## Monitoring Saturasi Oksigen Dan Suhu Tubuh Menggunakan Nodemcu Berbasis Website Pada Marketing Office Premier Estate 2
Veby Anassetiya 1 , Mufti Mufty 2* , Purwanto Purwanto 3
1,2 Fakultas Teknologi Informasi, Teknik Informatika, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia E-mail: 1 1711510253@student.budiluhur.ac.id, 2* mufti@budiluhur.ac.id, 3 purwanto@budiluhur.ac.id (* : corresponding author)

## Abstract
During the COVID-19 pandemic, which has not subsided, it has had  a negative impact on the economic sector, one of which is in offices. In this case, the government has issued a "New Normal" policy, which is a policy to allow normal activities but added by implementing health protocols to prevent the spread of the COVID-19  Virus.  One  of  these  protocols  is  to  monitor  body  temperature  and  oxygen  saturation  which functions to recognize the symptoms of the Covid-19 virus. The purpose of this study is to design and create a monitoring system tool using the Internet of Things (IoT) concept as a step that facilitates the automation process  via  the  Internet  and  is  equipped  with  NODEMCU  as  a  control  medium,  MAX30102  sensor  to measure oxygen saturation, MLX90614 sensor as a body temperature sensor. , and a buzzer as a warning, servo motor as a door driver, and a website as a display medium. The results of this study after testing for 5 times, it is ensured that the results of monitoring oxygen saturation and body temperature can work well according to the system that has been designed. This has been processed using the MLX90614 sensor which has set the specified body temperature limit, namely the normal limit for body temperature value >=33°C and <=37°C . As well as using a buzzer and servo motor as the output of the detection of a predetermined body temperature value.
Keywords: Internet Of Things, NODEMCU, Sensor MAX30102, Sensor MLX90614, COVID-19.

## Abstrak
Dimasa pandemi Virus COVID-19 yang belum mereda ini telah membawa dampak buruk terhadap sektor perekonomian  yaitu  salah  satunya  seperti  di  perkantoran.  Dalam  hal  ini  pemerintah  telah  mengeluarkan kebijakan “New Normal” yaitu suatu kebijakan untuk memperbolehkan aktivitas normal namun ditambah dengan  menerapkan protokol kesehatan untuk  mencegah terjadinya penyebaran Virus COVID-19. Salah satu dari protokol tersebut yaitu dengan memantau suhu tubuh dan saturasi oksigen yang berfungsi untuk mengenali  gejala  Virus  Covid-19.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  merancang  dan  membuat  alat  sistem monitoring  dengan  menggunakan  konsep  Internet  of  Things  (IoT)  sebagai  langkah  yang  memudahkan proses  otomatisasi  melalui  jaringan  Internet  dan  dilengkapi  dengan  NODEMCU  sebagai  media  kontrol, sensor  MAX30102  untuk  mengukur  saturasi  oksigen,  sensor  MLX90614  sebagai  sensor  pengukur  suhu tubuh, buzzer sebagai pemberi peringatan, motor servo sebagai penggerak pintu, dan website sebagai media tampilan. Hasil penelitian tersebut setelah melakukan pengujian selama 5 kali percobaan, maka dipastikan bahwa hasil monitoring saturasi oksigen dan suhu tubuh dapat bekerja dengan baik sesuai dengan sistem yang  telah  dirancangkan.  Hal  ini  telah  diolah  dengan  menggunakan  sensor  MLX90614  yang  sudah mengatur batas nilai suhu tubuh yang ditetapkan, yaitu batas normal nilai suhu tubuh >=33°C dan <=37°C. Serta menggunakan buzzer dan motor servo sebagai keluaran hasil pendeteksi nilai suhu tubuh yang sudah ditentukan.
Kata kunci: Internet Of Things, NODEMCU, Sensor MAX30102, Sensor MLX90614, COVID-19.

