## EVALUASI KINERJA SISTEM PENCACAH KERLIP CAIR PORTABEL TYPE SSS-22P
SUBIHARTO PRSG-BATAN Kawasan Puspiptek Gd. 30 Serpong, 15310 Email : subiharto@batan.go.id Diterima Editor : Diperbaiki :

## ABSTRAK
EVALUASI KINERJA SISTEM PENCACAH KERLIP CAIR PORTABEL TYPE SSS- 22P .  Telah  dilakukan  evaluasi  kinerja  sistem  pencacah  kerlip  cair  portabel  tipe  SSS-22P. Sistem pencacah kerlip cair portabel tipe SSS-22P adalah peralatan laboratorium portabel yang digunakan  untuk    mengukur  radiasi    Beta  dari  sampel  yang  dicampur  dengan  cairan  pelarut. Metode  Ini  adalah  yang  paling  sensitif  untuk  mendeteksi  dan  mengkuantifikasi  isotop pemancar  Beta,  khususnya  H-3  dan  C-14 3) .  PRSG  menggunakan  alat  ini    secara  rutin  untuk menganalisis  air  pendingin  reaktor  sebagai  pengganti  alat  yang  sebelumnya  LS  1308  buatan Beckman  yang  telah  rusak  sejak  tahun  2011.  Permasalahan  saat  ini  adalah  ketika  alat  yang masih baru ini akan digunakan kondisinya tidak stabil dan nilai cacahnya berubah-ubah.Tujuan penulisan makalah ini untuk memastikan apakah peralatan dapat berfungsi dengan baik dengan melakukan evaluasi kinerjanya. Ruang lingkup evaluasi kinerja peralatan meliputi 2 cara yaitu: melakukan  uji  kesesuaian Hardware dengan  cara  melakukan  pengukuran  tegangan  tinggi antara  tegangan  masukan  dan  keluaran, serta  melakukan  pengujian software dengan pencacahan  terhadap  sumber  standar  H-3  untuk  mengetahui  respon  detektor.  Pada  pengujian hardware diperoleh hasil yang menunjukkan adanya ketidak sesuaian antara tegangan masukan dan  tegangan  keluaran  pada  kedua  detektor,  sedangkan  pada  pengujian software diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa respon detektor 1 tidak stabil tetapi respon detektor 2 berfungsi dengan baik.
Kata kunci : evaluasi kinerja, pencacah kerlip cair

## ABSTRACT
EVALUATION THE  SSS-22P  LAB  PORTABLE  LIQUID  SCINTILLATION  COUN- TING SYSTEM .  Evaluation  the sss-22p-Lab    portable liquid    Scintillation  Counting System have  been  done . The  SSS-22P-LAB  Portable  Liquid  Scintillation  Counting  System  measures Beta emissions from samples mixed with a liquid scintillator. This method is the most sensitive method  for  detecting  and  quantifying  Beta  emitter  isotopes,  especially  H-3  and  C-14.  PRSG uses  this  equipment  routinely  to  analyze  the  reactor  coolant  water  as  a  replacement  of  the previously designed Beckman LS-1308 that has been that has been damaged since 2011. The current  problem  is  when  this  new  equipment  will  be  used  its  conditionis  unstable  and  show variable  changing  results.  The  purpose  of  writing  this  paper  to  as  certain  whether  the equipment  works  well  by  performing  is  performance  evaluation.  The  scope  of  equipment performance  evaluation  include  2  ways,  namely  :  to  perform  hardware  suitability  test  by performing high voltage measurement between input and output voltage, and perform software testing  with  enumeration  to  source  of  standard  H-3  to  know  the  detector  response.  In  the
hardware test obtained results indicate the existence of a mis match between the input voltage and output voltage on both detectors, while the software testing obtained results that indicate that the response detector 1 is not stable but the response detector 2 works well
