## Original Article
Journal of Science and Applicative Technology vol. 5(2), 2021, pp. 285-289 | 285
e-ISSN: 2581-0545 - https://journal.itera.ac.id/index.php/jsat/
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology. Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence . Any  further distribution of this work must maintain attribution to the  author(s) and the  title of the  work, journal citation  and  DOI. Published  under licence by Journal of Science and Aplicative Technology  (JSAT).
Received 23th April 2021 Accepted 29th May 2021 Published 1st July 2021
DOI: 10.35472/jsat.v5i2.451

## Perancangan Bidai Infus Untuk Anak Usia Sekolah
Putty Yunesti *a ,  Andi Rahadiyan Wijaya b ,  I Gusti Bagus Budi Dharma b , Fajar Paundra c a Teknik Sistem Energi, Jurusan Teknologi Produksi dan Industri, Institut Teknologi Sumatera, Lampung, Indonesia
b Departemen Teknik Mesin dan Industri, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
c Teknik Mesin, Jurusan Teknologi Produksi dan Industri, Institut Teknologi Sumatera, Lampung, Indonesia
* Corresponding E-mail: putty.yunesti@tse.itera.ac.id
Abstract : This research designed a hand infusion splint for school-age children with an age range of 7-12 years according to the anthropometry and contours of the child's hand so that children who underwent infusion on the hand did not experience medical complications during treatment or post-hospital trauma.  The method used in the design of infusion splint for school- age children is Quality Function Deployment (QFD) and House of Quality (HOQ) to get design criteria according to consumer needs,  while  the  software  used,  namely  SPSS  and Autodesk Professional  Inventor  to  build  models.  The  size  of  the  infusion splint was determined based on the hand anthropometry of school-age children. The specifications of the hand infusion splint of school-age children according to the needs of pediatric patients have a length of 189 mm, a thickness of 9 mm, and a width of 46.3 mm for arm supports, and 37.1 mm for hand supports obtained from the highest priority value in the House of Quality, namely the design of the dimensions of the splint.
Keywords: design, infusion splint, school-age children
Abstrak: Penelitian ini merancang  bidai infus tangan untuk anak usia sekolah dengan rentang usia 7-12 tahun yang sesuai dengan antropometri dan kontur tangan anak yang sehingga anak-anak yang menjalani pemasangan infus pada tangan tidak mengalami komplikasi medis pada masa perawatan atau trauma pasca perawatan di rumah sakit. Metode yang digunakan pada perancangan bidai infus untuk anak usia sekolah adalah Quality Function Deployment (QFD) dan House of Quality (HOQ) untuk mendapatkan kriteria desain perancangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, sedangkan software yang digunakan, yaitu SPSS  dan  Autodesk  Inventor  Profesional  untuk  membangun  model.  Penentuan  ukuran  bidai  infus  ditentukan  berdasarkan antropometri tangan anak usia sekolah. Spesifikasi bidai infus tangan anak usia sekolah yang sesuai dengan kebutuhan pasien anak memiliki panjang 189mm, tebal 9mm, dan lebar sebesar 46.3mm untuk penopang lengan, serta 37.1mm untuk penopang tangan yang didapat dari nilai prioritas tertinggi pada House of Quality, yaitu perancangan dimensi bidai.
Kata Kunci : perancangan, bidai infus, anak usia sekolah