## 1. PENDAHULUAN
Corona  Virus  atau  COVID-19  di  awal  tahun  2020  di  Indonesia  telah  mewabah  sebagai virus yang berbahaya. Virus ini sangat mudah menular dengan cepat melalui kontak fisik. Karena itu  Pemerintah  Indonesia  menghibau  kepada  masyarakat  untuk  melakukan  pencegahan  dini penularan  COVID-19.  Virus  COVID-19  mempunyai  gejala  seperti  infeksi  pada  saluran pernapasan dan bisa disertai dengan demam, batuk, nyeri tenggorokan, dan sakit kepala.
Saat Pandemi COVID-19, pemeriksaan tingkat saturasi oksigen dan suhu tubuh manusia merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengenali salah satu gejala awal Virus COVID- 19.  Pengukuran  suhu  tubuh  sangat  penting  dilakukan  di  masa  pandemi  ini  karena  suhu  tubuh merupakan  reaksi  pertama  ketika  seseorang  mengalami  infeksi  didalam  tubuh.  Jika  seseorang terserang virus COVID-19 maka akan terjadi gejala demam yaitu suhu tubuh tidak dibatas normal [1].  Apabila  ada  seseorang  yang  terindikasi  saturasi  oksigen  dan  suhu  tubuh  tidak  normal  [2], maka  perlu  dilakukan  upaya  agar  tidak  menjadi  tempat  yang  berpotensi  dalam  penyebaran COVID-19. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah pada beberapa pintu masuk tempat-tempat umum seperti tempat perbelanjaan, perkantoran, restoran, dan juga berlaku pada marketing office Premier  Estate  2,  dimana  dilakukan  pemeriksaan  gejala  Covid-19  kepada  para  pengunjung berdasarkan suhu tubuh oleh Satpam. Tetapi ini juga tidak baik bagi Satpam yang  memeriksa, karena kemungkinan tertular sangat tinggi.
Agar dapat meminimalisir tingkat penularan Covid-19 di marketing office Premier Estate 2  termasuk  Satpam,  maka  dirancanglah  alat  yang  menerapkan Internet  of  Things (IoT)  untuk memantau saturasi oksigen dan suhu tubuh berbasis website yang diharapkan nantinya bermanfaat untuk  memonitor  indikasi  tersebut  dalam  satu  alat.  Sistem  ini  akan  dirancang  menggunakan NODEMCU sebagi media kontrol juga sebagai processor utama [3], sensor MAX30102 Pulse Oxymeter  sebagai  alat  untuk  memonitoring  saturasi  oksigen  dalam  darah  [4],  dan  sensor MLX90614 ESF untuk mengukur suhu tubuh manusia [5].
Pada  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Agung  Gamara  dan  Atika  Hendryani tentang  rancang  bangun  alat  monitor  detak  jantung  dan  suhu  tubuh  yang  berbasis  android menggunakan  processor  Arduino  nano,  dengan  sensor  DS18B20  untuk  mengukur  suhu  tubuh, dan sensor MAX30100 untuk mendeteksi jantung, dengan sumber tegangan listrik menggunakan baterai 7,4 VDC, sehingga menampilkan pengukuran jantung dan suhu tubuh pada LCD dengan cara  dihubungkan  pada smartphone melalui bluetooth ,  sehingga  dapat  diakses  dengan  jarak maksimal 8-10 meter.
Tetapi  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Agung  Gamara  dan  Atika  Hendryani  tidak menggunakan  alat  deteksi  saturasi  oksigen  Sedangkan  pada  penelitian  ini  ada  alat  pendeteksi saturasi oksigen. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang menggunakan modul bluetooth untuk terkoneksi,  alat  ini  menggunakan  modul  WiFi  yang  memungkinkan  pengguna  mengakses database dimanapun dan kapanpun tanpa terkendala oleh jarak.
Prosesor utama yang digunakan juga berbeda, yaitu NODEMCU. Untuk mengukur suhu tubuh dan saturasi oksigen pun alat ini mengunakan sensor yang berbeda dengan sensor penelitian sebelumnya,  yaitu  menggunakan  sensor  MLX90614  untuk  mengukur  suhu  tubuh,  dan  sensor MAX30102 sebagai pendeteksi saturasi oksigen. Sumber tegangan listrik pun berbeda, dimana pada  penelitian  sebelumnya  menggunakan  baterai  7,4  VDC,  sedangkan  pada  penelitian  ini menggunakan power supply untuk mengalirkan daya listrik kepada seluruh rangkaian.

