Vol. 12 No. 1, pISSN: 2303-0577 eISSN: 2830-7062
http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v12i1.3758

## PENINGKATAN  AKURASI PENGGUNAAN DAYA AKTIF KEPADA  PELANGGAN  POTENSIAL  PLN  ULP  BATU MELALUI PENGUKURAN TIDAK LANGSUNG
Rizal Dwi Saputra 1* , Nadhifah Simtia Aqilah 2 , Sujito 3 , Muhammad Aden Wahyu Pratama 4 , Sobri Miftahus Sururi 5 , Ocha Shafira Hananto 6
1,2,3,4,5,6 Universitas Negeri Malang; Jalan Semarang No 5, Malang; +62 341-551312
Riwayat artikel:
Received: 22 November 2022 Accepted: 29 Desember  2023
Published: 1 Januari  2024
Keywords: kWh, Daya Aktif, Pengukuran Tidak Langsung, Pelanggan Potensial .
Corespondent Email: sujito.ft@um.ac.id
Abstrak. Energi  listrik  merupakan  kebutuhan  esensial  dalam  kehidupan modern, dan kelancaran berbagai aktivitas keseharian sangat tergantung pada distribusi daya listrik yang efisien dan akurat. Unit Layanan Pelanggan (ULP) Batu, sebagai bagian integral dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), memiliki tanggung jawab krusial dalam memastikan distribusi daya listrik yang lancar di wilayahnya. Peningkatan akurasi penggunaan daya aktif kepada pelanggan potensial  menjadi  fokus  utama  dalam  meningkatkan  efisiensi  pengelolaan layanan  listrik.  Penelitian  ini  mengeksplorasi  metode  pengukuran  tidak langsung sebagai solusi untuk meningkatkan akurasi penggunaan daya aktif. Metode ini memanfaatkan alat pengukur untuk  memberikan  estimasi akurat tentang  konsumsi  daya  aktif  tanpa  perlu  melakukan  pengukuran  langsung pada  setiap  pelanggan.  Diharapkan,  metode  ini  dapat  memberikan  efisiensi dalam  pengelolaan  dan  pengukuran  daya  listrik,  mengoptimalkan  proses distribusi, dan mengurangi potensi kesalahan pengukuran. Penelitian ini juga mengidentifikasi  tantangan  yang  mungkin  timbul  selama  penyaluran  energi listrik, seperti kerusakan peralatan pembatas dan pengukur serta potensi tindak pencurian  energi  listrik.  Dengan  penerapan  metode  pengukuran  tidak langsung,  diharapkan  dapat  meminimalkan  potensi  kesalahan  tersebut. Melalui peningkatan akurasi daya aktif, penelitian ini memberikan kontribusi konkrit  dalam  meningkatkan  kualitas  layanan  listrik  oleh  PLN  ULP  Batu kepada  pelanggan  potensial.  Analisis  mendalam  terhadap  implementasi pengukuran  tidak  langsung  diharapkan  memberikan  pemahaman  lebih  baik tentang  cara  meningkatkan  akurasi  penggunaan  daya  aktif  dan  merangsang inovasi dalam pengelolaan distribusi energi listrik.
Abstract. Electrical energy is an essential need in modern life, and the smooth running  of  various  daily  activities  is  highly  dependent  on  the  efficient  and accurate  distribution  of  electrical  power.  The  Batu  Customer  Service  Unit (ULP),  as  an  integral  part  of  the  State  Electricity  Company  (PLN),  has  a crucial responsibility in ensuring the smooth distribution of electric power in its  area.  Increasing  the  accuracy  of  active  power  usage  for  potential customers is the main focus in increasing the efficiency of electricity service management.  This  research  explores  indirect  measurement  methods  as  a solution to increase the accuracy of active power usage. This method utilizes measuring devices to provide accurate estimates of active power consumption without the need to take direct measurements on each customer. It is hoped that this method can provide efficiency in managing and measuring electrical power,  optimizing  the  distribution  process,  and  reducing  the  potential  for measurement errors. This research also identifies challenges that may arise during the distribution of electrical energy, such as damage to limiting and measuring  equipment  and  the  potential  for  theft  of  electrical  energy.  By
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
implementing indirect measurement methods, it is hoped that the potential for error  can  be  minimized.  By  increasing  the  accuracy  of  active  power,  this research  provides  a  concrete  contribution  in  improving  the  quality  of electricity  services  by  PLN  ULP  Batu  to  potential  customers.  An  in-depth analysis of the implementation of indirect measurements is expected to provide a better understanding of how to increase the accuracy of active power use and stimulate innovation in the management of electrical energy distribution.

