## IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS (IOT) UNTUK SISTEM MONITORING KUALITAS AIR SHRIMP FARMING VANAME PADA APLIKASI BERBASIS ANDROID
1 Alwansyah, 2 Achmad Fahrurozi 1,2 Prodi Informatika, Teknologi Industri, Universitas Gunadarma, Depok, Indonesia Jalan Margonda Raya 100, Depok, Jawa Barat
1 alwansyah19@gmail.com, 2 achmad.fahrurozi12@gmail.com

## Abstrak
Budid aya  udang  Vaname  menjadi  komoditas  ekspor  utama  dalam  sektor  perikanan  di Indonesia. Kualitas air dalam tambak udang memiliki peranan krusial dalam produktivitas dan keberlangsungan hidup udang. Gangguan pada parameter kualitas air seperti suhu yang tidak tepat,  Total  Dissolved Solid  (TDS)  yang tidak  terkontrol, atau  pH  yang tidak seimbang dapat menyebabkan  penurunan  pertumbuhan  dan  bahkan  penyebaran  penyakit. Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengembangkan  sebuah  sistem  monitoring  berbasis  mobile  yang memungkinkan  pemantauan  kualitas  air  tambak  udang  vaname  secara  real-time.  Sistem  ini menggunakan teknologi Internet of Things (IoT) dengan fokus pada parameter suhu,  TDS, dan pH air, untuk mengoptimalkan pengelolaan budidaya udang. Metode yang digunakan melitputi tiga tahap, yaitu perancangan sistem monitoring, pembuatan alat berbasis IoT, dan pembuatan aplikasi  berbasis  Android.  Aplikasi  dibuat  menggunakan  Android  Studio  dan  mikrokontroler untuk  mengistruksikan  alat  perangkat  keras  untuk  mengirimkan  data  secara  real-time.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  aplikasi  telah  berhasil  menampilkan  hasil  pengukuran  ketiga parameter  kualitas  air  yang  sesuai  dengan  data  real-time  pada  Firebase.  Validasi  terhadap hasil  pengukuran  parameter  suhu  oleh  alat  di  lokasi  tambak  udang  menunjukkan  data  yang sama  seperti pada  Firebase  maupun aplikasi.  Alert  suhu  yang  menjadi  salah  satu fitur dalam aplikasi dapat dengan tepat  memberikan  notifikasi kepada pengguna  saat kondisi  kualitas air memburuk.
Kata Kunci : Android studio, arduino IDE, firebase, realtime database, udang Vaname

## Abstract
Vaname  shrimp  cultivation is  the  main export commodity in the fisheries  sector in  Indonesia. Water  quality  in  shrimp  ponds  has  a  crucial  role  in  the  productivity  and  survival  of  shrimp. Disturbances  in  water  quality  parameters  such  as  inappropriate  temperature,  uncontrolled TDS,  or  unbalanced  pH  can  cause  reduced  growth  and  even  the  spread  of  disease.  This research  aims  to  develop  a  mobile-based  application  system  for  real-time  monitoring  of Vaname  shrimp  pond  water  quality.  This  system  uses  Internet  of  Things  (IoT)  technology focusing on  temperature parameters,  Total  Dissolved Solid  (TDS), and  water pH,  to optimize shrimp  cultivation  management.  The  method used includes three  stages: designing  monitoring system,  creating  IoT-based tool, and  creating  Android-based application.  The application  was developed using Android Studio and microcontroller to instruct hardware tools to transmit data in  real-time.  The  research  results  show  that  the  application  has  successfully  displayed  the measurement results of the three water quality parameters in accordance with real-time data on Firebase.  Validation  of  the  results  of  measuring  temperature  parameters  by  tools  at  shrimp pond  locations  shows  the  same  data  as  in  Firebase  and  the  application.  Temperature  alerts, which are one of the features of the application, can provide precise notifications to users when water quality conditions worsen.
Keywords : Android studio, arduino IDE, firebase, realtime database, vaname shrimp

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  kepulauan,  Indonesia menjadi negara kedua di bawah Kanada yang memiliki  garis  pantai  terpanjang  [1].  Dengan kondisi  geografis  demikian,  maka  udang menjadi  salah  satu  produk  ekspor  utama Indonesia  di  bidang  perikanan.  Dilihat  dari jenisnya,  udang  Vaname  merupakan  salah satu  jenis  yang  menjadi  komoditas  utama dalam  budidaya  perikanan  di  Indonesia  [2]. Walaupun produksi udang global relatif stabil secara umum, namun beberapa tambak udang di negara-negara Asia seperti India, Thailand, dan  Vietnam,  Thailand  mengalami  kerugian yang  diakibatkan  oleh  wabah  penyakit  yang serius [3]. Di Indonesia sendiri, penyakit yang diderita udang Vaname ( Litopenaeus vannamei ) yang  dibudidayakan  oleh  penambak  umum- nya  disebabkan  oleh  virus,  protozoa,  bakteri dan jamur. Hal ini menjadi salah satu kendala yang dialami petambak udang, perlu dianalisis dan diatasi dengan baik.