## 2. METODE PENELITIAN
Tahapan pada penelitian ini melalui mengkaji literatur-literatur teori yang terkait dengan penelitian  ini,  dilanjutkan  dengan  perancangan  dan  percobaan  yang  dilakukan  untuk menghasilkan  penelitian  sesuai  harapan.  Adapun  tahapan-tahapan  yang  diterapkan  untuk penelitian ini terdiri dari:

## 2.1. Studi Literatur
Studi literatur yang dilakukan adalah mengkaji literatur-literatur teori yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya tentang Internet of Thing atau IoT sebagai arsitektur berupa perangkat keras IoT, sistem perangkat lunak, Web API, protokol yang dimana smart device embedded dapat terkoneksi ke internet. Device terhubung internet dengan cara melalui WIFI, Bluetooth , Ethernet , dan  lainnya  [6].  Pada Internet  of  Things (IoT)  digunakan  NODEMCU  yang  merupakan open- source modul,  dimana  NODEMCU  sebuah  mikrokontroler  berbasis  ESP8266  dibuat  oleh Espressif dengan Micro USB port sebagai input program dengan Bahasa pemrograman Lua [7], dan  NODEMCU  ESP8266  dirancang  dalam  bentuk  chip  terpadu  untuk  menghubungkan
mikrokontroler dengan internet dan menyediakan solusi jaringan melalui Wi-Fi sebagai host atau Wi-Fi Client yang  mandiri  dan  lengkap.  Dengan  mempunyai  kemampuan  yang  mengolah  dan menyimpan on-board yang kuat, ESP8266 bisa dipadukan melalui GPIOs antara sensor dengan aplikasi perangkat khusus lainnya dengan waktu sedikit dan memudahkan pengembangannya [8]. Sensor  MAX30102  adalah  modul  yang  didalamnya  ada  LED infrared dan  fotodioda  dengan komunikasi I2C sebagai Driver bus yang open drain butuh resistor pull-up agar sensor bisa dibaca pada sinyal 0 volt (rendah) dan tinggi sehingga sensor dapat mengeluarkan data yang  diproses setiap 0,5-1 [9]. Thermometer infrared MLX90614 adalah sensor ukur suhu jarak jauh dengan chip detektor yang menerima sinyal ASSP dan TO-39. Dilengkapi pula dengan DSP, thermometer dan ADC 17 bit [10].
2.2. Perancangan Alat Membuat  rancangan  alat  pada  sisi hardware dengan  diagram  blok  dan  rangkaian elektronika serta sisi alur software . a. Diagram Blok, membuat diagram blok untuk mengetahui proses input -proses- output , dimana sensor  sebagai  media  i nput ,  untuk  diproses  NODEMCU  sehingga  menghasilkan  output melalui  aplikasi  halaman  website  dengan  program  Arduino  IDE,  PHP,  dan  CodeIgniter. Berikut adalah diagram blok (gambar 1).
Gambar 1. Diagram Blok
b. Use  Case  Diagram berguna  untuk  memberikan  gambaran  singkat  sistem  tentang  yang menggunakan  dan  hal-hal  yang  dapat  dilakukan  sehingga  mengetahui  hubungan use-case dan user serta sistem [11]. Tampilannya terlihat pada gambar 2.