Keywords: performance evaluation, liquid  Scintillation Counting

## PENDAHULUAN
Pemanfaatan pengoperasian reaktor harus memperhatikan  keselamatan  bagi peralatan,  pekerja  masyarakat  dan  ling- kungan.  Pada  saat  reaktor  beroperasi  selain banyak  manfaatnya  juga  terdapat  resiko terhadap bahaya radiasi Interna dan eksterna, di  Pusat  Reaktor  Sera  Guna  (PRSG).  Tugas untuk  pengendalian  terhadap  bahaya  tersebut dibebankan  kepada  Bidang  Keselamatan Kerja  dan  Opeasi,  Sub  bidang  Keselamatan Kerja  dan  Proteksi  Radiasi  (KKPR).  Salah satu  tugas  pokok  dan  fungsi  sub  bidang KKPR adalah melakukan pemantauan keselamatan  kerja 2) .  Berdasarkan  Perka Bapeten  No.4  Tahun  2013 tentang,”  Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam pemanfaatan Tenaga  Nuklir”  pada  pasal  25  menyatakan bahwa,    Pemegang  Izin,  untuk  memastikan Nilai Batas tidak terlampaui, wajib melakukan:  b.  pemantauan  Paparan  Radiasi dan/atau  kontaminasi,  radioaktif  di  daerah kerja;  c.  pemantauan  radioaktivitas  ling- kungan  di  luar  fasilitas  atau  instalasi 1) .. Untuk  bisa  melaksanakan  tugas  tersebut KKPR  dilengkapi  dengan  bermacam-macam alat  monitor  radiasi  baik  yang  terpasang maupun  yang  portabel  antara  lain  alat monitor  radiasi  alfa,  beta,  gamma  dan neutron, spektrometer
gamma dan spektrometer beta.
Untuk  menjamin  keselamatan  bagi personil  dan  sistem  RSG-GAS    dilengkapi dengan    spektrometer  beta  portabel  dengan spesifikasi  sebagai  berikut:  Pencacah  kerlip cair portabel type SSS-22P. Secara sederhana spektrometer dapat  digambarkan  terdiri  dari 2  (dua)  detektor  radiasi  beta,  rangkaian elektronik  penunjang,  dan  sebuah  interface yang disebut Multi Channel Analyzer (MCA).
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi rangkaian  elektronika,  catu  daya  tegangan tinggi  dan  rangkaian  MCA  kini  telah  dibuat secara  terintegrasi pada  onboard   slot komputer.  Alat  ini  dilengkapi  dengan perangkat  lunak  khusus  ( software LAM  10) yang telah diinstal pada sperangkat komputer dapat berfungsi  sebagai  MCA.  Alat  ini mempunyai fungsi untuk menganalisis kandungan  Tritium  (H-3)  dan  C-14  di  dalam pendingin air primer.
Pada  saat  digunakan  untuk  melakukan pencacahan  alat  tersebut  menunjukkan  tidak stabil  dan  data  hasil  pengukuran  selalu berubah-ubah oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi  terhadap  alat  tersebut.  Evaluasi dilakukan dengan 2 cara  yaitu,  yang pertama melakukan  pengujian  terhadap hardware
yaitu dengan melakukan pengukuran terhadap  tegangan  masukan  dan  keluaran untuk melihat kesesuaiannya dan  yang kedua pengujian terhadap software dengan melakukan  pencacahan  sumber  standar  dan vial kosong. Dengan  dilakukannya  evaluasi  terhadap software dan hardware alat tersebut diharapkan  dapat  diketahui  secara  pasti penyebab  ketidakstabilan  alat  tersebut  untuk selanjutnya  dilakukan  tindakan  penstabilan, sehingga    kemampuan  unjuk  kerja  alat tersebut  bisa  dipertanggungjawabkan  saat digunakan  untuk  pengukuran  dan  akhirnya aspek  keselamatan  dapat  terpenuhi  sesuai dengan ketentuan keselamatan kerja.

