pustaka,  sering ditemukan  rentang  konsentrasi  yang  digunakan antara 0 –200%.
Sebagai  parameter  adanya  hubungan  linier digunakan koefisien korelasi (r) pada analisis regresi linier y = a + bx. Hubungan linier yang ideal dicapai jika  nilai  b  =  0  dan  r  =  +1  atau  –1  bergantung  pada arah  garis  (Harmita,  2004).  Sedangkan  nilai  a menunjukkan  kepekaan  analisis  terutama  instrumen yang  digunakan.  Rumus  yang  digunakan  dalam perhitungan koefisien koralasi adalah:
𝑟 = 𝑛  Σxy  − Σx (Σy)
𝑛 Σ𝑥 2 − Σ𝑥 2 [𝑛 Σ𝑦 2 − Σ𝑦 2] ...................(4)
Apabila  nilai  koefisien  korelasi  (r)  di  antara  0,90- 0,95  maka  kurva dikatakan cukup linier, jika  nilai r berada  di  antara  0,95  –  0,99  maka  kurva  dikatakan baik  dan  jika  nilai  r  lebih    dari  0,99  maka  kurva dikatakan memiliki linieritas yang sangat baik.
Uji  sensitivitas  dapat  dilakukan  dengan menentukan batas deteksi dan batas kuantitasi. Batas deteksi  adalah  jumlah  terkecil  analit  dalam  sampel yang dapat dideteksi yang masih memberikan respon signifikan.  Batas  deteksi  merupakan  parameter  uji batas.  Batas  kuantitasi  diartikan  sebagai  kuantitas terkecil  analit  dalam  sampel  yang  masih  dapat memenuhi  kriteria  cermat  dan  seksama.  Dengan matode  statistik,  LOD  dan  LOQ  dapat  ditentukan dari  hasil  kurva  kalibrasi  yang  diperoleh.  Rumus untuk perhitungan LOD dan LOQ adalah sebagai berikut:
Rumus standar deviasi :
𝑆𝐷 = (𝑌−𝑌𝑖)2 𝑛−2 ...........................................(5)
Rumus batas deteksi :
LOD = 3𝑥𝑆𝐷 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 .................................................(6)
Rumus batas Kuantitasi :
LOQ = 10𝑥𝑆𝐷 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 ................................................(7)
Uji  sensitivitas  pada  validasi  metode  analisis  dapat dikatakan  terpenuhi  apabila  batas  deteksi  dan  batas kuantitasi  masing-masing  logam  lebih  rendah  dari konsentrasi  terendah  yang  digunakan  untuk  kurva kalibrasi.  Dengan  demikian  konsentrasi  pengukuran, respon  yang diberikan  masih  signifikan dan  membe- rikan hasil yang tergolong cermat dan seksama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Penelitian
Sampel  uji  pertama  adalah  Cu.  Larutan  Cu standar  dengan  konsentrasi  0,5000;  1,0000;  1,5000; 2,0000;  2,5000  mg/L  diinjeksikan  pada  alat  AAS. Hasil  absorbansi  yang  terbaca  pada  AAS  untuk masing-masing  larutan  Cu  standar  yaitu  0,0884; 0,1698; 0,2490; 0,3350; 0,3965. Hasil absorbansi ini digunakan  untuk  membuat  kurva  kalibrasi  dan persamaan garis regresi linear. Data hasil pengukuran absorbansi  larutan standar  Cu  dapat  dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan
Standar Cu Sampel Konsentrasi Cu (mg/L) Absorbansi Rata-Rata standar 1 0,5000 0,0884 standar 2 1,0000 0,1698 standar 3 1,5000 0,2490 standar 4 2,0000 0,3350 standar 5 2,5000 0,3965
Hasil  pengukuran  absorbansi  larutan  standar Cu  yang  diplotkan  terhadap  konsentrasi  larutan standar  sehingga  diperoleh  suatu  kurva  kalibrasi berupa  garis  linear.  Kurva  kalibarasi  larutan  standar Cu dapat dilihat pada Gambar 2.

