## PENENTUAN ISOTOP
137 Cs DAN UNSUR Cs

## DALAM LARUTAN AKTIF CsNO 3
Dian Anggraini (1) , Rosika Kriswarini (1)

## 1.  Pusat Teknologi Bahan bakar Nuklir-BATAN

## Kawasan Puspiptek, Serpong, Tangerang

## ABSTRAK
PENENTUAN  ISOTOP 137 CS  DAN  UNSUR  CS  DALAM  LARUTAN  SAMPEL  STANDAR  AKTIF CSNO 3 Telah dilakukan penelitian penentuan isotop 137 Cs dan unsur Cs dalam larutan aktif CsNO 3 dengan  tujuan  untuk  identifikasi  unsur  Cs  serta  isotopnya  yang  terkandung  dalam  larutan  yang diragukan komposisi atau labelnya. Aktivitas dan konsentrasi 137 Cs dari larutan sampel standar aktif CsNO 3 yang berada di Laboratorium Kimia Fisika  di  BPR, PTBN ditentukan dengan cara mengukur cacahan  gamma  dari  isotop  Cs  menggunakan  spectrometer-  ,  dan  dengan  penambahan  50  mg CsNO 3 pro-analisa  sebagai  standar  pembanding  untuk  medapatkan  rekoveri  unsur  Cs  dalam larutannya sesuai dengan metode standar ASTM E692 –00 dan ASTM E320–79. Dari hasil kegiatan ini  diharapkan  komposisi  larutan  teridentifikasi  secara  jelas  sehingga  larutan  aktif  CsNO 3 dapat dimanfaatkan  untuk  kegiatan  selanjutnya.    Prinsip  dasar  metode  ini  adalah  pengendapan  isotop 137 Cs  melalui  Cs-carrier  sebagai  pembawa  dalam  proses  pengendapan  pada  temperatur  dibawah 4°C,  sebagai  CsClO 4 dari reaksi  CsNO 3 dengan  asam  perkhlorat.  Dari  cara  ini  diduga  rekoveri Cs dari larutan baku CsNO 3 dapat diperoleh sempurna pada batas penyimpangan 10-16% berdasarkan perhitungan  kelarutan  CsClO 4 yang  pada  temperatur  0°C  adalah  8  mg/mL. [1] Nilai  aktivitas 137 Cs ditentukan dari pengukuran cacahan endapan CsClO 4 menggunakan spektrometer-  . Hasil analisis menunjukkan  bahwa  rekoveri Cs  sekitar  85,42  %  dengan  presisi  metode  0,79  %,  masih  berada  di antara batas penyimpangan yang dikehendaki.  Rekoveri dan presisi metode tersebut juga di dalam batas  nilai  acuan  dari  ASTM  yaitu  antara  60-90%,  sehingga  hasil  analisis  tersebut  dapat  diterima. Hasil  penentuan  konsentrasi  Cs-non  aktif  yang  terkandung  dalam  larutan  sampel  standar  aktif CsNO 3 adalah  0,0817  g/mL  atau  0,0782  g  Cs/g-larutan,  sedangkan    isotop  Cs  yang  ada  dalam larutan  tersebut    hanya  ada 137 Cs  dengan  konsentrasi  keaktifan 137 Cs  sebesar  607,00  ±  57,01 Bq/mL atau  650,13 ± 57,56 Bq/g larutan.
Kata kunci : Penentuan isotop, pengendapan, spektrometri-  , 137 Cs, CsClO 4 .

