Syntax Literate: Jurnal  Ilmiah  Indonesia – ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol.  2, No 8 Agustus  2017

## ANALISIS  KANDUNGAN  p-XILENA  PADA  PERTAMAX  DAN  PERTAMAX PLUS DENGAN TEKNIK KROMATOGRAFI GAS
(GC-PU 4600) MENGGUNAKAN  STANDAR INTERNAL
Dian Farkhatus  Solikha Akamigas  Balongan  Indramayu farkhatusdian@yahoo.com

## Abstrak
Xilena  dapat  dijadikan  parameter  terhadap  tinggi  atau  rendahnya  nilai  oktan suatu  bahan  bakar.  Senyawa  xilena  memiliki  tiga  isomer  yaitu  o-xilena, m-xilena dan  p-xilena.  Namun  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  p-xilena  karena paling  stabil.  Semakin  tinggi  kandungan  xilena  pada  bahan  bakar  maka  akan semakin  tinggi  nilai  oktan  bahan bakar tersebut. Pada penelitian ini bahan bakar yang  akan  diteliti  adalah  pertamax  dan  pertamax  plus.  Pengujian  xilena  pada bahan bakar dapat dilakukan dengan metode analisis instrumen kromatografi gas. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil kromatogram pada sampel pertamax plus (terlampir)  sama  dengan  hasil  kromatogram  larutan  standar  dengan  peak sebanyak  4  buah,  dengan  kadar  p-xilena  dalam  pertamax  plus  tersebut  adalah 19,412  %.  Hasil  kromatogram  pada  pertamax  menghasilkan  22  peak  bila  dilihat dari  ketinggian  peaknya,  peak  5  ini  mirip  dengan  peak  p-xilena  pada  larutan standar  xilena  5%.  Hal  tersebut  terbukti  dengan analisis kuantitatif bahwa kadar p-xilena  dalam  pertamax  sebesar  1,667  %.  Kandungan  p-xilena  pada  pertamax plus  lebih  tinggi  dibandingkan  pertamax,  maka  nilai  oktan  pada  pertamax  plus lebih tinggi.
Kata Kunci  : kromatografi  gas, nilai  oktan,  p-xilena  , pertamax,  pertamax  plus .

## Pendahuluan
Penggunaan  bahan  bakar  yang  meningkat  seiring  dengan  kemajuan  industri kendaraan  bermotor  memicu  inovasi  dari  industri  migas  menciptakan  bahan  bakar  yang ramah.  Ketika  tuntutan  akan  inovasi  bahan  bakar  yang  ramah  datang,  salah  satu perusahaan  migas  di  Indonesia  memproduksi  pertamax  plus.  Pertamax  plus  hadir dengan  berbagai  keunggulan,  diantaranya  bebas  timbal,  dapat  membersihkan  timbunan deposit,  dan  memiliki    nilai  oktan  yang  tinggi  dibandingkan  pertamax,  pertalite,  dan premium.  Nilai  oktan  yang  tinggi  menyebabkan  pertamax  plus  bias  menerima  tekanan pada  kompresi  tinggi,  sehingga  tenaga  mesin  yang  menggunakan  pertamax  plus  lebih maksimal  karena  bahan  bakar digunakan  secara optimal.  Salah  satu  zat yang
dapat  dijadikan  parameter  tinggi  atau  rendahnya  adalah  xilena  yang  terkandung  dalam bahan  bakar,  fokus  pada  penelitian  ini  adalah  pertamax  dan  pertamax  plus.  Semakin tinggi  kandungan  xilena  pada  bahan  bakar  maka  akan  semakin  tinggi  nilai  oktan  bahan bakar tersebut.  (Oxtoby  dkk, 2003).
Pengujian  xilena  pada  bahan  bakar  dapat  dilakukan  dengan  metode  analisis instrumen  kromatografi  gas.  Kromatografi  Gas  adalah  metode  pemisahan  komponen- komponen  campuran  dimana  fasa  geraknya  berupa  gas  dan  fasa  diamnya  dapat  berupa cair  maupun  padat.
