## Jurnal Multimedia dan Teknologi Informasi
Volume 04 Number 01, 01 April 2022, pp. 7-13 e-ISSN : 2721-1800 pISSN : 2722-0907 doi.org/10.54209/jatilima.v4i01.320 Homepage : https://journal.cattleyadf.org/index.php/jatilima/index
Rancang Bangun Sistem Monitoring Kateter Pasien Berbasis Iot (Sismoniterin) Pada Rumah Sakit Mitra Medika Medan
Article Info ABSTRACT Article history: The IoT-based catheter monitoring system (Sismoniterin) is a system created  to  assist  health  workers,  especially  nurses  and  the  patient's family,  in  monitoring  the  height  of  the  contents  (volume)  of  the catheter  so  that  there  is  no  leakage  in  the  patient's  urinary  catheter due to excess storage capacity. This system uses a water level sensor to  detect  the  urine  level  on  the  patient's  catheter  and  the  NodeMCU ESP 8266 as a microcontroller that will help the sensor to send data, namely  the  patient's  urine  on  the  catheter  via  the  internet,  and  can also  apply  the  IoT  concept  which  can  monitor  the  patient's  catheter automatically.  The  results  of  this  study  are  in  the  form  of  a  system that can send notifications via whatsapp nurses regarding the volume of  the  patient's  catheter.  Besides  being  equipped  with  quite  a  lot  of output, this system uses a rechargeable lithium battery. However, the drawback  of  this  system  is  that  this  system  is  not  equipped  with  an LCD to see the remaining battery working on the system so that the nurse  must  prepare  a  backup  battery  if  the  battery  system  is  being recharged,  so  they  can  use  a  spare  battery  to  be  able  to  operate  the system.
Received Feb 16, 2022
Revised March 19, 2022 Accepted Apr 01, 2022

## Keywords:
Kateter, Sismoniterin, NodeMCU, Water Level Sensor, WhatsApp
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## Corresponding Author:
Wiwin Sry Adinda Banjarnahor 1 ,Grace Anggia Heilinar Manullang 2
12 Politeknik Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia Email Address: 1 wiwinbanjarnahor@polmed.ac.id , 2 anggiagrace60@gmail.com

