Abstrak—Healthcare Monitoring merupakan teknologi monitoring  yang  dikhususkan  untuk  memantau  kondisi  vital sign pada pasien. Monitoring yang dilakukan adalah memantau vital  sign  pada  pasien.  Penggunaan  komunikasi  wireless  ini difungsikan  untuk  meningkatkan  aksesibilitas  dari  monitoring itu  sendiri  dengan  menggunakan  komunikasi  wireless,  data monitoring dapat dilihat lebih mudah dan dapat diakses diluar dari  ruang  rawat  inap  pasien.  Pada  penelitian  ini  monitoring yang  dipantau  berjumlah  tiga  parameter.  yang  disebut  multi- parameter  monitoring.  Jenis  sensor  yang  digunakan  adalah weight  scale  sensor  yang  berfungsi  untuk  memantau  berat infus,  pulse  sensor  yang  berfungsi  untuk  memantau  heart  rate pada  pasien,  dan  temperature  sensor  yang  berfungsi  untuk memantau temperature tubuh pasien. Multi-parameter monitoring  akan  dihubungkan  dengan  mikrokontroler  untuk dapat  mengirimkan  data  secara  wireless,  maka  dari  itu dibuatlah  aplikasi  dan  database medis yang difungsikan untuk menyimpan  data  ruangan,  melakukan  manajemen  ruangan pada  rumah  sakit,  dan  menangkap  data  yang  dikirim  oleh mikrokontroler  secara  wireless  yang  dapat  ditampilkan  pada aplikasi medis. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan sebuah aplikasi  manajemen  ruangan  yang  sudah  terkoneksi  dengan database  yang  dapat  diubah  untuk  menyesuaikan  ruangan yang ada di rumah sakit dan aplikasi ini dapat membuat report harian yang berisikan tentang data setiap sensor sesuai dengan tanggal yang diinginkan.
Kata
Kunci—Database,
Monitoring, Pulse Sensor,
Temperature Sensor, Vital Sign, Weight Scale Sensor, Wireless.

## I. PENDAHULUAN
EKNOLOGI  dari  tahun ke tahun semakin berkembang. Salah satunya adalah teknologi dalam bidang kesehatan, banyak  sekali  teknologi  yang  sudah  berkembang  dalam bidang kesehatan, salah satunya adalah teknologi monitoring pada  pasien  yang  biasanya  digunakan  untuk  mengetahui kondisi  kesehatan  pasien  [1].  Perkembangan  teknologi komunikasi  sudah  mulai  menuju  pada  Internet  of  Things (IoT),  yaitu  sebuah  konsep  di  mana  suatu  objek  yang memiliki  kemampuan  untuk  mentransfer  data  melalui jaringan  tanpa  memerlukan  interaksi  pasien  ke  pasien  atau pasien ke komputer. IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi wireless Pada saat melakukan monitoring terdapat beberapa  metode  yang  dapat  dilakukan,  salah  satunya dengan  menggunakan  teknologi  Wireless  Sensor  Network (WSN).  Teknologi  Wireless  Sensor  Network  adalah  suatu sistem  embedded  yang  di  dalamnya terdapat satu atau lebih sensor  yang  dilengkapi  dengan peralatan sistem komunikasi [2]. Healthcare selalu menjadi perhatian besar bagi dunia
karena  menyangkut  kualitas  hidup  yang  dapat  dimiliki seorang individu. Selalu lebih baik untuk mencegah penyakit daripada  mengobatinya,  sehingga  dibutuhkanlah  monitoring kesehatan  secara  berkala,  Healthcare  monitoring  dilakukan secara  berkala.  Maka  dari  itu  perkembangan  healthcare monitoring  yang  awalnya  masih  menggunakan  kabel, sekarang  sudah  mulai  dikembangkan  untuk  menggunakan wireless,  digunakanlah  wireless  sensor  networks  untuk menghasilkan  healthcare  monitoring  secara  wireless  [3]. Wireless  sensor  networks  terdiri  dari  banyak  perangkat otonom  yang  terdistribusi  secara  spasial,  maka  dari  itu wireless sensor networks disebut dengan smart sensor nodes yang  dapat  melakukan  monitoring  lingkungan  atau  fisik  di lokasi  yang  berbeda.  Wireless  sensor  networks  memiliki kemampuan komunikasi, modul pemrosesan dengan memori, memiliki  fungsi  sensing  dan  modul  daya  yang  membuat dapat  beroperasi  secara  otonom.  Dengan  begitu  wireless sensor  networks  sangat  tepat  untuk  digunakan  pada healthcare application [4].