Kualitas  air  yang  buruk  dapat  ditinjau dari  beberapa  parameter,  diantaranya  suhu, Total  Dissolved  Solid (TDS),  dan  pH  air. Suhu  yang  buruk  menyebabkan  nafsu  makan udang  berkurang  dan  stress,  sehingga penggemukan  terjadi  secara  lambat  dalam pertumbuhan. Sementara pengaruh TDS yang buruk  terhadap  pertumbuhan  udang  yaitu, udang  menjadi  lemah  dan  lebih  rentan terserang  penyakit.  Biasanya  nilai  parameter pH  air  menjadi tinggi  saat  volume  pakan dan kepadatan  fitoplankton  tinggi.  Nilai  pH  air
yang  tinggi  juga  dipengaruhi  oleh  aktivitas fotosintesis  fitoplankton  dalam  tambak,  yang mengambil CO 2 dari udara dan menghasilkan oksigen  pada  siang  atau  sore  hari.  Sementara pada  malam  hingga  dini  hari  nilai  pH normalnya akan menurun, dikarenakan aktivitas  respirasi  dan  produksi  CO 2 oleh fitoplankton  dan  semua  organisme  dalam tambak.  Supriatna  [4]  membangun  model untuk  penentuan  rentang  nilai  pH  harian  dan korelasi  antara  parameter  kualitas  air  lainnya dengan  nilai  pH  air,  menggunakan  perangkat lunak  SPSS.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  air  dalam  tambak  memiliki  rentang nilai  pH  berkisar  7.94±0.41  (7.70-9.00). Ditemukan  pula  bahwa  beberapa  parameter kualitas  air  seperti  suhu,  karbonat,  dan  total alkalinitas  memiliki  korelasi  positif  dengan nilai pH air dalam tambak.
Untuk  mengurangi  dampak  buruk  dari kualitas air yang tidak baik, diperlukan sistem pemantauan  dan  pengendalian  agar  kualitas air  dapat  terkontrol  dengan  baik  [5]. Penelitian  terkait  monitoring  kualitas  air berbasis IoT telah banyak dilakukan, diantaranya  untuk  monitoring  parameter  pH menggunakan  Arduino  Uno  [6].  Pada penelitian  tersebut,  dikembangkan  juga  Bot berbasis mobile pada  sistem  monitoring, dimana  Bot  Telegram  yang  dibuat  berhasil mengirimkan  informasi  nilai  pH  ke user dalam  waktu  30  detik  hingga  60  detik. Penelitian lain mengukur salah satu parameter kualitas  air  lainnya,  yaitu  kecerahan  air ( turbidity )  [7],  maupun  beberapa  parameter
sekaligus, seperti suhu, pH, dan TDS, dengan rentang  nilai  tertentu  [8].  Sementara  [9] menggunakan  parameter  pH  air, Disolve Oxygen (DO),  suhu  air  dan turbidity untuk monitoring  kualitas  air  pada  budidaya perikanan.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan mengusung  target  peningkatan  produksi udang nasional sebesar dua setengah kali lipat dalam  5  tahun  ke  depan,  dari  tahun  2019 hingga 2024, dengan mencanangkan program Milenial  Shrimp  Farming [10].  Pencapaian target  dari  program  tersebut  harus  didukung oleh  berbagai  aspek,  diantaranya  adalah pemanfaatan  teknologi  digital,  yang  sangat erat  kaitannya  dengan  era  Revolusi  Industri 4.0.  Kendati  demikian,  hal  ini  dirasa  kurang bisa  dinikmati  oleh  para  pembudidaya  udang skala  kecil  hingga  menengah,  karena  alat yang  dibutuhkan  memerlukan  biaya  yang relatif  mahal,  seperti  misalnya  alat  yang digunakan  di  Balai  Perikanan  Budidaya  Air Payau Situbondo [3].
