## PERANCANGAN SISTEM MONITORING KECEPATAN ANGIN DAN TEMPRATURE UDARA BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT)
Joshua Willy Manalu (1) , Pamor Gunoto (2)
1,2) Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Riau Kepulauan E-mail: 2 josuawilly5@gmail.com 1 , pamorgunoto@ft.unrika.ac.id 2

## ABSTRAK
Angin merupakan salah satu bentuk dari energi alam yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi energi baru dan terbarukan. Salah satu kendala dalam proses pemanfaatan energi angin adalah proses monitoring yang tidak maksimal terhadap titik- titik potensial suatu daerah penghasil energi angin yang mampu untuk menggerakkan proses pembangkitan energi listrik. Penelitian dilakukan untuk merancang pengukur kecepatan angin dan temperatur udara berbasis mikrokontroler wamos D1 mini  esp8266  menggunakan  sensor  anemometer,  BMP  280  serta  aplikasi   blynk  menjadi  media  untuk  memberikan masukan menjadi dasar menjalankan perintah. Metode penelitian yang dilaksanaan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, perancangam sistem ini berisi input, proses, dan output. Hasil dari penelitian ini adalah dapat memonitoring kecepatan angin dan temperatur udara dari jarak jauh oleh pengguna menggunakan aplikasi blynk untuk mempermudah dalam proses monitoring. Adapun tingkat kesalahan ( erro r) yang diperoleh antara alat perancangan dan alat ukur standart yang dipasaran sebesar 0,55%.
Kata kunci : Kecepatan angin, Sensor anemometer, BMP 280, Wamos D1 mini esp8266, Blynk

## ABSTRACT
Wind is a form of natural energy that can be used to become new and renewable energy.  One of the obstacles in  the process of utilizing wind energy is the monitoring process that is not optimal for potential points of a wind energy producing area that is able to drive the process of generating electrical energy. The study was conducted to design a wind  speed  meter  and  air  temperature  based  on  the  wamos  D1  mini  esp8266  microcontroller  using  anemometer sensors,  the  BMP  280  and  the  application  of  Blynk  became  a  medium  to  provide  input  as  the  basis  for  running application. The research method carried out in this study is a qualitative method, designing this  system contains inputs, processes, and outputs. The result of this study is that it can monitor wind speed and air temperature remotely by users using the blynk application to make it easier to monitoring process. Error measurement between desain and standart instrumentation is 0.55%.
Keyword : Wind speed, Anemometer sensor, BMP 280, Wamos D1 mini esp8266, Blynk.
Juni 2023 E-ISSN 2599-0616 P ISSN 2614-5979

## 1. PENDAHULUAN
Angin adalah jenis energi alam yang dapat diubah menjadi  energi  listrik  baru  dan  berkelanjutan.  Angin dibuat  oleh  energi  yang  dilepaskan  oleh  aliran  udara dari  zona  bertekanan  tinggi  ke  daerah  bertekanan redah.  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  memiliki garis  pantai  yang  panjang,  terpanjang  kedua  di  dunia setelah  Kanada.  Dengan  panjang  pantai  99.093 kilometer,  Indonesia  memiliki  banyak  potensi  energi angin.
Salah  satu  kendala  dalam  pemanfaatan  energi angin sebagai sumber energi pembangkit listrik adalah proses  pemantauan  yang  tidak  efisien  terhadap  titik- titik potensial daerah penghasil energi angin yang dapat mendorong proses penciptaan energi listrik. Karakteristik yang harus dipenuhi dalam pembangunan sistem ini adalah perangkat monitoring bekerja efektif dalam  menerima  dan  menyimpan  data  serta  dapat memperhitungkan konsumsi energi perangkat.  Temuan penelitian berupa perbandingan
data yang dikirimkan ke aplikasi Blynk dan data yang disimpan dalam aplikasi.

## 1.1 Rumusan masalah
Sehubungan  dengan  latar  belakang  yang  telah dijelaskan  sebelumnya,  terdapat  beberapa  masalah yang akan dibahas antara lain sebagai berikut :
1. Bagaimana cara memperoleh data  kecepatan angin dan temperature udara?