## 1. PENDAHULUAN
Energi listrik merupakan kebutuhan esensial dalam  kehidupan  modern,  dan  keberlanjutan berbagai aktivitas keseharian sangat bergantung pada  distribusi  daya  listrik  yang  efisien  dan akurat.  Unit  Layanan  Pelanggan  (ULP)  Batu, sebagai bagian integral dari Perusahaan Listrik Negara  (PLN),  memiliki  tanggung  jawab penting dalam memastikan kelancaran distribusi daya listrik di wilayahnya [1] . Dalam rangka  meningkatkan  efisiensi  pengelolaan layanan  listrik,  salah  satu  aspek  kritis  yang perlu  diperhatikan  adalah  peningkatan  akurasi penggunaan  daya  aktif  kepada  pelanggan potensial.
Akurasi yang tinggi dalam pengukuran daya aktif  menjadi  elemen  kunci  dalam  menjaga keseimbangan  antara  pasokan  dan  permintaan listrik.  Selain  itu,  tingkat  akurasi  yang  tinggi juga  membantu  memastikan  keadilan  dalam proses penagihan kepada pelanggan.
Penyaluran  energi  listrik  dari  PLN  ULP  Batu menuju pelanggan potensial melibatkan serangkaian  proses  yang  meliputi  gardu  trafo, Alat  Pembatas  dan  Pengukur  (APP)  tegangan rendah  pelanggan,  hingga  akhirnya  mencapai konsumen [2] .
Dalam  penelitian  ini,  pengukuran  tidak langsung  menjadi  salah  satu  solusi  yang menarik untuk meningkatkan akurasi penggunaan daya aktif. Metode ini melibatkan penggunaan alat pengukur yang dapat memberikan  estimasi  akurat  tentang  konsumsi daya  aktif  tanpa  perlu  melakukan  pengukuran langsung  pada  setiap  pelanggan.  Dengan demikian,  metode  ini  dapat  memberikan efisiensi  dalam  pengelolaan  dan  pengukuran daya  listrik.  Pengukuran  tidak  langsung memanfaatkan  alat  pengukur  yang  mampu memberikan  estimasi  akurat  tentang  konsumsi daya  aktif  tanpa  memerlukan  pengukuran langsung  pada  setiap  pelanggan.  Metode  ini diharapkan  dapat  memberikan  solusi  efektif dalam meningkatkan  akurasi  pengukuran  daya
aktif, mengurangi potensi kesalahan pengukuran,  dan  mengoptimalkan  proses distribusi daya listrik.
Peningkatan  akurasi  pengukuran  daya  aktif sangat  krusial  untuk  mengatasi  tantangan- tantangan  yang  mungkin  timbul  selama penyaluran energi listrik [3] . Adanya kerusakan pada  peralatan  pembatas  dan  pengukur,  serta potensi  tindak  pencurian  energi  listrik  oleh oknum yang bukan pelanggan, dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam pengukuran  daya  aktif.  Oleh  karena  itu, penerapan  metode  pengukuran  tidak  langsung diharapkan  dapat  menjadi  solusi  yang  efisien untuk meminimalkan potensi kesalahan tersebut.
Dengan  peningkatan  akurasi  daya  aktif, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi konkret  dalam  meningkatkan  kualitas  layanan listrik  yang  diberikan  oleh  PLN  ULP  Batu kepada  pelanggan  potensial.  Melalui  analisis mendalam  terhadap  implementasi  pengukuran tidak  langsung,  diharapkan  hasil  penelitian  ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara meningkatkan akurasi penggunaan daya  aktif  dan  merangsang  inovasi  dalam pengelolaan distribusi energi listrik.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Alat Pembatas dan Pengukur (APP)
Alat  pembatas  adalah  komponen  untuk membatasi  daya  listrik  yang  digunakan pelanggan  sesuai  dengan  Surat  Perjanjian  Jual Beli  Tenaga  Listrik  antara  PLN  dengan pelanggan.
Sedangkan alat pengukur adalah komponen yang berupa peralatan elektromekanik maupun elektronik  untuk  mengukur  energi  listrik  yang dipakai oleh pelanggan.
