Analisis Ion Fe 3+ dan Konduktivitas pada Air Sumur di Sekitar TPA Pakusari secara Simultan Menggunakan Metode Sequential Injection Analysis
(Simultaneous analysis of Fe 3+ and conductivity on Well Water Around TPA Pakusari Using Sequential Injection Analysis Method)
Mindarti Sartikasari, Tri Mulyono, Yeni Maulidah Muflihah Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jember (UNEJ) Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail : aztrimulyono@yahoo.com

## Abstrak
Analisis Fe 3+ dan konduktivitas pada air sumur di sekitar TPA Pakusari perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas perairan Penelitian ini mengembangkan metode penentuan konsentrasi Fe 3+ dan konduktivitas secara simultan dan otomatis dengan menggunakan Sequential Injection Analysis (SIA) . Desain SIA dibuat dengan cara menghubungkan syringe pump, selection valve dan kuvet FIA dengan menggunakan pipa kapiler PTFE, sedangkan konduktometer dihubungkan langsung dengan komputer. Salah satu parameter yang memepengaruhi metode ini yaitu volume reagen (KSCN 2M) dan laju alir analit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju alir optimum pada 100 µL/s dan volume KSCN 2M optimum pada  6 µL. Metode ini diaplikasikan langsung untuk menentukan kualitas perairan di sekitar TPA Pakusari. Pengambilan sampel diambil delapan itik di sekitar TPA Pakusari diperoleh hasil bahwa titik 30 meter sebelah utara penampungan air lindi memiliki konsentrasi Fe 3+ melebihi ambang batas yang telah di tetapkan KEPMENKES.RI.No. 907/MENKES/SK/VII/2002 dengan konduktivitas yang lebih tinggi dibandingkan air sumur yang lain.
Kata Kunci: Fe 3+ , simultan, SIA, konduktivitas, air lindi

## Abstract
Analysis of Fe3+ and conductivity of the water wells around  TPA Pakusari needs to be done to determine the quality of the water. This study developed  a method of  determining the concentration of  Fe3+  and conductivity simultaneously and automatically using sequential Injection Analysis (SIA). SIA design is made by connecting a syringe pump, valve selection and   cuvette   FIA   using   a   PTFE   capillary   tube,   while   konduktometer   connected   directly   to   the   computer.   One   of   the parameters that affect this method is that the volume of reagent (KSCN 2M) and the flow rate of the analyte. The results showed that the optimum flow rate at 100 µL/s and the volume of KSCN 2M optimum is 6 µL. This method was applied immediately to determine the water quality around the TPA Pakusari. Sampling taken eight points around TPA Pakusari result that a point 30 meters north shelter leachate experienced concentrations of Fe3+ exceeds the threshold that has been set KEPMENKES.RI.No.907/MENKES/SK/VII/2002 with higher conductivity than the other wells.
Keywords: Fe 3+ , simultaneously, SIA,  conductivity,  leachate

## PENDAHULUAN
Peningkatan jumlah penduduk dan keragaman aktivitas mengakibatkan   munculnya   berbagai   masalah.   Salah   satu masalah   yang   ditimbulkan   adalah   masalah   sampah. Diperkirakan hanya sekitar 60 % sampah di kota-kota besar di Indonesia yang dapat terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk dimusnahkan. Cara pemusnahan limbah yang paling banyak digunakan pada beberapa TPA adalah metode landfill .   Metode landfill merupakan   metode pemusnahan dengan cara  penumpukan sampah pada tanah yang   rendah   agar   sampah   membusuk   menjadi   bahan organik [1]. TPA Pakusari yang terletak di Desa Kertosari Kecamatan   Pakusari   merupakan   salah   satu   TPA   yang menerapkan   metode landfill .  Metode   ini   banyak   dipilih karena   biayanya   relatif   murah,   pengoperasiannya   mudah dan semua limbah dapat tertampung. Selain kelebihan yang telah dituliskan diatas, metode ini juga memiliki kelemahan
yaitu   menghasilkan   air   lindi   yang   mengandung   bahan- bahan   organik   dan   logam   berat   sehingga   mencemari   air tanah.   Logam   berat   yang   terdapat   dalam   air   lindi   salah satunya adalah logam Fe [2].
