Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-09-21
Buyer: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000
Estimated value: 923775 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Dostawa stołu operacyjnego z osprzętem oraz zestawu artroskopowego 4K UHD dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
Dostawa stołu operacyjnego z osprzętem  dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
Kolumna stołu pokryta ruchomymi panelami wykonanymi ze stali nierdzewnej, dopuszcza się aby górna obudowa kolumny wykonana była z tworzywa sztucznego.
Podstawa jezdna wyposażona w cztery podwójne koła. Wszystkie koła skrętne umożliwiające jazdę w dowolnym kierunku.
Koła zabudowane lub niezabudowane w podstawie jezdnej, niewystające poza podstawę stołu podczas zabiegu.
Stół na czas zabiegu posadowiony na podłodze poprzez schowanie kół w podstawę stołu lub przez wysuwane nogi z systemem autokompensacji nierówności podłoża min. 8mm.
Stół wyposażony w funkcję jazdy realizowaną za pomocą dodatkowego (wysuwanego z podstawy) koła z napędem elektrycznym, sterowanie funkcją jazdy stołu do przodu i do tyłu za pomocą min. pilota kablowego.
Możliwość rozbudowy w przyszłości o sterowanie funkcją jazdy stołu do przodu i w tył za pomocą manetki z regulacją prędkości, manetka mocowana do szyny bocznej stołu. Manetka lub drążek manetki winny posiadać przyciski umożliwiające sterowanie stołem w zakresie blokowania i odblokowywania kół, regulacji pochyleń wzdłużnych blatu, regulacji wysokości blatu. Manetka umożliwiająca jazdę i sterowanie w/w ruchami stołu bez konieczności wykorzystywania pilota stołu - działająca niezależnie od pilota.
Blat stołu złożony z minimum następujących segmentów: Podgłówek Górna płyta plecowa odejmowalna Płyta plecowa Segment siedziska Podnóżki, dzielone wzdłużnie. Płyta plecowa górna podgłówek oraz segment nożny łączone z blatem za pomocą gniazda wpustowego ("bolec - okrągły otwór"), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach i zabezpieczeń śrubowych. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów. Dopuszcza się podgłówek z dodatkowym zabezpieczeniem śrubowym.Płyta plecowa, segment siedziska oraz odnóżek podwójny wyposażone w szyny boczne do montażu ewentualnych akcesoriów. Całkowita długość blatu: min 1900 mm  Szerokość blatu min 540 mm Szerokość blatu z szynami bocznymi: max 600 mm  Elektrohydrauliczne sterowanie za pomocą przewodowego i bezprzewodowego pilota sterującego co najmniej takich funkcji stołu jak: Wysokość blatu w zakresie: min. (600mm-1000mm) (wysokość mierzona do górnej blatu bez materacy - blat w pozycji horyzontalnej) Regulacja pozycji Trendelenburga / anty-Trendelenburga w zakresie : 30? (+/- 5?)  Regulacja przechyłów bocznych w zakresie: min. 20 Regulacja dolnej płyty plecowej w zakresie min. (+70°/-40°)  Regulacja podnóżków w zakresie min. (-90°/+80°) Pozycja "0" za pomocą jednego przycisku. Pozycja flex za pomocą jednego przycisku. Pozycja reflex za pomocą jednego przycisku Wybór orientacji ułożenia pacjenta: pozycja normalna/odwrócona Przesuw wzdłużny blatu w zakresie min. 300mm Blokowanie i odblokowywanie stołu na czas zabiegu Mechaniczne (ręczne) sterowanie takich segmentów blatu jak: Podgłówek w zakresie min. +60°/ -60° Odwodzenie podnóżków na boki Pilot sterujący przewodowy, z podświetlanymi piktogramami widocznymi w ciemności, z widocznym indykatorem naładowania baterii i piktogramami podziału poszczególnych elementów stołu na strefy  Pilot bezprzewodowy wyposażony w kolorowy ekran dotykowy   Pilot bezprzewodowy posiadający możliwość dołączenia przewodu i ładowania pilota bez konieczności używania ładowarki Pilot posiadający funkcję zapamiętania min 10 pozycji blatu oraz ich wywołania w dowolnym momencie przez operatora Panel sterowania awaryjnego wbudowany w kolumnę, zlokalizowany w osi długiej stołu na prawej lub lewej stronie lub Zlokalizowany na froncie kolumny,
Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. OS priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia: Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.
Dostawa zestawu artroskopowego 4K UHD dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
Połączony system kamery rozdzielczości 4K UHD, źródło światła LED i system zarządzania obrazem (system dokumentacji medycznej) Konsola kamery, żródła światła oraz archiwizatora medycznego połączona w jednej obudowie typu 3 w 1
Źródło Światła LED: Technologia: LED (zimne źródło światła) Gwarantowana żywotność: min.30 000 godzin pracy (7-letnia gwarancja) Strumień świetlny odpowiadający mocy źródła Xenon min. 350W Wyjście światła /strumień świetlny: min.1800 lumenów
Temperatura barwowa: 5.500 - 8.500 K nominalna Wskaźnik oddawania barw:min. 70 CRI Automatyczna regulacja strumienia świetlnego: zsynchronizowana szerokość impulsu z modulacją strumienia świetlnego Głowica obrotowa światłowodu do podłączenia światłowodów różnych producentów typu: ACMI  Standard, Storz, Wolf i Olympus. Przycisk źródła światła "On / Standby" (gotowy do użycia w <1 sek.) Sterownik kamery 4K: Rozdzielczość sterownika kamey 4K UHD min:3840 x 2160px Zastosowany typ części CF(cardiac floating), odporne na defibrylację  Przycisk balansu bieli na urządzeniu Odbicie lustrzane obrazu lub obrót obrazu Wyjścia wideo min: 2xDisplayPort1.2, 4x3G-SDI,  2xDVI-D Wejście wideo: 1 x DVI-D  Funkcja Picture in Picture PiP Funkcja streamingu nażywo obrazu  z kamery za pomocą wbudowanego modułu Wi-Fi łącznie z przesyłam audio ze zdalnym dostępem przez przeglądarkę internetową w oparciu o IP, streaming chroniony hasłem 2x mini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego, oraz sterowanie przez zespół sterujący kamery urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy kamery) 1x audio IN, 1x audio OUT, 2x gniazdo USB 2.0, 2x gniazdo USB 3.0 Złącze Ethernet - izolowane 10/100 MB/s Złącze wyrównywania potencjałów POAG 2 gniazda USB z przodu konsoli do podłączenia dysku zewnętrznego oraz iPada Złącze tabletu sterującego Częstotliwość odświeżania 59,94Hz Stosunek sygnału do szumu: min. 52dB dla 4K i min. 48dB dla HD Wbudowany router wi-fi pozwalający na wykorystanie łączności bezprzewodowej


Winner: Meden Sp. z o.o.
Award value: 923775
Number of bids: 1