## 1.2 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Informasi tentang kecepatan angin dan temprature udara Tersedianya yang dapat dimanfaatkan oleh pihak kampus dan mahasiswa
2. Mempermudah proses penyimpanan dan pengambilan terhadap data pengukurankecepatan angin  dan  arah  angin  maupun  data  pendukung lain.
3. Mempermudah  pengaksesan  terhadap  data  hasil pengukuran  terhadap  kecepatan  angin  dan temperature udara pada suatu wilayah secara real time .

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1 Tinjauan Pustaka
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  referensi yang  relavan  dengan  objek  penelitian.  Referensi  dari jurnal  dan  dari  hasil  penelitian  sejenis  yang  ada sebelumnya, antara lain:
Rian  Anjasmara,  Tonny  Suhendra,  dan  Anton Hekso Yunianto.  2019,  Pada  penelitian  ini  GSM Shield SIM900  digunakan  sebagai  perangkat  pengiriman  data, DHT22 sebagai perangkat sensor suhu dan kelembaban, perangkat  anemometer  sebagai  pembaca  kecepatan angin, platform  Thingspeak sebagai  penampil  data,  dan micro SD Card sebagai penyimpanan data cadangan.
Dzulkarnain, Rozeff Pramana.2020. Perancangan dilakukan  dengan  sistem  kerja  alat  yang  terintegrasi secara menyeluruh. Setiap sistem terdiri dari sensor input dan  sensor  kecepatan  arah  yang  akan  diolah  oleh mikrokontroler,  data  hasil  olahan  akan  ditampilkan dalam  bentuk  output  berupa  LCD,  LED  dan  indikator buzzer  sebagai  indikator  kecepatan  angin.  Hasil pengukuran  memiliki  satuan  meter/detik  dan  dapat menentukan arah  angin.  Secara  keseluruhan  alat  ukur memiliki  nilai  rata-rata  error  data  anemometer  sebesar 0,35%.
Jabar  Lazuarde,  Rifki  Aditya  Hamzah,  Muh Arjun Wijanarko. 2021, pada penelitian ini sensor yang digunakan adalah sensor anemometer untuk mengukur kecepatan  angin  di  wilayah  monitoring.  Sementara untuk mikrokontroler mayoritas menggunakan Arduino UNO.  Konsep  IoT  dari  beberapajurnal yang diperoleh masih  menggunakan  solusi  yang  bervariasi  sesuai dengan  lokasi  monitoring.  Oleh  karena  itu  perlu dilakukan  survei langsung  ke  lokasi  pemasangan  alat supaya dapat menentukan spesifikasi sistem monitoring. Nilai rata-rata error data anemometer sebesar 0,35%

## 2.2 IoT (Internet of Thinks)
Internet of things adalah sebuah konsep di mana suatu  objek  atau  benda  ditanamkan  dengan  teknologi seperti sensor dan perangkat lunak untuk berkomunikasi,  mengontrol,  menghubungkan,  dan bertukar  data dengan  perangkat  lain  sambil  tetap terhubung  ke  internet.
IoT terkait erat dengan frasa machine-to-machine atau M2M. Gadget pintar adalah semua alat yang dapat berkomunikasi satu sama lain melalui M2M.  Peralatan cerdas  ini  diharapkan  dapat  membantu  manusia  dalam
Juni 2023 E-ISSN 2599-0616 P ISSN 2614-5979
memenuhi berbagai urusan atau pekerjaan yang ada.

## Gambar 1.  Internet of thinks

## 2.3 Angin
Angin adalah pergerakan udara yang disebabkan oleh  perbedaan  suhu  antara  udara  panas  dan  dingin. Perbedaan suhu udara disebabkan oleh variasi tekanan udara di permukaan bumi. Udara mengalir dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Angin yang  bertiup  di  permukaan  bumi  disebabkan  oleh penerimaan  energi  matahari  yang  tidak  merata  di permukaan  bumi,  yang  mengakibatkan  disparitas suhu. Konveksi  akan  mengangkut  panas  di  atmosfer. Kepadatan  dan  tekanan  udara  yang  disinari  sinar matahari  akan  lebih  rendah  dibandingkan  jika  tidak disinari. Pergerakan udara disebabkan oleh perubahan densitas dan tekanan.

