Jurnal Teknik Lingkungan Volume 17 Nomor 2, Oktober 2011 (Hal. 201-211)

## PENGARUH TEMPERATUR TERHADAP DIFUSIVITAS SAMPLER PASIF TIPE TUBE UNTUK PENGUKURAN NO 2 EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DIFFUSIVITY OF PASSIVE SAMPLER TUBE TYPE FOR NO 2 MEASUREMENT
*1 Yulinda Hastuti, 2 Irsyad, dan 3 Driejana
Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung,
Jl Ganesha 10 Bandung 40132 e-mail : 1 yulindahastuti@gmail.com, 2 mohirsyad@tl.itb.ac.id, dan 3 driejana@yahoo.com
Abstrak: Nitrogen  dioksida  merupakan  gas  polutan  yang  cukup  penting.  Sumber  utama  nitrogen  dioksida  adalah emisi kendaraan bermotor dan proses pembakaran di  industri. NO 2 merupakan polutan penyebab hujan asam dan dapat  menyebabkan kerusakan paru-paru kronis pada  konsentrasi yang tinggi. Untuk  mengantisipasi hal  tersebut, diperlukan  adanya    pemantauan  kualitas    udara    terhadap  konsentrasi  NO 2 di    udara    ambien.  Salah  satu metode  pemantauan  yang  dapat  dilakukan  adalah  metode  pasif  menggunakan  sampler  pasif.  Sampler  pasif  yang digunakan  pada  penelitian  ini  diproduksi  oleh  Gradko  Company,  Inggris.  Untuk  pengukuran  di  dalam  negeri, koefisien  difusi  yang  digunakan  perlu  dihitung  ulang,  dikoreksi  dan  disesuaikan  dengan  kondisi  lingkungan  di Indonesia  terutama  dari  segi  temperatur  dan  kelembaban  yang  cukup  berbeda  dengan  luar  negeri.  Penelitian dilakukan  dalam  sebuah  lingkungan  terkontrol  berbentuk  reaktor  tertutup,  yang  dilengkapi  dengan  pengatur temperatur,  kelembaban,  kecepatan  angin,  dan  konsentrasi  gas  polutan.  Sebelum  digunakan,  sampler  perlu dibersihkan terlebih dahulu dari senyawa-senyawa   pengganggu   seperti   SO 2 ,   Nitrit,   dan   PAN   (Peroxyacetil Nitrate).    Hasil    dari    penelitian  menunjukkan  bahwa  rerata  temperatur  sebesar  26,14 0 C  menghasilkan perubahan  pada  laju  pengambilan  tube sampler sebesar 3,167% dan konsentrasi NO 2 sebesar 131,2 µg/m³. Hasil konsentrasi  ini  memiliki  akurasi  sebesar 14,62  %  jika  dibandingkan  dengan  metode  aktif  manual.  Data  dengan akurasi  kurang  dari  25%  terhadap  metode  acuan  dapat  dikatakan  akurat,  sehingga  koefisien  difusi  yang digunakan  dalam  perhitungan  tidak  perlu  dikoreksi.  Secara  keseluruhan,  pengaruh  temperatur  terhadap performansi  tube  sampler  di  Indonesia  tidak  begitu  signifikan  karena  Indonesia  berada  di  zona  tropis  dan  tidak mengalami temperatur ekstrim tinggi dan ekstrim rendah.
Kata kunci: Koefisien difusi, sampler pasif, temperatur.
Abstract: Nitrogen  dioxide  is  an  important  gaseous  air  pollutant.  The  main  source  of  nitrogen  dioxide  is  vehicle emissions and combustion process in industries. NO2 is a pollutant that causes acid rain and can cause chronic lung damages  at  high  concentrations.  To  prevent  this  situation,  it  is  necessary  to  monitor  air  quality  for  the concentrations of NO2  in ambient air. The method for air quality monitoring that can be done is a passive method, using  passive  sampler.  Passive  sampler  used  in  this  study  was  produced  by  Gradko  Company,  England.  For measurements in  domestic area,  the  used  diffusion  coefficient  needs  to  be  recalculated, corrected  and  adjusted  to environmental conditions in  Indonesia, especially  because of  the  differences of  temperature and  humidity  between Indonesia  and  overseas.  The  study  was  conducted  in  a  reactor  with  controlled  environment,  equipped  with temperature,  humidity,  wind  speed,  and  concentration  of  pollutant  control.  Before  using,  the  samplers  should  be cleaned in advance of nuisance compounds like SO2, Nitrite, and PAN (Peroxyacetil Nitrate). Results from the study showed  that  the  average  temperature  of  26,14  °C  give  changes  for  about  3,167  %  in  uptake  rate  and  NO2 concentration  of  131,2µg/m³.  This  results  has  an  accuracy  of  14,62  %  when  compared  with  the  manual  active method. Data with an accuracy of less than 25% from the reference method can be said to be accurate, so that the diffusion coefficient used in the calculation does not need to be corrected. Overall, the effects of temperature on the performance of tube sampler in Indonesia are insignificant, probably because Indonesia located at tropics zone and do not experience extreme low and extreme high temperature.
Key words : Diffusion coefficient, passive sampler, temperature.