## Gambar 2. Kurva kalibrasi Larutan Standar Cu
Linieritas  kurva  kalibrasi  dapat  dilihat  dari nilai  koefisien  korelasi  (r)  pada  persamaan  garis regresi linier. Persamaan garis regresi  linier dihitung dari    konsentrasi  larutan  standar  Cu  (mg/L)  sebagai
variabel  x  dan  serapan  sebagai  variabel  y,  sehingga persamaan garis linear untuk standar Cu yaitu :
y = 0,15628 x + 0,01332..............................(7) Dari  persamaan  7  akan  didapatkan  nilai  kemiringan (a),  perpotongan  (b)  dan  koefisien  korelasi  (r).  Nilai kemiringan  dari  garis  linear  adalah  0,15628.  Nilai kemiringan menunjukkan kepekaan analisis terutama instrumen yang digunakan. Nilai b mendakati 0 yaitu 0,01332  dan  nilai  r  0,999.  Dengan  demikian,  garis persamaan  kurva  kalibrasi  yang  dibuat  untuk  logam Cu dapat dinyatakan linear.
Uji  sensitivitas  dilakukan  dengan  menghitung batas  deteksi  (LOD)  dan  kuantitasi  (LOQ).  Batas deteksi  adalah  jumlah  terkecil  analit  dalam  sampel yang dapat dideteksi yang masih memberikan respon signifikan.  Batas  kuantitasi  adalah  kuantitas  terkecil analit  dalam  sampel  yang  masih  dapat  memenuhi kriteria cermat dan sekasama.
Penentuan  batas  deteksi  dan  batas  kuantitasi diperoleh  dengan  cara  perhitungan  statistik.  Dari hasil perhitungan, untuk Cu diperoleh LOD = 0,1361 mg/L  dan  LOQ  =  0,45367  mg/L.  Hasil  yang diperoleh  menunjukkan  bahwa  batas  deteksi  dan batas  kuantitasi  Cu  lebih  rendah  dari  konsentrasi terendah yang digunakan untuk kurva kalibrasi, yaitu 0,5  mg/L.  Dengan  demikian  persyaratan  uji  sensi- tivitas  terpenuhi  karena  pada  setiap  konsentrasi pengukuran,  respon  yang  diberikan  masih  signifikan dan  memberikan  hasil  yang  tergolong  cermat dan seksama.
Berdasarkan    hasil    data    analisis,    sampel kadarnya  tidak  melebihi  standar  maksimal  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  2014  tentang  baku  mutu  air  limbah dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2001 tentang  pengelolan  kualitas  air  dan  pengendalian pencemaran  air  yaitu  2,00  mg/L  dan  0,02  mg/L. Kadar logam Cu pada sampel A yaitu  -0,0814 mg/L, sampel  B  -0,07755,  sampel  C  -0,0814,  sampel  D  - 0,0814, dan sampel E  -0,08779. Jumlah kadar logam Cu pada semua sampel belum dapat ditetapkan secara akurat  karena  masih  dibawah  batas  kuantitasi, dimana hasil tersebut belum dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama. Dengan demikian, jumlah kadar logam  Cu  pada  sampel  dibawah  batas  deteksi instrumen yaitu 0,0063 mg/L.
Sampel  uji  kedua  adalah  Cd.  Larutan  Cd standar  dengan  konsentrasi  0,2000;  0,4000;  0,6000; 0,8000;  1,0000  mg/L  diinjeksikan  pada  alat  AAS. Hasil  absorbansi  yang  terbaca  pada  AAS  untuk masing-masing  larutan  Cd  standar  yaitu  0,0941; 0,1773; 0,2580; 0,3376; 0,3945. Hasil absorbansi ini digunakan  untuk  membuat  kurva  kalibrasi  dan persamaan  garis  regresi  linear.  Data  pengukuran absorbansi  larutan  standar    Cd  dapat  dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar Cd Sampel Konsentrasi Cd (mg/L) Absorbansi Rata-Rata standar 1 standar 2 standar 3 standar 4 standar 5 0,2000 0,4000 0,6000 0,8000 1,0000 0,0941 0,1773 0,2580 0,3376 0,3951
Hasil  pengukuran  absorbansi  larutan  standar Cd  yang  diplotkan  terhadap  konsentrasi  larutan standar  sehingga  diperoleh  suatu  kurva  kalibrasi berupa  garis  linear.  Kurva  kalibarasi  larutan  standar Cd dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Kurva kalibrasi Larutan Standar Cd
Linieritas  kurva  kalibrasi  dapat  dilihat  dari nilai  koefisien  korelasi  (r)  pada  persamaan  garis regresi linier. Persamaan garis regresi  linier dihitung dari    konsentrasi  larutan  standar  Cd  (mg/L)  sebagai variabel  x  dan  serapan  sebagai  variabel  y  sehingga persamaan garis regeresi linear untuk standar Cd y = 0,38115 x + 0,02373..............................(8) Dari  persamaan  8  akan  didapatkan  nilai  kemiringan (a),  perpotongan  (b)  dan  koefisien  korelasi  (r).  Nilai kemiringan  dari  garis  linear  adalah  0,38115.  Nilai kemiringan menunjukkan kepekaan analisis terutama instrumen yang digunakan. Nilai b mendakati 0 yaitu 0,02373  dan  nilai  r  0,998.  Dengan  demikian,  garis persamaan  kurva  kalibrasi  yang  dibuat  untuk  logam Cd dapat dinyatakan linear.