Penelitian  terkait  monitoring  kualitas air  telah  banyak  dilakukan  pada  budidaya ikan,  diantaranya  [11],  menggunakan  sensor DS18b20 untuk monitoring suhu air di kolam ikan  Nila  Bangkok.  Penelitian  ini  juga mengembangkan fitur alert , dimana notifikasi akan  dikirimkan  oleh server NodeMCU  ke user jika  terjadi  perubahan  suhu  pada  air dalam  kolam  ikan.  Sistem  monitoring  pada budidaya  ikan  berbasis mobile juga  telah dikembangkan  menggunakan  Android  Studio [12].  Sistem  tersebut  dibangun  dengan
rangkaian  proses  Arduino  Mega  2560 mengirimkan  data  ke  dalam  Firebase,  untuk selanjutnya  dikirimkan  ke  aplikasi.  Pada penelitian ditemukan bahwa rata-rata kecepatan  pengiriman  data  dari  Arduino Mega  2560  ke  dalam  Firebase  lebih  lambat dibanding  pengiriman  data  dari  Firebase  ke aplikasi. Aplikasi yang dibuat relatif sederhana,  hanya  memuat  halaman home dan halaman bantuan.
Penelitian  terkait  monitoring  pada budidaya  udang  dengan  IoT  dan  berbasis mobile dikembangkan dengan bantuan aplikasi  khusus  yang  telah  tersedia  bebas, yaitu Blynk [13]. Penelitian tersebut melakukan  pengukuran  kualitas  air  tambak udang  berbasis  Arduino  Uno  menggunakan 3 (tiga) buah sensor, yaitu sensor pH, suhu, dan Dissolved  Oxygen (DO).  Hasil  pengukuran oleh  sensor  ditampilkan  pada  aplikasi  Blynk, dengan bantuan mikrokontroler, module yang berbasiskan  WiFi,  terbaru  yang  disebut ESP8266. Penelitian sistem monitoring kualitas air  tambak  udang  lainnya  menjelaskan  secara rinci  mengenai  proses  pengambilan  data hingga  tranformasi  data  tersebut  sehingga dapat  dibaca  oleh  Android  Studio  [14].  Data oleh  sensor  pada  lokasi  tambak  ditransmisikan ke data  logger untuk  selanjutnya  dikirimkan ke website ,  dalam  bentuk  data  php  ( Hyper Text  Preprocessor ).  Data  yang  terdapat  pada website ini  akan  diubah  menjadi  data  JSON ( Java  Script  Object  Notation ),  dimana selanjutnya  dilakukan parsing  data untuk membuat string JSON  dari  objek  dan array
data  dapat  dibaca  di  Android  Studio, menggunakan fungsi json_encode.
Pada  penelitian  ini  dibuat alat  berbasis
IoT dan aplikasi berbasis Android, menggunakan  Android  Studio,  yang  dapat memonitor  kondisi  kualitas  air  pada  tambak udang  Vaname.  Monitoring  dapat  dilakukan secara real-time dengan  harga  jual  alat  yang relatif terjangkau untuk para pelaku pembudidaya udang Vaname. Sistem tersebut menampilkan  informasi  parameter-parameter penentu  kondisi  air  tambak  berupa  suhu,
Total  Dissolved  Solid (TDS),  dan  pH  yang dapat dimonitoring dari jarak jauh, setiap saat, melalui smartphone berbasis Android.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  metode  yang dilakukan  adalah  analisis  permasalahan  dan eksperimen  yang  memuat  3  (tiga)  tahapan utama  pelaksanaan,  yaitu  perancangan  sistem monitoring  kualitas  air  tambak  udang Vaname,  pembuatan  alat,  dan  pembuatan
aplikasi berbasis mobile . Gambar 1 menyajikan alur rancangan sistem monitoring kualitas air tambak udang Vaname menggunakan  IoT  dan  aplikasi  berbasis Android.  Secara  umum,  sistem  monitoring kualitas  air  tambak  udang  Vaname  disusun dengan  menggunakan  mikrokontroler module NodeMCU  ESP8266  yang  dihubungkan  ke aplikasi  Android  agar  dapat  memonitoring kualitas air tambak udang Vaname berdasarkan 3 (tiga) parameter yaitu suhu air,
TDS air, dan pH air. Aplikasi  dalam  penelitian  ini  dibuat menggunakan Android Studio dan mikrokontroler  yang  telah  diprogram untuk mengistruksikan alat perangkat keras mengirimkan data secara real-time . Berdasarkan  Gambar  1, input dari  sistem diperoleh  dari  sensor  pH,  sensor  suhu,  dan sensor  TDS,  kemudian  dikirimkan  ke NodeMCU  sebagai  microkontroler,  untuk selanjutnya melalui jaringan internet dikirimkan  ke  Firebase  untuk  ditampilkan pada aplikasi berbasis Android.