Kedua jenis alat tersebut disatukan menjadi satu  kesatuan  menjadi  alat  pembatas  dan pengukur yang disebut APP yang dipergunakan untuk  membatasi  daya  listrik  dan  mengukur
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
energi  listrik,  baik  sistem  prabayar  maupun pascabayar [4].
Gambar 1. Alat Pembatas
Perhitungan alat pembatas dapat menggunakan rumus berikut. 𝐼 = 𝑃 𝑉 𝑥 √3 (1) Keterangan : I   = Arus (Ampere)
P   = Daya Semu (VA) V  = Tegangan (V) √3 = Digunakan pada perhitungan daya 3 fasa
2.2. Current Transformator
Current  Transformator  (CT)  atau trafo  arus merupakan  suatu  alat  listrik  yang  mempunyai fungsi  untuk  mengubah  besaran  arus  listrik tertentu  menjadi  lebih  besar  atau  lebih  kecil. Pada  pengukuran  tidak  langsung  Current Transformator (CT) berfungsi untuk mentransformasikan  arus  yang  besar  (sisi primer)  menjadi  arus  yang  lebih  kecil  (sisi sekunder).  Kumparan  primer  dari  Current Transformator  (CT)  dihubungkan  seri  dengan jaringan  sumber  sedangkan  sisi  sekundernya dihubungkan dengan kWh meter yang kapasitas arusnya 1 sampai dengan 5 A.
KWh  meter  mempunyai  batas  kemampuan untuk  mengukur  beban  yang  besar,  maka  dari itu  diperlukannya  Current  Transformator  (CT) di  dalam  pengukuran  tidak  langsung.  Current Transformator  (CT)  memiliki  standar  arus pengenal untuk sisi sekundernya, yakni 200/5A artinya  200  A merupakan  arus sisi  primer  (Ip) dan  5  A  merupakan  arus  sisi  sekunder  (Is). Pengawatan  dari  Current  Transformator  (CT) menuju kWh meter menggunakan kabel NYAF 4mm2  dengan  warna kabel  pengawatan sesuai standar  (merah,  kuning,  hitam  dan  biru  untuk masing - masing phasa R, S, T, dan Netral [5].
2.2.1. Prinsip kerja Current

## Transformator
Current  Transformator  (CT)  atau  trafo mempunyai tiga bagian utama yaitu kumparan primer,  kumparan  sekunder,  dan  inti  besi. Belitan  sisi  primer  adalah  belitan  yang dihubungkan dengan sumber listrik. Belitan sisi primer  transformator  arus  mempunyai  jumlah
lilitan yang lebih sedikit. Belitan sisi sekunder merupakan  bagian  dari  trafo  arus  yang dihubungkan  dengan  alat  ukur  atau  dalam  hal ini  kWh  meter.  Kumparan  sekunder  ini mempunyai  jumlah  lilitan  yang  lebih  banyak dibandingkan  kumparan  primer.  Hal  ini mempunyai  efek  mengubah  arus  listrik  yang besar menjadi arus yang lebih kecil yang dapat diterima  kWh  meter.  Inti  besi  merupakan bagian  dari  trafo  arus yang  mempunyai  fungsi menyalurkan  fluks  magnet  dari  belitan  primer ke  belitan  sekunder.  Inti  besi  ini  biasanya terbuat dari baja silikat atau baja silikon [6].
Gambar 2. Current Transformator (CT) Prinsip kerja dari trafo arus ini ialah apabila kumparan sisi primer mengalir arus I1 dan pada kumparan sisi primer timbul gaya gerak magnet sebesar  N1.I1.  Gaya  gerak  magnet  ini menghasilkan fluks pada inti besi yang memicu terbangkitnya  gaya  gerak  listrik  (GGL)  pada kumparan sisi sekunder. Jika terminal kumparan  sisi  sekunder  tertutup,  maka  pada kumparan  sisi  sekunder  akan  mengalir  arus  I2 yang  menimbulkan  gaya  gerak  magnet  N2.I2 pada kumparan sisi sekunder [7].
2.3. KWH Meter 3 Fasa
KWh  meter  adalah  alat  yang  digunakan untuk mencatat jumlah listrik yang dikonsumsi oleh  pengguna  baik  perorangan,  Perusahaan, maupun  industri  dalam  kurun  waktu  tertentu. Menurut  penelitian  [8], didalam  penyaluran energi  listrik  kepada  masyarakat  diperlukan suatu  alat  ukur  energi  pada  masing-masing pelanggannya yang digunakan untuk mengetahui  besarrnya  energi  aktif  yang digunakan.