## Pendahuluan
Pemasangan  infus  merupakan  salah  satu  tindakan invansif  paling  sederhana  dan  sering  digunakan  dalam pelayanan  kesehatan  dengan  memberikan  cairan  dan obat dengan memasukkan jarum atau kanula ke dalam pembuluh darah atau intravena. Tindakan ini dilakukan lebih dari 60% pasien di rumah sakit [1][2]
Proses  pemasangan  jarum  infus  atau  kanula  ke  dalam intravena  (pembuluh  darah)  pada  pasien  merupakan tindakan  yang  dapat  menimbulkan  rasa  tidak  nyaman, ketakutan, dan kecemasan, terutama untuk pasien anak sehingga  dapat  mempengaruhi  respon  pasien  anak
tersebut. Hasil dari respon anak tersebut dapat berupa kehilangan pengendalian diri atau tidak kooperatif yang memicu tekanan pada infus yang tidak stabil, jarum infus bengkok  atau  patah,  bahkan  terlepas  saat  infus terpasang yang beresiko besar terkena komplikasi medis [3][4].
Komplikasi  medis yang sering  terjadi saat  pemasangan infus punggung tangan, antara lain hematoma, infiltrasi, phlebitis  atau  bengkak  (inflamasi)  dan  emboli  udara [5][6].  Salah  satu  cara  untuk  mencegah  komplikasi tersebut  adalah  meminimalkan  pergerakan  kateter dengan  membebat  kateter  intravena  tetap  pada posisinya menggunakan metode bebat eksternal berupa pemasangan bidai infus pada tangan [5] – [8].
Open Access
e-ISSN: 2581-0545
Perancangan Bidai Infus Untuk Anak Usia Sekolah
Bidai infus tangan merupakan stabilisasi pasif yang dapat digunakan  sebagai  alat  bantu  dalam  membebat  area intravena  pada  tangan  agar  posisi insersi  kateter  tidak bergeser  atau  tercabut  saat  pasien  anak  melakukan mobilisasi. Pembidaian ini bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, mencegah gerakan yang dapat  mengakibatkan  kerusakan  jaringan  lunak  pada area intravena dan sekitarnya [1][9].
Pembidaian  merupakan  salah  satu  cara  untuk mengistirahatkan (imobilisasi) bagian tubuh yang cedera [9]. Prinsip kerja bidai ialah untuk menahan sesuatu agar tidak  bergeser  dari  tempatnya,  sehingga  tujuan pembalutan dengan bidai adalah untuk mempertahankan  bidai,  kasa  penutup,  imobilisasi, dengan  menunjang  bagian  tubuh  yang  cedera  dan menjaga agar bagian tubuh yang cedera tidak bergerak, sebagai  penekan  untuk  menghentikan  perdarahan  dan menahan  pembengkakan  serta  mempertahankan keadaan asepsis [10].
Rentang  kehidupan  anak  usia  sekolah  dimulai  dari  usia  6 tahun sampai mendekati 12 tahun [5][6]. Anak usia sekolah sudah  lebih  mampu  berkomunikasi  dengan  orang  dewasa. Rasa  nyeri  yang  dirasakan  oleh  anak  usia  sekolah  akan disampaikan  secara  verbal  mengenai  lokasi  dan  deskripsi nyeri  selama  prosedur  medis  berlangsung  [13] – [15].  Anak- anak mengalami nyeri sekali saat pemasangan infus, dengan rata-rata nyeri sebesar 4.18% [11][16][17].
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini akan dirancang bidai infus tangan  untuk  anak  yang  sesuai  dengan  antropometri  dan kontur  tangan  anak  dengan  rentang  6-12  tahun  yang diharapkan  mampu  menyelesaikan  permasalahan  di  atas, sehingga anak-anak yang menjalani pemasangan infus pada tangan  tidak  mengalami  komplikasi  atau  trauma,  juga membantu  pekerjaan  perawat  di  rumah  sakit  dan meningkatkan efektivitas penyembuhan.

## Metode
Metode  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah Quality Function Deployment (QFD) dan House of Quality (HOQ)  digunakan  untuk  mendapatkan  kriteria  desain perancangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen menggunakan  data  valid  yang  sudah  diolah  dengan metode  statistika  SPSS,  sedangkan  aplikasi  untuk merancang  bidai  infus  ini  menggunakan  Autodesk Inventor Profesional guna membangun model. Metode lain  yang  digunakan  adalah  melakukan  pengukuran kepada  30  sampel  anak  usia  sekolah  (usia  7-12  tahun) [18][19][20][21].