Gambar 1. Rancangan Sistem Monitoring Kualitas Air Tambak Udang Vaname

## Analisis Permasalahan
Pengembangan  aplikasi  Android  untuk monitoring  kondisi  kualitas  air  pada  tambak udang  Vaname  menjadi  landasan  dari beberapa  permasalahan  yang  perlu  diatasi. Pertama,  kualitas  air  yang  optimal  menjadi kunci  bagi  pertumbuhan  dan  kesejahteraan udang  Vaname,  di  mana  suhu,  TDS  ( Total Dissolved  Solid ),  dan  pH  harus  diperhatikan dengan cermat. Rendahnya tingkat penerapan teknologi,  terutama  dalam  sektor  budidaya udang,  menjadi  hambatan  dalam  memastikan pemantauan  yang  efektif.  Monitoring  dalam waktu  nyata  juga  masih  terbatas,  yang berdampak pada risiko perubahan kualitas air yang tidak terdeteksi tepat waktu.
Lebih  lanjut,  biaya  mahal  untuk teknologi monitoring dan kurangnya ketersediaan  informasi  secara  tepat  waktu juga  menjadi  kendala.  Di  samping  itu, kompleksitas  penggunaan  teknologi  yang mungkin  baru  bagi  pelaku  budidaya  serta kualitas aplikasi Android yang tidak memenuhi standar dapat mengurangi efektivitas solusi yang diusulkan.
Ketersediaan  koneksi  internet  yang  tidak stabil  juga  dapat  mempengaruhi  kemampuan aplikasi  untuk  menyampaikan  informasi dengan akurat.
Oleh karena itu, pengembangan aplikasi Android harus merancang solusi yang sederhana  dan  mudah  digunakan,  dengan harga  terjangkau  agar  dapat  diakses  oleh pelaku  budidaya  kecil. Penggunaan  teknologi IoT  menjadi  solusi  utama  untuk  memantau
parameter  kualitas  air  secara  akurat  dan mengirimkan  data  secara  langsung  melalui aplikasi.  Pentingnya  pelatihan  dan  dukungan dalam  penggunaan  aplikasi  serta  pemantauan parameter  yang  komprehensif  juga  harus diperhatikan  dalam  pengembangan  aplikasi ini.  Dengan  demikian,  diharapkan  aplikasi yang  dihasilkan  dapat  mengatasi  tantangan yang dihadapi dalam budidaya udang vaname dengan efektif.

## Analisis Kebutuhan
Pembuatan dan pengembangan alat dan aplikasi monitoring kualitas air tambak udang Vaname  membutuhkan  analisis  perangkat keras  ( hardware )  dan  perangkat  lunak ( software ) yang memadai. Spesifikasi perangkat  keras  dan  lunak  didasarkan  pada analisis  terhadap  kebutuhan  pada  sistem. Perangkat  lunak  yang  digunakan  dalam rancang  bangun  pengembangan  aplikasi berbasis  Android  monitoring  kualitas  air tambak  udang  Vaname  diantaranya  adalah Arduino IDE, Firebase, OS Android, dan IDE Android Studio. Sementara kebutuhan perangkat  keras  dalam  rancang  bangun pengembangan  alat  monitoring  kualitas  air tambak  udang  Vaname  antara  lain  adalah NodeMCU  ESP8266, Bread  Board ,  Kabel Jumper ,  alat  Sensor  Suhu,  alat  Sensor  TDS, alat Sensor pH, serta wadah alat.

## Perancangan Sistem Monitoring
Perancangan sistem monitoring kualitas air tambak meliputi pembuatan flowchart cara
kerja  alat  dan  pembuatan flowchart aplikasi berbasis  Android.  Cara  kerja  alat  disajikan pada flowchart dalam  Gambar  2,  yang  mem-
berikan  penjelasan  dan  menyederhanakan gambaran  dari  penyelesaian  masalah  ataupun proses yang terjadi di dalam perangkat keras.
Gambar 2. Flowchart Cara Kerja Alat
Gambar 3. Flowchart Aplikasi Monitoring Kualitas Air Tambak
Berdasarkan  Gambar  2, flowchart dimulai  dari  inisialisasi library ESP8266 WiFi,  Firebase Arduino, Onewire , Dallas Temperature ,  Sensor  pH,  Sensor  Suhu, Sensor  TDS,  kemudian  ke setup WiFi,
Firebase,  Sensor  pH,  Sensor  Suhu,  serta Sensor TDS. Jika WiFi tidak terhubung, maka kembali  ke  inisialisasi,  dan  jika  kondisi  Ya, maka sistem akan mengirim data ke Firebase.
