Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2016-10-21
Buyer: IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta
Country: IT
Region: ITALIA
Contract type: Supplies
CPV classification: 33000000
Estimated value: 1100000 EUR

Technical requirements: Fornitura, posa ed installazione di una RMN 1.5T compatibile con Sistema MRgHIFU High Intensity Focused Ultrasound a guida RM.
Indagine esplorativa di mercato per l'affidamento della fornitura, posa ed installazione di una RMN 1.5T compatibile con Sistema MRgHIFU High Intensity Focused Ultrasound a guida RM.
La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «C. Besta» con sede in Via Celoria 11 — 20133 Milano intende effettuare un'indagine esplorativa per conoscere la disponibilità degli operatori economici del mercato di riferimento, relativamente alla fornitura posa e installazione di una RMN 1.5T compatibile con sistema MRgHIFU (Magnetic Resonance guided High Intensity Focused Ultrasound) per un importo presunto pari a 1 000 000 EUR oltre IVA da installare in adiacenza ad una sala operatoria ad essa collegata
La RMN deve essere totalmente compatibile con Sistema MRgHIFU specifico per il trattamento di patologie dell'encefalo di ultima generazione. In particolare dovrà essere garantita sotto tutti gli aspetti tecnici la compatibilità con il casco di trasduttori del sistema HIFU e le acquisizioni dovranno essere prive di artefatti e con un buon rapporto segnale rumore.
magnete superconduttivo da 1.5 Tesla con omogeneità di campo magnetico uguale o inferiore a 3ppm su di una sfera di 45 cm misurato con metodo deviazione standard (VRMS).
Bobine a radiofrequenza riceventi per l'imaging dell'encefalo, della colonna, del tratto testa collo e bobina dell'encefalo trasmittente e ricevente.
Caratteristiche di acquisizione: risoluzione spaziale massima di almeno 0,5 mm e matrice di acquisizione disponibile non inferiore a 512x512. Possibilità di esecuzione di sequenze di tipo «eco planar» e angio-RM con risoluzione di almeno 1 mm.
Disponibilità di tecniche di riduzione dei tempi di acquisizione, degli artefatti, del rumore e sequenze di tipo «low SAR e low dB/dt».
Presenza di pacchetti per tecniche avanzate di imaging (spettroscopia, perfusione, diffusione, trattografia, fMRI, ecc.)
Console di acquisizione più workstation di postprocessing (seconda console), integrate con il PACS aziendale e con i sistemi di neuronavigazione della sala operatoria. La workstation di postprocessing dovrà essere equipaggiata con tutti i più recenti software disponibili per l'analisi di tecniche avanzate in particolare in ambito neuro.
Il sistema RM dovrà essere installato in un contesto di sala operatoria e dovrà essere possibile il suo impiego per l'imaging intraoperatorio anche in modalità indipendente dal sistema MRgHIFU.
Pertanto il sistema fornito dovrà garantire in modo pratico, veloce e sicuro il passaggio del paziente dal letto operatorio allo scanner RM durante l'intervento chirurgico, con il minor numero possibile di step intermedi su supporti diversi.
Dovranno far parte della fornitura almeno due testiere RM compatibili ed una o più bobine di acquisizione per l'encefalo compatibili con le testiere del letto operatorio fornite. Tali bobine dovranno avere le seguenti caratteristiche:
Tutti i dispositivi forniti dovranno essere certificati CE e rispondere a tutti i requisiti di sicurezza in base alle vigenti disposizioni italiane ed internazionali.