## PENDAHULUAN
Nitrogen  dioksida  merupakan  gas  polutan  yang  cukup  penting.  Sumber  utama  nitrogen  dioksida adalah  emisi  kendaraan  bermotor  dan  proses  pembakaran  di  industri.  NO2    memainkan  peran  penting dalam  pembentukan  polutan  sekunder  di  troposfer,  seperti  ozon  dan peroxyacyl  nitrate (PAN)  dan merupakan  salah  satu  polutan  yang  menyebabkan  hujan  asam.  Tidak  hanya  itu,  NO2    juga  dapat menimbulkan  gangguan  terhadap  pernapasan  manusia  dan  menyebabkan  kerusakan  paru-paru  kronis pada konsentrasi  yang tinggi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan adanya pemantauan kualitas udara terhadap konsentrasi NO2 di udara ambien.
Umumnya  pemantauan  NO2    dilakukan  dengan  menggunakan  metode  aktif,  yang  merupakan metode  konvensional  dan  lebih  sering  digunakan  sebagai  metode  pemantauan kualitas udara. Tetapi, salah  satu  kekurangan  metode  ini  adalah  pengoperasiannya  yang  memerlukan  biaya  operasional  yang tinggi  dan  pasokan  listrik  yang  cukup  untuk  kebutuhan pompa  penghisap.  Sebagai  alternatif,  Palmes (1976)  mengembangkan  metode  pasif  yang  lebih  sederhana  dan  mudah  digunakan  dengan  biaya operasional yang tidak mahal.
Metode  pasif  menggunakan diffusive  sampler dimana  transfer  massa  dari  udara  ambien  menuju larutan  penyerap  di  dalam sampler dilakukan  melalui  proses  difusi.  Massa  dari  substansi  yang  berdifusi pada interval waktu tertentu dipengaruhi oleh parameter geometri seperti keterkaitan antara panjang dari area  difusi  dan  gradien  konsentrasi  serta  difusi cross-section. Maka  dari  itu,  laju  pengambilan sampler pasif  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  nilai  koefisien  difusi  (D)  substansi  dan  geometri sampler yang digunakan.
Dalam  penggunaan  metode  pasif,  yang  harus  diperhatikan  adalah sampler pasif  yang  akan digunakan sebagai media penangkap gas polutan. Umumnya sampler pasif  yang digunakan pada metode pasif  diproduksi  di  luar  negeri.  Untuk  setiap  parameter  yang  diukur,  koefisien  difusi  yang  diberikan adalah  koefisien  difusi  awal  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  lingkungan  di  luar  negeri.  Agar  dapat digunakan  di  Indonesia,  koefisien  difusi  ini  perlu  dihitung  ulang,  dikoreksi  dan  disesuaikan  dengan kondisi  lingkungan  di  Indonesia,  terutama  dengan  kondisi  meteorologi  Indonesia  yang  cukup  berbeda dengan luar negeri dilihat dari segi temperatur dan kelembaban.
Penelitian  ini  dilakukan  dalam  sebuah  lingkungan  terkontrol  berbentuk  reaktor  yang  dilengkapi dengan  pengatur  temperatur,  kelembaban,  dan  konsentrasi  gas  polutan. Sampler pasif  dipaparkan terhadap  gas  polutan  selama  interval  waktu  tertentu  untuk  kemudian  dilakukan analisis perhitungan konsentrasi.  Konsentrasi  gas  polutan  yang  terukur  melalui  metode  pasif  kemudian  akan  dibandingkan dengan  konsentrasi  gas  polutan  yang  terukur  oleh  metode  aktif  manual.  Perbedaan  antara  kedua konsentrasi  tersebut  kemudian  dapat  digunakan  dalam  perhitungan  koreksi  koefisien  difusi.  Selain  itu, juga dilakukan analisis tentang pengaruh temperatur terhadap kemampuan difusi sampler pasif.

