Program Studi Jaringan Telekomunikasi Digital ~ Politeknik Negeri Malang

## UJI KUALITAS KADAR AIR BENIH JAGUNG DENGAN METODE KAPASITIF BERBASIS WEB
Ezhar Savero 1) , Farida Arinie Soelistianto 2) , Hudiono 3)
Program Studi Jaringan Telekomunikasi Digital, Teknik Elektro,
Politeknik Negeri Malang e-mail: 1) ezhar.savero6@gmail.com, 2) @gmail.com, 3) hudiono@dibyacipta.com

## Abstrak
Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan memiliki wilayah  yang  cukup  luas.  Salah  satu  hasil  pertanian  di  Indonesia  adalah  jagung.  Jagung  termasuk  bahan  pangan utama  kedua  setelah  beras.  Pemanfaatan  jagung  selain  sebagai  bahan  subtitusi  beras  juga  dapat  digunakan  untuk pakan  ternak  dan  bahan  baku  industri.  Dalam  upaya  pengendalian  kualitas  jagung  diantaranya  ditentukan berdasarkan kadar air yang terdapat pada benih jagung agar jagung yang dihasilkan mempunyai standar mutu benih. Sesuai Undang – Undang Republik Indonesia  No.12  tahun 1992 Bab I,  pasal 13 ayat 2  menyebutkan  “Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.”
Tujuan dari skripsi ini adalah  mengetahui  tingkat  kadar air benih jagung  yang diuji oleh alat  yang dibuat dengan  standarisasi  tingkat  kadar  air  benih  jagung  dari  Balai  Pertanian  menggunakan  alat  ukur  Grain  Moisture Tester  PM-650.  Parameter  yang  diuji  adalah  tingkat  kadar  air  benih  jagung,  suhu  wadah  penyimpanan,  dan  berat benih jagung.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  diketahui  bahwa  sensor  kapasitif  dengan  prinsip kerja  seperti  kapasitor  plat  sejajar  sebagai  alat  untuk  mengukur  kadar  air  benih  jagung  memiliki  perbandingan keakuratan  pembacaan  dengan  alat  ukur  Grain  Moisture  Tester  PM-650  adalah  94,9%.  Suhu  yang  berada  pada wadah penyimpanan berkisar  23<suhu<27 untuk  menjaga kualitas benih jagung. Data dari hasil pengujian dikirim melalui modul ESP8266 dan ditampilkan pada web.
Berdasarkan  hasil  perencanaan  dan  implementasi  yang  telah  dilakukan,  sensor  kapasitif  yang  dibuat  dapat bekerja dengan baik sebagai alat ukur kadar air benih jagung. Sedangkan  untuk perbedaan hasil pada perencanaan dan pengukuran disebabkan oleh adanya rugi-rugi yang ada pada komponen yang digunakan.
Kata Kunci : Benih Jagung, Sensor Kapasitif, Sensor Suhu, Web.
1. Pendahuluan

