Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-11-29
Buyer: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Estimated value: 4000 BGN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"  разделена в 19 броя позиции и съответните подпозиции,  подробно описани в ГЛАВА  ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
06.01.Cutting балон /СТО балон/ с водач: 0.014" Катетър: Over The Wire и RX Scoring element: нитинолов, три спирали, нисък профил: 2,7 F Материал на балона: SCP, semicompliant шафт: 5 F и 6 F водещ катетър, работна дължина: 137 cm, маркери на балона: 2 набити. Диаметър на балона: от 1,5 mm до 3,5 mm. Дължина на балона: от 10 mm до 20 mmбр.2
06.02.OTW Hypotube технология на проксималния край. Дистална част от полиамид. Диаметър на дисталната част 2.6 F. Хидрофилно покритие на дисталната част М Coat.бр.2
06.03.Коронарен балон катетър за PTCA , подходящ за хронични тотални оклузии. Диаметри:1,25 mm и 1,5 mm Дължини 10 mm, 15 mm и 20 mm, non-compliant, 1 централно разположен рентгенопозитивен  маркер, нископрофилен дизайн, профил на входа на лезията 0,016", RBP (максимално допустимо налягане) до 18 atm. Номинално налягане 10 atm. Хидрофилно покритие. Материал на балона COMAX II. Проксимален шафт 1,9 F, дистален шафт 2,5 F, дължина 145 cm, брахиален / феморален маркер:100 /110 cm, Съвместим с водещ катетър: 5 F, при kissing balloon техника с  6 F; съвместимост с водач 0,014 ", профил вариращ от 0.023” до 0.026”, rapid exchange система на поставянебр.40
06.04.Коронарен балон катетър за PTCA Диаметри:2 mm, 2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm,  3мм , 3,5 mm, 4 mm.Дължини 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm. 30 mm, semi-compliant, 2  рентгенопозитивни маркери, нископрофилен дизайн, профил на входа на лезията 0,016", RBP (максимално допустимо налягане) до 14 atm. Номинално налягане 6 аtm. Хидрофилно покритие. Материал на балона COMAX II. Проксимален шафт 1,9 F, дистален шафт 2,5 F, дължина 145 см, брахиален / феморален маркер:100 /110 см, Съвместим с водещ катетър: 5 F, при kissing balloon техника с  6 F; съвместимост с водач 0,014"", профил вариращ от 0.023” до 0.026”, rapid exchange система на поставяне
Материал на балона HIP, трикратно нагънат. Проксимален шафт 1.9 F, дистален шафт 2.7 F. Външен диаметър на върха Sunflex – 0.018”. Преминаващ профил 0.0295”,NР 12 atm, RBP - 22 atm. Двойно покритие - Sidematrix за преминаване през лезиите. Размери- Диаметър: от 2,0 mm до 5,00 mm, Дължина от 8 до18mm .бр.50
06.06.Балон катетър за коронарна ангиопластика при Tотални оклузии. Материал на балона – Pebax. Външен диаметър на върха – 0.016”. Nominal Pressure 6 atm, RBP – 14 atm. Покритие: Hydro-x / върха; Invio / водач. Размери- Диаметър: от 1,00 до 4,00 mm, Дължина от 5 до 30 mm.бр.70
06.07.Балон катетър за ПТКА. Проектиран за едновременна употреба на два Monorail катетъра в 2 mm (6 F) водещ катетър или два OTW катетъра в 2,67 mm (8 F) водещ катетър.Профил на върха 0.017“ (0.43 mm); червен цвят на върха; хидрофилно покритие Zglide; за Monorail: външен диаметър на катетъра- проксимален 2,6 F, дистален – 2,3 F; за OTW: външен диаметър на катетъра- проксимален 3,2 F, дистален – 2,3 F; Съвместим с водач 0,014“ (0.36 mm); дължини в mm: 8, 12, 15, 20, 30; диаметри в mm: 1,2; 1,5; 2.0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; високо RBP - 18 ATM /1824 kPaбр.10
06.08.Балон полу-разтеглив за предилатация Размери: Диаметър от 1,50 mm до 4,00 mm. Дължина от 10 mm до 30 mm. 2.0 F hypotube, профил на върха 0,019”. Материал на балона – PEBAX. Входен профил на лезията
06.09.Материал: SCP (semi cristalline co-polymer). Shaft design: Hypotube EFT (Enhanced Force Transmission) Tip entry profile: 0.017”. Диаметър на дисталния шафт: 2.4 F (от 1.25 mm до 1.5 mm), 2.5 F (от 2.0 mm до 3.5 mm), 2.6 F (4.0 mm). Маркери: Iridium, набити. Покритие при разгънато състояние: хидрофилни и хидрофобни ленти. Специална технология на нанасяне на покритието само върху външната повърхност на пликите на балона. Нагъване: 2 и 3 катно. NP- 7 bar; RBP - 14 bar. Размери диаметър от 1.25 mm до 4.0 mm; дължина от 6 mm до 30 mm.бр.100
Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово, Обособена позиция 6: PTCA БАЛОНИ


Winner: Куантум Медикъл ООД
Award value: 4000
Number of bids: 6