Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.43 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
SISTEM MONITORING REALTIME DETAK JANTUNG DAN KADAR OKSIGEN DALAM DARAH PADA MANUSIA BERBASIS IoT (INTERNET of THINGS)
Aprilia 1) , Tan Suryani Sollu 2)
1) Program Studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako
1) E-mail : apriliasolihin23@gmail.com
2) Dosen Teknik Elektro Universitas Tadulako
2) E-mail : tansuryani@yahoo.com

## Abstract
Heart  rate  and  oxygen  levels  in  the blood  are  very  important  for  medical personnel  to  know  the  patient's  health condition, with the existing real-time of heart rate  monitoring  system  and  oxygen  levels  in the  blood  based  on  IoT,  it  can  facilitate  the workload of medical personnel. This tool uses the Max30100 sensor to detect heart rate and oxygen  levels  in  the  blood  and  NodeMCU ESP8266  as  controlling  and  sending  sensor data  to  the  IoT  platform  on  android  and  PC wirelessly.  The  results  of  sending  heart  rate data and oxygen levels  in the blood on Blynk and  web  servers  have  an  error  alignment average  of  1.7%  and  0%.  and  measurements have an average of 87 bpm and 96% of SpO2 in  adolescents  20-24  years  with  the  results  of the  measurements  indicate  the  patient's condition is normal.
Keywords :  monitoring  system,  Max30100, NodeMCU ESP8266, Android, PC

## I. PENDAHULUAN
Jantung  dan  paru-paru  merupakan bagian  alat  yang  paling  vital  dalam  tubuh manusia dan saling berkaitan satu sama lain, jantung  ialah  salah  satu  organ  pada  tubuh manusia  yang  berperan  dalam  sistem peredaran  darah  sesuai  fungsinya  yaitu mengedarkan  darah  ke  seluruh  tubuh  [1]. Sedangkan  paru-paru  ialah  salah  satu  organ pada  sistem  pernapasan  (respirasi)  dan berhubungan dengan sistem peredaran darah (sirkulasi) yang berfungsi untuk mengeluarkan  karbondioksida  (CO2)  dan
untuk  menyediakan  oksigen  sebagai  bahan bakar  untuk  metabolisme  tubuh  manusia. Semakin  besar  metabolisme  pada  suatu organ,  maka  semakin  besar  aliran  darahnya sehingga  denyut  jantung  akan  mempercepat denyutannya  [2],  detak  jantung  dan  kadar oksigen  dalam  darah  pada  manusia  sangat penting untuk dimonitioring karena keduanya  merupakan  salah  satu  alat  vital sign yang penting.
Sistem  monitoring  realtime  detak jantung dan kadar oksigen dalam darah pada manusia  berbasis  IoT  (Internet  of  Things) merupakan  rancangan  perangkat  keras  yang diusulkan  peneliti  untuk  dapat  menutupi kekurangan yang ada di rumah sakit ataupun tenaga  medis  terhadap  pasien.  Alat  ini menggunakan  sensor  detak  jantung  dan persentasi  kadar  oksigen  dalam  darah dilengkapi  dengan  NodeMCU  ESP8266 serta  platform  Blynk  dan  web  server berfungsi  sebagai  media  pembacaan  dan penerima  data  sensor  yang  digunakan untuk mempermudah  suatu  proses  monitoring kesehatan pasien.
Alat  yang  di  kembangkan  dalam penelitian  ini  mampu  memonitoring  secara realtime  detak  jantung  dan  kadar  oksigen dalam darah pada manusia tanpa menggunakan  kabel  (wireless)  sehingga tenaga  medis  dengan  mudah  memonitoring kesehatan  pasien.  Perancangan  alat  ini menggunakan  NodeMCU  ESP8266  sebagai pengendali  dalam  sistem  pengontrolan perangkat  keras  maupun  ke  platform  IoT
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.43 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
Blynk  dan  web  server,  platform  Blynk  dan web  server  yang  diusulkan  akan  terintegrasi dangan android dan personal komputer (PC). Keterlambatan  pengiriman  data  sensor  ke platform  IoT  disebabkan  kondisi  kecepatan internet  yang  kurang baik  atau  tidak  setabil, keterlambatan  pengiriman  data  sensor  ke platform IoT tidak akan lebih dari 2 detik.

