## Jurnal Riset Fisika Indonesia
Volume 4, Nomor 1, Desember 2023
ISSN: 2776-1460 (print); 2797-6513 (online) https://journal.ubb.ac.id/jrfi/article/view/3554

## Pengukuran Kualitas Air Limbah Sawit Berdasarkan Baku Mutu Air Limbah Menggunakan AAS
Rusdianto 1 , Syachrul Ivandi 2 , Tri Kusmita 2,*) , Ilhafurroihan Apriliazmi 1
1) UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka, Padang Baru, Pangkalan Baru, Bangka Tengah33684, Bangka Belitung,
Indonesia
2) Jurusan Fisika, Universitas Bangka Belitung Jl. Kampus Peradaban, Kampus Terpadu Balunijuk Gd. Dharma Penelitian Lt 1, Bangka 33172,Bangka Belitung, Indonesia
*E-mail korespondensi: trikusmita@ubb.ac.id

## Info Artikel:
Dikirim: 20 November 2022 Revisi: 20 Desember 2023 Diterima: 30 Desember 2023

## Kata Kunci:
Limbah sawit;
kualitas air; metode AAS

## Abstract
Palm oil industry waste is waste generated from the palm oil processing process. Palm oil liquid waste generally contains heavy metals, one of which is Cu and Zn. The presence of excessive Cu and Zn heavy metals can have a negative impact on living things and the surrounding environment. In this journal, the determination of the heavy metal content of Cu and Zn in palm oil wastewater was carried out using  the  AAS  method  with  acetylene  gas  at  a  wavelength  of  324.8  nm  to determine the content of Cu metal content and at a wavelength of 213.9 nm to determine the Zn metal content. The results of determining the content of heavy metals Cu and Zn in sempel 1, 2 and 3 contained in palm oil wastewater which are still below the maximum limit of the quality standards obtained, namely less than  2  ppm  for  Cu  metal  and  less  than  5  ppm  for  Zn  metal.  utilized  by  living things and the surrounding environment

## PENDAHULUAN
Kepulauan  Bangka  Belitung  merupakan  salah  satu  Provinsi  penghasil  kelapa  sawit  di Indonesia  dengan  produksi  sebesar  800,40  ton/tahun  pada  tahun  2021  [1].  Tingginya  angka produksi  kelapa  sawit  di  Kepulauan  Bangka  Belitung  sejalan  dengan  bertumbuhnya  industri pengolahan sawit menjadi produk turunannya, salah satunya crude palm oil (CPO). Pengolahan kelapa  sawit  menjadi  CPO  ini  menghasilkan  limbah  yang  dikelompokkan  menjadi  tiga  jenis, yaitu  limbah  padat,  limbah  cair  dan  gas.  Limbah  yang  tidak  terkelola  dengan  baik  berbahaya bagi lingkungan dan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.
Limbah  cair  merupakan  limbah  yang  dihasilkan  paling  banyak  dari  kelapa  sawit.  Limbah cair  yang  dihasilkan  dalam  pemrosesan  kelapa  sawit  mencapai  sekitar  60%  pada  setiap  100% peroses  pengolahan  tandan  buah  segar  [2]  [3].  Umumnya  limbah  cair  industri  mengandung logam berat seperti Cu, Cd, Zn, Pb, Mn, Fe [4]. Limbah cair tersebut jika dibuang ke lingkungan secara langsung dapat merusak sumber daya alam yang dapat menurunkan kualitas lingkungan
[5] . Oleh  sebab  itu  perlu  dilakukan  pengolahan  lebih  lanjut  pada  limbah  cair  kelapa  sawit sebelum dibuang ke lingkungan.
Guna  memastikan  kandungan  logam  berat  dalam  limbah  kelapa  sawit,  perlu  dilakukan pengujian.  Salah  metode  yang  dapat  digunakan  untuk  menentukan  kandungan  logam  suatu bahan  adalah  menggunakan  instrumen Atomic  Absorption  Spectrophotometer (AAS).    Salah satu  keuntungan  penggunaan  metode  ini  adalah  dapat  menentukan  kandungan  logam  dari suatu bahan yang kompleks, proses analisis berlangsung cepat, dan akurasi hasil uji yang tinggi. Oleh sebab itu metode ini banyak digunakan dalam penentuan logam suatu bahan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dilakukan  analisis  kandungan  logam  pada  limbah  cair  kelapa sawit  menggunakan  Instrumen  AAS.  Selanjutnya,  hasil  pengujian  ini  dilakukan  validasi  dan verifikasi  untuk  memastikan  kebenaran  data  yang  diperoleh  dari  hasil  pengujian.  Verifikasi metode  juga  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  laboratorium  yang  bersangkutan  mampu melakukan pengujian dengan metode uji dengan hasil yang valid dan apakah sesuai atau tidak dengan tujuan penggunaannya. Verifikasi metode uji dapat juga digunakan untuk membuktikan bahwa  laboratorium  memiliki  data  kinerja  karena  setiap  laboratorium  memiliki  kondisi  dan kompetensi personil serta kemampuan peralatan yang berbeda [6].