Jika  data  sensor  terkirim  ke  aplikasi,  maka sistem akan mencetak data sensor dan selesai.
Selanjutnya  dibuat flowchart aplikasi monitoring  berbasis  Android. Flowchart untuk aplikasi ini menjelaskan dan menyederhanakan gambaran
dari penyelesaian  masalah  ataupun  proses  yang
terjadi  di  dalam  aplikasi,  ditunjukkan  pada Gambar  3. Berdasarkan  Gambar  3, flowchart dimulai  dari  iniliasisasi library Firebase, sensor  pH,  sensor  suhu,  dan  sensor  TDS untuk  kemudian  dilanjutkan  ke  cetak  pH, cetak suhu, dan cetak TDS pada layar.

## Pembuatan  Alat  Monitoring  Kualitas  Air Tambak
Arsitektur  alat  monitoring  dirangkai sesuai  dengan  diagram  blok  yang  sudah dibuat  pada  tahap  perancangan.  Pembuatan alat  diawali  dengan  kegiatan  pengkabelan pada hardware .  Masing-masing  perangkat dihubungkan  dengan  kabel Jumper seperti ditampilkan pada Gambar 4.
Gambar 4. Pengkabelan Pada Hardware
Keterangan:
• Pin GND dengan kabel warna jingga pada
NodeMCU ESP8266 terhubung pada I2C LCD, Sensor Suhu, Sensor pH dan Sensor TDS.
• Pin VCC dengan kabel warna merah pada NodeMCU ESP8266 terhubung pada I2C
LCD, Sensor Suhu, Sensor pH dan Sensor
TDS.
• Pin A0 dengan kabel warna kuning pada NodeMCU ESP8266 terhubung pada pin data sensor pH.
• Pin D0 dengan kabel warna kuning pada NodeMCU ESP8266 terhubung pada pin data sensor TDS.
• Pin D3 dengan kabel warna kuning pada NodeMCU ESP8266 terhubung pada pin data sensor Suhu.
• Pin D1 dengan kabel warna biru pada NodeMCU ESP8266 terhubung pada pin SCL I2C LCD.
• Pin D2 dengan kabel warna hijau pada
NodeMCU ESP8266 terhubung pada pin SDA I2C LCD.
Kegiatan  berikutnya  adalah  setting Arduino  IDE,  yang  meliputi  tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Buka  Arduino  untuk  membuat  intruksi  ke NodeMCU.
b. Konfigurasi  Wifi,  yaitu  konfigurasi  untuk menyambungkan WiFi pada NodeMCU
c. Konfigurasi  Firebase,  yaitu  konfigurasi untuk  menyambungkan  FireBase  pada NodeMCU
d. Setup WiFi,  yaitu  konfigurasi  untuk koneksi internet pada NodeMCU
e. Setup Firebase,  yaitu  konfigurasi  untuk komunikasi  NodeMCU  dengan  Firebase dalam  mengirim  dan  menerima  data  dari sensor
f. Kirim  data  ke  Firebase,  berguna  untuk memberi  perintah  mengirim  data  dari Sensor Sensor DS18B20, TDS Meter, dan Sensor pH Meter pada NodeMCU
Pembuatan  Aplikasi  Monitoring  Kualitas Air Tambak Udang
Pembuatan aplikasi dimulai dari perancangan  struktur  navigasi  untuk  aplikasi tersebut.  Struktur  navigasi  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  menjelaskan  hubungan antara  sensor  pada  Firebase dari  NodeMCU, antar  halaman  pada aplikasi  dan  menjelaskan secara  singkat  mengenai  alur  berjalannya sebuah  aplikasi.  Struktur  navigasi  pada Gambar  5  yang  digunakan  dalam  aplikasi  ini adalah struktur navigasi hierarki.
Berdasarkan  struktur  navigasi  pada Gambar 5, pengaksesan aplikasi dimulai dari SplashScreen sebelum aplikasi  menampilkan Main  Menu sebagai  tampilan  menu  utama pada  aplikasi.  Di  dalam Home  Screen terdapat  3  submenu  yaitu  Data  Sensor  pH sebagai  penampil  data  dari  pH  air,  Data Sensor Suhu sebagai penampil data dari suhu air, Data Sensor TDS  sebagai penampil data TDS  air,  kemudian  ada  halaman  tentang aplikasi  dan    keterangan  dari  ketiga  sensor yang  digunakan.  Gambar  6  menampilkan
rancangan  tampilan  aplikasi  monitoring kualitas  air  tambak  udang.  Pada  Gambar 3.10  terdapat  tiga  parameter  pengukuran berdasarkan  sensor  yang  tertanam  pada  alat, yaitu  sensor  suhu,  sensor  TDS,  dan  sensor
pH  sebagai  penerima  data  dari  Firebase. Pada  aplikasi  juga  disematkan  fungsi  alert yang  berfungsi  sebagai  peringatan  saat  suhu air  naik  melebihi  30 o C  atau  suhu  turun  di bawah 28 o C.