Uji  sensitivitas  dilakukan  dengan  menghitung batas  deteksi  (LOD)  dan  kuantitasi  (LOQ).  Batas deteksi  adalah  jumlah  terkecil  analit  dalam  sampel yang dapat dideteksi yang masih memberikan respon signifikan.  Batas  kuantitasi  adalah  kuantitas  terkecil analit  dalam  sampel  yang  masih  dapat  memenuhi kriteria cermat dan seksama.
Penentuan  batas  deteksi  dan  batas  kuantitasi diperoleh  dengan  cara  perhitungan  statistik.  Dari hasil  perhitungan,  untuk  Cd  diperoleh  LOD  = 0,070736  mg/L  dan  LOQ=  0,0235786  mg/L.  Hasil yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  batas  deteksi dan batas kuantitasi Cd lebih rendah dari konsentrasi terendah yang digunakan untuk kurva kalibrasi, yaitu 0,2  mg/L.  Dengan  demikian  persyaratan  uji  sensi-
tivitas  terpenuhi  karena  pada  setiap  konsentrasi pengukuran,  respon  yang  diberikan  masih  signifikan dan  memberikan  hasil  yang  tergolong  cermat dan seksama.
Berdasarkan    hasil    data    analisis,    sampel kadarnya  tidak  melebihi  standar  maksimal  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  2014  tentang  baku  mutu  air  limbah dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2001 tentang  pengelolan  kualitas  air  dan  pengendalian pencemaran  air  yaitu  0,05  mg/L  dan  0,01  mg/L. Kadar logam Cd pada sampel A yaitu -0,0586 mg/L, sampel  B  -0,0617  mg/L,  sampel  C  -0,0612  mg/L, sampel D -0,0625 mg/L, dan sampel E -0,0607 mg/L. Jumlah  kadar  logam  Cd  pada  semua  sampel  belum dapat ditetapkan secara akurat karena masih dibawah batas  kuantitasi,  dimana  hasil  tersebut  belum  dapat memenuhi  kriteria  cermat  dan  seksama.  Dengan demikian,  jumlah  kadar  logam  Cd  pada  sampel dibawah batas deteksi instrumen yaitu 0,0012 mg/L.
Sampel uji ketiga yaitu Pb. Larutan Pb standar dengan  konsentrasi  1,0000;  2,0000;  3,0000;  4,0000; 5,0000  mg/L  diinjeksikan  pada  alat  AAS.  Hasil absorbansi  yang  terbaca  pada  AAS  untuk  masing- masing  larutan  Cu  standar  yaitu  0,0534;  0,0988; 0,1486;  0,1951;  0,2324.  Hasil  absorbansi  ini digunakan  untuk  membuat  kurva  kalibrasi  dan persamaan  garis  regresi  linear.  Data  pengukuran absorbansi  larutan  standar    dapat  dilihat  pada  Tabel 3.
