## Perancangan Alat Pendeteksi KWH Meter Berbasis Arduino Uno R3 dan ESP8266
Elly Mufida 1 , Mochammad Iqbal Adriansyah 2 , Nur Muhammad  Ihsan 3 , Rian Septian Anwar 4
1,2,3,4 Universita s Bina  Sa ra na  Informatika
1 elly.elm@bsi.a c.id, 2 iqba la driya nsa h92@gmail.com, 3 ihsa nnurm@gmail.com , 4 ria n.ptn@bsi.a c.id
Abstrak - Besa r pema kaia n energi listrik  oleh setia p konsumen da pat diukur mengguna kan sua tu a la t pengukur energi  listrik  ya itu KWH Meter, seperti ya ng diguna ka n oleh Perusa ha a n Listrik Nega ra  (PLN).  Setia p pela nggan listrik  PLN a ka n membayar bia ya listrik sesua i denga n nila i pa da  KWH Meter. Pela ngga n listrik ha nya  mengetahui besa rnya  bia ya yang ha rus diba yarkan da n belum da pat mendeteksi a ta u mengontrol pema kaian da ya listrik untuk setia p ha rinya . Penelitia n ini  bertujua n untuk m embuat a la t pendeteksi pema kaia n energi listrik a ta u KWH Meter ya ng da pa t menampilka n da ya listrik  pa da  sua tu sa t tertentu da la m bentuk a ngka  digit. Ala t pendeteksi KWH Meter ini  diba ngun mengguna ka n sensor PZEM-004T da n Split-CT ya ng diguna ka n seba ga i sensor tega nga n dan a rus, sistem  mikrokontroler  Arduino  Uno  R3  ya ng berfungsi  untuk memproses da n mengola h da ta  ya ng telah dida pa tkan oleh sensor, serta  LCD da n modul ESP8266 ya ng a ka n mengirimka n ha sil pengukura n kepa da user, da n a ka n dita mpilka n pa da  a plika si berba sis  web.  Buzzer  a ka n menya la ketika   da ya  listirk  ya ng  digunakan melewa ti ba ta s ya ng tela h ditentuka n untuk memberika n peringa tan pa da user. Ala t ini da pa t diguna ka n oleh user untuk memberika n informa si pengguna an listrik pa da  sua tu tempat. User da pa t mensett nila i pengguna a n listrik ma ksima l. Jika  pengguna a n energi listrik  melebihi  ba ta s maksimal, ma ka buzzer a kan memberika n peringatam, sehingga  user da pa t mengendalika n pengguna an listrik sesuia  denga n ya ng diinginka nnya .
Ka ta  Kunci: Pendeteksi KWH Meter. Arduino Uno. Internet of Think.

## PENDAHUL UAN
Listrik  a da la h sa la h sa tu kebutuha n primer ma nusia   pa da   era kema juan teknologi  dan komunika si. Ha mpir semua  aspek kehidupan manusia mengguna ka n  pera ngka t  ya ng  digera kka n  dengan listrik.  Denga n sema kin berkura ngnya  sumber daya a la m pemba ngkit listrik,  ma ka  ma nusia  diha rapkan da pa t mela kukan penghema tan terha dap penggunaan listrik.  Pengguna a n  listri  da pa t  diukur  dengan mengguna ka n KWH Meter. KWH  Meter a da lah alat penghitung  pema ka ian energi  listrik  ya ng  bekerja mengguna ka n metode induksi medan magnet, dimana meda n ma gnet tersebut menggera ka n piringa n  yang terbua t da ri a lumunium. Pengukur Wa tt a ta u Kwa tt, ya ng pa da  umumnya disebut Wa tt-meter/Kwa tt meter disusun  sedemikia n  rupa ,  sehingga   kumparan tega nga n  da pa t  berputar denga n  beba snya, dengan ja la n demikia n tenaga  listrik da pa t diukur, ba ik dalam sa tua n WH ( Watt Hour )  a ta upun da la m KWH ( Kilo- Watt Hour )  (Bini  et a l.,  2018). Sa a t ini  di  Indonesia mengguna ka n  umumnya  mengguna ka n  dua   jenis KWH  meter ya itu pa sca  ba yar (a na log meka nik dan a na log elektronik) da n sistem pra ba yar (token meter). KWH  meter  merupa ka n  sa la h  sa tu  a lat ukur  listrik ya ng  terpenting  da n  menda pat  pemakaian  yang terlua s pa da  sua tu sistem kerja  tena ga  listrik,  ka rena KWH  meter  diguna ka n  seba ga i  a la t  ukur  dalam tra nsa ksi da ya  listrik.  Sebelum dipa ka i, KWH  meter ha rus  memenuhi persya ra ta n ya ng tela h  ditetapkan
oleh  piha k PT.  PLN  da la m ha l  ini  seba ga i penjual energi  listrik  (Da rma   et  a l.,  2019).  Pa da  beberapa pengguna a n  listrik misa lnya   pa da   perumahan, dibutuhka n informa si mengena i besa rnya  da ya listrik ya ng  diguna ka n  pa da   sua tu  sa a t  tertentu  untuk mengeta hui  tinggka t pema ka ian  da ya   listrik . Pema nta uan  terhadap  pema ka ia n  energi  listrik diperluka n  untuk  mengura ngi  pengguna ka n energi lsitrik ya ng  berlebiha n  da n  tida k  bermanfaat (Novia ndi et a l., 2020).