## METODOLOGI
Metode  pemantauan  NO2   yang  akan  digunakan  adalah  metode  pasif  menggunakan sampler pasif  tipe tube jenis Palmes. Untuk  melakukan  keseluruhan  metode  tersebut,  diperlukan  studi  literatur untuk  mengetahui  prinsip  pengukuran  NO2    menggunakan  metode  pasif,  metode  analisis  yang digunakan  untuk  mengukur  konsentrasi  NO2    yang  tertangkap,  dan  mempelajari  pengaruh    temperatur terhadap  kemampuan  difusi sampler pasif   yang  digunakan.  Tahapan kegiatan  yang akan dilakukan dapat dilihat pada Gambar 1 .

## Gambar 1. Metodologi penelitian

## Penentuan Nilai Variabel
Konsentrasi NO2
Konsentrasi NO2  yang dialirkan ke dalam reaktor telah diatur besarannya  dan divalidasi menggunakan metode aktif manual. Nilai konsentrasi NO2 dari hasil pengukuran akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya dalam menentukan koreksi koefisien difusi NO2.
Temperatur dan Kelembaban Relatif
Penelitian  ini  menggunakan  satu  variasi  temperatur  dan  satu  variasi  kelembaban  relatif yang  disesuaikan  dengan  kondisi  daerah  Thamrin  dan  Cendrawasih,  Jakarta.  Variasi  digunakan dalam  bentuk  rentang  untuk  memudahkan  pengondisian  di  dalam  reaktor.  Rentang  temperatur yang  akan  digunakan  adalah  26  –  27 o C  yang  menggambarkan  temperatur  minimum  dan  60  – 70% yang menggambarkan kelembaban relatif rata-rata selama 12 jam (06.00 – 18.00 WIB). Waktu Pajanan
Waktu  pajanan  dalam  reaktor  dihitung  dengan  menggunakan  persamaan  pada  kurva kalibrasi  NO2.  Kurva  kalibrasi  ini menggambarkan  luas  area  bacaan  nitrit  dengan  jumlah  nitrit yang  terkandung  dalam  sampel.  Berdasarkan  hukum  difusi  pertama  Fick,  didapat  bahwa  waktu pajanan  minimum  untuk  konsentrasi  nitrogen  dioksida  sebesar 150  µg/m 3 adalah  ±  200  menit. Konsentrasi  yang  lebih  tinggi  akan  memerlukan  waktu  pajanan  yang  lebih  singkat,  begitu  pula sebaliknya.
Penelitian  ini  menggunakan  dua  variasi  waktu  pajanan,  yaitu  empat  jam  dan  delapan  jam.  Hal tersebut  dilakukan  untuk  membandingkan  konsentrasi  yang  tertangkap  oleh tube  sampler jika waktu pajanan diperpanjang dari waktu seharusnya.

## Tahap Preparasi, Impregnasi, dan Penyimpanan
Sampler pasif  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sampler pasif  tipe tube jenis Palmes ( Gambar 2 ) yang diproduksi oleh Gradko International Company, Inggris. Bahan tube yang digunakan  adalah  akrilik  dengan  panjang  71  mm  dan  diameter  internal  11  mm.  Pada  bagian  atas  dan bawah tube digunakan tutup berbahan polyethylene yang bersifat inert terhadap reaksi.  Di  dalam sampler pasif  terdapat  dua  buah stainless  steel  mesh dengan  diameter  12  mm dan pori-pori berukuran 4*4 mm 2 .
Gambar 2. Tube sampler (Varshney and Singh, 2003)
Sebelum sampler pasif digunakan dalam penelitian, sampler perlu dibersihkan terlebih dahulu dari senyawa-senyawa  pengganggu  seperti  SO2,  Nitrit,  dan  PAN  ( Peroxyacetil  Nitrate ).  Tahap  awal  yang dilakukan  adalah  preparasi.  Pada  preparasi, sampler direndam  dalam  deterjen  bebas  asam  dan  dicuci dengan ultrasonic bath.  Setelah  itu, sampler dibilas  dengan  larutan  HCl  dan  akuades  sebanyak  dua  kali untuk menghilangkan kandungan lemak.
Tahapan selanjutnya adalah impregnasi. Pada tahap ini,  larutan penyerap  yang digunakan untuk pengukuran NO2  adalah larutan 50% v /v Triethanolamine (TEA) dalam acetone . Pada cap diletakkan dua buah mesh lalu dilakukan impregnasi larutan penyerap dengan micropipet sebanyak 50 µl. Penyimpanan sampler dapat  dilakukan pada suhu ruangan selama 39 hari  (Cape, 2005). Namun, keadaan  sampel  akan  lebih  optimal  apabila  penyimpanan  dilakukan  di  lemari  pendingin  pada  suhu  3-5 o C.  Selama  penyimpanan  sampel  di  lemari  pendingin,  sampel  dimasukkan  ke dalam dua plastik yang ditutup rapat dan disimpan di tempat yang gelap.