## 1.1 Monitoring Kesehatan
Monitoring kesehatan ialah kegiatan yang seharusnya dilakukan secara rutin oleh seseorang  untuk  dapat  mengetahui  kondisi kesehatan  setiap  3  bulan  sekali,  monitoring kesehatan,  pengontrolan  kesehatan  atau biasa  juga  disebut  medical check  up (pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh) merupakan  kegiatan  pengecekan  tanda- tanda vital manusia yang meliputi frekuensi denyut  jantung,  frekuensi  pernapasan  atau kadar  oksigen dalam  darah,  suhu  tubuh dan tekanan  darah.  Melalui  pemeriksaan  yang dilakukan  diharapkan  suatu  penyakit  atau gangguan  kesehatan  dapat  dideteksi  sejak dini,  pengecekan  ini  sekaligus  berguna untuk  merencanakan  metode  penanganan dan  pengobatan  yang  tepat  sebelum penyakit berkembang [3]

## 1.2 Kadar Oksigen Dalam Darah
Tubuh  manusia  membutuhkan  dan mengatur keseimbangan oksigen yang sangat  tepat  dan  spesifik  dalam  darah.
Tingkat saturasi oksigen darah arteri normal pada manusia adalah 90-100%. Jika kadarnya  di  bawah  90%  dianggap  rendah dan  disebut  hipoksemia.  Kadar  oksigen darah arteri di bawah 80% dapat mengganggu  fungsi  organ  seperti  otak  dan jantung,  dan  kadar  oksigen  darah  arteri  di bawah 70% dapat menghilangkan kesadaran, dan  harus  segera  ditangani.  Kadar  oksigen rendah yang terus-menerus dapat menyebabkan jantung berhenti.

## 1.3 Sistem Detak Jantung
Detak  jantung  berfungsi  untuk memompa  darah  ke  seluruh  bagian  tubuh. Jantung merupakan organ tubuh yang sangat vital  dan  merupakan  organ  yang  tidak pernah  berhenti  bekerja.  Saat  tubuh  tertidur jantung  tetap  bekerja  memompa  darah  agar jaringan  tubuh  tetap  mendapat  pasokan oksigen  dan  zat-zat  lain  yang  diperlukan. Jantung  tersusun  atas  sel  otot  jantung  yang terus  berkontraksi  dan  berelaksasi  tanpa merasa lelah.
Tabel 1 Klasifikasi detak jantung normal menurut usia Umur Detak Jantung Normal Maksimum Detak Jantung 3bulan - 3 tahun  98-168 BPM 215 BPM 3 - 12 tahun 52-136 BPM 210 BPM 12 - 20 tahun 47-150 BPM 205 BPM 20 - 30 tahun   70-165 BPM 200 BPM 30 - 40 tahun 80-160 BPM 185 BPM 40 - 50 tahun 85-150 BPM 175 BPM 50 - 60 tahun 70-140 BPM 165 BPM 60 - 70 tahun 60-135 BPM 155 BPM

## 1.4 ESP8266 NodeMCU
ESP8266  merupakan  modul  wifi yang  berfungsi  sebagai  perangkat  tambahan mikrokontroler  seperti  Arduino  agar  dapat terhubung  langsung  dengan  wifi  dan membuat  koneksi  TCP/IP.  Modul  ini  juga merupakan  sebuah  chip  yang  sudah  lengkap dimana didalamnya sudah termasuk prosesor,  memori  dan  juga  akses  ke  GPIO.
Untuk pemrogramannya sendiri bisa
menggunakan  ESPlorer  untuk  Firmware berbasis NodeMCU dan menggunakan putty sebagai terminal control untuk AT Command.
Dalam  pembuatan  alat  tugas  akhir ini  jenis  ESP  yang  digunakan  adalah  modul
ESP8266-12e.  Modul  ESP8266-12e  ini
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.43 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
memiliki  GPIO  yang  lebih  banyak  dan memori  yang  lebih  besar  dari  tipe-tipe dibawahnya, berikut ini merupakan konfigurasi pin outnya:
Gambar 1. NodeMCU Pin Out (Sumber : IOT BYTES, 2016)

