## Perancangan Sistem Monitoring Konduktivitas dan Padatan Terlarut PDAM Banyumas Berbasis IoT

## (Designing PDAM Banyumas Conductivity and Total Dissolved Solids
Monitoring System Based on IoT)
Indah Permatasari 1 , Nia Annisa Ferani Tanjung 2 , Nur Afifah Zen 3
Abstract—PDAM  is  a  company  engaged in  the  distribution  of clean  water  for  the  community.  Some  Indonesian  people  have become  PDAM  water  customers  to  meet  their  water  needs  for their daily activities. Water quality is an important issue because it is closely related to health. In this paper, the design of the water quality  monitoring  system  in  PDAM  Banyumas  based  on  IoT  is carried out by reviewing the parameters of electrical conductivity (EC) and dissolved solids (TDS). The result of measurement data can  be  accessed  via  the  Android  App  on  smartphone.  The application is designed using HTTP and MQTT protocols. HTTP protocol  is  used  on  the  user  interface  to  retrieve  the  last measurement  data.  Meanwhile,  the  MQTT  protocol  is  used  to update measurement data so that the data transmission process is faster. The system will send notification via telegram if the water quality is below quality standard. The measurement accuracy test is  done  by  comparing  the  monitoring  device  with  the  certified measuring instrument on samples of bottled drinking water and PDAM  water.  The  results  show  that  the  performance  of  the designed  monitoring  device  was  97.31%  and  the  quality  of  the PDAM Banyumas water is very stable and safe for consumption.
Intisari—PDAM merupakan perusahaan yang bergerak dalam distribusi  air  bersih  bagi  masyarakat.  Sebagian  masyarakat Indonesia  telah  menjadi  pelanggan  air  PDAM  guna  memenuhi kebutuhan  air  untuk  aktivitas  sehari-hari.  Kualitas  air  menjadi persoalan  penting  karena  berhubungan  erat  dengan  kesehatan. Pada  makalah  ini  dilakukan  perancangan  sistem  monitoring kualitas  air  PDAM  Banyumas  berbasis  IoT  dengan  meninjau parameter konduktivitas (EC) dan padatan terlarut (TDS). Hasil data  pengukuran  dapat  diakses  melalui  aplikasi  Andorid  pada smartphone.  Aplikasi  dirancang  menggunakan  protokol  HTTP dan MQTT. Protokol HTTP digunakan pada user interface untuk mengambil  data  terakhir  pengukuran,  sedangkan  protokol MQTT digunakan untuk update data pengukuran sehingga proses transmisi data lebih cepat. Sistem akan mengirim pemberitahuan melalui  Telegram  apabila  kualitas  air  berada  di  bawah  baku mutu.  Pengujian  akurasi  pengukuran  dilakukan  dengan membandingkan  perangkat  monitoring  yang  dibuat  dengan  alat ukur  bersertifikat  pada  sampel  air  minum  kemasan  dan  air PDAM.  Hasil  penelitian  menunjukkan  kinerja  perangkat monitoring  kualitas  air  PDAM  yang  dirancang  sebesar  97,31%
serta kualitas air PDAM Banyumas yang didistribusikan sangat stabil dan aman dikonsumsi.
Kata  Kunci—Kualitas  Air,  Konduktivitas,  TDS,  PDAM,  HTTP, MQTT.

## I. P ENDAHULUAN
Penggunaan  air  bersih  dan  layak  konsumsi  sangat dibutuhkan  oleh  masyarakat  karena  kualitas  air  berpengaruh terhadap  kehidupan  sehari-hari.  Air  bersih  dan  sanitasi merupakan  salah  satu  fokus  utama  dari  tujuan  pembangunan berkelanjutan  (SDGs).  Sarana  penyedia  air  bersih  dan  air minum  untuk  kebutuhan  publik  dipasok  oleh  Perusahaan Daerah  Air  Minum  (PDAM).  Salah  satu  persoalan  yang dihadapi  oleh  pelanggan  adalah  air  PDAM  yang  terkadang berbau kaporit. Hal ini terjadi karena pada proses pengolahan air  diinjeksikan  klorin  sebagai  disinfektan  ke  dalam  air  yang akan  didistribusikan. Sisa  klorin  yang  tinggi  akan mengakibatkan  korosi  pada  pipa  dan  air  dapat  menjadi karsinogenik  [1].  Penurunan  kuantitas  dan  kualitas  air  yang didistribusikan  ke  pelanggan  juga  dapat  terjadi  ketika  pipa mengalami kebocoran yang mengakibatkan air yang mengalir dapat terkontaminasi [2], [3].