Tabel 1 Macam Fasa Gerak, Fasa Diam serta Prinsip pemisahan Fasa Gerak Fasa Diam Prinsip  Pemisahan Gas Padat Misal:  karbon, zeolit,  dan silikan  gel Adsorpsi  terhadap  fasa diam Cair Cairan  yang  volatil  yang  melekat pada padatan  pendukung  yang  inert berupa  butiran  halus  . Perbedaan  partisi  analit diantara  fasa diam dengan  fasa  gerak
Sumber:  (Hendayana,  1994)
Di  bawah  ini  adalah  kriteria  sampel  yang  dapat  dianalisis  menggunakan kromatografi  gas, yaitu:
a. mudah  menguap
b. memiliki  kestabilan  termal  pada suhu  pengoperasian.
c. dapat diderivatisasi  terlebih  dahulu  menjadi  bahan  yang  mudah  menguap Sumber:  (Hendayana,  2006)
Diagram  kromatografi  gas ditunjukkan  sebagai  berikut:

## Gambar  1 Diagram  Kromatografi  Gas
Mekanisme  kerja  kromatografi  gas  dapat  dijelaskan  berikut.  Gas  dalam  silinder baja  bertekanan  tinggi  dialirkan  melalui  kolom  yang  berisi  fasa  diam.  Cuplikan  berupa campuran  yang  akan  dipisahkan,  biasanya  dalam  bentuk  larutan,  disuntikkan  ke  dalam aliran  gas  tersebut.  Kemudian  cuplikan  dibawa  oleh  gas  pembawa  ke  dalam  kolom  dan di  dalam  kolom  terjadi  proses  pemisahan.  Komponen-komponen  campuran  yang  telah terpisahkan  satu  persatu  meninggalkan  kolom.  Suatu  detektor  diletakkan  di  ujung  kolom untuk  mendeteksi  jenis  maupun  jumlah  tiap  komponen  campuran.
Hasil  pendeteksian  direkam  dengan  rekorder  dan  dinamakan  kromatogram  yang terdiri  dari  beberapa  puncak.  Jumlah  puncak  yang  dihasilkan  menyatakan  jumlah komponen  (senyawa)  yang  terdapat    dalam  campuran.  Bila  suatu  kromatogram  terdiri dari  4  puncak  maka  terdapat  4  komponen  atau  4  senyawa  dalam  campuran  tersebut. Sedangkan  luas  puncak  bergantung  pada  kuantitas  suatu  komponen  dalam  campuran, karena  puncak-puncak  dalam  kromatogram  berupa  segitiga  maka  luasnya  dapat  dihitung berdasarkan  ketinggian  lebar  puncak  tersebut.
Bila  suatu  detektor  yang  peka  terhadap  komponen-komponen  tersebut ditempatkan  di  ujung  kolom  dan  sinyalnya  diplot  sebagai  fungsi  waktu  (atau  volume fasa  gerak  yang  ditambahkan).  Sederet  puncak-puncak  simetri  diperoleh  yang  disebut kromatogram.  Posisi  puncak  pada  sumbu  waktu  berharga  untuk  mengidentifikasi komponen  cuplikan  (petunjuk  kualitatif).  Sedangkan  luas  puncak  atau  tinggi  puncak merupakan  ukuran  kuantitatif  tiap  komponen.  Penentuan  luas  puncak  dapat  dilakukan dengan  mengalikan  tinggi  puncak  dengan  lebarnya  pada  setengah  tinggi.  Pada  puncak
yang  ramping  maka  tinggi  puncak  berbanding  lurus  dengan  konsentrasi.  (Hendayana, 2006).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  melalui  metode  eksperimen  dengan  teknik  kromatografi gas  (GC-PU  4600)  menggunakan  standar  internal.  Prosedur  kerja  yang  dilakukan  pada penelitian  ini  dijabarkan  sebagai  berikut:
1) Pembuatan  kurva  standar
Hal  pertama  yang  dilakukan  adalah  membuat  sederet  larutan  standar  xilena dengan  berbagai  konsentrasi  (5%;10%;15%;20%;25%;30%).  Misal,  untuk  larutan standar  xilena  5%.  Larutan  ini  dibuat  dengan  0,25  mL  xilena  yang  dimasukkan  ke dalam  labu  takar  5  mL.  Kemudian  ditambahkan  dengan  toluene  sebanyak  0,15 mL.  Larutan  tersebut  diencerkan  dengan  menambahkan  n-heksana  sampai  tanda batas.  Setelah  itu,  larutan  standar  xilena  5%  siap  untuk  diinjeksikan  pada kromatografi  gas.  Langkah  kerja  pembuatan  larutan  standar  xilena  di  atas  di ulangi  untuk  konsentrasi  10%,  15%,  20%,  25%,  dan  30%  dengan  mengubah volume  xilena  yang  dimasukkan  sesuai  dengan  konsentrasi  yang  akan dibuat.