## 1.5 Sensor Max30100
Sensor  ini  merupakan  modul  yang di  dalamnya  terdapat  LED  merah,  LED inframerah,  dan  fotodiode.  Sensor  ini menggunakan  komunikasi  I2C. Bus  driver I2C  merupakan open  drain ,  dimana  saat sinyal low adalah  nol  volt  dan  sinyal high dalam  keadaan floating ,  maka  untuk  dapat membaca  data  keluaran  sensor  dibutuhkan resistor pull-up pada SDA dan SCL.
Gambar 2. Sensor Max30100
(Sumber : alselectro.com)

## 1.6 IoT (Internet of Things)
IoT  adalah  sebuah  konsep  dimana objek  tertentu  memiliki  kemampuan  untuk mentransfer  data  melalui  jaringan  wifi,  jadi proses  ini  tidak  memerlukan  interaksi  dari
manusia  ke  manusia  atau  manusia  ke komputer.  Semua  sudah  dijalankan  secara otomatis  dengan  program. Internet  of Things biasa  disebut  dengan  IoT,  dan teknologi ini sudah berkembang pesat mulai dari teknologi nirkabel, micro- electromechanical  systems  (MEMS)  dan internet [4]. Menurut  metode  identifikasi  RFID ( Radio Frequency Identification ), istilah IoT tergolong dalam metode komunikasi, meskipun  IoT  juga  dapat  mencakup teknologi sensor lainnya, teknologi nirkabel atau kode QR ( Quick Response ).
IoT sebenarnya  adalah  konsep  yang  cukup sederhana,  yang  artinya  menghubungkan semua  objek  fisik  di  kehidupan  sehari-hari ke  Internet.  Istilah  “ Internet  of  Things ” terdiri atas dua bagian utama yaitu Internet yang  mengatur  konektivitas dan Things yang berarti objek atau perangkat.  Enam  prinsip  dasar  yang menopang IoT[5].

## 1.6 Arduino IDE
Sebuah  perangkat  lunak  yang memudahkan kita mengembangkan aplikasi mikrokontroler mulai dari menuliskan  source  program,  kompilasi,
upload  hasil  kompilasi,  dan  uji  coba  secara terminal serial.
Arduino  IDE  ini  bisa  dijalankan  di komputer  dengan  berbagai  macam  platform karena  didukung  atau  berbasis  Java.  Source program  yang  kita  buat  untuk  aplikasi mikrokontroler  adalah  bahasa  C/C++  dan dapat digabungkan dengan assembly .
Penulis  menggunakan  arduino  berbasis mikrokontroler  AVR  dilingkungan  jenis ATMEGA  yaitu  ATMEGA  8,  168, 328  dan 2650.
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.43 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
Gambar 3. Tampilan awal arduino IDE

## 1.8 Blynk
Blynk adalah aplikasi untuk iOS dan OS  Android  untuk  mengontrol  Arduino, NodeMCU,  Raspberry  Pi  dan  sejenisnya melalui Internet. Aplikasi ini dapat digunakan  untuk  mengendalikan  perangkat hardware, menampilkan data sensor, menyimpan  data,visualisasi,  dan  lain-lain. Aplikasi  Blynk  memiliki  3  komponen utama.yaitu  Aplikasi,  Server,  dan  Libraries. Blynk  server  berfungsi  untuk  menangani semua  komunikasi  diantara  smartphone android dan hardware. Widget yang tersedia pada  Blynk  diantaranya  adalah  Button, Value  Display,  History  Graph,  Twitter,  dan Email.

## 1.9 Web Server
Server web atau yang dalam bahasa inggris disebut web server adalah perangkat lunak (software) dalam server yang berfungsi  untuk  menerima  permintaan (request)  berupa  halaman  web  melalui protokol  HTTP  dan  atau  HTTPS  dari  klien yang  lebih  dikenal  dengan  nama  browser, kemudian  mengirimkan  kembali  (respon) hasil  permintaan  tersebut  ke  dalam  bentuk halaman-halaman web yang pada umumnya berbentuk dokumen HTML.