Tabel 3. Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar Pb Sampel Konsentrasi Pb (mg/L) Absorbansi Rata-Rata standar 1 standar 2 standar 3 standar 4 standar 5 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 0,0534 0,0988 0,1486 0,1951 0,2324
Hasil  pengukuran  absorbansi  larutan  standar Pb  yang  diplotkan  terhadap  konsentrasi  larutan standar  sehingga  diperoleh  suatu  kurva  kalibrasi berupa  garis  linear.  Kurva  kalibarasi  larutan  standar Pb dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Kurva kalibrasi Larutan Standar Pb
Linieritas  kurva  kalibrasi  dapat  dilihat  dari nilai  koefisien  korelasi  (r)  pada  persamaan  garis
regresi linier. Persamaan garis regresi  linier dihitung dari  konsentrasi  larutan  standar Pb  (mg/L)  sebagai variabel  x  dan  serapan  sebagai  variabel  y  sehingga persamaan  garis  regeresi  linear  untuk  standar Pb yaitu :
y = 0,04543 x + 0,00937..............................(9) Dari  persamaan  9  akan  didapatkan  nilai  kemiringan (a),  perpotongan  (b)  dan  koefisien  korelasi  (r).  Nilai kemiringan  dari  garis  linear  adalah  0,4543.  Nilai kemiringan menunjukkan kepekaan analisis terutama instrumen yang digunakan. Nilai b mendakati 0 yaitu 0,00937  dan  nilai  r  0,999.  Dengan  demikian,  garis persamaan  kurva  kalibrasi  yang  dibuat  untuk  logam Pb dapat dinyatakan linear.
Uji  sensitivitas  dilakukan  dengan  menghitung batas  deteksi  (LOD)  dan  kuantitasi  (LOQ).  Batas deteksi  adalah  jumlah  terkecil  analit  dalam  sampel yang dapat dideteksi yang masih memberikan respon signifikan.  Batas  kuantitasi  adalah  kuantitas  terkecil analit  dalam  sampel  yang  masih  dapat  memenuhi kriteria cermat dan seksama.
Penentuan  batas  deteksi  dan  batas  kuantitasi diperoleh  dengan  cara  perhitungan  statistik.  Dari hasil  perhitungan,  untuk  Pb  diperoleh  LOD  = 0,025754 mg/L dan LOQ = 0,8585 mg/L. Hasil yang diperoleh  menunjukkan  bahwa  batas  deteksi  dan batas  kuantitasi  Pb  lebih  rendah  dari  konsentrasi terendah yang digunakan untuk kurva kalibrasi, yaitu 1 mg/L. Dengan demikian persyaratan uji sensitivitas terpenuhi karena pada setiap konsentrasi pengukuran, respon yang diberikan masih signifikan dan member- kan hasil yang tergolong cermat dan seksama.
Berdasarkan    hasil    data    analisis,    sampel kadarnya tidak melebihi  standar maksimal Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  2014  tentang  baku  mutu  air  limbah dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2001 tentang  pengelolan  kualitas  air  dan  pengendalian pencemaran  air  yaitu  0,10  mg/L  dan  0,03  mg/L. Kadar logam Pb pada sampel A yaitu  -0,2386 mg/L, sampel  B  -0,2138  mg/L,  sampel  C  -0,2047  mg/L, sampel D -0,2029 mg/L, dan sampel E -0,2341 mg/L. Jumlah  kadar  logam  Pb  pada  semua  sampel  belum dapat ditetapkan secara akurat karena masih dibawah batas  kuantitasi,  dimana  hasil  tersebut  belum  dapat memenuhi  kriteria  cermat  dan  seksama.  Dengan demikian,  jumlah  kadar  logam  Pb  pada  sampel dibawah batas deteksi instrumen yaitu 0,0050 mg/L.
