Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-10-22
Buyer: Тракийски университет
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33190000
Estimated value: 205416.66 BGN
Submission deadline: 2019-11-20
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
„Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции, както следва:
Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.
— Възможност за работа и създаване на протоколи за работа с антитела, визуализиращи системи, буфери и други реактиви на всички производители,
Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.
1. Възможности и характеристики на усилвателен модул: компактен дизайн, осигуряващ лесно пренасяне; захранване само през USB — без необходимост от батерии и външни адаптери; канали за ЕЕГ и дълголатентни ЕП: 25; виполярни полиграфии канали (ЕЕГ, ЕКГ, ЕОГ, ЕМГ, ЕП): 6; вграден канален импедансметър с индикация на предния панел на апарата за състоянието на електродите в процеса на регистрация; АЦП: 24 бит; честотен диапазон за канали ЕЕГ: 0 Hz - 600 Hz; чувствителност за ЕЕГ канали: 0,01—10 000 000 jaV/mm; възможност за каскадно надграждане на каналите с допълнителен усилвател от същия тип.
2. Възможности на програмно обезпечение: език на програмата: български с възможност за избор на други основни езици; двумониторен режим на работа за разделяне на задачите; поддръжка на мултизадачност: извършване на регистрация, преглед и анализ на по- рано записаните криви и други операции в едно и също време; свободно мащабиране и настройка на всички елементи на интерфейса на програмата; автоматично генериране на протоколи на изследвания, включващо таблична и графична информация, автоматично описание на тестове на български език. Детайлна настройка на шаблона на протокола; поддръжка на стандарти GDT и HL7 за връзка с външни медицински бази данни; работа в операционна система WindowslO или еквивалент.
Произволни моно, биполарни и комбинирани монтажи по схеми „10-10“ и „10-20“; включване в монтаж на всякакви физиологични сигнали (ЕКГ, ЕМГ, ЕОГ, дишане, гръдна екскурзия, екскурзия на коремната стена, хъркане, позиция на тялото, движение на крайник, Sp02, С02 и др.); едновременно отобразяване върху екрана на до 256 цифрови отвеждания; разделно управление на фото- и фоностимулатори отляво и отдясно в ръчен или програмен режими;
Регистриране и анализ на ПСГ, анализ на дихателни нарушения по време на сън с автоматично или ръчно стадиране на фазите на съня;
2D и 3D топографско картиране за всички режими на анализа и локализацията на източниците на патологична активност;
Възможност да се записват звукови коментари на оператора с помощта на вградения софтуер за запис на глас.
Фото стимулатор, патерн стимулатор, аудио стимулатор, флаш тип очила ?S Комплект електроди и шлемове за ЕП и ЕЕГ;
Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.
1 брой, със следните минимални и задължителни характеристики: напълно автоматизирана лесна за инсталация употреба, дигитална система за визуализация на Уестърн блот и ДНК гелове; приложения и възможности за заснемане хемилуминисценция, хемифлуоресценция, рентгенов филм, протеинов анализ/гел електрофореза, UV флуоресценция, видима/бяла светлина, EPI синьо за ДНК/ приложения за етидиев бромид; детекция; моторизиран държач за филтри със минимум 7 позиции; включен оранжев филтър за етидиев бромид; CCD камера с минимум 6.1 мегапиксела резолюция, 16-bit, с технология за двойно фокусиране, с регулирано охлаждане до -50
Динамичен обхват >4 степени на увеличение; време за анализ възможност за задаване на автоматично изчислено време на експозиция на блота или ръчно въвеждане на желаното времето за експозиция; начин за анализ вграден 11.5" PC-базиран таблет с Windows оперционна система; възможност за управление „touch-screen“ или с мишка; възможност за наслагване на изображенията едно до друго за оптимален анализ; минимум 3 USB порта; възможност за експортиране на изображенията в различни формати (JPEG, TIFF т.н.) за улеснение на по-нататъшна обработка; -възможност за експортиране на изображенията чрез портативна флашка, Wifi или Bluetooth; софтуер системата да е окомплектована със софтуер за експозиция и анализ на изображенията.

Eligibility requirements: Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

Award value: 205416.66