Penentuan  kualitas  air  dapat  ditinjau  salah  satunya  dari parameter konduktivitas (EC) dan padatan terlarut (TDS). Nilai konduktivitas  pada  air  menunjukkan  adanya  mineral-mineral seperti magnesium  flour ,  natrium,  dan  kalsium.  Air  yang berkualitas  baik  akan  sulit  untuk  menghantarkan  listrik. Konduktivitas  air  berhubungan  dengan  padatan  terlarut.  TDS mengacu pada jumlah padatan tersuspensi atau zat padat yang dapat larut dalam air, termasuk mineral, garam, dan logam [4]. Semakin  besar  jumlah  padatan  terlarut  di  dalam  larutan, semakin  besar  jumlah  ion  dalam  larutan,  sehingga  nilai konduktivitas listrik juga semakin besar [5].
Penelitian  terkait  kualitas  air  yang  sudah  dilakukan sebelumnya  melakukan  evaluasi  terhadap  kualitas  air  minum termasuk air keran dan air botol di Malaysia dengan meninjau analisis  fisik  dan  kimia  [6].  Di  Bangladesh,  konsumsi  air minum untuk rumah tangga terpapar kandungan besi sehingga kualitas air menurun [7]. Sistem pemantauan kualitas air sungai menggunakan  jaringan  sensor  nirkabel  secara real-time juga telah  dilakukan,  dengan  akses  data  dilakukan  menggunakan remote monitoring [8]. Pada makalah ini dilakukan monitoring kualitas air PDAM Banyumas berdasarkan parameter EC dan TDS berbasis Internet of Things (IoT). IoT memiliki dampak yang signifikan terhadap sejumlah sektor, seperti transportasi, healthcare ,  industri,  dan smart infrastructure [9].  Pada
1,3 Jurusan  S1  Teknik  Telekomunikasi,  Fakultas  Teknik Telekomunikasi dan Elektro, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Jln D.I. Panjaitan, Purwokerto 53147  (tlp: 641629; fax: 641630 ; e-mail: 1 indah@ittelkom-pwt.ac.id, 3 afifah@ittelkom-pwt.ac.id)
2 Jurusan S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Institut  Teknologi  Telkom  Purwokerto,  Jln  D.I.  Panjaitan, Purwokerto  53147    (telp:  641629;  fax:  8625584;  e-mail: nia@ittelkom-pwt.ac.id)
penerapannya, IoT dapat menghubungkan embedded device di berbagai sistem hingga internet [10].
Inovasi  pada  makalah  ini  adalah  melakukan monitoring secara real-time melalui  aplikasi  Android  dan  penyimpanan data monitoring ke database sehingga  pelanggan  dapat mengetahui  grafik  data  hasil  pengukuran. Monitoring secara real-time pada  aplikasi  Android  melalui  jaringan  internet menggunakan platfrom IoT, yaitu  Antares. Monitoring ini memanfaatkan protokol HTTP serta MQTT untuk menyimpan dan menampilkan data. HTTP merupakan protokol komunikasi terbuka yang mengirimkan berbagai data dengan cepat, mudah, dan  stabil  dari server ke  perangkat  [11].  Protokol  HTTP digunakan  untuk  menampilkan  data  dan  waktu  terakhir pengukuran saat pertama kali terhubung dengan platform IoT, sedangkan untuk menampilkan data secara real-time digunakan protokol  MQTT.  Protokol  MQTT  sangat  berguna  untuk aplikasi  seluler  karena  sangat  ringan,  sedikit  konsumsi  daya, dan  dapat  mendistribusikan  informasi  secara  efisien  ke  satu atau lebih penerima [12].