Logam Fe pada perairan terdapat dalam dua jenis yaitu, ion ferro dan ion ferri. Ion ferro merupakan jenis besi yang sering   terdapat   dalam   air   tanah   karena   air   tanah   tidak berhubungan dengan oksigen dari atmosfer [3]. Ion ferro ini relatif tidak stabil karena cenderung untuk berubah menjadi ion ferri [4].
Ion ferri maupun ferro yang terdapat pada air lindi akan meresap   ke   dalam   air   tanah.   Air   tanah   pada   umumnya digunakan   untuk   keperluan   sehari-hari   dengan   cara membuat sumur. Air sumur merupakan jenis air tanah yang banyak   dimanfaatkan   oleh   masyarakat   di   sekitar   TPA Pakusari [4].
Keberadaan ion-ion besi pada air sumur tidak berbahaya selama tidak melebihi ambang batas, tetapi jika berlebihan
dapat   berdampak   negatif,   seperti   menyebabkan ketidakseimbangan logam di dalam tubuh, menyebabkan air berwarna   kemerahan,   karat   pada   peralatan   logam, memudarkan   bahan   celupan   ( dyes )   dan   tekstil,   serta menyebabkan air berasa logam [4].
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya [5] dan     [6], mereka     menyatakan   bahwa   air   sumur   di     TPA   dengan sistem landfill mengandung besi namun masih berada pada ambang   batas,   meskipun   diprediksi   akan   mengalami peningkatan   konsentrasi   besi   diwaktu   yang   akan  datang. Peneliti lainnya [7] telah melakukan penelitian tentang air sumur   galian   disekitar   TPA   Muara   Fajar   menggunakan AAS (Atomic Absorpstion Spectrometer) , konsentrasi besi pada air sumur di sekitar TPA tersebut melampui ambang batas yang ditetapkan oleh WHO.
Pencemaran air sumur oleh air lindi juga dapat diukur berdasarkan konduktivitasnya. Berdasarkan   penelitian [8] tentang   pengukura   konduktivitas   perairan   di   sekitar   TPA Ciparay   dengan   metode   geolistrik   resistivitas   didapatkan hasil   bahwa   konduktivitas   air   di   dekat   TPA   lebih   tinggi dibandingkan   daerah   jauh   dari   TPA   tersebut.   Air   lindi memiliki   konduktivitas   lebih  tinggi   apabila   dibandingkan dengan   air   tanah.   Hasil   penelitian   lainnya   [9]   juga melakukan  penelitian  dengan  metode yang sama  di  TPA Pakusari, diperoleh hasil bahwa peresapan air lindi pada air sumur di sekitar TPA Pakusari dengan nilai konduktivitas cukup besar.
Pengontrolan penyebaran air lindi ini dapat  dilakukan dengan   berbagai   metode.   Metode   yang   dapat   digunakan adalah  penentuan  konsentrasi   Fe 3+ dan  konduktivitasnya. Metode   yang   umum   digunakan   pada   analisis  konsentrasi Fe 3+ adalah   metode   spektrofotometri   visibel,   sedangkan konduktivitas sampel dapat diukur dengan konduktometer. Kedua  a nalisis   ini   umumnya   dilakukan   dengan   metode manual   seperti   yang   dilakukan   oleh   Fikriyah   (2013). Metode manual ini membutuhkan sampel dan reagen yang sangat   banyak.   Metode   ini   juga   mengalami   kontaminasi yang   besar   dari   lingkungan   sehingga   memerlukan pengontrolan yang ketat. Metode ini memiliki sensitivitas yang rendah, sehingga untuk mengatasi hal ini digunakan metode online dan   otomatis   yaitu sequential   injection analysis (SIA). SIA hanya memerlukan jumlah reagen yang sangat   sedikit,   analisis   secara   cepat   dan   otomatis,   serta menghasilkan   limbah   yang   jumlahnya   sedikit   sehingga analisis   menggunakan   metode   ini   akan   menghemat pemakaian   reagen   dan   ramah   lingkungan   [10].   Rujukan [11] menyatakan   bahwa   penggunakan   metode   SIA spektrofotometer visibel dapat menjadi metode baru yang dapat mengurangi usaha dan waktu.