## ABSTRACT
137 Cs    AND  Cs  ELEMENT  DETERMINATION  IN  ACTIVE  CSNO 3 SAMPLE  STANDARD. The analyses of isotop Cs and Cs element in an unknown active solution of CsNO 3 has been carried out with the main goal of identification  of Cs element and that contained isotopes. The unknown active solution of CsNO 3 was available in the Physical Chemistry Laboratory-Radiometalurgy Development Division (BPR)-at the Centre for Nuclear Fuel Technology (PTBN). The Cs isotope activity and Cs- non active concentration were determined by spectrometry-  and using Cs-carrier addition of 50 mg CsNO3  p.a.  as  a  reference  standard  to  recover  Cs  from  the  solution  according  to  the  standard
methods  of  ASTM  E692-00  and  ASTM  E320-79.  From  this  analysis  is  expected  that  the  Cs composition can be identified along  with its concentration clearly for the other  experimental  usage. The  principle  of  method  is  the  Cs-isotope  precipitation  along  with  Cs-carrier  at  the  temperature  of 4°C as CsClO 4 as a result of CsNO 3 with perchloric acid reaction. The Cs precipitated from CsNO 3 standard  solution  is  hypothesized  to  be  completely  recovered  within  the  discrepancies  of  10-16% that  is  based  on  the  CsClO 4 solubility  i.e.  8  mg/mL  at  temperature  of  0°C.  The 137 Cs  activity  was determined  using  spectrometer-  by  measuring  of 137 Cs  counts  in  form  of  CsClO 4 precipitate.  The results showed that Cs recovery was 85.42% with the precision of method of 0.79% was appropriate within  the  expected  discrepancies  values.  This  value  was  also  in  agreement  under  the  reference ASTM limit acceptable value which is 60% to 90%. The determination of  unknown concentration of CsNO 3 active solution results the Cs concentration is 0.0817g/mL or 0,0782 g of Cs/g-solution, and the 137 Cs activity is  607,00± 57,01 Bq/mL or 650,13 ± 57,56 Bq/g of solution
Key words : Isotope- 137 Cs, CsClO 4 , determination, precipitation.

## PENDAHULUAN
Uji  pasca  irradiasi  elemen  bakar nuklir secara kimia di Bidang Pengembangan Radiometalurgi –PTBN–BATAN  antara  lain meliputi  penentuan  fraksi  bakar  bahan  fisil 235 U  dari  bahan  bakar  reaktor  riset  maupun reaktor  daya.  Penentuan  nilai  fraksi  bakar berdasarkan  pada  atom  fisil 235 U  yang terbakar  (serta  koreksi  dari  atom  fertil 238 U yang  dapat  bakar  dan  menghasilkan  atom- atom  berat  lainnya  maupun  reaksi  fisi)  juga diperoleh  dari  angka  banding    isotop-isotop hasil  fisi.  Isotop  hasil  fisi  yang  dihasilkan  dari reaksi  fisi  U 3 O 8 netron  termal    dengan 235 U diantaranya  adalah 137 Cs  (  6,3%)  dan 134 Cs
(7,68%)  sebagai  hasil  aktivasi 133 Xe  (6,8%) yang  juga  dihasilkan  dari  proses  fisi.    Isotop Cs  tersebut  digunakan  sebagai  salah  satu cara  untuk  menentukan    fraksi  bakar 235 U karena isotop 137 Cs memiliki umur paruh yang panjang  (30,13  tahun)  dan  tidak  tergantung pada  parameter  lain  yang  terpisah  dari spektrum netron sehingga nilai angka banding 134 Cs/ 137 Cs  akan  berbanding  lurus dengan fluks netron  yang  mengiradiasi elemen  bakar [2] .  Data  tersebut  selanjutnya akan  digunakan  sebagai  asupan  dalam mendesain  pengembangan  bahan  bakar nuklir.
Penentuan  isotop 137 Cs  dalam  bahan bakar  nuklir  pacsa  irradiasi  mengacu  pada metode  standar  ASTM  -  E320 –79 [3] dan E692 –00 [4] .  Prinsip  dasar  dari  kedua  metode di  atas  adalah  proses  pemisahan  Cs  melalui proses pengendapan sebagai CsClO 4 . Dalam proses diperlukan penambahan bahan CsNO 3 atau  CsCl  sebagai  bahan carrier dengan tujuan agar isotop 137 Cs yang jumlahnya tidak banyak  sedapat  mungkin  dapat  terbawa dalam  larutan  non-aktif  serta  dapat  dianalisis secara  kuantitatif.    Persamaan  reaksi    yang terjadi adalah :
CsNO 3 + HClO 4 CsClO 4( solidus ) + HNO 3
Endapan CsClO 4 yang diperoleh dari reaksi di atas  memiliki  daya  larut  pada    temperatur 25 o C  sebesar  1.974  g/  100  mL  dan  pada temperatur  0 o C  sebesar  0.8  g  /  100  mL [1] . Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pada  temperatur 0 o C jumLah CsClO 4 yang terlarut lebih rendah dari pada temperatur kamar sehingga dimungkinkan pada temperatur rendah proses  pengendapan  CsClO 4 akan  lebih sempurna.  Fenomena  tersebut  menjadikan dasar  dalam  metode  ini  yang  menetapkan kondisi  proses  pengendapan    dalam  analisis isotop 137 Cs  pada  temperatur  rendah  (0 o C atau di bawah titik beku air yaitu 4 o C).
Dalam  metode  tersebut  analisis  dilakukan menggunakan  bahan carrier CsNO 3 dalam jumLah sekitar 50 mg.  JumLah penambahan CsNO 3 akan  berpengaruh  terhadap  besaran rekoveri Cs, yang selanjutnya pada penentuan  jumLah  Cs  dan 137 Cs    dalam sampel.  Berdasarkan  ASTM [3] diterangkan bahwa  nilai  rekoveri  bervariasi  dari  60% sampai  dengan  90%.  Untuk  mengetahui  nilai rekoveri Cs pada penam-bahan 50 mg CsNO 3 maka  pada  kegiatan  ini  akan  dilakukan analisis  terhadap  larutan  aktif  CsNO 3 yang tidak  diketahui  konsentrasinya  dengan  jelas, dengan pem-banding bahan baku CsNO 3 p.a. Larutan aktif CsNO 3 ini berada di laboratorium
Kimia Fisika, Bidang Pengembangan Radiome-talurgi  dalam  waktu  cukup  lama sehingga identifikasi/labelnya diragukan.
Larutan  ini    merupakan  sisa  larutan  standar 137 Cs  dari  kegiatan  analisis  sebelumnya.
Label wadah mencantumkan komposisi larutan  yang  terdiri  dari  0.1016g  larutan standar 137 Cs  dan    3,6651g  CsNO 3 dengan volume  larutan  semula  diduga  ada  50mL. Untuk memastikan identifikasi larutan tersebut  maka  pada  kegiatan  ini  dilakukan analisis dengan dua tahapan yaitu penentuan rekoveri  Cs  melalui  perhitungan  jumLah  Cs pembanding  standar  sebelum  dan  sesudah proses pengendapan, kemudian nilai rekoveri  tersebut  digunakan  sebagai  faktor koreksi  dalam  tahapan  berikutnya  pada penentuan  kandungan  Cs  dan 137 Cs    Dari hasil  kegiatan  analisis  ini  diharapkan  dapat diketahui  secara  jelas  komposisi  larutan sampel  standar  aktif  CsNO 3 tersebut  agar dapat  dimanfaatkan  kembali  sebagai  bahan standar dalam analisis 137 Cs berikutnya.

