Abstrak—Operasi membutuhkan gerakan yang tepat menggunakan ketelitian beberapa milimeter, "stabilitas batang tubuh" sangat mempengaruhi stabilitas operasi. Proses operasi dilakukannya  mampu  mencapai  8  sampai  12  jam  lamanya. Proses  operasi  yang  lama  dan  dilakukan  pada  postur  berdiri selama  berjam-jam  menyebabkan  kasus  yaitu  beban  dalam punggung  bagian  bawah  dan  kaki  semakin  tinggi  sebagai akibatnya  mengakibatkan  kelelahan  dan  sakit  dalam  bagian tersebut.  Terdapat  alasan  mengapa  tidak  disediakan  kursi ataupun  kursi  disediakan  hanya  terbatas  yaitu  lingkungan ruang  operasi  didesain  untuk  melakukan  operasi  pada  postur berdiri.  Ahli  bedah  bisa  mengganti  posisi  mereka  tergantung dalam  area  dan  perawatan  yang  dilakukan  selama  operasi. Selain itu, banyak orang bekerja sama pada operasi sementara banyak sekali kabel untuk alat kesehatan terletak pada lantai, sebagai akibatnya tidak terdapat ruang cukup untuk kursi apa pun.. Wearable chair layaknya kursi yang dapat diduduki tetapi tetap  melekat  pada  tubuh  saat  digunakan  untuk  kegiatan berjalan  ataupun  berpindah  tempat.  Dalam  beberapa  sumber mengungkapkan  bahwa  penggunaan  wearable  chair  dapat mengurangi  rasa  lelah  dan  sakit  ketika  berkativitas menggunakan  posisi  berdiri  pada  waktu  yg  lama.  Tetapi sayangnya  alat  ini  belum  dipakai  di  Indonesia,  padahal kebutuhan akan wearable chair sangat tinggi dan dapat dipakai tidak hanya untuk proses operasi pada rumah sakit tetapi bisa dipakai  pula  untuk  pabrik  atau  perusahaan  yang  mempunyai sistem  kerja  menggunakan  posisi  berdiri  dalam  waktu  yang lama.  Selain  belum  dipakai  di  Indonesia,  alat  yang  telah  ada mempunyai harga yang relatif mahal dan sulit dijangkau oleh rumah sakit maupun perusahaan yang membutuhkan alat ini. Penulis pada penelitian ini mengembangkan dan menciptakan desain  wearable  chair  yang  mempunyai  bentuk  simple,  easy  to use, kuat, mempunyai sudut yang dapat dirubah dan memiliki harga yang terjangkau.
Kata Kunci—   operasi, wearable chair, simple, easy to use, dan tenaga medis.
Abstract—  Surgery  requires  specific  motion  with  a  precision  of several  millimetres,  "balance  of  the  torso"  significantly  impacts the  steadiness  of  the  surgical  treatment.  The  surgical  treatment system  may  be  up  to  eight  to  twelve  hours.  The  long  system  of surgical  treatment  and  is  done  in  a  standing  posture  for  hours causes  problems,  namely,  the  burden at  the  lower back and  legs increased, inflicting fatigue and ache with inside the part. There is a purpose why no seats or chairs are provided only restrained i.e. the  working  room  surroundings  is  designed  to  carry  out operations  in  a  standing  posture.  Surgeons  can  alternate  their function  relying  upon  the  place  and  the  treatment  performed during  the  surgical  treatment.  In  addition,  many  humans cooperate  with  inside  the  operation  while  numerous  cables  for medical devices are positioned on the floor, so there isn't sufficient area for any chair. A wearable chair is sort of a chair that may be
occupied however nevertheless connected to the frame while used for on foot or shifting activities. A few sources point out that using wearable  chairs  can  lessen  fatigue  and  ache  while  advantages with the standing position for a long time. But unfortunately, this device  has  not been  utilized  in  Indonesia,  however,  the  need  for wearable chairs may be very excessive and may be used not only for  the  operating  system  in  hospitals  however  may  be  used additionally for factories or organizations which have a working system with standing positions for a long time. In addition to not yet  being  utilized  in  Indonesia,  existing  tools  have  a  pretty highly-priced  charge  and  are  hard  to  attain  by  hospitals  and organizations  that  want  this  device.  The  authors  on  this  look  at advanced  and  made  a  wearable  chair  layout  that  has  a  simple shape,  clean  to  use,  is  strong,  has  a  revamped  angle,  and  has  a low-cost price.
Keywords—  surgery,  wearable  chair,  simple,  easy  to  use,  and medical personnel.