## TEORI
Sistem  pencacah  kerlip  cair  portabel  tipe SSS-22P memiliki dua komponen utama: dua Detektor SSS-22P, dan dua saluran pencacah LAM-10-DSC. LAM-10-DSC adalah instrumen  berdiri  sendiri,  detektor  SSS-22P
berada di dalam kotak  yang terbuat dari baja ringan  yang  kuat  dan  dilengkapi  dengan Printer untuk mencetak keluaran data . Detektor  SSS-22P-LAB  berisi  dua  tabung photomultiplier,  preamplifier,  tiga  ruang sampel  yang  berfungsi  sebagai  pembawa sampel dengan botol standar 20 - 25 ml. Spesifikasi sistem, termasuk elektronik LAM-10-DSC. • Efisiensi H-3: • Kotor,> 20%. • Coincidence:> 10%.
•  Count  Time:  1  detik  sampai  lebih  dari  10 hari, user settable dalam hitungan detik. •  Tegangan:  tegangan  bias  PM  0  -  2000  V pengguna settable sampai 1 V.
•  Pembacaan:  Digital  panel  meter,  6  digit panel LCD, 0.4 "angka.
• Keluaran:
• Port serial RS-232.
•  Port  USB  opsional  pada  penghitung eksternal.
• Daya: Adaptor sel gel + AC.
• Box : 17 "X 11¾" X 7½ ", LAM-10-DSC:
10" X 7 "X 7"
• Berat: 26 lbs. (~ 12 Kg)
• Ruang botol sampel standar 20 - 25 ml.
•  Sebagian  besar  Bekerja  dengan  fluor
Scintilasion flour. Perkin-Elmer Ultima Gold- LLT dianjurkan untuk penghitungan H-3. 3)
Di  dalam  kotak    berisi  probe  yang  dipasang di kedua sisi ruang dengan ruangan untuk tiga botol  sampel,  dan  preamplifier  untuk  sinyal probe.  Jika  digunakan  dalam  pencahayaan terang,  usahakan  tutup  tutup  kotak  antara sumber  cahaya  dan  bagian  dalam  sambil bertukar vial, untuk melindungi photomultip- liers dari cahaya.  Kotak  ini memiliki tombol interlock yang  terbuka  saat  cover  diangkat. Konektor 3-pin harus dilepaskan ke LAM-10- DSC.  Ini  dilengkapi    catu  daya  DC  +5  V untuk preamplifier (lihat bagian Photomultip- liers  di  bawah)  dan  juga  generator  tegangan tinggi di LAM-10-DSC. Masukan + 5 V pada pin  2  melewati  saklar  interlock  dan  kembali melalui pin 3 ke LAM-10-DSC. 5)
Pada saat ruang sampel dibuka: • Pasokan 5 V terputus dari generator HV
• Generator HV tidak beroperasi
• Tidak ada suplai HV ke PM Tubes. 4)
Alat ini bisa dioperasikan dengan mode stand alone Gambar 1 dan dioperasikan dengan komputer Gambar 2
Gambar 1. Rangkaian kinerja sistem pencacah kerlip cair portabel type SSS-22P
mode stand alone
Gambar 2. Rangkaian kinerja sistem pencacah kerlip cair portabel type SSS-22P mode operasi dengan komputer

## TATA KERJA
Bahan yang digunakan:
1. Sumber standar H3
2. Vial kosong

## Alat yang digunakan:
1. Pencacah kerlip cair portabel tipe SSS-
22P
2. Laptop
3. Alat ukur tegangan tinggi Merk  Zentech 900 A High Voltage and Current meter

## Langkah Kerja
Uji kesesuaian Hardware dengan langkah- langkah sebagai berikut:
a. Membuat  rangkaian  seperti  Gambar  3. Dibawah ini
Gambar 3 . Rangkaian saat mengukur HV
b. Mengukur  tegangan  tinggi  detektor  1 dengan  interval  1  strip  (skala  2) potensiometer dengan cara melepas  kabel BNC  yang  terhubung  ke  detektor  ,
pengukuran  dimulai  dari  keluaran  0  Volt sampai mendekati keluaran 1000 Volt Mencatat hasilnya kedalam Tabel
c. Mengukur  tegangan  tinggi  detektor  2 dengan  interval  1  strip  (skala  2) potensiometer dengan cara melepas  kabel BNC  yang  terhubung  ke  detektor, pengukuran  dimulai  dari  keluaran  0  Volt sampai mendekati keluaran 1000 Volt
Mencatat hasilnya kedalam Tabel
4. Pengujian Sofware dengan langkah- langkah sebagai berikut:
a. Mencacah sumber standar H3 dengan variasi tegangan tinggi detektor 1 sampai mencapai cacah tertinggi mendekati nilai yang tertera dalam sertifikat sumber, untuk menentukan daerah tegangan kerja (Plato). Mencatat hasilnya kedalam Tabel b. Mengukur sumber standar H3 dengan variasi tegangan tinggi detektor 2 sampai mencapai cacah tertinggi mendekati nilai yang tertera dalam sertifikat sumber, untuk menentukan daerah tegangan kerja
(Plato).
Mencatat hasilnya kedalam Tabel

## DATA HASIL PENGAMATAN

## A. Data hasil pengujian Hardware
NO TEGANGAN SETTING (Volt) TEGANGAN KELUARAN (Volt) NO TEGANGAN SETTING (Volt) TEGANGAN KELUARAN (Volt) 1 0 0 1 0 0 2 10 13 2 10 15 3 20 36 3 20 36 4 30 57 4 30 57 Tabel 1.  Data hasil pengukuran tegangan tinggi detektor 1 Tabel 2. Data hasil pengukuran tegangan tinggi detektor 2
Tabel 1. Lanjutan Tabel 2. Lanjutan NO TEGANGAN SETTING (Volt) TEGANGAN KELUARAN (Volt) NO TEGANGAN SETTING (Volt) TEGANGAN KELUARAN (Volt) 5 40 79 5 40 78 6 50 100 6 50 98 7 60 121 7 60 119 8 70 142 8 70 139 9 80 163 9 80 159 10 90 185 10 90 179 11 100 206 11 100 200 12 110 229 12 110 220 13 120 250 13 120 241 14 130 272 14 130 261 15 140 294 15 140 281 16 150 315 16 150 302 17 160 337 17 160 322 18 170 357 18 170 343 19 180 378 19 180 362 20 190 400 20 190 383 21 200 422 21 200 404 22 210 444 22 210 426 23 220 466 23 220 446 24 230 498 24 230 466 25 240 508 25 240 486 26 250 530 26 250 506 27 260 552 27 260 527 28 270 575 28 270 547 29 280 593 29 280 566 30 290 614 30 290 586 31 300 636 31 300 606 32 310 656 32 310 626 33 320 678 33 320 646 34 330 699 34 330 666 35 340 720 35 340 686 36 350 740 36 350 706
Tabel 1. Lanjutan Tabel 2. Lanjutan NO TEGANGAN SETTING (Volt) TEGANGAN KELUARAN (Volt) NO TEGANGAN SETTING (Volt) TEGANGAN KELUARAN (Volt) 37 360 761 360 727 38 370 782 370 747 39 380 802 380 767 40 390 823 390 787 41 400 843 400 808 42 410 865 410 829 43 420 886 420 849 44 430 907 430 868 45 440 927 440 888 46 450 948 450 909 47 460 469 460 929 48 470 989 470 949 49 472 994 480 969 50 474 997 490 988 51 500 ---- 500 ----

## B. Data pengujian Software
NO TEGANGAN TINGGI (Volt) AKTIVITAS SUMBER (CPS) NO TEGANGAN SETTING (Volt) AKTIVITAS SUMBER (CPS) 1 0 730 1 0 0,01 2 50 2887 2 50 0,01 3 100 3976 3 100 0,01 4 150 4645 4 150 1,3 5 200 5967 5 200 131 6 250 13287 6 250 6212 7 300 12844 7 260 6815 8 305 12923 8 270 6703 9 310 13020 9 280 6178 10 315 10130 10 290 5485 11 315 9724 11 300 5113 Tabel 3. Data hasil pengukuran Sumber H3 menggunakan detektor 1 dengan variasi HV Tabel 4.  Data hasil pengukuran Sumber H3 menggunakan detektor 2 dengan variasi HV
