## DEKTEKTOR  KESALAHAN  PENGISIAN  VOLUME  BBM MENGGUNAKAN  SENSOR  ULTRASONIK  DAN  SMS GATEWAY
Mario Dwi Prasetyo 1 , Achmad Rafly Rachmansyah 2 , Bagas Aryo Dananjoyo 3
1,2,3 Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi Sepuluh Nopember; Jl. Teknik Kimia, Keputih, Sukolilo, Surabaya; Telp (031) 5947302
Riwayat artikel: Received: 10 Juli   2022 Accepted: 8  Agustus  2022 Published: 15 Agustus  2022

## Keywords:
Arduino Uno; Fuel Oil; SMS Gateway; Ultrasonic Sensor.
Corespondent Email: dwimario874@gmail.com
How to cite this article:
Mario. (2022). Dektektor
Kesalahan Pengisian Volume BBM Menggunakan Sensor Ultrasonik Dan Sms Gateway. Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 10(3).
© 2022 JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan). This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC)
Abstrak. Saat ini masyarakat diresahkan dengan maraknya kasus kecurangan saat  pengisian  BBM  di  SPBU.  Kecurangan  yang  dimaksud  adalah  volume BBM yang dimasukkan pada tangki kendaraan bermotor tidak sesuai dengan takaran  seharusnya  pada  pembelian.  Penelitian  ini  dibuat  untuk  membantu tugas  UPT  Metrologi  dan  Disperindag  dalam  pengawasan  kecurangan  pada alat  ukur  SPBU.  Alat  ini  dipasang  di  dekat  tangki  sepeda  motor  untuk memudahkan kontrol.  Alat  bekerja  deprogram pada  Arduino  Uno  R3  untuk menampilkan  perubahan  volume  bahan  bakar  awal  dan  setelah  pengisian dengan input harga BBM yang akan dibeli. Untuk menambah keandalan, alat dilengkapi SMS Gateway yang terkoneksi dengan ponsel pengguna. Terdapat tiga  pengujian  pada  alat  ini  yaitu  pengujian  akurasi  pengukuran  volume, pengujian performa deteksi kecurangan, dan desain keamanan implementasi. Hasil pembacaan akurasi dibandingkan pada hitungan matematis didapatkan nilai rata-rata akurasi sebesar 99,85% dan rata-rata error 0,15% sehingga telah memenuhi  standar  pengukuran  BBM  karena  nilai  error  yang  diperbolehkan adalah 0,5%. Dalam pengujian performa dalam mendeteksi kecurangan, alat bekerja  dengan  baik  diindikasikan  melalui  notifikasi buzzer dan  bukti transaksi  melalui SMS  gateway .  Demi  keamanan  pengguna,  implementasi sensor ultrasonik diberi lapisan karet dengan pemasangan fleksibel. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meminimalisir kecurangan pengisian BBM di masyarakat sekaligus menjadi rujukan salah satu metode pengukuran volume BBM yang akurat.
Abstract. Currently, the community worried about the rampant cases when filling fuel at gas stations. The fraud is the volume of fuel which entered in the motor vehicle tank not in accordance with the amount that should have been purchased. This research was made a tool to assist the task of UPT Metrology and Disperindag in monitoring fraud on gas station measuring instruments. This  tool  installed  near  the  motorcycle  tank  for  easy  control.  The  tool  was programmed on the Arduino Uno R3 to display changes the initial fuel volume after filling with the input of the fuel price to be purchased with integrated in SMS Gateway. There are three tests on this tool, namely volume measurement accuracy,  detection  performance,  and  implementation  security  design.  The measurement  results  are  compared  with  mathematical  calculation  which obtained an average error of 0.15% . In performance testing the tool works well  shown  with  buzzer  notifications  and  proof  of  transactions  via  SMS gateway. For the users safety, the implementation of the ultrasonic sensor is rubberized  with  flexible  mounting.  With  this  research,  hopefully  it  can minimize fuel filling in the community as well as become a reference for an accurate method of measuring fuel volume.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062 Mario dkk

## 1. PENDAHULUAN
Permintaan  terhadap  Bahan  Bakar  Minyak (BBM)  tergolong  permintaan  fungsional. Kelompok  permintaan  fungsional  merupakan kelompok  konsumen  yang  meminta  barang karena  barang  memiliki  daya  guna  secara berkelanjutan  [1].  Berdasarkan  data  dari statistik  BPH  Migas  tahun  2021,  penjualan minyak bumi di Indonesia mengalami kenaikaan  dari  74,079  juta  kiloliter  di  tahun 2018 menjadi 74,44 juta kili liter di tahun 2019. Sementara,  di  tahun  2020  karena  terdampak pandemic mengalami penurunan menjadi 65,72 juta  kiloliter.  Sementara  itu,  impor  BBM Indonesia  cenderung  mengalami  penurunan dari 28, 72 juta kiloliter di tahun 2018 menjadi 19,93 juta kiloliter di tahun 2020 [2].
