Jurnal Qua Teknika Vol.11 No.2 September 2021 ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar
Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Ihsan Mustaqiim 1) , Ahmad Taqwa 2) , *Ade Silvia Handayani 3) , Sopian Soim 4)

## PERANCANGAN ALAT KESEHATAN WIRELESS BODY AREA NETWORK
MULTISENSOR BERBASIS APLIKASI ANDROID
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(2): 1-21

## PERANCANGAN ALAT KESEHATAN WIRELESS BODY AREA NETWORK MULTISENSOR BERBASIS APLIKASI ANDROID
Ihsan Mustaqiim 1) , Ahmad Taqwa 2) , *Ade Silvia Handayani 3) , Sopian Soim 4)
Program Studi D4 Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektro, Politeknik Negeri Sriwijaya Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Bukit Besar, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30139 email: ihsanmustaqiim01@gmail.com 1) , a_taqwa@yahoo.com 2) , * ade_silvia@polsri.ac.id 2) , sopian_soim2005@yahoo.com 3)

## ABSTRAK
In this study, we designed a multisensory medical device to carry out a process of monitoring body health that was integrated into the system so that the patient's health could be detected. This tool uses Wireless Body Area Network technology that can work with Android-based platforms in real time.  In  designing  this  tool,  it  is  designed  to  detect  body  health  automatically  by  displaying information  about  body  temperature,  blood  pressure,  heart  rate  and  oxygen  levels  in  the  blood, then  sending  notifications  to  the  server  without  wasting  time,  and  recording  physical  health information  data  automatically.  Real-time  display  on  the  smartphone,  owned  by  the  user  and provides a readable body health status that is healthy, an indication or needs action.
Keywords: Body health, Wireless Body Area Network, Prototype, Monitoring

## PENDAHULUAN
Menurut  WHO,  saat  ini  jumlah  kasus covid-19 diseluruh  dunia  sudah  lebih  dari  150  juta kasus    [1].  Angka  penularan  Covid-19  yang  tinggi  menjadi  tantangan  bagi  tenaga  kesehatan. Berbagai  alat  diciptakan  untuk  membantu  tenaga  kesehatan  dalam  menangani  pasien,  salah satunya dengan menciptakan alat yang berfungsi untuk memantau kondisi kesehatan tubuh pasien tanpa  harus  melakukan  kontak  fisik  secara  langsung.  Hal  ini  dikarenakan  penularan  virus  yang terjadi  melalui  kontak  fisik  dan  droplet  penderita  dapat  terjadi  dengan  sangat  cepat.  Untuk  itu diperlukan sebuah alat yang dapat dioperasikan dari jauh. Maka dari itu, dalam penelitian ini kami memanfaatkan teknologi komunikasi berbasis nirkabel untuk pemantauan kesehatan.
Kemajuan  teknologi  dan  komunikasi  dan  informasi  digital  sekarang  telah  melingkupi semua  lini  kehidupan  manusia  [2].  Termasuk  juga  dengan  teknologi  komunikasi  nirkabel,  pada teknologi komunikasi nirkabel dapat dimanfaatkan untuk pemantauan terhadap parameter tertentu sebagaimana  pada  Wireless  Sensor  Network  (WSN).  Penerapan  WSN  telah  diaplikasikan  secara luas antara lain pada bidang kesehatan dan medis, pertanian [3], struktur bangunan [4], transportasi [5], dan berbagai sektor lainnya. Dalam bidang kesehatan, hal ini berkaitan dengan perkembangan Internet  of  things (IoT)  yang  semakin  maju,  di  mana  berbagai  perangkat  komunikasi  digital terhubung  pada  suatu  jaringan  internet  sehingga  pertukaran  data  menjadi  jauh  lebih  mudah  dan dapat dilakukan dengan cepat [6].
Salah  satu  cabang  dari  WSN  adalah  Wireless  Body  Area  Network  (WBAN)  yang  berupa sensor-sensor yang dipasang pada manusia [7]. Sebagaimana WSN, WBAN juga memiliki banyak potensi  pengembangan.  Secara  spesifik,  pada  dunia  kesehatan,  WBAN  memberikan  pengaruh yang  signifikan  dalam  memudahkan  pelayanan  kesehatan  dengan  kemampuannya  memonitor tanda  vital  manusia  dan  mentransmisikannya  melalui  media  nirkabel  [8].  Teknologi  WBAN diaplikasikan  dengan  memasangkan  sensor  pada  tubuh  manusia  untuk  mendeteksi  fungsi  vital
Jurnal Qua Teknika Vol.11 No.2 September 2021 ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar
Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Ihsan Mustaqiim 1) , Ahmad Taqwa 2) , *Ade Silvia Handayani 3) , Sopian Soim 4)

## PERANCANGAN ALAT KESEHATAN WIRELESS BODY AREA NETWORK
MULTISENSOR BERBASIS APLIKASI ANDROID
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(1): 1-21
tertentu  yang  perlu  diamati  [9].  Dengan  memanfaatkan  teknologi  IoT,  WBAN  berpotensi memberikan layanan monitoring kesehatan jarak jauh yang sangat diperlukan dalam masa pandemi seperti ini [6]
Terdapat  banyak  jenis  prototype  pemantauan  kesehatan  yang  telah  dibuat  dengan memanfaatkan  kemajuan  teknologi. Prototype  pemantauan  kesehatan  dapat  mendeteksi  beberapa parameter  tanda  vital  dengan  berbagai  teknologi  yang  berbeda  untuk  itu  digunakan,  sepert i  di paper oleh  Zulkifli  [10],  mengimplementasikan  sensor  detak  jantung  memakai  metode  ZigBee, yang  diterapkan  dalam  pelatihan  olahraga. Namun,  sistem  pemantauan  ini  tidak  efisien  karena sensor  tidak  diperlukan  untuk  non-atlet. Prasad  Kumari  [11]  dibuat  sistem  pemantauan  detak jantung menggunakan koneksi Bluetooth, tetapi sistem ini hanya memiliki satu ukuran dan output nya pun hanya ditampilkan pada LCD dan tidak terintegrasi langsung kepada tenaga kesehatan.
Berbagai  keuntungan  alat  kesehatan  multisensor  berbasis  aplikasi  android  dibandingkan dengan  sistem  pemantauan  pasien  elektronik  yang  dilakukan  pada  saat  ini.  Salah  satunya  adalah kemudahan  mobilitas  pasien.  Hal  ini  dikarenakan  perangkat  pemantauan  yang  digunakan  adalah perangkat portable . Selain  itu,  hanya dengan  memanfaatkan satu alat kita dapat mengidentifikasi beberapa  aspek  kesehatan  dalam  tubuh  [12].  Dengan  adanya  alat  tersebut  tenaga  medis  dapat melakukan pemeriksaan terhadap pasien tanpa melakukan kontak fisik secara langsung dan dapat di  akses  mengunakan  aplikasi  android  [13].  Adanya  pembangunan  sistem  monitoring  kesehatan berbasis  android  diharapkan  dapat  memantau  kondisi  pasien  secara  langsung  baik  bagi  tenaga kesehatan maupun keluarga pasien.
Cara  kerja  alat  kesehatan  WBAN  multisensor  berbasis  android  ini  dimulai  dengan mengolah  data  yang  didapat  dari  sensor  kemudian  ditransmisikan  menjadi  data  informatif  yang akan  dikirimkan  menggunakan  jaringan  wifi.  Setelah  data  terkirim  pada  aplikasi  android,  data diolah  dengan  metode fuzzy mamdani  untuk  mengetahui  status  kesehatan  pasien.  Sistem  logika fuzzy  membuat  rumus  matematika  dari  pengetahuan  dasar  [14],  sehingga  efisien  dalam  banyak implementasi,  termasuk  implementasi  status  kesehatan  pasien  [15].  Terakhir  data  ditampilkan  di aplikasi  android sehingga dapat dilihat hasil pemeriksaan pasien dari  waktu ke waktu secara real time  [16].  Pemantauan  dengan  teknologi  WBAN  diharapkan  dapat  menekan  angka  kematian, khususnya  pasien  Covid-19  karena  adanya  deteksi  dini  dari  penggunaan  sensor  di  tubuh  pasien. Tentunya  hal tersebut untuk  lebih  efektif dan  mencegah terjadinya transmisi penularan  Covid-19 karena lebih sedikitnya kontak yang dilakukan.
Berdasarkan  uraian  diatas  dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  merancang prototype multisensory kesehatan  berbasis  android  yang  bertujuan  untuk  memonitoring  kondisi  kesehatan tubuh  seperi  kadar  oksigen  dalam  darah,  tekanan  darah,  suhu  tubuh  dan  detak  jantung  serta mengetahui bagaimana merancang alat pendeteksi multisensor untuk memantau kondisi kesehatan tubuh. Pembuatan prototype ini diharapkan dapat memecahkan masalah seperti biaya, jarak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan tingkat kemalasan manusia.