Pengukuran konduktivitas dan konsentrasi Fe 3+ secara simultan menggunakan metode SIA akan menghemat waktu dan   pemakaian   reagen,   sehingga penulis  memilih  untuk mendeteksi  Fe 3+ dan konduktivitas secara simultan pada air sumur di  sekitar  TPA Pakusari  menggunakan  metode SIA   ( Sequential   Injection   Analysis ).   Penelitian   ini   akan melakukan   optimasi   laju   alir,   volume   reagen,   dan pengukuran konsentrasi Fe 3+ dan konduktivitasnya .

## METODE PENELITIAN
Syringe   pump,   selection   valve dan   kuvet   FIA dihubungkan   satu   sama   lain   menggunakan   pipa   kapiler PTFE   dengan   panjang   1   meter.   Kuvet   FIA   yang   telah terhubung   dengan   instrumen   selanjutnya   dimasukkan   ke dalam spektrofotometer visibel. Setiap valve dipasang pipa kapiler PTFE dengan panjang 20 cm., sedangkan webcam PC   dan   konduktometer   dihubungkan   langsung   pada komputer.
Pengukuran   panjang   gelombang   maksimum   untuk kompleks   [Fe(SCN) 6 ] 3- dilakukan   dengan   menggukur absorbansi   larutan   standar   besi   (III)   0,5   ppm   yang   telah ditambahkan dengan 0,3 mL HNO 3 4M dan 0,5 mL KSCN 2M   pada   panjang   gelombang   400-700   nm   dengan menggunakan spektrofotometer visibel.
Optimasi   volume   reagen   dilakukan   dengan   cara menghisap 30 larutan standar besi (III) 0,5 ppm kemudian tambahkan 2  µL  KSCN 2M. Analit dialirkan ke detektor dengan laju alir 100 dan di ukur pada panjang gelombang 480   nm   dengan   spektrofotometer   visibel . Pengukuran diulang untuk volume KSCN 4, 6, 8 dan 10 µL.
Optimasi   volume   reagen   dilakukan   dengan   cara menghisap   30  µL  larutan   standar   besi   (III)   0,05   ppm ditambahkan dengan reagen 6 µL KSCN  2 M. Kemudian dialirkan ke detektor dengan variasi laju 141, 100, 58 dan 17 µL/s.
Pembuatan kurva kalibrasi Fe 3+ dilakukan dengan cara menghisap 30  µL  larutan standar besi  (III)  0,05 ppm  ke dalam holding coil ditambahkan dengan KSCN 2 M dengan volume   hasil   optimasi.   Selanjutnya   dialirkan   ke   detektor dengan   laju   alir   hasil   optimasi.   Absorbansi   diukur   pada panjang   gelombang   maksimum.   Pengukuran   yang   sama dilakukan pada larutan standar 0,05; 0,1; 0,5; 1,0; 1,5 dan 2,0 ppm kemudian dibuat kurva kalibrasi yang merupakan hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi.
Kalibrasi   konduktometer   dilakukan   dengan   cara memasukkan   elektroda   konduktometer   ke   dalam   larutan KCl 0,01 M sampai pada alat terbaca 1413 µS/cm.
Penentuan   konduktivitas   dan   konsentrasi   Fe 3+ pada sampel   air   sumur.   Sampel   air   sumur   disiapkan   20   mL, selanjutnya   dimasukkan   ke   dalam   gelas   beaker   50   mL. Konduktometer dan selang pengambil sampel dimasukkan dalam   gelas   beaker,   selanjutnya   dilakukan   pengaturan sampel   pada   spektrofotometer.   Proses   pengaturan   selesai selanjutnya   dilakukan   pengukuran   dengan   pengontrolan oleh komputer. Setelah pengukuran selesai akan diperoleh dua data, konduktivitas dan konsentrasi Fe 3+ .
Tahap selanjutnya adalah karakterisasi pengukuran yaitu menentukan daerah linier, limit deteksi dan limit kuantisasi, sensitivitas dan reprodusibilitas.