BBM yang terus menurun, disertai  dengan konsumsi  yang  terus  naik  menyebabkan permasalahan  di  kalangan  masyarakat  [3]. Salah  satu  permasalahan  yang  muncul  adalah kecurangan  atau  kesalahan  dalam  pengisian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Banyak kejadian kecurangan pengisian  BBM  dengan  mengatur  takaran volume  BBM.  Di  beberapa  kasus  indikasi kecurangan pengisian
BBM sudah menggunakan teknologi canggih seperti remote control. PT Pertamina (Persero) telah memberikan sanksi bagi SPBU yang melakukan  kecurangan  seperti  penutupan operasi  hingga  6  bulan  dan  mengajak masyarakat  untuk  turut  serta  mengawal  dan mengawasi penyaluran distribusi BBM [4].
Untuk meningkatkan intensitas pengawasan dan koordinasi serta mengantisipasi jika terjadi hal yang berpotensi pada kecurangan terhadap pengisian  pada  alat  ukur  SPBU  pada  ukuran BBM,  maka  pemerintah  menyiapkan  petugas- petugas  yang  bertujuan  untuk  melakukan pengawasan  dan  koordinasi  kepada  setiap SPBU  [5].  Tentang  pengawasan  terhadap pengisian ukuran Bahan Bakar Minyak  (BBM) pada    alat    ukur    SPBU    yang    memenuhi standar,    hal    ini  terdapat  dalam  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1981  Tentang Metrologi  Legal    Bab  XI  Pasal  36  ayat  1 Tentang Pengawasan dan Penyidikan,” Pegawai  instansi  pemerintah  yang  ditugasi dalam  pembinaan  Metrologi  Legal  yang melakukan  pengawasan  dan  pengamatan
diwajibkan  menyidik  tindak  pidana  yang ditentukan  dalam  Undang-Undang“.  Saat  ini lembaga pemerintah yang melakukan pengawasan  terhadap  transaksi  BBM  adalah UPT  Metrologi  dan  Dinas  Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperindag).
Untuk  menangani  permasalahan  tersebut, pernah  dilakukan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Erwan  Rizal  Kurnianto  tahun  2014 mengenai indikator bahan bakar minyak digital pada  sepeda  motor  menggunakan  sensor tekanan fluida MPX5050 berbasis mikrokontroller  dengan  akurasi  98,9%  [6]. Pada  penelitian  tersebut  digunakan  pengujian rangkaian  sensor  tekanan  fluida  MPX5050, pengujian  rangkaian  pengondisi  sinyal,  dan pengujian seluruh rangkaian. Penelitian tersebut  belum  melakukan  komparasi  dengan penelitian  sejenis  terkait  penggunaan  jenis sensor  apakah  lebih  akurat  dan  implementatif. Selain itu, Riwayat pengukuran volume belum diintegrasikan dengan harga BBM.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengganti sensor tekanan fluida menjadi sensor ultrasonik. Untuk menambah keandalan sistem digunakan SMS Gateway untuk melihat riwayat pengisian BBM dan volume tangki. Pengujian dilakukan untuk  pengujian  akurasi  pengukuran  volume, pengujian  performa  deteksi  kecurangan,  dan desain keamanan implementasi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sensor Ultrasonik
Sensor  ultrasonik  merupakan  sensor  yang mengubah besaran fisis berupa suara atau bunyi menjadi  besaran  listrik.  Sensor  ini  gelombang ultrasonik  akan  dibangkitkan  melalui  sebuah benda  yang  disebut  piezoelektrik.  Pada umunya,  sensor  ultrasonik  digunakan  untuk mendeteksi objek yang beragam seperti aplikasi pengukuran jarak yang sulit dijangkau. Sensor ultrasonik juga menjadi alat yang populer untuk lalu lintas akuisisi data terutama berfokus untuk membantu  mengidentifikasi  kondisi  jarak antarbenda [7].