## TINJAUAN PUSTAKA
A. WBAN sebagai Monitoring Kesehatan
WBAN  adalah  sebuah  jaringan  sensor  yang  dirancang  beroperasi  secara  mandiri  untuk menghubungkan  berbagai  sensor  dan  peralatan  medis  yang  di  dalam  dan  di  luar  tubuh  manusia. Teknologi WBAN diaplikasikan dengan memasangkan sensor di dalam tubuh, di permukaan kulit,
Jurnal Qua Teknika Vol.11 No.2 September 2021 ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar
Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Ihsan Mustaqiim 1) , Ahmad Taqwa 2) , *Ade Silvia Handayani 3) , Sopian Soim 4)

## PERANCANGAN ALAT KESEHATAN WIRELESS BODY AREA NETWORK
MULTISENSOR BERBASIS APLIKASI ANDROID
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(1): 1-21
atau di sekitar tubuh manusia. Sensor ini dapat mengirimkan data secara nirkabel  yang bertujuan untuk meningkatkan berbagai pelayanan kesehatan dan kualitas hidup.
Arsitektur  WBAN  terdiri  dari  berbagai  sensor  yang  disebut  dengan nodes [17],  chip mikrokontroller,  modul  komunikasi  nirkabel,  dan  berbagai  perangkat  komunikasi  data  yang terkoneksi  pada jaringan tertentu [18].
Dalam desain arsitektur WBAN, tingkatan pertama berada pada sisi pengguna yakni berbagai sensor  dengan  kemampuan  untuk  melakukan  sampling,  pengoperasian,  dan  komunikasi  dengan berbagai fungsi vital tubuh (detak jantung, tekanan darah, kadar oksigen, dan suhu tubuh. Sensor ditempatkan  pada  tubuh  sehingga  memungkinkan  untuk  melakukan  pemantauan  dalam  jangka waktu yang panjang pada parameter yang dibutuhkan [19].
B. Nodemcu sebagai Unit Mikrokontroler
Mikrokontroler  merupakan  suatu  chip  yang  berupa  IC  (Integrated  Circuit) yang  berisi mikroprosesor,  memori,  jalur Input/Output (I/O)  dan  perangkat  pelengkap  lainnya.  Cara  kerja mikrokontroler  yaitu  dengan  menerima  sinyal  input  lalu  mengelolahnya  dan  memberikan  sinyal output sesuai dengan program  yang telah dibuat. Sinyal input mikrokontroler  berasal dari  sensor yang  merupakan  informasi  dari  lingkungan  sedangkan  sinyal output ditunjukan  kepada  aktuator yang dapat memberikan efek ke lingkungan. Jadi, dengan kata lain mikrokontroler bisa diibaratkan sebagai otak dari suatu perangkat yang mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya .
Pada  MCU,  biasanya  terdapat  suatu  papan  tambahan  yang  disebut development  board yang berperan untuk memprogram MCU agar dapat membangun sebuah sistem yang saling terhubung. Terdapat banyak jenis MCU salah satunya yaitu NodeMCU. NodeMCU merupakan development board  yang    firmware  berbasis  eLua  untuk  chip  WiFi  ESP8266  dari  vendor  Espressif. Firmwarenya  berbasis  Espressif  NON-OS  SDK  dan  menggunakan  file  system  berbasis  spiffs. Repositori  kodenya  sendiri  berisi  98.1%  C-code. Firmware  NodeMCU  adalah  projek  pendukung dari development kit NodeMCU yang sangat populer, yang juga menyertakan development board open-source siap pakai yang menggunakan chip ESP8266-12E [20].

## C. Multisensor Sistem untuk Kesehatan
Sensor adalah sebuah detektor yang berguna untuk mengukur berbagai jenis kualitas fisik yang terjadi.  Sensor  akan  menghasilkan  sebuah  sinyal  yang  bisa  dibaca.  Sebagian  besar  perangkat elektronik  yang  berfungsi  sebagai  pengukur  dan  perekam  dapat  berkomunikasi  dengan  sensor. Sensor adalah suatu elemen yang menghasilkan keluaran sesuai dengan variabel yang diukur atau tergantung  input  dari  suatu  variabel  dan  sistem  pengukuran  lain  dapat  menggunakan  hasil  dari sensor  untuk  mengenali  nilai  variabel  [21].  Pada  penelitian  ini  digunakan  beberapa  sensor  yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Jurnal Qua Teknika Vol.11 No.2 September 2021 ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar
Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Ihsan Mustaqiim 1) , Ahmad Taqwa 2) , *Ade Silvia Handayani 3) , Sopian Soim 4)

## PERANCANGAN ALAT KESEHATAN WIRELESS BODY AREA NETWORK
MULTISENSOR BERBASIS APLIKASI ANDROID
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(1): 1-21
NO Sensor Deskripsi 1 Sensor Tekanan Darah MPX 5050 GP 1. Sensor  ini  berfungsi  untuk  mengukur tekanan darah. 2. Keandalan sensor yang tinggi
3. Sensor  mudah  digunakan  dan  mudah dipasang di peralatan Petrel
4. Dalam  dunia  kesehatan,  sensor  ini berfungsi  untuk  memantau  pasien  dan peralatan diagnostik, misalnya sphygmomanometer,  peralatan  medis, dan kecelakaan. 2 Sensor  Detak  Jantung  dan  Kadar  Oksigen MAX30100
1. Dapat  mendeteksi  detak  jantung  dan mengukur kadar oksigen pada tubuh, 2. Sensor  ini  mendukung  penggunaan Arduino dan Rasberry.
3. Monitor denyut jantung optik dan solusi pulse oximetry  kecil 12.7mm x 12.7mm (0.5in x 0.5in) ukuran papan
4. Daya yang digunakan rendah ( 1.8V and 3.3V  )
5. Sangat terintegrasi, sensor ukuran kecil 3 Sensor Detak Jantung Tensi Electronic Blood Pressure Monitor 1. Sensor  ini  berfungsi  untuk  menghitung detak  jantung  dan  tekanan  darah manusia.
2. Catu daya: Baterai Micro USB DC5v atau 4 x AAA (tidak Termasuk)
3. Suhu  penyimpanan  dan  kelembaban suhu:  -10-55°C  kelembaban:  10%  -85% RH
4. Menggunakan  kelembaban  suhu,  suhu: 5-40°C kelembaban: 15% -85% RH
5. Volume monitor: 11.7x9.7x5.9cm 4 Sensor Suhu Tubuh MLX900614 1. MLX90614  terdiri  dari  2  chip,  yaitu Infrared Thermophile Detector MLX81101  dan Pengkondisi sinyal ASSP MLX90302 yang secara khusus di desain untuk  memproses  keluaran  dari  sensor infrared.
2. Akurasi tinggi karena memiliki low noise amplifier,  ADC  17  bit  dan  unit  DSP
Jurnal Qua Teknika Vol.11 No.2 September 2021 ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar
Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Ihsan Mustaqiim 1) , Ahmad Taqwa 2) , *Ade Silvia Handayani 3) , Sopian Soim 4)

## PERANCANGAN ALAT KESEHATAN WIRELESS BODY AREA NETWORK
MULTISENSOR BERBASIS APLIKASI ANDROID
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(1): 1-21
MLX90302. 3. Suhu  dari  objek  yang  diukur  dan  suhu lingkungan memiliki resolusi 0,01 0 C. 4. Rentang pengukuran suhu -40 0 C - 125 0 C  untuk  suhu  lingkungan  dan  -70 0 C  - 382,2 0 C  untuk  suhu  objek  yang  akan diukur

## D. Sistem Monitoring
Monitoring  merupakan  suatu  kegiatan  analisis  dan  pengumpulan  data  dengan  indikator  yang tersusun secara sistematis dan terus menerus (kontinu) mengenai suatu kegiatan atau program agar dapat  melakukan  koreksi  dan  tindakan  selanjutnya.  Dalam  melaksanakan  fungsinya,  monitoring bertujuan  untuk  mengkaji  suatu  kegiatan  yang  sedang  atau  telah  dilaksanakan,  mengidentifikasi suatu masalah yang timbul, melakukan penilaian mengenai pola kerja yang digunakan, mengetahui hubungan  antara  kegiatan  dan  tujuannya  sebagai  tolak  ukur  kemajuan  yang  diperoleh  dan menyelesaikan  suatu  kegiatan  yang  sesuai  dengan  tujuan  awal.  Memantau  kinerja  sistem  yang digunakan terhadap sensor-sensor merupakan tujuan dari perancangan sistem monitoring [22].

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  proses  perancangan  dibagi  menjadi  dua  tahapan.  Tahapan  pertama  yaitu perancangan  perangkat  keras.  Dalam  merancang hardware, Langkah  pertama  diawali  dengan merancang diagram blok system secara keseluruhan. Perancangan blok system secara keseluruhan merupakan salah satu hal penting dalam perancangan alat. Hal ini dikarenakan alur kerja rangkaian secara  keseluruhan  dapat  diketahui  melalui  blok  diagram  rangkaian.  Tahapan  selanjutnya  adalah perancangan  perangkat  lunak.  Sistem monitoring kesehatan  dirancang  pada software agar  dapat mengetahui keadaan kesehatan secara real time dengan menggunakan aplikasi android.
Kerangka  penelitian  secara  keseluruhan  dibuat  dalam  bentuk  diagram.  Dengan  menggunakan bentuk diagram kita dapat mengetahui tahapan-tahapan yang akan dicapai dalam perancangan alat Monitoring Kesehatan WBAN Multisensor Berbasis Android ini.
Jurnal Qua Teknika Vol.11 No.2 September 2021 ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar
Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Ihsan Mustaqiim 1) , Ahmad Taqwa 2) , *Ade Silvia Handayani 3) , Sopian Soim 4)

## PERANCANGAN ALAT KESEHATAN WIRELESS BODY AREA NETWORK
MULTISENSOR BERBASIS APLIKASI ANDROID
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(1): 1-21
Gambar 1. Tahapan Penelitian Secara Keseluruhan
Gambar  1  menjelaskan  tahapan  dalam  membuat  sistem  monitoring  kesehatan  Wireless Body  Area Network (WBAN). Tahapan pertama adalah  melakukan perancangan perangkat keras ( hardware) lalu  melakukan  tes  untuk  melihat  keakuratan  alat.  Selanjutnya  pada  tahap  kedua dilakukan perancangan perangkat lunak (Software) dengan memanfaatkan aplikasi android dengan menggunakan  metode  fuzzy  mamdani  untuk  melihat  kategori  status  kesehatan.  Tahapan  terkahir adalah pengintegrasian tahap I dan Tahap II agar dapat terintegrasi dengan baik untuk melakukan analisis dan kesimpulan akhir.
A. Perancangan Perangkat
1. Perancangan Sistem Perangkat Keras (Hardware)
Gambar 2. Blok Diagram Sistem Perangkat Keras (Hardware)
Jurnal Qua Teknika Vol.11 No.2 September 2021 ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar
Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Ihsan Mustaqiim 1) , Ahmad Taqwa 2) , *Ade Silvia Handayani 3) , Sopian Soim 4)

## PERANCANGAN ALAT KESEHATAN WIRELESS BODY AREA NETWORK
MULTISENSOR BERBASIS APLIKASI ANDROID
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(1): 1-21
Pada  gambar  2  dijelaskan  mengenai  perancangan hardware .  Sistem monitoring kesehatan,  di  rancang  menggunakan  mikrokontroler  nodemcu  yang  terintegrasi  dengan teknologi Multisensor  Network yang  terdiri  dari  beberapa  sensor.  Pertama,  sensor  MPX  5050 GP  yang  berfungsi  sebagai  sensor  tekanan  darah.  Selanjutnya,  terdapat  sensor  MAX  30100 sebagai sensor detak jantung dan kadar oksigen dalam Tubuh. Serta sensor MLX 90614 sebagai sensor suhu tubuh. Sensor tersebut berfungsi sebagi alat untuk mendeteksi tanda vital.
Nodemcu merupakan alat yang berfungsi sebagai micro controller pada setiap sensor yang dapat terkoneksi dengan wifi. Dari koneksi wifi tersebut, maka data pengukuran yang dilakukan oleh sensor akan dikirim ke server. Dari server, data yang dikirimkan akan ditampilkan dalam aplikasi android.
Gambar 3. Sistem Monitoring Kesehatan Multisensor Berbasis Android
Gambar 3, merupakan cara kerja dari multi sensor, dimana pasien yang akan diperiksa tanda vitalnya  akan  diletakkan  alat  di  pergelangan  tangan  dan  meletakkan  jarinya  pada  fingertip  yang terdapat pada sensor suhu tubuh. Selanjutnya, masing-masing sensor akan membaca kondisi tubuh setiap pasien yang selanjutny akan ditampilkan pada aplikasi android sebagai hasil monitoring.
2. Perancangan Perangkat Lunak ( Software )
Sistem monitoring dalam  teknologi Wireless  Body  Area  Network dirancang  untuk  memantau kesehatan  tubuh  berdasarkan  pembacaan  sensor-sensor  yang  digunakan.  Sistem monitoring dirancang agar dapat mengetahui keadaan kesehatan tubuh tertentu secara real time menggunakan aplikasi  android  sehingga  masyarakat  bisa  mengakses  untuk  mendapatkan  informasi  kesehatan tubuh.
Jurnal Qua Teknika Vol.11 No.2 September 2021 ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar
Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Ihsan Mustaqiim 1) , Ahmad Taqwa 2) , *Ade Silvia Handayani 3) , Sopian Soim 4)

## PERANCANGAN ALAT KESEHATAN WIRELESS BODY AREA NETWORK
MULTISENSOR BERBASIS APLIKASI ANDROID
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(1): 1-21
Gambar 4. Blok Diagram Sistem Perangkat Lunak ( Software)
Pada gambar 4, menjelaskan  sistem monitoring dalam teknologi Wireless Body Area Network yang  dirancang  untuk  menampilkan  hasil  pengecekan  dari  kesehatan  tubuh  berdasarkan pembacaan  sensor-sensor  pada Hardware. Sistem  monitoring  dirancang  agar  dapat  mengetahui keadaan  kesehatan  tubuh  tertentu  secara  real  time  menggunakan  aplikasi  android  sehingga masyarakat bisa mengakses untuk mendapatkan informasi kesehatan tubuh.
Jurnal Qua Teknika Vol.11 No.2 September 2021 ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar
Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Ihsan Mustaqiim 1) , Ahmad Taqwa 2) , *Ade Silvia Handayani 3) , Sopian Soim 4)

## PERANCANGAN ALAT KESEHATAN WIRELESS BODY AREA NETWORK
MULTISENSOR BERBASIS APLIKASI ANDROID
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(1): 1-21

## 3. Rangkaian Keseluruhan Sistem
Gambar 5. Skema Rangkaian Keseluruhan
Gambar 5 adalah skema rancangan rangkaian keseluruhan. Setiap perangkat keras (Hardware) memiliki  skema  rangkaian  dan  komponen-komponen  yang  sama.  Perangkat  keras  terdiri  dari beberapa  rangkaian  sensor  seperti  MPX  5050  GP,  sensor  MAX  30100,  sensor  MLX  90614, rangkaian  modul  Motor  Drifer  LM298  serta  rangkaian  modul  Motor  DC  dan  Selenoid  sebagai pompa dan pembuanng udara untuk tekanan darah.
Gambar 6. Prototipe Hardware
Gambar  6,  merupakan  prototipe  untuk  perancangan  perangkat  keras  hardware.  Dimana  pada perangkat  keras  dirancang  menggunakan  box  yang  bertujuan  untuk  melindungi  kemponen- komponen sensor pada alat.
Jurnal Qua Teknika, Vol. 11 No. 2 September 2021 ISSN 2088-2424 (cetak); ISSN 2527-3892 (elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Ihsan Mustaqiim 1) , Ahmad Taqwa 2) , *Ade Silvia Handayani 3) , Sopian Soim 4)

## PERANCANGAN ALAT KESEHATAN WIRELESS BODY AREA NETWORK
MULTISENSOR BERBASIS APLIKASI ANDROID
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(1): 1-21

## B. Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian, data  yang akan diambil  berupa suhu tubuh ( ℃ ), detak  jantung (BPM), kadar oksigen  dalam  darah  (SpO2),  tekanan  darah  (Sistolik,  Diastolik)  yang  akan  dikirimkan  secara wireless  dari  perangkat  keras  ke  server  secara  real  time.  Perangkat  keras (Hardware) digunakan pada lengan pasien. Selanjutnya, data yang didapat dari Hardware tersebut akan dikirimkan pada aplikasi  android  yang  akan  menampilkan  status  kesehatan  dari  hasil  pemeriksaan  berupa  (Sehat,
Indikasi, Butuh Tindakan). Setelah itu data indikasi kesehatan akan disimpan pada database.
C. Analisis Data
Dalam  penelitian  ini,  analisis  data  dilakukan  dengan  menguji  data  yang  dikumpulkan  serta melakukan  analisis  terhadap  hasil  kinerja  alat.  Sistem  akan  diujicobakan  dengan  menempatkan hardware pada  lengan  pasien.  Selanjutnya,  hasil  pemantauan  akan  ditampilkan  melalui  aplikasi sistem  monitoring  berbasis  android  dalam  bentuk  grafik  dan  pesan  darurat.  Pesan  tersebut  akan diteruskan ke perangkat android sehingga memudahkan user untuk mengetahui hasil pemeriksaan pasien dari jarak jauh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil perancangan sistem berupa integrasi antara hardware dan software yang terbentuk dalam suatu alat berupa sistem monitoring kesehatan berbasis android. Untuk mencegah kerusakan pada perangkat keras  maka alat diletakkan dalam  box. Hal  ini  bertujuan agar alat tetap bekerja secara optimal saat proses pengambilan data dilakukan.
Gambar 7. Hasil Perancangan Kerangkat Keras ( hardware )
Pada  proses  pengujian  alat,  tiap-tiap  node  akan  ditempatkan  di  lengan  pasien.  Selanjutnya, setiap  node  akan  dihidupkan  secara  bersamaan  sehingga  dapat  memonitoring  kesehatan  tubuh pasien.  Kemudian  node  akan  mengirimkan  data  hasil  pembacaan  status  kesehatan  tubuh  pasien (suhu tubuh, detak jantung, kadar oksigen dalam darah, dan tekanan darah) ke server untuk diolah dan ditampilkan pada interface Android dan webserver secara realtime.
A. Langkah – Langkah Pengujian
Adapun  langkah-langkah  yang  perlu  dilakukan  untuk  mengatasi  dan  mengurangi  kesalahan pada saat proses pengujian alat, diantaranya :
Jurnal Qua Teknika, Vol. 11 No. 2 September 2021 ISSN 2088-2424 (cetak); ISSN 2527-3892 (elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Ihsan Mustaqiim 1) , Ahmad Taqwa 2) , *Ade Silvia Handayani 3) , Sopian Soim 4)

## PERANCANGAN ALAT KESEHATAN WIRELESS BODY AREA NETWORK
MULTISENSOR BERBASIS APLIKASI ANDROID
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(1): 1-21
1. Menentukan lokasi atau tempat pengujian dilakukan.
2. Menyiapkan seluruh rangkain alat yang digunakan pada saat akan dilakukan pengujian.
3. Memeriksa semua rangkaian alat terlebih dahulu sebelum diujikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan alat dalam keadaan baik.
4. Menentukan target usia pasien.

## B. Hasil Pengujian Monitoring Kesehatan
1. Hasil Pengujian Alat pada Lansia ( >60 tahun tahun)
Pengujian alat dilakukan pada waktu pagi, siang dan sore. Hasil dari monitoring kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Gambar 8. Lokasi Pengujian Monitoring Kesehatan Lansia
Tabel 1. Hasil Monitoring Kesehatan Lansia Pagi
No. Usia Suhu Tubuh (ºC) Detak Jantung (BPM) Kadar Oksigen Dalam Darah (%) TekananDarah Sistolik Tekanan Darah Distolik Waktu Status Kesehatan Jenis Kelamin 1. 60 36.53 74.32 95.00 128.25 70.79 09:10 Sehat P 2. 63 36.56 72.19 95.00 127.91 67.10 09:15 Sehat P 3. 66 36.51 72.21 95.00 125.63 71.06 09:20 Sehat P 4. 76 36.52 55.84 96.00 137.24 96.59 09:25 Indikasi P 5. 68 36.75 70.43 95.00 150.02 110.05 09:30 Butuh Tindakan L 6. 69 36.78 70.13 97.00 129.64 80.28 09:35 Sehat P 7. 65 36.46 77.67 95.00 140.54 96.19 09:40 Indikasi P 8. 64 37.75 50.64 95.00 129.89 83.54 09:45 Indikasi P 9. 80 37.02 70.99 95.00 142.49 92.11 09:50 Indikasi P 10. 63 36.60 61.00 95.00 120.05 75.57 09:55 Indikasi P 11. 62 36.80 78.87 96.00 134.95 77.89 10:00 Indikasi P 12. 64 36.75 72.35 95.00 128.97 69.35 10:05 Sehat L 13. 65 36.42 75.15 95.00 127.89 70.14 10:10 Sehat P 14. 74 36.63 61.09 96.00 127.24 70.56 10:15 Indikasi P 15. 65 36.50 72.64 95.00 132.02 100.05 10:20 Indikasi L 16. 67 36.34 75.67 97.00 120.55 80.28 10:25 Sehat P 17. 63 36.44 78.87 95.00 140.78 99.79 10:30 Indikasi P 18. 65 37.75 50.64 95.00 127.89 85.84 10:35 Indikasi L 19. 82 37.02 70.99 95.00 139.49 98.91 10:40 Indikasi P 20. 64 36.60 61.00 95.00 120.05 78.97 10:45 Indikasi P
Jurnal Qua Teknika, Vol. 11 No. 2 September 2021 ISSN 2088-2424 (cetak); ISSN 2527-3892 (elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Ihsan Mustaqiim 1) , Ahmad Taqwa 2) , *Ade Silvia Handayani 3) , Sopian Soim 4)

## PERANCANGAN ALAT KESEHATAN WIRELESS BODY AREA NETWORK
MULTISENSOR BERBASIS APLIKASI ANDROID
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(1): 1-21
Pada  Tabel  1  dapat  diketahui  hasil  monitoring  kesehatan  lansia  pada  pagi  hari.
Pengujian alat dilakukan dari pukul 09.10 hingga pukul 10.45 WIB. Terdapat 20 responden dalam uji coba alat ini. Dari uji coba alat monitoring kesehatan  multisensor didapatkan hasil Sebagian  besar  status  kesehatan  lansian  berada  pada  kataegori  indikasi.  Terdapat  12  orang lansia  (60%)  berada pada kategori „indikasi‟. Kemudian, 7  orang lansia (35%) berada pada status kesehatan „sehat‟. Sisanya sebanyak 1 orang lansia  (5%) masuk dalam kategori „butuh tindakan‟.