## I. PENDAHULUAN
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  menurut  World  Health Organization (WHO), jumlah pasien dengan tindakan operasi mencapai  angka  peningkatan  yang  sangat  signifikan  dari tahun  ke  tahun. Tercatat  pada  tahun  2011  terdapat  140  juta pasien di seluruh rumah sakit di dunia, sedangkan pada tahun 2012  data  mengalami  peningkatan  sebanyak  148  juta  jiwa. Pada  tahun  2014,  terdapat  penelitian  pada  56  negara  dan memperkirakan  jumlah  tindakan  pembedahan  kurang  lebih 234 juta per tahun, hal ini hampir 2 kali lipat melebihi angka kelahiran  per  tahun  [1].  Pada  tahun  2009  Departemen Kesehatan  Republik  Indonesia  (Depkes  RI)  menyatakan tindakan pembedahan menempati urutan yang ke-11 dari 50 penyakit  di  rumah  sakit  se-Indonesia  dengan  persentase 12,8%  diantaranya  diperkirakan  32%  adalah  bedah laparatomi.  Data  laparatomi  di  Indonesia  meningkat  setiap tahun  dari  162  pada  tahun  2005  menjadi  983  kasus  pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 terdapat 1.281 kasus [2]. Di Indonesia  pada  tahun  2012,  tindakan  operasi  mencapai  1,2 juta  jiwa  dan  diperkirakan  32%  diantaranya  merupakan tindakan bedah laparatomi [3].
Menurut Professor Hiroshi Kawahira dari Jichi Medical University,  dalam  operasi  laparoskopi  yang  membutuhkan gerakan  forceps  yang  tepat  dengan  beberapa  milimeter, "stabilitas  batang  tubuh"  sangat  mempengaruhi  stabilitas operasi. Menurut Professor Itaru Endo dari Yokohama City University proses operasi yang dilakukannya bisa mencapai 8

## Studi Kebutuhan Desain Wearable Chair untuk Mengurangi Faktor Kelelahan pada Tenaga Medis
Nadya Paramitha Jafari, Djoko Kuswanto, M.Yoma Alief Samboro dan Bambang Tristiyono Departemen Desain Produk, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital,
Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia
e-mail : nadyaparamitha55@gmail.com

## Studi Kebutuhan Desain Wearable Chair Untuk Mengurangi Faktor Kelelahan Pada Tenaga Medis
hingga  12  jam  lamanya.  Proses  operasi  yang  lama  dan dilakukan  dalam  postur  berdiri  selama  berjam-jam menimbulkan  masalah  yaitu  beban  pada  punggung  bagian bawah  dan  kaki  mereka  meningkat  sehingga  menyebabkan kelelahan  dan  sakit  pada  bagian  tersebut.  Survei menunjukkan  bahwa  77–100%  ahli  bedah  laparoskopi mengalami gejala fisik atau ketidaknyamanan yang dikaitkan dengan  operasi,  rasa  sakit  termasuk  leher,  bahu,  dan punggung atas dan bawah [4].
Di luar negeri seperti Negara Swiss, Jerman dan Jepang telah  berhasil  memproduksi  dan  memasarkan  produk  alat bantu pekerjaan yang memerlukan posisi berdiri cukup lama alat  ini  adalah wearable  chair ,  yaitu  alat untuk  mendukung berat  tubuh  seseorang  dengan  struktur  yang  memungkin dikenakan pada kaki individu. Wearable chair layaknya kursi yang dapat diduduki namun tetap melekat pada tubuh ketika digunakan  untuk  aktivitas  berjalan  ataupun  berpindah tempat.
Dalam  taktik  pengembangan  dan  pemasaran  sebuah produk, pengetahuan akan situasi dan perilaku pasar sebagai hal  yang  sangat  penting.  Lantaran  seluruh  keputusan pemasaran  didasarkan  dalam  perkiraan  dan  pengetahuan mengenai  perilaku  konsumen  [5].  Pemahaman  dalam permasalahan  konsumen  sebagai  kunci  keberhasilan pengembangan produk [6]. Bentuk dan desain suatu produk merupakan salah satu parameter bagi keberhasilan pasarnya. Di sisi lain, beberapa penelitian menerangkan interaksi yang signifikan  antara  output  riset  perilaku  konsumen,  misalnya sikap,  keputusan  pembelian  dan word  of  mouth terhadap desain sebuah produk.
Pada  penelitian  ini  dilakukan  analisa  studi  kebutuhan desain pada wearable chair berdasarkan data yang diperoleh dari  riset  konsumen,  riset  lapangan  dan  aktivitas  serta  studi pustaka. Hasil tersebut kemudian dikompilasi menjadi acuan dalam  merumuskan Design  Requirement dan Objectives (DRNO) [7].

