## Faculty of Sains and Technology, Ibrahimy University
S4-Accredited : 85/M/KPT/2020 Journal page is available to : https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/JIMI

## PEMBUATAN ALAT MONITORING INFUS BERBASIS NODEMCU ESP8266
Siti Nur Khasanah 1) , Maisyaroh 2) , Ade Nugraha 3) ,  Mohamad Ulinnuha 4)
1 Sistem Informasi, Universitas Nusa Mandiri
2,3,4 Teknologi Komputer, Universitas Bina Sarana Informatika
email: 1 siti.skx@nusamandiri.ac.id, 2 maysaroh@bsi.ac.id, 3 adenugraha1007@gmail.com,
4 mohamadulinuha97@gmail.com

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article History:
Recieved   :  26 October 2021 Revised   :  15 December 2021 Accepted   :  29 December 2021 Published  :  31 December 2021 The  problem  of  late  replacement  of  infusion  mattresses  for patients  in  a  medical  institution  is  still  common  today.  It  still helps  him  closely  with  the  nurses'  negligence  in  monitoring  the patient's infusion condition. This condition is very dangerous for the patient's health. Therefore the making of infusion monitoring equipment  based  on  NodeMCU  esp8266.  This  tool  works  by relying on the results of sensor readings that are inserted into the microcontroller  which  will  be  processed  by  NodeMCU.  The sensor  used  in  making  this  system  is  the  sensor  module,  the sensor  reading  sensor  is  the  intended  emission  sensor  -  in  this case,  means  the  drip  drops,  the  sensor  will  count  the  number  of drops. From the number of drops, it can be used to count the drip infusion.  In  this  study,  it  can  be  concluded  that  the  NodeMCU ESP  8266-based  infusion  monitoring  tool  using  the  IR  Obstacle sensor  component  has  been  successfully  made  through  the functionality test process.
Keywords: Monitoring Tool Infusion
NodeMCU Infrared
IEEE style in citing this article: S.  N.  Khasanah,  Maisyaroh,  A. Nugraha  and  M.  Ulinnuha, “Pembuatan  Alat  Monitoring Infus Berbasis NodeMCU ESP8266”, Jurnal.ilmiah.informatika,  vol.  6, no. 2, pp. 105-110, Dec. 2021.
Corresponding Author: Siti Nur Hasanah Universitas Nusa Mandiri
© 2021 Jurnal Ilmiah Informatika (Scientific Informatics Journal) with CC BY NC licence

## 1. PENDAHULUAN
Teknologi  di  zaman  sekarang  ini semakin  berkembang  cepat  dan  pesat.
Bahkan saat ini teknologi dapat diaplikasikan  di  bidang  kesehatan.  Salah satunya  diterapkan  pada  alat  medis rumah  sakit.  Teknologi  yang  digunakan
pada  peralatan  medis  ini  menjadikan peralatan  semakin  canggih  dan  modern sehingga  dapat  memberikan  ketepatan dan efisiensi dalam pemakaiannya.
Banyaknya jumlah pasien serta keterbatasan tenaga medis merupakan hal yang  menjadi  permasalahan  pada  rumah
sakit. Seperti jumlah keterbatasan Perawat yang  harus  bekerja  dan  memberikan pelayanan selama 24 jam dengan mengontrol  keadaan  pasien  rawat  inap satu  per  satu  untuk  memberikan  cairan infus. “Saat ini alat infusnya menggunakan  metode  manual  sehingga banyak terjadi kesalahan dalam penggantian  cairan  infus  yang  sudah habis, perawat tidak langsung mengetahui infus sudah habis sehingga dapat mengakibatkan hal yang tidak diinginkan [1].
Hal  yang  dapat  dilakukan  oleh Perawat untukmengatur kecepatan tetesan cairan infus dengan cara mengurangi  atau  meningkatkan  tekanan pada  tabung  infus  yang  terpasang  di selang.  Perawat  juga  dapat  menghitung jumlah tetesan cairan  infus untuk memastikan  bahwa  aliran  cairan  sudah benar  untuk  memenuhi  kebutuhan  obat dan  cara  kerjanya.  Dengan    keterbatasan tersebut  memungkinkan  untuk  terjadinya kelalaian  pada  saat  perawat  bertugas untuk  menjaga  pasien  .  Salah  satunya adalah  kelalaian  pada  saat  perawat memantau  kondisi  cairan  infus  pasien dengan  cara  mendatangi  satu  per  satu pasien  sementara  jumlah  pasien  yang banyak menyebabkan pemeriksaan cairan infus  menjadi  tidak  efektif.  Pemberian Infus  ini  adalah  ketika  pasien  dehidrasi, ketika kebutuhan makanan dan minumannya tidak mencukupi.
Infus juga digunakan untuk memudahkan  pemberian  obat  sebagai suntikan,  yang  harus  diberikan  melalui vena.  Dalam  hal  ini,  keadaan  infus seringkali  tidak  terpantau  dengan  baik alirannya  atau  laju  tetesnya.  Jika  volume infus tidak dipantau secara teratur, sangat berbahaya  bagi  pasien.  Jika  cairan  infus sedikit  dan  tidak  segera  diganti,  udara bisa  masuk  ke  pembuluh  darah.  Atau, darah  pasien  juga  dapat  naik  ke  saluran cairan  dan  menjadi  terkonsentrasi  di
dalam saluran cairan sehingga menghambat kelancaran aliran cairan.