Sensor ultrasonik pada umumnya memancarkan  gelombang  suara  ultrasonik menuju suatu target yang kemudian memantulkan balik gelombang tersebut ke arah sensor. Gelombang tersebut kemudian mengukur  waktu  yang  diperlukan  untuk
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062 Mario dkk
pemancaran  gelombang  sampai  kembali  ke sensor  dan  menghitung  jarak  target  dengan menggunakan kecepatan suara dalam medium. Rangkaian yang membangun sensor ultrasonik terdiri atas transmitter , receiver , dan komparator. Gelombang ultrasonik juga dibangkitkan  oleh  sebuah  kristal  tipis  bersifat piezoelektrik.
Gambar 2.1 Sensor Ultrasonik
2.2 Arduino Uno Arduino  Uno  adalah  sebuah board kontrol yang  berbasis  pada  mikrokontroller  Atmega 328P  ( datasheet )  dan  memiliki  14  pin  digital input/output (dengan  6  pin  dapat  digunakan sebagai PWM output ), 6 input analog, 16 MHz quartz crystal, satu USB connection , satu power jack ,  satu  ICSP header dan reset button (Stelian, E.O., 2019). Dalam mengontrol sensor biasanya  sinyal  muncul  pada  dua  IC  utama  di board yaitu ATmega328P dan ATmega8U2. IC ini  dianggap  sebagai Unit  Under  Test (UUT) [8].

## Gambar 2.2 Arduino Uno
Untuk  memprogram  Arduino  diperlukan software Arduino IDE ( Integrated Development Environment ), yaitu sebuah tools untuk menulis sketsa,  mengompilasi,  dan  mengunggah  hasil pemrograman  ke board Arduino.  Bahasa pemrograman  yang  digunakan  adalah  bahasa Arduino  yang  sangat  mirip  dengan  bahasa  C dan C++ [9].
2.3 Buzzer
Buzzer adalah  perangkat  mekanis  yang memproduksi  suara  melalu  lengan  mangnetik secara kontinyu pada diafragma. Perangkat ini dioperasikan  dengan  tegangan  DC  dan  arus yang relatif kecil, secara umum membutuhkan 10mA. Buzzer menghasilkan suara 'berdengung'
(nada tunggal) di frekuensi berkisar 300 hingga 500  Hz. Buzzer adalah  perangkat  kecil  dan dapat  berupa  salah  satu  panel  terpasang  atau PCB terpasang [10].
Buzzer dibedakan menjadi dua yaitu buzzer aktif  dan buzzer pasif. Buzzer aktif  bekerja dengan  mengeluarkan  bunyi  peringatan  tanpa perlu  osilator  eksternal  atau  rangkaian  waktu ( timing) .  Sebaliknya buzzer pasif  memerlukan osilator eksternal atau rangkaian waktu (timing)
[11] .
Gambar 2.3 Buzzer
2.4 SMS Gateway SMS gateway adalah perangkat atau layanan yang  menawarkan    SMS    transit;  mengubah pesan  menjadi  lalu  lintas  jaringan  seluler  dari media  lain,  atau  sebaliknya,  memungkinkan pengiriman  atau  penerimaan  pesan  SMS dengan  atau  tanpa  menggunakan  ponsel. Biasanya penggunaan gateway untuk meneruskan    email  sederhana  ke  penerima ponsel. SMS  gateway paling  cepat  dan  cara yang dapat diandalkan untuk pengiriman SMS massal  /  massal.  Ini  berhubungan  dengan penyedia  layanan  seluler  dan  mengirimkan SMS  dengan  identitas  pengirim  sebagai  ID pengirim  tekstual  dan  otentikasi.  Sistem  ini dikembangkan  untuk  meningkatkan  keamanan pengguna gateway [12] .
3. METODE PENELITIAN
3.1 Komponen dan Desain Alat
Berikut ini merupakan komponen- komponen  yang  digunakan  untuk  merancang alat detektor volume BBM.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062 Mario dkk
Tabel 3.1 Komponen Rancang Bangun Detektor Volume BBM Nama Komponen Jumlah Fungsi Arduino Uno R3 Satu unit Sebagai  pusat  kendali  sistem  dan  tempat menginput program sistem. Sensor Ultrasonik Satu unit Sebagai  detektor  perubahan  volume  pada alat. Buzzer Satu unit Sebagai  indikator  bunyi  jika  terjadi ketidaksesuain  volume  dengan  pembelian BBM LED Satu unit Sebagai indikator sistem ON/OFF LCD 16x2 Satu unit Untuk menampilkan hasil deteksi volume GSM Module Shield Sim800I Satu unit Tempat untuk input sim card yang kemudian digunakan untuk sistem SMS Gateway Keypad Satu unit Sebagai  objek  untuk  memasukkan  input harga pembelian dan perintah SMS Gateway dan detektor volume
Komponen-komponen  di  atas  sebelum dirancng menjadi prototype dilakukan simulasi terlebih dahulu. Simulasi elektronik alat dibuat menggunakan software Proteus yang diintegrasikan  menggunakan  Arduino  IDE. Gambar  3.1  merupakan  desain  elektronik  dari alat ini. Sementara itu, untuk penataan rancang bangun  didesain  sebagaimana  Gambar  3.2 menggunakan Fusion 360.