Gambar 2. Use Case Diagram
Bedasarkan tampilan Use Case Diagram yang terlihat pada gambar 2, Adapun keterangan yang  menjelaskan  secara singkat  skenario  dari use-case tersebut  yaitu  sensor  MAX30102 mendeteksi  saturasi  oksigen,  lalu  sensor  MLX90614  mendeteksi  suhu  tubuh,  kemudian NODEMCU melakukan perintah pengolahan data dari nilai input pada sensor MAX30102 dan sensor MLX90614 dan melakukan perintah output untuk menampilkan nilai pada sensor sehingga  Web  Montoring  menampilkan  nilai  suhu  dan  saturasi  oksigen,  dan  LCD menampilkan  nilai  yang  didapat  dari  hasil  pengukuran  yang  membuat  motor  servo  akan terbuka  jika  sensor  MLX90614  mendapat  nilai  yang  sesuai,  lalu  diikuti  Buzzer  berbunyi sebagai notifikasi peringatan jika sensor MLX90614 mendapat nilai yang tidak sesuai.
c. Rancangan Alat
Membuat  rancangan  dengan  NODEMCU  ESP8266,  Sensor  MAX30102,  Sensor MLX90614, Motor Servo, dan Buzzer. Berikut komponen yang digunakan (tabel 1):
Tabel 1. Komponen dan Kegunaannya No. Nama Komponen Kegunaan 1. NODEMCU ESP8266 Melakukan  pengolahan  semua  alat  yang  digunakan,  termasuk proses  olah  data  yang  diinput  sehingga  ada  output  data  yang dikirim melalui pesan. 2. Sensor MAX30102 Mengukur saturasi oksigen dalam tubuh. 3. Sensor MLX90614 Mengukur  suhu  dengan  cara  memanfaatkan  gelombang  radiasi inframerah. 4. Servo Membuka pintu prototipe pada alat 5. LCD Untuk menampilkan notifikasi
Dalam perancangan alat ini dibuat diagram alur yang menggambarkan alur kerja dari sistem  monitoring  suhu  tubuh  dan  saturasi  oksigen.  Cara  kerja  dari  sistem  monitoring saturasi  oksigen  dan  suhu  tubuh  ini  dimulai  dari  menyalakan  alat  dari  catu  daya,  hal  ini menunjukkan  bahwa  proses  monitoring  saturasi  oksigen  dan  suhu  tubuh  sudah  siap digunakan. Pada alat ini menggunakan power supply sebagai sumber utama listriknya.
Setelah  itu  maka  LCD  akan  menampilkan  notifikasi  nilai  “Suhu  dan  OXY”  yang berarti alat sudah terkoneksi dengan website . Tahap selanjutnya user diminta mengecek suhu tubuh. Sebelumnya pada alat ini sudah memberi perintah atau program sesuai ketentuannya.
Jika semua alat sudah menyala dan sudah sampai ditahap ini kita diminta mengecek kondisi tubuh menggunakan alat ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 Jika sensor MLX90614 membaca suhu tubuh >= 37℃ tandanya alur kerja pada alat ini “ false ”. Maka motor servo yang berfungsi sebagai pembuka pintu pada alat ini tidak akan terbuka, selanjutnya Buzzer pada alat ini juga akan berbunyi untuk memperingati bahwa kondisi suhu tubuh tidak sesuai yang diminta.
 Jika sensor MLX90614 membaca suhu tubuh >= 33℃ & <=37℃, tandanya alur kerja pada alat ini “ true ” atau sudah sesuai dengan yang diharapkan. Maka motor servo akan berfungsi membuka pintu prototipe pada alat ini.
Saat proses tersebut masih berlangsung, mikrokontroler NODEMCU akan mengirim data saturasi oksigen dan data suhu tubuh untuk kemudian menyimpan data tersebut menuju database. Sementara, aplikasi halaman web akan mengambil data terbaru sebanyak 10 buah dari database lalu menampilkannya dalam bentuk grafik.
Komponen-komponen  tersebut  kemudian  disusun  menjadi  sebuah  purwarupa  pada sistem monitoring saturasi oksigen dan suhu tubuh tersebut. Skematik rangkaian keseluruhan dapat terlihat pada gambar 3.
Gambar 3. Rangkaian Keseluruhan
d. Rancangan Menu
Rancangan menu merupakan rancangan berupa penjelasan secara singkat .bagaimana cara kerja alat yang akan dibuat. Gambar 4 menjelaskan secara singkat menu penggunaan pada alat ini.

