VuTFT/DatasetFinetuning huggingface dataset:
The name of the saved folder and file cannot be changed.
保存フォルダ、および保存ファイル名は変更できません。
Click [User(U)] in the menu bar - [Logging(L) - [Start(S)], and data logging starts.
モニタ画面メニューバーのユーザー(U) → ロギング(L) → 開始(S)をクリックすると、データロギングを開始します。
To stop chart plotting and logging, click [User(U)] in the menu bar - [Logging(L) - [Stop(P)].
グラフ表示とロギングを停止したい場合、コンソール画面メニューバーのユーザー(U) → ロギング(L) → 停止(P)をクリックすると、データロギングを終了します。
If a communication error occurs during chart plotting and logging, chart plotting will not be stopped, and logging data will be left blank.
グラフ表示、およびロギング実行中に通信異常が発生した場合、グラフ表示をせず、ロギングデータも空白となります。
If a communication error is resolved, chart plotting and logging will be restarted.
通信が正常になると、グラフ表示、およびロギングを再開します。
Logging data will be as follows.
ロギングデータは下記の形になります。
1st row: Logging data, Channel 1
1行目：ロギングデータ、機器名称1
2nd row: Time, PV, SV, MV1, MV2 of CH1 to CH4 are indicated in order.
2行目：時間、CH1～4のPV（差分含む)、PV（真値)、SV、MVの順番で表示します。
From the 3rd row: The 2nd row data is indicated.
3行目からは、2行目のデータを表示します。
(1): Logging data save time (Hours:Minutes:Seconds)
①：ロギングデータ保存時刻になります(時:分:秒)。
(2): PV(including difference); The placement of the decimal point follows the input range setting.
②：PV（差分含む)です。小数点表示は入力レンジ設定に依存します。
(3): PV(true value); The decimal point position depends on the input range setting.
③：PV（真値)です。小数点表示は入力レンジ設定に依存します。
(4): SV; The decimal point position depends on the input range setting.
④：SVです。小数点表示は入力レンジ設定に依存します。
(5): MV1; Fixed to "One digit after decimal point"
⑤：MV値です。小数点第一位固定になります。
[Communication conditions display]
【通信条件設定画面】
Settings for communication between the QTC1-4 unit and Console software are configured here.
QTC1-4本体とコンソールソフトの通信設定を行う画面です。
Switch to offline for setting communication parameters.
設定する時は、オフラインにしてください。
Click [User(U)] in the menu bar - [Communication conditions(C)].
コンソール画面メニューバーのユーザー(U) → 通信条件(C)をクリックすると、通信条件を変更することができます。
Click the drop-down list box (in red frame).
ドロップダウンリストボックス(赤枠)をクリックしてください。
[Communication setting]
【通信設定】
If the check box of [Selection from all communication ports] is unchecked,
【全ての通信ポートから選択】のチェックを外した場合、通信ポートの選択リストには、
only the communication ports that is connected to the PC will be displayed in the communication port selection list.
PCと接続している通信ポートのみを表示します。
[OK]: Registers the set data, and closes the Communication setting display.
『OK』ボタンをクリック：設定が登録され、通信設定画面を終了します。
[Searching communication conditions]
【通信条件検索】
Click [User(U)] in the menu bar - [Communication conditions Search]. Communication conditions can be automatically searched.
コンソール画面メニューバーのユーザー(U) → 通信条件検索(F)をクリックすると、自動的に通信条件の検索ができます。
How to confirm the Communication port
【通信ポートの確認方法】
Windows 10
Windows 10 の場合
(1) Click [Start]-[Control Panel].
1. スタート → コントロールパネルをクリックしてください。
The Control Panel will appear.
コントロールパネルを表示します。
(2) Select [Hardware and Sound].
2. コントロールパネル内ハードウェアとサウンドをクリックして下さい。
The Hardware and Sound display will appear.
デバイスとプリンターを表示します。
(3) Select [Device Manager] in Devices and Printers.