Teknologi  monitoring  pada  bidang  kesehatan  tertuju pada  bagian  vital  sign  pasien  yang  paling  penting  untuk dimonitor.  Vital  sign  adalah  ukuran  statistik  berbagai fisiologis  yang  digunakan  untuk  membantu  menentukan kondisi  kesehatan  seseorang,  terutama  pada  pasien  yang secara  medis  tidak  stabil  atau  memiliki  faktor-faktor  resiko komplikasi  kardiopulmonal  dan  untuk  menilai  respon terhadap intervensi. Terdapat 8 vital sign yang penting untuk di monitoring yaitu temperature tubuh, pulse, tekanan darah, SpO2, urine, pain, tingkat pernapasan, level of consciousness [5].
Berdasarkan  beberapa  vital  sign  dibuatlah  sebuah  alat monitoring  yang  berfungsi  untuk  memantau  setiap  keadaan dari  vital  sign  yang  ada  pada  pasien.  Pemantauan  vital  sign pada  pasien  bertujuan  untuk  mengetahui  kondisi  pasien setiap saat, dengan adanya vital sign monitoring perawat dan dokter dapat langsung mengambil tindakan. Oleh karena itu vital  sign  monitoring  sangatlah  penting  dalam  dunia healthcare  [6].  Berdasarkan perkembangan  monitoring pada bidang  healthcare,  sistem  database  sudah  mulai  digunakan dalam  bidang  healthcare,  penggunaan  database  ditujukan untuk  menyimpan  data  rekam  medis  pasien.  Penggunaan database  pada  monitoring  healthcare  sangatlah  penting karena  dengan  menggunakan  sistem  database  rumah  sakit, menyimpan  semua  data  pasien  seperti  histori  kesehatan pasien, registrasi pasien, sampai histori obat yang digunakan oleh  pasien  dapat  disimpan  pada  database  akhirnya  dari

## Multi-Parameter
Monitoring Menggunakan Jaringan Sensor Wireless untuk Aplikasi
Monitoring dan Database Medis
Beryl Abdiel Sahata Ebenezer Sitorus, Rachmad Setiawan , dan Nada Fitrieyatul Hikmah Departemen Teknik Biomedik, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : rachmad@ee.its.ac.id
T
sinilah  data  vital  sign monitoring sangat  penting  untuk disimpan  pada  database.  Data vital  sign yang  simpan  dapat digunakan  sebagai  referensi  kesehatan  pasien  yang  sedang dirawat intensif di rumah sakit [3].