Larutan  standar  xilena  diambil  0,2μL  dengan syringe kemudian  diinjeksikan pada  kromatografi  gas.  Penginjeksian  dilakukan  ulang  untuk  masing-masing konsentrasi.  Selanjutnya,  dibuat  kurva  standar  antara  rasio  luas  atau  tinggi  puncak xilena  terhadap  toluene  lawan  %  xilena  berdasarkan  data  kromatogram  yang  telah diperoleh.
2) Penentuan  kadar xilena  dalam  pertamax
Sampel  telah  disediakan.  Selanjutnya,  sampel  tersebut  diambil  0,2μL dengan  syringe  dan  diinjeksikan  pada  kromatografi  gas.  Setelah  kromatogram diperoleh,  dihitung  % xilena  dengan  menggunakan  kurva  standar.
3) Mengidentifikasi  jenis  komponen  dalam  pertamax  plus
Pertamax  diambil  0,2μL  dengan syringe dan  diinjeksikan  pada kromatografi  gas.  Setelah  kromatogram  diperoleh,  dianalisis  tiap  puncak  yang dihasilkan,  apakah  terdapat  komponen  xilena  dalam  pertamax.  Jika  ada, ditentukan  % xilena  dalam  pertamax.
(Tim  Kimia  Analitik  Instrumen,  2009).

## Hasil dan Pembahasan
Prinsip  dasar  kromatografi  gas  yakni  perbedaan  distribusi  komponen-komponen campuran  di  antara  dua  fasa  yaitu  fasa  gerak  dan  fasa  diam.    Sesuai  dengan  namanya, fasa  gerak  dalam  kromatografi  gas  yaitu  berupa  gas.  Gas  tersebut  disebut  dengan  gas pembawa.  (Kupiec,  2004).
Kromatografi  gas  yang  digunakan  adalah  merk  PU  4600 Gas  Chromatography . Jenis  detektor  yang  digunakan  yaitu  FID  ( Flame  Ionization  Detector ).  Gas  pembawa pada  alat  kromatografi  gas  tersebut  yaitu  gas  N 2 dengan  kadar  99,995%  dan  gas  H 2 . Gas N 2 merupakan baseline dari  alat  kromatografi  gas. Baseline setiap  alat  kromatografi  gas berbeda-beda. Baseline ini  berfungsi  sebagai  batas  bawah  puncak  agar  tinggi  atau puncak  dapat  terukur.  Kedua  gas  tersebut  memiliki  kemurnian  yang  sangat  tinggi sehingga  disebut  UHP  ( Ultra  High  Pure )  dan  bersifat inert tehadap  zat  yang  akan dianalisis.  Sedangkan  gas  H 2 digunakan  sebagai  pembakar.  Selain  kedua  gas  tersebut, terdapat  juga  gas  O 2 yang  berfungsi  sebagai  kompresor.  Kompresor  ini  dihidupkan sebelum  kromatografi  dilakukan.  Pada  alat  kromatografi  gas  dilengkapi  pula  dengan buble  flow  meter yang  berfungsi  untuk  mengukur  laju  alir  gas.  Alat  ini  berisi  air  sabun.
Pada percobaan  yang  telah  dilakukan,  besarnya  laju  alir  adalah  222,22 mL/menit.
Injector dilengkapi  dengan  septum  untuk  mengarahkan syringe .  Septum  ini harus  diganti  secara  berkala  karena  dikhawatirkan  kerusakan  yang  terjadi  dapat mengganggu  dalam  pengukuran.  Suhu injector pun  harus  diperhatikan.  Suhu injector sebesar  250  °C.  Suhu  ini  disesuaikan  dengan  titik  didih  zat-zat  yang  akan  terukur  dalam kromatografi  gas.  Oleh  karena  titik  didih  dari  heksana,  toluene  dan  p-xilena  masing- masing  adalah  68,7  °C,  110,626  °C  dan  138,351  °C  maka suhu injector harus diatas titik didih  dari  zat-zat  tersebut.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  zat-zat  tersebut  dapat  mencapai fasa  gasnya  (menguap)  dengan  cepat  karena  syarat  dari  zat  yang  akan  dianalisa  oleh kromatografi  gas  adalah  mudah  menguap.  Adanya  perbedaan  titik  didih  diantara komponen-komponen  inilah  yang  menjadi  syarat  dalam  melakukan  kromatografi  gas. (Pazitna  dkk, 2013).