Gambar 3.1 Desain Elektronik Alat
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062 Mario dkk
Keterangan:
1. Arduino Uno R3
2. GSM Module Shield Sim 8001
3. Sensor Ultrasonik
4. LCD 2x16 5. Keypad
6. Buzzer

## Gambar 3.2 Desain Alat Detektor Volume BBM

## 3.2 Analisis Data
Pengujian alat dilakukan secara eksperimen yang terdiri dari tiga percobaan yaitu percobaan akurasi  dalam  mengukur  volume,  percobaan analisis performa alat dalam mendeteksi selisih perbedaan  volume,  dan  percobaan  keamanan implementasi.
3.2.1 Menganalisis akurasi alat dalam meng- ukur volume
Pengujian ini menggunakan metode eksperimen kuantitatif untuk menguji
keberfungsian rangkaian. Keberfungsian rancang  bangun  dapat  diindikasikan  dari perubahan volume yang ada. Secara matematis pengujian terhadap alat ukur ini dapat dituliskan sebagai berikut:
𝑉 𝑏 =   𝑉 0 + 𝑏 (1) Keterangan:
𝑉 𝑏 :  Volume  akhir  (liter),  dimana  V b ≠ bilangan  negative.  V b dianalogikan sebagai  volume  BBM  padaa  tangka motor setelah pengisian pada SPBU.
𝑉 0 :  Volume  awal  (liter).  Dianalogikan sebagai  volume  sebelum  pengisian BBM di SPBU
𝑏 :  Perubahan  volume  (liter).  Apabila b<0  terjadi  pengurangan  volume, b>0 terjadi penambahan volume, dan b=0 tidak terjadi perubahan volume.
Secara  matematis  b  dirumuskan sebagaimana persamaan 2.
𝑏 = ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑖 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐵𝐵𝑀 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟 (2)
Pengujian  dilakukan  sebanyak  lima  kali pengulangan dengan keadaan volume berbeda- beda.  Keadaan  volume  yang  diberikan  dalam percobaan  masih  dalam  kondisi  volume  ideal atau  volume  yang  tidak  dibuat  dalam  kondisi kecurangan. Untuk membuat perlakuan volume ideal  digunakan  gelas  ukur  supaya  rata-rata akurasi dan rata-rata nilai error pengukuran alat benar-benar  teranalisis    dengan  tepat.  Untuk mendapatkan  rata-rata  persen  akurasi  dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut.
𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = ∑( 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠 ×100%) 5 (3)
Untuk  mendapatkan  rata-rata  nilai error maka dapat digunakan persamaan 4 berikut.
%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =  100% − 𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 (4)
3.2.2 Menganalisis performa dalam mendeteksi kecurangan
Pengujian  ini  juga  dilakukan  dengan  enam keadaan volume berbeda-beda yang dibagi tiga volume  ideal  dan  tiga  volume  tidak  ideal (terindikasi kecurangan). Metode dan perhitungan  akurasinya  mengikuti  rumusan persamaan 1 sampai dengan 4. 3.2.3 Percobaan Implementasi
Percobaan ini dilakukan dengan menggunakan  komparatif pada  teknologi  yang relevan  dan  studi  literatur.  Studi  komparatif dengan  membandingkan  dan  mengadopsi teknik  pengamanan  pada  sensor  volume konvensional  beserta fuel  pump pada  sepeda motor.  Peneliti  tidak  melakukan  percobaan dengan  memasang  secara  permanen  di  sepeda motor.  Percobaan  ini  hanya  dilakuka  secara fleksibel  dengan  memasang  ketika  saat pengisian BBM.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Diagram Blok Kerja Rancang  bangun  alat  pengukur  volume BBM ini terdiri dari dua bagian yaitu prototype tangki  dan  desain  elektronik.  Gambar  4.1  dan 4.2  merupakan  gambar prototype tangka  dan rangkaian  elektronik  alat  pengukur  volume BBM.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062 Mario dkk
Gambar 4.1 Prototype tangki
Gambar 4.2 Prototype rangkaian alat Input  rancang  bangun  berupa  input  harga beli BBM melalui keypad dan sensor ultrasonik sebagai detektor volume. Semua input diproses pada  Arduino  Uno  yang  menghasilkan output tampilan  volume  pada  LCD,  notifikasi  LED serta buzzer .  Selain  itu  untuk  perintah SMS gateway program mengeksekusi terlebih dahulu pada  komponen GSM  Shield  Sim800I yang kemudian  luarannya  berupa  SMS  ke  HP pengguna.  Gambar  4.3  berikut  merupakan diagram blok kerja alat.