## II. PERANCANGAN SISTEM
A. Gambaran Umum Cara Kerja Sistem
Sistem  monitoring  pada  penelitian  ini  diimplementasikan dalam bahasa pemograman arduino IDE pada mikrokontroler, menggunakan bahasa PHP pada aplikasi dan menggunakan  Relational  Database  Manajemen  Sistem MySQL  [7].  Secara  garis  besar  sistem  monitoring  yang dibuat  digambarkan  oleh  Gambar  (1).  Pada  bagian  pertama merupakan bagian sensor, parameter sensor yang digunakan pada  setiap  ruangan  berjumlah  tiga  yaitu  pulse  sensor, weight scale sensor, dan temperature sensor. Tiga parameter
sensor  ini  dihubungkan  dengan  satu  mikrokontroler.  Satu mikrokontroler  merepresentasikan  suatu  ruangan  pada rumah  sakit.  Jadi,  pada  blok  pertama  terlihat  pada  Gambar (1) terdapat enam buah sensor dan dua mikrokontroler, maka dapat  diketahui  bahwa  bagian  pertama  menggambarkan jumlah  sensor  yang  digunakan  pada  setiap  ruangan.  Pada bagian kedua merupakan gambaran proses komunikasi yang dilakukan  oleh  mikrokontroler,  data  yang  diterima  pada mikrokontroler  akan  dikirimkan  secara  wireless  dengan menggunakan wireless module yaitu ESP8266 yang nantinya diterima  oleh  komputer.  Proses  penerimaan  data  pada mikrokontroler  dengan  komputer  menggunakan  IP  address untuk  dapat  membedakan  wireless  module  ruang  satu dengan  wireless  module  ruang  lainnya.  Setelah  itu  masuk pada  bagian  ketiga,  pada  bagian  ketiga  menjelaskan mengenai  fungsi  dari  aplikasi  yang  dibangun  untuk monitoring  ini  yaitu  display,  local  save  dan  database. Display  yang  dimaksud  adalah  aplikasi  dapat  menampilkan data setiap parameter sensor yang dikirim oleh
Gambar 1.  Gambaran Umum Sistem Gambar 2.  Sensor Weight Scale
Gambar 3.  HX711
Gambar 4.  Sensor Temperature DS18B20
Gambar 5.  Sensor Heart Rate
Gambar 6. Use Case Pada Aplikasi.
mikrokontroler  secara  real-time  pada  komputer.  Local  save yaitu  memiliki  fungsi  untuk  menyimpan  data  monitoring pada sebuah file report yang disimpan pada local drive yang ada  di  komputer.  Database  pada  aplikasi  difungsikan  untuk melakukan  manajemen  ruangan  agar  pengiriman  data  dapat berlangsung  dengan  baik  dan  tidak  terjadi  duplikasi  data, database juga difungsikan untuk menyimpan histori dari data monitoring per-harinya agar dapat dibuat suatu file report.

## B. Sensor
Sensor yang digunakan pada penelitian ini berjumlah tiga sensor,  penggunaan  sensor  dipenelitian  ini  sudah  berbentuk modul yang siap dipakai. Sensor yang digunakan yaitu:
1) Sensor Infus (Weight Scale)
Sensor  infus  memiliki  fungsi  untuk  mengukur  berat  infus secara continuous ,  pengukuran  secara continuous dilakukan untuk  mengetahui  berat  infus  pada  awal  baru  digunakan sampai  akhirnya  infus harus segera digantikan. Sensor yang digunakan  adalah  sensor weight  scale  sensor yang dihubungkan  dengan  HX711  dapat  dilihat  pada  Gambar  3. HX711  adalah  modul  timbangan,  yang  memiliki  prinsip kerja  mengkonversi  perubahan  yang  terukur  dalam perubahan resistansi dan mengkonversinya ke dalam besaran tegangan  melalui  rangkaian  yang  ada.  Hasil  pengukuran sensor  digunakan  untuk  mengetahui  kondisi  isi  pada
infusagar pada saat isi infus habis dapat langsung digantikan dapat dilihat pada Gambar 2.
2) Sensor Temperature Sensor temperature memiliki  fungsi  untuk  mengukur berat infus secara continuous , pengukuran suhu disini adalah pengukuran  suhu  tubuh  agar  dapat  di monitoring setiap harinya.  Modul  yang  digunakan  adalah  modul  DS18B20, modul  DS18B20  ini  adalah  jenis  sensor  yang  berfungsi untuk  mengukur  suhu  dari  -55°C  sampai  125°C  dengan tingkat  keakurasian  (+/-0.5°C)  dan  dengan  resolusi  9  –  12- bit dapat dilihat pada Gambar 4.