3. デバイスとプリンター内デバイスマネージャーをクリックして下さい。
Ports (COM & LPT) will appear.
ポート(COMとLPT)を表示します。
(4) Click [Ports (COM & LPT)].
4. ポート(COMとLPT)をクリックして下さい。
Current Communication port will appear.
現在の通信ポートを表示します。
[Operation setting as a package]
【運転設定一括】
Click [User(U)] in the menu bar - [Operation setting as a package(I).
コンソール画面メニューバーのユーザー(U)→ 運転設定一括(Ｉ)をクリックすると、 運転設定一括機能を選択できます。
When the function of Operation setting as a package is disabled, each setting of Operation setting group will be individual setting.
運転設定一括機能が無効する時、運転設定グループには、各チャンネルの設定値変更は別々になります。
When the function of Operation setting as a package is enabled, if a set value is changed, set value of all channels will be also .
運転設定一括機能が有効する時、運転設定グループには、一チャンネルの設定値変更すると、全チャンネルの設定値も変更になります。
[Host set value change flag clear selection]
【ホスト設定値変更フラグクリア選択】
Click [User(U)] in the menu bar - [Host set value change flag clear selection(H)], and clears Host set value change flag.
コンソール画面メニューバーのユーザー(U) → ホスト設定値変更フラグクリア選択(H)をクリックすると、ホスト設定値変更フラグクリアします。
If Console software Main screen status is not [Read value from instrument] (online status), the [Host set value change flag clear selection(H)] will be disabled.
コンソールソフトの設定画面の状態が【計器の読取値】(オンライン中)以外の場合、ホスト設定値変更フラグクリアできません。
[USB set value change flag clear selection]
【USB設定値変更フラグクリア選択】
Click [User(U)] in the menu bar - [USB set value change flag clear selection(U)], and clears USB set value change flag.
コンソール画面メニューバーのユーザー(U) → USB設定値変更フラグクリア選択(U)をクリックすると、USB設定値変更フラグクリアします。
If Console software Main screen status is not [Read value from instrument] (online status), the [USB set value change flag clear selection(U)] will be disabled.
コンソールソフトの設定画面の状態が【計器の読取値】(オンライン中)以外の場合、USB設定値変更フラグクリアできません。
[SIF function initial setting screen]
【SIF 機能初期設定】
Click [User(U)] in the menu bar - [Default setting of SIF function(S)], and displays [Default setting of SIF function] screen.
コンソール画面メニューバーのユーザー(U) → SIF 機能初期設定(S) をクリックしてください。SIF 機能初期設定画面を表示します。
Select [Module 1] and click [System] tab.
モジュール 1 を選択し、システムタブをクリックしてください。
(1) Communication management module number setting
(1) 通信管理モジュール台数設定
Sets the number of modules managed by the master module.
マスターモジュールが管理する台数を設定します。
Sets the number of modules including the master module.
マスターモジュールを含めた台数を設定してください。
(2) PLC register start number
(2) PLC レジスタの開始番号
Sets the start number of the register used in PLC communication. It is fixed to the D register.
PLC 通信で使用するレジスタの開始番号を設定します。D レジスタ固定です。
Sets a number within a range of 0 to 65535.
0～65535 の範囲で設定してください。
(3) PLC response wait time
(3) PLC 応答待ち時間
Sets the retransmission interval time when there is no response from the PLC.
PLC からの応答が無い場合の再送インターバル時間を設定します。
Sets a number within a range of 100 to 3000 ms.
100～3000 ms の範囲で設定してください。
(4) PLC communication start wait time
(4) PLC 通信開始待ち時間
Sets the time from when the control module QTC1-4P power is turned on until communication starts to the PLC.
制御モジュール QTC1-4P の電源 ON 後、PLC に通信を開始するまでの時間を設定します。
Sets a number within a range of 1 to 255 seconds.