## METODE PENELITIAN

## Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam proses pengambilan data diantaranya yaitu Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)  nyala,  lampu  katoda  berongga  (Hollow  Cathode  Lamp,  HCl)  Besi, lampu katoda berongga (Hollow Cathode Lamp, HCl) Mangan, gelas piala 100 mL dan 250 mL, pipet volumetrik 1,2,5,10,15 mL, labu ukur 50,0 mL; 100,0 mL, dan 1000,0 mL,  botol sampel, dan  labu  semprot.  Adapun  bahan  yang  digunakan  yaitu  aquabides,  asam  nitrat  (HNO 3 )  pekat p.a;  larutan  baku  logam  Cu  dengan  kemurnian  99,9%;  larutan  baku  logam  Zn  dengan kemurnian 99,9%, gas asetilen (C 2 H 2 ) HP dengan tekanan minimum100 psi; larutan pencuci.

## Preparasi Sampel
Preparasi sampel dilakukan untuk menjernihkan sampel berupa limbah cair kelapa sawit yang semula berwujud cairan yang pekat dan keruh. Preparasi sampel diawali dengan destruksi sampel  dengan  HNO 3 65%  sesuai  dengan  SNI  6989.84:2019  dan  disaring  dengan  media penyaring  membran  berpori  0,45  µm  sehingga  sempel  yang  semula  merupakan  logam  total menjadi  logam  terlarut yang  dapat  di uji  dengan  AAS.  Penambahan  HNO 3 ini  berfungsi  untuk memutuskan  ikatan  senyawa  kompleks  organo  logam  yang  diiringin  dengan  proses  destruksi. Proses  destruksi  atau  pemanasan  ini bertujuan  untuk  memecahkan  senyawa  menjadi  unsur- unsur  atau  proses  perombakan  dari  bentuk  logam  organik  menjadi  bentuk  logam-logam anorganik [7].
Selanjutnya  dilakukan  pemanasan  sampel  air  limbah  kelapa  sawit  hingga  bening  yang bertujuan  agar  instrumen  AAS  tidak  terganggu  saat  proses  pengujian  logam  Cu  dan  Zn berlangsung. Pemanasan yang tidak sempurna ditandai dengan sampel yang masih keruh atau tidak  jernih.  Oleh  sebab  itu  dapat  ditambahkan HNO 3 65%   dan dilakukan  pemanasan hingga sampel yang akan diuji benar-benar bening.

