Public procurement notice: Voluntary Ex Ante Transparency Notice
Published: 2019-10-09
Buyer: Klinikum der Universität München Großhadern/Innenstadt, AöR
Country: DE
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 33110000: Imaging equipment for medical use
Estimated value: 0.01 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Das Klinikum der Universität München benötigt für die Klinik für Nuklearmedizin am Standort Großhadern ein Tier-PET/CT.
Das angebotene Tier-PET/CT soll schon mehrfach in wissenschaftlichen Einrichtungen installiert sein und das Gerät muss von MTAs bedient werden können. Servicetechniker müssen möglichst nahe vor Ort sein.
Die Spezifikationen sind primär durch die PET-Komponente gegeben, da die CT-Komponente nicht im Fokus der Anwendung steht, sondern für anatomische Zuordnung und Schwächungskorrektur eingesetzt wird.
Die radioaktiven Substanzen sind sehr kurzlebig, ihre Herstellung aber extrem aufwändig und deshalb nicht beliebig wiederholbar. Deshalb müssen möglichst viele Tiere gleichzeitig injiziert und gemessen werden, solange direkt nach der Synthese die radioaktive Konzentration noch hoch ist. Das Gerät muss deshalb zwingend die simultane PET-Messung von mindestens 4 Mäusen erlauben. Das heißt, das transaxiale Gesichtsfeld des PET-Scanners muss mindestens 12 cm betragen.
Die radioaktiven Signale in den kleinen Strukturen eines Maushirns sind sehr gering und müssen deshalb mit maximal möglicher Empfindlichkeit gemessen werden.
Nur mit einem „in-line“ System kann ein Workflow umgesetzt werden, bei dem das Tier ohne Umlagern im PET und im CT gemessen wird.
In einem gemeinsamen Labor mit dem Institut für Schlaganfall- und Demenz-Forschung wird schon erfolgreich ein Tier PET/MR Gerät betrieben, dessen PET-Komponente direkt kompatibel zur PET-Komponente des PET/CT von Mediso ist. Deshalb wird gewährleistet, dass scan-Protokolle direct übertragen werden können und dass Personal an beiden Geräten eingesetzt werden kann (Ausfallsicherheit).
Nach eingehender Prüfung durch den Auftraggeber hat sich herausgestellt, dass nur das System nanoScan S122 von der Firma Mediso alle erforderlichen Spezifikationen gemäß Ziffer II.2.4) erfüllt.
Aus der Sicht des Auftraggebers und nach bestem Wissen ist die Voraussetzung für ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb gemäß § 14 Abs. (4) Nr. 2.b.) VgV erfüllt
Das unter V.2.1) genannte Datum stellt nicht den Abschluss des Vertrages dar, sondern ist der Tag, an dem die Entscheidung über die vorgesehene Auftragserteilung erfolgt ist. Der Vertragsschluss erfolgt nach Ablauf der Wartezeit gemäß § 135 GWB.
Der Gesamtwert der Beschaffung unter II.1.7) und der Gesamtwert des Auftrages unter V.2.4) werden zur Wahrung der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des vorgesehenen Auftragnehmers nicht bekannt gegeben. Daher fiktiv der Wert 0,01 EUR.
Gemäß § 135 Abs. 3 Nr. 3. GWB beträgt die Frist für die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens nach § 160 Abs. 1 GWB und die Erwirkung eines vorläufigen Zuschlagsverbots durch die Vergabekammer nach § 169 Abs. 1 GWB 10 Kalendertage, gerechnet ab dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung (Bekanntmachung im Sinne von § 135 Abs. 3 GWB) im Amtsblatt der Europäischen Union.


Winner: Mediso GmbH
Award value: 0.01