Gambar 5. Struktur Navigasi Aplikasi Monitoring Kualitas Air Tambak
Gambar 6. Rancangan Tampilan Halaman Utama Aplikasi

## Tahap Uji Coba
Uji  coba  dilakukan  untuk  menguji apakah  aplikasi  yang  telah  dibuat  dan diimplementasikan  pada smartphone berbasis Android  telah  berfungsi  dengan  baik  dan sesuai  rancangan.  Aplikasi  ini  dapat  dijalankan pada smartphone dengan Sistem Operasi (OS) Android  yang  telah  mendukung  minimum versi  5.1  (Lolipop).  Pada  tahap  uji  coba  ini mencakup  pengujian  pada  perangkat  keras, pengujian  keterhubungan  perangkat  keras dengan  Firebase,  dan  pengujian  keterhubungan Firebase dengan Aplikasi Udang Vaname.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengambilan Data dan Pengambilan Frame Uji
Tampilan dari halaman utama aplikasi  disajikan  pada  Gambar  7,  berisikan hasil  pengukuran  oleh  Sensor  suhu,  Sensor TDS,  dan  sensor  pH  yang  merupakan  data yang  diterima  dari  Firebase  secara real-time . Icon tanda tanya yang terletak di pojok kanan atas dalam halaman utama merupakan tombol untuk  menampilkan  halaman  Keterangan aplikasi,  memuat  informasi  seputar  kualitas air  yang  baik  dalam  pembudidayaan  udang, serta rentang nilai yang baik untuk parameter pH dan suhu.
Gambar 7. Tampilan Halaman Utama Aplikasi Monitoring Kualitas Air Tambak Udang

## Hasil Uji Coba Sistem
Hasil uji coba meliputi 3 (tiga) aspek percobaan, yaitu uji coba pada NodeMCU, uji coba  pada real-time Database ,  dan  uji  coba pada  Aplikasi  berbasis  Android.  Adapun  uji coba pada Aplikasi meliputi uji coba terhadap hasil pengukuran ketiga parameter kualitas air tambak  pada  Firebase  dan  aplikasi  pada waktu yang sama atau secara real-time dan uji coba terhadap fitur alert yang disisipkan pada aplikasi.

## a. Uji Coba pada NodeMCU
Pengujian pada NodeMCU adalah uji coba  terhadap  setiap  sensor  yang  tersambung kepada NodeMCU. Ujicoba dilakukan pada 3 (tiga)  kondisi  berbeda,  yang  secara  umum dapat  dibedakan  berdasarkan  suhu  air,  yaitu pada  kondisi  air  panas,  air  dingin,  dan  air tidak  panas  maupun  dingin.  Hasil  yang
diperoleh  dari  ujicoba  pada  NodeMCU diperlihatkan  pada  Tabel  1.  Hasil  pengujian ini  divalidasi  dengan  membandingkan  hasil pengukuran  suhu  yang  oleh  NodeMCU dengan  suhu  riil  yang  diukur  menggunakan termometer.  Di  sisi  lain,  validasi  terhadap hasil  pengukuran  parameter  TDS  dan  pH tidak  dapat  dilakukan,  karena  alat  yang digunakan cukup mahal.
b. Uji Coba pada Real-time Database
Pengujian  pada real-time database adalah  pengujian  terhadap  pengiriman  data dari  NodeMCU  ke  Firebase.  Pengujian dilakukan  pada  5  (lima)  waktu  berbeda  di lokasi tambak udang, yaitu tanggal 6 Agustus 2023  pukul  07:00,  12:00,  17:00,  07:00,  dan 12:00  Pada  kondisi  cuaca  yang  terang  .Hasil yang  diperoleh  dari  ujicoba  pada real-time database diperlihatkan pada Tabel 2.