## 1.1  Latar Belakang
Indonesia  merupakan  negara  agraris  yang memiliki  sumber  daya  alam  yang  beraneka  ragam dan memiliki wilayah yang cukup luas. Mungkin hal inilah  yang  membuat  Indonesia  menjadi  salah  satu negara  agraris  terbesar  di  dunia.  Salah  satu  hasil pertanian  di  Indonesia  adalah  jagung.  Pemanfaatan jagung selain sebagai bahan subtitusi beras juga dapat digunakan  untuk  pakan  ternak  dan  bahan  baku industri.  Penggunaan  jagung  sebagai  bahan  baku industri pertanian lebih luas dari beras. Dalam upaya pengendalian  kualitas  jagung  diantaranya  ditentukan berdasarkan  kadar  air  yang  terdapat  pada  benih jagung  agar  jagung  yang  dihasilkan  mempunyai standar  mutu  benih.  Sesuai  Undang  –  Undang Republik Indonesia No.12 tahun 1992 Bab I, pasal 13 ayat  2  menyebutkan  “Benih  bina  yang  akan diedarkan  harus  melalui  sertifikasi  dan  memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.”
Pada penelitian sebelumnya dari Indraswari, Y. M., dkk meneliti untuk menguji kadar air biji kopi dengan  sensor  YL-06  setelah  dijemur,  kekurangan
menggunakan sensor ini adalah titik – titik yang akan diuji akan berbeda hasilnya  maka dari itu dibuat alat ukur  yang  dapat  mengetahui  tingkat  kadar  air  dalam satu tempat.
Alat  untuk  pengujian  standar  mutu  benih jagung  terdapat  di  balai  pertanian  ataupun  di laboraturium  pertanian  dimana  harga  yang  relatif cukup  mahal  untuk  kalangan  petani  jika  ingin memilikinya.  Maka  dari  itu,  dibuatlah prototype alat uji  kadar  air  menggunakan  metode  kapasitif  dimana sensor  ini  menggunakan  prinsip  kapasitor  yaitu  dua buah  plat  sejajar  yang  dipisahkan  oleh  bahan dielektrik dengan luas penampang dan jarak tertentu. Benih  jagung  yang  akan  diuji  akan  menjadi  bahan dielektrik dari alat ukur tersebut karena benih jagung dapat menyimpan muatan listrik.
Ruang  penyimpanan  benih  jagung  harus memiliki suhu yang rendah karena dapat mempengaruhi  kadar  air  benih  jagung  ketika disimpan.  Maka  dari  itu  dibuatlah  wadah  untuk menyimpan benih jagung.
Pada penelitian ini, dibuatlah kedua alat tersebut menjadi  satu  sistem  dengan  hasil  pembacaan  sensor
Program Studi Jaringan Telekomunikasi Digital ~ Politeknik Negeri Malang
dikirim menuju web localhost menggunakan jaringan wifi.

## 1.2 Rumusan Masalah
Dari  latar  belakang  yang  telah  diuraikan, dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana  mengimplementasikan  sensor kapasitif  sebagai  alat  ukur  kadar  air  benih jagung?
2. Bagaimana  mengimplementasikan  wadah benih  jagung  dengan  pengendalian  suhu untuk menjaga kualitas benih jagung?
3. Bagaimana  cara  mentransmisikan  data sensor ke website localhost melalui jaringan wifi?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut:
1.  Mampu mengimplementasikan sensor kapasitif sebagai alat ukur kadar air benih jagung.
2.  Mampu mengimplementasikan wadah benih jagung dengan pengendalian suhu untuk menjaga kualitas benih jagung.
3.  Mampu mentransmisikan data - data hasil pembacaan sensor menuju database untuk ditampilakan pada web sistem melalui jaringan wifi.

## 2. Tinjauan Pustaka
1.1 Sensor kapasitif
sensor  kapasitif  merupakan  sensor  elektronika  yang bekerja  berdasarkan  konsep  kapasitif.  Sensor  ini bekerja  berdasarkan  perubahan  muatan  energi  listrik yang  dapat  disimpan  oleh  sensor  akibat  perubahan jarak  lempeng,  perubahan  luas  penampang  dan perubahan  volume  dielektrikum  sensor  kapasitif tersebut.  Konsep  kapasitor  yang  digunakan  dalam sensor  kapasitif  adalah  proses  menyimpan  dan melepas  energi  listrik  dalam  bentuk  muatan-muatan listrik  pada  kapasitor  yang  dipengaruhi  oleh  luas permukaan,  jarak  dan  bahan  dielektrikum.  Sifat sensor  kapasitif  yang  dapat  dimanfaatkan  dalam proses  pengukuran  diantaranya  adalah  pada  gambar 2.1.
Gambar 2.1 Rangkaian sensor kapasitif (http://elektronika-dasar.web.id/sensor-kapasitif/)
Kontruksi  sensor  kapasitif    yang  digunakan berupa  dua  buah  lempeng  logam  yang  diletakkan sejajar  dan  saling  berhadapan.  Jika  diberi  beda tegangan antara kedua lempeng logam tersebut, maka akan timbul kapasitansi antara kedua logam tersebut. Nilai  kapasitansi  yang  ditimbulkan  berbading  lurus dengan luas permukaan lempeng logam , berbanding terbalik  dengan  jarak  antara  kedua  lempeng  dan berbading  lurus  dengan  zat  antara  kedua  lempeng tersebut  (dielektrika),  seperti  ditunjukkan  oleh persamaan berikut :
Dimana : ε0 : permitivitas ruang hampa (8,85.10 -12 F/m) εr : permitivitas relatif (udara = 1) A : luas plat/lempeng  dalam m2 d : jarak antara plat /lempeng dalam m

## 2.2   Arduino uno
Arduino  UNO  merupakan  Arduino  board yang  menggunakan  mikrokontroler  ATMEGA  328 dan  juga  merupakan  papan  mikrokontroler  yang  di didalamnya  tertanam  mikrokontroler  dengan  merk ATMEGA  yang  dibuat  oleh  perusahaan  Atmel Corporation.  Berbagai  papan  Arduino  menggunakan tipe  ATMEGA  yang  berbeda-beda  tergantung  dari spesifikasinya.  Arduino  UNO  memiliki  14  pin input/output  digital  (6  pin  dapat  digunakan  sebagai output  PWM),  6  input  analog,  sebuah  16  MHz quartzkristal,  sebuah  koneksi  USB,  sebuah  konektor sumber  tegangan,  sebuah  header  ICSP,  dan  sebuah tombol  reset.Pin  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  pin  input  analog  untuk  sensor  kapasitif  dan pin  sda  dan  scl  untuk  LCD,  serta  pin  –  pin  digital untuk  hubungan  dengan  relay,  sensor  suhu,  sensor berat serta modul ESP8266.

## 2.3 Sensor suhu DHT22
Sensor suhu berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban  udara  di  sekitarnya  dengan  output  yang telah  digital  memudahkan  penggunaan  sensor  ini. Memiliki  respon  dan  pembacaan  yang  cepat  dengan akurasi 0.5 o C.
Program Studi Jaringan Telekomunikasi Digital ~ Politeknik Negeri Malang
2.4   Sensor berat
Sensor berat loadcell adalah  suatu sensor   yang dirancang    untuk    mendeteksi  tekanan  atau  berat sebuah  beban.Sensor  ini  memiliki  output  digital dengan kapasitas yang disesuaikan dengan penggunaan.  Sensor  loadcell  menggunakan  prinsip jembatan  wheatstone  yaitu  rumus  kesetimbangan, ketika  ada  perubahan  tegangan  maka  loadcell mendeteksi adanya tekanan atau beban.

## 2.5  Termoelektrik peltier
Termoelektrik  peltier  biasanya  digunakan  pada dispenser sebagai komponen pendingin dan penghangat  air  dispenser.  Pada  penelitian  ini dimanfaatkan  sisi  bagian  dingin  untuk  mensejukkan wadah  penyimpanan  benih  jagung.  Kekurangan  dari komponen  ini  adalah  daya  yang  digunakan  tidak efisien karena sebagai pendingin membutuhkan biaya perancangan yang cukup mahal.

## 2.6  Kadar Air
Kadar  air  merupakan  banyaknya  air  yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam
persen.  Kadar  air  juga  salah  satu  karakteristik  yang sangat  penting  pada  bahan  pangan,  karena  air  dapat mempengaruhi  penampakan,  tekstur,  dan  citarasa pada  bahan  pangan.  Kadar  air  dalam  bahan  pangan ikut  menentukan  kesegaran  dan  daya  awet  bahan pangan tersebut, kadar air yang tinggi mengakibatkan mudahnya  bakteri,  kapang,  dan  khamir  untuk berkembang  biak,  sehingga  akan  terjadi  perubahan pada  bahan  pangan  (Winarno,  1997).  Maka  dari  itu untuk  mengukur  kadar  air  menggunakan  sensor kapasitif  dan  monitoring  wadah  dengan  suhu 22<suhu27C untuk menjaga kualitas benih jagung.