## II. METODE

## Studi literatur
Studi  literatur  digunakan  untuk  mencari  data  sekunder dilakukan  dengan  menganalisa  data  berdasarkan  aneka macam  asal  rujukan  terkait  pada  menentukan  kebutuhan desain.  Rujukan  mencangkup  data  dan  teori  yang  relevan mengenai  riset  konsumen,  perilaku,  identifikasi  kebutuhan desain  dalam  sebuah  produk.  Data  sekunder  dihasilkan penulis  melalui  jurnal  ilmiah,  buku,  artikel,  dan  literatur lainnya.

## Riset konsumen
Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  cara  observasi lapangan  dan  pemberian  kuisioner.  Observasi  lapangan bertujuan  mengetahui  dan  memahami  aktivitas  dan lingkungan  secara  langsung.  Observasi  yang  dilakukan penulis  di Rumah Sakit Universitas Airlangga pada tanggal 19 Maret 2021, jam 08.00 - 13.30 WIB
Selain  melakukan  observasi  lapangan  penulis  juga melakukan penyebaran kuisioner pada 28 November sampai 2  Desember  2020  via  Google  Form  Online.  Kuisioner diberikan untuk mensurvey aktivitas dan kebutuhan sasaran user.  Dalam  penelitian  ini  responden  kuisioner  merupakan
dokter  bedah  berdasarkan  berbagai  lokasi  rumah  sakit  di Jawa Timur. Diantaranya adalah Rumah Sakit Dr. Soetomo, Manyar Medical Centre Surabaya, Rumah Sakit Universitas Airlangga, Rumah Sakit Universitas Brawijaya, dan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Observasi
Survey  lapangan  untuk  lebih  memahami  dan  mengamati secara  langsung  kondisi  lingkungan  dan  kegiatan  operasi sehingga  dapat  memahami  kebutuhan  dan  kasus  yang terdapat dilapangan. Survey lapangan dilakukan pada tanggal 19 Maret 2021 di Rumah Sakit Universitas Airlangga pukul 08.00  sampai  13.30  WIB  dalam  ruang  operasi.  Pada observasi  ini  penulis  mengikuti  operasi  microtia  tahap  satu yang  dipimpin  oleh  dokter  spesialis  bedah  plastik  Dr.  Indri Lakshmi Putri SpBP-RE.

## Kondisi ruang operasi Microtia
Berdasarkan  studi  lapangan  didapatkan  data  bahwa  lebar ruang  operasi  yaitu  kurang  lebih  5m  x  4m.  Pada  ruangan terdapat  1  meja  operasi  ditengah  ruangan,  4  troli  meja, alat-indera  elektronika  dan  non  elektronika  pendukung operasi, rak persediaan obat kebutuhan operasi dan anestesi, 1 kursi beroda yang mempunyai sandaran punggung rendah dan  beberapa  kursi  beroda  tanpa  sandaran  punggung (Gambar  1).  Ruang  operasi  didesain  mempunyai  banyak benda  yang  bisa  berpindah  sehingga  mempermudah menyusun  ruangan  dari  kebutuhan  operasi.  Banyaknya  alat didalam  ruangan  membuat  dokter  dan  asisten  dokter  susah untuk berpindah-pindah.
Gambar 1. Kondisi eksisting ruang operasi Microtia.

## Aktivitas operasi Microtia
Dalam  operasi  yang  diamati  dalam  jangka  waktu  4  jam  45 menit,  dokter  utama  mempunyai  peran  menjadi  pemimpin operasi dan pengambil keputusan. Dokter utama mempunyai kegiatan  yang  mengharuskan  untuk  duduk  dengan  jangka waktu  yang  relatif  lama  yaitu  dua  jam.  Sedangkan  untuk dokter  pembantu  dan  dokter  bedah  lebih  banyak  kegiatan yang  dilakukan  secara  berdiri  dengan  pergerakan  hanya disekitar  pasien.  Untuk  dokter  anestesi  atau  asisten  dokter, lebih  banyak  kegiatan  duduk  daripada  berdiri  tetapi mempunyai  pergerakan  yang  lebih  bebas  didalam  ruangan juga diluar ruangan (Gambar 2).