Ala t-a la t  listrik ya ng  diguna ka n  oleh pengguna   listrik  sa nga t  bera ga m,  da la m  dunia kelistrika n  a la t-a la t tersebut  dikelompoka n menjadi tiga  ka ta gori beba n, ya kni beba n resistif, induktif dan ka pa sitif. Penga ruh ketiga ka ta gori beban, membentuk da ya listrik semu,  da ya  listrik  a ktif dan da ya  rea ktif. Da ya  listrik a ktif ya ng diguna kan  selama wa ktu tertentu membentuk energi listrik da la m satuan kWh,  seda ng  da ya   listrik  rea ktif  ya ng  digunaka sela ma  wa ktu tertentu  da la m sa tua n  kVArh.  KWH meter da n kVArh  meter diguna ka n untuk mengukur energi  listrik  ya ng  diguna ka n.  Pa da   pengukuran energi  listrik  ya ng  cukup  besa r  diguna ka n metode pengukura n  tida k  la ngsung  denga n  menggunakan tra fo a rus  a ta u tra fo tega nga n a ga r  nila i  a rus  atau tega nga n ya ng diukur da pa t memenuhi kemampuan a la t ukur (Asmono, 2014).
Da ya   Listrik  ( Electrical  Power )  a dalah jumla h  energi  ya ng  disera p  a ta u diha silka n  dalam sebua h  sirkuit/ra ngka ia n.  Sumber  Energi  seperti
Tega nga n  listrik  a ka n  mengha silka n  da ya   listrik seda ngka n beba n ya ng  terhubung  denga nnya  akan menyera p  da ya  listrik  tersebut.  Denga n  ka ta  la in, Da ya  listrik  a da la h tingka t konsumsi  energi  dalam sebua h sirkuit a ta u ra ngka ia n listrik (Sa ifuddin et a l., 2018). Ada  dua  jenis KWH  meter ya ng dipa sa ng PT PLN untuk mengukur konsumsi listrik pela ngga nnya, ya itu  KWH  meter  pa sca bayar da n meter  pra bayar. Ada   a sumsi  pela ngga n  ba hwa  mengguna ka n meter pra ba yar a ka n membua t  tagiha n listrik  meningkat. Ka rena   a da  duga a n  pela ngga n  ba hwa   pa da  meter pra ba yar mempunyai pengukura n ya ng sa la h. Studi kompa ra si  terha da p  KWH  meter  pa sca bayar  dan KWH meter pra ba ya r  pa da   penelitia n ini dima ksudkan untuk mengeta hui a kura si pengukuran da ri  KWH  meter  pa sca bayar  da n  KWH  meter pra ba yar.  Sa mpel  penelitia n  dida sa rka n  pada golonga n  ta rif  listrik  ya ng  berva ra si  ya itu  listrik ruma h  ta ngga ,  industri,  UMKM  da n  perka ntoran. Da ri  ha sil kompa ra si tersebut diperoleh ha sil  a na lisa ya itu,  untuk  KWH  meter  pa sca bayar  a na log  dan digita l  mempunyai  ra ta -ra ta  kesala han  a kurasi sebesa r  3,252  %  da n  4,176  %,  seda ngka n  KWH pra ba yar  mempunya i  ra ta   ra ta   kesa la ha n  a kurasi sebesa r  1,186  %.  Da ri da ta   tersebut  dapat disimpulka n ba hwa KWH meter pra bayar mempunyai  tingka t  ketelitia n  ya ng  lebih  tinggi da ripa da  KWH  meter  pa sca bayar (Guna wa n et  a l., 2018).