2.3.1. Prinsip kerja KWH meter 3 fasa
Terdapat dua jenis utama kWh meter, yaitu meter  analog  dan  digital,  dengan  prinsip  kerja yang berbeda. Meter analog bekerja berdasarkan  induksi  elektromagnetik,  di  mana kumparan primer menghasilkan medan magnet untuk menginduksi arus di kumparan sekunder, yang selanjutnya menggerakkan piringan putar dan  jarum  penunjuk.  Di  sisi  lain,  kWh  meter digital memanfaatkan teknologi digital dengan
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
mengonversi  sinyal  analog  dari  kumparan primer  menjadi  sinyal  digital.  Sinyal  ini kemudian  diolah  oleh  mikroprosesor  untuk menghitung  konsumsi  energi  listrik,  dan  hasil perhitungan  ditampilkan  di  layar  LCD  kWh meter  [9].  Perbedaan  utama  adalah  dalam metodenya  dan  cara  penyajian  data,  dengan meter analog menggunakan mekanisme mekanis dan jarum penunjuk, sementara meter digital  menggunakan  teknologi  sensor  dan tampilan  digital.  Pilihan  antara  keduanya bergantung  pada  preferensi  dan  kebutuhan spesifik.  Meter  digital  sering  lebih  akurat  dan dapat  menyimpan  data  historis,  sementara meter  analog  cenderung  lebih  tahan  lama  dan memerlukan perawatan yang lebih sedikit.

## 2.3.2. Pengukuran  KWH  meter  3  fasa Tidak Langsung
Pengukuran  tidak  langsung  dipergunakan pada pelanggan dengan kontrak daya lebih dari 13.900 VA. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Direksi  no.  018.E/012/DIR/2002.  Pengukuran tidak langsung menggunakan Current Transformator  dan  Voltage  Transformator untuk  menurunkan  nilai  arus  dan  tegangan listrik yang akan diukur. Gambar 3 merupakan pengukuran  tidak  langsung  tegangan  rendah (TR) hanya menggunakan Current Transformator  (CT)  dengan  kWh  meter memiliki  spesifikasi  tegangan  230/400  Volt. Hasil  pembacaan  daya  aktif  pada  kWh  meter kemudian dikalikan dengan hasil perbandingan ratio  CT  primer  dan  CT  sekunder  sehingga didapatkan nilai daya aktif yang terpakai dalam waktu  tersebut.  Akurasi  pembacaan  daya  aktif yang  terpakai  oleh  pelanggan  ini  dipengaruhi oleh  kondisi  dari  Current  Transformator  (CT) yang mana akan terjadi margin error yang besar antara  pembacaan  kWh  meter  dengan  daya yang  terpakai  oleh  pelanggan  pada  waktu tersebut.  Nilai  margin  error  tersebut  akan mempengaruhi  rugi  jual-beli  dari  penyedia energi listrik PT PLN (Persero) [10].
Gambar 3. Wiring Diagram Pengukuran Tidak Langsung kWh 3 Fasa 4 Kawat
Nilai toleransi margin error ini dapat dilihat dari  spesifikasi  pada  kWh  meter  yang  mana semakin  kecil  nilainya  maka  keakuratan pembacaan  daya  aktif  oleh  kWh  meter  akan semakin akurat dan nilai dari margin error dari pembacaan  kWh  meter  dibandingkan  dengan nilai  dari  pembacaan  alat  ukur  akan  semakin kecil [11]. Apabila nilai margin error melebihi nilai toleransi dari spesifikasi kWh meter maka harus  dilakukan  penggantian  dari  komponen Current  Transformator  (CT)  ataupun  Voltage Transformator (PT). Pengukuran tidak langsung  ini,  kWh  meter  tidak  disambungkan langsung  terhadap  beban.  Maka  dari  itu memungkinkan  terjadinya  selisih  antara  daya aktif yang terpakai pada waktu tersebut dengan daya aktif yang sebenarnya terpakai pada waktu tersebut.  Hal  tersebut  bisa  terjadi  jika  ada kesalahan  dalam  pengawatan/sambungan  [12]. Besarnya  nilai  margin  error  dapat  dituliskan sebagai berikut:
error = 𝑃1−𝑃2 𝑃2 𝑥 100% =   ±5% (2)
Dimana  P1  adalah  nilai  daya  yang  terukur pada kWh meter dan P2 adalah nilai daya yang digunakan oleh pelanggan/ terukur pada beban. Nilai  margin  error  dengan  nilai  toleransi  ±5% maka  dapat  dikatakan  hasil  pengukuran  kWh meter  terhadap  beban  normal.  Untuk  nilai margin  error  diatas  dari  nilai  toleransi  ±5% maka  ada  pihak  yang  dirugikan  baik  dari  sisi pelanggan  maupun  dari  sisi  penyedia  energi listrik.