## 3) Sensor Heart rate
Sensor Heart  rate memiliki  fungsi  untuk  membaca  atau mengukur  tekanan  darah  dapat  dilihat  pada  Gambar  5. Modul yang digunakan adalah modul AK90, pulse heart rate sensor adalah sebuah sensor denyut jantung. Sensor ini dapat mendeteksi  denyut  nadi  pada  jari  telunjuk  tangan  dengan cara  menggabungkan  data  denyut  nadi  dari  sensor  dengan program di mikrokontroler bisa di dapatkan nilai bpm, Heart rate sendiri merupakan detak jantung per satuan waktu yang biasanya dinyatakan dalam beats per menit (bpm).

## C. Perancangan Use Case Diagram
Penggunaan  sistem  serta  fungsi-fungsi  yang  dapat dikerjakan oleh masing-masing pengguna akan digambarkan dengan  use  case  diagram  dapat  dilihat  pada  Gambar  6, definisi  dari  setiap  use  case  adalah  sebagai  berikut;  (1)Use Case  Login  /  Sign  in.  Use  case  login  dilakukan  oleh  setiap pengguna  yang  sudah  didaftarkan  oleh  admin  untuk  masuk kedalam  sistem;  (2)Use  Case  Log  Out.  Use  case  Log  Out digunakan  oleh  pengguna  yang  ingin  keluar  dari  sistem; (3)Use  Case  Dashboard.  Use  case  dashboard  adalah
Gambar 7. Rancangan Database
Gambar 8.  Rancangan Transport Sender
Gambar 9.  Rancangan Transport Reciever
Tabel 1. Use Case Login Uji Respon Kesimpulan Login (Admin) Masuk kedalam aplikasi sebagai Admin Sesuai Login (Petugas) Masuk kedalam aplikasi sebagai Petugas Sesuai Tabel 2. Use Case User Uji Respon Kesimpulan User ( Database ) Halaman aplikasi memperlihatkan database user Sesuai User ( Add Form ) Form pengisian user database Sesuai User ( Update ) Database ter update setelah add form Sesuai Tabel 3. Use Case Ruangan Uji Respon Kesimpulan Ruangan ( Database ) Halaman aplikasi memperlihatkan database ruangan Sesuai Ruangan ( Add Form ) Form pengisian ruangan database Sesuai Ruangan ( Update ) Database ter update setelah add form Sesuai
interface  yang  menampilkan  berbagai  data  inti  seperti  data dari  sensor  monitoring  yang  di  tampilkan  dalam  bentuk graph  dan  data  ruang  serta  informasi  pasien  pada  ruang tersebut;  (4)Use  Case  User.  Use  case  User  merupakan sebuah  interface  yang  berfungsi  untuk  mendaftarkan  level user  dan  melakukan  registrasi  user,  di  dalam  interface  ini terdapat  database  yang berisikan  user-user yang dapat  login pada  aplikasi  ini;  (5)Use  Case  Ruangan.  Use  case  Ruangan merupakan  tempat  registrasi  database  ruangan  yang  di dalamnya  akan  ada  informasi  mengenai  nomer  ruangan  dan pasien  yang  dirawat  diruang  tersebut;  (6)Use  Case  Tugas. Use  case  Tugas  merupakan  database  yang  menyimpan  data mengenai petugas dan nomer ruang dengan database ini kita dapat  mengetahui  nama  petugas  yang  sedang  bertanggung jawab  pada  ruang  yang  aktif;  (7)Use  Case  Alat.  Use  case Alat  merupakan  tempat  database  yang  berfungsi  untuk meregistrasi  alat  pada  setiap  ruangan  yang  mau  digunakan, dengan  database  ini  maka  setiap  alat  memiliki nomer ruang masing-masing.  Setiap  alat  dibedakan  dengan  nomer  IP address; (8)Use Case Laporan. Use case Laporan merupakan bagian  dari  aplikasi  yang  bertugas  untuk  membuat  sebuah laporan  monitoring  secara  otomatis  yang  berfungsi  untuk mempermudah  user  mendapatkan  data  monitoring  dari pasien.