Sampel  uji  keempat  yauti  Zn.  Larutan  Pb standar  dengan  konsentrasi  0,2000;  0,4000;  0,6000; 0,8000  mg/L  diinjeksikan  pada  alat  AAS.  Hasil absorbansi  yang  terbaca  pada  AAS  untuk  masing- masing  larutan  Cu  standar  yaitu  0,1050;  0,1852; 0,2683;  0,0,3448.  Hasil  absorbansi  ini  digunakan untuk  membuat  kurva  kalibrasi  dan  persamaan  garis regresi  linear.  Data  pengukuran  absorbansi  larutan standar Zn dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar Zn Sampel Konsentrasi Zn (mg/L) Absorbansi Rata-Rata standar 1 standar 2 standar 3 standar 4 0,2000 0,4000 0,6000 0,8000 0,1050 0,1852 0,2683 0,3448
Hasil  pengukuran  absorbansi  larutan  standar Zn  yang  diplotkan  terhadap  konsentrasi  larutan standar  sehingga  diperoleh  suatu  kurva  kalibrasi berupa  garis  linear.  Kurva  kalibarasi  larutan  standar Zn dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Kurva kalibrasi Larutan Standar Zn
Linieritas  kurva  kalibrasi  dapat  dilihat  dari nilai  koefisien  korelasi  (r)  pada  persamaan  garis regresi linier. Persamaan garis regresi  linier dihitung dari  konsentrasi  larutan  standar Zn  (mg/L)  sebagai variabel  x  dan  serapan  sebagai  variabel  y  sehingga persamaan  garis  regeresi  linear  untuk  standar Zn yaitu :
y = 0,40125 x + 0,0252..............................(10) Dari persamaan 10 akan didapatkan nilai kemiringan (a),  perpotongan  (b)  dan  koefisien  korelasi  (r).  Nilai kemiringan  dari  garis  linear  adalah  0,40125.  Nilai kemiringan menunjukkan kepekaan analisis terutama instrumen yang digunakan. Nilai b mendakati 0 yaitu 0,0252  dan  nilai  r  1.  Dengan  demikian,  garis persamaan  kurva  kalibrasi  yang  dibuat  untuk  logam Zn dapat dinyatakan linear.
Uji  sensitivitas  dilakukan  dengan  menghitung batas  deteksi  (LOD)  dan  kuantitasi  (LOQ).  Batas deteksi  adalah  jumlah  terkecil  analit  dalam  sampel yang dapat dideteksi yang masih memberikan respon signifikan.  Batas  kuantitasi  adalah  kuantitas  terkecil analit  dalam  sampel  yang  masih  dapat  memenuhi kriteria cermat dan seksama.
Penentuan  batas  deteksi  dan  batas  kuantitasi diperoleh  dengan  cara  perhitungan  statistik.  Dari hasil  perhitungan,  untuk  Zn  diperoleh  LOD  = 0,01488  mg/L  dan  LOQ  =  0,049595 mg/L.  Hasil yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  batas  deteksi dan batas kuantitasi Zn lebih rendah dari konsentrasi terendah yang digunakan untuk kurva kalibrasi, yaitu 0,2  mg/L.  Dengan  demikian  persyaratan  uji
sensitivitas  terpenuhi  karena  pada  setiap  konsentrasi pengukuran,  respon  yang  diberikan  masih  signifikan dan  memberikan  hasil  yang  tergolong  cermat dan seksama.
Berdasarkan    hasil    data    analisis,    sampel kadarnya tidak melebihi standar  maksimal Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  2014  tentang  baku  mutu  air  limbah dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2001 tentang  pengelolan  kualitas  air  dan  pengendalian pencemaran  air  yaitu  5,00  mg/L  dan  0,05  mg/L. Kadar  logam  Zn  pada  sampel  A  yaitu  0,1209  mg/L, sampel  B  -0,0506  mg/L,  sampel  C  -0,00598  mg/L, sampel  D  -0,0491mg/L,  dan  sampel  E  -0,05632 mg/L.  Jumlah  kadar  logam  Zn  pada  semua  sampel belum  dapat  ditetapkan  secara  akurat  karena  masih dibawah  batas  kuantitasi,  dimana  hasil  tersebut belum dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama. Dengan  demikian,  jumlah  kadar  logam  Zn  pada sampel  dibawah  batas  deteksi  instrumen  yaitu 0,0045 mg/L

## 2. Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian, uji linearitas dan uji  senstivitas  pada  validasi  metode  analisis  logam Cu,  Cd,  Pb  dan  Zn  memenuhi  persyaratan  untuk penggunaannya.  Uji  linaritas  pada  validasi  metode analisis  dilakukan  dengan  menghitung  koefisien korelasi (r). Garis dinyatakan memenuhi uji linearitas apabila  nilai  r    lebih    dari  0,99.  Nilai  linearitas  dari logam  Cu,  Cd,  Pb  dan  Zn  masing-masing  0,999, 0,998,  0,999  dan  1.  Sedangkan  Uji  sensitivitas  pada validasi  metode  analisis  dapat  dikatakan  terpenuhi apabila  batas  deteksi  dan  batas  kuantitasi  masing- masing logam lebih rendah dari konsentrasi terendah yang  digunakan  untuk  kurva  kalibrasi.  Dengan demikian  konsentrasi  pengukuran,  respon  yang diberikan  masih  signifikan  dan  memberikan  hasil yang tergolong cermat dan seksama.
