Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-11-07
Buyer: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Estimated value: 1472558.4 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Jednorazowy układ oddechowy do wspomagania oddechu  u noworodków, współpracujący z respiratorem MAQUET, wraz z asortymentem do nCPAP:
1.Obwód oddechowy jednorazowego użytku dla noworodków, kompatybilny z respiratorem MAQUET oraz nawilżaczem MR 850 Fisher&Paykel	Szt.	200
6.Filtry przeciw/bakteryjne i przeciw/wirusowe zabezpieczające układ wydechowy w respiratorze noworodkowym	Szt.	400
Ad.1 Obwód oddechowy jednorazowego użytku dla noworodków i dzieci do respiratorów, posiadających spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej; z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. W komplecie dren proksymalny . Część Y obrotowa, zdejmowana, oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu. Część Y umieszczona pod kątem prostym w stosunku do drenu. Długość odcinka wdechowego 1,1 m – odcinek podgrzewany. Odcinek przedłużający do inkubatora 0,4 m. Posiadający komplet adapterów umożliwiających stosowanie układów do respiratorów SERVO I. Wejście w grzałce z  trójkątnym wcięciem, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury stosowanego do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Układ sterylny lub mikrobiologicznie czysty, w komplecie  komora nawilżacza MR 290.
Ad.2 Mocowanie noska do użytku z nCPAP jednorazowego użytku do układów pacjenta, współpracującego z respiratorem typu MAQUET umożliwiający przepływ wdechowy i wydechowy z możliwością regulacji kąta nachylenia adaptera w miejscu mocowania końcówek donosowych i maseczek.
Ad.3 Silikonowe kaniule  donosowe, przystosowane rozmiarami dla noworodków od 500g do 5 kg wagi ciała, w pięciu różnych rozmiarach.(XS, S, M, L, XL), wypustki donosowe bardzo miękkie, wyprofilowane
Ad.4 Silikonowe maseczki oddechowe kompatybilne do mocowania noska, przystosowane rozmiarami dla noworodków o wadze od 500 g do 5 kg , w czterech  rozmiarach. (S, M, L, XL)
Ad.5 Czapeczki jednorazowego użytku do nCPAP  z poliamidu, umożliwiające mocowanie generatora, oznaczone rozmiarem na czapce, czapeczka posiadająca możliwość rozwiązywania, bez zdejmowania, uzyskując dostęp do ciemiączka, elastyczna, dopasowująca się do obwódu głowy,    min 19 cm, max 36 cm. w  obwodzie głowy, w komplecie tasiemki do mosowania końcówek donosowych i maseczek
Ad.6. Filtr jednorazowy z możliwością stosowania przy wentylacji noworodka i wcześniaka  – materiał HEPA,  obudowa filtru pozwalająca na do kontrolę jego stanu, skuteczność filtru min. 24 godz., bez konieczności dodatkowej wymiany filtra po wykonanej nebulizacji z lekiem. Filtr dwukierunkowy, do zastosowania w przewodach wydechowych i/lub wdechowych układu wentylacji, Wymagana możliwość stosowania filtrów w połaczeniu z ogrzewanymi nawilżaczami i w czasie podawania leków przez nebulizator wytwarzający mgiełkę.  Skutecznośc  filtrowania  nie mniejsza niż 99,99%. Filtr w pełni kopmatybilny do respiratora Maguet. Filtr pakowany pojedynczo, opakowanie folia – papier, na opakowaniu filtru data przydatności oraz LOT
Sterylna folia pozwalająca na osłonę mikroskopu operacyjnego w trakcie zabiegu w celu zachowania wymogów sterylności.
Wbudowany w folie chip pozwala na uruchomienie funkcji odsysania powietrza z wnętrza foli , dzięki czemu foli przylega do statywu i głowicy mikroskopu i nie przeszkadza w polu operacyjnym. Po założeniu foli na mikroskop, jej pozycje ustala się dzięki taśmom z rzepami przyczepionymi do folii. Pozwalają one na takie ułożenie foli , żeby przy zachowaniu całkowitego zakresu ruchu głowicy i ramienia statywu , folia jednocześnie nie przeszkadzała w polu operacyjnym. Folia jest elastyczna i gwarantuje, że nie szeleści i nie elektryzuje się .
Osłona na mikroskop ma być kompatybilna z mikroskopem CARL ZEISS  KINEVO 9000 posiadanym na Bloku Operacyjnym
filtrem gazu CO2 , kompatybilny z insuflatorem ENDOFLATOR 50 posiadanym przez zamawiającego, dł. 3 m, jednorazowy, sterylny	Szt.	10
4.Dren wielorazowy insuflacyjny z podgrzewaniem, silikonowy nadający się do sterylizacji kompatybilny  z posiadanym przez zamawiającego  insuflatorem ENDOFLATOR 50	Szt.	2
2Zestaw płytek do zaopatrywania wyrostka kłykciowego żuchwy. Płytki tytanowe, grubość 1mm, otwory na śruby 1,5mm I 2mm:


Winner: Neo Plus Sp. Z o.o.
Award value: 1472558.4
Number of bids: 1