## SISTEM PENDETEKSI KEBISINGAN DAN VOICE ALERT SEBAGAI KONTROL KENYAMAN PASIEN RAWAT INAP BERBASIS MIKROKONTROLER
Yoyon Efendi, Rometdo Muzawi, Lusiana, Sularno Program Studi Teknologi Informasi, STMIK Amik Riau Program Studi Manajemen Informatika, STMIK Amik Riau Program Studi Teknik Informatika, STMIK Amik Riau Prodi Sistem Informasi Universitas Dharma Andalas, Indonesia
yoyonefendi@stmik-amik-riau.ac.id , rometdomuzawi@stmik-amik-riau.ac.id , lusiana@stmik-amik-riau.ac.id , soelarno@unidha.ac.i

## Abstrak
Rumah Sakit seharusnya tidak ada kebisingan karena sebagai media pemulihan dari masalah kesehatan, tapi nyatanya beberapa ruangan dir Rumah Sakit sangat tinggi kebisingannya.Salah  satunya  pada  ruang  rawat  inap  mulai  dari  suara  tenaga  kesehatan  dan pengunjung.  Kebisingan  ini  akan  menggangu  tahap  penyembuhan  pasien  sehingga berdampak  kepada  psikologis  berupa  kurang  nyaman,  konsentrasi  dan  mudah  marah. Diperlukan  sistem  pendeteksi  dan  Voice  Alert  sebagai  kontrol  di  Rumah  Sakit.  Sistem  ini berbasis  mikrokontroller  dengan  peralatan  ATMega  8585,  ISD  2560,    Electric  Condenser Micphone  (ECM).    Hasilnya  akanmenghasilkan  sistem  dengan  tampilan  di  LCD  satuan Decibel (dB). Output nya berupa pesan suara (Voice Alert) berdasarkan batas nilai maksimal kebisingan.Sistem  ini  akan  memberikan  kenyaman  pasien  dan  memudahkan  petugas  ruang rawat inap dalam mengontrol kondisi ruangan dan pasien.
Kata kunci: Pendeteksi Bising, Voice Alert , Rawat Inap, Mikrokontroller

## Abstract
Hospitals should not have any noise because as a medium of recovery from health problems, but in fact some rooms at the Hospital are very high noise. One of them in the inpatient room starts  from  the  sound  of  health  workers  and  visitors.  This  noise  will  disrupt  the  patient's healing stage so that the psychological impact of discomfort, concentration and irritability. Detection  system  and  Voice  Alert  are  needed  as  a  control  at  the  Hospital.  This  system  is based  on  a  microcontroller  with  ATMega  8585,  ISD  2560,  Electric  Condenser  Micphone (ECM) equipment. The result will produce a system with a display on the LCD Decibel unit (dB). The output is Voice Alert based on the maximum noise value. This system will provide patient comfort and facilitate inpatient staff in controlling the condition of the room and the patient.
Keywords: Noise Detector, Voice Alert, Inpatient, Microcontroller