## Hasil dan Pembahasan
Pernyataan  misi  untuk  perancangan  bidai  infus  anak ditunjukkan  pada Tabel  1 .  Pada  HOQ  akan  diperoleh spesifikasi bidai yang akan dirancang sesuai dengan tingkat hubungan  kebutuhan  dan  keinginan  konsumen  dengan karakteristik teknik melalui pengolahan QFD. Informasi yang terdapat pada HOQ dapat disimpulkan bahwa atribut bidai infus  yang  dapat  memenuhi  keinginan  dan  kebutuhan konsumen.  Proses  perencanaan  produk  akan  lebih  mudah dilakukan  dikarenakan  semua  informasi  yang  dibutuhkan dalam  merancang  tersaji  pada  satu  gambar  seperti  yang ditunjukkan Gambar 1 .
Tingkat  kepentingan  bahasa  teknis  atau  atribut  teknis didapatkan  melalui  diagram  QFD  dan  digunakan  untuk mengetahui  bobot  peringkat  kepentingan  komponen  dari atribut teknis dan komponen mana yang harus lebih dahulu dilakukan agar diketahui solusi yang dapat dilakukan untuk perbaikan pada tingkat kepentingan atribut teknis. Prioritas tertinggi  adalah  dimensi  bidai,  yaitu  sebesar  16.20%, sedangkan  atribut  teknis  yang  terendah  atribut  teknis material dan dimensi pengikat sebesar 3.58%. Terdapat tiga prioritas technical  response dengan  nilai  prioritas  tertinggi, yaitu  dimensi  bidai  yang  memiliki  nilai  prioritas  sebesar 16.20%,  material  penyusun  bidai  dengan  nilai  prioritas sebesar 12.51%, dan jumlah komponen sebesar 12.03% yang digunakan dalam pengembangan produk bidai infus.
Tabel 1. Pernyataan Misi Perancangan Bidai Infus Anak Usia Sekolah
Pernyataan misi Perancangan bidai infus anak Pernyataan misi Perancangan bidai infus untuk anak usia sekolah (7-12 tahun). Deskripsi produk Merupakan tool yang dibuat untuk mengistirahatkan  gerak  sendi  pergelangan tangan,  membebat  jarum  (kateter)  infus, meminimalisir  terjadinya  infeksi  dan  fraktur intravena  pada  pasien  anak  usia  sekolah  serta memudahkan pekerjaan perawat dengan pemakaian  sekali  pakai  atau disposable karena termasuk AMPH (Alat Medis Habis Pakai). Sasaran bisnis utama Digunakan untuk mengistirahatkan sendi
pergelangan tangan dan membebat infus dengan dimensi 189 x 9 x 46.3 mm yang ditujukan untuk pasien anak usia sekolah.
Pasar utama Pasien  anak  usia  sekolah  yang  menjalani hospitalisasi (perawatan) di rumah sakit. Pasar kedua Semua  pasien  anak  usia  sekolah  yang menggunakan infus. Asumsi-asumsi dan batasan Semua  komponen  penyusun  bidai  anak  tersedia daan dibuat seluruhnya di Indonesia. Stakeholder Pembeli,  pengguna  dan  pemasang,  Distributor,
Pabrik, Supplier , dan Rumah Sakit.

## Original Article
Journal of Science and Applicative Technology vol. 5(2), 2021, pp. 285-289 | 287
e-ISSN: 2581-0545 - https://journal.itera.ac.id/index.php/jsat/
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology. Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence . Any  further distribution of this work must maintain attribution to the  author(s) and the  title of the  work, journal citation  and  DOI. Published  under licence by Journal of Science and Aplicative Technology  (JSAT).
Gambar 1. House of Quality
Gambar 2. Perancangan Bidai Infus Anak Usia Sekolah