1～255 秒の範囲で設定してください。
(5) Monitor item
(5) モニタ項目選択
Click [Monitoring item] tab or [Next] button and displays the Monitor item screen.
モニタ項目タブまたは次に進むボタンをクリックしてください。モニタ項目選択画面を表示します。
Select any of Monitor item. The maximum number of valid item selections is 20.
モニタ項目を任意に選択してください。有効項目選択数は、最大 20 点です。
The excess is invalid for all channels in the control module.
制御モジュール内のチャンネル共通で、超過分は無効となります。
(6) Setting item
(6) 設定項目選択
Click [Setting item] tab or [Next] button and displays the Setting item screen.
設定項目タブまたは次へ進むボタンをクリックしてください。設定項目選択画面を表示します。
Select any of Setting item. The maximum number of valid item selections is 20.
設定項目を任意に選択してください。有効項目選択数は、最大 20 点です。
[Model change]
【機種変更】
The QTC1-4 has factory default values on it. The QTC1-4 is set as default value. If the specification of the Console software is set as the same specification as the QTC1-4 in Model change screen, creating data is possible.
QTC1-4本体は工場出荷時の初期値になっており、予めコンソールソフトの機種変更画面でコンソールソフトの仕様をQTC1-4と同じ仕様に設定して おけば設定データの作成が可能です。
By using the USB communication cable (sold separately), the PC is connected to the QTC1-4, and the created data is downloaded, the QTC1-4 will be able to set.
専用USB通信ケーブル(別売)でパソコンとQTC1-4本体を接続し、作成したデータをダウンロードすれば、QTC1-4本体でキー操作せずに設定できます。
Model changing is possible only when Console software is not [Read value from instrument] status.
コンソールソフトのメイン画面の状態が【計器の読取値】以外の場合、 機種変更が可能です。
Users cannot change option of the QTC1-4.
お客様がQTC1-4本体のオプションを変更する事はできません。
QTC1-4 options cannot be changed by using this Model change function.
QTC1-4本体のオプションを変更する機能ではありません。
Model change screen is used only for changing specifications on the Console software display.
機種変更画面は、あくまでコンソールソフト画面上の仕様を変更する画面です。
Click [User(U)] in the menu bar - [Model change(O)].
コンソール画面メニューバー ヘルプ(H) →バージョン情報(V)→ [機種変更(O)]をクリックしてください。
Model change screen will appear.
機種変更画面を表示します。
[Exchange]: Model information on the Console software screen is changed, and closed the Model change screen.
『交換』ボタンをクリック：コンソールソフト画面上の機種が変更され、機種変更画面を終了します。
[Exit]: Restores the setting conditions when Model change screen is started, and closes Model change screen.
『終了』ボタンをクリック：機種変更画面を表示した時の設定状態に戻し、機種変更画面を終了します。
If it is different between the information of the Console software and QTC1-4, [Model is not correct] will appear.
コンソールソフトの機種情報と、QTC1-4本体の機種情報が異なっている場合、【機種が違います。】というメッセージ画面を表示します。
[Data Clear]
【データクリア】
Data clear is possible only when Console software is [Read value from instrument] status (online status).
コンソールソフトのメイン画面の状態が【計器の読取値】(オンライン中)の場合のみ、データクリアが可能です。
Click [User (U)] - [Data clear (R)] in the menu bar of the console display.
コンソール画面メニューバーのユーザー(U) → データクリア(R)をクリックしてください。
Confirmation message for the QTC1 data clear is displayed.
QTC1本体のデータクリア確認メッセージを表示します。
If the data clear is executed, the item setting values of the connected QTC1 are initialized.
データクリアを実行すると、接続しているQTC1本体の項目設定値が初期化されます。
Please note that the items of input type selection and temperature unit selection are not initialized.
ただし、入力種類選択項目と温度単位選択項目の設定値は初期化しないので、注意が必要です。
The following message is displayed after the data clear is normally completed.