Komponen  lainnya  dalam  kromatografi  gas  yaitu  kolom  yang  merupakan  tempat pemisahan.  Jenis  kolom  yang  digunakan  adalah  kolom  kapiler  ( turbulen )  dengan panjang  30  m  dan  diameter  0,25  m.  Kolom  ini  terbuat  dari  dimetilxiloxan.  Kolom kapiler  yang  panjang  ini  dikarenakan  bagian  dalam  dari  kolom  tidak  terhalang  oleh  fasa
diam.  Semakin  panjang  kolom  maka  pemisahan  pun  semakin  efisien.  Dengan  kata  lain, kolom  kapiler  akan  memberikan  resolusi  yang  tinggi  terhadap  pemisahan.  Hal  ini  jelas berhubungan  dengan  waktu  retensi  dalam  pemisahan.  Penggunaan  kolom  yang  panjang akan  memberikan  perbedaan  yang  besar  antara  waktu  retensi  komponen  satu  terhadap komponen  lainnya.  (Hendayana,  2006)
Kolom  ditempatkan  pada  oven.  Suhu  oven  yang  digunakan  secara  terprogram. Hal  ini  dikarenakan  perbedaan  titik  didih  yang  dekat  antara  zat-zat  yang  akan  dianalisa. Melalui  pengaturan  suhu  kolom  maka  dapat  mengatur  kecepatan  pemisahan  komponen yang  masuk  ke  dalam  kolom.  Semakin  tinggi  temperatur  maka  semakin  cepat  proses keluarnya  komponen  yang  ada  di  dalam  kolom,  begitu  pula  sebaliknya.  Namun  dengan waktu  yang  terlalu  cepat,  identifikasi  komponen-komponen  dalam  sampel  tidak  akan dapat  dilakukan  karena  peak-peak  kromatogram  yang  dihasilkan  akan  mengalami tumpang  tindih.  Hal  tersebut  jelas  mustahil  untuk  menentukan  komponen  apa  saja  yang terdapat  pada  suatu  sampel.  Jadi,  penggunaan  temperatur  terprogram  bertujuan  agar dalam  waktu  yang  relatif  singkat,  identifikasi  komponen-komponen  dalam  sampel  dapat dilakukan.
Pada  percobaan  ini  sistem  pemasukan  cuplikan  yang  digunakan  adalah  split karena  volume  cuplikan  yang  akan  dimasukkan  hanya  sedikit  yaitu  0,2μL.  Bila menggunakan  sistem  pemasukan  cuplikan  secara  splitless,  maka  pengotor-pengotor yang  ada akan  ikut  terukur.
Larutan  yang  di  uji  pada  percobaan  adalah  larutan  standar  xilena  dengan  enam konsentrasi  yang  berbeda,  sampel  pertamax  dan  pertamax  plus.  Sesuai  dengan  judul  dari penelitian  ini  bahwa  dalam  menentukan  kadar  xilena  dalam  sampel  menggunakan standar  internal.  Standar  internal  mengartikan  bahwa  larutan  standar  dicampur  langsung dengan  sampelnya.  Senyawa  yang  bertindak  sebagai  standar  internal  disini  adalah senyawa  toluene.  Standar  internal  digunakan  untuk  membandingkan  konsentrasi senyawa  yang  akan  dianalisis  (xilena)  secara  langsung  dengan  larutan  standar  yang telah  diketahui  konsentrasinya.  Volume  senyawa  pembanding  (standar  internal)  ini konstan  saat  ditambahkan  pada  larutan  standard  dan  sampel.    Alasan  dipilih  toluene karena  senyawa  toluene  memiliki  struktur  molekul  yang  mirip  dengan  stuktur  molekul xilena.  Adanya  kemiripan  struktur  maka  kelarutan  diantara  keduanya  pun  mudah  ( like dissolve like ). (Yayan,  2005)
Senyawa  xilena  memiliki  tiga  isomer  yaitu  o-xilena,  m-xilena  dan  p-xilena. Namun  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  p-xilena  karena  paling  stabil. (Fessenden  dan  Fessenden,1982)    Kestabilan  ketiga  isomer  tersebut  dapat  dilihat  dari strukturnya  masing- masing.
CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3
o-xilena
m-xilena
p-xilena
Posisi  gugus  metil  (-CH 3 )  pada  senyawa  p-xilena  berjauhan  sehingga  tolak menolak  yang  terjadi  sangat  kecil.  Berbeda  halnya  pada  stuktur  o-xilena  atau  m-xilena gaya  tolak  menolak  yang  terjadi  jauh  lebih  besar  dari  p-xilena.  Hal  ini  dikarenakan posisi  kedua  gugus  metil  yang  berdekatan.  Oleh  karena  itu  senyawa  p-xilena  yang paling  stabil  secara  kimia.  Kestabilan  p-xilena  >  m-xilena  >  o-xilena.  Senyawa  yang stabil  merupakan  salah  satu  syarat  untuk  zat  yang  akan  dianalisis  dengan  kromatografi gas.
Adapun  pelarut  yang  digunakan  adalah  heksana.  Heksana  merupakan  senyawa nonpolar  dan  merupakan  pelarut  organik  yang  baik.  Dikatakan  baik  karena  heksana memiliki  titik  didih  rendah  (mudah  menguap),  tidak  berbahaya,  tidak  beracun,  tidak mudah  meledak  atau  terbakar  dan  murah.  Satu  hal  yang  penting  juga  yaitu  heksana bersifat  inert  (tidak  bereaksi  dengan solute ).
Mekanisme  pemisahan  yang  terjadi  di  dalam  kolom  dapat  dijelaskan  sebagai berikut.  Gas  (fasa  gerak)  dialirkan  dari  silinder  baja  bertekanan  tinggi  ke  dalam  kolom. Gas  tersebut  dibiarkan  mengalir  di  sepanjang  atau  memenuhi  kolom.  Hal  ini dimaksudkan  agar  kolom  jenuh  akan  gas  N 2 (fasa  gerak).  Saat  sampel  yang  berupa larutan  di  masukan  ke  dalam  injector,  sampel  tersebut  mengalami  pemisahan  di  dalam kolom.  Campuran  ini  terdiri  dari  tiga  komponen  yaitu  heksana,  toluena  dan  xilena  yang ketiganya  memiliki  sifat  mudah  terbakar.  Pemisahan  yang  terjadi  dikarenakan  adanya perbedaan  titik  didih  dari  komponen-komponen  tersebut.  Komponen-komponen campuran  dalam  sampel  akan  terpisah  sesuai  dengan  titik  didih  yang  dimiliki. Komponen  yang  memiliki  titik  didih  lebih  rendah  akan  menguap  terlebih  dahulu sehingga  akan  keluar  sebagai  peak  pertama  pada  kromatogram.  Pada  penelitian  ini  yang
akan  menguap  atau  keluar  sebagai  peak  terlebih  dahulu  yaitu  komponen  heksana  karena memiliki  titik  didih  yang  paling  rendah  (68,7°C).  Komponen-komponen  lainnya  yang belum  menguap  akan  tertahan  dahulu  pada  fasa  diam.  Bila  telah  mencapai  titik didihnya,  komponen-komponen  tersebut  akan  menguap  seiring  dengan  naiknya  suhu dan  akan  terbawa  oleh  gas  (fasa  gerak).  Komponen  tersebut  akan  keluar  juga  sebagai peak pada kromatogram.
Solut-solut  yang  telah  keluar  dari  kolom  mengalami  pirolisis  pada  temperatur nyala  H 2 -udara  di  detektor  sehingga  membentuk  ion intermediate ,  yang  memungkinkan terjadinya  mekanisme  aliran  listrik  melalui  nyala.  Suhu  detektor  diatur  sebesar  275°C. Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menghilangkan  pengotor-pengotor  yang  ada.  Detektor  yang digunakan  adalah  jenis  FID  ( Flame  Ionization  Detector )  karena  gas  pembawa  yang digunakan  adalah  N 2 .  Hasil  pendeteksian  ini  akan  direkam  oleh  rekorder.  Selanjutnya melalui interface , hasil  rekaman  di  konversi  ke dalam  bentuk  peak-peak kromatogram.
Kromatogram  yang  dihasilkan  dapat  dianalisis  secara  kualitatif  ataupun kuantitatif.  Adapun  analisis  kuantitatif  dilakukan  dengan  metode  standar  adisi.  Metode ini  dilakukan  dengan  cara  memplotkan  rasio  luas  puncak  atau  tinggi  puncak  xilena dengan  toluena  terhadap  konsentrasi  larutan  standar  (%xilena.).
