Sintillyatorlar. Sintillyatorlar — bu yorugʻlik chiqaradigan moddalar (ionlashtiruvchi nurlanishni yutganda yorugʻlik chiqaradigan (gamma kvantlar, elektronlar, alfa zarralari v.b). Bunga koʻra, maʼlum turdagi nurlanish uchun chiqarilgan fotonlar soni yutilgan energiyaga taxminan proportsional boʻlib, bu nurlanishning energiya spektrlarini olish imkonini beradi. Yadro sintillyatsion detektorlari sintillyatorlarning asosiy qoʻllanishi hisoblanadi. Sintilatsiya detektorida sintillyatsiya paytida chiqarilgan yorugʻlik fotodetektorda toʻplanadi (qoida tariqasida, bu fotokoʻpaytiruvchi fotokatod — PMT, fotodiodlar va boshqa fotodetektorlar kamroq qoʻllanadi), impuls elektr tokiga aylantiriladi, kuchaytiriladi va tizim tomonidan qayd etiladi yoki saqlanadi. . Sintillyatorlarning xususiyatlari. Nurlanish. Nurlanish — maʼlum miqdorda energiya yutilganda sintillyator tomonidan chiqariladigan fotonlar energiyasi (odatda ). Katta nurlanishni fotonlar hosil qiladi. Yorugʻlik chiqishi qanchalik yuqori boʻlsa, sintillyator shunchalik sezgir boʻladi, shuning uchun yuqori nurlanishda ishlatiladi. Shu bilan birga, yorugʻlik chiqishi sezilarli darajada past boʻlgan sintillyatorlar (masalan, qoʻrgʻoshin volframli) yuqori energiyali zarralarni aniqlash uchun ham ishlatilishi mumkin. Emissiya spektri. Emissiya spektri ishlatiladigan fotodetektorning spektral sezgirligiga maksimal darajada mos kelishi kerak. Fotodetektor bilan spektrdagi nomuvofiqlik energiya oʻlchamlariga salbiy taʼsir qiladi. Energetik sathlar. Bir xil energiyaga ega boʻlgan zarralar yutilganda ham, sintillyatsiya detektori fotodetektorining chiqishidagi impulsning amplitudasi sathdan sathga farq qiladi. Bu bogʻlanishga: Natijada, statistik jihatdan toʻplangan energiya spektridagi chiziq (ideal detektor uchun delta funktsiyani ifodalaydi) egri boʻlib chiqadi, uni koʻpincha dispersiyali Gauss sifatida koʻrsatish mumkin. . Detektorning energetik sathlarining xarakteristikasi sifatida standart ogʻish (dispersiyaning kvadrat ildizi) va koʻpincha yarim maksimalda toʻliq chiziq kengligi (FWHM, ingliz tilidan. "Toʻliq kenglik yarmi maksimal" ; baʼzan yarim kenglik deb ataladi), chiziqning medianasiga ishora qilinadi va foiz sifatida ifodalanadi. FWHM Gaussianlar formula_1 marta koʻproq. Energiya oʻlchamlari energiyaga bogʻliq boʻlgani uchun (odatda "E" -1/2 ga proportsional), u maʼlum bir energiya uchun koʻrsatilishi kerak. Koʻpincha seziy -137 gamma chizigʻining energiyasi uchun bajariladi (). Chaqnash vaqti. Tez zaryadlangan zarrachaning oʻtishi bilan qoʻzgʻalgan sintilyatorda yutilgan energiyaning yorugʻlik nurlanishiga aylanishi vaqti emissiya vaqti deb ataladi. Sintilyator emissiyasining zarrachani yutish paytidan boshlab vaqtga bogʻliqligi (lyuminesansiya egri chizigʻi) odatda kamayuvchi koʻrsatkich sifatida yoki umumiy holatda bir nechta kamayuvchi koʻrsatkichlar yigʻindisi sifatida ifodalanishi mumkin: "Eng katta" amplituda formula_3 va doimiy vaqt formula_4 sintilyatorning umumiy porlash vaqtini tavsiflaydi. Tez emissiyadan soʻng deyarli barcha sintilyatorlar asta-sekin tushadigan „dum“ ga ega, bu koʻpincha vaqtni aniqlash nuqtayi nazaridan, aniqlangan zarrachalarni hisoblash tezligining kamchiliklari hisoblanadi. Odatda, yuqoridagi formuladagi koʻplab koʻrsatkichlar yigʻindisi amaliyot uchun yetarli aniqlik bilan ikkita koʻrsatkichning yigʻindisi sifatida ifodalanishi mumkin: Organik sintillyatorlar odatda ikki yoki uch komponentli aralashmalardir . Birlamchi flyuroessens markazlari hodisa zarralari qoʻzgʻalishi tufayli gʻalayonlanadi. Ushbu gʻalayonlangan sathlar parchalanganda, ultrabinafsha toʻlqin uzunligi oraligʻida yorugʻlik chiqariladi. Biroq, bu ultrabinafsha nurning yutilish uzunligi juda qisqa: flyuroessens markazlari oʻzlarining chiqaradigan nurlari uchun noaniqdir. Yorugʻlikning chiqishi sintilyatorga dastlab chiqarilgan ultrabinafsha nurni oʻzlashtiradigan va uni uzoqroq toʻlqin uzunliklari bilan izotropik ravishda qayta nurlantiradigan ikkinchi komponentani qoʻshish orqali amalga oshiriladi (spektrni oʻzgartiruvchi yoki koʻchiruvch"i" deb ataladi). Organik sintilyatorlarning ikkita faol moddasi organik suyuqlikda eritiladi yoki polimerik tuzilish hosil qilish uchun organik material bilan aralashtiriladi. Ushbu texnologiya yordamida istalgan geometrik shakl va o‘lchamdagi suyuq yoki plastik sintilyator ishlab chiqarish mumkin. Koʻpgina hollarda sintilyator plitalari 1 dan 30 mm gacha qalinlikda tayyorlanadi. Organik sintillyatorlar noorganik sintillyatorlarga qaraganda ancha qisqaroq chaqnash vaqtiga ega (bir necha oʻnlab nanosoniyalar tartibida), lekin kamroq yorugʻlik chiqishiga ega. Amerikaning BICRON kompaniyasi organik sintillyatorlar chiqaradi. Bicron BC 400…416 sintilyatorlari poliviniltoluol asosida ishlab chiqariladi. Gaz sintillyatorlari. Gaz sintillyatsion hisoblagichlar atomlar tomonidan chiqarilgan yorugʻlikdan foydalanadi, ular zaryadlangan zarrachalarning ular bilan oʻzaro taʼsirida qoʻzgʻaladi va keyin asosiy holatga qaytadi. Gʻalayonlangan darajalarning ishlash muddati nanosoniya oraligʻida yotadi. Gazlarning zichligi past boʻlgani sababli gaz sintillyatorlarida yorugʻlik rentabelligi nisbatan past. Shu bilan birga, suyultirilgan inert gazlar ham gaz sintillyatorlari sifatida ishlatilishi mumkin.