## Metode Pengujian dan Analisis
Pengujian kandungan logam pada limbah cair kelapa sawit dilakukan berdasarkan Standar Nasional  Indonesia  (SNI)  6989.  4  :  2009  dan  6989.  5  :  2009  untuk  pengujian  kadar  logam Tembaga  (Cu)  dan  Seng  (Zn)  secara Atomic  Absorption  Spectrophotometry (AAS)  nyala  [7]. Adapun sampel yang digunakan yaitu sampel larutan induk logam Fe dan Mangan. Parameter
pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kadar logam Cu dan Zn dalam Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) nyala.
a. Pengoperasian AAS menggunakan software WizAArd
Pengoperasian Atomic  Absorption  Sperctrophotometry (AAS)  menggunakan  software WizAArd  dilakukan  untuk  menentukan  konsentrasi  dan  absorbansi  dalam  membuat  kurva kalibrasi dengan mengunakan larutan deret standar. Proses pengoperasian AAS menggunakan software  WizAArd  yaitu  menghidupkan  blower  dan  kompresor  udara,  membuka  aliran  gas asetilen dan melakukan pengoperasian pada software WizAArd.

## b. Pembuatan Kurva Kalibrasi
Pembuatan  kurva  kalibrasi  dilakukan  dengan  mempersiapkan  bahan-bahan  untuk kebutuhan pengujian, seperti larutan standar (larutan blanko), larutan pengencer dan larutan induk.  Larutan  standar  merupakan  air  bebas  mineral  yang  diasamkan  atau  air  aquabides. Larutan  pengencer  digunakan  untuk  mengencerkan  larutan  kerja,  yang  dibuat  dengan  cara menambahkan  asam  nitrat  pekat  ke  dalam  air  bebas  mineral  hingga  pH  ≤  2.  Selanjutnya membuat  kurva  kalibrasi  dengan  tahapan  pengoperasian  dan  optimasi  alat  sesuai  dengan petunjuk alat untuk pengukuran Tembaga dan Seng. Kemudian mengaspirasikan larutan blanko ke dalam Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) nyala kemudian atur serapan hingga nol dan mengaspirasikan larutan kerja satu persatu ke dalam SSA-nyala, lalu ukur serapannya pada panjang  gelombang  324,8  nm  untuk  Tembaga  dan  213,9  nm  untuk  panjang  gelombang  seng kemudian  catat.  Setelah  itu  pembilasan  pada  selang  aspirator  dengan  larutan  pengencer  dan membuat  kurva  kalibrasi  dari  data  pada  butir  sampel,  lalu  menententukan  persamaan  garis lurusnya  (jika  koefisien  korelasi  regresi  linier  (r)  <  dari  0,995,  periksa  kondisi  alat  dan  ulangi langkah awal sampai hasil nilai koefisien r yang diperoleh yaitu r ≥ 0,995)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penentuan  kandungan  logam  berat  Cu  dan  Zn  dengan  metode  AAS  menggunakan  gas asetilen  (C 2 H 2 ).  Gas  asetilen  digunakan  karena  stabil,  mudah  untuk  dioperasikan,  dan  cukup menghasilkan atomisasi dengan sensitivitas yang baik dan bebas dari interferensi untuk banyak logam [8]. Selain itu juga dapat merusak beberapa senyawa tahan panas yang dapat bereaksi dengan analit. Metode ini berprinsip pada absorbsi cahaya oleh atom.