データクリアが正常に完了した場合、下記メッセージ画面を表示します。
If [OK] button is clicked, it performs re-reading data from the device to the PC and updates items of setting values on the screen.
『OK』ボタンをクリックすると、計器からPCへデータ再読取りを行い、画面上の項目設定値を更新します。
[QTC1 Software Update]
【QTC1ソフトウェアアップデート】
Click Help (H) --> Version information (V) --> Software Update (U) in the menu bar of QTC1 console display.
コンソール画面メニューバー ヘルプ(H) → バージョン情報(V) → ソフトウェアアップデート(U) をクリックして下さい。
The display of QTC1 series software update is indicated.
QTC1シリーズソフトウェアアップデート画面を表示します。
1) Preparation
１）準備
Ensure that the console software is the latest version
・コンソールソフトが最新版であることを確認して下さい。
(Check our homepage about the latest version)
(最新版の確認は、弊社のホームページを参考して下さい。)
2) Procedure of rewriting software
２）ソフト書替え手順
(1) Check communication with QTC1
①QTC1本体との通信確認
Check software version and communication status of QTC1
QTC1本体ソフトバージョンと通信状態を確認します
(2) Writing the latest software
②最新ソフトの書込み
Write the latest software that console software has
コンソールソフトが持っている最新ソフトを書込みます
(3) Enabling writing software (Reset operation)
③書込みソフトの有効化（リセット操作）
Turn the power of QTC1 off and turn on again.
QTC1本体の電源をOFFし、電源再投入して下さい
(4) Check LED indicators of QTC1
④QTC1本体のLED表示灯確認
Cautions:
■注意事項
When all LED indicators turn on after writing, please contact us.
・書込み終了後、全LEDが点灯状態の場合、弊社にお問い合わせください。
Notes:
■注意点：
1. Possible to upgrade software of QTC1 by only USB communication.
1. USB通信でのみ、QTC1ソフトウェアのアップデートが行えます。
2. Don't remove USB cable during upgrading software of QTC1.
2. QTC1ソフトウェアのアップデート中、USBケーブルを外さないようにして下さい。
3. Please note that control is forcibly prohibited when upgrading software.
3. QTC1ソフトウェアのアップデート時、強制的に制御禁止にしますのでご注意下さい。
4. Data clear is automatically performed after upgrading software of QTC1.
4. QTC1ソフトウェアアップデート後、自動的にデータクリアを行います。
If you need the setting values of QTC1, please save the setting values before upgrading software of QTC1.
製品本体の設定値が必要な場合、QTC1ソフトウェアアップデートを行う前に、設定値の保存を行って下さい。
When reading the setting values from QTC1, click [QTC1 setting values save] button.
QTC1本体から設定値を読込んでいる場合、「QTC1設定値保存」ボタンをクリックして下さい。
When not reading the setting valuse from QTC1, click [QTC1 setting value save] button after performing [from Instrument to PC] function.
QTC1本体から設定値を読込んでいない場合、メイン画面の【計器からPCへ】機能を実行後、 「QTC1設定値保存」ボタンをクリックして下さい。
After upgrading software of QTC1, if you want to set the setting valuse that you saved last time for QTC1, peform [Reading from saved file] function.
QTC1ソフトウェアアップデート後、前回保存した設定値をQTC1本体に設定したい場合、 【ファイルから読取り】を行って下さい。
Checking the COM port number
COMポート番号の確認
Follow the procedure below to check the COM port number.
以下の手順で，COMポート番号を確認してください。
Right-click “Start” → Click “Device manager” from menu.
「スタート」の右クリックメニュー - 「デバイスマネージャー」をクリックしてくださ い。
When “USB Serial Port (COM3)” is displayed in “Port (COM and LPT)”, the COM port is assigned to No. 3.
「ポート(COMとLPT)」の中に「USB Serial Port (COM3)」と表示している場合，COM ポートは3番として割り当てられています。
Check the COM port number, and then close “Device Manager”.