Tabel 2 % xilena dalam  toluena per %xilena pada  larutan  standarisasi % xilena % toluena Luas area xilena Luas area toluena %xilena dalam toluene per %xilena 5% 3% 202, 589 143,079 1,41592407 10% 3% 241,601 91,765 2,6328222972 15% 3% 367,050 89,059 4,121425123 20% 3% 500,580 104,719 4,780221354 25% 3% 625,853 97,413 6,424737971 30% 3% 629,130 83,876 7,500715342 Tabel 3 % xilena dalam  toluena per %xilena pada  larutan  sampel Larutan sampel Luas area xilena Luas area toluena %xilena dalam  toluene per %xilena Pertamax Plus 406,849 82,514 4,930666311 Pertamax 199,331 313,211 0,636411237
Gambar  2 % xilena dalam  toluena vs  %xilena
Berdasarkan  kurva  tersebut  diperoleh  suatu  persamaan  garis  yaitu  y  =  0,242x  + 0,233,  sehingga  diperoleh  kadar  xilena  dalam  pertamax  plus  sebesar  19,412  %  dan dalam  pertamax  sebesar 1,667%.
Pada  analisis  kualitatif,  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  membandingkan waktu  retensi  larutan  standar  dengan  waktu  retensi  sampel  pertamax  plus  dan  pertamax. Berikut  ini  adalah  hasil  kromatogram  untuk  larutan  standar  5%,  10%,  15%,  20%,  25%, dan 30%.
y = 0,242x + 0,233 R² = 0,993 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 20 30 40 % xi le n a d al am t ol u e n a % xilena Grafik  % xilena dalam  toluena Vs % xilena
Gambar  3 Kromatogram  larutan  standar  5% (a) dan larutan  standar  10% (b)
(a) (b)
Gambar  4
Kromatogram  larutan  standar  15% (a),  larutan  standar  20% (b), larutan  standar 25% (c) dan  larutan  standar  30% (d)
(a) (b)
( c) (d)
Berdasarkan  kromatogram  larutan  standar  jelas  terlihat  bahwa  terdapat  tiga  peak yang  tajam  dan  satu  peak  dengan  intensitas  kecil.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dalam larutan  standar  terdapat  tiga  komponen  dan  peak  nomor  4  yang  merupakan  pengotor. Peak  nomor  1  merupakan  komponen  senyawa  heksana  karena  heksana  memiliki  titik didih  paling  rendah  sehingga  menguap  dan  keluar  dari  kolom  terlebih  dahulu. Selanjutnya,  peak  nomor  2  merupakan  komponen  senyawa  toluene  karena  memiliki  titik didih  lebih  besar  dari  heksana.  Peak  nomor  3  merupakan  komponen  senyawa  p-xilena karena  memiliki  titik  didih  tertinggi  diantara  2  komponen  lainnya.  Secara  teoritis, kromatogram  menghasilkan  tiga  peak  karena  campuran  mengandung  tiga  komponen. Namun  berdasarkan  kromatogram  dari  percobaan  yang  telah  dilakukan,  diperoleh  empat peak.  Oleh  karena  itu,  dapat  diasumsikan  bahwa  peak  nomor  4  merupakan  pengotor yang  dikarenakan  adanya  kesalahan  dalam  penginjeksian  maupun  dalam  pembuatan larutan  standar.
Hasil  kromatogram  pada  sampel  pertamax  plus  sama  dengan  hasil  kromatogram larutan  standar  dengan  peak  sebanyak  4  buah.  Berikut  ini  adalah  hasil  kromatogram untuk  sampel  pertamax  plus.

## Gambar  5 Kromatogram  sampel pertamax  plus
Untuk  mengetahui  apakah  terdapat  atau  tidaknya  xilena  dalam  sampel  tersebut, dapat  dilakukan  dengan  membandingkan  waktu  retensi  xilena  pada  sampel  pertamax plus  dengan  waktu  retensi  xilena  pada larutan  standar.