## 2.4 Temperatur Udara
Temprature adalah ukuran seberapa dingin atau panas  suatu  keadaan.  Suhu  umumnya  diukur  di Indonesia  menggunakan  satuan  pengukuran  °C (derajat Celcius). Sarsinta (2008). Suhu didefinisikan sebagai ukuran energi kinetik rata-rata suatu molekul oleh  Riyanto  (2009).  Ketika  suhu  tinggi,  energi kinetik  rata-rata  tinggi.  Temprature  didefinisikan sebagai  seberapa  panas  atau  dinginnya  udara. Perubahan  suhu  udara  dikarenakan  oleh  kombinasi kerja  antara  udara,  variasi  kecepatan  proses pendinginan dan pemanasan di suatu wilayah, jumlah kandungan  air,  dan  permukaan  bumi.  Termometer digunakan  untuk  mengukur  temperatur  udara. Wirastuti dkk (2008).
2 . 5 Sensor Anemometer
Anemometer  adalah  sebuah  perangkat  yang digunakan untuk mengukur 5 kecepatan angin. Istilah
ini  berasal  dari  kata  yunani  yaitu  anemos  yang memiliki arti angin.
Pada  saat  angin  bertiup  mengenai baling-baling  atau cup  yang  terdapat  pada  anemometer akan  bergerak. Makin  besar  kecepatan  angin  yang mengenai  baling- baling  atau  cup  anemometer  makin cepat pula baling-
baling atau cup anemometer berputar  Sensor anomemeter yang saya gunakan ialah  sensor Anemometer YGC-FS Sensor kecepatan angin YGC-FS (transduser)  mengadopsi  struktur  sensor kecepatan angin tiga-angin tradisional, cangkir Angin menggunakan bahan ABS, kekuatan tinggi, awal yang baik.
Wind  Cup  merupakan  media  yang  digunakan  untuk mengukur  kecepatan  angin.  Energi  angin  yang memiliki  tekanan  akan  memutar  mangkok  angin sehingga  baling  –  baling  anemometer  akan  berputar. Semakin  kencang  angin  berhembus  maka  semakin cepat  pula  baling  –  baling  anemometer  berputar. Secara  teoritis,  kecepatan  rotasi  anemometer  harus sebanding dengan kecepatan angin, karena gaya yang dihasilkan  pada  suatu  objek  sebanding  dengan kecepatan  aliran  yang  mengalir  melewatinya,  tetapi faktor-faktor  lain  mempengaruhi  kecepatan  rotasi, termasuk  turbulensi  yang  dihasilkan  oleh  peralatan tersebut akan mempengaruhi hasil pengukuran. Prinsip kerja  pengukuran  dari  mangkuk  angin  adalah mendapatkan nilai kelajuan linear dari putaran baling- baling  mangkuk  angin  yang  terdorong  oleh  energi angin.  Rumus  kelajuan  linier  angin  dapat  di  ukur melalui  persamaan  Rumus  Kecepatan  linier  angin  di ukur melalui persamaan :
𝑉 = 𝑟 𝑥 𝑅𝑃𝑀 𝑥 2𝜋 (1)
Dimana :
V      = kelajuan linier anemometer (m/s)
RPM = kecepatan angular (rounds per minute) r       = panjang lengan baling - baling (m)
Setelah  memperoleh  nilai  RPM  dari  sensor  dan radius  dari  baling  –  baling  maka  dapat  dihitung kelajuan dari angin. Pada tataran praktis, nilai kelajuan angin  tidak  akan  sebanding  dengan  nilai  kelajuan anemometer.  Ketidaksamaan  perhitungan  tersebut dikarenakan  beberapa  faktor  seperti  ukuran  geometri mangkuk,  bentuk  dan  ukuran  mangkuk  serta  momen inersia alat. Untuk mendapatkan hasil yang mendekati keidealan pengukuran kecepatan angin maka didapatkan persamaan sebagai berikut :
𝐾 = 𝑅 𝑐 𝑅 𝑟𝑐 (2)
Dimana :
K  = Faktor Anemometer 𝑅 𝑐 = Jari-jari mangkuk angin (m)
Juni 2023 E-ISSN 2599-0616 P ISSN 2614-5979
𝑅 𝑟𝑐 = Panjang lengan anemometer (m)
Gambar 2. Konstruksi Anemometer Mangkuk
Gambar 3. Sensor anemometer
Sensor BMP 280
Sensor  Temprature  Udara BMP280  adalah sebuah tekanan barometric . Dimensi sensor ini sangat kecil  dan  konsumsi  dayanya  rendah,  sehingga memungkinkan  untuk  di  implementasikan  pada perangkat mobile seperti  pada  ponsel,  modul  GPS ataupun jam tangan.
Gambar 4. Sensor BMP 280

## 2.6 Wemose D1 Mini ESP 8266
Wemose D1 mini adalah papan wifi mini berbasis ESP266, yang terkenal dengan biaya rendah dan dapat diandalkan.  ESP8266  ini  dapat  menggunakan  wifi untuk  menghubungkan  perangkat  mikrokontroler seperti  Arduino  ke  internet.  Karena  modul  kecil
Wemos  D1  mini  dapat  berfungsi  sendiri  atau  berdiri sendiri  untuk  memproses  setiap  kode  bit  atau pengkodean  yang  masuk,  proyek  mini  dapat  dibuat tanpa memanfaatkan Arduino sebagai mikrokontroler.
Gambar 5. Wamos D1 Mini Esp 8266

## 2.7 Sensor Rain Drops
Sensor raindrops adalah  alat  yang  mendeteksi hujan  atau  cuaca  hujan  di  lingkungan  sekitar,  sensor dapat  digunakan  sebagai  saklar  ketika  tetesan  hujan jatuh melalui papan yang disertakan didalam sensor dan juga  dapat  digunakan  untuk  mengukur intensitas curah hujan.Output  analog  sensor raindrops digunakan untuk mendeteksi  hujan,  dengan  syarat  nilai output  sensor tinggi  ( high )  saat  sensor  tidak  mendeteksi  hujan dan rendah ( low ) saat sensor mendeteksi hujan.
Gambar 6. Modul sensor Raindrop

## 2.8 Blynk
Aplikasi blynk berfungsi untuk membuat project aplikasi menggunakan  bermacam  variasi  widget  yang telah disediakan.  Namun,  batas  penggunaan  widget dalam  satu akun  hanya 2000 energy. Energy  tersebut dapat ditambah dengan membelinya melalui playstore.
• Blynk server
Berfungsi untuk meng-handle project pada blynk app dan  berkomunikasi  antara smartphone dengan hardware yang  dibuat.  Blynk  server  (Blynk  Cloud)
Juni 2023 E-ISSN 2599-0616 P ISSN 2614-5979
dapat digunakan secara jaringan lokal dan bersifat open source.
• Blynk libraries
Berfungsi  untuk  memudahkan  komunikasi  antara hardware dengan server dan seluruh proses perintah input serta output. Di bawah ini merupakan fitur-fitur yang disediakan oleh blynk  : API dan  UI  yang  sama untuk mendukung hardware dan devices
1. Koneksi  dengan  cloud  menggunakan  : wifi, bluetooth, ethernet, USB
2. (serial), dan GSM Penggunaan widget yang mudah
3. Pemanipulasian pin tanpa kode program
4. Integrasi yang mudah menggunakan pin virtua
5. Riwayat monitoring data
6. Komunikasi device-to-device menggunakan Bridge Widget
7. Dapat  mengirimkan email , tweet ,  dan push notification
Gambar 7. Blynk

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  kualitatif  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  diwujudkan  dalam  bentuk  simulasi perancangan  alat,  pengumpulan  data  dan  spesifikasi komponen dalam perancangan alat dari buku referensi dan internet,  dan  metode  lainnya.  Kemudian  dilakukan pengujian  alat  tersebut  untuk  mengetahui  kesalahan- kesalahan  yang  muncul  pada  alat.  Setelah  itu  dilakukan pengujian  sistem,  dan  hasil  dari  perancangan  alat  dapat ditunjukkan apakah alat yang dibuat berfungsi dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan.

## 3.1 Studi Literatur
Peneliti  melakukan  studi  literatur  dengan mengumpulkan,  membaca,  dan  memahami  referensi teoritis  yang  berasal  dari  buku-buku  teori,  buku elektronik (e- book), jurnal-jurnal penelitian, datasheet komponen,  dan  sumber  pustaka  otentik  lainnya  yang berkaitan  dengan  penelitian.  Referensi  ini  antara  lain
yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu sistem kendali otomatis dan memonitoring dari jarak jauh.

## 3.2 Alat dan Bahan
Dalam perancangan alat ini kita dapat bagaimana mengetahui  cara  kerja  dari  nodeMCU  8266 , dibutuhkan  juga  alat  dan  bahan  sebagai  pendukung dalam penilitian ini. Penggunaan alat dan bahan  yang sesuai,  tepat  dan  baik  akan  mempermudah  dalam proses pengerjaan peneltian perancangan alat tersebut, sehingga proses perancangan ini dapat berjalan dengan baik seperti sesuai yang diharapkan oleh penulis.

## 3.2.1 Alat
Alat merupakan perkakas yang di gunakan untuk mempermudah  pekerjaan. Alat juga benda yang dapat di  manfaatkan  berkali-kali  sebelum  alat  itu  sendiri rusak. Berikut alat yang digunakan untuk mendukung penelitian ini :
Tabel 1. Daftar Alat Nama Alat Fungsi alat 1 Laptop Berfungsi sebagai untuk membuat program/ code dan rancangan sofware. 2 Multimeter Berfungsi sebagai untuk menggukur  dan  mengecek tegangan 3. Solder Berfungsi sebagai untuk membakar timah 4. Lem tembak Berfungsi sebagai untuk menyatukan komponen 5. Obeng  (+) dan (-) Berfungsi sebagai untuk membuka dan mengunci mur 6. Gerinda Berfungsi sebagai untuk memotong komponen 7. Penggaris Berfungsi sebagai untuk menggukur komponen 8. Kater Berfungsi sebagai untuk memotong  dan  menggupas kabel. 9 Box Project Sebagai  Tempat  penampung alat komponen

## 3.2.2 Bahan
Bahan  merupakan  sebuah  komponen  yang digunakan sebagai dasar pembuat alat. Bahan sangat dibutuhkan untuk membuat sesuatu, karna tanpa bahan yang tepat alat tidak akan menjadi alat yang baik dan berguna. Berikut bahan bahan yang di perlukan dalam perancangan alat ini:
Tabel 2 . Daftar Bahan
No   Nama bahan Fungsi bahan 1 ESP 8266 Wemos D1 Mini Berfungsi sebagai module control yang digunakan untuk komunikasi semua alat yang dipakai 2 Sensor anemometer YGC-FS
Berfungsi sebagai sensor kecepatan angin 3 Sensor BMP 280 Berfungsi sebagai mengukur temperatur udara 4 Sensor rain drops Berfunggsi untuk memberikan notifikasi hujan 5 Battery Berfungsi sebagai sumber power 6 Kabel jumpper Berfungsi sebagai penyambung sumber power ke komponen lainnya 7 Step down Berfungsi sebagai penurun tegangan
8 Kabel USB Type-B Berfungsi sebagai untuk mengupload program/ code dari computer ke microcontroller
9
RS 485
Berfungsi untuk mendukung kecepatan transfer data dengan
maksimum 30Mbps .

## 3.3 Alur Penelitian
Diagram Alur penelitian dalam penulisan laporan kerja  praktek  ini  merupakan  langkah-langkah yang  di ambil  untuk  mendukung  proses  penelitian  yang  akan dibuat agar penelitian dapat berjalan lebih terarah dan sistematis,  Penelitian  diawali  dengan  menetapkan
judul  penelitian,  yaitu  “Setelah  menetapkan judul dan obyek  penelitian,  penulis  lebih  dahulu  menetukan identifikasi  masalah  dari  obyek  penelitian  tersebut. Kemudian dilakukan studi literatur dengan mengumpulkan referensi-referensi yang dibutuhkan saat akan merancang sistem.