## TATA KERJA
Bahan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  serbuk  standar  CsNO 3 sebagai  bahan pembawa ,  larutan  standar aktif  Cs  NO 3 yang  mengandung  isotop 137 Cs dan  unsur  CsNO 3 dan    bahan  standar  isotop 137 Cs-  CRM  4233C –26.  Sebagai  bahan
pembanding,  bahan  CsNO 3 dibuat  duplo dengan berat masing- masing sebesar 0.0528 g dan 0.0585 g dilarutkan dengan HNO 3 1,5M volume  2  mL.  Kemudian  diukur  dengan spektrometer  gamma  sebagai  koreksi  latar. Setelah  itu  dilakukan  perlakuan  sesuai dengan prosedur seperti yang tertuang dalam ASTM  E692 –00  dan  E320–79,  melalui  cara pengendapan  sebagai  CsClO 4 dan  diukur cacahannya menggunakan alat spectrometer-
 .  Hasil  dari  perlakuan  terhadap  Cs-standar, selanjutnya  digunakan  sebagai  pembanding, jumLah  endapan  CsClO 4 yang  terbentuk secara teoritis dapat dihitung dan dibandingkan  dengan    hasil  percobaan  yang selanjutnya  dievaluasi  untuk  menghitung rekoveri metode.
Sebagai  bahan  carrier,  ditambahkan serbuk  CsNO 3 sebanyak  50  mg  ke  dalam larutan  standar  aktif  CsNO 3 dan  larutan standar  isotop  Cs-137  CRM  4233C –26 dengan  volume    masing-  masing  larutan tersebut  sebesar  2  mL  dan  dibuat  duplo. Selanjutnya,  larutan  didinginkan  menggu- nakan  penangas-es  sehingga  temperatur percobaan  diharapkan  0 o C  sesuai  prosedur, kemudian ditambahkan HClO 4 pekat sebanyak  1  mL  dan  dibiarkan  sampai  proses endapan CsClO 4 menjadi sempurna.
Pengerjaan  selanjutnya  dilakukan  sentrifus selama 5 menit, pemisahan  supernatant dari endapan dengan menggunakan pipet, supernatant  dimasukkan  ke  tabung  reaksi yang kosong.  Endapan dicuci dengan alcohol dan  terakhir  dengan  dietil-eter,  hasil  cucian dipisahkan  dalam  tabung/bejana  terpisah. Endapan dikeringkan pada temperatur kamar, lalu ditimbang dan dicacah dengan menggunakan alat spektrometer gama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penentuan  isotop 137 Cs  meliputi penentuan  rekoveri  metode  pengendapan dan  pengukuran  isotop 137 Cs.    Perhitungan rekoveri  metode  dilakukan  melalui  perban- dingan  berat  endapan  CsClO 4 yang  dihitung
0 2 4 6 8 10 12 0 20 40 60 80 Kelarutan, g/100 ml S u h u , O C
secara teoritis dengan berat endapan CsClO 4
dari  hasil  percobaan.  Data  hasil  perhitungan
tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Data berat  endapan CsClO 4 (g) dari perhitungan teori dan percobaan
Berat,g CsNO 3 Berat Endapan CsClO 4 (teoritis), g Berat endapan CsClO 4 (percobaan),g Berat yang hilang, g % Rekoveri metode 0.0528 0.0603 0.0512 0,0091 84,87 0.0585 0.0664 0.0571 0,0093 85,98 Hasil rerata  berat yang hilang  =  0,0092 g 85,42% ± 0,79%
Berat  endapan  CsClO 4 secara  teori dihitung
berdasarkan
stoikhiometri persamaan  reaksi  (1)  yaitu  1g  CsNO 3 akan menghasilkan    endapan  CsClO 4 sebanyak 1,923 g. Berdasarkan temperatur proses yang makin rendah. [1]
Berdasarkan pustaka tersebut ditunjukkan bahwa kelarutan CsClO 4 pada  temperatur  0°C  sebesar  0.008  g/mL (Pada percobaan ini volume larutan sekitar 3 mL  sehingga  jumLah    CsClO 4 yang  terlarut pada  temperatur  0 o C  sebesar  0.024  g.  Kalau