## Tabel 2. Hasil Monitoring Kesehatan Lansia Siang
Tabel 2 merupakan hasil uji coba alat yang dilakukan pada siang hari. Alat diujicobakan kembali pada lansia pada siang hari. Pengujian alat dilakukan dari jam 12.10 shingga 13.40 WIB. Dari pengujian alat kesehatan kedua  yang  dilakukan pada siang  hari didapatkan  hasil sebanyak 9 orang lansia (45%) berada pada kategori „sehat‟. Selanjutnya sebanyak 8 orang (40%) berada pada status kesehatan „indikasi. Terakhir terdapat 3 orang lansia (15%) berada pada kategori „butuh tindakan‟.
No. Usia Suhu Tubuh (ºC) Detak Jantung (BPM) Kadar Oksigen Dalam Darah (%) TekananDarah Sistolik Tekanan Darah Distolik Waktu  Status Kesehatan Jenis Kelamin 1. 60 36.73 75.32 96.00 130.25 71.34 12:10 Sehat P 2. 63 36.66 77.19 95.00 129.91 69.10 12:15 Sehat P 3. 66 36.89 72.21 96.00 127.63 70.96 12:21 Sehat P 4. 76 36.77 53.84 97.00 137.78 90.99 12:26 Indikasi P 5. 68 36.70 78.43 96.00 143.92 100.15 12:22 Butuh Tindakan L 6. 69 36.69 81.13 95.00 129.84 71.28 12:30 Sehat P 7. 65 36.66 79.67 96.00 131.46 86.49 12:35 Indikasi P 8. 64 37.80 55.64 95.00 129.99 85.89 12:39 Indikasi P 9. 80 37.88 78.99 95.00 143.59 92.67 12:43 Butuh Tindakan P 10. 63 36.69 66.10 95.00 121.05 75.97 12:50 Sehat P 11. 62 36.69 76.56 96.00 130.25 85.34 12:55 Indikasi P 12. 64 36.71 78.27 95.00 127.91 70.00 13:00 Sehat P 13. 65 36.91 71.21 96.00 125.73 70.76 13:05 Sehat P 14. 74 36.82 54.74 97.00 135.67 90.33 13:10 Indikasi P 15. 65 36.76 79.52 96.00 140.92 100.15 13:15 Indikasi L 16. 67 36.75 82.26 95.00 120.84 82.87 13:20 Sehat P 17. 63 36.69 80.67 96.00 129.46 86.74 13:25 Indikasi P 18. 65 37.87 57.52 95.00 128.99 85.50 13:30 Indikasi L 19. 82 37.91 78.00 95.00 143.59 92.00 13:33 Butuh Tindakan P 20. 64 36.72 80.98 95.00 121.05 75.97 13:40 Sehat P
Jurnal Qua Teknika, Vol. 11 No. 2 September 2021 ISSN 2088-2424 (cetak); ISSN 2527-3892 (elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Ihsan Mustaqiim 1) , Ahmad Taqwa 2) , *Ade Silvia Handayani 3) , Sopian Soim 4)

## PERANCANGAN ALAT KESEHATAN WIRELESS BODY AREA NETWORK
MULTISENSOR BERBASIS APLIKASI ANDROID
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(1): 1-21
Tabel 3. Hasil Monitoring Kesehatan Lansia Sore
Pada Tabel 3 dapat dilihat hasil monitoring kesehatan lansia pada sore hari. Pengujian alat ketiga pada lansia dilaksankan dari jam 14.10 hingga 15.58 WIB. Dari hasil pemantauan tanda- tanda  vital  yang  didapatkan  dari  pengujian  sensor,  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  status kesehatan lansia pada sore hari berada pada kategori  yang dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan tiga status kesehatan lansia berada pada kategori „indikasi‟ sebanyak 10 orang (50%). Selanjutnya  8 orang  lansia (40%)  berara pada kategori  „sehat‟ dan sebanyak 2 orang lansia (10%) berada pada status kesehatan „butuh tindakan‟
2. Hasil Pengujian Monitoring Kesehatan Dewasa (20-60 tahun)
Pengujian alat dilaksanakan tiga kali pada waktu pagi, siang dan sore. Hasil dari monitoring kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
No. Usia Suhu Tubuh (ºC) Detak Jantung (BPM) Kadar Oksigen Dalam Darah (%) TekananDarah Sistolik Tekanan Darah Distolik Waktu  Status Kesehatan Jenis Kelamin 1. 60 36.23 73.32 96.00 126.95 65.09 14:10 Sehat P 2. 63 36.46 70.69 95.00 125.91 66.00 14:15 Sehat P 3. 66 36.39 70.21 95.00 125.90 68.96 14:20 Sehat P 4. 76 36.62 58.04 95.00 133.04 80.09 14:25 Indikasi P 5. 68 36.50 72.93 95.00 140.12 97.35 14:29 Indikasi L 6. 69 36.58 67.23 95.00 127.04 67.88 14:34 Sehat P 7. 65 36.36 76.07 96.00 130.00 83.10 14:39 Indikasi P 8. 64 37.65 58.94 96.00 125.09 82.54 14:52 Indikasi P 9. 80 37.92 76.19 95.00 141.69 92.04 14:55 Butuh Tindakan P 10. 63 36.40 68.20 95.00 121.05 76.50 15:00 Sehat P 11. 62 36.36 74.82 96.00 127.95 79.09 15:05 Indikasi P 12. 64 36.54 72.34 95.00 120.91 70.00 15:08 Sehat L 13. 65 36.77 70.87 95.00 121.50 70.96 15:15 Sehat P 14. 74 36.65 58.88 95.00 130.04 82.09 15:22 Indikasi P 15. 65 36.42 72.93 95.00 145.12 100.35 15:27 Indikasi L 16. 67 36.89 67.66 95.00 119.04 78.88 15:34 Sehat P 17. 63 36.65 76.09 96.00 132.00 87.10 15:40 Indikasi P 18. 65 37.80 58.78 96.00 136.09 84.54 15:45 Indikasi L 19. 82 37.78 76.56 95.00 142.69 100.04 15:52 Butuh Tindakan P 20. 64 36.64 61.07 95.00 120.05 75.50 15:58 Indikasi P
Jurnal Qua Teknika, Vol. 11 No. 2 September 2021 ISSN 2088-2424 (cetak); ISSN 2527-3892 (elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Ihsan Mustaqiim 1) , Ahmad Taqwa 2) , *Ade Silvia Handayani 3) , Sopian Soim 4)

## PERANCANGAN ALAT KESEHATAN WIRELESS BODY AREA NETWORK
MULTISENSOR BERBASIS APLIKASI ANDROID
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(1): 1-21
Tabel 4. Hasil Monitoring Kesehatan Dewasa Pagi
Pada  Tabel  4  dapat  diketahui  hasil  monitoring  kesehatan  dewasa  pada  pagi  hari. Pengujian alat dilakukan dengan rentang waktu dari jam 09.10 hingga jam 09.55. Dari hasil pemeriksaan  tanda  vital  melalui  alat  monitoring  kesehatan  yang  diuji  didapatkan  Sebagian besar kategori kesehatan usia dewasa berada pada kategori „sehat‟ sebanyak 13 orang (65%).
Sisanya  sebanyak  7  orang  (35%)  berada  pada  status  kesehatan  „indikasi‟.  Tidak  terdapat kategori kesehatan „butuh Tindakan dalam pengujian alat pertama pada rentang usia dewasa yang dilakukan pada pagi hari.
No. Usia Suhu Tubuh (ºC) Detak Jantung (BPM) Kadar Oksigen Dalam Darah (%) TekananDarah Sistolik Tekanan Darah Distolik Waktu  Status Kesehatan Jenis Kelamin 1. 30 36.53 74.32 95.00 128.25 70.79 09:10 Sehat L 2. 26 36.56 72.19 95.00 127.91 67.10 09:15 Sehat P 3. 32 36.51 72.21 95.00 125.63 71.06 09:20 Sehat P 4. 42 36.52 43.84 96.00 137.24 86.59 09:25 Indikasi P 5. 37 36.75 70.43 95.00 131.02 69.05 09:30 Sehat P 6. 33 36.78 70.13 95.00 129.64 70.28 09:35 Sehat L 7. 35 36.46 77.67 95.00 119.54 76.19 09:40 Sehat P 8. 26 38.75 50.64 95.00 129.89 83.54 09:45 Indikasi L 9. 31 38.02 70.99 95.00 142.49 92.11 09:50 Indikasi P 10. 28 36.60 68.04 95.00 120.05 75.57 09:55 Sehat P 11. 35 36.53 74.32 95.00 128.25 68.00 09:10 Sehat L 12. 31 36.56 72.19 95.00 127.91 67.10 09:15 Sehat P 13. 37 36.51 72.21 95.00 125.63 69.06 09:20 Sehat P 14. 45 36.52 43.84 96.00 137.24 86.59 09:25 Indikasi P 15. 42 36.75 70.43 95.00 128.02 69.05 09:30 Sehat P 16. 38 36.78 70.13 95.00 129.64 70.28 09:35 Sehat L 17. 42 36.46 77.67 95.00 119.54 76.19 09:40 Sehat P 18. 32 38.75 50.64 95.00 129.89 83.54 09:45 Indikasi L 19. 36 38.02 70.99 95.00 137.49 82.11 09:50 Indikasi P 20. 33 36.60 60.04 95.00 119.05 74.57 09:55 Indikasi P
Jurnal Qua Teknika, Vol. 11 No. 2 September 2021 ISSN 2088-2424 (cetak); ISSN 2527-3892 (elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Ihsan Mustaqiim 1) , Ahmad Taqwa 2) , *Ade Silvia Handayani 3) , Sopian Soim 4)