## Persiapan Reaktor
Penelitian  ini  berskala  laboratorium,  dimana  penentuan  kemampuan  difusi tube  sampler untuk  pengukuran  NO2  dilakukan  pada  sebuah  lingkungan  tertutup  berbentuk  reaktor  yang  dapat dikontrol  keadaannya.  Reaktor  yang  digunakan  terbuat  dari  bahan  plexiglas  dengan  ketebalan  4mm untuk mencegah terjadinya reaksi oksidasi pada dinding reaktor oleh nitrogen dioksida. Rangkaian reaktor yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 3 .
Gambar 3. Skema reaktor
Tiap  komponen  pada  rangkaian  reaktor  memiliki  fungsi  masing-masing  yang  dapat  membantu dalam  pengaturan  variabel  yang  akan  digunakan  pada  saat  pengukuran.  Komponen  yang  paling  utama dalam  pengaturan  variasi  temperatur  dan  kelembaban  adalah heater dan diffuser berisi air.

## Analisa
Sampel  yang  telah  dipasang  di  reaktor  akan  dianalisis  dengan  metode Griess  Saltzman dengan  menghitung  jumlah  NO2  sebagai  nitrit  dalam  air.  Larutan  yang  diperlukan  saat  analisis adalah larutan  Saltzman,  terbuat  dari  50% v /v  larutan  sulfanilamide  dan  10% v /v  larutan  NEDA.  Larutan sulfanilamide  dibuat  dengan sulfanilamide 2% w /v  dan  5% v /v  larutan orthophosphate . Larutan NEDA dibuat dengan 0,14% w /v N-1 Naphtyl ethylene diamine dichloride . Perhitungan konsentrasi NO2 dapat dilakukan menggunakan Persamaan 1:

## Dimana:
C   : Konsentrasi terukur oleh sampler pasif (µg/m 3 ) Q   : Kuantitas absorbansi yang terkandung dalam sampel (µg) d    : Panjang tube (m) t     : Lama waktu paparan (detik) A : Luas penampang tube (m 2 ) D   : Koefisien difusi (m 2 /s)
(1)
Untuk menghitung nilai D sesuai dengan temperatur pada saat pengukuran, maka nilai D harus dikoreksi menggunakan Persamaan 2 (Massman, 1998):
Dimana:
DT           : Nilai koefisien difusi terkoreksi D294        : Nilai D pada suhu 294 K T          : Temperatur aktual (K)
(2)
T (°C)     RH (%) Volume Koreksi                           C               C Volume µl NO ₂ (ppm)       (µg/m ³ ) Menit ke- A 0 0,374 3 2,8195 0,2274 0,0806 151,7311 26,6 58 30 0,746 6 5,7471 0,4536 0,0789 148,4809 26,1 57 60 0,678 6 5,7252 0,4122 0,0720 135,4635 26,2 56 90 0,619 6 5,7692 0,3764 0,0652 122,7313 26 56 120 0,868 6 5,7252 0,5277 0,0922 173,4252 26,2 77 150 0,801 6 5,7034 0,4870 0,0854 160,6496 26,3 84 180 0,991 6 5,7915 0,6025 0,1040 195,7333 25,9 73 210 0,684 6 5,7252 0,4159 0,0726 136,6623 26,2 68 240 0,804 6 5,8140 0,4888 0,0841 158,1856 25,8 69 270 0,803 6 5,8140 0,4882 0,0840 157,9889 25,8 69 300 0,787 6 5,8140 0,4785 0,0823 154,8409 25,8 70 330 0,787 6 5,7471 0,4785 0,0833 156,6414 26,1 68 360 0,71 6 5,8140 0,4317 0,0742 139,6913 25,8 69 390 0,61 6 5,8140 0,3709 0,0638 120,0165 25,8 67 420 0,67 6 5,8140 0,4074 0,0701 131,8214 25,8 67 450 0,639 6 5,8140 0,3885 0,0668 125,7222 25,8 66 480 0,643 6 5,8140 0,3909 0,0672 126,5092 25,8 65 rata-rata (4 jam) 0,0817 153,6736 26,1444 66,4444 rata-rata (8 jam) 0,0780 146,8408 26 67