## Gambar 4. Rancangan Menu
e. Rancangan Layar
Rancangan  layar  ini  dibuat  bertujuan  untuk  menggambarkan  bagaimana Web Monitoring yang akan dibuat. Untuk itu dibawah ini merupakan beberapa rancangan layar pada Web Monitoring yang akan dibuat.
1. Rancangan Halaman Login
Secara default halaman Login akan  tampil  diawal  ketika  membuka Web Monitoring .  Pada  halaman  login  ini  hanya  terdapat  Judul, Username , Password dan Background . Rancangan halamnan login dapat dilihat pada gambar 5.
Gambar 5. Rancangan Halaman Login

## 2. Rancangan Halaman Dashboard
Rancangan  Halaman Dashboard tampil  ketika  sudah  login  pada Web Monitoring .  Pada  halaman  utama  ini  terdapat  penjelasan  singkat  mengenai  sistem monitoring  saturasi  oksigen  dan  suhu  tubuh.  Berikut  rancangan  halaman Dashboard (gambar 6).
Gambar 6. Rancangan Halaman Dashboard

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Selanjutnya  pembahasan  dimulai  dari  lingkungan  percobaan  yang  mulai  dari  desain Deployment  Diagram dengan  spesifikasi  yang  dibutuhkan  agar  alat  mampu  berproses sebagaimana mestinya, sehingga dibutuhkan hal-hal pendukung kerja program, yaitu:

## 3.1 Deployment Diagram
Sistem membutuhkan tata letak dari kerja software terhadap hardware , termasuk layout jaringan  beserta  komponen  jaringan  yang  dibutuhkan,  maka  hal  ini  dibutuhkan  desain Deployment Diagram [12]. Adapun rancangan dari Deployment Diagram dari sistem monitoring saturasi oksigen dan suhu  tubuh  melalui  website  menggunakan  NODEMCU  dapat  dilihat  pada  gambar  7,  yang menggambarkan  pengembangan  rancangan  ini  terdiri  dari  NODEMCU  sebagai  pengendali utama,  sensor  MLX90614  sebagai  sensor  pendeteksi  suhu  tubuh,  Sensor  MAX30102  untuk mendeteksi  saturasi  oksigen,  Buzzer  sebagai  alarm,  LCD  untuk  menampilkan  notifikasi,  dan menampilkan data di website .
Gambar 7. Deployment Diagram

## 3.2 Implementasi Metode
Pengimplementasian  metode  mempunyai  maksud  agar  sistem  bekerja  dengan  baik sehingga  pencapaian  penelitian  ini  sesuai  dengan  tujuan.  Dan  berikut  alat-alat  yang  sudah diimplementasikan pada sistem:
a. Tampilan Alat Keseluruhan
Implementasi  perangkat  keras  dimulai  pada  gambar  8,  tampilan  alat  keseluruhan dalam bentuk model ruang kecil yang didalamnya ada integrasi komponen yang terpasang.

## Gambar 8. Tampilan Alat Keseluruhan
Selanjutnya,  pada  gambar  9,  yang  menunjukkan  tampilan  dari  alat  tampak  depan, didalam  komponen  ini  terdapat  beberapa  sensor  yaitu  sensor  MAX30102  dan  sensor MLX90614.
Gambar 9. Tampilan Alat tampak depan
Kemudian, dibawah ini adalah tampilan alat saat suhu membaca nilai >=33℃ && <= 37℃, maka motor servo pada alat portotipe ini akan membuka pintu. Untuk gambar lebih detail bisa dilihat pada gambar 10.
Gambar 10. Tampilan Saat Motor Servo Membuka Pintu
b. Tampilan Aplikasi Halaman Web
Halaman website ini  untuk  memperlihatkan  secara real-time hasil  dari  proses
monitoring suhu tubuh dan saturasi oksigen.
Berikut menu yang ada di website , yaitu Home dan Data. Home isinya tampilan awal pada website dengan judul dan latar belakang gambar, dan dapat dilihat pada gambar 11.
Gambar 11. Tampilan Home Aplikasi Halaman Web
Lalu, ada menu data yang isinya statistik dari kedua data secara real-time yang tampil dengan bentuk tabel dan grafik. Kedua data tersebut yaitu suhu tubuh dan saturasi oksigen yang termonitoring secara live , dan dapat dilihat pada gambar 12 dan gambar 13.