Gambar 4.3 Flowchart kerja alat Diagram  blok  kerja  diperinci  ke  dalam Flowchart pada Gambar 4.4 yang menggambarkan cara kerja alat untuk kemuadian  akan  direalisasikan  dalam  bentuk program.  Berikut  ini  adalah  cara  kerja  alat dalam mendeteksi kecurangan pengisian BBM. 1. Ketika  alat  telah  dihubungkan  ke  sumber tegangan maka sistem akan mulai bekerja atau  melakukan  inisialisasi  yang  ditandai dengan LED ON.
2. Pengguna memasukkan nominal harga beli BBM  dengan  menekan  angka  pada keypad.  Sistem  akan  secara  otomatis memprosesnya pada Arduino Uno sehingga didapatkan volume yang seharusnya  sesuai  dengan  harga  inputan. Hasil tersebut akan ditampilkan pada LCD.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062 Mario dkk
3. Pengguna juga bisa menekan tombol ‘Cek Volume  Awal’  untuk  mendeteksi  jumlah volume  yang  masih  tersisa  pada  tangki sebagai  parameter  perubahan  volume BBM  setelah  diisi  oleh  petugas  SPBU.
Deteksi  tersebut  dilakukan  oleh  sensor ultrasonik dengan dikendalikan arduino.
4. Ketika tangki telah diisi BBM oleh petugas SPBU sesuai dengan harga beli yang telah diinputkan, maka pengguna bisa memencet tombol ‘deteksi volume akhir’.
Sistem  secara  otomatis  akan  mengukur dengan  mengaktifkan  sensor  ultrasonik.
Arduino  Uno  akan  menghitung  besar volume akhir apakah sesuai dengan jumlah seharusnya  yang  secara  matematis  adalah volume awal ditambahkan dengan volume harga beli.
5. Apabila volume tidak sesuai maka sistem akan  menyalakan  indikator buzzer dan pengguna dapat memencet tombol ‘Kirim SMS Gateway’ sebagai bukti transaksi dan pengukuran. Apabila volume sesuai maka pengguna  dapat  langsung  mengirimkan SMS Gateway.
Sementara itu prinsip kerja sensor ultrasonik dalam  mengukur  volume  BBM  ditunjukkan pada Gambar 4.5 di bawah.
Gambar 4.5 Desain prinsip kerja sensor ultrasonik pada alat
Secara  umum  rumus  gelombang  bunyi pantul  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut [13]:
𝑠 = 𝑣.𝑡 2 (5)
Namun,  lebar  pulsa  pada  sensor  ultrasonik akan  sesuai  dengan  lama  waktu  tempuh gelombang  ultrasonik  untuk  2x  jarak  ukur dengan objek[14]. Untuk menentukan jaraknya digunakan persamaan:
𝑠 = 𝑣. 𝑡 (6)
Waktu ketika sensor memancarkan gelombang  adalah  t 0 =  0,  kemudian  mengenai objek  t 1 ,  dan  menangkap  kembali  gelombang pantul  t 2 .  Sehingga  untuk  mendapatkan  durasi waktu  ketika  sensor  memancarkan  gelombang hingga  mengenai  objek,  maka  persamaan waktunya menjadi:
𝑡 1 = 1 2 (𝑡 1 + 𝑡 2 ) (7)
sehingga:
𝑠 = 𝑣. 𝑡 1 (8)
Oleh karena 𝑣 merupakan kecepatan gelombang  ultrasonik pada  udara  bebas, maka besarnya ditetapkan sebesar 340 m/s.
Dengan  merepresentasikan  P  (panjang),  L (lebar), H (tinggi) dan V(volume), dan Hsensor, merupakan  tinggi  yang  terukur  oleh  sensor maka  dapat  dilakukan  penulisan  program sebagaimana  yang  tertera  pada  persamaan  9 hingga persamaan 13 [14].