## 1.10 Android
Android  adalah  sebuah  sistem operasi  yang  sudah  menjadi  salah  satu kebutuhan  pokok.  Hampir  semua  orang membutuhkan  alat  yang  satu  ini  untuk
berkomunikasi,  mencari  informasi  dan perkembangan  berita  terbaru,  melakukan pekerjaan,  dan  berbagai  aktivitas  lainnya. Bahkan,  saat  ini  hampir  semua  orang menggantungkan  aktivitas  mereka  pada Android  yang  mereka  miliki.  Android adalah sebuah sistem operasi yang dirancang  oleh  perusahaan  Google  dengan basis  kernel  Linux  dan  juga  berbagai perangkat  lunak  seperti Open  Source dan lainnya.
Gambar 4. Smartphone Android (Sumber : Suara.com, 2019)

## 1.11 Personal Komputer (PC)
Personal computer adalah seperangkat  komputer  yang  digunakan  oleh satu  orang  pribadi  saja.  Fungsi  utama  dari PC  adalah  untuk  mengolah  data  input  dan menghasilkan  output  berupa  data  atau informasi sesuai dengan keinginan pengguna.  Dalam  pengelolaan  data  dari mulai  memasukkan  ( input )  data  sampai akhirnya dapat menghasilkan ( output ) informasi,
Gambar 5. Personal Computer (PC) (Sumber : imanuelapalar.wordpress.com, 2017)

## II. METODE PENELITIAN

## 2.1 Alat dan Bahan Penelitian
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.43 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
Dalam  penyusunan  dan  pembuatan skrispsi  yang  berjudul  sistem  monitoring real  time  detak  jantung  dan  kadar  oksigen dalam  darah  manusia  berbasis  IoT  ( Internet of Things ), akan digunakan beberapa macam alat dan bahan sebagai berikut :

## 2.1.1. Bahan Penelitian
Bahan  Penelitian  terdiri  dari  tiga jenis,  yaitu  sensor  Max30100,  manusia  dan program.  Sensor  Max30100  digunakan sebagai bahan untuk dapat mendeteksi detak jantung  dan  kadar  oksigen  dalam  darah pasien sekaligus, manusia digunakan sebagai  bahan  pengambilan  data  detak jantung dan kadar oksigen dalam darah dan program  digunakan  sebagai  bahan  dalam mendukung software maupun hardware agar  dapat  menghasilkan  tampilan output yang diinginkan.

## 2.1.2. Alat Penelitian
Adapun  alat-alat  yang  digunakan pada  penelitian  ini  antara  lain  ESP8266 nodeMCU sebagai pengontrollan dan pengiriman data, perangkat lunak ( software ) Arduino  IDE  sebagai  media  penginputan data,  platform  IoT  sebagai  media  tampilan hasil  data,  serta  PC  dan  android  sebagai penerima  dan  server  pendukung  tampilan data

## 2.2. Cara Penelitian
Sebelum  melakukan  penelitian  ini, sebaiknya  dibuat  rancangan  tahap-tahap penelitian  yang  ingin  dilakukan  agar terstruktur  sesuai  dengan  rencana,  dimana penulis  membuat  sebuah  alat  yang  dapat berfungsi  untuk  memudahkan  tenaga  medis dalam  memonitoring  detak  jantung  dan kadar  oksigen  dalam  darah  pasien  secara jarak  jauh  setiap  saat.  Setelah  itu, dipenelitian ini penulis melakukan percobaan, pengujian, dan pengamatan data- data yang diperlukan dalam penelitian ini.

## 2.3. Hipotesis
Pada  penelitian  dengan  judul  “sistem monitoing realtime detak jantung dan kadar oksigen dalam darah pada manusia berbasis IoT  ( internet  of  things )”,  dapat  dibuat hipotesis sebagai berikut :
1. Sensor  Max30100  dapat  mengetahui dua  kondisi  pasien  sekaligus  yaitu detak jantung dan kadar oksigen dalam darah dengan menggunakan satu sensor saja. 2. NodeMCU ESP8266 dapat memudahkan  tenaga  medis  dalam pengelolahan  informasi  detak  jantung dan  kadar  oksigen  dalam  darah  pasien yang dihasilkan oleh sensor Max30100 secara jarak jauh.
3. ESP8266  pada  NodeMCU  akan  di konfigurasikan ke platfrom IoT
sehingga data informasi pasien dapat di akses  melalui  server  PC  maupun android secara online (Berbasis IoT).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil Penelitian
Dari hasil perancangan dan penelitian  yang  berjudul  Sistem  Monitoring Realtime Detak Jantung dan Kadar Oksigen Dalam  Darah  Pada  Manusia  Berbasis  IoT, maka  penulis  dapat  menyajikan  dalam bentuk  alat, software ,  data,  maupun  analisa data. Berikut  hasil  perancangan  dan penelitian yang telah dilakukan.
Gambar 6. Skematik rangkaian alat

