Magnetometr. Magnetometr - magnit maydonning xususiyatlarini va materiallarning magnit xususiyatlarini o'lchash uchun maxsus qurilma. O'lchangan qiymatga ko'ra maydon kuchini (oerstedmetrlar), maydon yo'nalishini ( qiyalik va deklinatorlar), maydon gradientini (gradiometrlar), magnit induksiyani (teslametrlar), magnit oqimni (vebermetrlar yoki fluxmetrlar), majburlash kuchini (koersimetrlar) o'lchash uchun asboblar mavjud. ), magnit o'tkazuvchanlik (mu-metr), magnit sezuvchanlik (kappa-metr), magnit moment . O'lchangan qiymatlarning tabiatiga qarab, magnitometrlar ma'lum birliklarda (magnit maydon kuchi F , magnit induksiya birliklari B, magnit maydon yo'nalishi va boshqalar) kabilar kiradi. Magnitometrlarning ishlash fizik tamoyillari. O'lchangan maydonda qurilmaning sezgir elementiga (masalan, kichik doimiy magnit) mexanik momentlarni o'lchashga asoslangan. Ushbu doimiy magnitning maydonining yo'nalishiga to'g'ri kelmaydigan tashqi maydonga ta'sir qilganda, sezgir magnit tashqi o'lchangan maydonning kuchiga va o'lchash magnitining va tashqi magnit maydonining yo'nalishiga bog'liq bo'lgan momentni boshdan kechiradi. maydon. O'lchov magniti burilishli elastik suspenziyaga osilgan, qurilmaning yo'nalishini hisobga olgan holda burilish darajasi tashqi maydonni aniqlaydi. formula_1 . Sezgir (ko'rsatkich) magnitidagi moment vektor mahsuloti bilan ifodalanadi: Bu yerda formula_3-indikator magnitining magnit momentidir . Olingan mexanik moment formula_4 Turli xil dizayndagi magnitometrlarda turli yo'llar bilan muvozanatlanadi: Magnetostatik magnitometrlarning asosiy qo'llanilishi geomagnit maydon kuchining yo'nalishi va mutlaq qiymatini, maydon gradientini, shuningdek moddalarning magnit xususiyatlarini o'lchashdir. Induksion magnitometrlar. Elektromagnit induktsiya hodisasiga asoslanadi - o'lchov bo'lagida uning zanjiridan o'tadigan magnit oqim o'zgarganda emf paydo bo'lishi. formula_6 . Bobindagi oqimning o'zgarishi quyidagilarga bog'liq bo'lishi mumkin: