Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-06-02
Buyer: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables | 33183100 | 33184100
Estimated value: 3375172.8 PLN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów do przeszczepów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym.
3	Wkręt do stopy płasko-koślawej, wprowadzane do zatoki stępu z wizjami celownika pod kontrolą rtg z dostępu nieinwazyjnego	szt.	80
10	Wkręt kaniulowany kompresyjny, samowiercący, typu Herbert z gniazdem typy torx ?  2,0/? 3,0mm; ? 2,5/? 3,2mm; ? 3,0/? 4,0mm; ? 4,0/? 5,0mm 	szt.	20
13	Płytka anatomiczna tytanowa do blokowania wzrost chrząstki nasadowej, 2 lub 4 otworowa pod wkręty korowe ? 3,5mm	szt.	150
15	Płytka klinowa do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. Na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 7 różnych rozmiarów stożkowego klina w przedziale 5,0 – 15 mm.	szt.	5
1) Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy instrumentarium do implantacji wkrętów Herbeta, płytek klinowych i wkrętów do zatoki stępu
2) Wykonawca utworzy u Zamawiającego “bank” wkrętów do zatoki stępu i płytek klinowych w zakresie asortymentowym i wymiarowym ustalonym między stronami.
1	Implant do korekcji płaskostopia bioabsorbawalny. Śruba bioabsorbowalna do korekcji płaskostopia implantowana (wkręcana) do kości piętowej w rozmiarach 7/18 mm; 9/18 mm; 9/23 mm; główka o wysokości 6,5 mm. Pakowane sterylnie; 	szt.	3
Płytka anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do wyrostka łokciowego, . W głowie płyty zageszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwoscia zastosowania srub blokowanych zmiennokatowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średni-cy 2,4 mm. Sruby blokujace z gwintem na główce wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm.  Na trzonie płyty podciecia boczne i od spodu , otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, gwintowane w czesci blokujacej i gładkie w czesci kompresyjnej z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwiajacy elastycznosc poziowego pozycjonowania płytki. W czesci trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace 3.5mm wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm.
Ilość otworów w płycie od 2 do 12 o długosci 73-211mm .Płyty prawe i lewe.Komplet stanowi 1 płyta  plus 1 śruba korowa oraz 4 śrub blokowana 3,5 mm, 3 śruby blokowane VA 2,7mm"
Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm  W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0.
1	Płyta ósemkowa wykonana z tytanu - umożliwiająca czasowe i asymetryczne blokowanie chrząstki wzrostowej. Płyta blokująca chrząstkę wzrostową, dł. 12 i 16 mm, kształt cyfry "8"	szt.	20
2	Śruba do płyty blokująca chrząstkę wzrostową - fi 4,5mm, długość 16-50 mm. Śruby kaniulowane wykonane z tytanu.	szt.	40
1	System do korekcji kończyn typu stabilizator pierścieniowy - Zestaw składający się z dwóch pierścieni, sześciu siłowników teleskopowych i akcesoriów do implantacji oraz aplikacji do programowania i planowania korekcji kończyny.	kpl	30
2	System do korekcji kończyny metodą podwójnej osteotomii typu stabilizator pierścieniowy - Zestaw składający się z 4/5 pierścieni, 12 siłowników teleskopowych i akcesoriów do implantacji oraz aplikacji do programowania i planowania korekcji kończyny.	kpl	1


Winner: "ChM"sp. z o.o.
Award value: 3375172.8
Number of bids: 1