## PERANCANGAN ALAT KESEHATAN WIRELESS BODY AREA NETWORK
MULTISENSOR BERBASIS APLIKASI ANDROID
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(1): 1-21
Tabel 5. Hasil Monitoring Kesehatan Dewasa Siang
Tabel  5  adalah  hasil  monitoring  tanda  vital  usia  dewasa  pada  waktu  siang  hari. Pengujian alat kedua dilakukan siang  hari dari  jam 12.10  hingga 13.40  WIB. Dari uji  coba alat  didapatkan  sebanyak  13  orang  (65%)  berada  pada  kategori  sehat  dan  7  orang  lainnya (35%)  berada  pada  kategori  „indikasi‟.  Tidak  terdapat  perbedaan  hasil  pemantauan  tanda vital dewasa yang dilakukan pada pagi dan siang hari.
No. Usia Suhu Tubuh (ºC) Detak Jantung (BPM) Kadar Oksigen Dalam Darah (%) TekananDarah Sistolik Tekanan Darah Distolik Waktu  Status Kesehatan Jenis Kelamin 1. 30 36.65 75.32 95.00 130.25 71.88 12:10 Sehat L 2. 26 36.60 73.28 95.00 128.01 68.00 12:15 Sehat P 3. 32 36.49 70.81 95.00 127.40 70.80 12:21 Sehat P 4. 42 36.56 50.89 96.00 138.04 80.09 12:26 Indikasi P 5. 37 36.60 73.83 95.00 132.05 70.09 12:22 Sehat P 6. 33 36.75 73.10 95.00 130.02 71.06 12:30 Sehat L 7. 35 36.40 78.50 95.00 120.60 70.22 12:35 Sehat P 8. 26 38.60 54.80 95.00 130.09 84.04 12:39 Indikasi L 9. 31 37.60 70.34 95.00 142.80 92.88 12:43 Indikasi P 10. 28 36.56 61.20 95.00 121.08 76.07 12:50 Indikasi P 11. 35 36.65 74.82 95.00 129.25 69.68 12:55 Sehat L 12. 31 36.75 76.32 95.00 128.41 70.00 13:03 Sehat P 13. 37 36.52 71.98 95.00 126.40 70.65 13:07 Sehat P 14. 45 36.64 56.32 96.00 138.64 86.79 13:11 Indikasi P 15. 42 36.56 72.45 95.00 130.55 70.49 13:16 Sehat P 16. 38 36.81 75.33 95.00 126.67 66.56 13:20 Sehat L 17. 42 36.53 78.67 95.00 120.60 79.22 13:25 Sehat P 18. 32 38.57 58.55 95.00 128.65 82.78 13:29 Indikasi L 19. 36 37.68 73.54 95.00 131.80 84.98 13:34 Indikasi P 20. 33 36.61 65.67 95.00 120.58 76.77 13:40 Sehat P
Jurnal Qua Teknika, Vol. 11 No. 2 September 2021 ISSN 2088-2424 (cetak); ISSN 2527-3892 (elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Ihsan Mustaqiim 1) , Ahmad Taqwa 2) , *Ade Silvia Handayani 3) , Sopian Soim 4)

## PERANCANGAN ALAT KESEHATAN WIRELESS BODY AREA NETWORK
MULTISENSOR BERBASIS APLIKASI ANDROID
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(1): 1-21
Tabel  6,  merupakan  hasil  monitoring  kesehatan  dewasa  yang  dilakukan  pada  sore  hari.
Pengujian dilakukan pada rentang waktu dari 14.10 – 15.50 WIB. Dari hasil pemantauan tanda- tanda  vital  yang  didapatkan  dari  pengujian  sensor,  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  status kesehatan  dewasa  yang  dilakukan  pemeriksaan  tanda-tanda  vital  didapatkan  hasil  13  orang (65%)  memiliki  status  kesehatan  dengan  kategori  sehat.  Sedangkan  sebanyak  7  orang  (35%) berada pada status kesehatan indikasi. Hal ini menunjukkan hasil pemantauan tanda vital pada dewasa stabil. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil yang didapatkan dari tiga kali pengujian alat yang dilakukan di waktu yang berbeda.
3. Hasil Pengujian Monitoring Kesehatan Remaja (11- 19 tahun)
Pengujian dilakukan pada waktu pagi, siang dan sore. Hasil dari monitoring kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Gambar 8. Lokasi Pengujian Monitoring Kesehatan Remaja
Tabel 7. Hasil Monitoring Kesehatan Remaja Pagi
No. Usia Suhu Tubuh (ºC) Detak Jantung (BPM) Kadar Oksigen Dalam Darah (%) TekananDarah Sistolik Tekanan Darah Distolik Waktu  Status Kesehatan Jenis Kelamin 1. 30 36.60 74.50 95.00 129.05 71.00 14:10 Sehat L 2. 26 36.62 70.80 95.00 127.00 65.80 14:15 Sehat P 3. 32 36.48 72.67 95.00 126.40 69.80 14:20 Sehat P 4. 42 36.50 48.09 96.00 136.47 82.40 14:25 Indikasi P 5. 37 36.60 71.34 95.00 130.22 68.65 14:29 Sehat P 6. 33 36.70 72.60 95.00 128.84 69.08 14:34 Sehat L 7. 35 36.40 77.80 95.00 120.14 74.19 14:39 Sehat P 8. 26 38.69 55.87 95.00 128.89 82.74 14:52 Indikasi L 9. 31 37.76 72.89 95.00 139.89 89.10 14:55 Indikasi P 10. 28 36.50 61.00 95.00 120.05 70.87 15:00 Indikasi P 11. 35 36.55 78.57 95.00 127.05 65.00 15:05 Sehat L 12. 31 36.74 74.83 95.00 126.00 68.84 15:12 Sehat P 13. 37 36.50 75.67 95.00 125.45 69.82 15:17 Sehat P 14. 45 36.63 52.79 96.00 135.67 84.47 15:22 Indikasi P 15. 42 36.79 79.87 95.00 128.89 67.69 15:26 Sehat P 16. 38 36.86 74.62 95.00 123.86 65.56 15:30 Sehat L 17. 42 36.56 76.78 95.00 119.34 76.45 15:35 Sehat P 18. 32 38.78 59.90 95.00 127.23 81.37 15:42 Indikasi L 19. 36 37.69 76.43 95.00 128.22 83.68 15:46 Indikasi P 20. 33 36.65 65.21 95.00 118.16 70..51 15:50 Sehat P
Jurnal Qua Teknika, Vol. 11 No. 2 September 2021 ISSN 2088-2424 (cetak); ISSN 2527-3892 (elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Ihsan Mustaqiim 1) , Ahmad Taqwa 2) , *Ade Silvia Handayani 3) , Sopian Soim 4)