ditinjau dari berat CsClO 4 dengan penimbangan  secara  optimal  antara  0,15g hingga  0,2  g,  maka  kehilangan  CsClO 4 atau penyimpangan hasil dari cara tersebut adalah antara  10-16%.  Namun,    dari  percobaan diperoleh kehilangan berat CsClO 4 lebih kecil dari  0.024  g  yaitu  sebesar  0.0092  g. Berdasarkan  fakta  tersebut  maka    nilai kelarutan  CsClO 4 sebesar  0.0092  g/mL kemungkinan  terjadi  pada  temperatur  lebih rendah dari 0°C.
Gambar.1. Hubungan kelarutan CsClO 4 dengan temperature
JumLah CsClO 4 yang terlarut tersebut  diduga  terambil  pada  waktu  proses pemisahan  supernatant  dengan  endapan. Berdasarkan  ASTM,  nilai  rekoveri  proses pengendapan  Cs  berada  dalam  kisaran  60% sampai  90%  sehingga  nilai  rekoveri  metode yang  didapat  dari  kegiatan  ini  masih memenuhi  kriteria  penerimaan.      Besaran presisi  metode  ditunjukkan  oleh  nilai relative standard  deviation (RSD),yang  diperoleh  dari nilai  rata-rata  hasil  analisis  dibagi  standar deviasi, dari percobaan  ini diperoleh sebesar 0,79%.  Nilai  tersebut  masih  memenuhi
kriteria  karena  berada  dibawah  nilai  acuan ASTM sebesar 1,7 % [3] .
Untuk  menentuakan  jumLah  CsNO 3 dalam larutan aktif CsNO 3 dihitung berdasarkan  jumLah  endapan  CsClO 4 yang terbentuk. JumLah endapan CsClO 4 ditentukan  dari  selisih  berat  endapan  yang terbentuk  dengan  jumLah  kandungan  CsNO 3 yang  dihitung  secara  teoritis.  Sementara  itu, berat CsNO 3 dalam larutan aktif diperoleh dari berat  CsClO 4 dikali  faktor  rekoveri  sesuai yang  tercantum  pada  Tabel  1  dan  hasil perhitungan  tersebut seperti  yang  dituangkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Data Berat Endapan CsClO 4 , CsNO 3 dan 137 Cs dalam Larutan Standar Aktif CsNO 3 No. Berat Standar CsNO 3 Yang ditambahkan. Berat Endapan CsClO 4 yang terbentuk Berat CsClO 4 (Teori) Berat CsClO 4 Dalam Larutan Aktif. Berat CsNO 3 Dalam Larutan aktif CsNO 3 1 0.0528 0.2406 0.0538 0.1868 0.1567 2 0.0585 0.2623 0.0596 0.2027 0.1700 Rata- rata 0.1634 ± 0,0094 RSD 0,0577
Pada  Tabel  2  tersebut terlihat  bahwa berat  CsNO 3 dalam  larutan  aktif  2  mL sebanyak    0.1634  g  (0,0817  ±  0,0047  g/mL) atau  4,085  g  dalam  volume  50  mL. Sedangkan  dari  label  tercantum  3.6651  g dalam  larutan  dengan  volume  sekitar  50  mL (tidak diukur secara tepat) atau sekitar 0.0733 g/mL.  Perbedaan  berat  ini  dimungkinkan karena  volume  larutan  aktif  tidak  diukur secara akurat, hanya dari pengamatan secara visual sehingga kemungkinan  volume larutan aktif lebih rendah 50 mL
Penentuan  aktivitas  isotop 137 Cs dilakukan  dengan  menggunakan  spektro-
meter  gamma,  dari  energi  gamma  secara kualitatif  dapat  ditunjukkan  bahwa  di  dalam larutan  sampel  standar,  hanya  ada 137 Cs. Dalam penggunaan alat spektrometer gamma terlebih  dahulu  dilakukan  kalibrasi  energi. Kalibrasi energi dilakukan dengan menggunakan  sumber  standar  Co-60  yang memiliki  dua  energi  yaitu  1173,24  keV  dan 1332,5  keV  dalam  waktu  1000  detik.  Hasil cacahan  Co-  60  pada  energi  1173,24  Kev sebesar  34970.  Nilai  tersebut  bila  di  plotkan pada Qontrol  Chart seperti  terlihat  pada Gambar 2 masih dalam distribusi normal yaitu pada  nilai  simpangan  lebih  kecil  dari  1-  SD pada batas kepercayaan di atas 95%.

