Perancangan Alat

## Pemantau Suhu Dan Kelembaban Udara Jarak Jauh Studi Kasus Green House Fakultas Pertanian
Ramadhani Ulansari , Soni Rudi Hartanto , Abdul Syakur Universitas Respati Indonesia ulansari.ramadhani@fti.urindo.ac.id, soni.rudi@fti.urindo.ac.id, abdul.syakur@fti.urindo.ac.id

## ABSTRAK
Perguruan tinggi merupakan salah satu motor penggerak  di lingkungannya. Perguruan tinggi harus selalu melakukan kreasi dan inovasi yang berguna dan tepat bagi masyarakat di sekitar kampus, agar masyarakat  dapat  diberdayakan  untuk  mencapai  tingkat  kehidupan  yang  lebih  baik.  Penelitian  ini akan  dilaksanakan  untuk  merancang  alat  monitoring  suhu  dan  kelembaban green  house, Hasil penelitian  ini  adalah  alat  yang  dapat  memonitoring  suhu  dan  kelembaban green  house fakultas pertanian Universitas Respati Indonesi
Kata kunci : monitoring, suhu, kelembaban, green house

## ABSTRACT
Higher  education  is  one  of  the  driving  forces  in  the  environment.  Higher  education  must  always create  creations  and  innovations  that  are  useful  and  appropriate  for  the  community  around  the campus, so that the community can be empowered to achieve a better level of life. This research will be carried out to design a green house temperature and humidity monitoring tool. The results of this study  are  tools  that  can  monitor  the  temperature  and  humidity  of  the  green  house  faculty  of agriculture at Respati Indonesia University
Keywords: monitoring, temperature, humidity, green house

## PENDAHULUAN
Fakultas  Pertanian  Universitas  Respati Indonesia  sudah  menerapkan  metode  tanam secara hidroponik, dan sudah tidak diragukan lagi  keunggulan  menanam  tanaman  secara hidroponik.  Keunggulan  tanaman  hidroponik yaitu tanaman dapat ditanam di lahan sempit, tanaman dapat berproduksi tanpa menggunakan  media  tanah,  kuantitas  dan kualitas tanaman yang lebih tinggi dan efisien pengendalian  hama  dan  penyakit  lebih  lebih mudah  namun  metode  menanam  secara hidroponik  sangat  tergantung  kepada  suhu, cahaya,  dan  kelembaban.  Saat  ini  Fakultas Pertanian Universitas Respati Indonesia masih menggunakan  termperatur  dalam  mengukur
Suhu  dan  kelembaban  tanaman,  untuk  itu setiap  operator  atau  penjaga  tanaman  wajib memeriksa  suhu  dan  kelembaban  ruang setiap saat.
Dari  latar  bekalang  tema  green  house tersebut  muncul  keinginan  untuk  dapat merancang alat yang dapat digunakan sebagai penelitian  lintas  prodi  Teknik  Informatika  (TI) dan  Sistem  Informasi  (SI)  dengan  prodi pertanian  Fakultas  Respati  Indonesia  dimana prodi  TI  merancang  alat  pementau  suhu  dan kelembaban  udara  jarak  jauh  green  house studi  kasus  Fakulta  Pertanian  Universitas Respati  Indonesia,  prodi  SI  mengkoneksikan data  dari  alat  sehingga  dapat  dimonitoring
secara webbase dan prodi pertanian menyediakan lahan greenhouse.

## METODE
Perancangan  alat  pemantau  suhu  dan kelembaban  udara  jarak  jauh  menggunakan penelitian Research  and  Development (R&D). metode penelitian Research and Development yang selanjutnya akan disingkat menjadi R&D adalah  metode  penelitian  yang  digunakan untuk  menghasilkan  produk  tertentu,  dan menguji  keefektifan  produk  tersebut.  Produk tersebut  tidak  selalu  berbentuk  benda  atau perangkat keras ( hardware ), seperti buku, alat tulis,  dan  alat  pembelajaran  lainnya.  Akan tetapi  dapat  pula  dalam  bentuk  perangkat lunak ( software) Menurut Sugiyono (2009:407)). Dalam teknik analisis data pada perancangan Pemantau suhu dan kelembaban udara jarak jauh perancangan pemantau suhu dan  kelembaban  udara  jarak  jauh  berbasis mikrokontroller Arduino uno dilakukan beberapa metode yaitu :
a. Persiapan  Rancangan  Pemantau  suhu  dan kelembaban udara jarak jauh Persiapan  rancangan  meliputi  persiapan kebutuhan  komponen – komponen  alat pada  masing – masing  percobaan  seperti mikrokontroller  Arduino  uno  dan  sensor DHT22
b. Rancangan  Alat  Pemantau  suhu  dan kelembaban udara jarak jauh
Rancangan  alat  prakiraan  cuaca  seperti komponen  -  komponen  alat  persiapan racangan dirangkai ke dalam Box.
c. Pengujian Alat Prakiraan Cuaca Tahapan  pengujian  alat  prakiraan  cuaca dilakukan  pengujian  rangkaian  yang  telah terpasang  pada  Box.  Perintah  atau  kode program  Arduino  IDE  1.8.5  di  upload  ke mikrokontroller Arduino uno hingga mendapatkan output yang diinginkan.
d. Penulisan Alat Prakiraan Cuaca
Setelah  mendapatkan output hasil  yang diinginkan.  Penulisan  alat  prakiraan  cuaca
merancang  gambar  rangkaian  menggunakan software fritzing.
Indikator  keberhasilan  perancangan  ditandai dengan: correctness sejauh  mana  suatu software memenuhi spesifikasi dari pengguna, reability tingkat  dimana  sebuah  program dapat  diharapkan  melakukan  fungsi  yang diharapkan  dengan  ketelitian  yang  diminta, integrity sejauh  mana  akses  ke software dan data  oleh  pihak  yang  tidak  berhak  dapaat dikendalikan,  dan usability usaha  yang diperlukan untuk mempelajari mengoperasikan  menyiapkan  input  dan mengartikan output ke software .
Tabel 1. Indikator No Indikator Keterangan 1 Correctness 2 Reability 3 Integrity Pengguna  hanya  dapat melihat informasi pemantau suhu dan kelembaban yang ditampilkan pada LCD. 4 Usability Alat  dapat  hidup  1  hari
24  jam,  7  hari  dalam seminggu