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemaparan Sampler Pasif Terhadap Parameter NO2 Di Dalam Reaktor
Pemaparan sampler pasif terhadap parameter NO2  dilakukan di dalam reaktor selama 240 dan 480 menit.  Pengondisian  reaktor  terhadap  temperatur  dan  kelembaban  dilakukan  selama  30  menit  dengan menggunakan diffuser sebagai  pengatur  kelembaban  dan  penangas  air  sebagai  pengatur  temperature. Sebelum tube  sampler dimasukkan  ke  reaktor,  dilakukan  pengondisian  kestabilan  kadar  NO2    di  dalam reaktor menggunakan hasil pengukuran dengan metode aktif manual.
Untuk menjaga agar nilai konsentrasi, suhu dan kelembaban di dalam reaktor tetap pada rentang yang  diinginkan,  maka  pembacaan  nilai  ketiga  variasi  tersebut  dilakukan  tiap  30  menit. Tabel  1 menunjukkan data hasil pembacaan ketiga parameter tiap 30 menit:
Tabel 1. Data pembacaan konsentrasi NO2, suhu, dan kelembaban dalam reaktor
NO ₂ dengan metode aktif manual
Jumlah tube sampler yang digunakan pada tiap variasi adalah sembilan sampler , yang terdiri dari tiga  blanko  laboratorium,  tiga  blanko  reaktor,  dan tiga  sampel.  Blanko  laboratorium  digunakan    sebagai indikator  tingkat  ketelitian  dan  kebersihan  pada  tahap  preparasi  tiap komponen sampler ,  sedangkan blanko  reaktor  digunakan  untuk  melihat  pengaruh  meteorologis  di  lapangan  terhadap  sampel  dan memeriksa  adanya  indikasi  kebocoran  pada sampler .   Untuk setiaap pengukuran, sampel dibuat secara triplikat untuk meningkatkan keakuratan hasil data pengukuran.
Untuk waktu pajanan empat jam, temperatur rata-rata yang dihasilkan adalah 26,14°C, sedangkan untuk  waktu  pajanan  delapan  jam,  temperatur  dan  kelembaban  rata-rata  yang  dihasilkan  adalah  sebesar 26°C.  Rata-rata  untuk  variasi  temperatur  berhasil  dicapai  karena  tetap  berada  pada  rentang  26  –  27 o C. Sedangkan  bagi  kelembaban,  pada  waktu  pajanan  empat  jam  dihasilkan  kelembaban  relatif  rata-rata
sebesar  66,44%  dan  untuk  delapan  jam  dihasilkan  kelembaban  relatif  rata-rata  sebesar  67%.  Rata-rata untuk variasi kelembaban relatif berhasil dicapai karena tetap berada pada rentang 60 – 70%.

## Kurva Kalibrasi NO2
Untuk  menentukan  konsentrasi  NO2    pada  sampel  yang  akan  dianalisa  diperlukan  kurva kalibrasi.    Kurva    kalibrasi    dibuat    dengan    mengukur    nilai    absorbansi    dari    beberapa    variasi konsentrasi  NO2  dalam larutan standar. Variasi larutan standar  yang digunakan adalah 0 ml, 0,2 ml,  0,4 ml,  0,6  ml,  0,8  ml,  dan  1  ml.  Nilai  1  ml  NO2    pada  air  setara  dengan  10  µl  NO2    pada  udara. Kemudian,  ke  dalam  tiap  labu  ukur  ditambahkan  larutan  Saltzman  hingga  mencapai volume 25 ml. Variasi volume NO2  yang diperlukan untuk membuat kurva kalibrasi adalah 0 µl, 2µl, 4µl, 6 µl, 8 µl, dan 10  µl.  Setelah  itu,  larutan  disimpan  selama  30  menit  di  ruangan  gelap  untuk  menstabilkan  warna larutan sebelum diukur di spektrofotometer.
Warna  yang terbentuk  pada setiap labu ukur kemudian diperiksa menggunakan spektrofotometer pada  panjang  gelombang  λ  540  nm.  Nilai  absorbansi  yang  didapatkan kemudian diplot pada grafik antara absorbansi dan konsentrasi (Gambar 4) .
Gambar 4. Kurva kalibrasi NO2 dengan metode spektrofotomer
Nilai R 2 pada kurva kalibrasi yang ditunjukkan oleh Gambar 4 mengindikasikan bahwa sebesar 99,23%  absorbansi  memberikan  pengaruh  terhadap  µl  NO2    di  udara.  Nilai  R 2 tersebut  tergolong sangat  baik  (hampir  mendekati  100%)  sehingga  kurva  dapat  digunakan  untuk  perhitungan  konsentrasi NO2 di udara.
Untuk setiap analisis sampel, kurva kalibrasi yang digunakan akan selalu berbeda, karena larutan Saltzman  yang  digunakan  pada  tiap  analisis  pun  berbeda-beda.  Larutan  Griess  Saltzman  hanya  dapat dibuat  dan  digunakan  dalam  kurun  waktu  24  jam,  karena  apabila  dibiarkan  terlalu  lama  akan memungkinkan terjadinya kontaminasi.

