Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-10-12
Buyer: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Estimated value: 846064 PLN
Submission deadline: 2020-10-23
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, wykonany z poliwęglanu, o wytrzymałości ciśnieniowej 4-5 bara, odporny na pękanie, dostosowany do toczenia lipidów, mała przestrzeń martwa; bez zawartości DEHP. z przedłużaczem 10 cm szt. 3 000
Antystatyczna komora inhalacyjna z zastawką i odłączaną maską w komplecie. Rozmiar S i M (do wyboru przez zamawiającego przy zamówieniu) Objętość 140 ml; długość 14,2 cm; USTNIK łączy się ze standardowymi złączami 22 mm.; stopniowany KOMORA antystatyczne tworzywo sztuczne ABS; MASKA odłączana, wyposażona w technologię miękkiego uszczelnienia i wymagająca minimalnego ciśnienia do utrzymania prawidłowego uszczelnienia, wykonana z poliwęglanu (PC) i silikonu.;ZASTAWKA wydechowa o niewielkim oporze wykonana z silikonu (niezawierający lateksu) GWIZDEK wysokoprzepływowy . ROZMIAR S (0-18 M-CY) M (1-5 LAT) szt. 300
Maska do podawania tlenu- dla dzieci z nebulizatorem o dł. 1,8-2,1 m (przekrój gwiazdkowy, zapobiegający załamywaniu się światła drenu, ze specjalnym profilem na nos, deponowanie w tchawicy i oskrzelach, przy przepływie gazu 8l/min, min. 74 %, objętość aerozolu tworzy cząstki mniejsze niż 5um i średnicy MMD 2,75 um, mikrobilogicznie czysta lub sterylna, pakowana pojedyńczo). Rozmiar S i M do wyboru przez Zamawiającego ROZMIAR S i M szt. 8 000
Maska do podawania tlenu - dla dorosłych - wykonana z materiałów pozbawionych w pełni PVC np. polipropylenu (bez zawartości ftalanów DEHP), plastyczny mankiet zapewniający szczelność (eliminuje przecieki, zapewniając wyższe stężenie tlenu). Maska wyposażona w dren o dł.1,8-2,1m (przekrój gwiazdkowy, zapobiegający załamywaniu się światła drenu) - mikrobiologicznie czysta lub sterylna, pakowana pojedynczo ROZMIAR L szt. 3 000
Maska do podawania tlenu- dla dorosłych z nebulizatorem o dł. 1,8-2,1 m (przekrój gwiazdkowy, zapobiegający załamywaniu się światła drenu, ze specjalnym profilem na nos, deponowanie w tchawicy i oskrzelach, przy przepływie gazu 8l/min, min. 74 %, objętość aerozolu tworzy cząstki mniejsze niż 5um i średnicy MMD 2,75 um, mikrobilogicznie czysta lub sterylna, pakowana pojedynczo). ROZMIAR L szt. 1 500
Probówki sterylne, okrągłodenne z korkiem wykonana z materiału nie wchodzącego w reakcję z formaliną. DŁ. MIN.15 CM szt. 2 500
1 Przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 150 cm +/- 10 % wykonany z wysokiej jakości medycznej odmiany PCV, szczelne łączniki luer-lock z osłonkami, bez zawartości ftalanów Bursztynowy (światłooporny) szt. 4 000
Pediatryczny cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z PUR, w całości kontrastujący w RTG, wyposażony w skrzydełka mocujące. Cewnik w rozmiarze 4F/10 cm,objętość wypełnienia 0,21 ml, przepływ 44 ml/min. W zestawie igła do nakłucia w rozmiarze 19 G/54 mm, prosty prowadnik z elastyczną końcówka w rozmiarze 0,7 mm / 30 cm . szt. 100
Dren do pomp objętościowych, sterylny, pakowany pojedynczo, data ważności i numer serii na opakowaniu indywidualnym,opakowanie typ blister pack lub tyvek, opis na opakowaniu indywidualnym w języku polskim,precyzyjny zacisk rolkowy, końcówka luer- lock, silikonowana wstawka drenu, filtr przepływu 15 um, komora kroplowa, odpowietrzacz z filtrem przeciw bakteryjnym i zamykany klapką, dreny pozbawione toksycznych ftalanów (DEHP), na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje o braku zawartości ftalanów, piktogramy zgodne z normą PN-EN 15986:2011, kompatybilne z pompami objętościowymi Terfusion (dokumenty producenta potwierdzające kompatybilność) światłoczułe (bursztynowe) szt 1 000
Dren do pomp objętościowych, sterylny, pakowany pojedynczo, data ważności i numer serii na opakowaniu indywidualnym,opakowanie typ blister pack lub tyvek, opis na opakowaniu indywidualnym w języku polskim,precyzyjny zacisk rolkowy, końcówka luer- lock, silikonowana wstawka drenu, filtr przepływu 15 um, komora kroplowa, odpowietrzacz z filtrem przeciw bakteryjnym i zamykany klapką, dreny pozbawione toksycznych ftalanów (DEHP), na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje o braku zawartości ftalanów, piktogramy zgodne z normą PN-EN 15986:2011, kompatybilne z pompami objętościowymi Terfusion (dokumenty producenta potwierdzające kompatybilność) przezroczyste szt 1 000
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, w składzie minimum: kateter, igła 18Gx7cm, prowadnik typu J -.035"x 60cm, rozszerzadło 7-8F, skalpel, strzykawka 10ml - wszystkie elementy pakowane na jednej tacy w opakowanie folia-papier 7 F/ 20 CM czteroświatłowy szt 100
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, w składzie minimum: kateter, igła 18G/ 7 cm, prowadnik typu J -.035"x 60cm, rozszerzadło 8F, skalpel, strzykawka 10ml - wszystkie elementy pakowane na jednej tacy w opakowanie folia-papier 7F/20 CM dwuświatłowy szt 250
Dren łączący sterylny dł .min. 2 m śr. wew. 6-7 mm zakończenia typu żeńskiego z dodatkowym łącznikiem do cewników do odsysania z regulacją, sekretnikiem,opakowanie folia -papier szt 6 000
Igła iniekcyjna jednorazowa luer, cienkościenna o wysokim współczynniku penetracji tkanek, wykonana z wysokiej jakości stali medycznej, kolorowy kod nasadek identyfikujący rozmiar, standardowe długości dla poszczególnych średnic - opakowanie zbiorcze a 100 szt. /wskazane opakowanie jednostkowe i zbiorcze kodowane kolorystycznie/ 0,8 * 40 mm op 200
Igła iniekcyjna jednorazowa luer, cienkościenna o wysokim współczynniku penetracji tkanek, wykonana z wysokiej jakości stali medycznej, kolorowy kod nasadek identyfikujący rozmiar, standardowe długości dla poszczególnych średnic - opakowanie zbiorcze a 100 szt. /wskazane opakowanie jednostkowe i zbiorcze kodowane kolorystycznie/ 0,7 * 30 mm op 100


Award value: 846064