## II. P ERANCANGAN P ERANGKAT K ERAS
Perangkat  keras  dirancang  menggunakan  Arduino  Uno sebagai  pengendali  dan  pengolah  data  hasil  pengukuran  serta ESP 8266 sebagai perangkat pengiriman data melalui internet. Penunjuk  waktu  pada  perangkat monitoring memanfaatkan Network  Time  Protocol (NTP).  ESP  8266  yang  terhubung ke internet  melalui  jaringan  Wi-Fi  melakukan update waktu perangkat secara berkala melaui server NTP. Pemanfaatan NTP ini dilakukan supaya tidak lagi diperlukan perangkat Real Time Clock (RTC)  sebagai  penunjuk  waktu,  sehingga  perangkat menjadi lebih serdahana.
Komunikasi antara Arduino dengan ESP 8266 menggunakan komunikasi serial. Status koneksi Arduino dan ESP 8266 serta status  koneksi  internet  ditampilkan  melalui  LCD  sehingga perangkat monitoring yang  tidak  terhubung  dengan  jaringan internet atau adanya kendala pada koneksi Arduino dengan ESP 8266 dapat diketahui.
Sensor  EC,  TDS,  dan  temperatur  sebagai  masukan merupakan sensor analog dan terhubung ke Analog to Digital Converter (ADC) pada  Arduino.  Pengukuran  konduktivitas mengonversi nilai teganggan yang terukur pada ADC menjadi nilai  konduktans.  Sensor  temperatur  digunakan  untuk menghitung kompensasi hasil pengukuran EC pada suhu yang terukur. Setelah nilai konduktivitas diketahui, nilai TDS dapat dihitung dengan mengalikan nilai EC pada suhu yang terukur.
Kemudian, nilai TDS dapat diketahui dengan mengalikan nilai EC dan TDS factors. Persamaan matematis untuk menentukan nilai konduktivitas dan TDS ditunjukkan pada (1) [13], [14].
𝐸𝐶 = 𝐺 × 𝐾 𝑐𝑒𝑙𝑙 × 1 1+( 𝛼 100 )×(𝑇−25) . (1)
Zat  padatan  terlarut  dapat  dirumuskan  secara  matematis melalui (2).
𝑇𝐷𝑆 = 𝑘 × 𝐸𝐶 (2)
dengan
EC = konduktivitas (µS/cm) G = konduktivitas (mho) 𝐾 𝑐𝑒𝑙𝑙 = konstanta sel (cm -1 )
α = faktor kompensasi suhu
T = temperatur air ( o C) k = TDS factors.
Keluaran  Arduino  berupa  LCD  sebagai  penampil, inlet valve , dan outlet  valve.  Inlet  valve berfungsi  sebagai  keran pengisian penampungan air, sedangkan outlet valve berfungsi sebagai  keran  pembuangan  penampungan  air. Inlet  valve dan outlet valve merupakan solenoid valve degan tegangan kerja 12 volt dan dikendalikan oleh Arduino menggunakan relay yang terhubung  ke pin keluaran  Arduino.  Diagram  blok  sistem ditunjukkan pada Gbr. 1.
Perangkat monitoring melakukan pengukuran pada rentang waktu  yang  telah  ditentukan  oleh  pengguna.  Pengaturan rentang waktu pengukuran dilakukan melalui aplikasi Android yang kemudian akan dikirimkan ke Antares dan diteruskan ke perangkat monitoring.
Pada  saat timer bernilai  sama  dengan  rentang  waktu yang telah ditentukan, perangkat akan membuka inlet valve sehingga penampungan  air  terisi.  Setelah  penampungan  air  terisi, inlet valve akan  menutup  dan  perangkat monitoring melakukan pengukuran  EC  dan  TDS  yang  kemudian  dikirimkan  ke Antares.  Apabila  nilai  hasil  pengukuran  melebihi  batas  baku mutu air bersih, perangkat monitoring akan mengirimkan pesan peringatan  melalui  Telegram.  Setelah  proses  pengiriman  data selesai, Arduino akan membuka outlet valve sehingga air pada penampungan air akan mengalir keluar.
Antares berfungsi sebagai penyimpan data hasil pengukuran serta  bekerja  sebagai broker protokol  MQTT. Broker merupakan  pusat  komunikasi  yang  bertanggung  jawab  dalam pengiriman  pesan  berupa topic dari publisher ke subscriber.
