Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-01-16
Buyer: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000 | 33169000
Estimated value: 83602620 HUF
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: A beszerzés tárgya szerinti termékekhez kapcsolódó ellátandó szolgáltatások köre: a nyertes ajánlattevő feladata az új berendezés szállítása, üzembe helyezése, betanítása (1 nap), telepítése.
Biztonsági kialakítás (becsípődés, beszorulás, kiesés, stb. elleni védelem) feleljen meg az MSZ EN 60601-2-52 szabványnak / Igen
Autóregresszió funkció (a háttámla emelésekor a medencerész legalább a fejrész irányában meghosszabbodik) min. 11 cm / Igen, kérjük megadni!
Mindkét oldalon a vázszerkezetbe épített, motorba integrált szerkezettel biztosított CPR megoldás / Igen
Ágy mindkét oldalán az oldalrácsba integrált háttámla és trendelenburg-anti-trendelenburg dőlésszög-kijelző / Igen
Beteg által történő kézivezérlési funkciók: min. magasságállítás, háttámlaállítás, combrészállítás, háttámla és combrész együttes állítása (amennyiben az értékelési szempontra igen a válasz) feloldógomb- keresőfény, háttérmegvilágítással / Igen, kérjük megadni!
Szakszemélyzeti kézivezérlő, az alábbi minimum állításokkal: feloldógomb, központi STOP gomb, padlófény ki-be kapcsolás, hálózati csatlakozás kijelző, akkumulátor töltöttség kijelző, magasságállítás, cardiac chair pozíció, elektromos CPR, vizsgálópozíció beállítás, trendelenburg, antitrendelenburg, háttámla és a combrész együttes beállítása (amennyiben az értékelési szempontra igen a válasz), háttámla állítás 30 foknál automatikus megerősítéssel, combrészállítás, lezáró funkciók min. magasság, háttámla, combrész / Igen, kérjük megadni!
Antibacteriális bevonat az ágy műanyag részein, min: fekvőfelület betétei,- fejvég, -lábvég, -oldalrácsok / Igen, kérjük a gyártói eljárás igazolását csatolni
3 állású központi fékrendszer az ágy mindegyik kerekénél kialakítva, nyomot nem hagyó, min. Ø150 mm-es kerekek, egy antisztatikus kerék, 5. kerék megléte a könnyebb irányíthatóság miatt /Igen, kérjük megadni!
Beépített infúziós állvány és betegkapaszkodó tartó min. 2 helyen, az ágy fejrészénél jobb és baloldalon / Igen, kérjük megadni!
Antidecubitus prevenciós matrac: ággyal kompatibilis, nyomáscsökkentő min. keresztirányú részekre osztott, legalább kettős rétegű, külön zónakialakítással a hát, az ülep, és a sarok részen. Huzaton oldalsó stabilitást biztosító anyaggal, légáteresztő, inkontinencia huzattal, 180° zipzáras huzatrögzítéssel ellátva 1 db/ágy, matrac vastagsági tartomány: min. 14 cm, min. terhelhetőség 200 kg /Igen, kérjük megadni!
Infúziótartó állvány 4 horoggal, minimum terhelhetőség 8 kg (2-2 kg akasztónként) /Igen, kérjük megadni!
Megajánlott ágyba integrálható traumatológiai keret, mely krómozott, vagy porszórással kezelt, vagy azzal egyenértékű fém, min. görgőkkel, infúziós tartókkal, függőleges és keresztirányú tartókkal, használatra készen, kompletten /Igen, kérjük megadni!
Felnőtt trauma kezeléshez súly szett, min: 5 kg, minimum a következő felosztásban: 3 x 1 kg + 1 x 2 kg, használatra készen, kompletten / Igen, kérjük megadni!
A jótállási idő alatt nyertes Ajánlattevőnek 24 órán belüli rendelkezésre állást és a javítás megkezdését kell biztosítania. Meghibásodás esetén a javítást a meghibásodás tudomására jutásától számított 3 naptári napon belül el kell végeznie. Amennyiben ez nem lehetséges, nyertes ajánlattevő csereeszközt köteles biztosítani. / Igen


Winner: VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Award value: 83602620
Number of bids: 2