Refraktometr. Refraktometr - muhitdagi yorugʻlikning sindirish koʻrsatkichini oʻlchaydigan asbobdir. Refraktometriya. Refraktometriya ( - singan va „Men oʻlchayman“) — sinish indeksini (koeffitsientini) va uning baʼzi funksiyalarini aniqlashga asoslangan moddalarni oʻrganish usuli hisoblanadi. Refraktometriya (refraktometriya usuli) kimyoviy birikmalarni aniqlash, miqdoriy va strukturaviy tahlil qilish, moddalarning fizik-kimyoviy koʻrsatkichlarini aniqlash uchun ishlatiladi. Nisbiy sindirish koʻrsatkichi n-qoʻshni muhitdagi yorugʻlik tezligining nisbatini oʻlchaydi. Suyuqlik va qattiq jismlar uchun n odatda havoga, gazlar uchun esa vakuumga (mutlaq sindirish koʻrsatkichi) nisbatan aniqlanadi. N ning qiymatlari yorugʻlik va haroratning toʻlqin uzunligiga bogʻliq boʻlib, ular mos ravishda pastki va yuqori chiziqda koʻrsatilgan. Masalan, sinishi indeksi 20 ga teng natriy spektrining "D" - chizigʻi uchun °C (l = 589 nm) - formula_1 . Vodorod spektrining H (l = 656 nm) va F (l = 486 nm) chiziqlari ham tez-tez ishlatiladi. Gaz holatida "n" ning bosimga bogʻliqligini ham hisobga olish kerak. Ideal tizimlarda (komponentlarning hajmini va qutblanishini oʻzgartirmasdan hosil boʻlgan), agar kompozitsiya hajmli fraktsiyalarda (foizda) ifodalangan boʻlsa, sindirish koʻrsatkichining kompozitsiyaga bogʻliqligi chiziqqa yaqin boʻladi. Bu yerda "n", "n"1, "n"2 aralashma va komponentlarning sinish koʻrsatkichlari, "V"1 va "V" 2 komponentlarning hajm ulushlari ("V" 1 + "V" 2 = 1). Keng diapazondagi eritmalarning refraktometriyasi uchun jadvallar yoki empirik formulalar qoʻllanadi, ulardan eng muhimi (saxaroza, etanol va boshqalar eritmalari uchun). Xalqaro shartnomalar bilan tasdiqlangan va sanoat va qishloq xoʻjaligi mahsulotlarini tahlil qilish uchun ixtisoslashtirilgan refraktometrlar uchun tarozilar qurilishiga asoslanadi. Ayrim moddalarning suvli eritmalarining sindirish koʻrsatkichining konsentratsiyaga bogʻliqligi. Haroratning sindirish koʻrsatkichiga taʼsiri ikki omil bilan belgilanadi: birlik hajmdagi suyuqlik zarralari sonining oʻzgarishi va molekulalarning qutblanish qobiliyatining haroratga bogʻliqligi. Ikkinchi omil faqat haroratning juda katta oʻzgarishi bilan ahamiyatli boʻladi. Sinishi indeksining harorat koeffitsienti zichlikning harorat koeffitsientiga proporsionaldir. Barcha suyuqliklar qizdirilganda kengayganligi sababli, harorat oshishi bilan ularning sinishi koʻrsatkichlari kamayadi. Harorat koeffitsiyenti suyuqlikning haroratiga bogʻliq, lekin kichik harorat oraligʻida uni doimiy deb hisoblash mumkin. Suyuqliklarning katta qismi uchun harorat koeffitsiyenti -0,0004 dan -0,0006 K −1 gacha boʻlgan tor chegaralarda joylashgan. Muhim istisno suv va suyultirilgan suvli eritmalar (-0,0001), glitserin (-0,0002), glikol (-0,00026). Sinishi indeksining chiziqli ekstrapolyatsiyasi kichik harorat farqlari uchun maqbuldir (10-20 °C). Keng harorat oraligʻida sinishi koʻrsatkichini aniq aniqlash quyidagi empirik formulalar boʻyicha amalga oshiriladi: "n" t \ "u003d n" 0 + "at" + "bt" 2 + ... Bosim suyuqliklarning sinishi indeksiga haroratdan ancha past taʼsir qiladi. Bosim 1 atm ga oʻzgarganda. n ning oʻzgarishi suv uchun 1,48 , spirt uchun 3,95 , benzol uchun 4,8 ga teng. Yaʼni, haroratning 1 selsiy gradusga oʻzgarishi suyuqlikning sinishi indeksiga xuddi bosimning 10 atm ga oʻzgarishi kabi taʼsir qiladi. Odatda, n ta suyuqlik va qattiq jismlar refraktometrlarda 0,0001 aniqlik bilan refraktometriya bilan aniqlanadi, ularda umumiy ichki aks ettirishning cheklovchi burchaklari oʻlchanadi. Eng keng tarqalgani prizma blokli Abbe refraktometrlari va dispersiya kompensatorlari boʻlib, ular aniqlash imkonini beradi. formula_2 shkalada yoki raqamli indikatorda „oq“ chiroqda amalga oshadi. Mutlaq oʻlchovlarning maksimal aniqligiga (10) goniometrlarda oʻrganilayotgan materialning prizmasi bilan nurni burilish usullari yordamida erishiladi. Interferensiya usullari n gazni oʻlchash uchun eng qulay hisoblanadi. Eritmalarning n farqlarini aniq (10 10 gacha) aniqlash uchun ham interferometrlardan foydalaniladi. Xuddi shu maqsadda, ikki yoki uchta ichi boʻsh prizma tizimi bilan nurlarning burilishiga asoslangan differentsial refraktometrlar qoʻllanadi. Suyuqlik oqimlarida n ni uzluksiz roʻyxatga olish uchun avtomatik refraktometrlar ishlab chiqarishda texnologik jarayonlarni boshqarish va ularni avtomatik boshqarish uchun, shuningdek, rektifikatsiyani nazorat qilish laboratoriyalarida va suyuqlik xromatograflari uchun universal detektorlar sifatida qoʻllanadi. Refraktometriya yordamida amalga oshiriladigan refraktometriya kimyoviy birikmalarni aniqlash, miqdoriy va strukturaviy tahlil qilish va moddalarning fizik-kimyoviy parametrlarini aniqlashning keng tarqalgan usullaridan biridir. Qurilmaning qoʻllanishi. Refraktometrlar quyidagilarda qoʻllanadi: Gaz interferentsial refraktometrlari gazlar tarkibini aniqlash, xususan, shaxtalar havosidagi yonuvchi gazlar miqdorini aniqlash, gaz taʼminoti tarmoqlarida sizib chiqish joylarini qidirish va boshqalar uchun ishlatiladi. Oftalmologiyada refraktometriya. Oftalmologiyada refraktometrlar (avtomatik kompyuter avtorefraktometrlar hozir qoʻllanadi) yordamida inson koʻzining sinishi kuchi aniqlanadi, bu shifokorlar tomonidan miyopi, gipermetropiya va astigmatizm kabi kasalliklarni tashxislash uchun ham ishlatiladi.