2.3.3. Pembacaan  KWH  meter  pada pengukuran  tidak langsung a. Pencatat  primer,  penunjukannya langsung sama dengan pada kWh meter sambungan langsung, karena perbandingan transformator          sudah  diperhitungkan dalam      perbandingan      gigi penggerak.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
b. Pencatat  semi  primer,  hasil  pembacaan harus  dikalikan  dengan  perbandingan transformator  arus  untuk  mendapatkan harga sebenarnya.
c. Pencatat      sekunder,  hasil      pembacaan harus  dikalikan  dengan  perbandingan transformator  arus  dan  transformator tegangan.

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam  proses  peningkatan  keandalan  dan efisiensi  penyaluran  energi  listrik  kepada pelanggan  potensial  PLN  ULP  Batu  ini, terdapat beberapa metode yang digunakan oleh penulis.  Adapun  metode  yang  dimaksud, diantaranya:
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dan pengambilan data pemeriksaan  dan  data  APP  dilakukan  di  PT PLN  (Persero)  UID  Jawa  Timur  UP3  Malang ULP  Batu  berlokasi  di  Jalan  Trunojoyo, Songgokerto,  Kec.  Batu,  Kota  Batu  pada tanggal 3 Juli sampai dengan 25 Agustus 2023.
3.2. Teknik Pengumpulan Data
Data sampel diperoleh dari berbagai sumber untuk  mendukung  penelitian  ini,  sehinga  data yang  diperoleh  dapat  diselaraskan  satu  sama lain.  Terdapat  dua  metode  yang  digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data sampel, diantaranya:
3.2.1. Interview
Metode  yang  pertama  digunakan  dalam tahap  pengumpulan  data  adalah  metode interview. Pengumpulan data sampel dilakukan dengan  teknik  wawancara  dan  data  yang  telah tersedia di PT PLN (Persero) UID Jawa Timur UP3 Malang ULP Batu.
3.2.2. Studi Literatur
Metode yang kedua digunakan dalam tahap pengumpulan data adalah metode studi literatur. Pengumpulan data dilakukan membaca literature baik dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan maupun dari internet yang  berhubungan  dengan  objek  yang  diteliti guna  dijadikan  referensi  dan  acuan  dalam proses penulisan artikel ini.
3.3. Analisis Pengumpulan Data
Analisa  data  yang  dilakukan  menggunakan analisa  secara  kualitatif  yang  digunakan  untuk menganalisa  data,  baik  yang  diperoleh  dari perusahaan  maupun  data  literature  (teori)  dan
disajikan dalam bentuk deskriptif.
Menggunakan  metode  ini  akan  menghasilkan deskripsi  yang  tersusun  secara  logis  mengenai data yang telah dikumpulkan.
3.4. Diagram Alir Penelitian
Setelah  mendapatkan  data  yang  digunakan pada penelitian ini, dilakukan tahap penyelesaian. Tahap-tahap penyelesaian tersebut secara dijelaskan pada gambar 5.

## Gambar 5. Diagram Alir Penelitian

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  menjelaskan  mengenai bagaimana  hasil  perbandingan  antara  hasil pengukuran kWh meter terhadap beban dengan hasil pengukuran daya aktif pada kWh meter.

## 4.1. Hasil Pembacaan Daya Aktif Pada KWh Meter 3 Fasa
Hasil pembacaan daya aktif pada kWh meter 3  fasa  ini  didapatkan  dengan  melihat pembacaan daya aktif yang ada pada kWh meter 3 fasa. Pada pengukuran tidak langsung, angka yang tertera pada LCD kWh meter belum nilai yang sebenernnya. Hasil pembacaan daya aktif pada layar LCD kWh meter 3 fasa ini dikalikan
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
dengan  rasio  dari  trafo  arus  yang  digunakan pada  APP  kWh  meter  3  fasa.  Tabel  1  hasil pembacaan stan meter kwh meter.