## 3.2. Pengujian Alat
Pengujian  alat  dilakukan  dengan tujuan  untuk  mengetahui  apakah  alat  yang
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.43 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729
Vol 10, No. 2, Oktober 2020
telah  dibuat  berfungsi  sesuai  dengan  sistem yang  direncanakan  atau  belum.  Pada penelitian ini dilakukan percobaan sebanyak 10 kali pada sensor dengan 10 orang sebagai sample  data  dan  rentang  waktu  yang berbeda-beda.  Hal  ini  dilakukan  untuk melihat  tingkat  keberhasilan  sensor  untuk mendeteksi  serta  pengiriman  data  ke platform  Blynk  pada  android  dan  ke  web server  pada  PC  server  secara wireless (berbasis  IoT)  maupun  tingkat  keberhasilan sistem secara keseluruhan.
Tabel 2. Hasil pengujian alat
No Nama Umur (Tahun) Data Pasien Keteran gan Detak Jantung Saturasi Oksigen (SpO 2) 1   Muh. Philano 9 86 BPM 96 % Normal 2  Muh. Backhri 14 70 BPM 95 % Normal 3  Anang Tegar R. 21 86 BPM 96 % Normal 4 Theresa B. 21 80 BPM 95 % Normal 5  Kiki Andes H. 21 87 BPM 97 % Normal 6  Ryadh Dirga P. 22 96 BPM 97 % Normal 7 Hengki 23 84 BPM 95 % Normal 8  Achmad Saleh 24 92 BPM 96 % Normal 9 Rizana Fauzi ST, MT 35 105 BPM 98 % Normal 10 Ahmad Antares A.ST,M,Eng.Sc 52 74 BPM 95 % Normal
Berikut perbandingan nilai data detak jantung  dan  kadar  oksigen  dalam  darah pada platform Blynk pada android dan web server pada PC dengan melakukan percobaan sebanyak  10  kali  dengan
rentang  waktu  yang  berbeda,  hal  ini dilakukan untuk melihat error
pengiriman data ke platform IoT Tabel 1. Tampilan Platform IoT No  Waktu Blynk Web server Persen Error (%) Detak Jantung Saturasi Oksigen (SpO2) Detak Jantung Saturasi Oksigen (SpO2) Detak Jantung Saturasi Oksigen SpO2 1 09:29:02 78 BPM 97 % 76 BPM 97 % 2       0 2 09:29:08 82 BPM 97 % 80 BPM 97 % 2 0 3 09:29:17 80 BPM 97 % 80 BPM 97 % 0 0 4 09:29:27 89.5 BPM 97 % 88 BPM 97 % 1.5 0 5  09:29:45 78.5 BPM 96 % 81 BPM 96 % 2.5 0 6  09:29:51 89 BPM 97 % 84 BPM 97 % 5 0 7  09:30:02 88.5 BPM 97 % 90 BPM 97 % 1.5 0 8  09:30:10 90 BPM 97 % 90 BPM 97 % 0 0 9  09:30:15 90 BPM 97 % 88 BPM 97 % 2 0 10  09:30:18 88.5 BPM 97 % 88 BPM 97 % 0.5 0 Rata-rata error (% 1,7 0