## PERANCANGAN ALAT KESEHATAN WIRELESS BODY AREA NETWORK
MULTISENSOR BERBASIS APLIKASI ANDROID
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(1): 1-21
Tabel 7 merupakan hasil pemantantauan tanda vital dengan menggunakan alat kesehatan WBAN  yang  dilakukan  pada  remaja.  Pengujian  pertama  dilakukan  pagi  hari  pada  pukul 09.10  hingga  10.45  WIB.  Dari  uji  coba  alat  didapatkan  mayoritas  remaja  berada  pada kategori  sehat  sebanyak  15  orang  (75%).  Hanya  terdapat  5  orang  (25%)  yang  berada  pada kategori „indikasi‟ serta tidak ada remaja yang memiliki kategori kesehatan „butuh tindakan‟
Tabel 8. Hasil Monitoring Kesehatan Remaja Siang
No. Usia Suhu Tubuh (ºC) Detak Jantung (BPM) Kadar Oksigen Dalam Darah (%) TekananDarah Sistolik Tekanan Darah Distolik Waktu  Status Kesehatan Jenis Kelamin 1. 14 36.53 74.32 96.00 126.25 70.79 09:10 Sehat P 2. 19 36.56 82.19 96.00 125.91 67.10 09:15 Sehat P 3. 14 36.51 82.21 98.00 125.63 71.06 09:20 Sehat P 4. 18 36.52 68.84 96.00 90.24 61.59 09:25 Sehat P 5. 12 36.75 80.43 95.00 131.02 84.05 09:30 Sehat P 6. 18 36.78 80.13 97.00 122.64 66.28 09:35 Sehat L 7. 16 36.46 77.67 95.00 119.54 76.19 09:40 Sehat L 8. 18 37.75 86.64 95.00 90.89 73.54 09:45 Indikasi P 9. 15 38.02 70.99 95.00 96.49 75.11 09:50 Indikasi P 10. 18 36.60 69.00 95.00 120.00 75.56 09:55 Sehat L 11. 16 36.62 76.23 96.00 115.25 62.59 10:00 Sehat P 12. 17 36.64 80.56 96.00 122.91 66.10 10:04 Sehat P 13. 16 36.58 79.52 98.00 118.63 69.06 10:11 Sehat P 14. 16 36.55 72.34 96.00 90.24 64.59 10:16 Sehat P 15. 14 36.82 81.76 95.00 94.02 67.05 10:22 Sehat P 16. 16 36.75 80.64 97.00 122.64 68.28 10:25 Sehat L 17. 18 36.52 78.55 95.00 118.54 69.19 10:31 Sehat L 18. 16 37.87 90.86 95.00 92.89 74.54 10:37 Indikasi P 19. 17 38.14 76.78 95.00 90.49 77.11 10:42 Indikasi P 20.. 15 36.55 61.05 95.00 120.05 76.57 10:45 Indikasi L
Jurnal Qua Teknika, Vol. 11 No. 2 September 2021 ISSN 2088-2424 (cetak); ISSN 2527-3892 (elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Ihsan Mustaqiim 1) , Ahmad Taqwa 2) , *Ade Silvia Handayani 3) , Sopian Soim 4)

## PERANCANGAN ALAT KESEHATAN WIRELESS BODY AREA NETWORK
MULTISENSOR BERBASIS APLIKASI ANDROID
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(1): 1-21
Pada Tabel 8 diketahui  hasil pemantauan  kesehatan remaja  yang dilakukan pada siang hari.  Pengujian  dilakukan  pada  pukul  12.10  sampai  pukul  13.30.  Dari  hasil  pengujian  itu didapatkan  Sebagian  besar  14  orang  (70%)    status  kesehatan  remaja  pada  kategori  „sehat‟. Hanya  6  orang  remaja  (30%)  yang  memiliki  status  kesehatan  „indikasi‟.  Selanjutnya  dapat kita  lihat  hasil  monitoring  kesehatan  yang  dilakukan  pada  siang  hari  tidak  terlalu  berbeda dengan pengujian alat yang dilakukan pada pagi hari.
Tabel 9. Hasil Monitoring Kesehatan Remaja Sore
No. Usia Suhu Tubuh (ºC) Detak Jantung (BPM) Kadar Oksigen Dalam Darah (%) TekananDarah Sistolik Tekanan Darah Distolik Waktu  Status Kesehatan Jenis Kelamin 1. 14 36.25 78.32 97.00 128.25 72.79 12:10 Sehat P 2. 19 36.54 80.69 96.00 127.91 77.10 12:15 Sehat P 3. 14 36.78 80.51 98.00 125.63 76.06 12:21 Sehat P 4. 18 36.64 60.34 95.00 98.24 68.59 12:26 Indikasi P 5. 12 36.32 79.93 95.00 132.30 86.05 12:22 Sehat P 6. 18 36.44 82.43 97.00 130.64 70.28 12:30 Sehat L 7. 16 36.89 78.34 96.00 119.54 76.19 12:35 Sehat L 8. 18 37.70 83.94 96.00 100.89 73.54 12:39 Indikasi P 9. 15 37.56 73.89 95.00 93.49 72.11 12:43 Indikasi P 10. 18 36.90 61.00 95.00 120.05 78.37 12:50 Indikasi L 11. 16 36.32 77..23 97.00 118.52 70.88 12:53 Sehat P 12. 17 36.45 80.96 96.00 125.18 69.34 12:57 Sehat P 13. 16 36.89 80.14 98.00 119.34 70.59 13:00 Sehat P 14. 16 36.74 63.42 95.00 96.46 69.44 13:06 Sehat P 15. 14 36.46 81.86 95.00 112.02 70.00 13:10 Sehat P 16. 16 36.58 79.37 97.00 125.49 69.29 13:13 Sehat L 17. 18 36.79 81.39 96.00 120.47 69.37 13:16 Sehat L 18. 16 37.76 87.59 96.00 120.93 76.46 13:21 Indikasi P 19. 17 37.89 79.72 95.00 118.48 78.83 13:24 Indikasi P 20. 15 36.98 69.26 95.00 121.81 79.91 13:30 Sehat L
Jurnal Qua Teknika, Vol. 11 No. 2 September 2021 ISSN 2088-2424 (cetak); ISSN 2527-3892 (elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Ihsan Mustaqiim 1) , Ahmad Taqwa 2) , *Ade Silvia Handayani 3) , Sopian Soim 4)

## PERANCANGAN ALAT KESEHATAN WIRELESS BODY AREA NETWORK
MULTISENSOR BERBASIS APLIKASI ANDROID
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(1): 1-21
Tabel  9,  merupakan  hasil  monitoring  kesehatan  remaja  yang  dilakukan  pada  sore  hari.
Pengujian  dilakukan  pada  rentang  waktu  dari  14.10  –  15.45  WIB.  Dari  hasil  pemantauan, tanda-tanda vital yang didapatkan dari pengujian sensor pada sore hari didapatkan sebanyak 13 orang  (65%)  memiliki  status  kesehatan  dengan  kategori  sehat.  Sedangkan  sebanyak  7  orang berada  pada  status  kesehatan  indikasi  (35%).  Hasil  pemantauan  tanda  vital  pada  remaja  yang dilakukan pada pagi, siang, dan sore hari tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan data kesehatan yang didapat dengan alat kesehatan WBAN relative stabil.