Tabel 1. Hasil Uji Coba NodeMCU Percobaan Ke- Kondisi Sensor Perlakuan Suhu TDS pH 1 Dimasukan ke dalam air dingin 25.00 367 8 2 Dimasukan ke dalam air panas 31.00 430 7 3 Dimasukan ke dalam air yang tidak panas maupun dingin 29.00 390 7 Tabel 2. Hasil Uji Coba Real-time Database Percobaan Ke- Data  pada LCD Data  pada Firebase Hasil pH Suhu TDS pH Suhu TDS 1 7 27.00 378 7 27 378 Terkirim 2 8 30.00 380 8 30 380 Terkirim 3 8 28.00 400 8 28 400 Terkirim 4 7 26.00 398 7 26 398 Terkirim 5 7 29.00 378 7 29 378 Terkirim
c. Uji Coba pada Real-time Aplikasi
Pengujian  pada real-time aplikasi adalah uji coba yang dilakukan untuk melihat kesesuaian  data  yang  diterima  oleh  aplikasi terhadap  data  yang  diterima  dari  NodeMCU oleh  Firebase.  Ujicoba  ini  dapat  dilihat  pada Tabel  3,  dilakukan  berdasarkan  data  yang diperoleh pada Tabel 2.
Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa data  yang  terkirim  ke  aplikasi  memiliki kesesuaian  dengan  data  yang  tercatat  pada Firebase  secara real-time pada  kelima percobaan  yang  telah  dilakukan.  Gambar  7 menunjukkan  perbandingan  tampilan  hasil pengukuran ketiga parameter air tambak pada
Firebase dan aplikasi pada waktu yang sama. d. Pengujian Alert (Peringatan) Pada Aplikasi Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui  apakah  fungsi alert sudah  dapat memberikan  peringatan  pada  aplikasi  saat suhu air melebihi 30° C atau kurang dari 28° C.  Gambar  8  menunjukkan  pengujian  fitur alert terhadap parameter suhu yang ditanamkan  pada  aplikasi.  Pada  Gambar  8, dapat  dilihat  bahwa  notifikasi  muncul  pada smartphone user baik  saat  suhu  terlalu rendah,  di  bawah  28°  C,  maupun  ssat  suhu terlalu  tinggi,  di  atas  30°  C,  ditandai  dengan text  notifikasi  berturut-turut  bertuliskan “Suhu Rendah” dan “Suhu Tinggi”.
Tabel 3. Hasil Uji Coba Real-time Aplikasi Percobaan Ke- Data  pada Aplikasi Data  pada Firebase Hasil pH Suhu TDS pH Suhu TDS 1 7 27 378 7 27 378 Terkirim 2 8 30 380 8 30 380 Terkirim 3 8 28 400 8 28 400 Terkirim 4 7 26 398 7 26 398 Terkirim 5 7 29 378 7 29 378 Terkirim
Gambar 7. Tampilan Hasil Pengukuran Ketiga Parameter Pada Firebase dan Aplikasi
Gambar 8. Pengujian Fitur Alert Suhu pada Aplikasi

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  rancangan,  implementasi, dan  pengujian  yang  telah  dilakukan  maka dapat  disimpulkan  bahwa  alat  monitoring yang  terintegrasi  dengan  aplikasi  Android minimum versi 5.0 telah bekerja dengan baik. Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa aplikasi  memberikan  pembacaan  sensor  yang baik, yaitu secara real-time dan sesuai dengan pengukuran  oleh  sensor  pada  alat  yang dipasang  pada  tambak  udang  Vaname. Aplikasi  ini  menghasilkan  1  halaman  utama yang  didahului  oleh  kemunculan splash screen dan berisi subhalaman tentang aplikasi dan keterangan. Pengujian dilakukan terhadap 3  aspek,  yaitu  pengujian  perangkat  keras, keterhubungan  alat  dengan  Firebase,  dan keterhubungan Firebase dengan aplikasi. Alert suhu yang menjadi salah satu fitur dalam
aplikasi  dapat  dengan  tepat  memberikan notifikasi  kepada  pengguna  saat  kondisi kualitas air memburuk.
Dari hasil penelitian ini masih dimungkinkan untuk melakukan
pengembangan  lebih lanjut.  Dalam  penelitian ini dibatasi dengan pengukuran pH, suhu, dan salinitas  air,  Penelitian  lebih  lanjut  dapat ditambahkan  parameter  kualitas  air  lainnya, seperti kekeruhan air dan kadar  oksigen yang mempengaruhi  kualitas  air  tambak  udang. Penambahan  terhadap  fitur  yang  ada  pada aplikasi  juga  dapat  dilakukan  agar  lebih bervariasi  dan user friendly ,  diantaranya seperti fitur alert untuk parameter selain suhu, yaitu alert pH, alert salinitas,  dan  lain-lain.
Fitur  lainnya  yang  dapat  ditambahkan  adalah tampilan  login,  serta  fitur  untuk  melihat riwayat  data  dan  tren  dari  parameter- parameter yang diukur.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] R.  Lasabuda,  “Regional  Development
In  Coastal  And  Ocean  In  Archipelago Perspective  of  The  Republic  of Indonesia,” Jurnal  Ilmiah  Platax ,  vol.