Jumria nto  da n  Pra setyo  (2016)  telah membua t  prototipe  Kwh-Meter  Digita l  seba gai penghitung  energi  listrik  ya ng dihubungka n dengan Analog to Digital Converter (ADC) da ri Microcontroller  ATMega   32.  Progra m  ya ng dibuat da pa t mendeteksi besa rnya  energi  ya ng  digunakan oleh  beba n. Dita mpilka n pa da  LCD (Liquid  Crysta l Displa y)  berupa   jumla h  energi  sesua i  dengan peruba ha n wa ktu. Pencuplika n  da ta -data dila kukan denga n prinsip Sa m ple a nd Hold, a da la h sua tu proses pencuplika n gelomba ng denga n sela ng wa ktu tertentu (tn).  Da ta -da ta ya ng  tela h  dicuplik  diola h  dengan Progra m  Ba scom  AVR.Na mun  ha sil  pengukuran ha nya  dita mpilka n pada LCD (Jumria nto & Pra setyo, 2016).
KWh-Meter  a na log  bekerja   menggunakan metode  induksi  meda n  ma gnet.  Da ri  penggunaan KWh-Meter  a na log a da  seba gia n la pisa n ma syarakat ya ng  memperta yakan  kesesua ia n  a nta ra   ta mpilan jumla h  KWH  pa da   KWh-Meter  denga n  besa rnya energi  ya ng  dikonsumsi  oleh  beba n  pa da   rumah ta ngga .  Beda sa rkan  pemikira n  tersebut  penulis terinspira si  untuk  membua t  prototype  berba sis mikrokontroler 328P untuk mendapatkan perba ndinga n  kea kura tan nila i  KWH  pa da   KWh- Meter.  dima na  penulis  mengguna ka n ka mera untuk mena ngka p  citra  a ngka  pa da  ta mpila n KWh -Meter. kemudia n proses perba ndinga n akan dila kukan secara
visua l  denga n  ba ntua n  sensor  a rus  da n  tega ngan untuk menghitung energi ya ng diguna kan. Sela njutnya  ha sil  perba ndinga n pengguna a n energy a ka n  dita mpilka n  pa da   LCD.  Diha ra pka n  dengan ha sil penelitia n ini da pa t membandingkan nila i KWH pa da  KWh-Meter  denga n  ha sil  perhitunga n  KWH ya ng  dida pa t  da ri  penelitia n  (Perma ta sa ri  et  a l., 2019).

## METODE  PENELITIAN
Metode  penelitia n  ya ng  diguna ka n  oleh penulis  a da la h pera nca nga n ha rdwa re da n softwa re. Pa da   pera nca nga n  ha rdwa re,  penulis  membuat protype  a la t  denga n  menguna ka n  Arduino  Uno seba ga i pengenda li uta ma .  Seda ngka n  pada pera nca nga n softwa re, penulis menggunakan flowchart seba ga i  logika   progra m  untuk  membuat user interfa se berba sis web.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
Ga mba r  1  a da la h  blok  dia gra m  da ri ra nca nga n a lat. Arduino Uno merupa ka n blok proses, sensor  tega nga n  da n  sensor  a rus  merupa ka n blok input,  seda ngka n Wifi  ESP8266,  Buzzer  da n LCD merupa ka n blok output. Ra ngka ian komponen input terdiri  da ri modul sensor PZEM-004T seba ga i modul uta ma  da ri sensor tega nga n da n a rus AC serta  Split  – CT seba ga i sensor untuk pemba caan a rus AC. Sela in komponen input juga  terda pat komponen output yang terdiri  da ri  Buzzer  da n  LCD,  serta   ra ngkaian elektronika  la in seba ga i pendukung sistem.
Ga mba r 2  menunjukkan  ra ngkaia  da ri a lat ya ng dibua t. Tega nga n uta ma ya ng diguna kan pada ra ngka ia n ini  sebesa r  12  VDC  ya ng  diperoleh  da ri power  supply  a ta u  a da ptor.  Untuk  modul  sensor PZEM-004T,  LCD  16x2 da n Buzzer  membutuhkan tega nga n 5 VDC  serta  Wifi  ESP  8266 membutuhkan tega nga n  3.3  VDC  ya ng  disuppla y  la ngsung  da ri Arduino Uno R3. Semua  proses a ka n dila kuka n oleh Arduino Uno R3 da n semua  ha sil proses a ka n dikirim ke ra ngka ia n output .