## Perancangan System
Perancangam sistem ini berisi input, proses , dan output dimana  input  sebagai  sinyal,  proses  sebagai system  atau  pemberi  perintah  suatu  system  dan output  sebagai  proses  suatu  sinyal  yang  di  kirim. Prinsip  dari  kerja  system  yang  dirancang  adalah Blynk  menjadi  media  untuk  memberikan  masukan pada,  Ketika  ESP8266  membaca  adanya  masukan dari  aplikasi,  maka  masukan  tersebut  menjadi  dasar menjalankan perintah.

## 3.3.1 Diagram Blok
Diagram  blok  perancangan  system  monitoring kecepatan  angin  dan  tempretur  udara  berbasis  IoT pada gambar 8 dibawah ini.
Gambar 8. Diagram blok perncangan sistem

## 3.3.2 Rangkaian Sensor Anomemeter
Pada rangkaian ini akan menghubungkan I/O (+) stepdown ke pin 5 Volt wamos D1 mini ESP8266 -  DAN  I/O  (-)  stepdown  ke  pin  GND,  Rangkaian  ini yang  akan  berfungsi  untuk  memberikan  suplai tegangan  pada  sistem  wamos  D1  mini  ESP8266 Keluaran rangkaian Stepdown ini yaitu 5 volt.
Gambar 9. Rangakaian sensor anemometer

## 3.3.3 Rangkaian Sensor BMP 280
Pada rangkaian ini akan menghubungkan baterai keluaran  12  volt  di  stepdown  menjadi  5  volt  lalu  di hubungkan  ke  esp  8266  setelah  itu  pin  VCC  di hubungkan  ke  VCC  sensor  BMP  280  dan  pin  GND ESP  8266  akan  di  Hubungkan  ke  pin  GND  sensor BMP  280  dan  untuk  pin  D1  ESP  8266  akan  di hubungkan ke pin D1 sebagai SCL dan pin D2 sebagai SDA  sensor BMP 280.
Gambar 10. Rangkaian sensor BMP280

## 3.3.4 Rangkaian Sensor Rain Drop
Pada rangkaian ini akan menghubungkan baterai keluaran  12  volt  di  stepdown  menjadi  5  volt  lalu  di hubungkan  ke  esp  8266  setelah  itu  pin  VCC  di hubungkan  ke  VCC  sensor raindrops dan  pin  GND ESP  8266  akan  dihubungkan  ke  pin  GND  sensor raindrops dan  untuk  pin  D1  ESP  8266  akan  di hubungkan ke pin SCL sensor BMP 280
Gambar 11. Rangkaian sensor rain drops

## 3.3.5 Rangakaian Keselurahan
Skema  perancangan  rangkaian  keseluruhan sistem digunakan pada perancangan sistem monitoring kecepatan  angin  dan  tempratur  udara  berbasis  IoT meliputi  rangkaian hardware terdiri  dari  wamos  D1 mini  ESP  8266  sebagai  pusat  kendali  pada  sistem monitoring  kecepatan  angin  dan  tempratur  udara. Rangkaian hardware dapat dilihat pada gambar 12
.
Gambar 12. Rangkaian keseluruhan

## 3.3.6 Rancangan Aplikasi Blynk
Blynk  adalah  suatu  aplikasi  OS  mobile  yang digunakan  untuk  android  dan  iOS  yang  berfungsi sebagai  pengendalian  modul  arduino,  mikrokontroler dan  raspberry-pi.  Untuk  alat  yang  dibuat  ini  aplikasi blynk  digunakan  sebagai  kendali  mikrokontroler Arduino  Nano  melalui  jaringan  internet.  Aplikasi blynk  ini  sendiri  digunakan  untuk  mengontrol  dan monitoring  dari  dari  jarak  jauh,  dengan  catatan mikrokontroler  harus  terhubung  dengan  jaringan internet  dan  ping  koneksi  internet  yang  baik  serta
Juni 2023 E-ISSN 2599-0616 P ISSN 2614-5979
stabil.
Gambar 13. Rancangan app blynk

