Sutiari, D. K., Adami, A., Abidin, M. S. and Somayasa, W. (2023) “Desain Alat
Sterilisasi UVC di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19”, Sebatik, 27(2),
Submitted:  2023-08-05 Accepted:  2023-11-04 Published:  2023-12-15
ISSN: 1410-3737(p) 2621-069X(e) Open access article licensed under CC-BY
DOI:10.46984/sebatik.v27i2.2353

## DESAIN ALAT STERILISASI  UVC DI MASA DAN PASCA PANDEMI COVID-19
Desak Ketut Sutiari
1) Aryani Adami 2) , Muhammad Sainal Abidin
3) dan Wayan Somayasa 4)
1,2,3 Teknologi Elektro-Medis Universitas Mandala Waluya
4 Matematika Universitas Halu Oleo
1,2,3 JL. Jend A.h. Nasution No-G-37, Kendari, 93231
4 Jl. H.E.A. Mokodompit Kampus Baru. Kendari, 93132 E-mail: sutiaridesak@umw.ac.id 1 , aryaniadami@umw.ac.id 2 , sainal@umw.ac.id 3) , wayan.somayasa@uho.ac.id 4

## ABSTRAK
Ini  Sejak  massa  pandemi  Covid-19  hingga  sekarang  kebutuhan  masyarakat  akan    sterilisasi  untuk  menjaga  kesehatan terutama untuk menghindari penyebaran virus Corona sangat dibutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat banyak bersentuhan dengan benda-benda kecil yang tidak luput dari kuman dan bakteri seperti telpon pintar, uang, tas tangan dan lain-lain. Salah satu cara menjaga kebersihan adalah dengan sterilisasi kering yang menjadi pilihan dimasa pandemi dan pasca  pandemi.  Sterilisasi  mengguanakan  sinar  UVC  efektif  membunuh  kuman  dan  virus  dengan  pemaparan  panjang gelombang  tertentu  dan  waktu  tertentu.  Melalui  penyinaran  dapat  merusak  DNA  bakteri  sehingga  bakteri  tidak  dapat berkembang.    Sterilisasi  dengan  menggunakan  sinar  UVC  hanya  dapat  dilakukan  pada  benda  mati.  Pada  benda  hidup paparan UV dapat mengakibatkan pengaruh buruk sehingga dalam pengaplikasiannya perlu sistem timer dan  pengaman pintu  agar  manusia  tidak  terpapar.  Penelitian  dilakukan  dengan  kegiatan  perancangan  alat  dan  uji  coba  alat.  Pembuatan sistem  terdiri  atas  sistem  mekanik  untuk  pembuatan  lemari  dan  tempat  rangkaian  elektronika.  Perancangan  sistem rangkaian    elektronika  menggunakan  mikrokontroler  jenis  Arduino  promini  sebagai  pengontrol  timer, limit  swicth dan relay .  Penelitian  ini  menghasilkan  lemari  sterilisasi  dengan  bahan  dasar  kayu  berukuran  (44  x  30  x  34)  cm.  Hasil pengujian alat menunjukan sistem timer bekerja dengan  baik yaitu pada saat waktu  pemaparan yang telah dipilih habis maka  lampu  UVC  akan  mati  otomatis.  Sistem  pengaman  pintu  bekerja  dengan  baik  yaitu  pada  saat  pintu  terbuka  maka lampu  UVC  akan  mati  dan  alat  tidak  bisa  dioperasikan.  Berdasarkan  pengujian    diperoleh  niali  rata-rata error waktu sebesar 0,03%.
Kata Kunci: : Arduino, Sterilisasi, Uvc, Relay, Mikrokontroler

## 1. PENDAHULUAN
Munculnya  Covid-19  berdampak  secara  luas  bagi masyarakat. Virus ini didentifikasi pertama kali di Provinsi Wuhan Cina sejak Desember 2019. Pada Maret 2020 WHO menyatakan  ini  menjadi    masalah  kesehatan  darurat International  dan  ditetapkan  sebagai  pandemi.  (Adhikari dkk.,  2020).  Sejak  saat    itu  banyak  cara  dilakukan  untuk menghadapi  masalah  ini.  Kebiasaan  dan  pola  hidup  juga mengalami perubahan. Menjaga kesehatan dimasa pandemi dapat dilakukan  dengan cara rutin mencuci tangan dengan sabun  atau  menggunakan  disinfektan  selain  itu  tetap menjaga  jarak  agar  terhindar  dari  virus  (Qian  &  Jiang, 2022).  Setelah  masa  pandemi  kesehatan  tetap  menjadi prioritas  dengan  cara    menjaga  kebersihan  tangan  dapat dilakukan  dengan  mencuci  tangan  dengan  sabun  lebih efektif  dibandingkan  dengan  handsanitizer  (Nakoe  dkk., 2020). Namun  beberapa benda keperluan  sehari-hari tidak terlepas dari kuman dan virus dan tidak semua benda dapat di bersihkan dengan air misalnya uang, laptop dan lain-lain. Benda-benda yang tidak dapat terkena air atau handsanitizer  dapat  di  bersihkan  dari  kuman  dengan menggunakan alat sterilisasi.
Sterilisasi pada benda tertentu dapat dilakukan melalui beberapa  cara  yaitu  sterilisasi  panas  basah  menggunakan
autoklaf.  Sterilisasi  ini  cukup  efektif  membunuh  bakteri melalui  pemanasan  dengan  cara steam, namun  metode  ini hanya  pada  media  tertentu  (Wulandari  dkk.,  2022). Sterilisasi  panas  kering  dapat  dilakukan  dengan  cara pemanasan    menggunakan  oven  pada  suhu  160 0 sampai 180 0 selama  30  sampai  240  menit  (Ermawati,  2021). Sterilisasi benda-benda yang sering dan rawan terkontaminasi  bakteri  dapat  menggunakan  radiasi  sinar UVC.  Perancangan  Sinar  UVC  dapat  digunakan  untuk mensterilkan  botol  susu  dan  benda  lainnya  (Budiprasojo dkk.,  2021).  Dimasa  pandemi    pembersihan  dengan  cara sterilisasi kering menjadi pilihan. Pengendalian penyebaran virus  Covid-19  dan  bakteri  yang  efektif  dapat  dilakukan dengan  sterilisasi  pada  ruangan  atau  pada  benda-benda yang sering digunakan yang berpotensi sebagai penyebaran virus. Metode yang  digunakan terutama pada rumah tangga dan  institusi  untuk  sterilisasi  ruangan  dan  benda  tertentu dapat  menggunakan  penyinaran  sinar  UVC  (Khair  dkk., 2020).  Sterilisasi  dengan  menggunakan  sinar  UVC  pada panjang  gelombang  254  nm  dapat  bertindak  sebagai disinfektan.  Selain  itu  sterilisasi  dengan  lampu  UVC  lebih ramah lingkungan. Sterilisasi ini sangat cocok untuk benda- benda  mati  berukuran  kecil  yang  sering  kontak  langsung
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including  lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
dengan  masyarakat  misalnya  tas,  balpoin,  hp  dan  barang belanjaan (Padrão dkk., 2022).
Pemanfaatan  sinar  UV  sebagai  media  sterilisasi penting  memperhatikan  pengontrolan  agar  pengguna disekitar  alat  tidak  terpapar  sinar  UV,  karena  hal  ini  dapat membahayakan  tubuh  atau  mahluk  hidup.  Penelitian tentang  penggunaan  sinar  UVC  untuk  mensterilisasi ruangan  kelas  di  masa  pandemi  dirancang  melalui pengontrolan jarak jauh berbasis  IoT. Melalui perancangan ini  lampu  dapat  dikontrol  menggunakan  aplikasi  Blynk pada  anroid  (Maulana  &  Gunawan,  2022).  Pengembangan penelitian  teknologi  robot  juga  dapat  membantu  memberi rasa  aman  penggunaan  sterilisasi  ultraviolet  untuk  virus Covid-19.  Rancangan  UV-C  mobile  robot  dirancang menggunakan  komponen  Arduino  Mega2560  sebagai pengontrol  utama dan remot  control serta  mini PC sebagai pengontrolan  jarak  jauh.  Selain  itu  alat  berbasis  internet sehingga  dapat  di  kontrol  jarak  jauh  selama  internet tersedia. Metode ini  dapat mengatasi dampak buruk radiasi ultraviolet  pada  manusia  (Juliarto  dkk.,  2021).  Sesuai penelitian  (Fitriyah  et  al.,  2022)  menunjukan  lampu  UVC dirancang  sebagai  sterilisasi  ruangan.  Alat  dikendalikan dari  jarak  jauh  berbasis  IoT  dengan  menggunakan  aplikasi Kodular pada smartphone. Perancangan alat ini menggunakan  mikrokontroler  ESP32  sebagai  pengontrol, relay sebagai  saklar  lektronik  dan firebase sebagai database . Sejak masa pandemi Covid -19 penelitian tentang sterilisasi  UVC  yang  memberi  rasa  aman  dan  praktis  terus berkembang.  Penelitian  (Rahman,  F.  B  dkk,.  2022) merancang  sterilisasi  UVC  berbasis  mikrokontroler  dan wireless robot  dalam  mengendalikan  alat  pada  ruangan  yg tidak memungkinkan menggunakan disinfektan.
Pengontrol menggunakan mikrokontroler pada rangkaian  dan  rancangan  alat  elektronika  telah  banyak dilakukan.  Sebuah  helm  pintar  didesain  sebagai  pemantau gas  CO  dan  level  kebisingan  menggunakan  pengontrol Arduino promini. Desain ini dapat dikontrol dari jarak jauh menggunakan  modul Bluetooth yang  terhubung  ke smartphone (Abidin  et  al.,  2022).  Penelitian  tentang pengukuran  kadar  SpO2  dan  detak  jantung    dirancang menggunakan  mikrokontroler  Wemos  D1  mini  berbasis ESP8266  sebagai  pengontrol  rangkaian  sensor  Max30100 dan  pengiriman  data  melalui  internet  ke  anroid  (Sutiari dkk., 2023). Penelitian kombinasi sterilisasi dan mikrokontroler  telah  banyak  dilakukan.  Dimasa  pandemi pencegahan  virus  dilakukan  dengan  cara  menggunakan handsanitizer  otomatis.  Desain  alat  dikontrol  oleh  Atmega 328  dan  sensor  ultrasonik  sebagai  pendeteksi  benda  atau jari  (Tafrikhatin  dkk.,  2020). Arduino  Uno  juga  digunakan sebagai  pengontrol  pada  sterilisasi  menggunakan  sinar  UV pada peralatan makan yang dapat diaplikasikan pada rumah sakit.  Diketahui  dengan  pemaparan  sinar  UV  selama  15 menit,  lampu  UV  25  Watt  jarak  10  cm  dapat  membunuh bakteri  secara  signifikan  (Zuhri  Ramdhani  et  al.,  2020). Sinar  UV  telah  dirancang  untuk  mensterilkan  inkubator bayi dirancang dengan pengontrol mikrokontroler atmega328  dan  pengaturan  menggunakan  android  dan sensor  ultrasonik  sebagai  sistem  pengaman  untuk  tenaga
kesehatan  agar  tidak  terpapar  sinar  UV  (Zerlinda,  2021). Penelitian  tentang  pengunaan  sinar  UV  untuk  sterilisasi bahan  pangan  dilakukan  dengan  pengaturan  intensitas, waktu  pemaparan,  sensor  ultrasonik  dan  sensor  massa cukup efektif membunuh bakteri dan kuman (Syafaat et al., 2021). Pemaparan sinar ultraviolet dapat digunakan sebagai alternatif  untuk  mengendalikan  berbagai  infeksi  yang  ada dirumah  sakit,  untuk  sterilisasi  kemasan  makakan  atau solusi medis lainnya (Wekhof dkk., 2001).
Paparan mengunakan sinar UV dapat berdampak buruk pada  gangguan  kesehatan  tubuh  manusia    jika  terpapar langsung.  Dampaknya  berupa  katarak,  kanker  kulit  dan dapat  mempengaruhi  ketahan  tubuh  (Cahyono,  2006). Berdasarkan manfaat yang begitu berpotensi sebagai media sterilisasi  perlu  dirancang  sebuah  alat  sterilisasi,  Namun dampak  pemanfaatan  sinar  UVC  sebagai  media  sterilisasi kering  perlu  dipertimbnagkan.  Dalam  penelitian  ini diterapkan  sistem  pengaman  pintu  dengan  menggunakan saklar ON/OFF pada pintu,  lampu akan menyala jika pintu sudah  tertutup  rapat.  Pengontrolan  lama  waktu  sterilisasi pada  lemari  ditambahkan timer sehingga  pada  saat  waktu sterilisasi  selesai  maka  lampu  akan  mati.  Selain  itu  perlu penambahan  motor  agar  benda  di  dalam  lemari  dapat berputar  sehingga  benda  akan  mendapat  pemaparan  sinar UV  secara  merata.    Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas perancangan  sebuah  lemari  sterilisasi  sangat  dibutuhkan untuk  menjamin  kebersihan  dalam  kehidupan  sehari-hari agar  terhindar  dari  bakteri,  kuman  dan  virus  Covid-19. Dalam  penelitian  ini  sebagai  pengontrol timer ,  pintu otomatis dan putaran motor digunakan Arduino promini.

## 2. RUANG LINGKUP
Sterilisasi  menggunakan  lampu  UV  sudah  umum digunakan,  selain  itu  komponen  pengontrol  rangkaian elektronika  memiliki  berbagai  jenis  sesuai  dengan  tingkat kebutuhan. Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini perlu memperhatikan beberapa hal:
1. Identifikasi masalah yang  dalam yaitu:
1) Bagaimana  mendesain  komponen  agar  menjadi sistem  otomatis    pada  alat  sterilisasi  dengan menggunakan Arduino promini
2) Bagaimana mendesain sistem keamanan sterilisasi melalui pintu alat dan sistem timer .
2. Batasan masalah penelitian, yaitu:
1) Lampu UV  yang digunakan adalah  UVC Panjang gelombang 253,7 nm.
2) Pengontrol sistem menggunakan Arduino Promini
3) Waktu sterilisai ditampilkan pada layar LCD.
3. Hasil  akhir  dari  penelitian  ini  adalah  sebuah  lemari sterilisasi  menggunakan  UVC  dilengkapi  sistem timer dengan ukuran (44x30x34) cm

## 3. BAHAN DAN METODE
Perancangan  pada    sebuah  alat  membutuhkan  beberapa tahap  mulai  dari  penyiapan    bahan  dan  perancangan software dan hardware.
3.1 Penyiapan Bahan
Tahap pertama dalam penelitian ini adalah menyiapkan  bahan  yang  diperlukan  dalam  perancangan alat.  Bahan  yang  dibutuhkan  adalah  kotak  atau  lemari sterilisasi  dan  komponen-komponen  elektronika  yang dibutuhkan untuk membuat rangkain elektronika.
Lemari sterilisasi menggunakan bahan kayu jati putih ukuran  44  cm  x  30  cm  x  34  cm,  yang  dilengkapi  dengan knop  pintu.  Komponen-komponen  elektronika  terdiri  atas IC  LM7805    untuk  meregulasi  tegangan  pada  rangkaian, relay yang  berfungsi  untuk  menghubungkan  dan memutuskan  arus  saat  waktu  selesai  atau  pintu  dibuka. transistor  BC547  untuk switching mengaktifkan  kontak relay , dan Arduino promini sebagai komponen pengontrol relay ,  motor  dan  komponen  yang  lain.  Kotak  sterilisasi juga  dilengkapi  piring  ceper  terhubung  ke  motor gearbox untuk  memutar  piring  sehingga  penyinaran  sinar  UVC merata.  Motor  akan  berputar  setiap  20  detik.  Pada permukaan  luar   dilengkapi dengan  LCD dan push button 3  buah  untuk  tombol  pemilihan  waktu  dan  tombol start . Sebagai  sumber  UVC  digunakan  2  buah  lampu  UVC dengan daya 9 watt Panjang gelombang 253,7 nm. Lemari dilengkapi  dengan  rangkaian  elektronik  yang  terdiri  atas saklar  ON/OFF  untuk  memutuskan  dan  menghubungkan arus  listrik, limit  switch sebagai  pengontrol  ON/OFF lampu dengan pintu. Power supply sebagai pengubah arus AC  menjadi  DC  merupakan  sumber  tegangan  untuk Arduino sebesar 5 V .

## 3.2 Perancangan Perangkat Keras
Penyiapan  bahan  telah dilakukan selanjutnya membuat  blok  diagram  yang  bertujuan  mengetahui  dan memudahkan  perancangan  skematik  rangkaian.  Blok diagram alat ditunjukan pada Gambar 1.
Gambar 1. Blok Diagram
Berdasarkan  blok  diagram  dapat  dijelaskan,  PLN sebagai  sumber  tegangan  utama  memberikan  tegangan secara langsung sebesar 220 V ke lampu UVC. Tegangan PLN  dialirkan  juga  ke power  supply untuk  memberikan tegangan  sebesar  5  V  DC  ke  Arduino.  Saat  tombol  enter
ditekan  dan  ditahan  sejenak,  maka  lampu  akan  menyala, menunjukkan  alat  mulai  beroperasi.  Waktu  yang    dipilih muncul  pada  LCD  dan  akan  menghitung  mundur  sampai nol. Saat waktu habis maka Arduino memerintahkan relay untuk  memutus  arus  listrik  ke  lampu  dan  memerintahkan buzzer berbunyi. Selain itu lampu juga akan mati pada saat pintu lemari dibuka walaupun saat alat beroperasi. Hal ini bertujuan  agar  paparan  radiasi  UVC  tidak  mengenai pengguna lemari.
Perancangan  selanjutnya  adalah  membuat  skematik rangkaian  pada  aplikasi  Easyda  secara  online.  Skematik rangkaian  di  buat  agar  memudahkan  perancang  membuat rangkaian  secara  nyata  pada  papan  PCB.    Skematik rangkaian  dibuat  menggunakan  simbol  standar  untuk komponen  dan  hubungan  rangkaian  listrik  untuk menggambarkannya secara  grafis. Melalui skematik dapat digunakan sebagai pemecah masalah kerena mengdentifikasi masalah yang mungkin terjadi.  Gambar 2 menunjukan  skematik  rangkaian power  suplly. Pada  saat saklar ON/OFF diaktifkan indikator lampu  LED  menyala. Gambar  3  menunjukan  skematik  hubungan  komponen Arduino  promini  dan  LCD  16x2  cm  pada  rangkaian. Gambar  4  menunjukan  rangkaian push  button, yang berfungsi mengendalikan pemilihan waktu, reset dan start alat.
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including  lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article

## Gambar 3. Skematik rangkaian Arduino dan LCD
Gambar 4.  Rangkaian push button

## 3.3 Perancangan Perangkat Lunak
Perancangan perangkat lunak dilakukan dengan membuat program menggunakan bahasa C++ pada aplikasi Arduino  uno  IDE.  Program  di  buat  sesuai  printah  yang diinginkan.    Mulai  dari  program  sistem  varibel-variabel pada alat, dimana pada saat  waktu  yang di setting tercapai maka  alat  akan  mati.  Selanjutnya  membuat  program pengaturan pengaturan kecepatan motor gearbox dan relay . pada Arduino sangat banyak digunakan untuk mengendalikan,  mengedit,  menginisialisasi,  alat  secara otomatis.  Tampilan  khusus  aplikasi  Arduino  IDE ditunjukan  pada  Gambar  5.  Program  harus  di upload pada perangkat  keras  mikrokontroler,  sehingga  pengontrolan dalam  hal    operasi  mekanik  pada  rangkaian  sebagai
pengganti  peran  manual  dapat  dilakukan    (Rohman  dkk., 2021).