## 3.3 Pembahasan
Monitoring detak jantung dan kadar oksigen dalam darah berbasis IoT merupakan  sebuah  inovasi  pengembangan teknologi dalam bidang kesehatan, khususnya  dalam  memonitoring  vital  sign manusia  detak  jantung  dan  kadar  oksigen dalam  darah,  dimana  data  pasien  akan dideteksi  oleh  satu  sensor  yaitu  Max30100 dan  akan  di  teruskan  melalui  serial komunikasi I2C (SDA SCL) ke Mikrokontroller  yang  ada  pada  NodeMCU untuk  pengontrolan  hasil  keluaran  sensor yang  akan  dikirim  melalui  modul  ESP8266 ke cloud internet secara realtime agar dapat
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.43 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
terakses  oleh  platform  IoT  Blynk  pada android  dan  web  server  pada  PC  rumah sakit.
Cara  kerja  sensor  Max30100  ialah dengan  cara  meletakan  jari  di  atas  sensor lalu  sensor  akan  memanfaatkan  sifat  alami darah  yaitu  Hemogrobin  (Hb)  yang  dapat menyerap  banyak  cahaya  untuk  data  SpO2 serta  denyut  alami  aliran  darah  di  dalam arteri untuk data detak jantung. Hemoglobin yang  lebih  banyak  mengandung  oksigen akan  memantulkan  cahaya  led  merah  dan lebih  banyak  menyerap  cahaya  inframerah sebaliknya  hemoglobin  yang  lebih  sedikit mengandung  oksigen  akan  menyerap  lebih banyak cahaya led merah dan memantulkan cahaya  inframerah  selanjutnya  cahaya  yang terpantulkan akan di terima oleh potodetektor  untuk  di  bandingkan  serta menghitung  perbedaan  hemoglobin  dalam darah  lalu  informasi  akan  di  ubah  ke  nilai digital oleh mikroprosesor untuk di tampilkan.
Alat  ini  juga  di  lengkapi  dengan catu daya bawaan berupa baterai agar dapat berfungsi  pada  kondisi  tertentu  seperti lampu  padam  atau  tidak  ada  sumber  daya lainnya  dan  dilengkapi  dengan  soket  USB
NodeMCU yang berfungsi untuk memasukan  program  pada  modul  ESP8266 agar  dapat  terhubung  ke  jaringan  internet terdekat dan memastikan modul tetap dalam kondisi online serta dapat menjadi alternatif tambahan untuk menyalakan alat menggunakan  catu  daya  luar  seperti  power bank.
Kecepatan  pengiriman  data  pasien ke  platform  Blynk  pada  android  dan  web server  pada  PC  server  tergantung  pada kecepatan  internet  server  yang  digunakan. Platform  Blynk  pada  android  juga  di lengkapi dengan tampilan berupa grafik,nilai, tampilan gauge , dan data yang di  tampilkan  oleh  platform  Blynk  akan terekam serta data dapat di kirim pada email yang  terdaftar  pada  platform  Blynk,  web
server  pada  PC  server  juga  dilengkapi dengan  tampilan  berupa  gambar  dan  plot nilai  data  detak  jantung  (BPM)  dan  kadar oksigen  dalam  darah  (SpO 2 ).  Kedua tampilan  data    tersebut  bertujuan  untuk dapat  memudahkan  tenaga  medis  untuk mengetahui kondisi pasien  secara real time setiap  saat  dan  dimanapun.  Pengaksesan data pasien hanya dapat di akses oleh pihak rumah sakit yang mengetahui alamat IP data pasien  pada  web  server,  sedangkan  data pasien  pada  platform  Blynk  hanya  dapat  di akses  oleh  1  user  yang  telah  terprogram pada  NodeMCU.  Tingkat  error  pengiriman data  pasien  pada  platform  IoT  Blynk maupun web sebver sebesar 1,7% pada data BPM  dan  0%  pada  SpO2,  hal  ini dikarenakan koneksi internet yang digunakan  kurang  stabil  dan  pengiriman data terlebih dahulu ke platform blynk pada android  lalu  akan  diteruskan  ke web  server pada  PC  sesuai  dengan  program  yang  telah di tanamkan pada NodeMCU ESP8266