## Larutan Standar
Larutan standar dibuat dari unsur logam yang akan dilakukan pengukuran. Berdasarkan SNI  6989.84:2019  bahwa  setiap  logam  memiliki  rentang  larutan  standar  masing-masing ditunjukan dalam kisaran kadar optimum pada table di atas dan setiap logam memiliki panjang gelombang  tertentu  [10].  Fungsi  dari  larutan  standar  ini  adalah  sebagai  standar  dalam pengukuran.  Larutan  standar  digunakan  untuk  membuat  kurva  kalibrasi.  Nilai  koefesien korelasi  regresi  (r)  <  0.995  menunjukkan  kesalahan  pada  kondisi  instrumen.  Oleh  sebab  itu, perlu  dilakukan  pemeriksaan  alat  dan  pengulangan  pengukuran  hingga  mendapatkan  nilai koefesien r ≥ 0 .995.
Nilai  korelasi  regresi  (r)  yang  kurang  dari  0.995  (r  <  0.995)    menunjukkan  pengujian sempel tidak bisa dilanjutkan. Hal ini menunjukkan hasil pembacaan sempel dan kurva kalibrasi yang  menjadi  standar  yang  mengukur  analit  tidak  dapat  dibandingkan.  Oleh  sebab  itu  perlu dilakukan  pengulangan  pembuatan  larutan  standar.  Banyak  faktor  yang  menyebabkan  kurva kalibrasi  tidak  sesuai  dengan  garis  linearitas  diantaranya  ketidak  telitiannya  seorang  analis dalam  melakukan  penambahan  bahan  kimia pada  larutan  yang  diuji,  masa  pakai  bahan  kimia sudah habis, terdapat pengotor, dan peralatan yang kurang bersih [11].  Kisaran kadar optimum dan  panjang  gelombang  larutan  standar  yang  didapatkan  pada  penelitian  ini  terdapat  pada
Tabel 1. Berdasarkan data pada Tabel 1, unsur tembaga (Cu) memiliki nilai serapan maksimum pada  panjang  gelombang  324.8  nm  dengan  kisaran  kadar  optimum  0.2  hingga  10  mg/L. Sementara  itu,  unsur  Zinc  (Zn)  memiliki  nilai  serapan  maksimum  pada  panjang  gelombang 213.9 nm dengan nilai kisaran kadar optimum 0.05 sampai 2.0 mg/L.

## Tabel 1. Kisaran Kadar Optimun dan Panjang Gelombang
No Parameter Instrumen Detection Level (mg/L) Kisaran Kadar Optimun (mg/L) Panjang Gelombang (nm) 1 Tembaga (Cu) 0,1 0,2-10 324,8 2 Zing (Zn) 0,005 0,05-2,0 213,9

## Hasil Penentuan Kandungan Logam Cu
Penentuan kandungan logam Cu mengunakan AAS dapat di uji pada panjang gelombang 324,8  nm  dan  menggunakan  lampu  katoda  logam  Cu.  Berdasarkan  SNI  6989.84:2019  larutan standar logam Cu yang digunakan untuk membentuk kurva kalibrasi ini minimal 3 konsentrasi yang berbeda secara proposional dan berada pada rentang pengukuran.
Larutan  standar  logam  Cu  yang  digunakan  pada  pengujian  ini  berkisar  pada  rentang konsentrasi 0,2-10 ppm dapat dilihat pada Tabel 2. Konsentrasi larutan standar logam Cu yang digunakan yaitu 0,1 ppm, 0,2 ppm, 0,5 ppm, 1,0 ppm, 2,0 ppm, yang di encerkan larutan baku 10  ppm.  Pengujian  ini  juga  mengunakan  blanko  yang  berfungsi  sebagai  pelarut  pembanding untuk  mengkalibrasi  alat  sebelum  dilakukan  proses  pembacaan  pada  AAS.  Blanko  yang digunankan  berupa  Aquabides.  Blanko  pada  pengujian  ini  juga    digunakan  sebagai  larutan standart 0,0 ppm. Hasil pengukuran larutan standart dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## Tabel 2. Hasil Pengukuran Larutan Standar Cu
No Konsentrasi Absorbansi 1 0,0 ppm -0,0002 2 0,1 ppm 0,0135 3 0,2 ppm 0,0270 4 0,5 ppm 0,0689 5 1,0 ppm 0,1391 6 1,0 ppm 0,1391 7 2,0 pm 0,2744
Tabel  2  menunjukkan  pembacaan  nilai  absorbansi  dengan  nilai  konsentrasi  yang  sudah ditentukan.  Hasil  pada  Tabel  2  menunjukkan,  semakin  tinggi  konsentrasi  larutan  standar  Cu yang digunakan, nilai absorbansi larutan standar Cu juga semakin meningkat. Data pada Tabel 2 digunakan  untuk  membentuk  kurva  kalibrasi  yang  menyatakan  hubungan  antara  konsentrasi larutan  standar  dengan  hasil  pembacaan  serapan  yang  membentuk  suatu  garis  lurus  yang dinamakan  kurva  kalibrasi.  Kurva  kalibrasi  yang  didapatkan  pada  penelitian  ini  disajikan  pada Gambar 1.
Kurva kalibrasi pada Gambar 1 menghasilkan suatu fungsi regresi y = 0,137x + 9 × 10 -5 dan membentuk  garis  linier  dengan  nilai  R 2 =  0.999.  Nilai  koefisien  korelasi  regresi  R 2 yang diperolehkan yaitu mendekati angka 1 dan memenuhi syarat SNI 6989.84:2019 bahwa koefisien korelasi  regresi  linier  yang  diperbolehkan  yaitu  r  ≥  0 .995  [12].  Hal  ini  menunjukkan  kurva kalibrasi  yang  didapatkan  pada  peneltian  ini  seperti  yang  terdapat  pada  Gambar  1  dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan kandungan logam Cu pada sempel.