## Kegiatan pembuatan kuisioner
Kuisioner diberikan pada beberapa rumah sakit di area Jawa Timur  yaitu  Rumah  Sakit  Dr.  Soetomo,  Manyar Medical Centre Surabaya,  Rumah  Sakit  Universitas  Airlangga,
Rumah  Sakit  Universitas  Brawijaya,  Rumah  Sakit  Saiful Anwar  Malang,  Rumah  Sakit  Dr.  Soebandi,  RSIA  Kirana, RSI  Jemursari  dan  RSIA  Lombok  22  Surabaya.  Dari  hasil kuisioner  didapatkan  22  responden  dengan  hasil  sebagai berikut:
1. Kondisi ruang operasi
a. Luas ruangan operasi berbeda ukuran 5m x 4m, 6m x 7m, 6m x 8m, dan 8m x 8m.
b. Terdapat  meja operasi  di  tengah  ruangan,  di  dekat  meja operasi  terdapat  alat-alat  instrumen  yang  membantu proses  berjalannya  operasi  seperti  mesin suction ,  mesin cauter .
c. Banyaknya peralatan diruangan tergantung kompleksitas operasi yang dilakukan.
d. Terdapat  kursi  tanpa  sandaran  pinggang  dalam  jumlah yang terbatas.
e. Cukup  sempit,  susah  untuk  berpindah-pindah  tempat. Banyak kabel dan pipa.
Gambar 2. Aktivitas operasi Microtia.
2. Aktivitas dan durasi operasi
Dari  22  responden  dengan  18  responden  laki-laki  dan  4 responden  wanita  menyatakan  melakukan  proses  operasi walaupun pada masa pandemik dengan jumlah operasi dalam seminggu sebagai berikut:
a. 12 responden menyatakan melakukan proses operasi 1-2 kali dalam seminggu.
b. 4 responden menyatakan melakukan proses operasi 2-3 kali dalam seminggu.
c. 2 responden menyatakan melakukan proses operasi 3-4 kali dalam seminggu.
d. 2  responden  menyatakan  melakukan  proses  operasi  >4 kali dalam seminggu.
e. 2 responden menyatakan melakukan proses operasi tidak tentu dalam seminggu.
Sedangkan  untuk  waktu  yang  diperlukan  dalam  melakukan satu kali proses operasi adalah sebagai berikut:
a. 2 responden melakukan operasi < 1 jam.
b. 4 responden melakukan operasi 1-2 jam.
c. 4 responden melakukan operasi 2-3 jam.
d. 4 responden melakukan operasi 3-4 jam.
e. 8 responden melakukan operasi > 4 jam.
Waktu  yang  diperlukan  dalam  sekali  proses  operasi berdasarkan  data-data  yang  diperoleh  mempunyai  berbagai variasi  waktu.  Penulis  juga  pendapatkan  data  bahwa  100% responden mengungkapkan pernah melakukan proses operasi lebih dari waktu rata-rata yang dibutuhkan dalam melakukan proses  operasi.  Dalam  hasil  kuisoner  responden  menjawab
melakukan  proses  operasi  dapat  memakan  waktu  lima  jam, beberapa  responden  juga  menjawab  melakukan  proses operasi sampai 8-10 jam dan terdapat 7 responden menjawab pernah melakukan proses operasi memakan lebih dari 10 jam yaitu  12  jam,  16  jam  dan  bahkan  waktu  terlama  hingga memakan waktu 18 jam proses operasi.
Tabel 1. Analisis kompetitor dan pasar. Brand Honda Noone LEX Ofrees Archelis Spesifik asi Material : plastik, karet, dan metal Material : plastik, karet, dan metal Beban max : 99kg Material : aluminiu m dan textile Beban produk : 1kg Material : waist belt textile , frame aluminiu m, rubber cap dan backpack textile Beban produk :
1kg Ukuran produk M, L,
XL, 2XL
Material : plastik, textile , foam,
frame carbon steel Mekanis me Electric Manual Manual Manual Manual Target Konsum en Perusah aan ( tertutup) Perusah aan Perusaha an, kantor dan traveler Perusaha an dan kantor Perusaha an dan rumah sakit Harga Tidak dijual dipasaran $4360 $128,407 $860 $2664

## Target konsumen
Psikografis user dipakai  untuk  memilih  sasaran  pengguna. Pemilihan  sasaran  diadaptasi  dengan  kesesuaian  dan kegunaan  produk  yang  didesain. Wearable  chair yang didesain digunakan oleh dokter dan asisten dokter bedah.

## Analisis kompetitor dan pasar
Pada  penelitian  ini  dilakukan  analisa  kompetitor  dan  pasar untuk  dapat  menentukan positioning produk  yang  akan didesain.  Terdapat  lima  produk  yang  dianalisa.  Berikut adalah analisa kompetitor dan pasar tentang produk wearable chair yang sudah ada. Yaitu produk Honda wearable chair, Noone chairless  chair ,  LEX Wearable  Chair ,  Ofrees Wearable Chair dan Archelis Wearable Chair , seperti dapat dilihat pada Tabel 1.