## 3.3.1 Grafik  Hasil  Pengukuran  Patien
Healt Monitoirng
Data hasil grafik pengukuran pasien sesuai  dengan  nomor  urut  tabel  hasil pengujian alat yang telah lakukan.
Gambar 6. Grafik Data Detak Jantung dan Umur
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.43 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729
Vol 10, No. 2, Oktober 2020
Gambar 7. Grafik Data Saturasi Oksigen
Dalam Darah dan Umur
Dari data pada gambar grafik 6 dan 7 di  atas  terlihat  bahwa  detak  jantung  (BPM) dan kadar oksigen dalam darah (SpO 2 ) yang paling  tinggi  dimiliki  oleh  Pak  Fauzi dengan  usia  35  tahun  sedangkan  detak jantung  dan  kadar  oksigen  dalam  darah yang  paling  rendah  dimiliki  oleh  Pak Antaris  dengan  usia  52  tahun,  dengan rentang  usia  20-24  tahun  cenderung memiliki detak jantung dan saturasi oksigen yang  stabil,  tidak  tinggi  dan  tidak  rendah. Pengambilan data dilakukan dengan kisaran waktu  30-60  detik  pada  sensor  dan  akan mengambil  nilai  rata”  yang  di  tampilkan dikarenakan  setiap  1  detik data  sensor  akan berubah  atau  memperbaharui  ( update ) sesuai dengan data yang terbaca oleh sensor Max30100.

## IV. KESIMPULAN
Dari  data  hasil  perancangan  dan penelitian  yang  telah  dilakukan  pada  tugas akhir  yang  berjudul  sistem  monitoring realtime detak  jantung  dan  kadar  oksigen dalam  darah  pada  manusia  berbasis  IoT ( internet  of  things )    maka  diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Dengan  adanya  alat  sistem  monitoring realtime detak  jantung  dan  kadar oksigen  dalam  darah  pada  manusia berbasis  IoT  ini  dapat  memudahkan
tenaga  medis  untuk  memantau  kondisi vital  sign  pasien  khususnya  detak jantung  dan  kadar  oksigen dalam  darah setiap  saat  serta  dimanapun  melalui android  ataupun  personal  komputer tanpa harus mengunjungi pasien. 2. Keterlambatan  pengiriman  data  pada android  dan  personal  komputer  terjadi karena  kondisi  kecepatan  internet  yang kurang baik atau tidak stabil. pengiriman  data  terlebih  dahulu  ke platform  blynk  pada  android  lalu  akan diteruskan  ke  web  server  pada  PC
sesuai  dengan  program delay pada software arduino  IDE.  Keterlambatan pembacaan sensor pada android dan PC tidak akan lebih dari 2 detik
3. Tampilan  data  pada  android  berbentuk nilai,  tampilan  gauge,  dan  grafik sehingga dapat menunjukan hasil pengukuran  yang  sedang  berlangsung maupun hasil pengukuran yang sebelumnya,  dan  tampilan  pada  PC hanya menampilkan nilai data sensor.
4. Dengan adanya IoT ( Internet of Things ) maka  data  hasil  keluaran  sensor  dapat ditransfer melalui jaringan tanpa memerlukan  adanya  interaksi  dari manusia  ke  manusia  atau  dari  manusia ke perangkat komputer.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Sollu,T.S., Dewi, S., & Amir, A. 2019.
Sistem  Monitoring  Detak  Jantung  dan Suhu  Tubuh  Pasien  Lansia  Nernasis Artificial  Neural  Network,  Jurusan Teknik  Elektro,  Fakultas  Teknik, Universitas Tadulako.
[2] Rizqi,  A.  D.  2017  Akuisi  Data  Detak Jantung  dan  Frekuensi  Pernapasan Berbasis  Labview,  Universitas  Gadjah Mada.
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.43 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
[3] Willy,  T.  2018.  Medikal  Check  Up, https://www.alodokter.com/medical- chec  k-up-ini-yang-harus-anda-ketahui, diakses : 15 Februari 2020.
[4] Harsono  Egi.  2019.  Pengertian  Cara
Kerja  dan  Penerapan  Pada  Internet  of Things,https://www.kompasiana.com/ mudamudi/5d6654b20d823006540bdb a3/pengertian-cara-kerja-dan- penerapan-pada -internet-of-things, diakses : 28 Agustus 2019.
[5] Baharsyah N. Afrizal. 2019. Pengertian
Internet
of Things (IoT), https://www.jago anhosting.com/blog/pengertian
internet-of-things-iot/, diakses :26 Agustus 2019.