Tabel 3. Lanjutan Tabel 4. Lanjutan NO TEGANGAN TINGGI (Volt) AKTIVITAS SUMBER (CPS) NO TEGANGAN SETTING (Volt) AKTIVITAS SUMBER (CPS) 12 315 9563 12 305 5103 13 320 9562 13 310 5338 14 320 9566 14 315 5555 15 320 9536 15 320 5979 16 320 9491 16 325 6305 17 320 9477 17 330 6775 18 320 9428 18 335 7160 19 320 9349 19 340 7532 20 320 5748 (Blank) 20 345 7822 21 320 5538 21 350 8137 22 320 5477 22 355 8363 23 320 5476 23 360 8571 24 320 5461 24 365 8713 25 320 5460 25 370 8843 26 320 5461 26 375 8965 27 320 5461 27 380 9049 28 28 385 9114 29 29 390 9157 30 30 385 9116 31 31 380 9041 32 32 385 9111 33 33 385 9117 34 34 385 9108 35 35 385 9101 36 36 385 9106 37 37 385 490 (blank) 38 38 385 166 39 39 385 132 40 40 385 126 41 41 385 125
Gambar 4. Grafik fungsi Tegangan VS Cacah per detik Detektor 1
Gambar 5. Grafik fungsi Tegangan VS Cacah per detik Detektor 2

## PEMBAHASAN
Uji  kesesaian hardware dilakukan  dengan melakukan  pengukuran    tegangan  tinggi setting dengan  menggunakan  alat  ukur Zentech  900  A High  Voltage  and  Current meter . Alat ukur ini  mempunyai kemampuan mengukur  tegangan  tinggi  10.000  volt  AC dan 15.000 volt DC.
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  diketahui  bahwa tegangan setting (masukan) yang akan diukur ditentukan  mulai  dari  0  volt  dinaikkan dengan kelipatan 10 sehingga masukannya 0, 10,  20,  30,  40,  50,..............sampai  500  volt. Penentuan tegangan masukan maksimum 500 volt  berdasarkan  rekomendasi  dari  petunjuk pengoperasiannya sehingga tidak boleh tarlampaui  karena  dapat  merusak  detektor. Berdasarkan  Tabel  1  terlihat  bahwa  pada tegangan  masukan  untuk  detektor  1  berturut- turut      (0,10,  20,  30,  40,  50,  60,  70,  80,  90, 100  .......474)  volt,  tegangan  terukurnya adalah (0, 13, 36, 57, 79, 100, 121, 142, 163, 185,  206.......997)  volt,  kalau  kita  mengacu pada  petunjuk  operasi    tegangan  keluar terukur  seharusnya  besarnya  2  (dua)  kali tegangan  masukannya,  tetapi  ternyata  data yang diperoleh dari hasil pengukuran terdapat perbedaan (penyimpangan) di semua masukan  namun  demikian  semakin  besar tegangan masukannya penyimpangannya semakin kecil, besarnya penyimpangan berkisar  anatar  5  %  sampai  15  %. Penyimpangan  ini  bisa  terjadi  kemungkinan disebabkan  oleh:  suhu  ruangan,  perlakuan saat  pengiriman,  dan  bergesernta  setting potensiometer. Oleh karena itu untuk mengatasi  hal  tersebut  perlu  dikondisikan ruangannya dan diatur ulang seting potensiometernya.  Sedangkan  untuk  detektor 2  yang  terlihat  dari  Tabel  2 terlihat  bahwa pada  tegangan  masukan  untuk  detektor  2 berturut-turut     (0,10,  20,  30,  40,  50,  60,  70, 80,  90,  100  .......490)  volt,  tegangan terukurnya adalah (0, 15, 36, 57, 78, 98, 119, 139, 159, 179, 200.......988) volt, berdasarkan data tersebut  diatas  uji  kesesuaian  detektor  2 juga  terdapat  perbedaan  (penyimpangan)  di