## Kalibrasi Co-60 E=1773.24 keV
9500 19500 29500 39500 49500 59500 0 2 4 6 8 10 12 Bulan In te n s ita s X rerata -1SD -2SD -3SD 1SD 2SD 3SD Gambar.2 Qontrol Chart cacahan bahan standar Co-60
Besaran  presisi  pengukuran  dan metode dilakukan dengan pengukuran cacahan  dari  larutan  standar 137 Cs-  CRM sebanyak  50  µl  (duplo)  dan  diencerkan dengan larutan HCl 1M sampai volume 2 mL. Kemudian  larutan  tersebut  dicacah  dengan menggunakan  spektrometer  gamma.  Hasil cacahan dari kedua larutan tersebut tercantum pada Tabel 3.
Pada  Tabel  3.  terlihat  bahwa  presisi pengukuran  berada  dibawah  nilai  simpangan baku  2  SD  atau  dalam  batas  daerah kepercayaan  95%  sehingga  masih  dalam daerah  yang  dapat  diterima.  Nilai  aktivitas larutan  aktif  CsNO 3 diperoleh  dari  nilai  rerata cacahan  per  detik  dengan  nilai  rerata cacahan  larutan  standar  serta  aktivitas
standar  larutan  isotop 137 Cs-  CRM  4233C – 26, menggunakan rumus [5] :
A 1 = (C 1 / C standar ) x A 0 ................ ….( 2 )
dengan : A1  =  Aktivitas larutan CsCNO 3 Ao  =  Aktivitas larutan 137 Cs standar CRM pada bulan November tahun 2008    sebesar  2281 ± 122 Bq /g   atau 2329 ± 113 Bq/mL C1 =   Cacahan dari pengukuran larutan CsNO 3 C standar =  Cacahan dari pengukuran larutan standar isotop 137 Cs CRM 4233 C-26
Tabel  3. Data hasil pencacahan larutan standar CRM 137 Cs  dan larutan aktif CsNO 3 Jenis Larutan Berat (g) Cacahan per detik Berat 50µL larutan induk Berat larutan dalam 2 mL HCl 1M 1 2 3 Rerata RSD (%) Standar 137 Cs Standar CRM ( 1 ) 0,0514 2,0356 377.13 376.27 376.35 376.58 0.13 Standar 137 Cs Standar CRM ( 2 ) 0,048 2,0501 340.87 339.05 340.996 340.31 0.32 Larutan  Aktif CsNO 3 - 2,142 20.298 19.756 20.086 20.047 1.13 Dari  hasil perhitungan  diperoleh aktivitas rata- rata isotop 137 Cs dari pengukuran  duplo  sebesar  606  Bq/g  ±  57,01 larutan atau 650,13 ± 57,56 Bq/mL, sedangkan  konsentrasi  ion  Cs-carrier  dalam larutan  aktif  tersebut  adalah  0,0817g/mL dengan pengabaian jumlah isotop 137 Cs  yang terdapat didalam larutan sebanyak  0,000041 µg (41 p g 137 Cs) dalam volume 1 mL larutan.
Penggunaan  satuan  konsentrasi  aktifitas  dari larutan    yaitu  607,00  ±  57,01  Bq/g  larutan maupun 650,13 ± 57,56 Bq/mL, tidak berbeda signifikan,  setelah  dibuktikan  oleh  uji  t hitung , 2,∞ =  1,31  yang  masih  lebih  kecil  daripada  nilai t tabel  = t 0,05/2,∞ :  1,96,  sehingga  data  tersebut dapat diterima pada batas kepercayaan 95%.