## 1. Pendahuluan
Sumber kebisingan pada ruang rawat inap rumah sakit salah satunya percakapan antar pengunjung, dokter, perawat maupun pasien  rumah  sakit  itu  sendiri.  Secara
objektif  percakapan  antar  manusia  itu wajar,  namun  bagi  pasien  yang  dalam tahap  penyembuhan  sangat  menggangu bahkan menghambat proses penyembuhan. Gangguan  psikologis  yang  didapat  dari kebisingan  yaitu  dapat  berupa  rasa  tidak nyaman,  kurang  konsentrasi,  dan  cepat
Copyright (c) 2020 Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis - JTEKSIS
marah.Bila  kebisingan  diterima  dalam waktu  lama  dapat  menyebabkan  penyakit psikosomatik berupa gastritis ,  jantung, stres,  kelelahan  dan  lain-lain.Bising  juga dapat  berpengaruh  terhadap  produktifitas kerja bagi dokter maupun perawat.
Mengingat  dampak  negatif  dari pemaparan  kebisingan  bagi  pasien  rumah sakit  ,  sebisa  mungkin  diusahakan  agar tingkat  kebisingan  yang  memapari  pasien rumah sakit  lebih rendah dari baku tingkat kebisingan.  Oleh  karena  itu,  organisasi kesehatan  dunia  WHO  ( World  Health Organization )  dan  Menteri  Kesehatan
Republik Indonesia (MenKes
RI) menetapkan batas maksimal nilai kebisingan  yang  diperbolehkan  sangat besar untuk skala percakapan manusia.
Percakapan  normal  manusia  berada pada  rentang  intensitas  30  dB  –  50  dB, namun  40  dB  adalah  nilai  intensitas maksimal yang diperkenankan di lingkungan  rawat  inap  yang  ditetapkan oleh  WHO  ( World  Health  Organization ) dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) Tahun 2004  maksimum  kebisingan  di  ruang rawat  inap  pasien  yaitu  45  dB  saat  tidak tidur  dan  40  dB  saat  tidur.  Dari  hasil penelitian, Kenyataan yang terjadi kebisingan di ruang rawat inap rumah sakit bekisar  77,41  dB  –  85,69  DB  (Novi Suryanti, Nurhasanah, 2014)
Ini  menandakan  bahwa  kebisingan diruang rawat inap rumah sakit merupakan masalah  serius,  sesuai  fungsinya  rumah sakit  merupakan  tempat  untuk  merawat orang yang sakit, maka lingkungan rumah sakit  sangat  membutuhkan  suasana  yang tenang, nyaman dan terbebas dari kebisingan.  Sistem  ini  diharapkan  dapat mengontrol  kebisingan  dan  memberikan kenyamanan  bagi  pasien  rawat  inap  dari kebisingan demi proses penyembuhan

## 2. Tinjauan Literatur
Tinjaan  literature  berisi  teori  dan konsep  yang  berkaitan  erat  dengan masalah  dalam  penelitian,  seperti  teori
mengenai  pendeteksian  kebisingan,  rawat inap, mikrokontroler, ATMega.

## 2.1. Pendeteksian Kebisingan
Pendeteksi  merupakan  proses,  cara, perbuatan  mendeteksi;  pelacakan.  maka Sistem  Pendeteksi  yaitu  suatu  alat  atau komponen  untuk  memeriksa,  melakukan pemeriksaan, menemukan keberadaan baik itu  anggapan  atau  kenyataan  terhadap sesuatu  dengan  menggunakan  cara  dan teknik tertentu.
Kebisingan  adalah  bunyi  yang  tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat  dan  waktu  tertentu  yang  dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia  dan  kenyamanan  lingkungan (KepMenLH  No.  48,  1996).Kebisingan juga  dapat  diartikan  sebagai  bunyi  atau suara  yang  tidak  dikehendaki  dan  dapat mengganggu  kesehatan  dan  kenyamanan lingkungan  yang  dinyatakan  dalam  satuan desibel  (dB).  Kebisingan  juga  dapat didefinisikan  sebagai  bunyi  yang  tidak disukai,  suara  yang  mengganggu  atau bunyi  yang  menjengkelkan{Formatting Citation}.
Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan  dibuang  ke  lingkungan dariusaha kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia  dan  kenyamanan  lingkungan. (KepMenLH  No  48  :1996).  Dapat  dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1: Baku Tingkat Kebisingan di lingkungan kegiatan
No Lingkungan Kegiatan Tingkat Kebisingan DB(A)
1 Rumah Sakit 55 2 Sekolah 55 3 Tempat Ibadah 55
Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI tentang  persyaratan  kesehatan  lingkungan rumah  sakit  untuk  indeks  kebisingan berdasarkan  ruang  atau  unit  rumah  sakit tercantum pada tabel 2 dibawah ini :
Copyright (c) 2020 Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis - JTEKSIS
Tabel 2 . Indeks kebisingan berdasarkan