Sumber:  Dokumen  pribadi  penulis
Ga mba r 1. Blok Dia gra m  Ala t
Arduino Uno R3
Sensor Tegangan
Sensor Arus Wifi (ESP826 6) Buzzer LCD
Sumber:  Dokumen  pribadi  penulis
Ga mba r 2. Skema  Ra ngka ia n Ala t
PZEM-004T  a da la h  sensor  ya ng  dapat diguna ka n untuk mengukur tega nga n rms,  a rus  rms da n  da ya   a ktif  ya ng  da pa t  dihubungka n  mela lui a rduino  a ta upun  pla tform  opensource  la innya. Dimensi  fisik  da ri  pa pa n PZEM-004T a da la h 3,1  × 7,4 cm. Modul pzem -004t dibundel denga n kumparan tra fo a rus dia meter 3mm ya ng da pat diguna kan untuk mengukur a rus ma ksima l sebesa r 100A (Anwa r et a l., 2019).  Ga mba r  3  a da la h  Modul Sensor  PZEM- 004T,  yang  biasa diguna ka n  untuk  mengukur tega nga n AC, a rus, da ya  a ktif, frekuensi, fa ktor daya da n energi  a ktif, modul ta npa  fungsi ta mpila n, data diba ca   mela lui  interfa ce  TTL.  Interfa ce  TTL  da ri modul ini  a da la h interfa ce pa sif, membutuhkan catu da ya eksterna l 5V, ya ng bera rti ketika berkomunika si, keempa t port  ha rus  terhubung  (5V, RX, TX,  GND) jika   tida k  ia   tida k  dapat berkomunika si denga   pera ngka t la in.  PZEM -004T- 10A  memiliki  renta ng  pengukura n  10A  (Built -in Shunt),  seda ngka n  PZEM-004T-100A  memiliki renta ng pengukura n 100A (Externa l Tra nsformer).
Sumber:https://primalcortex.files.wordpress.com/2019/07/selectio n_019.png
Gambar 3. Sensor PZEM-004T
ESP8266  a da la h  modul  wifi  ya ng  dapat diguna ka n seba ga i pera ngka t ta mbahan pa da sistem mikrokontroler  a ga r  da pa t  terhubung  la ngsung denga n  wifi  da n  membua t  koneksi  TCP/IP.modul WiFi  serba guna  ini  suda h bersifa t SoC  (System  on Chip),  sehingga   kita   bisa   mela kuka n progra mming la ngsung
ke ESP8266 ta npa
memerlukan
mikrokontroller ta mba han.  Kelebiha n la innya, ESP8266 ini  da pa t menjala nkan pera n seba gai a dhoc a kses  poin  ma upun  klien  seka ligus.  ESP8266 memiliki kema mpuan on-board prosesing da n storage ya ng memungkinka n chip tersebut untuk diintegra sika n  denga n sensor-sensor a ta u  dengan a plika si a la t tertentu mela lui  pin input output hanya denga n pemrogra ma n singka t.
Arduino Uno a da la h papan elektronika  yang menga ndung  mikrokontroler  Aa tmega   328p,  yang memiliki 14 pin I/O digita l da n 6 pin input a na log dan
bersifa t open source . Ada  tiga  komponen uta ma dari Arduino  Uno  ya itu  prosessor  CPU,  memory  dan input/output (I/O). Progra m  ya ng suda h dibuat akan di upload da n  disimpa n  di Read  Only  Memory (ROM),  kemudia n di proses oleh Central Processing Unit (CPU)  di  da la m Arduino Uno,  setela h itu akan mengha silka n output. Arduino Uno diguna ka n untuk menga tur  da n  memberi  perinta h  kepa da   seluruh ja la nnya proses.  Aga r  mikrokontroler da pa t bekerja da n  da pa t  diguna ka n,  cukup  ha nya  dengan menghubungka n boa rd  Arduino  Uno  ke  komputer denga n mengguna kan ka bel USB da n tega nga n listrik AC ke a da ptor DC. Ga mba r 4 menunjukan skema dari boa rd a ruduino uno  (Mufida  et  a l.,  2020).  Ba gia n- ba gia n ya ng terda pat pa da board Arduino Uno a dalah:
- Pin  input/output digital (diberi  Label „0 sampai 13‟). Secara umum pin I/O ini adalah pin digital, ya kni  pin  ya ng  bekerja   pa da   level  tega ngan digita l  (0V  sa mpa i 5V)  ba ik  untuk  input  atau output. Pa da  bebera pa  pin output a na log, dapat mengelua rka n tega nga n a na log 0V  sa mpa i 5V, pin  tersebut a da la h pin  3,  5,  6,  9,  10,  da n 11, sela in itu untuk pin 0 da n 1 juga  memiliki fungsi khusus seba ga i pin komunika si seria l.
- Pin  input a na log (diberi  La bel  A0  sa mpa i A5). Pin  tersebut  da pa t  memerima   input  tega ngan
a na log a nta ra 0V sa mpa i 5V, tega nga n ini akan direpresenta sika n  seba ga i  bila nga n  0-1023 da la m progra m.
- Pin  untuk sumber  tega nga n. Kelompok  pin  ini merupa ka n  kumpula n  pin  ya ng  berhubungan denga n sumber tena ga , missa lnya  output 5volt, Output 3.3 volt, GND  (2 pin) da n Vref (tega ngan referensi untuk pemba caan ADC interna l)
- IC ATMega 328 Seperti  ya ng bertinda k seba gai pusa t kenda li pemrosesa n da ta .
- IC  ATMega 16U  IC  ini  deprogra m  untuk mena nga ni komunkasi da ta  denga n PC  mela lui port USB.
- Jack USB  Merupa ka n soket USB tipe B seba gai penghubung da ta  seria l denga n PC.
- Jack Power ,  merupa ka n Soket untuk ca tu daya eksterna l a nta ra  9V sa ma i 12V DC.
- Port ICSP  ( In-Circuit Serial Programing ), yang diguna ka n  untuk  memprogra m  a rduino  tanpa bootloader .
- Tombol Reset Diguna ka n untuk mereset pa pa n mikrokontroler a rduino untuk memula i progra m da ri a wa l.
-
Sumber:  Dokumen  pribadi  penulis Ga mba r 4. Skema  Arduino Uno
Arduino  Uno  a ka n mengkonversika n besa ra n a rus da n tega nga n da ri input sensor tega ga n PZEM-004T da n sensor  a rus CT  (Current  Tra nsformer) kedalam besa ra n tega nga n da n a rus  ya ng  sesua i.  Kemudian Arduino  Uno  a ka n  mena mpilka n  ha sil  konversi tersebut mela lu LCD  da n mengirimka n kepa da  user mela lui  modul  wifi  ESP  8266.Buzzer  berfungsi seba ga i  indika tor  a pa kah nila i  tega nga n  a ta u a rus melebihi  da ri  nila i  ya ng diinginka n.  Pa da  ra ngkaian ini  power  supply  a ta u  a da ptor  berfungsi  seba gai sumber  tega nga n  uta ma  untuk  Arduino  Uno  R3.
Tega nga n ya ng diguna ka n sebesa r 12 VDC.  Setela h Arduino Uno R3 dihubungka n denga n power supply, Arduino a ka n a ktif ya ng dita ndai denga n menyalanya LED.  Arduino juga  menyedia kan tega nga n sebesar 5 VDC  da n  3.3  VDC  untuk  mensupla y  modul  atau ra ngka ia n la in.  Setela h semua  komponen elektronik menda pat  tega nga n  da ri  Arduino, sela njutnya Arduino  a ka n menginisia lisa si  sensor  PZEM-004T da n  Split–CT,  dima na  sensor  ini  diguna ka n untuk memba ca  tega ngan  da n  a rus  ya ng  melewa ti komponen tersebut.
Setela h  sensor  PZEM-004T  da n  Split–CT menda patkan  nila i tega nga n  da n  a rus  yang melewa tinya , ma ka  a kan la ngsung dita mpilkan pada modul  LCD  a ga r  muda h da la m memonitoringnya, serta  a ka n la ngsung dikirimka n ke web server  mela lui ESP  8266. Dida la m a rduino juga  suda h dia tur batas a rus ya ng dilewa ti nya  a ga r na ntinya ketika  arus yang melewa ti  sensor  PZEM-004T  da n  Split–CT  lebih besa r  terha da p nila i  tersebut  Buzzer  a ka n menyala da n mengelua rka n bunyi a ta u peringa ta n. Ga mbar 5 a da la h  bentuk  ra nca nga n  a la t  ya ng  dibua t  oleh penulis.