## Gambar 1. Grafik Kurva Kalibrasi Tembaga (Cu)
Sempel air limbah kelapa sawit yang di uji ini pada penelitian ini terdiri atas tiga sampel yang  berbeda.  Masing-masing  sampel  diberi  label  sampel  1,  sampel  2,  dan  sampel  3.  Hasil pengujian kandungan logam Cu pada masing – masing sampel disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Pengukuran Kadar Cu pada Sampel
No Nama Sampel Konsentrasi Absorbansi 1 Sampel 1 0.2716 ppm 0.0375 2 Sampel 2 0.1060 ppm 0.0147 3 Sampel 3 0.2839 ppm 0.0392
Berdasarkan  data  pada  Tabel  3,  konsentrasi  sampel  1  adalah  0.2716  ppm,  sampel  2 adalah  0.1060  ppm  dan  sampel  3  adalah  0.2839  ppm.  Nilai  yang  terdapat  pada  Tabel  3  ini menunjukkan  bahwa logam Cu pada sampel air limbah kelapa sawit 1, 2 dan 3 masih di bawah batas  maksimum  baku  mutu  logam  Cu  yang  diperbolehkan  yaitu  2  ppm  sesuai  dengan peraturan  Mentri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 tentang penyimpanan limbah bahan bakar berbahaya.

## Hasil Penentuan Kandungan Logam Zn
Penentuan kandungan logam Zn mengunakan AAS diuji pada panjang gelombang 213.9 nm dan manggunankan lampu katoda logam Zn. Berdasarkan SNI 6989.84:2019 larutan standar logam  Zn  yang  digunakan  untuk  membentuk  kurva  kalibrasi  ini  minimal  3  konsentrasi  yang berbeda secara proposional dan berada pada rentang pengukuran.
Larutan standar logam Zn yang digunakan pada pengujian ini memiliki konsentrasi pada rentang 0.05-2.0 ppm seperti yang terdapat pada Tabel 4. Konsentrasi larutan standart logam Zn yang digunakan adalah 0.2 ppm, 0.4 ppm, 0.6 ppm, 1.0 ppm, dan 2.0 ppm, yang di encerkan larutan  baku  10  ppm.  Blanko  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  Aquabides.  Blanko pada pengujian ini juga  digunakan sebagai larutan standart 0,0 ppm. Hasil pengukuran larutan standart dapat dilihat pada Tabel 4.
y = 0.1377x + 9E-05 R² = 0.9999 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0 0.5 1 1.5 2 2.5 A b sor b an si konsentrasi Cu (324,8)
Tabel 4. Hasil Pengukuran Larutan Standar Zn No Konsentrasi Absorbansi 1 0.0 ppm -0.0048 2 0.2 ppm 0.1405 3 0.4 ppm 0.2659 4 0.6 ppm 0.4255 5 1.0 ppm 0.6964 6 2.0 ppm 0.3375
Data pada Tabel 4 merupakan pembacaan nilai absorbansi dengan nilai konsentrasi yang sudah ditentukan, semakin tinggi konsentrasi larutan standar Zn yang digunakan maka semakin tinggi  nilai  absorbansi  larutan  standar  Zn.  Nilai  pada  Tabel  4  digunakan  untuk  membentuk kurva kalibrasi berupa grafik yang menyatakan hubungan antara konsentrasi larutan standar Zn dengan  hasil  pembacaan  serapan  yang  merupakan  menghasilkan  fungsi  linier  seperti  yang terdapat pada Gambar 2.