## HASIL PENELITIAN
Rangkaian   SIA   spektrofotometer-konduktometer   ini terdiri dari beberapa komponen yaitu syringe pump , kamera webcam   PC, selection   valve ,   kuvet   FIA,   konduktometer, pipa kapiler PTFE dengan diameter 0,8 mm, gelas beaker, dan komputer yang terinstal software labview 12 . Syringe pump,   selection   valve dan   kuvet   FIA   dihubungkan   satu
BERKALA SAINSTEK 2018, VI (1): 36-40 ISSN : 2339-0069
sama   lain   menggunakan   pipa   kapiler   PTFE,   kemudian kamera   webcam   PC   yang   berfungsi   sebagai   perekam absorbansi,   dihubungkan   langsung   pada   komputer. Konduktometer   yang   digunakan   untuk   menentukan   daya hantar   listrik   sampel   langsung   dihubungkan   dengan komputer. Cara kerja instrumen  dapat dilihat pada tabel 1, sedangkan untuk skema rangkaian alat dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar   1.  Skema   rangkaian   SIA   spektrofotometer   – konduktometer
Gambar 2. Tampilan halaman kerja software labview Bagian B merupakan tampilan untuk spektrofotometer visibel,   pada   bagian image berguna   untuk   memunculkan gambar absorbansi hasil rekaman kamera webcam PC yang selanjutnya   akan   dibaca   oleh   sistem   dan   menghasilkan grafik yang ditampilkan pada bagian B.1 dan B.2. Selama spektrofotometer   bekerja,   bagian   C   juga   melakukan pembacaan data konduktivitas, bagian C akan menampilkan hasil   pembacaan   data   pada   monitor.   Apabila   proses penelitian selesai maka data akan tersimpan dalam bentuk file   ini   dapat   di   baca   oleh notepad , wordpad maupun microsoft word.
Tabel   1.   Sistem   protokol   untuk   auto   sistem   SIA spektrofometer-konduktometer
PK: Pickup (pengambilan) R : reagen KSCN DP: Dispensed (pengeluaran) SP : Syringe Pump DS: Detektor Spektrofotometer Cr : Carrier A :Bagian A pada monitor (Gambar 2) An : Analit B :Bagian B pada monitor (Gambar 2) C :Bagian C pada monitor (Gambar 2) On : Syringe pump terhubung sistem Off : Syringe pump terhubung Carrier
Pemilihan   laju   alir   optimum   ini   didasarkan   pada besarnya   absorbansi   dan   bentuk   puncak   yang   memiliki tailing lebih   kecil   serta   waktu   pengukuran   yang   relatif cepat. Proses dispersi laju alir 100 µL /s terjadi paling baik, dimana   akan   menghasilkan   nilai   absorbansi   yang   tinggi dengan waktu pengukuran relatif cepat.
Gambar   3.  Optimasi   laju   alir   pada   metode   SIA   pada spektrofotometer visibel
Hasil   optimasi   laju   alir   menunjukkan   bahwa   KSCN dengan volume 6  µL  merupakan volume optimum karena waktu   yang   relatif   lebih   cepat   dengan   absorbansi   tinggi. KSCN   dengan   volume   6  µL  akan   membentuk   dispersi paling optimum dengan sampel. Penambahan KSCN pada
Gambar   4.   Optimasi   Volume   KSCN   pada   metode   SIA dengan spektrofotometer visibel
Volume 8 dan 10 µL memiliki absorbansi yang hampir sama dengan volume 6 µL namun waktu pengukuran lebih lama   menunjukkan   bahwa   adanya   KSCN   berlebih   pada reaksi   tersebut.   Penambahan   volume   KSCN   2   dan   4  µL memiliki absorbansi yang lebih rendah, karena pada volume tersebut KSCN yang terdispersi sedikit sehingga absorbansi yang dihasilkan juga kecil.
Karakterisasi   pengukuran     untuk   penelitian   ini penentuan daerah, sensitivitas, limit deteksi, limit kuantisasi dan reprodusibilitas. Konsentrasi   0,05  ppm   -   2   ppm
memenuhi daerah linier dengan nilai regresi sebesar 0,997.
Gambar   5.     Kurva   kalibrasi   larutan   standart   Fe 3+ pada panjang gelombang maksimum 480 nm
Hubungan   linear   ini   menunjukkan   bahwa   besarnya konsentrasi   Fe 3+ sebanding   dengan   absorbansi,   dimana semakin   besar   konsentrasi   maka   nilai   absorbansi   juga semakin   besar   pula.   Besarnya   regresi   yang   diperoleh menunjukkan   bahwa   99,7   %   perubahan   absorbansi disebabkan   oleh   konsentrasi   Fe 3+ ,   sedangkan   0,3   % dijelaskan oleh variabel lain.