## Gambar 5. Arduino IDE

## Gambar 6. Program pengaturan waktu
Pada saat aplikasi  Arduino IDE dibuka dilanjutkan dengan  membuat  program.  Gambar  6.  menunjukan program pengaturan waktu dan switch pada Arduino IDE. Program  yang  di  buat  pada  Arduino  IDE  di  buat berdasarkan    bentuk  diagram  alir  agar  lebih  mudah dipahami  alur  perintah  dari  alat  yang  telah  dirancang. Metode pengontrolan menggunakan pemrograman dilakukan  untuk  membuat  kode  sebagai  perintah  untuk menjalankan  sistem  pada  Arduino  promini  (Hafidz  dkk., 2023).
Memvisualisasikan  alur  kerja  atau  proses  yang terjadi pada alat dapat dilakukan dengan membuat diagram alir  alat  yang  ditunjukan  Gambar  7.    Melalui  digram  alir dapat  mengefisienkan  waktu  dalam  menemukan  masalah jika  terjadi  hal  yang  tidak  diinginkan.  Pada  saat  program mulai bekerja maka mikrokontroler mulai menginisialisasi LCD.  Saat  waktu  sterilisai  dipilih  lampu  akan  menyala. Pada saat waktu habis otomatis alat mati, buzzer berbunyi dan loop program selesai. Jika waktu tidak nol pada LCD atau  pintu  dibuka  atau  tombol reset ditekan  maka  lampu akan  terus  menyala.  Proses  kerja  diagram  alir  ini  terdiri dari  bagian  input  yaitu  pada  pemilihan  waktu  pemaparan,
bagian  proses  yang  dilakukan  oleh  Arduino  promini kemudian  bagian  output  yang  di  indikasikan  dengan tampilan waktu pada LCD dan bunyi buzzer.

## Gambar 7. Diagram alir alat

## 4. PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menghasilkan  box  sterilisasi  dengan bahan  dasar  kayu  berukuran  (44  x  30  x  34)  cm  dilengkapi dengan 3 tombol. Tombol pengatur  waktu dalam jam pada tombol  pertama  (+)  tombol  ini  sekali  gus  tombol up untuk menaikan  waktu.  Tombol  kedua  (-)    pengatur  waktu  menit sekali  gus  sebagai  tombol down untuk  menurunkan  waktu. Tombol ke tiga sebagai tombol start sekaligus tombol reset ditekan beberapa detik jika waktu telah dipilih atau ditekan saat  mematikan  lampu.    Layar  LCD  akan  menampilkan waktu  yang  sedang  diatur  dan  waktu  mundur  saat  alat bekerja.  Gambar  8  Menunjukan  alat  tampak  depan  dengan penjelasan bagian-bagiannya. Kotak bagian bawah merupakan tempat meletakan rangkaian elektronika.
Gambar 8. Box Sterilisasi
Gambar 9 menunjukan bagian di dalam alat, sterilisasi dirancang  dengan  menggunakan  2  lampu  UVC  8  Watt pada  bagian  atas  dan  bagian  samping.  Hal  ini  bertujuan agar  pemaparan  sinar  UVC  maksimal  pada  benda  yang akan  disterilisasikan.  Pada  tatakan  benda  ditambahkan motor gearbox yang  dapat  berputar,  hal  ini  dibertujuan agar permuakan benda tekena sinar UVC secara merata.