## 1. Pendahuluan
Selama  ini  proses  monitoring  isi  (volume)  dari  kateter  urin  pasien  secara  manual yaitu perawat harus berkeliling satu per satu ke ruang rawat pasien untuk memastikan isi (volume) kateter urin pasien. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama sementara pasien yang menggunakan kateter urin pada rumah sakit tersebut tidak sedikit. Selain itu, apabila proses monitoring kateter urin pasien masih dilakukan secara manual terkadang tim medis atau perawat sering teledor atau lupa, bahwa bag urine (kateter) sudah penuh (Rantau, 2020).
Penulis  telah  membagikan  kuesioner  kepada  masyarakat  untuk  mencari  fakta berdasarkan  pengalaman  masyarakat  terkait  dengan  penggunaan  kateter  urin  di  rumah sakit.  Pada  kuesioner  tersebut  yang  dibahas  adalah  berapa  banyak  responden  atau anggota keluarga responden yang pernah menggunakan kateter urin, frekuensi kebocoran kateter  urin  yang  terjadi,  dan  faktor  penyebab  terjadinya  kebocoran  kateter  urin. Pembagian kuesioner tersebut dilakukan pada tanggal 10 Juni 2022 hingga 25 Juni 2022 dan penulis telah mendapatkan 101 responden.
doi.org/10.54209/jatilima.v4i01.320
Hasil analisis terkait pembahasan yang pertama diperoleh dari 101 responden, yang pernah  menggunakan  kateter  urin  sebanyak  80,2%  dan  selebihnya  tidak  pernah menggunakan  kateter  urin.  Selanjutnya  adalah  hasil  analisis  terkait  pembahasan  yang kedua  mengenai  frekuensi  kebocoran  kateter  urin  yang  terjadi  diperoleh  dari  101 responden, 83,2% diantaranya sering mengalami kebocoran kateter urin karena kelebihan kapasitas penampungan.
Hasil  analisis  terkait  pembahasan  yang  ketiga  yaitu  faktor  penyebab  terjadinya kebocoran  kateter  sebanyak  41,6%  responden  sering  kelupaan  mengecek  kateter  urin. Kedua,  25,7%  responden  tidak  selalu  berada  dekat  pasien  ataupun  di  rumah  sakit. Ketiga,  sebanyak  10,9%  responden  malas  mengecek  kateter  urin  secara  terus  menerus. Keempat, sebanyak 5%  responden ketiduran saat  menjaga pasien. Sementara itu 14,9% diantara  nya  tidak  pernah  menggunakan  serta  mengecek  kateter  urin,  2%  diantaranya tidak ada kendala dalam mengecek kateter urin.
Hasil  analisis  terhadap  ketiga  pembahasan  tersebut  disimpulkan  bahwa  diperlukan sebuah  alat  agar  dapat  membantu  pihak  rumah  sakit  atau  pasien  dalam  mengatasi kebocoran pada kateter urin karena kelebihan kapasitas penampungan.
Beberapa  penelitian  terkait  dengan  monitoring  bag  urin  (kateter)  sudah  dilakukan, diantaranya  adalah  “Monitoring  Bag  Urine  Berbasis  NodeMCU  ESP  8266  V.3  dan BLYNK” (Rantau, 2020). Penelitian ini menghasilkan prototype monitoring kateter urin pasien  berbasis  NodeMCU  ESP  8266  menggunakan  sensor  berat  dan  modul  HX711. Adapun  kelebihan  dari  penelitian  ini  adalah  sensor  berat  yang  menjadi  bahan  utama bekerja  dengan  baik  untuk  mengambil  data  beban  dari  kateter.  Meskipun  demikian, penelitian  ini  memiliki  beberapa  kekurangan  yaitu  monitoring  kateter  urin  pasien  yang dihasilkan  masih  berupa  prototype.  Selain  itu,  output  dari  penelitian  ini  hanya  melalui blynk  app dan tidak ada output tambahan yang lain sebagai  indikator untuk  monitoring kateter  pasien.  Sementara  itu  terdapat  penelitian  yang  juga  menggunakan  sensor  berat (Load Cell) untuk menghasilkan prototype monitoring kateter pasien (Ramadhan, 2019). Prototype yang dihasilkan memiliki kelebihan yaitu prototype ini berfungsi dengan baik untuk mengambil nilai urin dalam kateter. Namun, kekurangan dari penelitian ini adalah penelitian  ini  juga  tidak  memiliki  output  tambahan  yang  lain  sebagai  indikator  untuk monitoring kateter pasien.
Berdasarkan  deskripsi  latar  belakang  yang  telah  dijabarkan,  maka  penulis  ingin melakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  “Rancang  Bangun  Sistem  Monitoring Kateter  Pasien  Berbasis  IoT  (SISMONITERIN)  Pada  Rumah  Sakit  Mitra  Medika Medan”. Sistem ini diharapkan dapat membantu tenaga medis khususnya perawat untuk melakukan pengecekan kateter urin secara otomatis melalui whatsapp.

## 2. Metode

## Kateter Urin
Kateter  urin  merupakan  sebuah  alat  berupa  tabung  kecil  yang  fleksibel  dan  biasa digunakan pasien untuk membantu mengosongkan kandung kemih. Pemasangan alat ini dilakukan khusus untuk pasien yang tidak mampu buang air kecil sendiri dengan normal.
doi.org/10.54209/jatilima.v4i01.320

## Gambar 1. Kateter Urin
Umumnya  penggunaan  kateter  hanya  untuk  sementara,  sampai  pasien  mampu kembali  buang air kecil sendiri.  Kateter juga perlu diganti  dalam jangka  waktu  tertentu agar  tetap  berfungsi  dengan  baik  dan  tidak  memicu  infeksi.  Selain  dengan  pemasangan kateter,  dokter  juga  bisa  mengatasi  keluhan  susah  buang  air  kecil  dengan  pemberian obat-obatan (Noya A.B. Ieuan, 2019).