semua  masukan  namun  demikian  semakin besar  tegangan  masukannya  penyimpangan- nya  semakin  kecil,  besarnya  penyimpangan berkisar  anatar  0,8  –  25  %.  Dari  data  yang tersaji  pada  Tabel  1  dan  2    tersebut  dapat diketahui  bahwa  penyimpangan  terbesar kedua detektor tersebut terjadi pada tegangan rendah  10  volt  dengan  penyimpangan  15  % untuk detekto1 dan 25 % untuk detktor 2. Untuk  pengujian  Software  dilakukan  dengan melakukan  pencacahan  sumber  standar  H-3 yang  mempunyai  aktivitas  10.000  Cps. Pencacahan  dilakukan  pada  tegangan  yang bervariasi  mulai dari 0  volt sampai diperoleh tegangan  kerjanya  yang  ditunjukkan  oleh cacah terbesar yang mendekati Cacah sumber standar yang digunakan. Data hasil pencacahan  disajikan  dalam  Tabel  3  dan    4 serta  Gambar  3  dan  4.  Berdasarkan  Tabel  3 terlihat  bahwa  detektor  1  mulai  merespon pada  tegangan  0  volt  ,  walaupun  belum  ada tegangan  namun  sudah  mulai  mencacah yaitu  730  Cps,  tegangan  terus  bertambah mencapai  cacah  terbesar  pada  tegangan  250 volt  yaitu  13287  Cps  dan  mulai  stabil  pada tegangan  320  volt  dengan  cacah  rata-rata 9474  Cps, cacah ini dianggap cacah terbesar yang  mendekati  sumber,    namun  demikian ketika    sumber  standar  diambil  dan  diganti dengan  vial  yang  kosong  (sebagai  cacah latar)  diperoleh  cacahan  rata-rata  5510  Cps nilai  cacahan  ini  cukup  besar.  Hal  ini menunjukkan bahwa detektor 1 tidak merespon  sebagaimana  mestinya  karena dengan  hasil  cacahan  tersebut  seolah-olah masih  ada  sumber  di  dalam  vial,  sehingga hasil
pengukurannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.  Oleh  karena  itu perlu  dilakukan  pengaturan  ulang  tegangan tingginya untuk detektor 1 Berdasarkan  Tabel  4  terlihat  bahwa  detektor 2  mulai  merespon  sejak  tegangan  200  volt seiring  dengan  bertambahnya  tegangan  maka cacahanpun bertambah juga  dan mulai stabil pada  tegangan  kerjanya  385  volt,  dengan cacah  rata-rata  9108    Cps.  Tegangan  kerja dan cacahan  ini  mendekati dengan data  yang tertera  dalam  sertifikat  yang  menyatakan
bahwa  detektor  kerja  mempunyai  tegangan kerja  380  volt  dengan  cacahan  sumber standar  H-3  sebesar  10.000Cps  dengan demikian  nilai  perbedaan  (penyimpangan) untuk  tegangan  kerja  sebesar  ((385-380)  : 380) X 100% = 1, 3 % sedangkan untuk hasil cacahannya  terdapat  pebedaan  ((10.000  – 9108) : 10.000) X 100% = 8,92 %, perbedaan pengaturan  tegangan  dan  hasil  pengukuran tersebut  kurang  dari  10  %  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  detektor  2  dapat  berfungsi dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan pada saat  sumber  standar  diambil  dan  diganti untuk  mencacah  vial  yang  kosong  (sebagai cacah  latar)  diperoleh  cacahan  rata-rata 137,52 Cps.