## Analisis antropometri dan ergonomi
Pada  perancangan  ini  dilakukan  studi  ergonomi  dan antropometri  untuk  mengetahui  ukuran  dan  tingkat kenyamanan  tubuh  manusia  khususnya  pada  bagian  kaki sehingga data yang didapat akan mempengaruhi bentuk dan dimensi dari wearable chair . Bagian yang perlu diperhatikan pada  perancangan  ini  adalah  wilayah  tubuh  bagian  bawah terutama  didaerah  kaki.  Berikut  adalah  bagian  yang dipertimbangkan pada perancangan wearable chair meliputi: 1.  Panjang  kaki,    2.  Panjang  antara  pinggul  ke  lutut,  3. Panjang  popliteal,  dan  4.  Lebar  kaki.  Selanjutnya dibandingkan dengan data acuan.

## Nadya Paramitha Jafari, Djoko Kuswanto, M.Y Alief Yoma Samboro dan Bambang Tristiyono Studi Kebutuhan Desain Wearable Chair Untuk Mengurangi Faktor Kelelahan Pada Tenaga Medis
Desain  acuan  yang  dipakai  dalam  pembuatan  wearable chair  ini  adalah  Archelis  yang  diproduksi  oleh  Nitto.co. Desain  dari  Archelis  yaitu  terdapat  penyangga  pada  bagian paha  dan  pada  bagian  tulang  kering.  Penyangga  tersebut didukung  oleh  strap  yang  dapat  diatur  dan  diadaptasi menggunakan  tubuh  user.  Strap  juga  menciptakan  produk dapat melekat dengan tubuh sehingga dapat digunakan untuk berpindah tempat. Desain membagi berat tubuh pada tulang kering  dan  paha  sehingga  menciptakan  alat  dapat  stabil menyeimbangkan  tubuh  saat  digunakan.  Pengguna  dapat duduk walaupun dalam posisi berdiri (Gambar 3).
Gambar 3 . Ergonomi Produk Archiles ( Sumbe r : Video NHK World Japan https://www.youtube.com/watch?v=vyWyJLcTwCk)

## Analisis bentuk
Bentuk  desain  dari wearable  chair dalam  perancangan  ini menganut  teori Form  Follows  Function yang  diungkapkan oleh  Louis  Sullivan,  seseorang  arsitek  populer  di  Amerika pada  awal  abad  ke-20.  Kata Form  Follows  Function menurutnya  yaitu  bentuk  bangunan  atau  suatu  objek  wajib diubahsuaikan  dengan  fungsi  atau  kegunaannya.  Seiring berjalannya  waktu,  teori  ini  tidak  hanya  dipakai  pada arsitektur tetapi juga dalam desain produk [8].

## Analisis material
Terdapat 2 material primer pada desain wearable chair yaitu material  pada  rangka  dan  material  pada  penutup  rangka. Material  rangka  diharuskan  mempunyai  struktur  yang  kuat dikarenakan  harus  bisa  mendukung  proses  operasi  yang lama. Pada penelitian terkait orthosis bagian bawah, beberapa bahan  seperti  ABS, stainless  steel dan  kulit  yang  dipakai untuk beberapa bagian termasuk tubuh, frame , sendi dan tali [9].  Sehingga  digunakan  material  yang  digunakan  pada rangka adalah jenis metal , seperti dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Analisis material rangka Material Kekuatan Berat Harga Total Nilai Besi 3 4 4 11 Alluminium 2 5 5 12 Baja 4 3 3 10 Stainless steel 4 4 4 12 Steel carbon 5 3 2 10
Sedangkan  untuk  material  penutup  menggunakan  material plastik dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Analisis material penutup (cover) No Jenis Filamen Saran Penggunaan Harga 1 ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Bagian yang membutuhkan paduan struktural, detail, dan kekakuan Rp350.000 2 PLA (Polylactic Acid) Bagian yang memiliki detail yang tinggi, dan bagian dengan kebutuhan estetika Rp370.000 3 HIPS  ( High  Impact Polistyrene) High quality prints . Bagian filamen
support mudah diurai dengan limonene.
Memiliki kekuatan sama dengan ABS, memiliki durabilitas tinggi. Rp500.000 Sumber :https://rigid.ink/pages/filament-comparison-guide Tabel 4. Analisis teknik pemotongan No Teknik Penggunaan 1 CNC milling Kerja pengeboran, perataan tepi, pemotongan, dan pembentukan material 2 CNC bubut Untuk menekuk, memotong, mengampelas, mengebor, pembuatan luar dalam, dan membentuk material 3 Gergaji manual Memotong material metal yang tidak rumit atau hanya garis lurus saja
Sumber:https://www.builder.id/perbedaan-mesin-milling-cnc-dengan-mesin -bubut-cnc-yang-perlu-anda-ketahui/

## Analisis teknik produksi
Teknik  produksi  dibagi  menjadi  dua  yaitu  teknik  produksi pada rangka dan teknik produksi cover . Seperti dapat dilihat pada Tabel 4 dan 5.
1. Teknik produksi rangka
a. Teknik pemotongan
b. Teknik penyambungan
Teknik penyambungan rangka menggunakan teknik welding atau lebih dikenal dengan teknis las.