## Ruangan atau Unit Rumah Sakit
No Lingkungan Kegiatan
Tingkat Kebisingan DB(A)
1 Ruang Pasien - Saat tidak tidur - Saat tidur
45 40
2 Ruang Operasi , umum 45
3 Anestesi, pemulihan 45 4 Endoskopi, laboratorium 65 5 Sinar X 40 6 Koridor 40 7 Tangga 45 8 Kantor/loby 45 9 Ruang alat/gudang 45 10 Farmasi 45 11 Dapur 78 12 Ruang cuci 78 13 Ruang isolasi 40 14 Ruang Poli gigi 80

## 2.2. Rawat Inap
Rawat inap adalah pelayanan terhadap  pasien  yang  masuk  ke  rumah sakit  yang  menggunakan  tempat  tidur untuk  keperluan  observasi,  diagnosis, terapi,  rehabilitasi  medik  dan  penunjang medik lainnya (DEPKES RI, 1987).Ruangan  rawat  inap  berupa  bangsal yang  di  huni  oleh  beberapa  pasien sekaligus,  namun  pada  beberapa  rumah sakit  juga  menyediakan  kategori  kelas untuk  ruangan  rawat  inap.  Semakin  tinggi kelas  tersebut  maka  ruangan  rawat  inap akan  memiliki  fasilitas  dan  pelayanan yang  melebihi  standar  fasilitas  dan pelayanan kelas biasa.

## 2.3. Mikrokontroller
Mikrokontroler  merupakan  sistem
dalam  satu  kemasan,  sedangkan  di  dalam mikroprosesor  umumnya  hanya  berisi CPU saja.
Secara  khusus  dapat  dikatakan bahwa  mikrokontroller  merupakan  suatu alat  elektronika  digital  yang  mempunyai masukan  dan  keluaran  serta  kendali dengan  program  yang  bisa  ditulis  dan dihapus  dengan  cara  khusus.  Dalam  Hal penggunaannya,  sistem  mikrokontroller lebih  banyak  dipakai  pada  aplikasi  yang deterministik,  artinya  sistem  ini  dipakai untuk  keperluan  yang  tertentu  saja misalkan  sebagai  pengontrol  PID  pada instrumentasi industri, pengontrol komunikasi  data  pada  sistem  kontrol terdistribusi  dan  sebagainyaTuwaidan  et al., 2015.