## Original Article
Journal of Science and Applicative Technology vol. 5(2), 2021, pp. 285-289 | 288
e-ISSN: 2581-0545 - https://journal.itera.ac.id/index.php/jsat/
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology. Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence . Any  further distribution of this work must maintain attribution to the  author(s) and the  title of the  work, journal citation  and  DOI. Published  under licence by Journal of Science and Aplicative Technology  (JSAT).
Penentuan  ukuran  bidai  infus  ditentukan  berdasarkan antropometri.  Perhitungan  antropometri  untuk  dimensi bidai  menggunakan  ukuran  panjang  lengan  bawah  (jarak vertikal  dari  pergelangan  tangan  sampai  setengah  lengan bawah),  panjang  tangan  (jarak  vertikal  telapak  tangan sampai jari kelingking), lebar tangan (jarak horizontal telapak tangan  sampai  tepi  luar  jari  telunjuk),  lebar  pergelangan tangan  (jarak  horisontal  bagian  tepi  dalam  pergelangan tangan  hingga  bagian  tepi  pergelangan  tangan)  dan  lebar lengan  bawah  (jarak  horizontal  bagian  tepi  dalam  lengan bawah  hingga  bagian  tepi  lengan  bawah). Tabel  2 menunjukkan hasil pengukuran antropometri.

## Tabel 2. Pengukuran Antropometri
Uraian Rerata SD Panjang lengan bawah 6.78 0.94 Panjang tangan 10.19 1.74 Lebar tangan 5.34 0.58 Lebar pergelangan tangan 4.76 0.23 Lebar lengan bawah 5.64 0.65
Gambar  2 menunjukkan  perancangan  bidai  infus  anak usia  sekolah  yang  memiliki  spesifikasi  dengan  panjang dimensi keseluruhan sebesar 189mm dan tebal sebesar 9mm,  sedangkan  lebar  dari  bidai  memiliki  2  sisi  yang berbeda. Hal tersebut disebabkan ukuran bagian tangan yang  akan  ditopang  oleh  bidai  infus  tersebut.  Pada penopang lengan, dimensi bidai berukuran 46.3mm, dan untuk  penopang  tangan  dimensi  bidai  berukuran 37.1mm.

## Conclusions / Kesimpulan
Spesifikasi  bidai  infus  tangan  anak  usia  sekolah  yang sesuai dengan kebutuhan pasien anak memiliki panjang 189mm,  tebal  9mm,  dan  lebar  sebesar  46.3mm  untuk penopang  lengan,  serta  37.1mm  untuk  penopang tangan. Spesifikasi tersebut layak dirancang berdasarkan nilai-nilai yang terdapat pada House of Quality , dimana prioritas  tertinggi  terdapat  pada  perancangan  dimensi bidai,  yaitu  sebesar  16.20%  dan  hasil  pengukuran antropometri.