## Gambar 2. Grafik Kurva Kalibrasi Seng (Zn)
Kurva kalibrasi pada Gambar 2 menghasilkan persamaan regresi linier y = 0.671x + 0.007 dengan nilai R 2 = 0.999. Nilai koefisien korelasi regresi (R 2 ) yang diperolehkan yaitu mendekati angka  1  dan  memenuhi  syarat  SNI  6989.84:2019  bahwa  koefesien  korelasi  regresi  linier  yang diperbolehkan yaitu r ≥ 0,995. Oleh sebab itu, kurva kalibrasipada Gambar 2 dapat digunakan sebagai  acuan  dalam  penentuan  kandungan  logam  Zn  pada  sampel  limbah  cair  kelapa  sawit. Hasil pengukuran konsentrasi logam Zn pada limbah cair kelapa sawit disajikan pada Tabel 5.

## Tabel 5. Hasil Pengukuran Kadar Zn pada Sampel
No Nama Sampel Konsentrasi Absorbansi 1 Sampel 1 0,0494 ppm 0,0402 2 Sampel 2 0,0221 ppm 0,0225 3 Sampel 3 1,3216 ppm 0,8940
Data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa konsentrasi sampel 1 adalah 0.0494 ppm, sampel 2 adalah 0.0221 ppm, dan sampel 3 adalah 1.3216 ppm. Hal ini menunjukan bahwa logam Zn pada  sempel  1,  2 dan  3 air  limbah  kelapa  sawit masih  di  bawah  batas  maksimum  baku  mutu logam  Zn  yang  diperbolehkan  yaitu  3  mg/L  sesuai  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia No. 492/MENKES/PER/IV/2010 [13].
y = 0.6712x + 0.007 R² = 0.9992 -0.5 0 0.5 1 1.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 A b sor n b an si konsentrasi Zn (213,9 nm)