1) Persamaan untuk wadah berbentuk kotak
𝑉 𝑤𝑎𝑑𝑎ℎ = (𝑃. 𝐿. 𝐻) 𝑤𝑎𝑑𝑎ℎ (9) 𝑉 𝑚𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 = 𝑉 𝑤𝑎𝑑𝑎ℎ − (𝑃. 𝐿). 𝐻 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 (10)
2) Persamaan untuk wadah berbentuk silinder 𝑉 𝑤𝑎𝑑𝑎ℎ = (𝐺. 𝑟 2 . 𝐻) 𝑤𝑎𝑑𝑎ℎ (11) 𝑉 𝑚𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 = 𝑉 𝑤𝑎𝑑𝑎ℎ − (𝐺. 𝑟 2 ). 𝐻 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 (12)
3) Untuk wadah berbentuk tak tentu Dilakukan  dengan  mengisi  tangki  sedikit demi  sedikit  kemudian  diukur  secara periodik seperti pada poin 1 dan 2.

## 4.2 Akurasi Alat Dalam Mengukur Volume
Berdasarkan  pengujian  akurasi  alat    dalam mengukur  volume  yang  telah  uraikan  pada analisis  data  didapatkan  hasil  sebagaimana yang pada tabel 4.1 berikut.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062 Mario dkk
Tabel 4.1

## Hasil pengujian akurasi alat dalam mengukur volume
Hitungan Matematis (L) Pembacaan Alat (L) Akurasi (%) Error (%) SMS Gateway  Buzzer V 0 b V b V 0 V b 2 1 3  2,00 3,01 99,67 0,33 Berhasil OFF 3 -0,5 1,5  3,00 1,50 100 0 Berhasil OFF 1,5 3 4,5  1,50 4,48 99,56 0,44 Berhasil OFF 4,5 -2,3 2,2  4,50 2,20 100 0 Berhasil OFF 2,5 -1,2 1,3  2,50 1,30 100 0 Berhasil OFF Rata-rata 99,85 0,15 Percobaan ini dilakukan dengan mengamati setiap  komponen  dari  alat  dengan  kondisi volume awal dan penambahan atau pengurangan  volume  BBM  berbeda-beda. Kolom hitungan matematis yang terdiri dari V 0 (volume  awal  dari  tangki),  b  (penambahan volume),  dan  V b (volume  akhir)  merupakan variabel yang dimanipulasi dalam pengujian ini. Sedangkan kolom pembacaan alat ini merupakan hasil pengukuran yang ditampilkan pada  LCD.  Hasil  pembacaan  dibandingkan dengan  hitungan  matematis  (perhitungan seharusnya) sehingga didapatkan nilai rata-rata akurasi  sebesar  99,85%  dan  rata-rata  error 0,15%. Nilai error ini sudah memenuhi kriteria standar  pengukuran  BBM  karena  nilai  error atau toleransi yang diberikan oleh Kementerian ESDM  Republik Indonesia adalah 0,5% [15].
Oleh  karena  nilai error atau  selisih pembacaan  volume  alat  ini  dengan  hitungan matematis  tidak  lebih  dari  atau  kurang  dari 0,5% maka buzzer tidak ON atau bunyi. Selain itu SMS Gateway juga sudah berfungsi dengan baik. Nilai  akurasi  alat  ini  lebih  baik  daripada penelitian  sebelumnya  dimana  pengukuran ketinggian BBM secara otomatis menggunakan sensor  ultrasonik  PING  memeiliki  rata-rata akurasi  97,9%.  Dimana  nilai  akurasi      100% terukur ketika ketinggian BBM mencapai    25 cm.    Sedangkan pengukuran ketinggian BBM pada lebih dari 25 cm memiliki akurasi terendah pada 96,7%.[16].

## 4.3 Performa Alat Dalam Mendeteksi Error
Akurasi  alat  dalam  mendeteksi  perubahan volume  dengan  indikasi error yang  dapat terlihat pada Tabel 4.2. Tabel 4.2 Akurasi alat dalam mendeteksi kecurangan pengisian BBM No Pembelian Perlakuan Penambahan (L) V 0 (L) Tampilan V b LCD (L) Buzzer SMS Gateway Rp b (L) 1 20.000 2 1,8 1,2 3,00 ON Berhasil 2 20.000 2 1,8 1,2 3,20 OFF Berhasil 3 15.000 1,5 1,43 1,4 2,83 ON Berhasil 4 15.000 1,5 1,5 1,4 2,90 OFF Berhasil 5 25.000 2,5 2,52 0,6 3,12 ON Berhasil 6 25.000 2,5 2,5 0,6 3,10 OFF Berhasil
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062 Mario dkk
Berdasarkan  tabel  4.2  dapat  dilihat  bahwa kolom pembelian merupakan asumsi pembelian BBM  dengan  harga  per  liter  adalah  Rp 10.000,00 sehingga didapatkan volume pembelian sebesar b liter. Data nomor 1, 3, dan 5  merupakan  data  yang  diberi  perlakuan penambahan volume dengan indikasi kecurangan  sedangkan  data  2,  4,  dan  6 merupakan data yang tidak diberi penambahan volume dengan indikasi kecurangan.