Gambar 12. Tampilan Tabel Suhu
Gambar 13. Tampilan Grafik Saturasi oksigen
c. Activity Diagram
Alur aktifitas dai awal hingga akhir dapat digambarkan dengan Activity Diagram [13], dan Activity Diagram dalam penelitian ini tentang proses dari sistem suhu tubuh dan saturasi oksigen dapat dilihat pada gambar 14.

## 3.3 Pengujian Alat
Untuk melihat alat ini bekerja dengan baik atau tidak, maka perlu dilakukan uji alat secara menyeluruh  pada  sistem  monitoring  saturasi  oksigen  dan  suhu  tubuh  ini.  Hasil  pengujian  alat keseluruhan dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Hasil Pengujian Alat
Ke-1 33 o C 76% Off On 33 o C 76% Ke-2 30 o C 74% Off Off 30 o C 74% Ke-3 36 o C 71% Off On 36 o C 71% Ke-4 37 o C 58% Off On 37 o C 58% Ke-5 38 o C 74% On Off 38 o C 74%
Berdasarkan hasil pengujian alat keseluruhan pada tabel 2, yakni pada saat proses sistem monitoring  saturasi  oksigen  dan  suhu tubuh  tersebut telah  menghasilkan  data  yang  didapatkan oleh  sensor  masing-masing,  lalu  menyimpannya  di database dan  mikrokontroler  akan mengirimkan ke web dengan menampilkan grafik dan tabel, sehingga berdasarkan pengujian yang telah  dilakukan  dengan  hasil  seperti  pada  tabel  2  diatas,  maka  alat  monitoring  ini  berhasil melakukan pekerjaan sesuai rancangan sistem yang telah dibuat.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  perancangan,  pembuatan,  dan  serangkaian  pengujian  alat  dari  sistem monitoring saturasi oksigen dan suhu tubuh, kesimpulan yang didapat adalah:
1. Saat menjalankan proses monitoring saturasi oksigen dan suhu tubuh, rancangan sistem ini memanfaatkan  NODEMCU  sebagai  media  kendali  utama,  menyimpan  di database dan menampilkan data ke halaman website melalui jaringan internet sehingga pengguna dapat melihat data tersebut di aplikasi halaman website dan menampilkannya dalam bentuk tabel dan grafik.
2. Hasil  dari  proses  monitoring  saturasi  oksigen  dan  suhu  tubuh  ini  dapat  dilihat  melalui tampilan pada aplikasi halaman website dan semua komponen yang digunakan dari proses tersebut telah bekerja dengan baik sesuai yang diperintahkan oleh sistem alat ini.
Adapun  saran  yang  mungkin  diperlukan  untuk  membuat  alat  dari  sistem  monitoring saturasi  oksigen  dan  suhu  tubuh  ini  agar  dapat  berjalan  dengan  lebih  baik  lagi  antara  lain mengganti daya utama dengan baterai agar alat ini lebih efisien dan fleksibel sehingga tidak hanya bergantung  dengan  tegangan  arus listrik  langsung  ketika  mati  listrik.  Menambahkan  notifikasi hasil  pengukuran  suhu  dengan  suara  agar  alat  terlihat  lebih  modern  dan  memudahkan  dalam penggunaannya.  Menambahkan  komponen-komponen  yang  digunakan  untuk  mendeteksi  dan menangkal  terhadap  partikel-partikel  lain  yang  dapat  mencegah  penyebaran  virus  COVID-19. Bekerja  sama  dengan  pihak  terkait  seperti  kedokteran  atau  satgas  penanggulangan  COVID-19 jika ada yang terindikasi saturasi oksigen dan suhu tubuh tidak normal maka bisa langsung ada tindakan dari pihak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Goda Vasantharao and SK Arifunneesa, “Temperature Detection and Automatic Sanitization and  Disinfection  Tunnel-COVID  19,” The  International  journal  of  analytical  and experimental modal analysis, vol. XII, no. VI, pp-1175-1181, 2020.