## KESIMPULAN
Dalam  penelitian  ini  telah  berhasil  membuat  alat  monitoring  kesehatan  berbasis  teknologi Wireless Body Area Network. Pengaplikasian teknologi multisensor juga telah diterapkan dengan baik untuk mengukur tekanan darah (sistolik dan diastolik), detak jantung (BPM), suhu tubuh (°C) dan  kadar  oksigen  dalam  darah  (SpO2).  Selanjutnya,  hasil  data  pengujian  sensor  yang  didapat dikirim  ke  server  oleh  nodencu  untuk  diolah  dan  ditampilkan  dalam  aplikasi  monitoring  android secara  real  time.  Penerapan  dari  alat  monitoring  kesehatan  berbasis  android  ini  bertujuan  untuk memantau  tanda-tanda  vital  pasien  dengan  minim  kontak  langsung  agar  dapat  meminimalisir penularan virus covid-19 .
No. Usia Suhu Tubuh (ºC) Detak Jantung (BPM) Kadar Oksigen Dalam Darah (%) TekananDarah Sistolik Tekanan Darah Distolik Waktu  Status Kesehatan Jenis Kelamin 1. 14 36.41 84.32 95.00 125.23 72.79 14:10 Sehat P 2. 19 36.52 81.14 97.00 125.35 69.10 14:15 Sehat P 3. 14 36.73 80.28 97.00 123.46 75.06 14:20 Sehat P 4. 18 36.45 61.00 96.00 91.87 67.59 14:25 Indikasi P 5. 12 36.89 81.45 96.00 128.05 69.05 14:29 Sehat P 6. 18 36.97 79.19 97.00 127.28 73.28 14:34 Sehat L 7. 16 36.56 79.67 95.00 118.49 78.19 14:39 Sehat L 8. 18 37.65 80.69 95.00 90.96 74.54 14:52 Indikasi P 9. 15 38.78 73.93 95.00 97.84 79.11 14:55 Indikasi P 10. 18 36.50 73.55 95.00 119.67 75.57 15:00 Sehat L 11. 16 36.78 78.36 95.00 116.44 68.59 15:04 Sehat P 12. 17 36.97 76.45 97.00 124.56 67.15 15:09 Sehat P 13. 16 36.79 79.32 97.00 118.98 68.98 15:13 Sehat P 14. 16 36.56 62.19 96.00 91.99 63.49 15:19 Sehat P 15. 14 36.78 80.59 96.00 111.00 68.65 15:24 Sehat P 16. 16 36.66 81.21 97.00 123.87 65.28 15:29 Sehat L 17. 18 36.51 80.47 95.00 118.52 67.19 15:33 Sehat L 18. 16 37.87 80.66 95.00 117.92 76.54 15:37 Indikasi P 19. 17 38.86 75.78 95.00 118.00 76.11 15:41 Indikasi P 20. 15 36.73 60.43 95.00 119.67 76.57 15:45 Indikasi L
Jurnal Qua Teknika, Vol. 11 No. 2 September 2021 ISSN 2088-2424 (cetak); ISSN 2527-3892 (elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Ihsan Mustaqiim 1) , Ahmad Taqwa 2) , *Ade Silvia Handayani 3) , Sopian Soim 4)

## PERANCANGAN ALAT KESEHATAN WIRELESS BODY AREA NETWORK
MULTISENSOR BERBASIS APLIKASI ANDROID
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(1): 1-21

## REFERENSI
[1] World Health Organization, “World Health Organization.,” https://www.who.int/ , 2021. .
[2] N. Bui, M. Cesana, S. A. Hosseini, Q. Liao, I. Malanchini, and J. Widmer, “A Survey of Anticipatory Mobile Networking: Context-Based Classification, Prediction Methodologies, and Optimization Techniques,” IEEE Commun. Surv. Tutorials , vol. 19, no. 3, pp. 1790–1821, 2017.
[3] Y. Qinyin Chen, Z. C. Hu, D. Vic Grout, H. Zhang, H. Wang, and H. Xing, “Improved Relay Node Placement Algorithm for Wireless Sensor Networks Application in Wind Farm,” IEEE nternational Conf. Smart Energy Grid Eng. , pp. 1–6, 2013.
[4] K. Sreevallabhan, B. N. Chand, and S. Ramasamy, “Structural health monitoring using wireless sensor networks,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. , vol. 263, no. 5, pp. 1403– 1423, 2017.
[5] E. Aguirre et al. , “Design and Implementation of Context Aware Applications with Wireless sensor network Support in Urban Train Transportation Environments,” IEEE Sens. J. , vol. 17, no. 1, 2017.
[6] M. Marjani et al. , “Big IoT Data Analytics: Architecture, Opportunities, and Open Research Challenges,” IEEE Access , vol. 5, pp. 5247–5261, 2017.
[7] P. A. Kiran, “A Review on Wireless Body Area Network,” IJSER , vol. 3, no. 6, pp. 72–75, 2015.
[8] P. . Puspitaningayu, A. . Widodo, and E. . Yundra, “Wireless Body Area Networks dan Pengaruhnya dalam Perkembangan Teknologi m-Health,” Ina.  Indones. J. Electr. Eletronics Eng. , vol. 1, no. 1, p. 24, 2018.
[9] J. B and A. A, “Body area sensor networks: requirements, operations, and challenges,” IEEE , pp. 21–25, 2014.
[10] N. S. A. Zulkifli, F. K. C. Harun, and S. N. Azahar, “XBee wireless sensor networks for Heart Rate Monitoring in sport training,” Int. Conf. Biomed. Eng. ICoBE , pp. 441–444, 2012.
[11] I. K. Resika Arthana, I. M. A. Pradnyana, and D. P. Y. Kurniati, “Sistem Monitoring Detak Jantung dan Lokasi Pasien,” J. Pendidik. Teknol. dan Kejuru. , vol. 15, no. 1, pp. 124–133, 2018.
[12] A. Shiddik, A. Taqwa, and A. S. Handayani, “Multi Sensor Untuk Monitoring Kesehatan,” Semin. Nas. Inov. dan Apl. Teknol. , pp. 44–49, 2019.
[13] J. Ahmad and F. Zafar, “Journal of Technology Review of Body Area Network Technology & Wireless Medical Monitoring,” vol. 2, no. 2, 2012.
[14] H. Nasution, “Implementasi Logika Fuzzy pada Sistem Kecerdasan Buatan,” vol. 4, p. 4, 2012.
[15] S. Widodo, M. M. Amin, A. Supani, and A. S. Handayani, “Prototype Design of CO2, CH4 and SO2 Toxic Gas Detectors in the Room Using Microcontroller-Based Fuzzy Logic,” J. Phys. Conf. Ser. , vol. 1500, no. 1, pp. 0–13, 2020.
[16] A. Taqwa, A. Silvia Handayani, A. Shiddik, C. R. Sitompul, Y. Bow, and N. Latifah Husni, “Prototype Development of Heartbeat and Body Temperature Monitoring System Based on Internet of Things,” vol. 7, pp. 605–612, 2021.
[17] H. Cao, V. Leung, C. Chow, and H. Chan, “Enabling technologies for wireless body area networks: A survey and outlook,” IEEE Commun. Mag. , vol. 47, no. 12, 2009.
[18] P. Puspitaningayu, A. Widodo, and E. Yundra, “The Emerging Wireless Body Area Network on Android Smartphones: A Review,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. , vol. 288, no. 1, 2018.
[19] C. Otto, A. Milenkovic, C. Sanders, and E. Jovanov, “System Architecture of a Wireless Body Area Sensor Network for Ubiquitous Health Monitoring,” J. Mob. Multimed. , vol. 1, pp. 307–326.
Jurnal Qua Teknika, Vol. 11 No. 2 September 2021 ISSN 2088-2424 (cetak); ISSN 2527-3892 (elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Ihsan Mustaqiim 1) , Ahmad Taqwa 2) , *Ade Silvia Handayani 3) , Sopian Soim 4)

## PERANCANGAN ALAT KESEHATAN WIRELESS BODY AREA NETWORK
MULTISENSOR BERBASIS APLIKASI ANDROID
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(1): 1-21
[20] S. Susilawati, S. Suseno, and C. Rozikin, “Sistem Monitoring Suhu Dan Kelembaban Ruang Produksi Berbasis Wireless Sensor Network Pada Pt. Xxx Manufacturing Services Indonesia,” JUST IT  J. Sist. Informasi, Teknol. Inf. dan Komput. , vol. 10, no. 2, p. 136, 2020.
[21] R. Syam, Dasar Dasar Teknik Sensor . 2013.
[22] S. K. Rahayu, L. Puspitawati, and S. D. Anggadini, “Kajian Sistem Monitoring,” Maj. Ilm. UNIKOM , vol. 12, pp. 203–210, 2014.