## Perhitungan Konsentrasi NO2
Pengukuran  NO2  dengan  menggunakan tube  sampler di  dalam  reaktor  dilakukan  secara triplikat  sehingga terdapat tiga data  untuk  tiap  pengukuran.  Untuk  keseluruhan data,  hasil  yang akan    digunakan    adalah    hasil    yang  terdapat    di    antara    batas    atas    dan    batas    bawah.    Nilai    ini didapatkan dari penjumlahan dan pengurangan standar deviasi terhadap reratanya. Hasil pengukuran yang memenuhi syarat sebagai data yang presisi dan dapat digunakan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2. Hasil Pengukuran Konsentrasi NO2
Blanko Laboratorium             Blanko Reaktor                           Sampel 4 jam 8 jam 4 jam 8 jam 4 jam 8 jam R1 6,486 7,644 142,518 3,398 131,2 60,02 R2 6,486 3,011 52,030 26,049 131,2 54,364 R3 3,011 18,067 29,408 31,712 29,4 48,7 Batas Atas 7,333 17,285 134,504 35,369 156,0409 60,02 Batas Bawah 3,321 1,863 14,800 5,404 38,492 48,7 Rerata 6,486 5,327 40,719 28,881 97,267 54,364 Data yang R1 dan R2 R1 dan R2 R2 dan R3 R2 dan R3 R1 dan R2 R1 dan R2

## Digunakan
Gambar  5 merupakan  data  konsentrasi  NO2   pada  blanko  laboratorium  dan  blanko reaktor pada waktu pajanan empat dan delapan jam dalam bentuk grafik:
Gambar 5. Konsentrasi NO2 pada blanko laboratorium dan blanko reaktor
Untuk  blanko  laboratorium  delapan  jam,  terjadi  anomali  data  pada  replikat  ketiga  yang menghasilkan  konsentrasi  NO2  cukup  tinggi  dengan  hasil  sebesar  18,067  µg/m³.  Hal  ini  kemungkinan disebabkan  oleh  kurangnya  ketelitian  pada saat  melakukan  impregnasi.  Seharusnya  setiap  kegiatan pada tahap  impregnasi  dilakukan  di  ruangan  yang  tertutup,  sehingga  memperkecil  kemungkinan  adanya kontaminasi dari udara ambien pada saat melakukan impregnasi.
Pada  tiap  replikat tube  sampler ,  dapat  dilihat  bahwa  konsentrasi  NO2  yang  terukur  di blanko reaktor  lebih  tinggi  daripada  konsentrasi  NO2  yang  terukur  pada  blanko  laboratorium.  Hal  ini kemungkinan  disebabkan  oleh  adanya  pengaruh  dari  variabel  meteorologi  seperti  temperatur
dan      kelembaban      relatif      terhadap      blanko.      Pengaruh      dari      kondisi      meteorologi      tersebut menyebabkan  adanya  kebocoran  pada tube  sampler sehingga  konsentrasi  NO2   yang  terukur cukup tinggi.
Pada perhitungan  konsentrasi  NO2  yang terukur di sampel, untuk  memperoleh hasil konsentrasi maka  jumlah  µl  nitrit  pada  sampel  dikurangi  dengan  jumlah  µl  nitrit  pada  blanko  laboratorium.    Hasil pengukuran  konsentrasi  NO2   dengan tube  sampler menunjukkan  bahwa masih  terdapat  data  yang tidak  masuk  ke  dalam  rentang  batas  atas  dan  batas  bawah.  Maka  dari  itu,  untuk  menghasilkan  data dengan  akurasi  yang  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  metode  aktif  manual,  maka  data  yang  digunakan hanyalah  data  yang  berada  dalam  rentang  kedua  daerah  tersebut.  Untuk  pengukuran  selama  empat  jam, rerata konsentrasi NO2  yang tertangkap oleh tube sampler adalah 169,664 µg/m³, dan untuk pengukuran selama  delapan  jam  menghasilkan  rerata  konsentrasi  NO2  sebesar  73,61  µg/m³.  Konsentrasi  NO2  yang akan digunakan dalam perhitungan selanjutnya  adalah  konsentrasi  NO2  yang  memiliki  nilai  mendekati hasil  pengukuran  manual, yaitu  pengukuran  selama  empat  jam.  Hasil  pengukuran  konsentrasi  NO2 yang  dilakukan  di reaktor selama empat jam dan delapan jam dapat dilihat pada Gambar 6 berikut:
Gambar 6. Konsentrasi NO 2 dengan pengukuran metode pasif menggunakan tube sampler