## Water Level Sensor
Penelitian  ini  menggunakan  water  level  sensor  untuk  memberikan  sinyal  kepada automation panel bahwa permukaan air telah mencapai level tertentu (Taharica G, 2018). Penulis menggunakan water level sensor dalam sismoniterin ini untuk mendeteksi level ketinggian urin dalam kateter pasien.
Gambar 2. Water Level Sensor

## NodeMCU ESP 8266
NodeMCU  adalah  sebuah  platform  IoT  yang  bersifat  opensource.  Terdiri  dari perangkat  keras  berupa  System  ON  Chip  ESP8266  dari  ESP8266  buatan  Esperessif System.  NodeMCU    bisa  dianalogikan  sebagai  board  arduino  yang  terkoneksi  dengan ESP862 (Pangestu et al., 2019).

## Gambar 3. NodeMCU
NodeMCU  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  platform  IoT  karena  bersifat  open- source. Terdiri dari perangkat keras  berupa System ON Chip ESP8266   dari   ESP8266 buatan Espressif  System,  juga firmware yang digunakan,  yang  menggunakan  bahasa pemrograman scripting Lua. Istilah NodeMCU secara default sebenarnya mengacu pada firmware yang digunakan   daripada   perangkat   ke ras development kit (Sri Yuningsih, 2018).  Board  NodeMCU  ESP8266  dapat  di  program  mengunakan  compiler-nya  dari
doi.org/10.54209/jatilima.v4i01.320
Arduino,  menggunakan  software  Arduino  IDE  (Hidayati  et  al.,  2018).  Pada  penelitian ini,  NodeMCU  ESP  8266  berfungsi  sebagai  mikrokontroler.  Alasan  penulis  memilih NodeMCU  ESP  8266  sebagai  mikrokontroler  dikarenakan  harganya  terjangkau, memiliki  fasilitas  yang  lengkap  yakni  terdapat  modul  wifi,  bluetooth  serta  dapat melakukan pemrograman tanpa  tanpa perlu tambahan lain seperti USB to Serial karena NodeMCU ESP 8266 telah memiliki kabel USB nya sendiri.

## Catu Daya
NodeMCU dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu daya eksternal, sumber listrik dipilih secara otomatis. Eksternal (non-USB) daya dapat datang baik dari AC-DC adaptor atau baterai (Suriansyah, 2014). Pada perancangan sismoniterin ini, catu daya  berfungsi  sebagai  sumber  listrik  yang  dimana  akan  mengaliri  listrik  ke  masing- masing komponen elektronika yang ada.

## Lampu LED
Light  Emitting  Diode  (LED)  merupakan  lampu  yang  dibuat  dari  bahan semikonduktor  yang  hanya  dapat  dialiri  arus  Direct  Current  (DC),  hemat  energi,  daya tahan  lama,  tingkat  voltase  yang  rendah  dan  memiliki  respons  pencahayaan  yang  cepat (Kuo  dan  Shen  2018;  Matsushita  et  al.  2012).  Lampu  LED  juga  memiliki  tingkat iluminasi  cahaya  yang  tinggi  dengan  daya  rendah  dibandingkan  dengan  lampu  lainnya (Rudin  et  al.  2017;  Susanto  et  al.  2017).  Kegunaan  lampu  LED  pada  sismoniterin  ini ialah sebagai indikator level ketinggian urin pada kateter pasien. Ada 4 buah LED yang akan digunakan pada sismoniterin ini yaitu lampu LED berwarna biru, hijau, merah dan kuning.

## Gambar 4. Lampu LED

## Buzzer
Buzzer adalah komponen elektronika yang dapat mengeluarkan bunyi/suara dengan cara kerja yaitu merubah getaran listrik menjadi getaran suara. Prinsip kerja buzzer pada dasarnya  menyerupai  dengan  loud  speaker,  karena  buzzer  terdiri  dari  kumparan  yang terpasang  pada  diafragma  lalu  kumparan  tersebut  dialiri  arus  listrik  sehingga  menjadi elektromagnet.
Kumparan tersebut akan tertarik kedalam atau keluar, tergantung dari arah arus dan polaritas  magnetnya,  karena  kumparan  dipasang  pada  diafragma  maka  setiap  gerakan kumparan  akan  menggerakkan  diafragma  secara  bolak-balik  sehingga  membuat  udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Buzzer ini digunakan sebagai indikator (alarm) (Setiawan & Zulkarnaen, 2018) .
doi.org/10.54209/jatilima.v4i01.320
Gambar 5. Buzzer

## Transistor
Transistor  adalah  komponen  elektronika  yang  tersusun  dari  bahan  semi  konduktor yang memiliki 3 kaki yaitu  :  basis (B), collector (C) dan emitor (E). Basis (B) berguna untuk  mengatur  arah  gerak  muatan  negatif  yang  keluar  dari  transistor  melalui  kolektor, kolektor  (C)  berperan  sebagai  saluran  bagi  muatan  negatif  untuk  keluar  dari  dalam transistor emitor (E) memiliki fungsi untuk menghasilkan elektron atau muatan negatif. Besar tegangan antara basis dengan emitor (VBE) adalah tetap dan tidak bisa lebih besar dari nilai tetapnya, yaitu sekitar 0,2V bagi transistor yang dibuat dari bahan germanium (transistor produksi lama) dan sekitar 0,7V bagi transistor yang dibuat dari bahan silikon.
Berdasarkan  susunan  semikonduktor  yang  membentuknya,  transistor  dibedakan menjadi dua tipe, yaitu transistor PNP dan transistor NPN. Untuk membedakan transistor PNP  dan  NPN  dapat  dari  arah  panah  pada  kaki  emitor  nya.  Pada  transistor  PNP  anak panah  mengarah  ke  dalam  dan  pada  transistor  NPN  arah  panahnya  mengarah  keluar (Koerniawan & Darmawan, 2017).
Gambar 6. Transistor NPN
Gambar 7. Perbedaan Transistor NPN

## Cara Kerja Transistor NPN
Untuk  mengaktifkan  transistor  maka  dibutuhkan  tegangan  sebesar  0.7V  dari  basis ke  emitor.  Jika  tidak  terdapat  tegangan  antara  pin  basis  dan  emitor  atau  Vb-e=0  maka dalam  kondisi  ini  tidak  ada  arus  yang  mengalir  dan  menyebabkan  arus  tidak  bisa dialirkan  oleh  transistor.  Pada  kondisi  sebaliknya  dimana  apabila  terdapat  tegangan minimal  0.7  Volt  antara  basis  dan  emitor  maka  Ib  (arus  basis)  juga  terdapat  arus  dan
doi.org/10.54209/jatilima.v4i01.320
kondisi ini menyebabkan transistor bisa menghantarkan arus pada kolektor-emitornya.
Spesifikasi Transistor NPN
Gambar 8. Datasheet Transistor NPN

## Karakteristik dan Daerah Kerja Transistor
Transistor BJT digunakan untuk 3 penggunaan berbeda: mode cut off, mode linear amplifier,  dan  mode  saturasi.  Penggunaan  fungsi  transistor  bisa  menggunakan karakteristik dari masing-masing daerah kerja ini. Selain untuk membuat fungsi daripada transistor,  karakteristik  transistor  juga  dapat  digunakan  untuk  menganalisa  arus  dan tegangan transistor.
Gambar 9. Karakteristik Daerah Kerja Transistor
Karakteristik dari masing-masing daerah operasi transistor tersebut dapat diringkas sebagai berikut:
a. Daerah Potong (cutoff):
Dioda  emiter  diberi  pra-tegangan  mundur.  Akibatnya,  tidak  terjadi  pergerakan elektron,  sehingga  arus  Basis,  IB  =  0.  Demikian  juga,  arus  kolektor,  IC  =  0,  atau disebut ICEO (arus kolektor ke emiter dengan harga arus Basis adalah 0).
b. Daerah Saturasi
Dioda emiter diberi pra-tegangan maju. Dioda kolektor juga diberi prategangan maju. Akibatnya,  arus  kolektor,  IC,  akan  mencapai  harga  maksimum,  tanpa  bergantung kepada arus basis, IB, dan βdc. Hal ini, menyebabkan Transistor menjadi komponen yang  tidak  dapat  dikendalikan.  Untuk  menghindari  daerah  ini,  dioda  kolektor  harus diberi  prateganan  mundur,  dengan  tegangan  melebihi  VCE,  yaitu  tegangan  yang menyebabkan dioda kolektor saturasi.
c. Daerah Aktif
Dioda emiter diberi pra-tegangan maju. Dioda Kolektor diberi prategangan mundur. Terjadi sifat-sifat yang diinginkan, dimana:
doi.org/10.54209/jatilima.v4i01.320
atau
sebagaimana  penjelasan  pada  bagian  sebelumnya.  Transistor  menjadi  komponen yang dapat dikendalikan.
d. Daerah Breakdown
Dioda kolektor diberi pra-tegangan mundur yang melebihi tegangan Breakdown-nya, BVCEO (tegangan breakdown dimana tegangan Kolektor ke Emiter saat Arus Basis adalah  nol).  Sehingga  arus  kolektor,  IC,  melebihi  spesifikasi  yang  dibolehkan. Transistor dapat mengalami kerusakan.
Contoh sederhana penggunaan transistor tipe NPN dengan fungsi switching.

## Internet Of Things (IoT)
Internet of Things pertama kali diperkenalkan oleh kevin Ashton pada tahun 1999. Teori mengenai IoT ini sudah diperkenalkan sejak 18 tahun yang lalu hingga kini belum ada  sebuah  consensus  global  mengenai  IoT.  Secara  umum,  konsep  IoT  merupakan kemampuan menghubungkan atau mengkoneksi objek-objek cerdas dan memungkinkannya untuk berinteraksi dengan objek lain (Riyanto et al., 2021).

## Software Arduino IDE
Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari physical computing yang bersifat open source.  Maksud  dari  platform  bahwa  Arduino  bukan  hanya  sebagai  alat  pengembang, tetapi  ia  adalah  kombinasi  dari  hardware,  bahasa  pemrograman  dan  Integrated Development Environment (IDE) yang canggih. IDE adalah sebuah software yang sangat berperan untuk menulis program, meng-compile menjadi kode biner dan meng-upload ke dalam  memory  mikrokontroler.  Software  arduino  dapat  di  install  di  beberapa  operating system diantaranya: Windows, Mac OS, dan Linux (Prasetya, 2017).
Secara umum, struktur program pada arduino dibagi menjadi dua bagian yaitu setup dan loop.  Bagian  setup  adalah  bagian  yang  merupakan  area  menempatkan  kode-kode inisialisasi  sistem  sebelum  masuk  ke  dalam  bagian  loop  (body).  Secara  prinsip,  setup merupakan  bagian  yang  dieksekusi  hanya  sekali  yaitu  pada  program  dimulai  (start). Sedangkan bagian loop adalah bagian yang merupakan inti utama dari program arduino. Dan bagian ini yang dieksekusi secara terus menerus.
doi.org/10.54209/jatilima.v4i01.320
Gambar 10. Software Arduino Integrated Development Environment

## Aplikasi Pendukung
a. Proteus
Proteus adalah suatu perangkat lunak (software) yang merupakan gabungan dari ISIS dan  ARES  untuk  merancang  suatu  rangkaian  skematik  elektronika  dan  dapat disimulasikan serta dapat dibuat menjadi layout PCB (Prihatmoko, 2016) .Di dalam ISIS  terdapat  program  ProSPICE  yang  berguna  untuk  mensimulasikan  skematik rangkaian,  sehingga  ISIS  dapat  menjadi  program  simulator  rangkaian  elektronika yang  interaktif.  ProSPICE  dirancang  berdasarkan  standar  bahasa  pemrograman SPICE3F5,  sehingga  mampu  mensimulasikan  rangkaian  gabungan  dari  komponen analog  dan  digital  secara  interaktif  yang  dikenal  dengan  istilah  Interactive  Mixed Mode Circuit Simulator.
Banyaknya  library  dari  proteus  membuat  software  ini  dikatakan  software  simulasi lengkap,  yaitu  dari  komponen-komponen  pasif,  analog,  transistor,  SCR,  FET,  jenis button/tombol,  jenis  saklar/relay,  IC  digital,  IC  penguat,  IC  programmable (mikrokontroler)  dan  IC  memory.  Selain  didukung  dengan  kelengkapan  komponen, juga  didukung  dengan  kelengkapan  alat  ukur  seperti  Voltmeter,  Ampere  Meter, Oscilloscope, Signal Analyzers serta pembangkit Frekuensi. Kelengkapan fitur yang disediakan  ini  menjadikan  proteus  menjadi  salah  satu  software  simulasi  elektronik terbaik  (Elektro  et  al.,  2012)  .  Pada  perancangan  sismoniterin  ini,  penulis menggunakan  software  proteus  untuk  membuat  skema  rangkaian  hardware sismoniterin.
doi.org/10.54209/jatilima.v4i01.320
b. Google SketchUp
Google  SketchUp  adalah  aplikasi  program  3  grafis  3  dimensi  (3D)  yang dikembangkan oleh perusahaan google yang mengkombinasi seperangkat alat (tools) yang  sederhana,  namun  sangat  handal  dalam  desain  grafis  3D  di  dalam  layer komputer (Wahyudin et al., 2018) .
Gambar 11 Tampilan Aplikasi Google Sketchup