Sumber:  Dokumen  pribadi  penulis
Ga mba r 5. Ra ngka ia n Ala t ya ng dibua t
Ga mba r 6 a da la h folowha rt a la t. Ala t ha nya  bekerja sela ma   suppla y  da ya   tersedia ,  jika   da ya   listsrik terputus  ma ka n sistem  a ka n  bera khir.  Ketika   a lat dihubungka n  denga n  sumber  da ya ,  ya ng  pertama dila kuka n a da la h menginisia lisa si  input  da n  output mela lui port-port ya ng tela h disedia ka n oleh Arduino Uno.  Kemudia n Arduino  Uno a ka n sela lu membaca input da ri sensor a rus da n tega nga n.
Start Inisialisasi port Arus_max, teg_max. Buzzer=Off Baca Sensor Tegangan dan Sensor Aurs Tegangan, arus melebihi arus_max,teg_max? LCD End Power=On N Y Buzzer=On N Y Buzzer=Off
Sumber:  Dokumen  pribadi  penulis Ga mba r 6. Flowcha rt Ala t
Pengujia n  fungsi  input  sensor  ini  dila kuka n untuk mengeta hui  a pa kah  sensor  ya ng  tela h  diguna kan berja la n  ba ik  sesua i  denga n  fungsinya   a ta u  tida k. Pengujia n  sensor PZEM-004T da n  Split–CT bertujua n untuk  mengukur  nila i  tega nga n  (V)  serta a rus  (A)  ya ng melewa ti  sensor  tersebut.  Ga mba r 7 a da la h  ta mpila n  user  interfa ce  da ri  ha sil  da ri pengujia n sensor PZEM-004T da n Split–CT.
Sumber:  Dokumen  pribadi  penulis
Ga mba r 7. Ta mpila n ha sil pengukura n sensor ta ga nga n da n sensor a rus.
Ta bel 1 Da ri a da la h ha sil pengukura n seca ra manual terha da p  sensor  tega nga n  da n  sensor  a rus,  serta pema ntauan terha dap output LCD da n Buzzer. Da ri ha sil  da ri  percoba a n ya ng  tela h  dila kuka n  didapat ba hwa  ra nca ngan a la t deteksi da n monitoring KWH meter suda h bekerja  denga n ba ik da n sesua i dengan ya ng di  ha ra pkan, ka rena  a la t da pa t  membaca nila i tega nga n da n a rus  da rki  sensor,  serta   muncul pada
ta mpila n LCD, Buzzer juga  menya la  ketika  arus yang melewa ti  ba ta s  da ri  ya ng  tela h  ditentuka n  untuk memberika n peringa ta n pa da user.
Ga mba r 8  a da la h  ta mpila n ha sil  pengukura n pada user  interfa ce.  Ha sil  ya ng  muncul  pa da   ga mbar tersebut  bernila i  sa ma   denga n  ya ng  muncul  pada LCD  serta   ha sil  pengukura n  seca ra   ma nual  yang ditunjukka n pa da Ta bel 1.