## 2. KAJIAN LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS
Penelitian  mengenai  pembuatan  alat monitoring  infus  diantaranya  sudah dilakukan  oleh  Nataliana  dkk,  peneliti merealisasikan penggunaan alat monitoring  infus  pada  pasien  rawat  inap menggunakan  Mikrokontroler  Atmega 8535 dimana dari hasil penelitian didapatkan suatu alat yang akan menginformasikan kepada perawat melalui  lampu  Indikator  yang  menyala dan  bunyi  buzzer  jika  tetesan  infus  akan segera habis (kurang dari 50 ml)[2].
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Halifatullah dkk, penelitian membuat alat  pemantauan  dan  desain  sistem kontrol  infus  Internet  of  Things  (IoT) berbasis Android IoT yang memanfaatkan konsep  IoT  untuk  memantau  infus  pada pasien rawat inap. Sensor yang digunakan adalah  sensor  berat  (load  cell)  yang menentukan  jumlah  injeksi  di  dalam botol,  dan  menggunakan  led  super  bright dan  photodiode  yang  dipasang  di  drip chamber  sebagai  indikator  informasi tentang  injeksi  drop.  Saat  cairan  hampir habis,  transduser  mengirimkan  sinyal peringatan  berupa  notifikasi  kiriman  ke smartphone  Android  tetap  (perawat). Sementara  itu,  sensor  warna  TCS34725 RGB digunakan untuk mendeteksi peningkatan  kadar  darah  dalam  aliran tabung infus.[3].
Penelitian  berikutnya  dilakukan  oleh Ruslan, peneliti pembuatan alat mengontrol  kondisi  dan  laju  cairan  infus berdasarkan  menggunakan  jaringan  wifi dengan  menggunakan  arduino  sehingga seluruh  komponen  pada  perangkat  ini dapat  terintegrasi.    Kemudian  pada  alat ini  terdapat  motor  servo  yaitu  alat  dengan sistem  umpan  balik  tertutup  dimana posisi  dari  motor  akan  diinformasikan
kembali  ke  rangkaian  kontrol  yang  ada didalamnya, dimana Sistem
ini menggunakan motor servo untuk mengatur  dan  mengontrol  penetes  serta membuka dan menutup kecepatan umpan penetes.  Potensiometer  juga  merupakan perangkat  elektromagnetik  yang  berisi elemen  resistif  yang  dihubungkan  oleh kontak  geser  yang  dapat  dipindahkan. Dalam sistem ini, potensiometer digunakan  untuk  mengukur  volume larutan  infus.  Alat  tersebut  kemudian menggunakan  layar  Ethernet  sebagai penghubung antara peralatan yang terpasang  di  infus  dan  komputer  atau smartphone[4].
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh  Kusuma  dan  Mulia,  Peneliti  telah mengembangkan  sistem  monitoring  infus berbasis  mikrokontroler  Wemos  D1  R2. Wemos  ini  adalah  papan  yang  bekerja dengan  Arduino  untuk  proyek  yang melakukan konsep IoT. Cara kerja wemos adalah  bisa  bekerja  sendiri  dan  tentunya berbeda dengan modul Wi-Fi. Modul Wi- Fi  masih  membutuhkan  mikrokontroler sebagai pengontrol atau otak dari rangkaian tersebut. Hal ini karena wemos sudah memiliki CPU yang dapat diprogram  melalui    port  serial.  Atau karena  salah  ketik.  (Nirkabel)  dan program dapat ditransfer secara otomatis. Selain  itu,  perangkat  memiliki  sel  beban yang memberikan sinyal keluaran sebanding dengan beban yang disetel. Sel beban ini memberikan pengukuran beban yang  akurat,  yang  tujuannya  adalah
untuk mengubah deformasi logam menjadi  rheostat.  Instrumen  ini    juga mencakup modul HX711, modul penimbangan  yang  prinsipnya  adalah mengubah  perubahan  resistansi  terukur dan mengubahnya menjadi nilai tegangan melalui rangkaian yang ada. [5]