Gbr. 1 Diagram blok sistem. Sensor TDS Sensor EC Arduino Solenoid Valve
ESP8266 IoT Platform Smartphone
Pada makalah ini, perangkat monitoring dan perangkat Android berperan sebagai publisher dan subcriber. Perangkat  Android berperan sebagai publisher pada saat pengaturan rentang waktu pengukuran,  yaitu  megirimkan  pesan  berupa  nilai  rentang waktu pengukuran ke Antares yang selanjutnya diteruskan ke perangkat monitoring. Selain  itu,  perangkat  Android  juga berperan sebagai subscriber pada saat menampilkan data hasil pengukuran  secara real-time yang  dilakukan  oleh  perangkat monitoring.

## III. A PLIKASI A NDROID
Desain  tampilan  aplikasi  dibuat  menggunakan  MIT  App Inventor  2 . Pada  antarmuka  pengguna  terdapat  panel pengaturan  rentang  waktu  pengukuran.  Pengguna  dapat mengatur  rentang  waktu  pengukuran  mulai  5  menit  sampai dengan 120 menit. Source code program penggunaan protokol HTTP dan MQTT pada aplikasi ditunjukkan pada Gbr. 2 dan Gbr. 3.
Gbr. 2 dan Gbr. 3 merupakan source code program protokol HTTP dan MQTT. Aplikasi antarmuka pengguna dihubungkan dengan Antares secara manual melalui tombol koneksi. Apabila aplikasi  sudah  terhubung  dengan  Antares,  aplikasi  akan mengirimkan permintaan data terakhir kepada Antares melalui protokol  HTTP  yang  ditunjukkan.  Kemudian  Antares  akan mengirimkan data dan waktu pengukuran terakhir ke aplikasi antarmuka pengguna untuk ditampilkan. Setelah menampilkan data  dan  waktu  pengukuran  terakhir,  koneksi  antara  aplikasi antarmuka dengan Antares akan beralih menggunakan protokol MQTT.
Gbr. 4 Diagram alir user interface .
Tujuan  penggunaan  protokol  MQTT  untuk  menampilkan data monitoring secara real-time adalah agar proses update data pada  aplikasi  antarmuka  lebih  cepat.  Apabila  perangkat monitoring sudah mengirimkan data, secara  otomatis aplikasi akan  menampilkan  data  pengukuran  terbaru  serta  waktu pengukuran yang terakhir.
Protokol  MQTT  memiliki  keunggulan  yaitu  lebih  efisien. Protokol  MQTT  juga  membutuhkan  koneksi  internet  yang stabil karena pada saat publisher mengirimkan data ke platform IoT,  pada  saat  itu  juga subscriber menerima update dari platform IoT . Apabila  perangkat  Android  yang  berfungsi sebagai subscriber terputus  dari  jaringan  internet,  perangkat tersebut  tidak akan menerima update dari platform IoT. Oleh karena  itu,  pada  makalah  ini  aplikasi  antarmuka  pengguna menggunakan  perpaduan  antara  protokol  HTTP  dan  MQTT. Diagram alir user interface ditunjukkan pada Gbr. 4.
Gbr.  2 Source code program untuk  menampilkan  data  terakhir  dengan protokol HTTP dan menghubungkan aplikasi dengan Antares .
Gbr. 3 Source code program untuk menampilkan data secara real-time dengan protokol MQTT.
(a) (b)
Gbr.  5  Perangkat monitoring kualitas  air,  (a)  prototipe  perangkat  keras,  (b) tampilan user interface pada smartphone.

## IV. H ASIL DAN D ISKUSI
Pengukuran  secara real-time terhadap  kualitas  air  dapat diakses  kapan  pun  dan  di  mana  pun  dengan  menggunakan aplikasi  Android.  Aplikasi monitoring kualitas  air  ini menampilkan  tiga  parameter  penting,  yaitu  konduktivitas, padatan  terlarut,  dan  suhu.  Gbr.  5  merupakan  tampilan prototipe dan user interface pada smartphone untuk monitoring kualitas air.