Gambar 4.6 Tampilan hasil penghitungan volume
Pengujian  yang  dilakukan  terbukti  berhasil terbukti pada tabel 4.2 di atas, data nomor 1, 3, dan 5 yang notabene penambahan volume tidak sesuai  dengan  volume  pembelian  karena kelebihan ataupun kekurangan sehingga membuat buzzer ON. Buzzer yang  ON mengindikasikan  transaksi  pengisian  BBM terjadi kecurangan. Sebaliknya data no 2, 4, dan 6 buzzer OFF  karena  penambahan  volume dengan  volume  pembelian  tidak  ada  selisih (tidak  mengindikasikan  kecurangan).  Semen- tara  itu, SMS  gateway yang  diprogram  pada rancang bangun juga sudah bekerja dengan baik yaitu mampu mengirimkan pesan ketika diberi perintah  sebagaimana  gambar  4.7  dan  4.8. Dengan demikian, bisa dikatakan fungsi alat ini dalam mendeteksi kecurangan pengisian volume  BBM  100%  berhasil  sesuai  dengan batasan  nilai  akurasinya  yaitu  99,85%  pada kondisi tegak atau tidak miring.
Gambar 4.7 Tampilan LCD Saat Mengirim SMS Gateway
Gambar 4.8 Hasil SMS Gateway

## 4.4 Implementasi Alat
Meskipun dalam percobaan sebelumnya alat ini  memiliki  akurasi  dan  kinerja  yang  baik dalam  mendeteksi  penyimpangan  pengisian BBM. Namun, alat masih perlu diuji keamanan dan  kelayakan  implementasinya  pada  sepeda motor.  Dalam  implementasinya prototype diletakkan  di  luar  tangki  sementara  sensor ultrasonik  dipasang  kontak  langsung  dengan tangki  kendaraan.  Demi  keamanan,  sensor ultrasonik  dipasang  non  permanen  atau  dapat dilepas  ataupun  dipasang  kembali  dengan memberi tatakan.
Gambar 4.9 Pengimplementasian Alat
Dalam pengimplementasiannya, sama halnya dengan sensor volume BBM konvensional  yang  ada  di  dasar  tangki  sepeda motor dan fuel pump , sensor ultrasonik ini perlu dilapisi karet untuk mencegah terjadi percikan api  pada  rangkaian.  Dengan  demikian,  alat  ini akan mudah dan berpotensi untuk diimplementasikan di masyarakat.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  ini  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut.
a. Detektor volume BBM pada alat memiliki nilai rata-rata akurasi sebesar 99,85% atau rata-rata nilai error 0,15%. Nilai error ini sudah memenuhi kriteria standar
pengukuran  BBM  karena  nilai  error  yang ditoleransi UPT Metrologi adalah 0,5%
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062 Mario dkk
b. Alat berhasil memberikan indikator kecurangan pengisian BBM atau
penyimpangan  volume  pembelian  dengan volume  pengisian  diindikasikan  melalui notifikasi bunyi buzzer dan bukti transaksi melalui fitur SMS gateway .
c. Demi  keamanan  implementasi,  sensor ultrasonik  pada  alat    diberi    lapisan  karet yang fleksibel dan dipasang non permanen sehingga  dapat  dipasang  ataupun  dilepas sesuai keinginan pengguna.
Peneliti merekomendasikan untuk penelitian lebih lanjut terkait implementasi alat ini dengan sistem tertanam pada sepeda motor dengan  variasi  pengujian merk dan  kondisi topologi tangki kendaraan.

## 1. UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  Peneliti  sampaikan kepada para Asisten Laboratorium dan segenap Dosen  Laboratorium  Simulasi  Sistem  Tenaga Listrik,  Departemen  Teknik  Elektro,  Institut Teknologi  Sepuluh  Nopember  Surabaya  yang telah membantu dalam peneyelesaian penelitian ini.

## 2. DAFTAR PUSTAKA
[ 1]  S.  Wulandari et  al. ,  “Faktor-  faktor  yang Mempengaruhi  Tenaga  Kerja  Industri  Kayu Olahan  di  Kota  Langsa,” J.  Ilmu  Komputer, Ekon. dan Manaj. , vol. 2, no. 1, pp. 229–237, 2022.