Dari  data  hasil,  konsentrasi  Cu,  Cd,  Pb  dan Zn  pada  sampel  limbah  kelapa  sawit  dan  air  sumur dibawah  batas  deteksi  dan  batas  kuantitasi  dari validasi  metode  analisis.  Sehingga,  konsentrasi pengukuran  tidak  memberikan  respon  yang  signifi- kan  dan  tidak  memberikan  hasil  yang  tergolong cermat  dan  seksama.  Untuk  itu  diperlukan  pengu- kuran dengan penggunaan AAS nyala dengan teknik Teknik  Vapour  Hyride  Generation  Accessoris (VHGA). AAS dengan teknik VHGA memiliki batas deteksi yang dihasilkan hingga mencapai ng/ml.
Kandungan  logam  pada  sampel  limbah  cair kelapa sawit dan air sumur  tidak berbahaya. Hal ini dikerenakan  tidak  melebihi  persyaratan  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  2014  tentang  baku  mutu  air  limbah dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2001 tentang  pengelolan  kualitas  air  dan  pengendalian pencemaran air. Dengan demikan, dapat disimpulkan
bahwa  limbah  cair  kelapa  sawit  dan  air  sumur  tidak tercemar logam berat.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dipeoleh kesimpulan  sebagai  berikut.  Pertama,  uji  linearitas dan  uji  sensitivitas  pada  validasi  metode  analisis logam  Cu,  Cd,  Pb  dan  Zn  memenuhi  persyaratan penggunaanya. Kedua, kadar Cu, Cd, Pb dan Zn pada sampel  limbah  kelapa  sawit  dan  air  sumur  dibawah batas deteksi instrumen yaitu kadar Cu yaitu <0.0063 mg/l,  Cd  yaitu  <0.0012,  Pb  yaitu  <0.0050  dan  Zn yaitu  <0.0045. Ketiga, kadar Cu, Cd, Pb dan Zn pada sampel  limbah  kelapa  sawit  dan  air  sumur  tidak berbahaya karena tidak melebihi persyaratan Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  baku  mutu air  limbah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82 Tahun  2001  tentang  pengelolan  kualitas  air  dan pengendalian pencemaran air.
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan  dapat  dikemukakan  empat  saran.  Pertama, Jurusan Fisika, untuk mengembangkan dan menerapkan materi perkuliahan mengenai instrument AAS.  Kedua  kelompok  elektronika  dan  Instru- mentasi,  untuk  mengembangkan  instrumen  untuk mengukur  kadar  unsure.  Ketiga,  peneliti  selanjutnya untuk  meneliti  parameter-parameter  lain  untuk menentukan  berbahaya  atau  tidak  limbah  dan  air tersebut,  mislanya  kadar  COD,  BOD,  dan  parameter lainnya. Keempat, Analis untuk menguji kadar logam dengan menggunakan AAS denga teknik VHGA.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Andreas  Josef  Ridwan.  2011. Analisis  Logam Timabal  (Pb)  dan  Kadmium  (Cd)  pada  Ikan Kering (stolephorus spp.) dan Ikan Asin Tenggiri (scomberomorus  sp.)  di  Muara  Angke  dengan Spektrofotometer Serapan Atom .FMIPA: UI.
[2] Aris,  Septiyani.  2011. Spektrofotometer  Serapan Atom . Banjarmasin: politeknik kesehatan
[3] Aurelia Anggit. 2013. Analisis Krom (Iii) Dengan Metode Kopresipitasi Menggunakan Nikel Dibutilditiokarbamat  Secara  Spektrofotometri Serapan Atom . FMIPA: UNS.