## 4. Analisis Diagram Block
Gambar 1. Analisis Diagram Block
Gambar 2. Skema Rancangan Rangkaian Alat
Tabel 1. Susunan Pin Rangkaian Alat No DHT-11 Arduino UNO 1 +  (VCC) 5V 2 Out (Data) 2 3 -  (GND) GND LCD 16x2 i2C Arduino UNO 4 GND GND 5 VCC 5V 6 SDA A4 7 SCL A5 ESP8266 ES-01 Arduino UNO 8 VCC 3.3V 9 EN 3.3V 10 TX 10 11 RX 11 12 GND GND 13 GPIO0 - 14 GPIO1 - 15 RST - HASIL 1. Tampilan Perangkat
Gambar 4. Tampilan layar
Gambar 5. Alat Pemantau Suhu dan Kelembaban

## 2. Pengujian
a. Hasil Pengujian
Pada  pengujian  pertama,  menggunakan jaringan  komputer  lokal  atau  intranet (belum  menggunakan  internet)  alat berfungsi  dengan  baik.  Lampu  LCD ( backlight )  dibuat  tetap  menyala  agar mudah  dibaca.  Namun  beberapa  jam kemudian  LCD  menjadi  panas.  Karena suhu  tinggi  dapat  merusak  LCD,  maka diputuskan backlight dipadamkan,  dan agar pengguna tahu jika terjadi perubahan  suhu  atau  kelembaban,  maka dibuat backlight akan menyala selama 10 detik  agar  pengguna  sempat  membaca informasi  suhu  dan  kelembaban  pada LCD.  Selain  itu  diharapkan  daya  listrik dapat dihemat.
Pada pengujian kedua, uji coba menggunakan internet, alat masih bekerja  dengan  baik,  namun  karena perubahan karakteristik nyala / mati LCD,
backlight LCD  jadi  sering  nyala  dan  mati hampir setiap detik. Kemudian karakteristik backlight LCD  diubah  lagi menjadi, jika selisih perubahan suhu atau kelembaban  sekarang  dengan  suhu  atau kelembaban  sebelumnya  nilainya  lebih besar  dari  pada  2,  maka backlight dinyalakan, selain itu backlight dimatikan.
Masalah lain, alat tidak dapat mengirimkan data ke peladen. Penyebabnya  adalah  perbedaan  HTTP header  antara  peladen  lokal  denga peladen  web  melalui  internet.  Program diperbaiki  dan  diuji  coba  lagi.  Alat  dapat mengirimkan  data  ke  peladen  melalui internet.
Pengujian  ketiga,  alat  tidak  dapat mengirimkan data terjadi proses pengiriman  data  ke  server  berhenti.  Hal itu  diduga  disebabkan  karena  adanya program anti serangan DOS pada peladen yang  menolak  permintaan  ( request ) setiap 2 detik sekali. Untuk mengatasi hal tersebut,  maka  periode  pengiriman  data diubah,  yang  semula  per  2  detik  menjadi per 10 menit. Perubahan ini mengakibatkan  tingkat real  time turun.
Alasan  lain  periode  pengiriman  data  dari alat  ke peladen diubah, yaitu  agar  beban kerja  peladen  tidak  terlalu  berat,  jika  di masa  depan  ada  banyak  alat  yang mengirimkan data ke peladen.
Pengujian  keempat,  sempat  terjadi  alat tidak  dapat  mengirimkan  data  ke peladen.  Hal  tersebut  diketahui  dari perangkat  lunak  monitoring  suhu  dan kelembaban  udara  jarak  jauh  berbasis web,  yang  juga  dibuat  bekerja  sama dengan peneliti dari Program Studi Sistem Informasi,  yang  menampilkan  data  yang waktunya lebih dari 10 menit. Setelah alat diperiksa  dan  dicoba  dalam  jaringan komputer  lokal,  ternyata  masih  bekerja normal.  Setelah  diselidiki  lebih  lanjut, ternyata  penyebabnya  adalah  gangguan pada jaringan internet yang sempat tidak memiliki  daya  listrik  karena  listrik  dari PLN  sedang  padam.  Karena  jaringan komputer di luar bidang penelitian, maka solusi sementara adalah dengan memeriksa  alat  secara  rutin.  Sebelumnya alat diperiksa secara tidak rutin.