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  mempermudah para  petani  untuk  memiliki  alat  ukur  dengan  harga terjangkau.  Pengujian  sistem  ini  dilakukan  di Laboratorium  Teknik  Telekomunikasi  Politeknik Negeri Malang dan Laboratorium Pertanian Kendalpayak Malang. 3.1 Siste Model m
Gambar 3.1 Blok Diagram Perangkat Gambar  3.1  menjelaskan  blok  diagram  perangkat yang  terdiri  dari  perangkat.  Dari  gambar  diatas terdapat 3 sistem utama yaitu blok input, blok proses, dan blok output , berikut  merupakan keterangan dari masing-masing blok diatas :

## A. Blok Input
Pada  blok  input  terdiri  atas  beberapa  macam  sensor yang memiliki fungsi masing-masing yaitu :
1. Sensor Kapasitif Sensor kapasitif berperan sebagai pembaca data nilai kadar air dari benih jagung. Nilai kadar air yang didapatkan  dari  pembacaan  sensor  kapasitif  akan diolah  pada  mikrokontroler  sebagai  salah  satu parameter untuk monitoringkualitas benih jagung. 2. Sensor Suhu
Sensor  suhu  berperan  sebagai  pembaca  data suhu  dari  wadah  penyimpanan.  Nilai  suhu  yang didapatkan  dari  pembacaan  sensor  suhu  akan  diolah pada  mikrokontroler  sebagai  salah  satu  parameter untuk monitoringkualitas benih jagung.
3. Sensor Berat
Sensor  Berat  berperan  sebagai  pembaca  data berat  dari  benih  jagung  sebelum  dan  sesudah penyimpanan.  Nilai  berat  yang  didapatkan  dari pada diolah akan ini sensor pembacaan mikrokontroler  sebagai  salah  satu  parameter  untuk monitoringkualitas benih jagung.
B. Blok Proses
Pada Blok proses terdiri atas sebuah Mikrokontroler  Arduino  UNO  yang  bertugas  untuk
5
0
Program Studi Jaringan Telekomunikasi Digital ~ Politeknik Negeri Malang
mengolah  data  hasil  pembacaan  sensor  dan  sebagai kontrol jalannya sistem.

## C. Blok Output
Pada  blok  output  sistem  terdiri  dari  komponen  yang mendukung  untuk  proses  pengambilan  data  benih jagung dan menampilkan data hasil pembacaan input pada tampilan web. 1. Termoelektrik Peltier Termoelektrik  Peltier  berperan  sebagai  alat  yang digunakan  untuk  membuat  suhu  di  wadah  menjadi sejuk.  Termoelektrik  peltier  diatur  oleh  relay  yang terhubung ke Arduino.
2. Relay Relay  berperan  untuk mengatur  on/off  dari Termoelektrik  peltier,  relay  terhubung  langsung dengan  Arduino  uno,  dimana  bekerja  sesuai  input dari suhu wadah.
3. Modul ESP8266 Modul  ESP8266  berfungsi  sebagai  perangkat transmisi  data  hasil  pengolahan  arduino  secara wireless antara perangkat sistem dengan web.
Sensor  kapasitif  akan  membaca  nilai  kadar  air  pada benih  jagung  dimana  nilai  set  point  pada  sensor kapasitif berkisar 8-20%. Sensor suhu akan membaca nilai  suhu  dari  wadah  penyimpanan  dimana  nilai  set point pada sensor suhu berkisar 23-27 ˚C. Kemudian sensor  berat  akan  membaca  nilai  dari  berat  benih jagung  yang  berkisar
,  sensor  suhuakan menunjukkan  nilai  suhu  untuk  mengaktifkan  atau mematikan  termoelektrik  peltier  sebagai  pendingin wadah  melalui  relay.  Data  suhu  akan  secara  terus menerus  dikirim  menuju  Arduino  Uno  untuk  diolah sedangkan  data  kadar  air  dan  berat  benih  jagung ketika seusai diuji akan dikirim.
Data  yang  telah  diolah  oleh  Arduino  Uno  akan dikirim  ke  database  web  server  localhost  secara wireless menggunakan Modul ESP8266.