[2]  Kementrian  ESDM,  “Minyak  dan  Gas  Bumi Semester I 2021 Oil and Gas Semester I 2021,” Direktorat  Jenderal  Miny.  dan  Gas  Bumi Kementeri. Energi dan Sumber Daya Miner. , p. 104, 2021.
[3]  Roziqin,  “Post-reform  oil  sector  management in  indonesia:  analysis  of  public  welfare concept,” J. Tata Kelola Akuntabilitas Keuang. Negara , 2015.
[4]  Pertamina, “SPBU Curang, Pertamina Berikan
Sanksi Sampai 6 Bulan,” https://www.pertamina.com/id/news- room/news-release/spbu-curang-pertamina- berikan-sanksi-sampai-6-bulan,  2022  [30  Juli 2022]
[5]  Suroso,  S.D.  " Studi  Tentang  Fungsi  Seksi Metrologi    Legal  Dinas  Perindustrian  dan
Perdagangan    Dalam  Pengawasan  Dan Penyidikan Pada Alat Ukur Stasiun Pengisian Bahan  Bakar  Umum  (SPBU)    untuk Masyarakat Kota Samarinda" Jurnal
Pemerintahan., vol.  4,  no.  1,  pp.  383-397,
2016 .
[6]  Kurnianto,  E.R.,  Retnowati,  Zainuri,  A. “Indikator  Bahan  Bakar  Minyak  Digital  pada Sepeda  Motor  Menggunakan  Sensor  Tekanan Fluida  Berbasis  Mikrokontroller,” Jurnal Skripsi, 2014.
[7]  O.  Appiah,  E.  Quayson,  and  E.  Opoku, “Ultrasonic  sensor  based  traffic  information acquisition  system;  a  cheaper  alternative  for ITS application in developing countries,” Sci. African ,  vol.  9,  p.  e00487,  2020,  doi: 10.1016/j.sciaf.2020.e00487.
[8]  F.  Al-Obaidy,  F.  Yazdani,  and  F.  A. Mohammadi,  “Intelligent  testing  for  Arduino UNO  based  on  thermal  image,” Comput. Electr.  Eng. ,  vol.  58,  pp.  88–100,  2017,  doi: 10.1016/j.compeleceng.2017.01.014.
[9]  Kadir,  A.  2018. Arduino  dan  Sensor . Yogyakarta: Penerbit Andi.
[10]  K.  Fatmawati,  E.  Sabna,  and  Y.  Irawan, “Rancang  Bangun  Tempat  Sampah  Pintar Menggunakan Sensor Jarak Berbasis Mikrokontroler  Arduino,” Riau  J.  Comput. Sci. , vol. 6, no. 2, pp. 124–134, 2020.
[11]  S.  Nooruddin,  M.  Milon  Islam,  and  F.  A. Sharna,  “An  IoT  based  device-type  invariant fall  detection  system,” Internet  of  Things (Netherlands) ,  vol.  9,  p.  100130,  2020,  doi: 10.1016/j.iot.2019.100130.
[12]  V.  K.  K.  and  D.  V.  M.  T.  Veena,  “Short Message Service using SMS Gateway,” Int. J. Comput. Sci. Eng. , vol. 02, no. 04, pp. 1487– 1491, 2010.
[13]  H.  Sugito  and  L.  Riskawati,  “Aplikasi gelombang  ultrasonik  kekasaran  permukaan beton untuk pengukuran tingkat,” vol. 6, no. 2, pp. 197–200, 2017.
[14]  D.  Farhamsa,  R.  A.  Mayusa,  M.  D.  Th.,  and Musa, “Alat ukur volume fluida  cair berbasis mikrokontroller,” Gravitasi , vol. 15, no. 1, pp.
1–7, 2017.
[15]  Kementerian ESDM. "Surat Edaran
Penggunaan  Sistem  Ukur  pada  Kegiatan Migas"
https://migas.esdm.go.id/post/read/Surat- Edaran-Penggunaan-Sistem-Ukur-pada- Kegiatan-Migas , 2008 [30 Juli 2022]
[16]  D.  Y.  S.  Ulil  Albab,  “Upaya  peningkatan indeks  keandalan  sistem  pembangkit  dengan peningkatan  kapasitas  sistem  pembangkit,” Jom FTEKNIK Vol. 6 Ed. 2 Juli s/d Desember 201 , vol. 6, pp. 2–7, 2019.