Ta bel 1 Ha sil Percoba a n terha dap input da n output
No Pengujia n Ha sil Pengujia n Kondisi Tega nga n (V) Arus (A) LCD Buzzer 1 Cha rger power ba nk 209,8 0,05 Sesua i Tida k bunyi 2 Ha ir dra yer speed 2 da n teko listrik 210,9 5,3 Sesua i Berbunyi 3 Ha ir dryer speed 1 208,9 2,1 Sesua i Tida k bunyi 4 Ha ir dryer speed 2 208,9 3,78 Sesua i Tida k bunyi 5 Teko listrik 210,9 1,5 Sesua i Tida k bunyi
Sumber:  Dokumen  pribadi  penulis
Sumber:  Dokumen  pribadi  penulis
Ga mba r 8. Ta mpila n Output pa da  LCD

## KESIMPUL AN
Da ri  ha sil  percoba a n yang penulis la kukan, da pa t  disimpulka n  seba ga i  berikut:  (1)  Ala t monitoring  KWH  ini  da pa t  diguna ka n  untuk mempermudah user a tau pengguna  dala m mendeteksi da n memonitoring pengguna a n da ya listrik. (2)  Ala t ini  ma mpu memberika n peringa ta n jika  penggunaan listriknya   melebihi  ba ta s  ya ng  tela h  ditentukan sebelumnya .  (3)  User  interfa ce  da pa t memberikan informa si ya ng lebih  fleksibel  diba ndingka n dengan ta mpila n pa da LCD
Pengguna a n  sensor  seba iknya  disesua ikan denga n pera la ta n elektronik ya ng mengguna kan daya listrik.  Pena mba han fungsi  kontrol  pa da  a la t  a gar da pa t  otoma tis  mema tika n  pera ngka t  elektronik denga n pengguna a n da ya  tinggi  ketika  penggunaan listrik  melewa ti  ba ta s ya ng  tela h  ditentuka n. Aga r user  lebih  fleksibel  da la m mengguna ka n a la t,  ada ba iknya  user interfa ce dibua t berba siska n mobile.

## REFERENSI
Anwa r,  S.,  Artono,  T.,  Na srul,  N.,  Da srul,  D.,  & Fa dli,  A.  (2019).  Pengukura n  Energi  Listrik Berba sis  PZEM-004T. Prosiding  Seminar Nasional  Politeknik  Negeri  Lhokseumawe ,
3 (1), A272–A276. http://e- jurna l.pnl.a c.id/index.php/semnaspnl/a rticle/vi ew/1694
Asmono, D.  (2014).  Pengukura n energi  listrik  tidak la ngsung mengguna ka n KWH meter da n kvarh meter. TEDC , 8 (3), 198–204.
Bini,  T.,  Indra wa n, A.  W.,  &  Da sma wa ti1. (2018). Ra nca ng  Ba ngun  Sistem  Monitoring  KWH Meter  Berba sis  Android. Prodiding  Seminar Hasil Penelitian (SNP2M) , 144–148.
Da rma , S., Yusma rtono, & Akhiruddin. (2019). Studi sistem  penera a n  KWH  meter. Journal  of Electrical Technology , 4 (3), 158–165.
Guna wa n,  D.,  Sha la huddin,  Y.,  &  Erwa nto,  D.
(2018). Studi Kompa ra si  KWH Meter Pa sca ba yar  Denga n  KWH  Meter  Pra bayar Tenta ng  Akura si  Pengukura n  Terha da p Ta rif Listrik  Ya ng  Berva ria si. Setrum :  Sistem Kendali-Tenaga-Elektronika-Telekomunikasi-
Komputer , 7 (1), 158. https://doi.org/10.36055/setrum.v7i1.3408
Jumria nto, &  Pra setyo,  M.  T.  (2016).  Pera nca ngan
Da n Pembua ta n Prototipe Kwh-Meter Digita l 1 Fa se Berba sis Microcontroller  Avr Atmega  32. Media Elektrika, 9 (2), 1–23.
Mufida , E.,  Anwa r,  R.  S.,  &  Guna wa m, I.  (2020). Rancangan  Palang  Pintu  Otomatis  Pada Apartemen  Dengan  Akses  e-KTP  Berbasis Arduino . 1 (2), 52–63.
Novia ndi,  K.,  Ya coub,  R.  R.,  &  Juna idi.  (2020). Pera nca nga n  Ala t  Penghitung  Penggunaan Da ya   Listrik  Pa da  La mpu  Penera nga n  Ja lan
Umum Berba sis Sensor Arus Da n Mikrokontroler. Jurnal Teknik Elektro
Universitas Tanjungpura , 1 (1–11), 1–11.
Perma ta sa ri,  I.,  Awa y,  Y.,  &  Zulhelmi.  (2019).
Desa in  Sistem  Verifika si  Pema ka ia n  Listrik Pa da   Kwh-Meter Ana log  Seca ra   Visua l
Berba sis Atmega  328P. Kitektro , 4 (3), 1–5.
Sa ifuddin, M. A.  H., Djufri, I. A.,  & Ra hma n, M. N. (2018).  Ana lisa   Kebutuha n  Da ya   Listrik Terpa sa ng  Pa da   Gedung  Ka ntor  Bupati Ka bupa ten Ha lmahera Ba ra t. Jurnal PROtek , 05 (1), 49–57.