Nilai sensitivitas untuk Fe 3+ adalah sebesar 0,119 yang diperoleh   dari   kurva   kalibrasi   sebagaimana   yang ditunjukkan   pada   Gambar   5.   Nilai   sensitivitas   ini menunjukkan bahwa setiap perubahan absorbansi terhadap perubahan konsentrasi adalah memberikan respon sebesar 0,119.
Limit   deteksi   untuk   spektofotometer   visibel   dengan menggunakan   sistem   SIA   ini   dapat   mendeteksi   analit dengan   konsentrasi   Fe 3+ sebesar   0,0095   ppm.   Apabila konsentrasi   analit   lebih   rendah   dari   0,0095   ppm, spektofotometer   tidak   dapat   menghasilkan   respon   yang signifikan. Sedangkan nilai LOQ sebesar 0,032 ppm artinya Fe 3+ pada konsentrasi tersebut jika dilakukan pengukuran masih dapat memberikan kecermatan analisis.
Reprodusibilitas   merupakan   pengulangan   pengukuran yang  dilakukan   pada  hari   yang  berbeda.   Reprodusibilitas alat dalam mendeteksi sampel dikatakan baik apabila nilai Koefisien variasi (Kv) kurang dari 16 %. Hasil penelitian menunjukkan   bahwa   nilai   Kv   terendah   pada   pengukuran larutan standar adalah 0,56 % pada konsentrasi 1,5 ppm dan nilai Kv tertinggi adalah 0,05 ppm dengan nilai sebesar 4,22 %.
Gambar   6.   Reprodusibilitas   pada   Fe 3+ dengan menggunakan metode SIA
Hasil   penelitian   kualitas   air   sumur   di   sekitar   TPA Pakusari   berdasarkan   logam   Fe 3+ menunjukkan   bahwa
konsentrasi   ion   Fe 3+ masih   dalam   batas   aman,   memiliki nilai   lebih   kecil   dari   baku   mutu   air   yang   ditetapkan KEPMENKES.RI   No.   907/MENKES/SK/VII/2002   yaitu 0,3 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa peresapan air lindi pada   sumber   air   warga   masih   cukup   rendah.   Hal   ini dikarenakan   kolam   penampungan   air   lindi   merupakan tempat   terbuka   yang   bersifat   aerob   sehingga   besi   akan teroksidasi   menjadi   ion   ferri   dan   berikatan   dengan hidroksida yang membetuk Fe(OH) 3 yang tidak larut dan membentuk   endapan,   sehingga   besi   yang   meresap   dalam jumlah   kecil.  Data   hasil   pengukuran   ion   Fe 3+ untuk penentuan   kualitas   air   sumur   di   sekitar   TPA   Pakusari menunjukkan bahwa konsentrasi Fe 3+ tertinggi yaitu pada sumur C yang terletak meter didalam lokasi TPA Pakusari dengan   nilai   konsentrasi   sebesar   4,39   ppm.   Konsentrasi Fe 3+ yang terdapat pada sumur D sampai sumur J memiliki konsentrasi   dibawah   baku   mutu   air   dengan   konsentrasi antara 0,114- 0,0187 ppm (Tabel 2).
Konduktivitas air menunjukkan kemampuan air untuk meneruskan   aliaran   listrik,   dimana   konduktivitas   ini dipengaruhi   oleh   adanya   ion-ion   yang   terdapat   dalam perairan tersebut. Perairan alami seperti air sumur memiliki konduktivitas 20-1500 [11]. Sampel  C yang diambil  dari sumur   yang   berjarak   30   meter   dari   penampungan   lindi, memiliki   konduktivitas   tinggi   dibanding   sumur   warga namun masih dalam batas aman. Hal ini dapat menunjukkan bahwa ion-ion pada air sumur warga lebih rendah dibanding air sumur yang terletak di dalam TPA.
Tabel 2. Konduktivitas dan konsentrasi Fe 3+ pada air sumur di sekitar TPA Pakusari
Jarak   sumur   warga   terhadap   penampungan   air   lindi tidak ada hubungan yang signifikan, karena keberadaan ion- ion pada air sumur tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan air lindi namun juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya,   seperti   adanya   persawahan   dan   kegiatan sehari-hari lainnya. Berdasarkan Tabel 2, tidak ada korelasi antara konduktivitas dengan besarnya konsentrasi Fe 3+ . Hal ini   dikarenakan   konduktivitas   air   sumur   tersebut   tidak hanya dipengaruhi oleh ion Fe 3+ namun juga ion logam lainnya.