## 2.3.1. ATMega 8535
Mikrokontroler ATmega8535 merupakan  mikrokontroler  8-bit  teknologi CMOS  dengan  konsumsi  daya  rendah yang  berbasis  arsitektur enhanced RISC AVR.  Dengan  eksekusi  instruksi  yang sebagian  besar  hanya  menggunakan  satu siklus clock, ATMega8535  mencapai throughput sekitar 1 MIPS per MHZ yang mengizinkan perancangan system melakukan optimasi konsumsi daya versus kecepatan pemrosesan(Syahrul, 2012) .
Prosessor  AVR  menggabungkan set  intruksi  yang  kaya  dengan  32 register umum  ( general  purpose  register, GPRs). Ke  semua  32 register tersebut  dikoneksi langsung  dengan Arithmetic  Logic  Unit (ALU), mengizinkan dua register independen  untuk  diakses  dalm  satu intruksi yang di eksekusi dalam satu siklus clock. Arsitektur  yang  dihasilkan  adalah arsitektus  yang  kode  operasinya  lebih efisien  serta  mencapai throughput nya hinggga sepuluh kali lebih cepat dari pada mikrokontroler  CISC  ( Complex  Intruction Set Computer ) konvensional. Pada On-chip
ISP Flash mengizinkan  memori  program  untuk diprogram  ulang  dalam  system  melalui sebuah  antar  muka  SPI  serial,  dengan
mikroprosesor lengkap yang terkandung di dalam sebuah chip. Mikrokontroler berbeda  dari  mikroprosesor  serba  guna yang  digunakan  dalam  sebuah  PC,  karena di dalam sebuah mikrokontroler umumnya telah  terdapat komponen  pendukung sistem  minimal  mikroprosesor,  yakni memori  dan  antarmuka  I/O,  bahkan  ada beberapa jenis mikrokontroler yang memiliki  fasilitas  ADC,  PLL,  EEPROM
Copyright (c) 2020 Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis - JTEKSIS 194
menggunakan programmer memori nonvolatile konvensional,  atau  dengan sebuah On-chip  Boot  program yang sedang  beoperasi  pada  AVR core . Boot program dapat  menggunakan  antarmuka maupun untuk mengunduh program aplikasi  ke  dalam Application  Flash memory. Perangkat lunak pada Boot Flash section akan  tetap  beroperasi  ketika application Flash Section di- ‘ update’, menyediakan operasi Read- While-Read yang  sebenarnya.  Dengan
menggabungkan  sebuah  CPU  8-bit  RISC dengan In-System Self-Programmable Flash pada  sebuah chip monolithik, ATmel ATmega8535 merupakan mikrokontroler yang tangguh yang menyediaka  fleksibilitas  tinggi  dan  solusi biaya  sfektif  untuk  berbagai  aplikasi control embedded. Beberapa  fitur  utama yang tersedia pada ATmeega835 adalah :
1. Port I/O 32 bit, yang dikelompokkan dalam: PortA, PortB, PortC dan PortD
2. Analog  to  Digital  Converter 10-bit sebanyak 8 input
3. Timer/Counter sebanyak 3 buah
4. CPU 8  bit  yang  terdiri  dari  32 register
5. Watchdog  Timer dengan  osilator internal
6. SRAM sebesar 512 byte
7. Memori  flash  sebesar  8  Kbyte dengan  kemapuan Write  While Read
8. Interrupt internal maupun eksternal
9. Port komunikasi SPI
10. EEPROM  sebesar  512  byte  yang terdapat deprogram saat di operasi
11. Analog Comparator
12. Komunikasi  serial  standar  USART dengan  kecepatan  maksimal  2,5 Mbps
13. Frekuensi clock maksimum  16 MHz
Gambar 2.1. Diagram Blok Mikrokontroler ATmega8535 Sumber : www.microchip.com
Konfigurasi  pin  mikrokontroler AVR  ATmega8535  untuk  40  pin  DIP ( Dual  In  line  Package) ditunjukkan  pada gambar 2.2 sebagai berikut:
Gambar 2.2. Konfigurasi Pin ATmega8535 Sumber : www.microchip.com