## Gambar 9. Sterilisasi Tampak Dalam
Alat  sterilisasi  yang  telah  dirancang  perlu  dilakukan uji  fungsi,  hal  ini  bertujuan    mengetahui  apakah  alat  dapat bekerja  sesuai  dengan  program  yang  telah  di upload pada mikrokontroler  Arduino  promini.  Pengujian  dilakukan dengan melakukan pengambilan data untuk menguji sistem timer .  Pengujian  dilakukan  dengan  cara  membandingkan waktu  yang  diatur  pada  LCD  dan  waktu  yang  sebenarnya menggunakan stopwatch . Setelah melakuan uji fungsi pada waktu  selanjutnya dilakukan  perhitungan nilai error antara waktu  pada  alat  terhadap  waktu  standar  menggunakan stopwatch dengan menggunakan persamaan (1).
(1)
Berdasarkan  hasil  data  pengamatan  dan  analisa  data pada  Tabel  1  menunjukan  selisih  waktu  pada  alat  yang ditampilkan  pada  LCD  dan  waktu  pada  stopwatch    tidak menunjukan  perbedaan  yang  signifikan.  Hal  ini  diperkuat dengan  hasil  perhitungan  dengan  menggunakan  persamaan 1 diperoleh nilai error sebesar 0,03 %.
Tabel 1. Data dan Analisa Perbandingan Waktu Alat dan Stopwacth No Waktu LCD (menit) Waktu Stopwatch (menit) Selisih Waktu (menit) Nilai Error (%) 1 5 5,15 0,15 0,03 2 10 10,3 0,3 0,03 3 15 15,46 0,46 0,03 4 20 20,61 0,61 0,03 5 25 25,78 0,78 0,03
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including  lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
Setelah  melakukan  uji  fungsi  deketahui  alat  dapat bekerja  sesuai  rancangan software dan hardware. Selanjutnya dapat duketahui standar Operasional  Prosedur (SOP)  box sterilisasi sebagai berikut:
1) Menghubungkan kabel power ke sumber PLN 220 V.
2) Menekan  tombol  ON/OFF  pada  alat,  pastikan  pada LCD tidak ada tulisan pintu terbuka.
3) Menekan  Tombol  pertama  untuk  memilih  satuan waktu dalam jam tombol 2 dalam  menit.
4) Pada  saat  satuan  waktu  telah  dalam  menit  tekan tombol  1/+  untuk  menaikan  waktu  dan  tombol  2/- untuk menurunkan waktu.
5) Setelah  waktu  dipilih  tekan  tombol  3  beberapa  detik maka lampu menyala dan alat mulai bekerja.
6) Saat  Waktu  habis buzzer berbunyi,  lampu  mati  alat berhenti bekerja.
7) Pada saat lampu menyala bila ingin mematikan lampu atau alat tekan tombol 3 atau buka pintu lemari.
8) Tekan tombol ON/OFF untuk mematikan alat.
9) Lepaskan kabel power dari PLN.
10) Rapikan alat pastikan alat aman dari debu.
Berdasarkan  penelitian  yang  diperoleh  diketahui bahwa  alat  yang  didesain  dalam  pengaplikasianya  perlu terlebih  dahulu  mengatur  lama  waktu  yang  diinginkan dalam  mensterilisasikan  suatu  benda.  Pemilihan  waktu sterilisasi  dengan  menggunakan  UVC  pada  panjang gelombang  254  nm  minimal  18  menit    ini  sesuai  dengan penelitian  bahwa  UVC  dapat  mereduksi  95,8  %  jamur (Padrão  dkk.,  2022).  Pemilihan  waktu  dapat  diatur  dengan menekan tombol (+) untuk  menaikan  waktu  serta  menekan tombol  (–)  untuk  menurunkan  waktu  yang  diinginkan. Pengaturan  sistem  timer  atau  waktu  pada  alat  sterilisasi diatur  terlebih  dahulu  di  program,  kemudian  program diupload ke Arduino promini . Pada saat waktu telah dipilih dan  tombol start ditekan  beberapa  detik,  alat  mulai beroperasi  dan  pada  saat  waktu  selesai,  alat  akan  mati  lalu buzzer berbunyi.
Pengaturan  waktu  yang  diinput  akan  diterima  dan diproses  oleh  pengontrol  yaitu  Arduino  Promini.  Pada  saat waktu  seting  sudah  tercapai  maka  Arduino  promini  akan memerintahkan relay untuk  memutus  arus  ke  lampu  UVC, sehingga  proses  sterilisasi  akan  berhenti  atau  selesai. Penggunaan  Arduino  promini  sebagai  pengontrol  sesuai dengan  penelitian  Rosadi  (2020)  tentang  penggunaan Arduino  promini  pengontrol buzzer dengan  mengunakan sensor ultrasonik dan LDR untuk pengendali hama tanaman (Rosadi  dkk.,  2020).  Selain  itu  penelitian  menggunakan mikrokontroler  PIC  sebagaai  pengontrol  intessitas  lampu UV telah dilakukan (Priyati dkk., 2019). Pengaturan waktu pada  alat    agar  sesuai  dengan  yang  diinginkan  perlu dirancang dalam bentuk program dengan bahasa pemrograman  C++,  kemudian  program  diupload  ke Arduino. Selain itu, alat ini  dilengkapi dengan limit switch pada  pintu yang  berfungsi  sebagai  saklar  elektromekanis yang  mempunyai  tuas  aktuator  sebagai  pengubah  posisi kontak terminal dari Normally Open (NO) ke Close .  Pada saat pintu terbuka maka alat tidak dapat berfungsi atau tidak
terhubung dengan arus listrik. Hal ini  membantu pengguna agar  terhindar  dari  paparan  lampu  UVC.  Jadi  lampu  akan berfungsi jika pintu dalam keadaan tertutup rapat. Pada saat pintu  terbuka  pada  LCD  terdapat  keterangan  bahwa  pintu terbuka, hal ini memudahkan pengguna jika alat tidak mau beroperasi akibat pintu tidak rapat.