COMポート番号を確認後， 「デバイスマネージャー」を閉じてください。
Starting the console software (SWC-QTC101M)
コンソールソフト(SWC-QTC101M)の起動
Start the console software (SWC-QTC101M).
コンソールソフト(SWC-QTC101M)を起動してください。
Click [User (U)] on the menu bar → [Communication condition (C)].
メニューバーのユーザー(U) - 通信条件(C) をクリックしてください。
Display the communication condition setting screen.
通信条件設定画面を表示します。
Set the communication condition as shown below.
通信条件を，下記のように設定してください。
Setup Items
項 目
Setting Value
設定値
Communication port
通信ポート
Select the COM port number confirmed in 2 of 3
3の2 で確認したCOMポート番号を選択してください。
Communication protocol
通信プロトコル
MODBUS RTU
MODBUS RTU
Click [OK]
OKボタンをクリックしてください。
Click [File (F)] on the menu bar → [Instrument to PC (U)].
メニューバーのファイル(F) - 計器からPCへ(U) をクリックしてください。
Read all the setting values of the connected control module QTC1-4.
接続している制御モジュールQTC1-4の全設定値を読み取ります。
The specifications are ready.
以上で，仕様設定の準備ができました。
Please refer to "8.2 Specification Setting (P.8-5 to 8-41)" to set the specifications.
8.2 仕様設定(P.8-5～8-41)を参照して仕様設定を行ってください。
Setting the specifications for the second and subsequent modules
2 台目以降の仕様設定について
To set the specifications of the second and subsequent control modules QTC1-4, follow the procedure below.
2 台目以降の制御モジュール QTC1-4 の仕様御設定は，下記の手順で行ってください。
Connect the USB communication cable to the console communication connector of the second and subsequent control module QTC1-4.
2 台目以降の制御モジュール QTC1-4 のコンソール通信コネクタに，USB 通信ケーブルを 差し替えてください。
Click [File (F)] on the menu bar → [Instrument to PC (U)].
メニューバーのファイル(F) - 計器から PC へ(U) をクリックしてください。
Read all the setting values of the connected control module QTC1-4.
接続した制御モジュール QTC1-4 の全設定値を読み取ります。
Display the monitor value screen.
モニタ値画面を表示します。
Specification Setting
仕様設定
Basic operation of specification setting
仕様設定の基本操作について
Before setting the specifications, how to select the selection item and how to set the setting item are explained.
仕様設定を行う前に，選択項目の選択方法および設定項目の設定方法を説明します。
Select the selection item
選択項目の選択方法
This section explains how to select the selection item by using CH1 control enable/disable selection as an example.
選択項目の選択方法について，CH1の制御許可/禁止選択を例に説明します。
Click on the selection item for the channel
選択したいチャンネルの選択項目をクリックしてください。
Display the selection item list.
選択項目リストを表示します。
Click “0: Prohibited” or “1: Allowed”.
「0: 禁止」または「1: 許可」をクリックしてください。
Transfer the selected contents to the control module QTC1-4.
選択した内容を，制御モジュールQTC1-4に転送します。
Set the setting item
設定項目の設定方法
This section explains how to set the setting item by using CH1 SV setting as an example.
設定項目の設定方法について，CH1 の SV 設定を例に説明します。
Click on the setting item for the channel.
設定したいチャンネルの設定値をクリックしてください。
Display the numeric keypad screen.
テンキー画面を表示します。
The current setting value and setting range are displayed on the numeric keypad screen.
テンキー画面には，現在の設定値および設定範囲を表示します。
Set within the setting range.
設定範囲を超えての設定はできません。
Input the setting value, and click [OK]. (*)
設定値を入力し，OK ボタンをクリックしてください。(*)
Transfer the setting value to the control module QTC1-4.
設定値を，制御モジュール QTC1-4 に転送します。
(*): The setting value can also be entered from the keyboard of the host computer.