## 2.3.2. ISD 2560
ISD2560  merupakan  salah  satu  chip recorder  yang  memiliki  kualitas  bagus untuk  melakukan  perekaman  atau  putar ulang  selama  60  detik.  Perlengkapan CMOS juga termasuk didalamnya, microphone  preamplifier , automatic  gain control (AGC), antialiasing filter , smoothing  filter ,  dan speaker  amplifier (Anonim, 2003).
Dalam hal kualitas suara, ISD2560 memiliki  masukan  sampling  frequency sekitar  8.0  KHz.  Contoh  suara  akan disimpan  secara  langsung  ke  dalam  IC pada  bagian  nonvolatile  memory  tanpa proses  digitalisasi  dan  kompresi,  sehingga suara  yang  tersimpan  tidak  akan  hilang jika  sumber  daya  pada  IC  dilepas.
Penyimpanan suara analog secara
Copyright (c) 2020 Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis - JTEKSIS
195
langsung  dengan  bantuan  microphone, sedangkan  tiruan  dari  suara  asli,  musik, nada,  dan  efek  suara  bisa  dimasukkan  ke dalam  IC  ini  dengan  bantuan  kabel keluaran audio yang disambungkan dengan  salah  satu  pin  dari  IC.  Selain  itu, ISD2560  juga  bisa  dihubungkan  dengan mikrokontroler.  Jalur  alamat  dan  jalur kendali bisa dihubungkan dengan input/output  pada  mikrokontroler  dan dapat  dimanipulasi  untuk  menampilkan variasi  dari  tugas.  Termasuk  didalamnya kumpulan  pesan  yang  terekam,  urutan pesan suara, serta pengelolaan pesan suara yang ada di dalam ISD2560.
Fitur  yang  dimiliki  ISD2560  sebagai berikut :
1. Mudah untuk menggunakan ISD2560  sebagai  perekam  dan putar ulang.
2. Memiliki kualitas yang bagus pada suara asli ataupun suara tiruan.
3. Saklar manual ataupun mikrokontroler bisa digunakan pada saat putar ulang, yaitu dengan memberikan pulsa aktivasi.
4. Memiliki  durasi  rekam  atau  putar ulang selama 60 detik.
5. Jika  membutuhkan  durasi  yang lebih panjang, IC bisa disambungkan secara seri.
Gambar 2.3. Blok Diagram ISD2560 Sumber : http://www.winbond.com
Untuk  konfigurasi  pin  ISD2560 dapat  dilihat  pada  Gambar  2.4  dibawah ini:
Gambar 2.4. Konfigurasi Pin ISD2560 Sumber : http://www.winbond.com

## 2.3.3. Electric Condenser Microphone (ECM)
Electric  Condenser  Microphone adalah  sensor  suara  yang  sistem  listriknya berdasarlan perubahan
kapasitansi internalnya.Microphone condenser memerlukan  daya  dari  bateraiatau  sumber luar.  Microphone  memberikan  output sinyal  analog  yang  sebanding  dengan perubahan  tekanan  akustik  bergantung pada  fleksibitas  diaphragm.  Sinyal  listrik kemudiandigunakan  untuk  pengiriman, perekaman atau pengukuran pada karakteristik  sinyalakustik.Salah  satu  tipe microphone  yang  biasa  digunakan  untuk kepentingan musikaladalah tipe condenser.

## Gambar 2.5.Electric Condenser
Microphone
Sumber : https://www.aliexpress.com

## 3. Metodologi Penelitian
Dalam  melakukan  sebuah  penelitian memerlukan  data  dan  informasi  yang bersifat  objektif  digunakan  sebagai  titik acuan  untuk  penelitian,  dengan  adanya data  penelitian  yang  dihasilkan  akan berkualitas.  Dalam  pembahasan  metode penelitian  ini,  maka  dapat  dituangkan tahapan penelitian atau rangkaian kegiatan ke kerangka kerja penelitian. Copyright (c) 2020 Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis - JTEKSIS 196

## 3.1. Kerangka Kerja Penelitian
Gambar 2.1Kerangka kerja Penelitian
Uraian diagram rangkaian metode penelitian sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data, melalui tinjauan  pustaka  dari  jurnal  dan buku, wawancara dan survei langsung  ke  Rumah  Sakit  Umum Daerah  (RSUD)  Arifin  Achmad Pekanbaru.
2. Analisa  Data  dan  Kebutuhan  Alat, tahap ini diperlukan untuk merancang sistem yang dibuat.
3. Perancangan prototype, setelah data  dan  alat  tersedia  dilanjutkan mendesain  sistem  dan  melakukan coding dengan tool yang tersedia.
4. Evaluasi  Prototype,  evaluasi  ini untuk  mengetahui  kinerja  sistem ini  terjadinya  kesalahan  untuk dilakukan penyempurnaan sistem.
5. Dokumentasi,  tahap  ini  dilakukan setelah  dilakukan  ujicoba  dan evaluasi untuk memudahkan pengguna dalam menjalankan sistem ini.