## Koreksi Koefisien Difusi
Berdasarkan Gambar    6 ,    dapat    dilihat    bahwa    konsentrasi    NO2      yang    terukur    di tube sampler dengan  waktu  pajanan  empat  jam  lebih  besar  daripada  konsentrasi  NO2  yang  terukur  di tube sampler dengan  waktu  pajanan  delapan  jam.  Persentase  selisih  pengukuran  konsentrasi  NO2  selama empat jam  memiliki  akurasi  sebesar  14,62% terhadap  metode  aktif manual, dan pengukuran  konsentrasi NO2    selama  delapan  jam  memiliki  akurasi  sebesar  62,98%  terhadap  metode aktif  manual.  Persentase selisih  ini  diperoleh  dengan  membagi  nilai  perbedaan  hasil  pengukuran  konsentrasi  dengan  hasil pengukuran konsentrasi dengan metode aktif manual.
Untuk pengukuran selama empat jam, konsentrasi NO2  yang terukur telah sesuai dengan kategori hasil  yang  akurat  menurut  Cape  (2005)  dan  Hafkenscheid  (2009),  yang  menyatakan  bahwa  pengukuran dengan  metode  pasif  dapat  dikatakan  akurat  apabila  selisihnya  kurang  dari  25%  terhadap  metode acuan. Maka dari itu, koefisien difusi yang digunakan dalam perhitungan tidak perlu dikoreksi.

## Pengaruh Temperatur Terhadap Difusivitas Sampler Pasif
Temperatur  memiliki  pengaruh  terhadap  koefisien  difusi  dan  jumlah  material   yang diadsorpsi.  Menurut  Henschler  (1991),  terdapat  perbandingan  lurus antara  kenaikan  temperatur terhadap koefisien  difusi.  Semakin  tinggi  temperatur  pada  saat  paparan,  maka  semakin  tinggi  pula  nilai koefisien  difusi  substansi  NO2  di  udara,  yang  mengakibatkan  meningkatnya  nilai  laju  pengambilan ( uptake  rate ) tube  sampler. Pada  penelitian  ini,  rata-rata  temperatur  yang  dihasilkan  adalah  26 o C, menyebabkan nilai koefisien difusi NO2  lebih besar dari nilai koefisien difusi pada 21 o C.
Berdasarkan  hasil  pengukuran  selama  empat  jam,  dapat  disimpulkan  bahwa  temperatur  tidak mempengaruhi  kemampuan  difusi sampler pasif  terhadap  gas  polutan  NO2.  Perubahan  temperatur menyebabkan      adanya      perubahan      pada      koefisien      difusi,      yang      lebih      lanjut  menyebabkan perubahan   pada   laju    pengambilan   sebesar    3,167%.    Kecenderungan   pada perubahan  koefisien difusi  yang  disebabkan  oleh  temperatur  hanya  memiliki  pengaruh  kecil  dan  belum  dapat  diperkirakan kecuali  pada  daerah-daerah  temperatur  sangat  rendah  (Cape,  2005).  Pada  temperatur  sangat  rendah, terdapat kemungkinan adanya pengaruh yang signifikan terhadap performansi tube sampler , karena TEA yang digunakan sebagai larutan penyerap membeku pada 21 o C. Larutan yang membeku dapat menyebabkan TEA tidak dapat menyerap NO2  dengan baik. Tetapi, karena lingkup studi yang dilakukan pada penelitian ini adalah temperatur di wilayah Indonesia khususnya Jakarta,  maka  hal  ini  bukanlah  hal  yang  perlu  dikhawatirkan  karena  Jakarta  berada  di  zona  iklim  tropis dan  tidak  pernah  mengalami  suhu  yang  sangat  rendah.  Selain  itu,  terdapat  kemungkinan  bahwa  jumlah data pada penelitian ini kurang dapat merepresentasikan hubungannya terhadap perubahan temperatur.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  konsentrasi  NO2  yang  terukur  pada tube sampler dengan waktu pajanan selama 4 jam adalah 131,2 µg/m³. Persentase selisih pengukuran konsentrasi  NO2  selama empat  jam  memiliki  akurasi  sebesar  14,62  %  terhadap  metode  aktif manual  dan  telah termasuk  dalam kategori akurat. Maka dari itu, koefisien difusi yang digunakan dalam perhitungan konsentrasi NO2  tidak perlu dikoreksi.
Secara  keseluruhan  pengaruh  temperatur  di  Indonesia  terhadap  kemampuan  difusi tube  sampler tidak  begitu  signifikan  dan  mengubah  data  konsentrasi  secara  drastis,  karena  temperatur  di  Indonesia tidak  berada  dalam  keadaan  ekstrim  tinggi    dan  rendah    yang  terbukti  memiliki  pengaruh  besar terhadap  performansi tube  sampler .  Temperatur  26  –  27 o C  yang  digunakan dalam penelitian hanya mengubah  laju  pengambilan tube  sampler sebesar  3,167%  dan  data  yang  dihasilkan  dalam  perhitungan tetap tergolong akurat.
Penelitian  ini  perlu  dilanjutkan  untuk  melihat  performansi tube  sampler jika  dipaparkan  pada rentang temperatur rata-rata, 29 – 30 o C dan rentang temperatur rata-rata kota Bandung, 25 –  26  oC.  Hasil  pengukuran  pada  ketiga  variasi  ini  dapat  dibandingkan  dan  akhirnya  didapatkan  analisa yang  tepat  tentang  pengaruh  temperatur  di  Indonesia  terhadap  penggunaan tube  sampler untuk pengukuran NO2.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian ini didanai oleh Dana Mandiri ITB yang telah mendukung Proyek “Evaluasi Pengaruh Faktor Meteorologi Terhadap  Performansi Passive Sampler Untuk Pengukuran Ozon dan NO2 di dalam Reaktor Terkontrol”.