1, no. 2, hal. 92–101, 2013.
[2] A. A. Awanis, S. B. Prayitno, dan V. E.
Herawati,  “Kajian  Kesesuaian  Lahan Tambak Udang Vaname Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis Di Desa Wonorejo,
Kecamatan  Kaliwungu,  Kendal,  Jawa Tengah,” Buletin  Oseanografi  Marina
(Buloma) , vol. 6, no. 2, Nov., hal. 102- 109, 2017.
[3] DJPB Perikanan, Kementrian Kelautan.
Budidaya Udang Vaname (Litopenaeus vannamei) di Tambak Milenial Millenial  Shrimp  Farming  (MSF) , 2021.
[4] Supriatna, M. Mahmudi, M. Musa, dan
Kusriani, “Hubungan  pH  dengan parameter  kualitas  air  pada  tambak intensif  udang  vannamei  (Litopenaeus vannamei),” Journal  of  Fisheries  and Marine  Research ,  vol.  4,  no.3,  hal. 368-374, 2020.
[5] A. Sahrijanna dan Sahabuddin, “Kajian
kualitas  air  pada  budidaya  udang vaname (Litopenaeus Vannamei)
dengan  sistem  pergiliran  pakan  di tambak  intensif,” Prosiding  Forum
Inovasi  Teknologi  Akuakultur ,  2014,
hal. 329-336.
[6] H.  Muslim  dan  M.  Nahar,  “Sistem
Pemantauan  dan  Pengendalian  pH  Air Berbasis  IoT  Menggunakan  Platform Arduino,” Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ , vol. 7, no.1, hal. 65-70, 2020. [7] N.  Agustian,  S.  Arif,  dan  R.  Herfia,
“Aplikasi  Pendeteksi  Kualitas  Air
Menggunakan  Turbidity  Sensor  dan Arduino Berbasis Web Mobile ,”
JOUTICA ,  vol.  5,  no.1,  hal.  316-320,
2020.
[8] F.  Chuzaini  dan  Dzulkiflih,  “IoT
Monitoring Kualitas Air Dengan
Menggunakan  Sensor  Suhu,  pH,  dan
Total  Dissolved  Solids  (TDS),” Jurnal Inovasi  Fisika  Indonesia  (IFI) ,”  vol.
11, no. 3, hal. 46-56, 2022.
[9] T.K.Y.  Yudhis  dan  Kusrini,  “Sistem Monitoring Kualitas Air pada Budidaya Perikanan Berbasis IoT dan Manajemen  Data,” Citec  Journal ,  vol.
6, no. 2, hal. 153-164, 2019.
[10] T.  P.  WWF  Indonesia  dan  M.  Idham, “BMP  Budidaya  Udang  Vannamei Tambak  Semi  Intensif  dengan  Instalasi Pengolahan  Air  LImbah  (IPAL).” Jurnal  Akuakultur  Indonesia ,  vol.22, hal. 1–22, 2014.
[11] A.  S.  Lubis  dan  R.  Elly,  “Sistem
Monitoring  Jarak  Jauh  Pada  Suhu Kolam Ikan Nila Bangkok Memanfaatkan Internet of Things (IOT) Berbasis NODEMCU ESP8266,” JUTSI: Jurnal Teknologi dan Sistem
Informasi , vol. 1, no. 1, hal. 1-8, 2021.
[12] S.  A.  Mohamad  dan  L.  Ulinnuha, “Perancangan  Aplikasi  Monitoring
Kualitas  Air  Pada  Budidaya  Ikan  Nila Berbasis  IoT  Menggunakan  Android Studio,” Jurnal  POLEKTRO:  Jurnal
Power  Elektronik ,  vol.11,  no.2,  hal. 175-183, 2022.
[13] G. A. Pauzi, M. A. Syafira, A. Surtono, dan  A.  Supriyanto,  “Aplikasi  IoT sistem  monitoring  kualitas  air  tambak
udang  menggunakan  aplikasi  Blynk berbasis  Arduino  Uno,” Jurnal  Teori dan  Aplikasi  Fisika ,  vol.  5,  no.  2,  hal.
1-8, 2017.
[14] P.  Kusrinia,  G.  Wirantob,  I.  Syamsub, dan  L.  Hasanah,  “Sistem  Monitoring Online  Kualitas  Air  Akuakultur  untuk Tambak Udang Menggunakan Aplikasi Berbasis  Android,” Jurnal  Elektronika dan  Telekomunikasi ,  vol.  16,  no.2,
Des., hal. 25-32, 2016.