## 4. Hasil dan Diskusi
Hasil  dari  penerapan  dalam  sistem meliputi hardware, software ,
implementasi,  pengujian  dan  evaluasi pengujian sebagai berikut:

## 4.1. Hardware
Spesifikasi hardware yang digunakan sebagai berikut :
1. Sistem  Minimum  Atmega8535, berfungsi  sebagai  kontrol  utama sistem
2. Sensor Suara ECM ( Electric Condenser  Microphone), berfungsi untuk medeteksi level kebisingan
3. IC ISD  2560  ( Informations  Storage Device)
4. LCD  16x2,  berfungsi  sebagai display pengukuran kebisingan
5. SwitchButton, berfungsi  sebagai input counter up dan counter down batas maksimal kebisingan
6. Speaker, berfungsi sebagai penghasil suara dari output isd2560
7. Power  Supply,  sebagai  catudaya tegangan keseluruhan sistem
8. Laptop  Acer  Aspire  4738z, Intel Pentium 2.00 Ghz :Ram 2GB.
Alat  pendukung  perancangan  alat  sebagai berikut :
1. Solder
2. Timah solder
3. Tang potong
4. Obeng
5. Kabel jumper
6. SLM ( Sound Level Meter )

## 4.2. Software
Spesifikasi  software  yang  digunakan sebagai berikut :
1. Sistem operasi windows 7 ultimate 32-bit
2. Bascom-AVR 2.0.7.5, untuk
mengetik scrip program dan menkonversi menjadi data .hax
Pengumpulan Data Analisa Data dan Kebutuhn alat
Perancangan Prototype Evaluasi prototype

## Dokumentasi
3. Prog isp Ver 1.72, untuk mengupload program ke mikrokontroller 4. Downloader,  sebagai  penghubung prog isp ke mikrokontroller

## 4.3. Implementasi
Implementasi Prototype gambaran dari ruang  rawat  inap  rumah  sakit  yang  dibuat menggunakan Acrilix .Digambarkan, alat di letakkan  di  ruang  administrasi,  untuk sensor  suara  di  letakkan  di  dalam  kamar rawat inap.
Untuk  rangkaian  keseluruhan  alat dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini :
Gambar 4.1. Hasil rangkaian keseluruhan alat
4.4. Pengujian Metode  pengujian  yang  digunakan dalam penelitian adalah black box testing. Pengujian black  box berfokus pada persyaratan  fungsional  sistem.  Dengan demikian pengujian black box
memungkinkan perekayasa sistem mendapatkan  serangkaian  kondisi  input yang  sepenuhnya  menggunakan  semua persyaratan fungsional untuk semua program.  Kebenaran  sistem  yang  diuji hanya  dilihat  berdasarkan  keluaran  yang dihasilkan dari data atau kondisi masukkan yang  diberikan  untuk  fungsi  yang  ada tanpa  melihat  bagaimnana  proses  untuk mendapatkan  keluaran  tersebut.  Dari keluaran  yang  dihasilkan  kemampuan program  dalam  memenuhi  kebutuhan
pemakai  dapat  diukur  sekaligus  dapat diketahui kesalahan – kesalahannya.
Uji  coba  dengan Black  Box pada sistem  ini  bertujuan  untuk  menentukan fungsi cara beroprasinya, apakah pemasukan  data  keluaran  telah  berjalan sebagaimana  yang  diharapkan.  Berikut dibawah  ini  hasil  pengujian  keseluruhan alat yang tercantum di tabel4.1
Tabel 4.1 .Pengujian Rangkaian Keseluruhan Penguji an Aksi Keterangan Gambar Pengujia n LCD Pengujian lcd dilakukan dengan memasukkan program text lcd pada atmega8535
Lcd dapat menampilkan data berupa karakter dari atmega8535 Pengujia n Sensor Pengujian sensor dilakukan dengan memberi suara kebisingan pada sensor dan memasukkan program pada atmega8535 untuk data sensor
ditampilkan di lcd Sensor dapat mendeteksi kebisingan dan nilai kebisingan ditampilkan di lcd Pengujia n Switch Button
Pengujian Switch Button dilakukan dengan menekan tombol switchup,
Switch down dan Switch ok. - Switch up = menaikkan batas max kebisingan
- Switch down
= menurunkan batas max kebisingan - Switch ok= mengaktifkan batas max kebisingan Pengujia n rangkaia n
ISD2560 Pengujian isd2560 dilakukan dengan merekam suara dan memutar ulang hasil rekaman Isd2560 dapat merekam suara dari microphone dan menyimpan hasil rekaman serta memutar ulang hasil rekaman di speaker. Pada gambar ditandai dengan hidupnya
lampu led
Dari  tabel  4.1pengujian  keseluruhan alat diatas diketahui bahwa setiap komponen  rangkaian  dapat  bekerja  sesuai dengan aksi dan hasil nya masing-masing.