## 3. METODE PENELITIAN
Pembuatan  alat  monitoring  infus melalui tahapan pembuatan blok rangkaian alat, pembuatan skema rangkaian  alat  dan  melakukan  evaluasi terhadap kinerja alat yang dibuat.
1) Tahapan  Pembuatan  Blok  Rangkaian Alat
Pada  tahap  ini  peneliti  membuat  blok rangkaian  alat  berdasarkan  input,  proses dan output yang dihasilkan.
2) Tahapan
Pembuatan Skema Rangkaian Alat
Setelah  membuat  blok  diagram  alat, langkah berikutnya yaitu membuat skema rangkaian  alat  sebagai  pusat  pemproses data,  sensor  IR  Obstacle  sebagai  input data  dan  rangkaian  elektonika  lainnya seperti LED, tombol switch on off sebagai pendukung sistem.
3) Tahapan  Evaluasi  Terhadap  Kinerja Alat
Tahapan  terakhir  pada  pembuatan  alat monitoring  infus  ini  adalah  melakukan evaluasi  terhadap  kinerja  alat.  Dari evaluasi  yang  dilakukan  dapat  dihasilkan apakah alat bisa bekerja dengan baik atau tidak.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pembuatan  blok  rangkaian  alat, skema rangkaian alat dan evaluasi kinerja dari  alat  yang  sudah  dibuat  sebagai berikut:

## 4.1 Blok Rangkaian Alat
Dari gambar blok rangkaian alat sebagaimana  gambar  1  diatas  penulis menguraikan  cara  kerja  rangkaian  alat sebagai berikut :
1) Input
Komponen  input  ini  berfungsi  untuk memberikan  inputan  ke  bagian  proses. Bagian dari komponen ini adalah : a. Catu Daya yang memberikan tegangan  inputan  5  volt  DC  kedalam rangkaian.
b. Modul  Sensor  IR  Obstacle  berfungsi untuk  mendeteksi  tetesan  laju  infus pada pasien
2) Proses
Dalam proses ini penulis
menggunakan  NodeMCU  ESP8266  yang sudah memiliki modul wifi.
3) Output Komponen output pada rangkaian alat ini adalah:
a. Buzzer  berfungsi  sebagai  informasi kondisi  infus  ketika  cairan  infus  akan habis seperti bunyi alarm
b. LED  berfungsi  sebagai  indikator koneksi ke catu daya dan internet.
4.2 Skema Rangkaian Alat Skema rancangan pada alat menggunakan  mikrokontroler  NodeMCU ESP8266  sebagai  pusat  pemproses  data, sensor IR Obstacle sebagai input data dan rangkaian elektonika lainnya seperti LED, tombol  switch  on  off  yang  akan mensupport sistem. Ketika menghidupkan alat ini, maka hubungkanlah  alat  dengan  tegangan  5 volt  DC,  Lampu  LED  yang  menyala menandakan  bahwa  alat  siap  bekerja, tetapi ketika Lampu LED tidak menyala/mati  maka  periksa  tegangan pada  catu  daya.  Untuk  mensimulasikan alat  monitoring  infus  berbasis  NodeMCU ESP8266 yaitu dengan cara menghidupkan NodeMCU ESP8266 kemudian menekan  tombol  power  switch on  off.    Untuk  mengetahui  alat  sudah terkoneksi pada internet apa belum, maka lampu LED akan hidup  dan buzzer akan berbunyi  beep.  Kemudian  sensor  IR obstacle  akan  membaca  jumlah  tetesan yang  dikeluarkan  oleh  alat  infus,  jika jumlah  tetesan  yang  dikirimkan  ke firebase lebih dari 1600 maka buzzer akan terus  berbunyi  sampai  alat  infus  diisi kembali.
Gambar 2. Skema Rangkaian Alat