(*): 設定値は，ホストコンピュータのキーボードから入力することもできます。
Monitoring Value Setting
モニタ値パラメータ設定
Display PV, output manipulated variable, state 1 reading value and state 2 reading value, and set monitor value parameters such as manual manipulated variable, sensor correction factor and sensor correction.
PV，出力操作量，状態1，状態2読み取り値の表示および手動操作量，センサ補正係数，センサ補 正などモニタ値パラメータを設定します。
Click [Monitoring item] of [Main screen] tab → [Monitoring value].
メイン画面タブの モニタ項目 - モニタ値 をクリックしてください。
Display the monitoring value screen.
モニタ値画面を表示します。
This section describes each setting item.
設定項目の各項目について説明します。
• Setting item
・設定項目
This is the setting item of control module QTC1-4.
制御モジュールQTC1-4の設定項目です。
• Channel
・チャンネル
This is the channel number of control module QTC1-4.
制御モジュールQTC1-4のチャンネル番号です。
• Address [HEX (Hexadecimal)]
・アドレス[HEX(16進数)]
This is the address of each channel of control module QTC1-4.
制御モジュールQTC1-4の各チャンネルのアドレスです。
• Description, setting range and selection item
・説明，設定範囲・選択項目
This is the description of setting item, the setting range and the selection item.
設定項目の説明および設定範囲・選択項目です。
• Factory default
・工場出荷初期値
This is the factory shipment default value of the setting item.
設定項目の工場出荷初期値です。
Set the MV for manual control.
手動制御時のMVを設定します。
Refer to “14.2.10 Auto/Manual Control Switching (P.14-9)”.
14.2.10 自動/手動制御切り替え(P.14-9)を参照してください。
Set the sensor correction factor.
Set the sensor correction factor.
Set the slope of the sensor input value.
Set the slope of the sensor input value.
When the output distribution of the controlled object is known in advance, set the bias value for the reference output.
制御対象の出力分布があらかじめわかっている場 合，基準出力に対するバイアス値を設定します。
When the output distribution of the controlled object is known in advance, set the gain (ratio) with respect to the reference output.
制御対象の出力分布があらかじめわかっている場 合，基準出力に対するゲイン(比率)を設定しま す。
Operation Parameters Setting
運転パラメータ設定
Set the operation parameters of Control Enable/Disable, AT Perform/Cancel, Event output ON/OFF, and Auto/Manual control.
制御許可/禁止，AT実行/停止，イベント出力ON/OFFおよび自動/手動制御の運転パラメータを設 定します。
Click [Monitoring item] of [Main screen] tab → [Operation setting].
メイン画面タブの モニタ項目 - 運転設定 をクリックしてください。
Display the Operation setting screen.
運転設定画面を表示します。
Select Control Allowed or Control Prohibited.
制御許可または制御禁止を選択します。
Select AT Perform or AT Cancel.
AT実行またはAT停止を選択します。
Selects event output ON or event output OFF from the host.
ホストからイベント出力ONまたはイベント出力 OFFを選択します。
This setting is valid when 0 (No action) is selected in Event output allocation selection
イベント出力割付選択で0(動作無し)を選択した場 合，有効です。
Set the control parameters such as SV, SV rise rate, SV fall rate, control action and PID.
SV，SV上昇率，SV下降率，制御動作およびPIDなど制御パラメータを設定します。
Click [Monitoring item] of [Main screen] tab → [Control setting].
メイン画面タブの 通常設定 - 制御設定 をクリックしてください。
Display the Control setting screen.
制御設定画面を表示します。
Set the value of the input difference to be detected by the input difference detection function.
入力差検知機能で，検知したい入力差の値を設定 します。
Set the rate of rise when changing SV by the set value ramp function.
設定値ランプ機能で，SV を変更した時の上昇率を 設定します。
Set the fall of increase when changing SV by the set value ramp function
設定値ランプ機能で，SV を変更した時の下降率を 設定します。
Select the control action.
制御動作を選択します。
This item can be selected only when Control Disable is set.