Gbr.  5(a)  menunjukkan  perangkat monitoring yang  dibuat untuk  mengukur  kualitas  air  PDAM  dengan  parameter konduktivitas  dan  TDS,  sedangkan  Gbr.  5(b)  merupakan tampilan aplikasi Android yang telah dibuat untuk memonitor kualitas air.
T ABEL I
H ASIL P ERBANDINGAN N ILAI EC DAN TDS PADA S AMPEL A IR M INUM K EMASAN No. Nilai EC Air Minum Kemasan (µS/cm) Nilai TDS Air Minum Kemasan (ppm) Alat Ukur Sensor EC Alat Ukur Sensor TDS 1 444 436 222 218 2 444 436 222 218 3 444 436 222 218 4 444 436 222 218 5 444 436 222 216 6 444 436 222 218 7 444 436 222 218 8 444 433 222 216 9 444 436 222 218 10 444 436 222 218 11 444 436 222 218 12 444 436 222 218 13 444 436 222 218 14 444 433 222 216 15 444 433 222 216 16 444 439 222 219 17 444 436 222 218 18 444 436 222 218 19 444 436 222 218 20 444 436 222 218

## A. Pengujian  Perbandingan  Pengukuran  Menggunakan  Alat Ukur Bersertifikat
Pengujian  akurasi  dilakukan  dengan  membandingkan pengukuran  air  minum  dalam  kemasan  dan  air  PDAM menggunakan  perangkat monitoring dengan  alat  ukur bersertifikat.  Pengukuran  sampel  air  minum  dalam  kemasan pada Tabel I menggunakan alat ukur sebanyak dua puluh kali. Hasil menunjukkan nilai konstan, yaitu 444 µS/cm untuk nilai EC dan 222 ppm untuk nilai TDS. Sementara itu, pengukuran menggunakan  perangkat monitoring menunjukkan  nilai  EC bervariasi  dari  433  µS/cm,  436  µS/cm,  dan  439  µS/cm, sedangkan nilai TDS adalah 216 ppm, 218 ppm, dan 219 ppm. Dari  hasil  pengukuran  menggunakan  perangkat monitoring diperoleh simpangan baku EC sebesar 1,3416408 dan rata-rata nilai error sebesar  1,90590%.  Pada  nilai  TDS,  diperoleh simpangan  baku  sebesar  0,87509  dan  rata-rata  nilai error sebesar 2,00020%.
Pengukuran  EC  dan  TDS  dengan  sampel  air  PDAM  pada Tabel II menggunakan alat ukur menghasilkan nilai EC sebesar 148 µS/cm dan nilai TDS sebesar 74 ppm. Dari pengukuran EC menggunakan perangkat monitoring diperoleh nilai 151 µS/cm, 152  µS/cm,  dan  155  µS/cm,  dengan  simpangan  baku  sebesar 1,07115 dan rata-rata nilai error sebesar 2,69107%. Nilai TDS yang diperoleh sebesar 75 ppm, 76 ppm, dan 77 ppm, dengan simpangan baku TDS sebesar 0,55251 dan rata-rata nilai error 2,49838%.  Berdasarkan  nilai  tersebut,  diperoleh  kinerja perangkat monitoring sebesar 97,31% dengan simpangan baku terbesar 1,34164.

## B. Pengujian Protokol HTTP dan MQTT
Pengujian terhadap penggunaan protokol HTTP dan MQTT dilakukan  dengan  menghitung  waktu  pengiriman  data  ke
Antares dan pembacaan data terakhir pada Antares. Hasil yang diperoleh, yaitu rata-rata waktu pengiriman data sampai dengan data  terakhir  diterima  kembali  oleh  perangkat  dengan menggunakan  protokol  HTTP,  adalah  sebesar  13.890  ms, sedangkan  dengan  menggunakan  protokol  MQTT  diperoleh hasil  sebesar  720,5  ms.  Pengukuran  waktu  pengiriman  dan pengambilan data disajikan pada Gbr. 6.
Gbr. 6 menunjukkan waktu tercepat untuk mengirimkan dan menerima data pada protokol HTTP yaitu 13.299 ms dan waktu terlama  yaitu  16.743  ms.  Sementara  itu,  waktu  tercepat  yang dibutuhkan protokol MQTT untuk mengirimkan dan menerima data adalah 504 ms, dengan waktu terlama yaitu 1.642 ms.