## KESIMPULAN
Kesimpulan   yang   dida p at   dari   penelitian   ini   antara   lain: telah   berhasil   dirakit   instrumen SIA   spektrofotometer- konduktometer untuk analisis secara simultan ion F3+ dan konduktifitas.  Laju alir yang digunakan pada metode SIA spektrofotometer   adalah   100  µL/s dan   volume   KSCN sebesar 6 µL .
BERKALA SAINSTEK 2018, VI (1): 36-40
Air   sumur   disekitar   TPA   Pakusari   memiliki   kadar   Fe 3+ yang relatif rendah yaitu antara 0,114 – 0,187 ppm. Sumur C yang berada di dalam TPA Pakusari ini memiliki kadar Fe 3+ lebih tinggi , yaitu 0,414 ppm. Konduktivitas air sumur disekitar   TPA   Pakusari   memiliki   nilai   antara 243,450   – 265,491  µS/cm,   kecuali   sumur   C   yang   memiliki konduktivitas cukup tinggi yaitu 713,491 µS/cm .
Saran dari penelitian ini yaitu, perlu dilakukan teknik sampling  yang   lain  untuk  menunjang   hasil   penelitian   ini dan beberapa parameter kualitas air lainya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis   mengucapkan   terimakasih   kepada   pengelola TPA Pakusari dan FMIPA Universitas Jember yang telah memberikan izin dan fasilitas atas terlaksananya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Sudarmaji.   2004. Buku   Ajar   Pengantar   Ilmu Lingkungan . Jember: Penerbit Universitas Jember.
[2] Himmah,N.F, Aminudi dan Milala,F.B. 2009. Potensi Limbah   Air   Lindi   oleh   Pseudomonas   fluoresens sebagai   Prebiotik   Tanaman. Program   Kreativitas Mahasiswa. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
[3] Rukaesih,   A.   2004. Kimia   lingkungan. Yogyakarta: ANDI.
[4] Fikriyah.   K.T.   2013.  Penentuan   Kadar   Besi   di   Air Sumur Perkotaan, Pedesaan dan Dekat Persawahan di Daerah   Jember   secara   Spektrofotometri   UV-Vis. Skripsi . Jember: Universitas Jember.
[5] Iriani, L. G. 2014. Analisis Kualitas Air Tanah Bebas di Sekitar TPA Banyuroto Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan   Kabuaten   Kulon   Progo   Yogyakarta. Skripsi .   Yogyakarta:   Universitas   Muhammadiyah Surakarta.
[6] Tambunan, M.A., Abidjulu, J., dan Wuntu, A. 2015. Analisis   Fisika-Kimia   Air   Sumur   di   Tempat Pembuangan Akhir Sumompo Kecamatan Tuminting Manado . Jurnal Mipa Unsrat Online, 4 (2) 153-156.
[7] Nasution, H. I. 2012. Analisis kandungan logam berat besi (Fe) dan seng (Zn) pada air sumur gali disekitar tempat   pembuangan   akhir   sampah. Jurnal   Saintika, 12(2): 165-169.
[8] Hasanah,   Ardhi,   Iriyanti   dan   Ferani.   2015.   Analisis Geokimia   dan   Metode   Geolistrik   Resistivitas   2D Untuk   Mengetahui   Aliran   Lindi   di   TPA   Babakan Ciparay. Chimica et Natura Acta , 3(1):6-10.
[9] Mansurudi,   A.   2005.  Aplikasi   Metode   Geolistrik Resistivitas  untuk   Menentukan   Letak   Akumulasi Rembesan   Polutan   Sampah  di   Tempat   Pembuangan Akhir   (TPA)   Pakusari,   Jember. Skripsi .   Jember: Universitas Jember.
[10] Ruzicka,   J   dan   Marshall,   G.D.   1990.   Sequential Injection: a new concept for chemical sensors, process analysis and laboratory assays. Anal Chim Acta , 237:
329-343 .
[11] Effendi,   H.   2003. Telaah   Kualitas   Air   Bagi Pengelolaan   Sumber   Daya   Alam   Lingkungan Perairan . Jakarta: Kanisius.