制御禁止時のみ選択が可能です。
Set the proportional band setting.
比例帯を設定します。
When “1: Heating/Cooling Control” is selected in control function selection, the heating side proportional band setting is set.
制御機能選択で，1: 加熱冷却制御を選択した場 合，加熱側比例帯設定になります。
This is valid when "1: Heating/Cooling Control" is selected in control function selection.
制御機能選択で，1: 加熱冷却制御を選択した場 合，有効です。
Alarm Parameters Setting
警報パラメータの設定
Set the alarm parameters such as Alarm 1 to 4 type selection, Alarm 1 to 4 setting and Alarm 1 to 4 hysteresis setting.
警報1～4動作，警報1～4動作点，警報1～4動作すきまなど警報パラメータを設定します。
Click [Normal setting] of [Main screen] tab → [Alarm setting].
メイン画面タブの 通常設定 - 警報設定 をクリックしてください。
Display the Alarm setting screen.
警報設定画面を表示します。
No action
動作無し
High limit alarm
上限警報
Lowh limit alarm
下限警報
High/Low limits alarm
上下限警報
High/Low limit s range
上下限範囲警報
Process High alarm
絶対値上限警報
Process low alarm
絶対値下限警報
High limit with standby
待機付き上限警報
Low limit with standby
待機付き下限警報
High/Low limits alarm with
待機付き上下限警報
High/Low limits alarm individually
上下限警報個別
High/Low limit s range alarm individually
上下限範囲警報個別
High/Low limits alarm with standby individually
待機付き上下限警報個別
When High/Low limits alarm individually, High/Low limits s range alarm individually or High/Low limits alarm with standby individually is selected in Alarm 1 action selection, the lower limit value of alarm 1 is set.
警報 1 動作選択で，上下限警報個別，上下限範囲 警報個別または待機付き上下限警報個別を選択し た場合，警報 1 の下限動作点になります。
When High/Low limits alarm individually, High/Low limits s range alarm individually or High/Low limits alarm with standby individually is selected in Alarm 1 action selection, this setting is valid
警報 1 動作選択で，上下限警報個別，上下限範囲 警報個別または待機付き上下限警報個別を選択し た場合，有効です。
(*1): When direct current input and DC voltage input, the input span is the scaling width.
(*1): 直流電流入力，直流「電圧入力の場合，入力スパンはスケーリング幅になります。
(*2): When direct current input and DC voltage input, the Input range lower limit is the scaling lower limit, and the Input range high limit is the scaling high limit.
(*2): 直流電流入力，直流電圧入力の場合，入力レンジ下限値はスケーリング下限値，入力レンジ上限値はスケーリ ング上限値になります。
Input Setting
入力パラメータの設定
Set the input parameters such as input type, temperature unit and input sampling cycle.
入力種類，温度単位，入力サンプリング周期など入力パラメータを設定します。
Click [Initial setting] of [Main screen] tab → [Input setting].
メイン画面タブの 初期設定 - 入力設定 をクリックしてください。
Display the Input setting screen.
入力設定画面を表示します。
Select the channel for which the input difference detection function detects the input difference from the local channel.
入力差検知機能で，自チャンネルとの入力差を検 知したいチャンネルを選択します。
Select the temperature unit.
温度単位を選択します。
Valid when input code M is specified.
入力コードMを指定した場合，有効です。
Set the scaling high limit.
スケーリング上限を設定します。
Set the scaling low limit.
スケーリング下限を設定します。
Select the input sampling cycle.
入力サンプリング周期を選択します。
It is fixed at 125 ms for thermocouple input and RTD input.
熱電対入力，測温抵抗体入力の場合，125 ms固定 です
If select a value other than 125 ms, it will be invalid.
125 ms以外を選択した場合，無効になります。
Set the PV filter time constant.
PVフィルタ時定数を設定します。
Set the number of moving averages that average the input values.
入力値を平均する移動平均回数を設定します。
The input values are averaged the set number of times, and the input values are exchanged every input sampling cycle.