## Conflicts of interest
Tidak memiliki konflik kepentingan apapun.

## References
[1] A.  Anastasi  and  S.  Urbina, Psychological  testing ,  vol.  20,  no.  1. 1997.
[2] S. Fitriyanti, “Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Phlebitis Di,” Fakt.  Yang  Mempengaruhi  Terjadinya  Phlebitis  Di  Rumah  Sakit Bhayangkara Tk Ii. H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya , 2015.
[3] Muttaqin, Asuhan  Keperawatan  Klien  dengan  Gangguan  Sistem Pernapasan . 2008.
[4] S. S. Dalal, D. Chawla, J. Singh, R. K. Agarwal,  a K. Deorari, and V. K.  Paul,  “Limb  splinting  for  intravenous  cannulae  in  neonates:  a randomised controlled trial.,” Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed. , vol. 94, no. 6, pp. F394-6, 2009, doi: 10.1136/adc.2008.147595.
[5] S.  C.  .  DeLaune  and  P.  K.  Ladner, Fundamentals  of  Nursing: Standards & Practice . 2010.
[6] M. C. Daugherty, C. T. Mehlman, S. Moody, T. LeMaster, and R. A. Falcone, “Significant Rate of Misuse of the Hare Traction Splint for Children with  Femoral  Shaft Fractures,” J. Emerg. Nurs. , vol. 39, no. 1, pp. 97 – 103, 2013, doi: 10.1016/j.jen.2012.10.008.
[7] A.  Y.  O.  F.  de  Breving,  Ramadini  Marniaty;  Ismato,  “Pengaruh Penerapan  Atraumatic  Care  Terhadap  Respon  Kecemasan  Anak Yang  Mengalami  Hospitalisasi  Di  RSU  Pancaran  Kasih  GMIM Manado  dan  RSUP  Prof.  Dr.  R.  D.  Kandou  Manado,” eJournal Keperawatan ,  vol.  3,  pp.  1 – 9,  2015,  [Online].  Available: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jkp/article/view/7450.
[8] Asrin,  E.  Triyanto,  and  A.  S. Upoyo,  “Analisis  faktor -faktor  yang berpengaruh  terhadap  kejadian  plebitis  di  rsud  purbalingga,” J. Keperawatan Soedirman , vol. 1, no. 1, pp. 43 – 54, 2006, [Online]. Available:  https://media.neliti.com/media/publications/107260- ID-analisis-faktor-faktor-yang-berpengaruh.pdf.
[9] O.  J.  Hines,  “Schwartz’s  Principles  of  Surgery,  9ed.,” Ann.  Surg. , 2010, doi: 10.1097/sla.0b013e3181d56ad3.
[10] J.  R.  Cameron,  J.  G.  Skofronick,  R.  M.  Grant,  and  R.  L.  Morin, “Physics of the Body,” Med. Phys. , vol. 27, no. 2, p. 425, 2000, doi: 10.1118/1.598847.
[11] D.  Hockenberry,  M.  J.  &  Wilson, Wong’s  essentials  of  pediatric nursing . 2009.
[12] M. J. Hockenberry and D. Wilson, “Wong’s Nursing Care of Infants and Children,” in Mycological Research , 2015.
[13] F. Hamdani, “Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Nyeri Saat  Pemasangan  Infus  Pada  Anak  Prasekolah  Di  IGD  RSU  PKU Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2010,” 2015.
[14] A. Fakhrurrizal, “Pengaruh Pembidaian Terhadap Penurunan Rasa Nyeri  Pada  Pasien  Fraktur  Tertutup  Di  Ruang  Igd  Rumah  Sakit Umum Daerah A.M Parikesit Tenggarong,” J. Ilmu Kesehat. , vol. 3, no. 2, 2015, [Online]. Available: http://ojs.stikesmuda.ac.id/index.php/ilmu- kesehatan/article/download/16/34.
[15] R.  N.  Handayani  and  Murniati,  “Pengaruh  Pemberian  Pediatric Vest,  Pictorial  Tool  and  Modification  Room  Pada  Anak  Dengan Hospitalisasi Di RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas,” MUSWIL
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology
J. Sci. Appl. Tech. vol. 5(2), 2021, pp. 285-289 | 289
Published by: Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
IPEMI Jateng 2016 , no. 1, pp. 188 – 193, 2016, [Online]. Available: http://jarlitbangnov.bappeda.jatengprov.go.id/index.php?ref=pu blication&mod=doc&id=15375.
[16] P. A. Potter and A. G. Perry, Buku ajar fundamental keperawatan: konsep, proses, dan praktik . 2005.
[17] Mariyam,  “Tingkat  Nyeri  Anak  Usia  7 -13  Tahun  Saat  dilakukan Pemasangan Infus di RSUD Kota Semarang,” J. Keperawatan Anak , 2013.
[18] A. Griffin and J. R. Hauser, “The Voice of the Customer,” Mark. Sci. , vol. 12, no. 1, pp. 1 – 27, 1993, doi: 10.1287/mksc.12.1.1.
[19] K.  N.  Otto  and  K.  L.  Wood,  “Product  Evolution:  A  Reverse Engineering and Redesign Methodology,” Res. Eng. Des. , vol. 10, no. 4, pp. 226 – 243, 1998, doi: 10.1007/s001639870003.
[20] L. P. Sullivan, “Quality Function Deployment,” Qual. Prog. , vol. 19, no. 6, pp. 39 – 50, 1986.
[21] K.  Ulrich,  “Perancangan  dan  Pengembangan  Produk,” Irwin McGraw-Hill , 2001.