## 3.2 Cara Kerja Sistem
Flowchart  proses  pengujian  dari  perangkat
ditunjukkan pada Gambar 3.2 berikut :
Gambar 3.2 Flowchart Proses Pengujian

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bab  ini  akan  dijelaskan  mengenai implementasi  system  serta  hasil  pengujian  dan Analisa dari penelitian yang telah dilakukan.
4.1 Hasil Implementasi Hardware
Gambar 4.1 Hasil perancangan hardware Gambar  4.1  merupakan  hasil  implementasi sistem  pada  perangkat  pengujian  kadar  air  yang terdiri dari sensor suhu, sensor kapasitif , sensor berat ,peltier  pendingin,mikrokontroler  Arduino  uno, modul Relay, serta modul ESP8266. 4.2 Hasil Perancangan Software
Program Studi Jaringan Telekomunikasi Digital ~ Politeknik Negeri Malang
Gambar 4.2 Hasil desain tampilan web Gambar  4.2  merupakan  salah  satu  hasil implementasi  tampilan  sistem  data  pengujian  dan monitoring pada  web.  Pada  Web  monitoring  ini terdapat  beberapa  halaman  yaitu  halaman  home, halaman data pengukuran, serta halaman history suhu dan kelembaban.
4.3 Hasil Pengujian system

## a. Pengujian Akurasi sensor suhu
Tabel 4.1 Hasil pengujian sensor suhu Perco baan ke- Wakt u Nilai Suhu ( ℃ ) Nilai Kelembaban (%) Deviasi Kesalahan HTC- 1 DHT 22 HTC- 1 DH T22 suhu hum 1 06.00 22.5 23 59 56 2.2 5.0 2 06.15 22.5 23 59 56 2.2 5.0 3 06.30 22.7 24 60 62 5.7 3.3 4 06.45 22.7 24 60 62 5.7 3.3 5 07.00 22.7 24 60 64 5.7 6.6 6 07.15 23.2 24 63 65 3.4 3.1 7 07.30 23.5 24 66 65 2.1 1.5 8 07.45 23.5 24 66 65 2.1 1.5 9 08.00 23.7 24 68 65 1.2 4.4 10 08.15 23.8 24 68 65 0.8 4.4 11 08.30 23.8 25 72 69 5.0 .4 4 12 08.45 24.0 25 74 69 4.1 .7 6 13 09.00 24.0 25 74 69 4.1 6.7 Rata – rata 3.4 .3 4
Sensor suhu memiliki tingkat keakurasian pembacaan data  hingga mencapai 96,6%.

## b. Pengujian akurasi sensor kapasitif
Tabel 4.2 Hasil Pengujian sensor kapasitif Percobaan ke- Nama benih jagung Nilai Kadar air (%) Deviasi Kesalahan Grain Moisture Tester Sensor kapasitif 1 Bisi 10.9 9.82 9.9 2 Galur 11.2 10.18 9.1
3 Bima 12.8 12.73 0.5 4 Petani 15 15.27 1.8 5 Pakan 15.7 16.36 4.2 Rata- rata 5.1 Sensor  kapasitif  memiliki  nilai  keakurasian pembacaan data hingga mencapai 94,9 % c. Pengujian akurasi sensor berat Tabel 4.3 Hasil Pengujian sensor berat Percobaa n ke- Nama benih jagun g Nilai berat (gram) Deviasi Kesalaha n % Timbanga n digital loadcel l 1 Bisi 139 137 1.4 2 Galur 156 150 3.8 3 Bima 140 141 0.7 4 Petani  142 144 1.4 5 Pakan  150 147 2 Rata – rata 1.8
Sensor  berat  memeiliki  tingkat  keakurasian pembacaan data hingga 98,2%.
d. ngujian Pe pendingin wadah Tabel 4.4 Hasil pengujian pendingin wadah No Suhu Keterangan 1 26 Relay on 2 25 Relay on 3 22 Relay off 4 23 Relay off e. engujia P n Keseluruhan sistem abel 4. T 5 Hasil pengujian keseluruhan sistem No Proses Berhasil  Tidak Berhasil 1. Pembacaan sensor  - 2. data Pentransmisian menuju web  - 3. data Menampilkan pada web  - 4. Aktifasi Peltier pendingin  -