## 3.4 Perancangan Perangkat Keras
Setelah  membuat  diagram  blok  dan  mengetahui fungsi  serta  komponen  apa  saja  yang  dibutuhkan, maka tahap selanjutnya adalah perancangan hardware sistem.  Dalam  perancangan hardware ,  dilakukan beberapa  proses,  diantaranya  perancangan rangkaian masing-masing komponen, dan pengkabelan ( wiring ).
Gambar 14. Blok diagram sistem alat ukur

## 3.5 Perancangan System Perangkat Lunak
Setelah  proses  perancangan  perangkat  keras selesai,  tahapan  selanjutnya  yaitu  membuat  sebuah algoritma  untuk  pengaturan  sistem  pada  alat  yang telah  dibuat.  Kemudian  algoritma  tersebut  ditulis
dalam  bahasa  pemrograman. Flowchat merupakan bagan  dengan  simbol  yang  menggambarkan  urutan proses  secara  detail  dan  hubungan  setiap  proses dengan proses lainnya.
Gambar 15. F lowchart

## 4.1 Data Hasil Penelitian
Setelah  proses  perancangan  alat  selesai, dilanjutkan ke tahap uji coba. Uji coba dilakukan di kampus  menggunakan  alat  pembanding  yaitu anemomter  digital.  Untuk  mengetahui  kinerja  dari system apakah bekerja sesuai dengan harapan, maka perlu  dilakukan  pengujian  terhadap  alat  tersebut. Pengujian  yang dilakukan meliputi pengujian  sensor dengan  tujuan  untuk  melihat  kinerja  dari  sensor. Setelah  semua  rangkaian  bekerja  dengan  secara normal, maka dilakukan pengujian secara kesuluruhan.

## 4.2 Hasil Pengujian Sofware System
Penelitian  ini  menguji  perangkat  lunak  system dan  komponen  dengan  tujuan  untuk  mengetahui apakah halaman blynk yang dibuat dapat menampilkan semua data sesuai dengan desain.
Gambar 16 . Titik Pengukuran Rangkaian Keseluruhan

## 4.2.1 Pengukuran Rangkaian stepdown
Gambar 17. Rangkian pengukuran 1 dan 3

## 4.2.2 Pengukuran Rangkaian Anemometer
4.2.3 Pengukuran Rangkaian Sensor BMP 280
Gambar 19. R angkaian pengukuran 5

## 4.2.4 Pengukuran Rangkaian Sensor Raindrops
Gambar 20. Rangkaian pengukuran 7

## 4.3 Pengujian Pada Sensor Anemometer
Pada  bagian  ini,  sensor  anemometer  yang  terdiri dari desain cup anemometer akan membaca kecepatan
angin  berdasarkan  kecepatan  putaran  cup  anemometer per  satuan  waktu.  Ketika  cup  anemometer  berputar maka  sensor  akan  membaca  data  kecepatan  putaran tersebut  yang  nantinya  akan  dihitung  kecepatannya persatuan waktu oleh aplikasi Blynk. Hasil keluarannya berupa  data  kecepatan  angin  dalam  satuan  (m/s). Pengujian  sensor  kecepatan  angin ini  dilakukan  untuk mengetahui  seberapa  akurat  pembacaan  sensor  yang dibuat dibandingkan dengan sensor digital yang sudah banyak  dijual  dipasaran  untuk  mengetahui  nilai kesalahan  atau  toleransi  pembacaan  sensor  yang dimiliki oleh alat yang penulis buat.
Tabel 3. Hasil Pengujian Sensor Kecepatan Angin

## 4.4 Pengujian sensor temperature udara
Pengujian  Sensor  BMP  280  bertujuan  untuk mendapatkan data temperatur udara di daerah kampus untuk  penelitan  lebih  lanjut.  Sensor  BMP  280 berfungsi  untuk  mendapatkan  data  tempratur  udara didaerah kampus untuk mengetahui kondisi lingkungan  yang  ada  didaerah  tersebut.  Data  tersebut akan  dikirim  ke  app blynk untuk  kemudian  disimpan agar  data  tersebut  dapat  dianalisa  lebih  lanjut  oleh pengguna  dalam  mengetahui  kondisi  cuaca  di  daerah kampus.
No Sensor kecepatan angin(m/s) Anemometer digital (m/s) Selisih Eror (%) 1 4,3 4,1 0,2 0,46 2 3,5 3,2 0,3 0,85 3 2,8 2,7 0,1 0,35