Tabel 1. Hasil Pembacaan Stan Meter KWh Meter

## 4.2. Hasil Pengukuran Dengan Watt Meter Daya Aktif Pada KWh Meter 3 Fasa
Hasil  pengukuran  daya  aktif ini  didapatkan dengan  mengukur  pemakaian  daya  aktif menggunakan  alat  ukur watt  meter yang mengukur  pemakaian  daya  aktif  pada  setiap fasa.  Tabel  2  hasil  pengukuran  menggunakan watt meter.
Tabel 2. Hasil Pengukuran Dengan Watt
Meter

## 4.3. Perbandingan Hasil Pembacaan Stan Meter KWh dengan Pengukuran Dengan Watt Meter
Hasil pembacaan dan hasil pengukuran daya aktif  pada  kWh  meter  3  fasa  ini  akan dibandingkan  untuk  memperoleh  berapa  besar nilai  margin  error  diantara  keduanya.  Tabel  3 memperlihatkan  perbandingan  antara  stan meter kWh dan pengukuran dengan watt meter .
Tabel 3. Perbandingan Antara Stan Meter KWh Meter dan Pengukuran Dengan Watt Meter
Nilai  error  tidak  boleh  melebihi  toleransi dari  kWh  meter.  Perhitungan  nilai  error  dari kWh  meter  dapat  menggunakan  p ersamaan  2, didapatkan  hasil  perhitungan  yang  disajikan  pada tabel 4.
Tabel 4. Hasil Perhitungan Nilai Persentase
Error
Dari  hasil  perhitungan  persentase  error  yang dilkukan,  diperoleh  hasil  dari  sampel  penelitian, kWh  dengan  pengukuran  tidak  langsung  dengan kelas  kWh  meter  yang  sama  yaitu  kelas  1 mempunyai  persentase  error  paling  kecil  yaitu sebesar  0,038%  dan  persentase  error  paling  besar yaitu sebesar 1,9%.

## 5. KESIMPULAN
Dari hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Peningkatan Akurasi  Penggunaan  Daya  Aktif  Pada  Pelanggan Potensial  PLN  ULP  Batu  dengan  sampel  daya  dan tarif  yang  berbeda  dengan  kelas  kWh  meter  yang sama didapatkan:
a. Hasil pembacaan daya aktif yang terpakai oleh kWh  meter  tidak  berbeda  jauh  dengan  yang terukur menggunakan alat ukur watt meter yang menngindikasikan  kondisi  kWh  meter  dalam kondisi baik.
b. Nilai  error  dari  perbandingan  daya  aktif  hasil pembacaan kWh meter dengan hasil pengukuran menggunakan watt meter menunjukkan bahwa nilai error dari perbandingan  tersebut  tidak  melebihi  nilai toleransi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Disampaikan  ucapan  terimakasih  kepada  dosen pengampu  mata  kuliah  Manajemen  Audit  Energi yang  telah  membantu  menyelesaikan  penulisan jurnal ini. Dan juga terimakasih kepada pihak PLN ULP  Batu  yang  telah  bersedia  menjadi  subjek penelitian ini.
NO. DAYA (KVA) KELAS KWH METER STAN METER KWH (KVA) PENGUKURAN DENGAN WATT METER (KVA) 1. 82,5 1 17,817 17,75 2. 82,5 1 22,8 22,37 3. 105 1 20,632 20,64 4. 197 1 27,28 27,21 5. 197 1 33,98 33,85
NO. DAYA (KVA) KELAS KWH METER PENGUKURAN DENGAN WATT METER (kVA) 1. 82,5 1 17,75 2. 82,5 1 22,37 3. 105 1 20,64 4. 197 1 27,21 5. 197 1 33,85
NO. DAYA
(KVA) KELAS KWH METER STAN METER KWH (KVA) PENGUKURAN DENGAN WATT METER (KVA) NILAI PERSENTASE ERROR
1. 82,5 1 17,817 17,75 0,37 2. 82,5 1 22,8
22,37 1,9 3. 105 1 20,632 20,64 0,038 4. 197 1 27,28 27,21 0,28 5. 197 1 33,98
33,85 0,38 NO. DAYA (KVA) KELAS KWH METER STAN METER KWH (KVA) 1. 82,5 1 17,817 2. 82,5 1 22,8 3. 105 1 20,632 4. 197 1 27,28 5. 197 1 33,98
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Z.  S.  Nugroho,  Sujito,  L.  Gumilar,  Moh.  R. Faiz, Moh. Z. Falah, and A. I. Syah, “Analysis of Protection System Based On-Line Current Differential  Using  Nominal  Phi  Method  on 150  Kv  Transmission  Line  Ngimbang-Babat 1,”  in 2022  International  Conference  on Electrical Engineering, Computer and Information  Technology  (ICEECIT) ,  Jember, Indonesia:  IEEE,  Nov.  2022,  pp.  159–166. doi: 10.1109/ICEECIT55908.2022.10030224.