[4] Daud  Satria  Putra,    Ardian  Putra.  2014. Analisis Pencemaran Limbah Cair Kelapa Sawit Berdasarkan  Kandungan  Logam,  Konduktivitas, Tds  Dan  Tss .  Jurnal  Fisika  Unand  Vol.  3,  No. 2, April 2014.
[5] Didik  Budianta.  2004. Pengaruh  Pemberian Limbah  Cair  Pabrik  Kelapa  Sawit  Untuk  Pupuk Cair  Terhadap  Kualitas  Air .  Jurnal  Pengelolaan Lingkungan  dan  Sumber  Daya  Alam,  2  (3), September 2014,147-154
[6] Cahyady  boby.  2009. Studi  tentang  Kesensitifan Spektrofotometer  Serapan  Atom  (SSA)  Teknik Vapour  Hydride  Generation  Accesories  (VHGA) Dibandingkan  dengan  SSA  Nyala  pada  Analisa Unsur  Arsen  (As)  yang  terdapat  dalam  Air Minum . Medan : USU
[7] Fatimah  Rahmayani.  2009.  Analisa  Kadar  Besi (Fe)  dan  Tembaga  (Cu)  dalam  Air  Zam-Zam secara  Spektrofotometri  Searapan  Atom  (SSA). Medan :USU
[8] Firmansyah,  M.A.dkk.  2012. Analisis  Kadar Logam Berat Timbal di Mata Air Pengunungan Guci  dengan  Metode  Spektrofotometri  Serapan Atom .  Jurnal  Pharmacy.  Vol.09  No.  03 Desember 2012
[9] Harmita.  2004. Petunjuk  Pelaksanaan  Validasi Metode  dan  Cara  Perhitungannya .  Majalah Ilmu  Kefarmasian,  Vol.  I,  No.3,  Desember 2004, 117 - 135
[10] Jaya  Farida,  dkk.  2013. Penetapan  Kadar  Pb Pada Shampoo Berbagai Merk Dengan Metode Spektrofotometri  Serapan  Atom .  Pharmaciana
Vol. 3, No. 2, 2013 : 9-13
[11] Junaidi, dkk. 1907. Analisis Teknologi Pengolahan  Limbah  Cair  pada  Industri  Tekstil (Studi  Kasus  PT.  Iskandar  Indah  Printing Textile  Surakarta) .  Jurnal  PRESIPITASI  Vol.1 No.1 September 2006, ISSN 1907-187X
[12] Kusmiyati,  dkk.  2012. Pemanfaatan  Karbon
Aktif Arang Batubara (Kaab) Untuk Menurunkan  Kadar  Ion  Logam  Berat  Cu2+
Dan  Ag+  Pada  Limbah  Cair  Industri .  Reaktor,
Vol. 14 No. 1, April 2012, Hal. 51-60
[13] Sandro Satria Rio, dkk 2013. Analisa Kandungan  Kadar  Logam  Berat  Pada  Daging Kepiting  (Scylla  Serrata) Di  Perairan  Muara Sungai  Banyuasin .  Volume  II,  No  01, November 2013.
[14] Sapto  Prayitno,  dkk.  2008. Produktivitas Kelapa  Sawit  (elaeis  guineensis  jacq.)  Yang Dipupuk  Dengan  Tandan  Kosong  Dan  Limbah Cair  Pabrik  Kelapa  Sawit .  Ilmu  Pertanian  Vol. 15 No. 1, 2008 : 37 - 48
[15] Setyanto,A.D.  2013. Memperkenalkan  Kembali Metode Eksperimen dalam Kajian  Komunikasi . Jurnal Ilmu Komunikasi. Volume 3, Nomor 1 , Juni 2065: 37 – 48.
[16] Supriyanto.dkk. 2007. Analisis Cemaran Logam Berat  Pb,  Cu,  dan  Cd  pada  Ikan  Air  Tawar dengan  Metode  Spektrometri  Nyala  Serapan Atom  (SSA ).  Jurnal  Seminar  Nasional  III  SDM Teknologi Nuklir Yogyakarta, 21-22 November 2007.
[17] Syafriadiman. 2007. Toksisitan Limbah Industri Kelapa  Sawit  terhadap  Kelimpahan  Algae Hijau  (Ulothrix  Implexa ).    Berkala  Perikanan Terubuk, Februari 2007, hlm 1-18