## KESIMPULAN
Limbah industri kelapa sawit merupakan limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa sawit yang umumnya mengandung logam berat seperti logam Cu dan Zn. Penelitian ini telah  berhasil  menentukan  kandungan  logam  Cu  dan  Zn  pada  tiga  sample  limbah  cair  kelapa sawit.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ketiga  sampel  limbah  kelapa  sawit  yang  diamati pada penelitian ini memiliki kandungan Cu kurang dari 2 ppm dan kandungan Zn kurang dari 3 mg/L.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dari  pengujian  sampel  air  limbah  kelapa  sawit  1,  2  dan  3 memiliki  kualitas  air  yang  baik,  sehingga  aman  saat  dialirkan  ke  perairan  dan  dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Laboratorium  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  yang  telah  memfasilitasi  kegiatan  MBKM Universitas Bangka Belitung tahun 2022.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Badan  Pusat  Statistik,  “Badan  Pusat  Stastistik,”  2021.  [Online].  Available: https://www.bps.go.id/indicator/54/132/1/produksi-tanaman-perkebunan.html.  [Diakses 2022].
[2] D. Okalia, T. Nopsagiarti dan C. Ezward, “Pengaruh ukuran cacahan tandan kosong kelapa sawit terhadap karakteristik kompos tritankos,” Jurnal Agroqua, vol. 16, no. 2, pp. 132-142, 2018.
[3]   W.  Annisa,  E.  Hersanti,  A.  Pramono,  M.  Saleh,  E.  Sutarta,  E.  Setiawati,  H.  Sosiawan,  M. Sutriadi dan Husnain, “Biochar -Kompos Berbasis Limbah Kelapa Sawit: Bahan Amandemen untuk  Memperbaiki  Kesuburan  dan  Produktivitas  Tanah  Di  Lahan  Rawa,” Jurnal Sumberdaya Lahan, vol. 15, no. 2, pp. 103-116, 2021.
[4] I. Nursanti, “Karakteristik limbah cair pabrik kelapa sawit pada proses pengolahan anaerob dan aerob,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , vol. 13, no. 4, pp. 67-73, 2017.
[5] J. Wulandari dan A. d. Zulhendri, “Analisis Kadar Logam Berat Pada Limbah Industri Kelapa Sawit  Berdasarkan  Hasil  Pengukuran  Atomic  Absorption  Spectrophotometry  (AAS),” Journal of Physics Pillar, vol. 8, pp. 57-64, 2016.
[6] I.  D.  Sukaryono,  S.  Hadinoto  dan  F.  L.  R.,  “Verifikasi  Metode  Pengujian  Cemaran  Logam Pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Dengan Metode AAS- GFA,” vol. XIII, no. 1, 2017.
[7] E. Rahmawati, D. Dewi dan B. Fauziyah, “Analisis kadar logam tembaga (Cu) pada permen secara  spektrofotometri  serapan  atom  (AAS),” Journal  of  Islamic  Pharmacy, vol.  1,  no.  1, pp. 11-14, 2021.
[8] B.  S.  Nasional,  “Air  dan  air  limbah -  Bagian  4:  Cara  uji  besi  (Fe)  secara  Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) nyala,” Standar Nasional Indonesia, vol. SNI 6989.4, pp. 1-8, 2009.
[9] S.  Dewi,  T.  Mulyaningsih  dan  Ridwan,  “Analisis  Kapasitas  Adsorpsi  Nanokomposit  Fe3O4 Karbon  Aktif  terhadap  Au  dalam  Larutan  AuCl4  Menggunakan  Analisis  Aktivasi  Neutron Instrumental  dan  Spektrofotometri  Serapan  Atom,”  dalam Prosiding  Seminar  Nasional AAN , Serpong, 2010.
[10] A.  Pratiwi  dan  Nofita,  “Perbandingan  kadar  besi  (Fe)  pda  daun  kelor  (Moringa  oleifera) yang tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah secara spektrofotometri serapan aton
(SSA),” Jurnal Analisis Farmasi, vol. 6, no. 2, pp. 102-108, 2021.
[11] R. Anggraini, R. Hairani dan A. Panggabean, “Validasi metode penentuan Hg pada sampel waste  water  treatment  plant  dengan  menggunakan  teknik  bejana  uap  dingin spektrofotometer serapan aton (CV- AAS),” Jurnal Kimia Mulawarman, vol. 16, no. 1, 2018.
[12] B. Purnawija, A. Yuliantini dan W. Rachmawati, “nalisis Zat Berbahaya Pada Kosmetik Krim Pemutih  dengan  Metode  AAS  dan  Spektrofotometri  UV- VIS,” Journal  of  Pharmacy  and Science, vol. 5, no. 1, pp. 9-18, 2021.
[13] K. Khaira, “Analisis kadar tembaga (Cu) dan seng (Zn) dalam air minum isi ulang kemasan galon di kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar,” Jurnal Sainstek, vol. VI, no. 2, pp. 116-123, 2014.
[14] Y.  Tiandho,  W.  Sunanda,  F.  Afriani,  A.  Indriawati  dan  T.  Handayani,  “Accurate  model  for temperature dependence of solar cell performance according to phonon energy,” Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, vol. 55, no. 5, pp. 15-25, 2018.