## SIMPULAN
Penentuan  isotop 137 Cs  yang  telah dilakukan  sesuai  dengan  metode  standar ASTM-E692-00  dan  E320 –79,  mempunyai
penyimpangan  sekitar  14,58%  dari  hasil teoritis  yang  diharapkan  (100%).  Parameter analisis  yaitu  rekoveri  metoda  diperoleh sebesar  85,42%,  sedangkan    presisi  metode sebesar  0,79%.  Hasil  verifikasi  data,  ternyata nilai  rekoveri  metoda  yaitu  85,42%  ±  0,79% itu masih dapat diterima sesuai dengan batas keteltian  ASTM  yang  berada  antara  60%- 90%.
Hasil  analisis  larutan  aktif  CsNO 3 menunjukkan  bahwa  komposisi  larutan  aktif CsNO 3 mengandung  CsNO 3 dan  hanya isotop 137 Csdengan  konsentrasi  aktivitas isotop 137 Cs  sebesar  607,00  ±  57,01  Bq/mL atau 650,13 ± 57,56 Bq/g larutan, sedangkan konsentrasi  ion  Cs- carrier dalam  larutan  aktif tersebut adalah 0,0817g/mL.

## DAFTAR PUSTAKA
1. http://www.”  Hygroscopic Crystal  in Solid  State  Soluble  in  Water  and Alcohol ”,  di akses Desember 2008.
2. SITI  AMINI,  “ Penentuan  Burn  Up
Bahan  Bakar  Dispersi  U 3 O 8 –Al”,
Laporan  Teknis,  PTBN-  BATAN,
2007.
3.  AMERICAN STANDARD TEST
METHODS, ASTM-E 320-79,
“ Standard Test Methods for Cesium- 137 in Nuclear Fuel Solutions by
Radiochemical Analysis” , Standard
Test Method For Nuclear Material, USA, Vol. 12.1,1990. 4.  AMERICAN STANDARD TEST METHODS, ASTM-E 692-00, “ Standard Test Methods for Determining  the  Content  of  Cesium- 137  inIirradiated  Nuclear  Fuels  by High Resolution Gamma-Ray Spectral  A nalysis” ,  Standard  Test
Method  For  Nuclear  Material,  USA,
Vol. 12.1, 2000.
5. WISNU  SUSETYO,  ”Spektrometer Gamma”,  Gadjah  Mada  University
Press, 1988

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada DR. Siti Amini  yang telah memberikan
sumbangsih  pemikiran  dan  saran  dalam penulisan makalah ini.