Pengujian  berikutnya,  alat  berjalan dengan baik  dan  sesuai yang  diharapkan. Kendala yang terjadi adalah, karena pihak pengelola  jaringan  komputer  mengubah pengaturan  alamat  IP  dan  domain,  maka alat  tidak  dapat  lagi  mengirimkan  data. Masalah  ini  telah  diinventarisir  dan  akan dikaji pada penelitian berikutnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisa  pengujian  yang dilakukan  diluar  ruangan,  penulis  mengambil beberapa simpulan.
1. Perancangan dan pembuatan alat monitoring  suhu  dan  kelembaban  udara sudah  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang direncanakan.
2. Alat  monitoring  suhu  dan  kelembaban bekerja  baik  24  jam  dan  7  hari  setiap minggunya.
3. Alat  monitoring  suhu  dan  kelembaban akan  bermasalah  yaitu  tidak  dapat mengirimkan  data,  jika  terjadi  gangguan terhadap  jaringan  listrik,  jaringan  internet, dan  pengaturan  pada  peladen  gateway internet  oleh  pihak  pengelola  jaringan komputer.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Al-Bahra    bin    Ladjamudin.    2015. Analisis  dan    Desain    Sistem Informasi.  Yogyakarta  :  Graha  Ilmu Albert  Paul  Malvino,  2013,  Prinsip-
Prinsip Elektronika, Salemba.
Teknika, Jakarta
2. Casely,    D.    dan    Kumar,    K.    2010. Project Monitoring  and  Evaluation  in Agriculture. Baltimore
3. Donny    K.    Sutantyo,    Darmawan
Utomo. Implementasi Embedded
Web Server Via  Modem  Berbasiskan Mikrokontroler.    Fakultas    Teknik jurusan    Teknik    Elektro,    Universitas
Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2007
4. Jannah,    M.J.,    2011,    Purwarupa
Sistem  Pemantauan    Suhu    Berbasis Web,  Tugas    Akhir,    Tugas    Akhir Diploma Elektronika dan Instrumentasi FMIPA UGM.pdf, Yogyakarta
5. Kadir,  Abdul.  2015.  Buku  Pintar Pemrograman  Arduino.  Yogyakarta.
Mediacom  Listiarga,Y.,  2011,  Tugas Akhir  Purwarupa  Sistem  Pemantauan Suhu  menggunakan  Atmega  168  dan ENC28J60 Berbasis Embedded Ethernet,  Diploma  Elektronika  dan Instrumentasi FMIPA UGM,
Yogyakarta.
6. Mandarani,  Putri.  2014.  Perancangan dan  Implementasi  User  Interface
Berbasis Web Untuk Monitoring suhu, Kelembaban, dan Asap Pada Ruangan Berbeda Dengan Memanfaatkan Jaringan  Local  Area  Network.  Jurnal TEKNOIF Vol 2. No.  2 Oktober 2014
7. Whitten,et  al.,  2014,  Metode  Desain dan Analisis Sistem, Andi, Jakarta
8. Mcleod,  Raymond,  2011,  Sistem Informasi  Manajemen,    Jakarta,    PT. Prenhallindo
9. Prihandoko,  A.,  2012,  Perancangan Sistem  Instrumentasi    Pemantauan Suhu  Rumah    Kaca    Berbasis    Web, http://ITS-Undergraduate-13843- 2407100504-Preface.pdf.
10. Pressman,  Roger  S.  2010.  Software Enginering    (    A    Practitioner’s Approach    ).    McGraw-Hill    Higher Companies.    Seventh    Edition.    New York.
11. Priyo  Utomo,  Eko  (2012).  From
Newbie  to  Advanced,    Mudahnya Membuat Aplikasi Android. Yogyakarta: Penerbit Andi.
12. Rusmady,    Dedi    (2010).    Mengenal Komponen    Elektronika.    Bandung: Pionir Jaya.
13. Siregar,  S.,  2012,  Rancang  Bangun Sistem Monitoring Ruangan Terintegrasi  Berbasis    Ethernet, http://openjurnal.politekniktelkom.ac
.id/
Jurnal%20Dosen/KNIP%202011%20Po liteknik%20Telkom/P13.pdf.
14. Elsi,  Zulhipni  RS.  (2016). Perancangan Monitoring Suhu Ruangan Menggunakan Arduino Berbasis Android  Di  PT.  Tunggal  Idaman  Abdi Cabang Palembang, https://www.researchgate.net/public ation/323571891_Perancangan_Moni toring_Suhu_Ruangan_Menggunakan _Arduino_Berbasis_Android_Di_PT_T unggal_Idaman_Abdi_Cabang_Palem bang,  Diakses  30  Januari  2019  12:54 WIB