## Gambar 3. Penerapan Alat untuk Monitoring Tetesan Infus

## 4.3 Evaluasi/Pengujian Alat
Hasil  dari evaluasi atau pengujian alat ditampilkan pada tabel berikut ini: Tabel 1. Hasil Percobaan Input Input berupa cairan infus 100 ML Jumlah tetesan  Deteksi oleh Sensor IR 10 Sesuai 100 Sesuai 300 Sesuai Tabel 2. Hasil Percobaan Output Jumlah tetesan Deteksi oleh Sensor IR Konfigurasi Batas Jumlah Tetes pada Arduino IDE Buzzer 10 Sesuai 10 Berbunyi beep secara berkala (Sesuai) 100 Sesuai 100 Berbunyi beep secara berkala (Sesuai) Dari  skenario  pengujian  terhadap  alat NodeMCU ESP8266 dengan tujuan Mengetahui  banyaknya  tetesan  cairan infus  melalui  sensor  IR  Obstacle  dan memberi  peringatan  melalui  Buzzer, didapatkan hasil sebagaimana berikut;
a. Modul  sensor  IR  Obstacle  Avoidance dan Buzzer terhubung dengan NodeMCU.
b. Modul  sensor  IR  Obstacle  dapat membaca tetesan cairan infus.
c. Buzzer  dapat  memberikan  peringatan berupa bunyi saat volume infus kurang dari sama dengan nilai yang dikonfigurasi sistem.
Dari  hasil  pengujian  diketahui  bahwa alat  berfungsi  dengan  baik  karena  hasil tetesan  yang  dihasilkan  sesuai  dengan inputan  yang  diberikan  sehingga  ketika jumlah  tetesan  sudah  melebihi  dengan apa  yang  sudah  dikonfigurasikan  maka
buzzer  akan  mengeluarkan  bunyi  seperti alarm.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  sangat  berterimakasih  kepada semua  pihak  yang  telah  memberikan bantuan
kepada penulis untuk menyelesaikan  penelitian  ini.  Semoga penelitian  ini  bisa  bermanfaat  untuk masyarakat  umum,  dan    khususnya  bagi dosen dan mahasiswa.

## 6. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembuatan  alat monitoring infus menggunakan NodeMCU  ESP8266  yang  memanfatkan sensor  IR  Obstacle  pada  penelitian  ini, disimpulkan  bahwa  pembuatan  alat  ini menggunakan komponen sensor IR Obstacle telah berhasil dibuat dengan baik melalui  proses  uji  fungsionalitas  dan  dari hasil  pengujian  pengukuran  tetesan  infus sudah  sesuai  dengan  apa  yang  telah  di konfigurasi pada NodeMCU.
Sebagai  bentuk  pengembangan  alat yang  telah  dibuat,  kami  menyarankan adanya penambahan fitur controling infus pasien  pada  aplikasi  android.  Fitur tersebut  berguna  apabila  diperlukan adanya  controling  secara  jarak  jauh  dan penambahan  sensor-sensor  pendukung lainnya  agar  data  yang  terbaca  lebih akurat.

## 7. REFERENSI
[1]  N.  Lestari  et  al.,  “Rancang  Bangun Sistem  Monitoring  Sisa  Cairan  Iinfus dan Monitoring Aliran Infus Berbasis Arduino Di Puskesmas Muara Beliti,” Pros. SNATIF, vol. 2, no. 1, pp. 21–27, 2017.
[2]  D.  Nataliana,  N.  Taryana,  and  E. Riandita,  “Alat  Monitoring  Infus  Set pada  Pasien  Rawat  Inap  Berbasis Mikrokontroler ATmega 8535,” ELKOMIKA  J.  Tek.  Energi  Elektr.  Tek. Telekomun. Tek. Elektron., vol. 4, no. 1, p. 1, 2018.
[3]  I.  Halifatullah,  D.  H.  Sulaksono,  and T.  Tukadi,  “Rancang  Bangun  Sistem Monitoring Dan Kontrol Infus Dengan Penerapan Internet of Things (IoT)  Berbasis  Android,”  POSITIF    J. Sist. dan Teknol. Inf., vol. 5, no. 2, p. 81, 2019, doi: 10.31961/positif.v5i2.740.
[4]  Ruslan Agussalim, “Monitoring Cairan  Infus  Berdasarkan  Indikator Kondisi,”  J.  Ilm.  Ilk.,  vol.  8,  no. Desember, pp. 145–152, 2016.
[5]  T.  Kusuma  and  M.  T.  Mulia, “Perancangan Sistem Monitoring Infus Berbasis Mikrokontroler Wemos  D1  R2,”  Knsi  2018,  pp.  1422– 1425, 2018.
.