## 3. Hasil dan Diskusi
Dalam  pengaktifan  sistem,  langkah  awal  yang  harus  dilakukan  ialah  mengkoneksikan handphone  nya  terlebih  dahulu  ke  internet.  Kemudian,  perawat  menghubungkan rangkaian  dengan  sumber  daya  dengan  memasang  kabel  konektor  pada  step  down  DC dan  menekan  tombol  switch  agar  sistem  dalam  keadaan  on  (hidup).  Setelah  itu,  lampu LED berwarna biru akan hidup dan untuk mengecek terhubungnya sistem ke handphone dapat  dilihat  di  manajemen  koneksi  yang  terdapat  di  fitur  pengaturan  pada  handphone seperti gambar dibawah ini
Gambar 12. Pengaktifan Sistem Berhasil Dilakukan
Tabel 1. Tabel Pengujian Pengaktifan Sistem
No  Aksi Keterangan 1. Pengaktifan Sistem ke Handphone dan Internet  Berhasil 2. Pengaktifan Sistem ke sumber daya Berhasil
Pada  tahap  ini  dilakukan  pengujian  sistem  untuk  mengukur  ketinggian  urin  yang
doi.org/10.54209/jatilima.v4i01.320
tertampung  didalam  kateter.  Berikut  ini  tabel  data  pengujian  sensor  water  level  dalam mendeteksi urin :
Tabel 2. Tabel Pengujian Sensor Water Level Level Penampungan Urin  Proses Keterangan Urin Rendah. Sinyal input ke nodeMCU Pin D0 = 0 Pin D1 = 1 Pin D2 = 1 Hanya lampu led hijau yang menyala Urin Sedang. Sinyal input ke nodeMCU Pin D0 = 0 Pin D1 = 0 Pin D2 = 1 Lampu led hijau dan led kuning menyala Urin Penuh Sinyal input ke nodeMCU Pin D0 = 0 Pin D1 = 0 Pin D2 = 1 Keseluruhan lampu led yaitu hijau,kuning,merah dan buzzer aktif, kemudian  sistem  mengirimkan  notifikasi  ke whatsapp bahwa kateter sudah full
Rangkaian  sismoniterin  berbasis  IoT  menggunakan  baterai  lithium  18650  yang bersifat  rechargeable  yang  artinya  baterai  sistem  ini  dapat  diisi  ulang  tanpa  harus mengganti baterai  baru.  Selain itu  sensor yang digunakan ialah water level  sensor yang berfungsi  untuk  mendeteksi  ketinggian  level  urin  yang  terbagi  menjadi  tiga  level  yakni level rendah, sedang dan penuh.
Sistem ini menggunakan mikrokontroler NodeMCU ESP 8266 yang dilengkapi oleh modul wifi untuk dapat menerapkan konsep IoT yang dapat memonitoring kateter pasien melalui whatsapp.