## D. Perancangan Database
Perancangan database adalah  proses  untuk  menentukan isi  dan  pengaturan  data  yang  dibutuhkan  untuk  mendukung berbagai  rancangan  system  dapat  dilihat  pada  Gambar  7. Rancangan  Transport  Sender  dan  Reciever  dapat  dilihat
pada  Gambar  8  dan  Gambar  9.Berdasarkan  sistem  yang telah  dibuat  terdapat  6  tabel  yang  digunakan  pada  sistem wireless monitoring ini.  Perancangan database berfokus pada  interface  yang  dibuat  dalam  aplikasi monitoring dan fungsionalitas  sistem.  Tabel  yang  akan  diimplementasikan adalah tbl_ user , tbl_ruangan, tbl_alat, tbl_petugas, tbl_histori dan tbl_tugas.
Tabel tbl_ user memuat in form asi mengenai data dari user yang memiliki tingkatan admin pada aplikasi dan digunakan untuk  data  pengguna  yang  dapat login pada  aplikasi. Tingkatan admin adalah user yang memiliki akses ke seluruh bagian  dari  aplikasi.  Tabel  tbl_ruangan  memuat  in form asi mengenai data ruangan, di dalam tabel ruangan terdapat data mengenai nomer ruang, nama ruang dan nama pasien. Tabel tbl_petugas  memuat  in form asi  mengenai  pengguna  yang merupakan  petugas  atau  perawat  yang  bertanggung  jawab dengan  pasien  yang  sedang  dirawat  disebuah  ruangan  dan tabel  ini  berfungsi  untuk  membuat  akses login dengan tingkatan  petugas  yang  hanya  dapat  melakukan monitoring di  aplikasi.  Tabel  tbl_histori  memuat  in form asi  setiap  data monitoring yang  nantinya  difungsikan  untuk  membuat laporan  otomatis  yang  dapat  memudahkan  rumah  sakit. Tabel  tbl_alat  memuat  in form asi  mikrokontroler  di  dalam tabel  ini  data  yang  dimasukan  adalah  id  alat,  nama  alat, IP address alat  dan  id_ruangan.  Tabel  tbl_tugas  memuat in form asi  berupa  nama  petugas  dan  nomer  ruangan  yang
Tabel 4.
Use Case Petugas Uji Respon Kesimpulan Petugas ( Database ) Halaman aplikasi memperlihatkan database petugas Sesuai Petugas ( Add
Form ) Form pengisian petugas database Sesuai Petugas ( Update ) Database ter update setelah add form Sesuai Tabel 5. Use Case Tugas Uji Respon Kesimpulan Tugas ( Database ) Halaman aplikasi memperlihatkan database Tugas Sesuai Tugas ( Add
Form ) Form pengisian Tugas database Sesuai Tugas ( Update )
Database ter update setelah add form
Sesuai Tabel 6. Use Case Alat Uji Respon Kesimpulan Alat ( Database ) Halaman aplikasi memperlihatkan database Alat Sesuai Alat ( Add
Form ) Form pengisian Alat database Sesuai Alat ( Update ) Database ter update setelah add form Sesuai Gambar 10.  Model Antarmuka Laporan (a) (b) Gambar  11.  Data Temperature Sensor (a),  Data Pulse  Sensor (b)
fungsinya untuk mengetahui siapa petugas yang bertanggung atas ruangan tersebut.

