Public procurement notice: Voluntary Ex Ante Transparency Notice
Published: 2023-10-17
Buyer: Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R.v
Country: DE
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 33111000: X-ray equipment
Estimated value: 2500000 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Beschaffung und Erweiterung der am Standort verfügbaren konventionellen CT-Untersuchungstechnik um die neuartige Photon-Counting-CT (PC-CT) Methodik. Im Fokus steht insbesondere die Translation von Forschungsvorhaben im Bereich der CT geführten Intervention von einem an
der UMMD verfügbaren Forschungssystem sowie von weiterführenden methodischen Arbeiten in PC-CT-basierte Forschungsansätze.
Primärerer Fokus der Beschaffung ist die Erweiterung der am Standort verfügbaren konventionellen CT-Untersuchungstechnik um die neuartige Photon-Counting-CT (PC-CT) Methodik. Im Fokus steht insbesondere die Translation von Forschungsvorhaben im Bereich der CT geführten Intervention von einem an der UMMD verfügbaren Forschungssystem sowie von weiterführenden methodischen Arbeiten in PC-CT-basierte Forschungsansätze. Die methodischen Arbeiten z.B. im Bereich der laserassistierten Navigation und der fluoroskopischen Bildgebung erfolgen anteilig auch an einem am Forschungscampus STIMULATE vorhandenen Premium-CT.
Für die Umsetzung klinischer Forschungsvorhaben sowie die Translation von medizinischen /medizintechnischen Innovationen ist zu beachten, dass das zu beschaffende System über eine CE-Serienfreigabe verfügen muss. Eine CE-Einzelfreigabe ist aufgrund der zu erwartenden fehlenden Kompatibilität des Gerätes zum sich entwickelnden Produktportfolio direkt auszuschließen. Das zu beschaffende System wird im Kontext der vorhandenen Ressourcen (Nexaris, Forschungscampus STIMULATE) beschafft und soll sich in die verfügbare Infrastruktur (z.B. Syngo.via, Bildverarbeitungsserver der Fa. Siemens) intergieren.
Bezüglich der Nutzung spektraler Bildinformationen in der CT wird ausdrücklich darauf Wert gelegt, dass die Auswertung der gemessenen Transmissionsdaten in mehr als zwei Energiebereichen (Energiefenstern) möglich sein muss. In der methodischen Weiterentwicklung einer rohdatenbasierten Auswertung der Energiespektren sieht der Anwender das größte Potential für die Verbesserung dieser CT-Technologie. Dieses betrifft sowohl die Nutzung im Forschungskontext (z.B. im Bereich der Bilddatenrekonstruktion, der Medizintechnik) als auch bezüglich der klinischen Applikation. Für die durch die KRN im Großgeräteantrag benannten Projekte ist ein High-End-CT mit einer spezialisierten Detektortechnologie (Photon-Counting-Technologie) erforderlich. Vor diesem Hintergrund kann das Hardwaredesign der Firma Siemens als offen für zukünftige Innovationen (z.B. die Einführung einer diskreteren Fensterung des messbaren Röntgenspektrums) angesehen werden.
Den veranschlagte Beschaffungswert in Höhe von 2.500.000€ (brutto) teilen wir in 2 Zahlungszielen auf.
Im Jahr 2023 veranschlagen wir 800.000€ (brutto). Über diesen Auftragswert, reichen Sie bitte spätestens zur Zuschlagserteilung eine Bankbürgschaft im Original ein.
Die restliche Summe in Höhe von 1.700.000€ (brutto), wird fällig mit Übergabe und schriftlicher Inbetriebnahme durch den Auftraggeber.
Als nicht ausreichend angesehen werden Systeme mit einer festen detektorseitigen spektralen Zerlegung des messbaren Transmissionsspektrums (z.B. mittels eines Dual-Layer Detektors in hochenergetische und niederenergetische Signalanteile). Die Möglichkeiten einer spektralen Analyse werden dadurch hardwareseitig auf zwei feste Energiebereiche beschränkt. Weiterführende Innovationen wie die Nutzung der spektralen Information (Bildinformation) aus einer größeren Zahl an Energiebereichen/-fenstern (n > 2) können mit diesem Hardwaredesign nicht implementiert werden. Methodische Weiterentwicklungen würden sich in diesem Fall lediglich auf das reine Post-Processing (Rekonstruktion etc.) der bereits spektral zerlegten Daten beschränken.Dual-Layer Detektoren sind aufgrund des Hardwaredesigns nicht in dieser Art aufrüstbar sind. Ein wichtiges Ausstattungsmerkmal des PC-CT sollte eine dedizierte Navigationsausstattung mittels eines Lasernavigationssystems sein. In der Zusammenschau steht die Umsetzung der PC-CT-Beschaffung in direkter Abfolge/Weiterentwicklung der bereits nutzbaren CT-Ausstattung (Nexaris mit Egde Plus und xCite,Fa. Siemens). Der hier beantragte CT wird außerdem in die Forschungsaktivitäten des Campus integriert, so dass auch hier eine methodische Kompatibilität gegeben sein muss. Weitere technische Anforderungen leiten sich aus dem interventionellen Schwerpunkt ab. Darüber hinaus muss die radiologisch diagnostische Bildgebung (z.B. onkologische, kardiologische, traumatologische und pädiatrische Bildgebung) vollumfänglich auf universitäres Niveau umsetzbar sein. Es wird erwartet, dass der Bieter sein System in der gegenwärtigen Vollausstattung anbietet. Darüber hinaus ist die vorhandene Infrastruktur (z.B. syngo.via-Server) einzubinden und in geeigneter Weise für die Auswertung/ Nachver-arbeitung spektraler Bilddaten zu ertüchtigen.
(2) Spektral-CT-Technologie in simultaner spektraler Datenakquisition in mehreren Energiefenstern. D.h. simultane Messung aller spektralen Daten pro Projektion ohne einen zeitlichen Offset z.B. durch multiples Scannen mit unterschiedlichen Röhrenparametrisierungen (e.g. Röhrenspannungen).
(5) Protokollgestützte zuschaltbare Röhrenvorfilterung (zusätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen Vorfilterungen)
(13) Höchste Räumliche Auflösung im klinischen Scanmode in der Schicht (MTF bei 5%): > 40 LP/cm (Darstellbar in einer 1024x1024 Matrix) bei einer Schichtdicke von 0,2mm
(14) während des Scans automatische & gleichzeitige 3D-Dosismodulation (mAs) in x-, y- und z-Richtung auf der Basis der spezifischen Patientenanatomie. Dieses Feature muss auch die spektrale Bildgebung) verfügbar sein.
(15) Eine vollständige Kompensation der durch die Größe der Mehrzeilendetektoren bedingten Over Ranging durch röhrenseitige automatisch arbeitende strahlenabsorbierende Blenden
(21) Möglichkeit des Exports und der Nachberechnung (u.a. Rekonstruktion) von Rohdaten mittels separater Workstation.


Winner: Siemens Healthcare GmbH
Award value: 2500000