## Finishing
Finishing diawali dengan proses sanding untuk menghaluskan  permukaan  kemudian  melakukan  tahap polishing.
Tabel 5 . Analisis Teknik Produksi Cover No Teknik Kelebihan Kekurangan 1 Casting -Dapat membentuk benda yang berdinding tipis -Menghasilkan kualitas produk permukaan yang sangat baik, -Pembuatan rumit -Biaya mahal 2 Molding -Pembuatan mudah -Harga murah dalam skala besar Hanya pada skala industri besar 3 3d printing -Pembuatan mudah -Dapat digunakan untuk desain detail -Harga murah Dimensi benda lebih terbatas

## Teknik produksi cover
Cover  desain  pada  penelitian  ini  menggunakan  material plastik. Terdapat beberapa teknik untuk memproduksi plastic yaitu casting, molding dan 3d printing .

## Analisis regulasi atau standarisasi alat kesehatan
Berdasarkan  keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia. Nomor : 1189/MENKES/PER/VIII/2010. Mengenai  Produksi  Alat  Kesehatan  dan  Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Dijelaskan dalam Bab I Ketentuan  Umum,  (Pasal  1  Nomor  1)  mengenai  alat kesehatan  yang  dimaksud  merupakan  instrumen,  aparatus, mesin  dan  atau  implan  yang  tidak  mengandung  obat  yang dipakai untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan  penyakit,  merawat  orang  sakit,  memulihkan kesehatan dalam manusia, dan atau membangun struktur dan memperbaiki fungsi tubuh [10].
Berdasarkan  Bab  I  pasal  3  alat  kesehatan  menurut  tujuan penggunaan menggunakan satu atau beberapa tujuan sebagai berikut:
a. Diagnosa,  pencegahan,  pemantauan,  perlakuan  atau pengurangan penyakit;
b. Diagnosa,  pemantauan,  perlakuan,  pengurangan  atau kompensasi kondisi sakit;
c. Penyelidikan,  penggantian,  pemodifikasian,  mendukung anatomi atau proses fisiologis;
d. Mendukung atau mempertahankan hidup;
e. Menghalangi pembuahan;
f. Desinfeksi alat kesehatan;
g. Menyediakan keterangan untuk tujuan medis atau diagnosa melalui pengujian in vitro terhadap spesimen berdasarkan tubuh manusia.
Gambar 4 . Archiles oleh Nitto.co (Sumber : https://www.archelis.com/)

## Product Positioning
Dari lima produk yang dianalisa, tiga produk belum tersedia dipasaran  yaitu  masih  digunakan  diperusahan  tempat produksi  produk.  Produk  yang  sudah  dijual  dipasaran  yaitu LEX wearable  chair dan  Ofrees wearable  chair ,  tetapi produk  yang  telah  dijual  tersebut  mempunyai  harga  yang terbilang  relatif  mahal  sebagai  akibatnya  kurang  terjangkau jika  dijual  di  Indonesia.  Dari  lima  produk  tiga  produk mentargetkan  pasar  yaitu  perusahaan  atau  pabrik,  terutama pabrik  yang  mempunyai  karyawan  banyak  dan  bekerja
dengan  berdiri.  Sedangkan  yang  mentargetkan  untuk digunakan  di  rumah  sakit  dan  dokter  hanya  Archiles  yang diproduksi  oleh  Nitto.co,  tetapi  produk  tersebut  juga belum tersedia  dipasaran.  Sehingga  berdasarkan  hasil  analisa kompetitor  dan  pasar  dihasilkan  bahwa  belum  banyak kompetitor produk terutama yang mentargetkan pasar untuk digunakan  di  rumah  sakit  dan  dokter,  sehingga  pasar  lebih terbuka  dan  tidak  banyak  persaingan  harga.  Dan mengakibatkan produk mempunyai nilai lebih (Gambar-gambar  4 dan 5).
Setelah  dilakukan  analisis  kompetitor, positioning produk yang dibuat penulis pada penelitian adalah less cost dan menggunakan mekanisme full manual.
Gambar 5 . Product Positioning.
Tabel 6. Antropometri Produk (membuat baru) No. Komponen Persentil Ukuran 1 Penyangga pinggul 50 th Henry Dreyfuss 33,6 2 Dudukan 50 th Henry Dreyfuss 18 3 Penyangga  tulang kering 50th Henry Dreyfuss 11 4 Telapak kaki 95 th Antropometri Indonesia 12 5 Upper part 50th Henry Dreyfuss 43 6 Lower part 5 th - 95 th Antropometri Indonesia 31-50