入力値を，設定した回数で平均し，入力サンプリ ング周期毎に入力値を入れ替えます。
The input values are averaged the set number of times, and the input values are exchanged every input sampling cycle.
熱電対入力，測温抵抗体入力の場合，スケーリング上限値はSV上限値，スケーリング下限値はSV下限値としてはたらきます。
When the scaling high limit value and scaling low limit value are set to the same value, the control output turns OFF.
スケーリング上限値とスケーリング下限値を同じ値に設定した場合，制御出力をOFFします。
Output Setting
出力パラメータの設定
Set the output parameters such as direct/reverse action, proportional cycle and ON/OFF hysteresis.
正/逆動作，比例周期，ON/OFF動作すきまなど出力パラメータを設定します。
Click [Monitoring item] of [Initial screen] tab → [Output setting].
メイン画面タブの 初期設定 - 出力設定 をクリックしてください。
Display the Output setting screen.
出力設定画面を表示します。
Select the direct action or reverse action.
正動作または逆動作を選択します。
Set the proportional cycle.
比例周期を設定します。
Set the ON/OFF hysteresis.
ON/OFF 動作すきまを設定します。
Set the cooling proportional cycle.
冷却側比例周期を設定します。
Set the cooling ON/OFF hysteresis.
冷却側 ON/OFF 動作すきまを設定します。
Set the time to turn the output on or off without depending on the MV.
MV に依存せず，出力を ON または OFF させる時 間を設定します。
Set the output change rate limit.
出力変化率リミットを設定します。
Standard Function Setting
標準機能パラメータの設定
Set the standard function parameters such as control function and cooling action mode.
制御機能，冷却動作モードなど標準機能パラメータを設定します。
Click [High function setting] of [Main screen] tab → [Standard function setting].
メイン画面タブの 高機能設定 - 標準機能設定 をクリックしてください。
Display the Standard function setting screen.
標準機能設定画面を表示します。
Select the conntorol function.
制御機能を選択します。
This can be selected only when control is prohibited
制御禁止時のみ選択が可能です。
Select the cooling action mode.
冷却動作モードを選択します。
Standard
標準
Heating/Cooling control (*)
加熱冷却制御(*)
Cascade control (*)
カスケード制御(*)
Output selection function
出力選択機能
Air cooling (Linear characteristics)
空冷(リニア特性)
Oil cooling (1.5th power of the linear characteristics)
油冷(1.5乗特性)
Water cooling (2nd power of the linear characteristics)
水冷(2乗特性)
Set the slave scale high limit of cascade control.
カスケード制御のスレーブスケール上限値を設定 します。
Set the slave scale low limit of cascade control.
カスケード制御のスレーブスケール下限値を設定 します。
Extension Function Selection
拡張機能パラメータの設定
Select the extension function parameters such as extension function, auto balance control enabled/disabled and number of communication management module
拡張機能，オートバランス制御有効/無効，通信管理モジュール台数など拡張機能パラメータを設定 します
Click [High function setting] of [Main screen] tab → [Extension function selection].
メイン画面タブの 高機能設定 - 拡張機能設定 をクリックしてください。
Display the Extension function selection screen.
拡張機能設定画面を表示します。
Select the extension function.
拡張機能を選択します。
Set the total current.
総電流を設定します。
Set the current value for each channel.
各チャンネルの電流値を設定します。
Set the output ON delay.
出力ONディレイを設定します。
Select whether to use the auto balance control function in conjunction with each other or individually.
オートバランス制御機能を，連動して使用する か，単独で使用するかを選択します
Single
単独
Interlock
連動
Select whether to use the autobalance control function as a master or a slave.
オートバランス制御機能を，マスターとして使用 するか，スレーブとして使用するかを選択しま す。
Slave channel
スレーブチャンネル
CH1 master channel
CH1マスターチャンネル
CH2 master channel
CH2マスターチャンネル