Tabel 4
Perbandingan  waktu  retensi xilena pada  pertamax  plus  dan  larutan  standar
Waktu  retensi xilena pada  larutan standar Waktu  retensi xilena pada  sampel pertamax plus Larutan  standar  xilena  5 %:  3,200 3,133 Larutan  standar  xilena  10 %:  3,150
Larutan  standar  xilena  15 %:  3,150 Larutan  standar  xilena  20 %:  3,150 Larutan  standar  xilena  25 %:  3,167 Larutan  standar  xilena  30 %:  3,167
Berdasarkan  perbandingan  tersebut,  waktu  retensi  xilena  mendekati  waktu retensi  xilena  pada  larutan  standar  xilena  10%,  15%  atau  20%.  Namun  bila  dilihat  dari ketinggian  peaknya,  sampel  pertamax  plus  cenderung  mendekati  larutan  standar  xilena 20%.    Hal  ini  menandakan  bahwa  sampel  tersebut  mengandung  xilena  dan  terbukti dengan  analisis  kuantitatif  bahwa  kadar xilena  dalam  sampel  tersebut  adalah  19,412 %.
Hasil  kromatogram  pada  pertamax  menghasilkan  22  peak.  Hanya  beberapa  peak saja  yang  memiliki  intensitas  ketajaman  yang  tinggi.  Ini  menandakan  bahwa  dalam pertamax  mengandung  22  komponen.  Berikut  ini  adalah  hasil  kromatogram  untuk sampel  pertamax.

## Gambar  6 Kromatogram  sampel pertamax
Sama  halnya  pada  sampel  pertamax  plus  di  atas,  untuk  mengetahui  ada  atau tidaknya  xilena  dalam  pertamax  dapat  dilakukan  dengan  membandingkan  waktu retensinya.
Tabel 5 Perbandingan  waktu  retensi xilena pada  pertamax  dan  larutan  standar Waktu  retensi xilena pada  larutan standar Waktu  retensi 6 peak pada pertamax Larutan  standar  xilena  5 %:  3,200 Peak 1 :  0,550 Larutan  standar  xilena  10 %:  3,150 Peak 2 :  0,900 Larutan  standar  xilena  15 %:  3,150 Peak 3 :  1,567 Larutan  standar  xilena  20 %:  3,150 Peak 4:  2,117 Larutan  standar  xilena  25 %:  3,167 Peak 5 :  3,133 Larutan  standar  xilena  30 %:  3,167 Peak 6 :  3,650
Berdasarkan  perbandingan  tersebut,  waktu  retensi  peak  5  mendekati  waktu retensi  xilena  larutan  standar.  Bila  dilihat  dari  ketinggian  peaknya,  peak  5  ini  mirip
dengan  peak  xilena  pada  larutan  standar  xilena  5%.  Hal  tersebut  terbukti  dengan  analisis kuantitatif  bahwa  kadar xilena  dalam  pertamax  sebesar  1,667 %.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  di  atas  penulis  dapat  mendapat  beberapa kesimpulan,  seperti:
1. kadar senyawa  xilena  dalam  pertamax  sebesar  1,667 %.
2. kadar senyawa  xilena  dalam  sampel  pertamax  plus  sebesar  19,4118 %
3. kadar  senyawa  xilena  pada  pertamax  plus  lebih  besar  dibandingkan  pada pertamax,  maka nilai  oktan pertamax  plus  lebih  tinggi

## BIBLIOGRAFI
Hendayana,Sumar.  1994. Kimia Analtik Instrumen . Semarang:  IKIP Semarang  Press.
_______________. 2006. Kimia Pemisahan . Bandung:  Rosdakarya.
Kupiec,  Tom.  2004. Quality-Control  Analitical  Methods  :  Gas  Chromatograpy . International  Journal  of Pharmaceutical  Compounding.  Vo.8, No.4. Oklahoma
Oxtoby,  D.W,  Gillis,  H.P,  &  Nachtries,  N.H.  2003. Principles  of  Modern  Chemistry 4 th Edition . Jakarta:  Erlangga.
Pazitna,A,  Janoskova,N,  &  Spanik,I.  2013. Multidimentional  Gas  Chromatograpy  and Its  Application  in  Food  and  Environmental  Analiysis .  Journal  of  Acta  Chimica Slovaca  Vol.6,  No.1, pp.133-140. Slovakia
Sunarya,  Yayan.  2005. Kimia Dasar II . Bandung:  Gracia  Indah  Lestari
Tim  Kimia  Analitik  Instrumen.  2009. Penuntun  Praktikum  Kimia  Analitik  Instrumen . Bandung:  FPMIPA UPI.