Kinerja  detektor  1  dapat  direpresentasikan pada  Gambar  4,  spektrum  yang  terlihat  pada tegangan  (0  -  310)  volt  menunjukkan  daerah Compton dimana respon detektor pada daerah ini  dipengaruhi  oleh  hamburan  Compton sehingga  spektrum  atau  cacahan  pada  daerah ini  tidak  merepresentasikan  standar  yang dicacah,  sedangkan  spekrum  yang  terlihat pada tegangan (310 – 320) volt menunjukkan daerah  plato/tegangan  kerja  detektor  dan merepresentasikan  dari  sampel/standar  yang dicacah, namun demikian spektrum selanjutnya  pada  tegangan  320  volt    masih tinggi kira-kira setengah dari spektrum  yang ada  di  tegangan  padahal  saat  itu  sumber standarnya  diganti  dengan  Vial  kosong,  hal ini  menunjukkan  bahwa  respon  detektor  1 tidak representatif.
Kinerja  detektor  2  dapat  direpresentasikan pada  Gambar  5,  spektrum  yang  terlihat  pada tegangan  (0  -  380)  volt  menunjukkan  daerah Compton dimana respon detektor pada daerah ini  dipengaruhi  oleh  hamburan  Compton sehingga  spektrum  atau  cacahan  pada  daerah ini  tidak  merepresentasikan  standar  yang dicacah,  sedangkan  spekrum  yang  terlihat pada tegangan (380 - 385) volt menunjukkan daerah  plato/tegangan  kerja  detektor  dan merepresentasikan dari standar  yang dicacah, begitu  juga  spektrum  selanjutnya  pada tegangan 385 volt  setelah standarnya diganti
dengan Vial kosong spektrumnya turun dratis , hal ini menunjukkan bahwa respon detektor 2  sangat  representatif,  sehingga  data  hasil pengukurannya  bisa  dipertanggung  jawabkan kebenarannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  kegiatan  evaluasi  kinerja  sistem pencacah  kerlip  cair  portabel  type  sss-22p dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Detektor  1  tidak  berfungsi  sebagaimana mestinya, sehingga diperlukan pengaturan ulang pada Tegangan tingginya
2. Detektor  2  bisa  berfungsi  sebagaimana mestinya,  sehingga  Pencacah  kerlip  cair portabel type sss-22p  dapat  digunakan untuk  menganalisis  kandungan  H-3  dan C-14  pada  air  Primer,  namun  demikian untuk  memper  kecil  error      perlu dilakukan  setting  ulang  pada  Tegangan tingginya
3. Untuk  meningkatkan  kinerja  pencacah kerlip cair portabel type sss-22p diperlukan  kondisi  ruangan  dengan  suhu yang  memadai  dan  pengaturan  ulang tegangan tinggi

## DAFTAR PUSTAKA
1. Peraturan  kepala  badan  pengawas  tenaga nuklir  Nomor  4  tahun  2013  tentang,  “ Proteksi  dan  keselamatan  radiasi  dalam pemanfaatan tenaga nuklir”
2. Peraturan  kepala  badan  tenaga  nuklir nasional Nomor 14 tahun 2013 tentang, “ Organisasi  dan  Tata  Kerja  Badan  Tenaga Nuklir Nasional”
3. User  Guide,  Technical  Associates  & Overhoff  Technology.  Tacquire  and Overhoff  data  viewer  software  VI.80  and above
4. User Guide, Keltron 80 Series Miniprinter Instalation & Operating Instructions
5. Technical  Associates  LAM  10/SSS-22P Guide documentation.