Perbandingan  protokol  transfer  data  pada  penerepan  IoT menunjukkan  kinerja  MQTT  lebih  baik  daripada  HTTP  [15]. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, diketahui bahwa proses transfer  data,  baik  pengeriman  dan  penerimaan,  dengan protokol MQTT lebih cepat daripada HTTP.
Gbr. 7 Notifikasi yang dikirim oleh bot Telegram apabila kualitas air di bawah standar baku mutu.

## C. Hasil Uji Notifikasi Bot Telegram
Perancangan  dan  pembuatan  sistem  notifikasi  dilakukan dengan mengirimkan  pesan  teks  melalui bot Telegram.  Salah satu fitur yang menarik dari bot Telegram adalah sebuah akun khusus  tanpa  nomor  yang  dapat  menangani  perintah  dari pengguna dan memberikan jawaban sesuai dengan functionality  command [16].  Respons  yang  dimiliki  oleh bot Telegram ini sangat dinamis. Agar bot dapat bekerja optimal, diperlukan koneksi internet yang baik. Apabila air yang terukur menunjukkan  nilai  parameter  EC  dan  TDS  tidak  memenuhi baku  mutu,  sistem  akan  mengirimkan  pesan  melalui bot Telegram.  Pengujian  terhadap  sistem  ini  dilakukan  dengan memberikan  garam  pada  air  PDAM.  Gbr.  7  menunjukkan tampilan sistem notifikasi yang dikirim melalui Telegram.
Pesan notifikasi dikirim secara otomatis apabila kualitas air PDAM  yang  terukur  tidak  memenuhi  standar  melalui smartphone ,  seperti  disajikan  pada  Gbr.  7 . Pengujian  dengan larutan  garam  menyebabkan  nilai  EC  dan  TDS  meningkat drastis  karena  larutan  garam  dapat  menghantarkan  listrik. Sistem  notifikasi  ini  sangat  berguna  untuk  memberikan informasi  kepada  pelanggan PDAM  jika  distribusi  air  sedang tidak layak untuk digunakan atau dikonsumsi.

## D. Hasil  Pengujian  Perangkat  Monitoring  Air  PDAM Banyumas Secara Kontinu
Pengambilan data dilakukan dengan melakukan pengaturan waktu  pengukuran  pada  aplikasi  Android  setiap  30  menit sekali. Keran air akan otomatis terbuka dan kemudian air akan mengalir  pada  penampungan  air.  Setelah  itu,  keran  otomatis
T ABEL II H ASIL P ERBANDINGAN N ILAI EC DAN TDS PADA S AMPEL A IR PDAM
No. Nilai EC Air PDAM (µS/cm) Nilai TDS Air PDAM (ppm) Alat Ukur  Sensor EC Alat Ukur Sensor TDS 1 148 152 74 76 2 148 152 74 76 3 148 152 74 76 4 148 152 74 76 5 148 152 74 76 6 148 152 74 76 7 148 152 74 76 8 148 151 74 75 9 148 151 74 75 10 148 155 74 77 11 148 152 74 76 12 148 152 74 76 13 148 152 74 76 14 148 152 74 76 15 148 152 74 76 16 148 152 74 76 17 148 152 74 76 18 148 155 74 77 19 148 151 74 75 20 148 151
74 75 (a) (b)
Gbr.  6  Waktu  tercepat  untuk  mengirimkan  dan  menerima  data,  (a)  dengan protokol HTTP, (b) dengan protokol MQTT.
tertutup  apabila  air  pada  penampungan  sudah  penuh.  Sensor akan melakukan pengukuran kemudian data dikirim ke Antares dan  dapat  diakses  melalui  aplikasi  Android  di smartphone. Tujuan  penggunaan  penampungan  air  adalah  agar  air  yang diukur merupakan air yang baru dialirkan dari saluran PDAM
sehingga  setelah  proses  pengukuran  selesai,  air  dalam penampungan dikosongkan kembali. Hasil monitoring kualitas air  PDAM  Banyumas  berdasarkan  parameter  EC  dan  TDS ditampilkan dalam grafik pada Gbr. 8.