## Gambar 13. Hasil Keseluruhan
Untuk  pengujian  sistem,  metode  yang  digunakan  ialah  black-box  testing.  Tipe pengujian  black-box,  perangkat  lunak  akan  dijalankan  dan  kemudian  diuji  apakah perangkat  lunak  tersebut  telah  sesuai  kebutuhan  pengguna  di  awal  tanpa  membongkar daftar programnya (Rambe, Pane, Irmayani, Nasution, & Munthe, 2020).
Software  yang  digunakan  untuk  dapat  menghubungkan  sistem  ke  whatsapp  ialah twilio  dan  thingESP.  Pada  gambar  dibawah  ini,  dapat  dilihat  bahwa  project WASISMONITERIN  yang  ada  pada  software  tersebut  dalam  keadaan  connected  yang artinya project tersebut telah berhasil menghubungkan antara alat dengan whatsapp.
doi.org/10.54209/jatilima.v4i01.320
Gambar 14. Koneksi Sistem Ke ThingESP Berhasil
Tabel 3. Hasil Pengujian Sistem No.  Aksi Keterangan 1. Koneksi WASISMONITERIN Ke ThingESP  Berhasil 2. Pengiriman notifikasi melalui whatsapp Berhasil
Implementasi  sistem  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  apakah  sistem dapat  bekerja  dengan  baik  saat  diimplementasikan.  Pengimplementasian  sistem  ini dilakukan pada tanggal 16 Juli 2022 di  rumah sakit mitra medika medan amplas.
Gambar 15. Implementasi Sistem
Gambar 16. Sistem Bekerja Dengan Baik Saat Diimplementasikan

## 4. Kesimpulan
Sismoniterin sudah efektif dalam mencegah kelebihan kapasitas penampungan pada kateter  urin  pasien  setelah  diimplementasikan  di  rumah  sakit  mitra  medika  medan. Tingkat  efektivitas  simoniterin  dalam  membantu  pihak  rumah  sakit  dan  keluarga  pasien untuk  memantau kateter  pasien secara otomatis berkisar antara 85%-100%. Sismoniterin dapat  menghemat  waktu dan tenaga perawat  serta dapat  memperkecil potensi kebocoran dari kateter urin pasien akibat kelebihan kapasitas penampungan.