## 5. KESIMPULAN
Lemari  sterilisasi  telah  berhasil  didesain  dengan menggunakan  lemari  berbahan  kayu  dan  Arduino  promini sebagai  pengontrol  waktu  pemaparan, buzzer ,  motor  dan LCD  sebagai  output  alat.  Pada  saat  waktu  yang  dipilih habis  atau  pintu  dibuka  maka  lampu  UVC  mati  selain  itu tidak ada perbedaan signifikan antara waktu pada LCD dan stopwacth dengan nilai error 0,03 %.

## 6. SARAN
Program    yang    dibuat    ini    masih    banyak    terdapat beberapa  kekurangan  dan  masih  perlunya penyempurnaan dalam  beberapa  aspek,  Untuk kedepannya akan lebih baik jika protortype ini  dikembangkan  dalam  versi Website. Untuk  kedepannya diharapkan pengembangan prototype ini dikombinasikan  dengan  beberapa  tambahan  sensor,  agar menjadi satu prototype IoT yang lebih efisien dan efektif.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  M.  S.,  Kasih,  R.  U.,  &  Zulfadlih,  L.  O.  S.  (2022). Helm  Pintar  Untuk  Pemantauan  Kadar  Karbon Monoksida  (Co)  Dan  Tingkat  Kebisingan  Suara  Pada Daerah  Industri  Dan  Pertambangan. Sebatik , 26 (2), 502–508. https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.2042
Adhikari, S. P., Meng, S., Wu, Y. J., Mao, Y. P., Ye, R. X.,
Wang,  Q.  Z.,  Sun,  C.,  Sylvia,  S.,  Rozelle,  S.,  Raat,  H., &  Zhou,  H.  (2020).  Epidemiology,  causes,  clinical manifestation  and  diagnosis,  prevention  and  control  of coronavirus  disease  (COVID-19)  during  the  early outbreak period:  A  scoping review. Infectious  Diseases of  Poverty , 9 (1),  1–12.  https://doi.org/10.1186/s40249- 020-00646-x
Budiprasojo,  Erawantinin  F.,  R.  A.  (2021). Teknologi Sterilisasi Sinar UV C Portable untuk Botol Kecamatan Arjasa  Kabupaten  Jember  Jurusan  Teknik  ,  Politeknik Negeri Jember. SENTRINOV. 7 (1), 403–410.
Cahyono,  W.  E.  (2006).  Dampak  Peningkatan  Radiasi Ultraviolet  B  terhadap  Manusia. Peneliti  Bidang Pengkajian Ozon Dan Polusi Udara, LAPAN , 22–26. Ermawati, D. E. (2021). Metode Sterilisasi .
https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/626373/mod_reso urce/content/2/Metode Sterilisasi.pdf#:~:text=Metode sterilisasi  dengan  cara  panas  dibagi  menjadi  sterilisasi panas kering,psi%2C selama 15 menit).
Fitriyah,  Q.,  Siahaan,  Y.  D., &  Wahyudi,  M.  P.  E.  (2022).
Alat  Sterilisasi  Lampu  UVC  Portable  Berbasis  IOT.
Jurnal Integrasi , 14 (1), 8–13.
https://doi.org/10.30871/ji.v14i1.3599
Hafidz,  A.  Al,  Pujiharsono,  H.,  &  Yusro,  M.  (2023).
Integrated  Visitor  Management  System  with  Smart Hand  Sanitizer  based  on  IoT  Approach.  Indonesian
Journal of Electronics, Electromedical Engineering, and Medical Informatics, 5 (3), 108–115.
Juliarto,  Muhamad;Siregar  Masbach  T,  T.  T.  (2021).
Perancangan  Mobile  Robot  Untuk  Sterilisasi  Virus Covid-19  Melalui  Penyinaran  Ultraviolet. Humanis , 1 (2), 742–754.
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH/article/vi ew/11850
Khair,  H.,  Suryati,  I.,  &  Utami,  R.  (2020).  Application  of ultraviolet  light  as  an  indoor  disinfectant. ABDIMAS TALENTA:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 5 (2),
422–427. https://doi.org/10.32734/abdimastalenta.v5i2.4968
Maulana,  P.  R.,  &  Gunawan,  S.  (2022).  Perancangan Lampu  Uvc  Untuk  Disinfektan  Ruangan  Berbasis Internet Of Things (IoT). Jurnal Kajian Teknik Elektro , 6 (2), 82–87. https://doi.org/10.52447/jkte.v6i2.5738
Nakoe,  R.,  S  Lalu,  N.  A.,  &  Mohamad,  Y.  A.  (2020).