## DAFTAR PUSTAKA
Bird,  C.  et  al.  (2008).  Diffusion  Tubes  for  Ambient  NO2  Monitoring:  Practical  Guidance.  Defra  Report.  AEA Energy and Environment from the AEA Group.
Brown, R. H. (1993). The Use of Diffusive Samplers for Monitoring of Ambient Air. Pure & Applied Chemical, Vol.
65, No. 8: 1859-1874.
Cape, J. N. (2005). Review of the use of passive diffusion tubes for measuring concentrations of nitrogen dioxide in air. Centre for Ecology and Hydrology: United Kingdom.
Cruz, L. Campos, V. Novaes, J. Tavares, T. (2005). Laboratory Validation of a Passive Sampler For  SO2  Atmospheric  Monitoring. The  Journal  of  the  Brazilian  Chemical  Society, Vol. 16, No. 1: 50-57. Gerboles,  M.,  Buzica,  D.,  Amantini,  L.  (2005).  Modification  of  the  Palmes  diffusion  tube  and  semi-empirical modelling   of   the    uptake   rate    for    monitoring   nitrogen    dioxide. Atmospheric Environment, 39: 2579-2592.
Hafkenscheid,  T.,  Fromage-Mariette,  A.,  Goelen,  E.,  Hangartner,  M.,  Pfeffer,  U.,  Plaisance,  H.,  de  Santis,    F., Saunders,  K.,  Swaans,  W.,  Tang,  Y.  S.,  Targa,  J.,  van  Hoek  C.,  and Gerboles, M. (2009). Review of the  application  of  diffusive  samplers  in  the  European  Union  for  the  monitoring  of  nitrogen  dioxide  in ambient air. Office for Official Publications of the European Communities: Luxembourg.
Henschler,  D.,  Kettrup,  A.  (1991).  Analyses  of  Hazardous  Substances  in  Air  Volume  1.  VCH  Publisher  Inc:  New York.
Lestari,  K.  M.  (2011).  Evaluasi  Presisi  dan  Akurasi  Passive  Diffusion  Tube  Untuk  Pengukuran  NO2.  Laporan Tugas Akhir. Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia
Keith,  Lawrence.  (1984).  Identification  and  Analysis  of  Organic  Pollutants  in  Air.  Butterworth Publishers: USA. Massman, W. J. (1998). A review of the molecular diffusivities of H2O, CO2, CH4, CO, O3, SO2, NH3,  N2O,  NO, and  NO2   in  air,  O2   and  N2  near  STP.  Atmospheric  Environment,  32: 1111-1127.
Palmes,  E.  D.,  Gunnison,  A.  F.,  DiMattio,  J.  and  Tomcaryk,  C.  (1976).  Personal  Sampler  for Nitrogen Dioxide. American Industrial Hygiene Association Journal, 37: 570-577.
Tang,  Y.  S.,  Cape,  J.  N.,  Sutton,  M.  A.  (2001).  Development  and  Types  of  Passive  Sampler  for  Monitoring Atmospheric  NO2    and  NH3    Concentrations.  Proceedings  of  the  International  Symposium  on  Passive Sampling  of  Gaseous  Air  Pollutants  in  Ecological  Effects  Research,  Riverside,  California,  USA.  The Scientific World, 1: 513-529.
Van Reeuwijk, H., Fischer, P. H., Harssema, H., Briggs, D. J., Smallbone, K., Lebret, E. (1998).Field   Comparison of    Two    NO2        Passive    Samplers    To    Assess    Spatial    Variation.  Environmental  Monitoring  and Assessment, 50: 37-51.
Varshney,  C.  K.,  and      Singh,  A.  P.  (2003).  Passive  Samplers  for  NOx    Monitoring:  A  Critical  Review.  The Environmentalist, 23: 127-136.