[2] D.  Asmono  and  T.  Aribowo,  “Pengukuran Energi Listrik Tidak Langsung Menggunakan Dua  Jenis  Trafo  Arus,” ELEKTRAN ,  vol.  2, no. 1, pp. 25–29, 2012.
[3] Sujito,  A.  R.  D.  Mardika,  and  Zory  Satrio Nugroho,
“RANCANG BANGUN OTOMATISASI  SISTEM  PENERANGAN PADA  GEDUNG,”  Apr.  2022,  doi:
10.5281/ZENODO.6499806.
[4] C.  Irawan,  Y.  P.  Hikmat,  and  H.  Purnama, “Rancang Bangun Modul Pengukuran Energi Listrik  Tidak  Langsung  Menggunakan  Kwh Dan Kvarh Meter,” Ind. Res. Workshop Natl.
Semin. , vol. 14, no. 1, pp. 116–122, 2023, doi:
doi.org/10.35313/irwns.v14i1.5371.
[5] PT  PLN  (Persero)  Distribusi  Jawa  Timur, Keputusan  General  Manager  PT  PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur . 2013.
[6] D.
Asmono and Supriyanto, “PENGUKURAN ENERGI LISTRIK TIDAK  LANGSUNG  MENGGUNAKAN KWH  METER  DAN  KVARH  METER,”
2014.
[7] M.  Mungkin,  H.  Satria,  Z.  Bahri,  and  A. Ridwan,  “Testing  the  Reliability  of  the Current  Transformer  System  in  Tackling  the Illegal  Use  of  Electrical  Energy,” J.  Ecotipe
Electron.  Control  Telecommun.  Inf.  Power Eng. ,  vol.  7,  no.  2,  pp.  99–107,  2020,  doi:
10.33019/jurnalecotipe.v7i2.1891.
[8] D. Gunawan, D. Erwanto, and Y. Shalahuddin,  “Studi  Komparasi  Kwh  Meter
Pascabayar  Dengan  Kwh  Meter  Prabayar Tentang Akurasi Pengukuran Terhadap Tarif Listrik  Yang  Bervariasi,” Setrum  Sist. Kendali-Tenaga-Elektron.-Telekomun.- Komput. , vol. 7, no. 1, pp. 158–168, 2018, doi: 10.36055/setrum.v7i1.3408.
[9] S.  Darma,  Yusmartono,  and  Akhiruddin, “Studi  Sistem  Peneraan  KWh  Meter,” J. Electr.  Technol. ,  vol.  4,  no.  3,  pp.  158–165, 2019.
[10]  F.  Syahbakti  Lukman,  H.  Mubarak,  and Cholish, “Analisis Error Kwh Meter Tiga Fase Terhadap Kesalahan Pengawatan Pada
Pengukuran Tidak Langsung,” Konf. Nas. Sos. Dan Eng. , vol. 3, no. 1, pp. 839–848, 2022.
[11]  L. M. Hayusman, A. D. Lestari, S. Noor, and N. Saputera, “Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif  (SENTRINOV)  Ke-XX,” Semin. Nas.  Terap.  Ris.  Inov.  SENTRINOV  Ke-VII , vol. 7, no. 1, pp. 319–327, 2021.
[12]  A.  N.  Waldi,  “Akurasi  Pengukuran  kWh Meter  Analog  Terhadap  Losses  Energi Listrik,” J.  Ilm.  SUTET ,  vol.  11,  no.  2,  pp.
105–113, 2021, doi: 10.33322/sutet.v11i2.1577.