Gbr. 8 menunjukkan hasil monitoring air PDAM Banyumas yang dilakukan secara real-time selama tiga hari . Standar baku mutu nilai TDS untuk keperluan higiene sanitasi dan air minum tidak  lebih  dari  1.000  mg/l  atau  1.000  ppm.  Peraturan  ini tertuang  dalam  Kepmenkes  No  32  tahun  2017  [17].  Nilai konduktivitas berpengaruh terhadap kualitas air karena apabila nilai  konduktivitas  tinggi,  nilai  resistivitas  air  kecil,  sehingga air tidak aman dikonsumsi. Sebaliknya, nilai konduktivitas air yang  rendah  menunjukkan  bahwa  air  aman  dikonsumsi. Apabila  nilai  konduktivitas  tinggi,  nilai  padatan  terlarut  pun tinggi.  Ketiga  grafik  menunjukkan  bahwa  air  PDAM  di Banyumas  memiliki  nilai  TDS  pada  rentang  57-84  ppm, sedangkan nilai EC berada pada rentang 114–169 µS/cm. Hasil monitoring berdasarkan EC dan TDS menunjukkan kualitas air PDAM  Banyumas  berada  di  bawah  nilai  maksimum  standar baku mutu air minum sehingga layak dan aman dikonsumsi.

## V. K ESIMPULAN
Dari  pengujian  perangkat monitoring air  PDAM  yang dirancang,  diperoleh hasil  akurasi  97,31%  dengan  simpangan baku  terbesar  1,34164.  Parameter  EC  dan  TDS  yang  terukur menunjukkan  nilai  yang  cukup  stabil.  Berdasarkan  hasil pengujian,  dapat  dinyatakan  bahwa  kualitas  air  PDAM Banyumas layak dan aman dikonsumsi.

## U CAPAN T ERIMAKASIH
Terima  kasih  disampaikan  kepada  Kementrian  Riset  dan Teknologi  sebagai  pemberi  dana  sehingga  penelitian  ini terlaksana dengan baik.

## R EFERENSI
[1] P.  Hermiyanti  dan  E.T.  Wulandari,  "Gambaran  Sisa  Klor  dan  MPN Caliform Jaringan Distribusi Air PDAM," Jurnal Media Kesehatan, Vol. 10, No. 2, hal. 102-204, 2017.
[2] Y.  Kusumawardani  dan  W.  Astuti,  "Evaluasi  Pengelolaan  Sistem Penyediaan  Air  Bersih  di  PDAM  Kota  Madiun," Jurnal  Neo  Teknika, Vol. 4, No. 1, hal. 1-10, 2018.
[3] B. Haq dan A. Masduqi, "Sistem Distribusi Air Siap Minum PDAM Kota Malang: Studi Kasus Kecamatan Blimbing," Jurnal Teknik POMITS, Vol. 3, No. 2, hal. D-183-187, 2014.
[4] S.  Choo-in,  "The  Relationship Between  the  Total  Dissolved  Solids  and the  Conductivity  Value  of  Drinking  Water,  Surface  Water  and Wastewater," The 2019 International Academic Research Conference in Amsterdam , 2019, hal. 11-16.
[5] I. Fadhilah dan Afdal, "Analisis Hubungan Konduktivitas Listrik dengan Total Dissolved Solid (TDS) dan Temperature pada Beberapa Jenis Air," Jurnal Fisika Unand, Vol. 5, No. 1, hal. 85-93, 2016.
[6] N. Rahmanian, S.H. Bt. Ali, M. Homayoonfard, N.J. Ali, M. Rehan, Y. Sadef,  dan  A.S.  Nizami,"  Analysis  of  Physiochemical  Parameters  to Evaluate  the  Drinking  Water  Quality  in  the  State  of  Perak,  Malaysia," Journal of Chemistry , Vol. 2015, hal. 1-10, 2015.
[7] T. Akter, F.T. Jhohura, F. Akter, T.R. Chowdury, S.K. Mistry, D. Dey, M.K.  Barua,  M.A.  Islam,  dan  M.  Rahman,  "Water  Quality  Index  for Measuring  Drinking  Water  Quality  in  Rural  Bangladesh:  A  Cross- Sectional Study," Journal of Health, Population and Nutrition, Vol. 35, No. 4, hal. 1-12, 2016.