## E. Perancangan Komunikasi
Perancangan  komunikasi  antara  lain  sebagai  berikut:  (a) Application .  Perancangan  komunikasi  disini  pertama  pada aplication  menggunakan  HTTP  (hyperText  Transfer Protocol,  penggunaan  HTTP  dapat  dicontohkan  seperti  jika pada  saat  memasukan  IP  localhost  pada add ress  bar  yang ada  di  browser  ( client ),  HTTP  akan  mengirimkan  HTTP GET  yang  merupakan  sebuah  request  pada  server.  Server memproses  request  yang  dikirim  HTTP  dan  merespon dengan  menampilkan  halaman  web  yang  direquest  tersebut; (b) Transport .  Pada  bagian transport digunakan  TCP ( Transmission Control Protocol/Internet Protocol ) penggunaan  TCP  pada  bagian  sender  dapat  dilihat  di Gambar 11, pada gambar tersebut dimisalkan terdapat 2 alat yang  berbeda  keduanya  memiliki IP  address yang  berbeda IP  address itu  adalah  source  setiap  alat  agar  nantinya reciever  mengetahui  source  dari  data  tersebut  dari IP address .  Digambarkan  jika  salah  satu port mengirimkan data, data tersebut dibalut di dalam sebuah segment yang di
dalamnya  terdapat  in form asi  source  data  dan  destination data.  Pada  bagian  reciever  dapat  dilihat  pada  Gambar  12, terlihat  data  yang  sudah  dibalut  di  dalam  segment  akan masuk  ke  destination  yang  dituju  oleh  data  tersebut; (c)Network.  Penggunaannya  adalah  untuk  pemberi  tanda pada setiap alat jadi data yang dikirim oleh alat A dan alat B dapat dibedakan, pembedanya adalah IP address dari setiap alat  tersebut  dengan  begitu  localhost  dapat  membedakan setiap alatnya, yang dimaksud dari membedakan adalah alat A akan masuk pada id alat 1 pada localhost dan alat B akan masuk  pada  id  alat  2.  Maka  dari  itu  data  yang  dikirimkan dapat  dibedakan  pada  saat  proses  transfer  berlangsung; (d)Link. Link disini adalah cara komunikasi yang digunakan, pada  komunikasi  antar  alat  dan  localhost  yang  digunakan adalah WiFi .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengujian Black Box
Pengujian yang dilakukan adalah pengujian pada use case pada  setiap  bagian  dari  aplikasi  di  mana use  case yang digunakan  sebagai  pengujian disini berjumlah 6 use case . 6 use  case itu  adalah use  case login , use  case user , use  case ruangan, use  case petugas, use  case tugas, use  case alat. Hasil  yang  diperlihatkan  pada  pengujian  ini  menunjukan
Gambar 12.  Hasil Laporan Otomatis
(a) (b) (c)
Gambar  13.  Inisiasi  komunikasi  dengan WiFi (a), Display IP Address Mikrokontroler  (b), Display Data  Setiap  Parameter Sensor (c)
Gambar 14. Serial Monitor Arduino
Gambar 15. Updated Database
Gambar 16. Dashboard Aplikasi
respon  aplikasi  terhadap  perintah  yang  dilakukan  oleh user atau pengguna. Tabel 1 sampai Tabel 6 merupakan hasil dari pengujian  terhadap  setiap use  case yang  diujikan  semua tabel  di  atas  adalah  respon  dan  kesimpulan  yang  bisa  di ambil pada saat melakukan pengujian black box.

## B. Laporan Harian Otomatis
Pada  pengujian  ini  yaitu  melakukan  percobaan  untuk malakukan pembuatan laporan di hari yang sudah ditentukan dapat  dilihat  pada  Gambar  10  merupakan form pemilihan hari  yang  diinginkan  untuk  memasukan  data  kedalam laporan.  Pada  Gambar  12  merupakan  hasil  dari  laporan otomatis  yang  berhasil  dibuat  dan  pada  Gambar  11 merupakan  hasil  yang  dimiliki  oleh  aplikasi  sebagai pembanding bahwa data yang disimpan sama.