## Referensi
[1]. Abdurahman,  M.  (2017).  Sistem  Informasi  Pengolahan  Data  Pembelian  dan Penjualan  Pada  Toko  Koloncucu  Ternate.  IJIS  -  Indonesian  Journal  On Information System, 2(1). https://doi.org/10.36549/ijis.v2i1.22
doi.org/10.54209/jatilima.v4i01.320
[2]. AM  Pradana,  K.  (2021).  Sistem  Pengamanan  Pintu  Rumah  Berbasis  Internet  Of Things  (IoT)  Dengan  Esp8266.  In  Science  (Vol.  195,  Issue  4279,  p.  639). https://doi.org/10.1126/science.195.4279.639
[3]. Budiharto,  Widodo.  2018.  Panduan  Pemrograman  Mikrokontroler  AVR ATMega16.Jakarta: Elex Media Komputindo
[4]. Elektro, P. T., Teknik, F., & Negeri, U. (2012). Module Digital Simulation.
[5]. Hidayati N, Dewi L, Rohmah MF, Zahara S. 2018. Prototype Smart Home Dengan Modul NodeMCU ESP8266 Berbasis Internet of Things (IoT). Tek. Inform. Univ. Islam Majapahit: 1–9
[6]. Khan,  M.  et  al.  (2017)  ‘WhatsApp  Auto  Responder  using  Natural  Language Processing and AI’, International Journal of Computer Engineering & Technology (IJCET), 8(5).
[7]. Kuo  CY,  Shen  SC.  2018.  Design  of  Secondary  Lens  for  LED  Fishing  Lamps  to Evaluation  Catches  Energy  Efficiency  in  Saury  Fishing.  IEEE  Access.  6(1): 66664-66673.
[8]. Matsushita  Y,  Azuno  T,  Yamashita  Y.  2012.  Fuel  Reduction  in  Coastal  Squid Jigging Boats Equipped with Various Combinations of Conventional Metal Halide Lamps dan Low-Energy LED Panels. Fisheries Research. 125-125: 14-19.
[9]. Noya,  Allert  Benedicto  Ieuan.  (2019).  “Mengenali  Jenis  Kateter  dan  Prosedur Penggunaannya”,https://www.alodokter.com/mengenali-jenis-kateter-dan- prosedur-penggunaannya, diakses pada 02 Juli 2022 pukul 15.35.
[10]. Pangestu,  A.  D.,  Ardianto,  F.,  &  Alfaresi,  B.  (2019).  Sistem  Monitoring  Beban Listrik  Berbasis  Arduino  Nodemcu  Esp8266.  Jurnal  Ampere,  4(1),  187. https://doi.org/10.31851/ampere.v4i1.2745
[11]. Prasetya, E. B. (2017). Pemantau Kebocoran Ac Menggunakan Sensor Yl83 Dan Lm35dz  Berbasis  Mikrokontroler  Arduino  Melalui  Webserver.  Jurnal  Elektun, 14(2), 49–56.
[12]. Prihatmoko, D. (2016). Perancangan dan Implementasi Pengontrol Suhu Ruangan Berbasis Mikrokontroller Arduino Uno. 7(1), 117–122.
[13]. Putra, M. A. P., & Putra, I. G. J. E. (2020). Analisis Performansi Sensor Pada Alat Pemadam  Kebakaran  Berbasis  Internet  of  Things.  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Terapan
Universitas Jambi|JIITUJ|, 4(2), 123–131. https://doi.org/10.22437/jiituj.v4i2.11601
[14]. Riyanto, J., Nurlaila, F., Haerudin, H., & Jarastino, B. T. (2021). Rancang Bangun Sistem  Monitoring  Ruang  Kelas  Berbasis  Internet  of  Things  pada  Universitas Pamulang. Jurnal Informatika
Universitas Pamulang,
5(4), 483.
https://doi.org/10.32493/informatika.v5i4.7018
[15]. Rudin  MJ,  Irnawati  R,  Rahmawati  A.  2017.  Perbedaan  Hasil  Tangkapan  Bagan Tancap dengan Menggunakan Lampu CFL dan LED dalam Air (Leda) di Perairan Teluk Banten. Jurnal Perikanan Kelautan. 7(2): 167-180.
[16]. Sartika,  D.,  Andreswari,  D.,  &  Anggriani,  K.  (2016).  Sistem  Pendukung Keputusan  Penentuan  Posisi  Ideal  Pemain  Dalam  Cabang  Olahraga  Sepak  Bola Dengan  Menggunakan  Dua  metode  Naive  Bayes  dan  Profile  Matching.  Jurnal Rekursif, Vol. 4 No. 3, 315.
[17]. Setiawan, D., & Zulkarnaen, I. (2018). Prototype Alat Pemantauan Ketinggian Air
doi.org/10.54209/jatilima.v4i01.320
Pada Bendungan Menggunakan Sensor Ultrasonik Berbasis Arduino. 17(2), 170– 174.
[18]. Sri Yuningsih, A. H. (2018). Sistem Absensi IoT Berbasis Nodemcu dan Aplikasi Web.  Rancang  Bangun  Sistem  Informasi  Pengolahan  Bank  Sampah  Puspasari Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, 02(01), 181–190.
[19]. Suriansyah,  B.  (2014).  Catu  Daya  Cadangan  Berkapasitas  100  Ah  /  12  V  Untuk Laboratorium Otomasi Industri Poliban. Jurnal INTEKNA, 2, 102–209.
[20]. Susanto A, Irnawati R, Mustahal, Syabana MA. 2017. Fishing Efficiency of LED Lamps  for  Fixed  Lift  Net  Fisheries  in  Banten  Bay  Indonesia.  Turkish  Journal  of Fisheries and Aquatic Sciences. 17(1): 283-291.
[21]. Taharica  G.  2018.  Pengertian  Sensor  Water  Level  dan  Cara  Kerja. https://www.loggerindo.com/pengertian-sensor-water-level-dan-cara-kerja109. Diakses pada 01 Juli 2022
[22]. Wahyudin,  Wahyudi,  S.,  &  Robbi,  M.  I.  A.  (2018).  Visualisasi  Masjid  Agung Rangkasbitung  Berbasis  3D  Dengan  Menggunakan  Google  Sketchup  dan  After Effect.  Jurnal  Pengembangan  Riset  Dan  Observasi  Sistem  Komputer,  Vol.  2(2), Hal 63-64.
[23]. Wora, M., & Ndale, F. X. (2018). Sistem Monitoring Penggunaan Air PDAM pada Rumah  Tangga  Menggunakan  Mikrokontroler  NODEMCU  Berbasis  Smartphone Android. Jurnal IPTEK, 51 – 58. https://doi.org/10.31284/j.iptek.2018.v22i2