## 4.5. Evaluasi Pengujian
Speaker

## Switch
Copyright (c) 2020 Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis - JTEKSIS
Berikut dibawah ini
tabel 4.2Evaluasi pengujian untuk melihat status pengujian yang  dilakukan:
Tabel 4.2 . Evaluasi pengujian No Jenis Pengujian
Status Pengujian
Berhasil Gagal 1 Sensor suara mendeteksi kebisingan ✓
2 Pada Lcd menampilkan nilai tingkat kebisingan ✓ 3 ISD2560 menyimpan hasil rekaman dan memutar ulang rekaman
✓
4 Switch Button bisa menaikan dan menurunkan batas maksimal kebisingan ✓ 5 Speaker aktif ketika kebisingan diatas batas maksimal kebisingan ✓
Pada  tabel  4.3,  alat  bekerja  sesuai dengan  sistem  yang  dibangun  yaitu berhasil  menampilkan  tingkat  kebisingan dan  mengeluarkan  pesan  peringatan  suara ketika  kebisingan  diatas  batas  maksimal kebisingan.

## 5. Kesimpulan
Dari  hasil  pembuatan  dan  pengujian sistem yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil  pengujian  dari  alat  dengan menggunakan mikrokontroller atmega8535  dengan  sensor  suara
electric  condenser  sensor sebagai pendeteksi kebisingan berjalan dengan baik. Penggunaan ISD2560 sebagai  penyimpan  rekaman  suara peringatan  dan  speaker  sebagai pengeras suara.
2. Alat yang dibangun dapat mendeteksi kebisingan dan menampilkan tingkat kebisingan di lcd dalam satuan decibel (dB)
3. Pesan suara yang di keluarkan dari output  speaker  berdasarkan  batas nilai maksimal tingkat kebisingan.
4. Jarak  sensor  dalam  mendeteksi kebisingan terbatas.

## Referensi
[1]  Gani, L. R., & dkk. (2018).
Hubungan antara Kebisingan di
Tempat Kerja dengan Kualitas Tidur pada Pekerja Pabrik Kayu PT.
Muroco Jember The Correlation between Noise in Workplace and Sleep Quality in Workers at PT. Muroco Jember Wood Processing Factory. Agromedicine and Medical Sciences , 4 (2), 1–5.
[2]  Novi Suryanti, Nurhasanah, A. I. (2014). TINGKAT KEBISINGAN AKIBAT AKTIVITAS MANUSIA DI RUANG INAP RUMAH SAKIT. PRISMA FISIKA , II (2), 49–54.
[3]  Tuwaidan, Y. A., Poekoel, E. V. C., Mamahit, D. J., & Eng, M. (2015). Rancang Bangun Alat Ukur Desibel ( dB ) Meter Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno R3. E-Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer , 1 (1), 37–43.