## 5. Kesimpulan
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  mengenai skripsi  dengan  judul  Uji  Kualitas  Kadar  Air  Benih Jagung  Dengan  Metode  Kapasitif  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Sistem  Uji  Kualitas  Kadar  Air  Benih  Jagung dengan  tiga  sensor  yaitu  sensor  suhu,  sensor
Program Studi Jaringan Telekomunikasi Digital ~ Politeknik Negeri Malang
kapasitif, sensor berat dapat bekerja dengan baik. Tingkat akurasi Sensor suhu  yang  mencapai 96,6 %,  Tingkat    akurasiSensor  kapasitif  yang mencapai 94,9 %, Tingkat akurasi Sensor loadcell yang mencapai 98,32 %.
2. Pentransmisian  data  hasil  pengujian  menuju  web menggunakan  modul  ESP8266  dapat  dikirimkan dengan baik.
3. Hasil  pengujian  keseluruhan  sistem  yang  telah dilakukan  dapat  bekerja  dengan  baik,  sehingga alat ukur untuk uji kualitas kadar air benih jagung ini  dapat  digunakan  seperti  alat  ukur  yang  telah ada.

## 6. Saran
Saran  untuk  perbaikan  sistem  yang  telah  dibuat adalah :
1. Dapat  ditambahkan  dengan  pemberi  keputusan seperti fuzzy logic untuk menetapkan sesuai range kualitas masing - masing.
2. Alat  ukur  sensor  kapasitif  dapat  dikembangkan supaya  kualitas  sensing  dan  pembacaannya  lebih akurat lagi.
3. Dapat  ditambahkan  untuk  pengujian  benih selain  jagung  agar  bisa  digunakan  untuk  segala macam benih.
4. User  interface  dapat  dibuat  selain  web yaitudengan penambahan aplikasi android.

## DAFTAR PUSTAKA
Arduino Uno . (2017, January 20). Retrieved from www.farnell.com: http://www.farnell.com/datasheets/1682209/ pdf.
Datasheet DHT22 . (2018, Januari 20). Retrieved from cdn-shop.adafruit.com: https://cdn- shop.adafruit.com/datasheets/Digital+humid ity+and+temperature+sensor+AM2302.pdf
datasheet load cell . (2018, Januari 20). Retrieved from www.wiltronics.com.au: https://www.wiltronics.com.au/wp- content/uploads/datasheets/ARD2- 2150%20Data%20Sheet.pdf
datasheet modul HX711 . (2018, Januari 20). Retrieved from www.wiltronics.com.au: https://www.wiltronics.com.au/wp- content/uploads/datasheets/ARD2- 2150%20Data%20Sheet.pdf
ESP8266-datasheet . (2018, Januari 28). Retrieved from www.electroschematics.com: http://www.electroschematics.com/11276/es p8266-datasheet
Hasnan, M. (2017). Rancang Bangun Sistem Pengering Gabah Dengan Menggunakan Arduino. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar .
Indraswari, Y. M. (2017). Rancang Bangun Penjemur Kopi dengan Auto Reminder SMS Gateway. Tugas Akhir Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Malang .
Instrument, T. (2006, December). LM2907 and LM2917 Frequency to Voltage Converter. Retrieved from http://www.ti.com/product/LM555.
Instrument, T. (2015, January). LM555 Timer. Retrieved from http://www.ti.com/product/LM555.
Kastanja, A. Y. (2007). Identifikasi Kadar Air Biji Jagung Dan Tingkat Kerusakannya Pada Tempat Penyimpanan. Jurnal Agroforesti Volume II .
Layla Febry Hidayati, Y. S. (2013). ALAT PENDETEKSI KUALITAS BIJI KOPI UNTUK KOPI PAPAIN (KOPI CITARASA KOPI LUWAK TANPA MENGGUNAKAN LUWAK) DENGAN METODE PENGUKURAN NILAI KAPASITANSI.
Oktavianty, N. U. (2016). Rancang Bangun Alat Ukur dan Indikator Kadar Air Gabah Siap Giling Berbasis Mikrokontroler dengan Sensor Fotodioda. Jurnal Fisika Unand Vol 5 .
Rismawati, A. (2017). Rancang Bangun Sistem Kontrol Kadar Air Gabah Pada Alat Pengering Gabah Berbasis Mikrokontroler Atmega 8. Jurnal Fisika Volume 6 .
Zhang, H.-L. (2016). Nondestructive In Situ Measurement Method for Kernel Moisture Content in Corn Ear. www.mdpi.com/journal/sensors.