## Ukuran desain
Data  acuan  ukuran  antropometri  yang  dipakai  adalah  data oleh antropometriindonesia.org dan Hendry Dreyfuss. Tabel 6  dan  Gambar  6  menunjukkan  penggunaan  persentil  pada produk wearable chair yang telah dirancang.
Desain  acuan  yang  digunakan  pada  pembuatan wearable chair ini  adalah  Archelis  yang  diproduksi  oleh  Nitto.co. Desain  ari  Archelis  yaitu  terdapat  penyangga  pada  bagian

## Studi Kebutuhan Desain Wearable Chair Untuk Mengurangi Faktor Kelelahan Pada Tenaga Medis
paha  dan  pada  bagian  tulang  kering.  Penyangga  tersebut didukung  oleh  strap  yang  dapat  diatur  dan  disesuaikan dengan  tubuh  user.  Strap  juga  membuat  produk  dapat melekat  dengan  tubuh  sehingga  dapat  digunakan  untuk berpindah tempat.
Gambar 6 . Penerapan antropometri pada produk.

## Bentuk desain
Bentuk  desain  dari wearable  chair pada  perancangan  ini menganut  teori Form  Follows  Function.  Wearable  chair dirancang  untuk  dapat  menopang  kaki  khususnya  bagian paha dan betis, sehingga bentuk desain memiliki penyangga yang melekat pada bagian paha dan betis (Gambar 7).
Gambar 7 . Bentuk Desain
Desain  sangat  berkaitan  dengan  tubuh  manusia  sehingga harus  aman  digunakan.  Yaitu  memiliki  bentuk  yang  tidak menyudut serta memiliki permukaan yang halus.

## Material produk
Material  dibagi  menjadi  dua  yaitu  material  rangka  dan material cover .

## Material Rangka
Berdasarkan  analisa  material  pada  yang  ditunjukkan  pada tabel 3, terdapat dua material yang memiliki nilai poin sama tinggi  yaitu  aluminium  dan stainless  steel .  Kedua  material tersebut sama-sama dapat digunakan dan memiliki kelebihan dan  kekurangan  jika  diterapkan  pada  desain.  Aluminium lebih  ringan  jika  digunakan  pada  desain,  namun  memiliki
kekuatan dibawah stainless steel . Sehingga untuk mendapatkan  kekuatan  rangka  yang  sama  dengan stainless steel maka aluminium harus dibuat lebih besar ataupun lebih tebal,  sehingga  mengakibatkan  bertambahnya  berat  dari aluminium.  Sedangkan  untuk stainless  steel walaupun memiliki harga yang lebih mahal namun lebih kuat dibanding aluminium  dengan  ukuran  yang  sama.  Sehingga  material rangka  yang  cocok  digunakan  pada  desain  adalah stainless steel .

## Material penutup
Material  penutup  pada  desain  menggunakan  material  ABS dikarenakan  dapat  digunakan  pada  desain  yang  detail  dan memiliki kekuatan yang cukup tinggi serta harga lebih murah dibanding jenis filamen yang lain.

## Teknik Produksi
Teknik  produksi  dibagi  menjadi  dua  yaitu  teknik  produksi rangka dan teknik produksi cover . 1. Teknik produksi rangka Terdapat  beberapa  teknik  dalam  pembuatan  rangka  yaitu pemotongan,  penyambungan  dan finishing .  Untuk  teknik pemotongan  dapat  menggunakan  berbagai  macam  teknik berdasarkan  bentuk  yang  akan  dibuat  yaitu  CNC milling untuk  memotong  bentuk  yang  sedikit  rumit  seperti  bentuk gear , CNC bubut untuk melubangi, dan gergaji manual untuk pemotongan  yang  tidak  rumit.  Untuk  menyambungan menggunakan  teknik  las  dan  untuk finishing menggunakan teknik sanding dan polishing . 2. Teknik produksi cover Berdasarkan  analisis  teknik  produksi cover seperti ditunjukkan  pada  tabel  6  penulis  memilih  menggunakan teknik  3d printing. Selain  dapat  digunakan  untuk  membuat bentuk detail dalam waktu yang cepat biaya pembuatan juga relatif murah.