## Tabel 4. Hasil Pengujian Temprtur Udara
Pengukuran Waktu Temperature sensor BMP 280 ( 0 C) Temperatur thermometer digital ( 0 C)
No selisih
1 30 Menit Pertama 28,4 28,5 0,1 2 30 Menit Kedua 28,3 28,4 0,1 3 30 menit ketiga 27,5 27,9 0,4 4 30 menit keempat 28,5 28,9 0,4

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Alat  yang  dirancang  dapat  berjalan  dengan baik dengan besar simpangan alat ukur rancangan tersebut  dibandingkan  alat  ukur  standard  ISO diperoleh error dari  alat  perancangan  adalah sebesar 0,55 %.
5.2 Saran
1. Sistem  pada  penelitian  ini  dapat  dikembangkan lagi dalam bentuk monitoring dengan menambahkan  fitur  data  base  di  dalamnya sehingga  data  hasil  monitoring  dapat  direkap untuk kebutuhan arsip
2. Diperlukan penelitian untuk mengurangi penggunaan kabel serial sehingga dapat memonitoring kecepatan angin dan arah angin dari luar  wilayah  Kampus.  Hal  ini  dapat  di  lakukan dengan  pemanfaatan  sistem  mobile  phone  via seluler  ataupun  penggunaan  jaringan  wireless dengan  menggunakan  peralatan  transmitter  dan receiver data 3. Pada metode pendeteksian hujan dapat dikembangkan  juga  menggunakan  metode  fuzzy sehingga
dapat
meningkatkan informasi pendeteksian hujan, dalam hal ini mengenai curah hujan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Yuri Pramono, Warsito dan Syafriadi. “Monitoring Data Kecepatan Dan Arah Angin Secara Real Time Melalui WEB” Vol.0 4, No. 02, Juli Tahun 2016.
[2] Muhamad Yusvin Mustar, Rama Okta Wiyagi.“Implementasi  Sistem  Monitoring Deteksi  Hujan  dan  Suhu  Berbasis  Sensor Secara Real Time” Vol. 20, No. 1, 20-28, Mei 2017.
[3] Suwarti,  Mulyono,  Budhi  Prasetiyo,  Ahmad
Rifa’I, ika Rahma Diastiara,Lussy Indriyani,Wisudawan Prasodjo Putro.
“Pembuatan  Monitoring  Kecepatan  Angin Dan Arah  Angin  Menggunakan  Mikrokontroler Arduino”, Semin. Nas. Pendidikan, Sains, dan Teknol., Vol.5, No.1, pp. 56-64, 2017.
[4] Riza Samsinar, Rifan Septian, Fadliondi. “Alat Monitoring  Suhu  Kelembapan dan  Kecepatan Angin  dengan  Akuisisi  Database  Berbasis Raspberry  Pi”  RESISTOR  (Elektronika Kendali  Telekomunikasi  Tenaga  Listrik Komputer), Vol. 3 No. 1 2014.
[5] Jabar  Lazuarde,  Rifki  Aditya  Hamzah,  Muh Arjun  Wijanarko.  “SISMONIKA:  Sistem Monitoring Kecepatan Angin” Yogyakarta, 21 Juni 2021.
[6] R.  Samsinar,  R.  Septian,  and  F.  Fadliondi, “Alat  Monitoring  Suhu  Kelembapan  dan Kecepatan  Angin  dengan  Akuisisi  Database Berbasis  Raspberry  Pi,”  Elektron.  Kendali Telekomun. Tenaga List. Komput., vol. 3, no. 1, p. 29, 2020.
[7] Rian  Anjasmara,  Tnn  Suhendra,  dan  Anton Hekso Yunianto Implementasi Sistem Monitoring  Kecepatan  Angin,  Suhu,  dan Kelembaban  Berbasis  Web  di  Daerah Kepulauan” Journal Of Applied Electrical