[2] A. S. Utomo, E. H. P. Negoro, and M. Sofie., “Monitoring Heart Rate Dan Saturasi Oksigen Melalui Smartphone,” Simetris Jurnal. Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer , vol. 10, no. 1, pp-319–324, 2019.
[3] R.Vinodhini, & R.Puviarasi, “Heart Rate Monitoring System using Pulse Sensor with Data Stored on Server,” International Journal of Engineering and Advanced Technology , vol. 8, no. 6, pp- 2374-2377, 2019.
[4] S. Bakhri, E. Rosiana, and R. C. Saputra., “Design of Low Cost Pulse Oximetry Based on Raspberry Pi,” J. Phys. Conf. Ser ., vol. 1501, no. 012003 , pp. 1-9, 2020.
[5] Bhattacharjee,  P.,  Biswas,  S.,  Roy,  S.,  “Design  of  an  Optimised,  Low  Cost,  Contactless Thermometer  with  Distance  Compensation  for  Rapid  Body  Temperature  Scanning.  In: Mekhilef,  S.,  Shaw,  R.N.,  Siano,  P.  (eds),” Innovations  in  Electrical  and  Electronic Engineering.  ICEEE 2022.  Lecture  Notes  in  Electrical  Engineering,  vol  894.  Springer, Singapore, 2022.
[6] Priyono,  M.,  Sulistyanto,  T.,  Nugraha,  D.  A.,  Sari,  N.,  Karima,  N.,  &  Asrori,  W., “Implementasi  IoT  (Internet  of  Things)  dalam  pembelajaran  di  Universitas  Kanjuruhan Malang,” SMARTICS Journal , vol. 1, no. 1, pp. 20–23, 2015.
[7] Guna, P.I.A., Suyadnya, I.M.A, and Agung, I.G.A.P.R., “Sistem Monitoring Penetasan Telur Penyu  Menggunakan  Mikrokontroler  NodeMCU  ESP8266  dan  Protokol  MQTT  dengan Notifikasi Berbasis Telegram Messenger,” J- COSINE , vol. 2, no. 2, pp. 80–89, 2018.
[8] Hidayat,  M.R.,  Christiono  and  Sapudin,  B.S.,  “Perancangan  Sistem  Keamanan  Rumah Berbasis IoT Dengan NodeMCU ESP8266 Menggunakan Sensor PIR HC-SR501 dan Sensor Smoke Detector,” Jurnal Kilat , vol. 7, no. 2, pp. 139–148, 2018.
[9] Adrian,  Mohamad  Aldi.,  Mochamad  Rizky  Widiarto,  dan  Rini  Suwartika  Kusumadiarti., “Health  Monitoring  System  Dengan  Indikator  Suhu  Tubuh,  Detak  Jantung  dan  Saturasi Oksigen Berbasis Internet of Things (IoT),” Jurnal PETIK, vol. 7, no 2, pp. 22-32, 2021.
[10] https://www.melexis.com/en/product/MLX90614/Digital-Plug-Play-Infrared-hermometer- TO-Can, diakses 18 Juni 2022.
[11] Arifin,  M.,  &  Hs,  R.  H.  H., “Perancangan Sistem Informasi Pusat Karir Sebagai Upaya Meningkatkan  Relevansi  Antara  Lulusan  Dengan  Dunia  Kerja  Menggunakan  UML Muhammad,” IC-Tech , vol. XII, no. 2, pp. 42–49, 2017.
[12] Nasril,   &   Adri   Yanto   Saputra., “Rancang bangun sistem informasi ujian online,” Jurnal Lentera   ICT , vol. 3, no. 1, pp. 47–53, 2017.
[13] Sutopo,  Priyo.,  Dedi  Cahyadi.,  dan  Zainal  Arifin.,  “Sistem  Informasi  Eksekutif  Sebaran Penjualan  Kendaraan  Bermotor  Roda  2  Di  Kalimantan  Timur  Berbasis  Web,” Jurnal Informatika Mulawarman , vol. 11, no. 1, pp. 23-28, 2016.