## C. Komunikasi Client-Server
Pengujian yang dilakukan adalah melakukan koneksi dari awal  hingga  data  dapat  diterima  oleh  aplikasi,  hal  pertama yang  dilakukan  adalah  melakukan  pengaturan  nama WiFi dan password WiFi yang  dimasukan  pada  mikrokontroler untuk mengatur ESP agar dapat langsung terkoneksi dengan WiFi yang  sesuai  dengan  keinginan.  Dapat  dilihat  pada Gambar 13 yang merupakan proses inisiasi koneksi terhadap WiFi ,  menginfokan IP  address dan  pada  akhirnya menampilkan hasil dari data sensor pada lcd display . Setelah tahap client megirimkan  data  kepada server yang  dapat dibuktikan pada Gambar 14, di mana pada Gambar 14 serial monitor  arduino  memperlihatkan  proses  pengiriman  data dari  mikrokontroler  ke server dan  pada  Gambar  15,  dapat dilihat bahwa tabel histori bertambah setelah mikrokontroler mengirimkan  data  ke server .  Pada  Gambar  16  merupakan hasil  data  yang  ditampilkan  di aplikasi sebagai pembanding bahwa database yang  tersimpan  dengan  tampilan  data yang ada pada aplikasi sama adanya.

## IV. KESIMPULAN
Pada  penelitian  ini  dirancang  sebuah  sistem wireless monitoring dengan  aplikasi  berbasis  web  dan database medis.  Berdasarkan  hasil  penelitian, multiple wireless monitoring berhasil  diimplementasikan  dalam  sistem berbasis web dengan menggunakan PHP dan database yang
dibuat  di  dalam  MySQL.  Dalam  penelitian  ini  aplikasi berhasil  mengimplementasikan  tingkatan  akses  dalam aplikasi yang dibedakan menjadi dua tingkatan akses, dapat melakukan  fungsinya  sesuai  dengan use  case yang  sudah diujikan  dan  dapat  melakukan  pembuatan  laporan  otomatis sesuai  dengan  hari  yang  ditentukan.  Pada  penelitian penelitian  ini  juga  berhasil  mengimplementasikan  sistem pengiriman  data  secara wireless yang  berbasis  TCP/IP  dan berhasil diterima oleh server lalu ditampilkan pada aplikasi. Pada  penelitian  penelitian  ini  juga  telah  berhasil  membuat sebuah  manajemen  ruangan  yang  dibuat  di  dalam  aplikasi dengan database MySQL,  manajemen  tersebut  sudah memiliki tabel database yang berelasi dengan tabel database lain,  maka  hasil  manajemen  ruangan  sudah  terimplementasi dengan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] M.  T.  Vo,  T.  T.  T.  Nghi,  V.  S.  Tran,  L.  Mai,  and  C.  T.  Le, “Wireless Sensor Network for Real Time Healthcare Monitoring: Network  Design  and  Performance  Evaluation  Simulation,”  in IFMBE Proceedings , 2015, vol. 46, pp. 87–91.
[2] N.  P.  Windryani,  “Nindithia  Putri  Windryani,  "  Comparison Analysis Between MQTT and HTTP Protocol in Iot Platform,” e- Proceeding Eng. , vol. 6, no. 2, 2019.
[3] P.  Neves,  M.  Stachyra,  and  J.  Rodrigues,  “Application  of Wireless  Sensor  Networks  to  Healthcare,” J.  Commun.  Softw. Syst. , vol. 4, no. 3, p. 181, 2008.
[4] H.  Ahmed  and  A.  Ali,  “Wireless  Sensor  Network  for  Medical Applications,” Iraqi J. Electr. Electron. Eng. , vol. 11, no. 1, pp. 49–59, 2015.
[5] M.  Elliott,  “Critical  Care:  The  Eight  Vital  Signs  of  Patient Monitoring,"  British  journal  of  nursing,  vol.  21  no  10,  p.  621, 2012.,” Br. J. Nurs. , vol. 21, no. 10, p. 621, 2012.
[6] M.  Elliott  and  A.  Coventry,  “Developing  Residential  Wireless Sensor,” Br. J. Nurs. , vol. 21, no. 10, pp. 621–625, May 2012.
[7] M. Husni, D. O. Siahaan, H. T. Ciptaningtyas, H. Studiawan, and Y.  P.  Aliarham,  “Liquid  volume  monitoring  based  on  ultrasonic sensor and Arduino microcontroller,” in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , 2016, vol. 128, no. 1.