(a) (b) (c) Gbr. 8 Grafik pengambilan data EC dan TDS, (a) hari pertama, (b) hari kedua, (c) hari ketiga. 0 50 100 150 200 0 50 100 150 200 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 4 .0 0 0 6 .0 0 0 8 .0 0 1 0 .0 0 1 2 .0 0 1 4 .0 0 1 6 .0 0 1 8 .0 0 2 0 .0 0 2 2 .0 0 N il ai EC ( µ S /c m) N il ai T D S ( p p m) Waktu pengukuran Hasil Monitoring Hari Pertama Air PDAM Banyumas Berdasarkan Nilai EC dan TDS TDS (ppm) EC (µS/cm) 0 50 100 150 200 0 50 100 150 200 00 .00 02 .00 04 .00 06 .00 08 .00 10 .00 12 .00 14 .00 16 .00 18 .00 20 .00 22 .00
N il ai EC ( µ S /c m) N il ai T D S ( p p m) Waktu pengukuran Hasil Monitoring Hari Kedua Air PDAM Banyumas Berdasarkan Nilai EC dan TDS TDS(ppm) EC (µS/cm) 0 50 100 150 200 0 50 100 150 200 00 .00 02 .00 04 .00 06 .00 08 .00 10 .00 12 .00 14 .00 16 .00 18 .00 20 .00 22 .00 N il ai EC ( µ S /c m) N il ai T D S ( p p m) Waktu pengukuran Hasil Monitoring Hari Ketiga Air PDAM Berdasarkan Nilai EC dan TDS EC (µS/cm) TDS (ppm)
[8] M.S.U.  Chowdury,  T.B.  Emran,  S.  Ghosh,  A.  Pathak,  M.M.  Alam,  N. Absar,  K.  Andersson,  dan  M.S.  Hossain,  "IoT  Based  Real-time  River Water  Quality  Monitoring  System," The 16th  International Conference on Mobile Systems and Pervasive Computing (MobiSPC) , 2019, hal. 161- 168.
[9] C.  Maple,  "Security  and  Privacy  in  the  Internet  of  Things," Journal  of Cyber Policy, Vol. 2, No. 2, hal. 155-184, 2017.
[10] D.J. Amalraj, S. Banumathi dan J.J. John, "IoT Sensors and Applications: A Survey," International Journal of Scientific & Technology Research, Vol. 8, No. 8, hal. 998-1003, Agu. 2019.
[11] R.A.  Atmoko,  R.  Riantini,  dan  M.K.  Hasin,  "IoT  Real  Time  Data Acquisition  Using  MQTT  Protocol," International  Conference  on Physical Instrumentation and Advanced Materials , 2017, hal. 1-6.
[12] F.  Mehmood,  S.  Ahmad,  dan  D.  Kim,  "Design  and  Implementation  of Automation Appliances Control Based on MVC Model Using Distributed MQTT  Broker  in  CoT  Networks," International  Journal  of  Innovative Technology  and  Exploring  Engineering  (IJITEE) ,  Vol.  8,  No.  3C,  hal. 262-269, 2019.
[13] A.F.  Rusydi,  "Correlation  Between  Conductivity  and  Total  Dissolved Solid  in  Various Type of  Water:  A Review," Earth and  Environmental Science , 2017, hal. 1-6.
[14] M.B.W.  Harini,  P.Y.  Merucahyo,  dan  A.T.  Priantoro,  "Alat  Ukur Konduktivitas Air Sungai pada Sistem Monitoring Kualitas Air Kolam," Prosiding Seminar RiTekTra , 2013, hal. 187-190.
[15] T.  Yokotani  dan  Y.  Sasaki,  "Comparison  with  HTTP  and  MQTT  on Required  Network  Resources  for  IoT," The  2016  International Conference  on  Control,  Electronic, Renewable  Energy  and Communication (ICCEREC) , 2016, hal. 1-6.
[16] R. Parlika dan A. Pratama, "The Online Test Application Uses Telegram Bots Version 1.0," Journal of Physics: Conference Series , Vol. 1569, No. 2, hal. 1-7, 2019.
[17] "Keputusan  Menteri  Kesehatan  No.  32  Tahun  2017,"  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017.