Perbedaan  Efektivitas  Hand-Sanitizer  Dengan  Cuci Tangan Menggunakan Sabun Sebagai Bentuk Pencegahan  Covid-19. Jambura  Journal  of  Health Sciences and Research , 2 (2), 65–70. https://doi.org/10.35971/jjhsr.v2i2.6563
Padrão,  J.,  Nicolau,  T.,  Felgueiras,  H.  P.,  Calçada,  C., Veiga, M. I., Osório, N. S., Martins, M. S., Dourado, N., Taveira-Gomes,  A.,  Ferreira,  F.,  &  Zille,  A.  (2022). Development of an Ultraviolet-C Irradiation Room in a Public  Portuguese  Hospital  for  Safe  Re-Utilization  of Personal  Protective  Respirators. International  Journal of  Environmental  Research  and  Public  Health , 19 (8). https://doi.org/10.3390/ijerph19084854
Priyati, A., Sahbandi, M., Putra, G. M. D., & Setiawati, D. A. (2019). The Design of Automatic Sprinkler based on Arduino  Uno  Microcontroller. IOP  Conference  Series: Earth and
Environmental Science , 355 (1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/355/1/012088 Qian,  M.,  &  Jiang,  J.  (2022). COVID-19  and  social distancing . 259–261.
Rahman, F. B; Das, A.; Mazumder, M. F. U.; Nath, D. dan Kader,  M.  A.  (2022).  Disign  and  Implementation  of Surface  Disinfection  Robot  Using  UVC  Light  and Liquid Sanitizer. International Cponference on Innovations in Scinece, Engineering , 117–122.
Rohman, A. A. N., Hidayat, R., & Ramadhan, F. R. (2021). Pemrograman  Mesin  Smart  Bartender  Menggunakan Saftware Arduini  IDE Berbasis  Microcontroller ATmega2560. Prosiding  Seminar  Nasional  Teknik
Elektro , 6 , 14–21.
Rosadi,  A.,  Balafif,  S.,  &  Novianti,  T.  (2020).  System Control  Pest  Rice  Plant  based  on  Microcontroller Arduino  Uno. IOP  Conference  Series:  Earth  and
Environmental Science , 469 (1).
https://doi.org/10.1088/1755-1315/469/1/012086
Sutiari,  D.  K.,  Zulfadlih,  L.  S.,  &  Abidin,  M.  S.  (2023).
Design SPO2 and BPM Monitoring System To Monitor The  Patient  ’  s  Health  Using  Anroid. Indonesian journal of health sciences research and development 5 (1), 42–47.
Syafaat,  M.,  Safari,  W.  F.,  &  Nugroho,  T.  H.  (2021). Perancangan dan Pembuatan Sterilizer Portabel Sebagai Kontrol  Mikrobiologi  Produk  Pangan. Jurnal  Ecotipe (Electronic,  Control,  Telecommunication,  Information, and Power
Engineering) , 8 (2), 100–105. https://doi.org/10.33019/jurnalecotipe.v8i2.2520
Tafrikhatin,  Asni;  Sugiyanto,  D.  S.  (2020).  Handsanitizer Otomatis  Menggunakan  Sensor  Ultrasonik  Berbasis Atmega 328 Guna Pencegahan Penularan Virus Corona Asni. Jurnal E-KOMTEK , 4 (2), 127–135.
Wekhof, A., Trompeter, F.-J., & Franken, O. (2001). Pulsed UV  Disintegration  (  PUVD  ):  a  new  sterilisation mechanism  for  packaging  and  broad  medical-hospital applications  . The  First  International  Conference  on Ultraviolet Technologies , Table 1 , 1–15.
Wulandari,  S.,  Nisa,  Y.  S.,  Taryono,  T.,  Indarti,  S.,  & Sayekti,  R.  S.  (2022).  Sterilisasi  Peralatan  dan  Media Kultur Jaringan. Agrotechnology Innovation (Agrinova) , 4 (2), 16. https://doi.org/10.22146/a.77010 Zerlinda,  G.,  (2021).  Modifikasi  Sterilisasi  UV  Inkubator Bayi  dengan  Pengontrolan  Menggunakan  Anroid  . KTI Prodi TEM UMW.
Zuhri  Ramdhani,  F.,  Riyanto,  D.  R.,  &  Desriyanti,  D. (2020).  Electronic  Sterilization  of  Tableware  Using Ultraviolet  Light  Radiation. JEEE-U  (Journal  of Electrical  and  Electronic  Engineering-UMSIDA) , 4 (1), 89–101. https://doi.org/10.21070/jeeeu.v4i1.316

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kami  ucapkan  atas  dukungan  dana    dari Yayasan  Mandala  Waluya  dan  Laboratorium  D-III Teknologi  Elektro-Medis  Universitas  Mandala  Waluya Kendari  yang  telah  mendudkung  sarana  dan  prasarana penelitian.