## Regulasi atau Standarisasi Alat Kesehatan
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI.  Nomor  : 1189/MENKES/PER/VIII/2010  pada  Bab  I  pasal  3  yang telah  dijelaskan  pada  Bab  III  point  I  nomor  a,  b  dan  c merupakan kategori yang dicangkup oleh wearable chair dan termasuk  dalam  syarat  alat  kesehatan  pemerintah  Indonesia [10].
Pada Bab I pasal 4 dijelaskan bahwa :
1. Produk  alat  kesehatan  dan  PKRT  yang  beredar  harus memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.
2. Standar  dan/atau  persyaratan  mutu,  keamanan,  dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan  Farmakope  Indonesia  atau  Standar  Nasional Indonesia (SNI) atau Pedoman Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT atau standar lain yang ditetapkan oleh Menteri.

## IV. KESIMPULAN/RINGKASAN
Berdasarkan  analisis  dan  riset  yang  dilakukan  penulis didapatkan Design  Requirement  and  Objective (DRNO) wearabale chair sebagai berikut :
1. Mampu  menopang  tubuh  khususnya  bagian  paha  dan betis
2. Ukuran  desain  disesuaikan  dengan  tubuh  masyrakat Indonesia, serta pada bagian kaki dapat disesuaikan
dengan  ukuran  31cm  hingga  50cm  sehingga  lebih universal
3. Bentuk  desain  memiliki  kaki  penyangga  dan  penopang paha dan betis
4. Terdapat penyangga tulang kering dengan ukuran 11 cm
5. Bentuk  desain smooth tidak  menyudut  serta  memiliki permukaan yang halus
6. Menggunakan  material  rangka stainless  steel yang  kuat, ringan dan tidak mudah kotor
7. Teknik produksi rangka menggunakan  perpaduan teknik CNC, las dan manual sesuai dengan bentuk desain
8. Teknik produksi cover menggunakan 3d printing
9. Produk  harus  memenuhi  standar  dan/atau  persyaratan mutu,  keamanan,  dan  kemanfaatan  sesuai  dengan Farmakope  Indonesia  atau  Standar  Nasional  Indonesia (SNI) atau Pedoman Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT atau standar lain yang ditetapkan oleh Menteri

## DAFTAR PUSTAKA
[1] N.  L.  P.  D.  Kusumayanti,  “Faktor  -  Faktor  yang  Berpengaruh Terhadap Lamanya Perawatan pada Pasien Pasca Operasi Laparatomi di Instalasi Rawat Inap RSUD Tabanan,” Fak. Kedokt. Univ. Udayana ,
2014, [Online].
Available: https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1002106053-1-1.%20halaman %20awal.pdf
[2] E.  P.  Hartoyo,  “Hubungan  antara  Karakteristik  Demografi  dengan Pengetahuan Mobilisasi Dini pada Pasien Post Operasi Laparatomi di RS. PKU Muhammadiyah Bantul,” Fak.  Kedokt.  Dan  Ilmu Kesehat. Univ. Muhammadiyah Yogyak. , 2015, [Online]. Available: http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t53629.pdf
[3] Kemenkes R.I, “Data oleh Kementrian Kesehatan RI 2013,” 2017.
[4] C.Ronstrom, S.Hallbeck, B. Lowndes, and K. L. Chrouser, “Surgical Ergonomics,” Springer Int. Publ. AG  2018 ,  2018,  doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-64728-9_22.
[5] B.  D.  Kurniawan,  “Studi  Kebutuhan  Desain  Berdasarkan  Riset Konsumen  pada  Produk  Tas  Sekolah  Siswa  SMA  dalam  Rangka Menentukan  Design Requirement  and  Objective  (DR&O),” J.  Sains Dan  Seni  ITS ,  vol.  8,  no.  1,  2019,  [Online].  Available: https://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/41961
[6] Almuhtadibillah et.al, “Design Requirements and Objectives Furnitur Taman Cahaya Kota Surabaya Berdasarkan Preferensi Konsumen,” J. Sains  Dan  Seni  ITS ,  vol.  9,  no.  2,  2020,  [Online].  Available: https://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/57528/6521
[7] E. T. Ramadhan, “Design Requirements & Objectives Sepeda Listrik untuk Siswi Sekolah Menengah Melalui Riset Konsumen,” vol. 8, no.
1, 2019, [Online]. Available: https://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/41899 [8] P. Nurul, “Implementation Form Follows Function Theory in Product Design,” Reposition  Art  Cult.  Herit.  Pandemic  Era ,  pp.  139–142, 2020.
[9] D. Kuswanto, S. Ni’amah and F. A. Rahma, “Development of Orthosis Design  for  Spastic  Cerebral  Palsy  Through    Biomechanical Approach,” Yogyakarta, 2017, pp. 82–86.
[10]  Kemenkes  R.I,  “Peraturan  Menteri  Kesehatan  tentang  Produksi  Alat Kesehatan  dan  Perbekalan  Kesehatan  Rumah  Tangga,”  2010. [Online].
Available:
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129880/permenkes-no-1189 menkesperviii2010-tahun-2010