Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-05-12
Buyer: Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 30213000 | 30231300 | 30237410 | 30237460 | 33100000
Submission deadline: 2023-06-08
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ajánlatkérő „Kiskunmajsai Szakorvosi Rendelőintézet orvostechnikai eszközbeszerzése” című projekt keretében: „Képalkotó diagnosztikai rendszer” beszerzése.
Leírás: Páciens asztal (Asztal: padlóra szerelt, egytönkös, és nem mobil kialakítású, Asztallap mérete min.: 220 cm x 75 cm, Asztallap magassága motorikusan állítható padlótól mérve, min.: 60 cm - 80 cm tartományban, Hosszirányú asztallap elmozdulás: min. 100 cm, Keresztirányú asztallap elmozdulás: min. 25 cm, Asztallap teherbírása: min. 250 kg, Bucky hosszanti motoros mozgástartománya: min. 50 cm, Min. 3 mezős AEC kamra, Szórt sugárzás elleni rács biztosítása). Generátor (Generátor névleges teljesítmény min. 50 kW, max. áram min. 600 mA, mAs tartomány min.: 0,5 mAs-500 mAs tartomány), Röntgencső (Röntgen csővel végezhető expozíciók száma: min. 100 000 db, Röntgencső feszültség tartomány: min. 40 kV-150 kV tartomány, Röntgencső kisfókusz: max. 0,6 mm, Röntgencső nagyfókusz: max. 1,2 mm, Anód hőkapacitás: min. 300 kHU, Anód forgási sebessége: min. 2800 ford/perc.) Csőtartó állvány (Padlóra rögzített csőtartó állvány, asztaltól függetlenül sínen mozgó, Állvány hosszirányú mozgása: min. 200 cm, Röntgencső függőleges motoros mozgása sugárfókusz padlótól mért távolsága a legalsó helyzetben: max. 40 cm, Röntgencső függőleges motoros mozgása (sugárfókusz padlótól mért távolsága a legfelső helyzetben): min. 175 cm, Állvány kifordíthatósága: mindkét irányban legalább 90 fokban, Vertikális és Horizontális SID mérés és kijelzés, Kollimátor forgatás: min. +/-45 fok, Szinkronizált detektorkövetés asztal és a távfelvételi állvány esetében). Fali bucky állvány (Dönthető Bucky, döntési tartomány: min. 105 fok, Min. 3 mezős AEC kamra, Kivehető szórt sugárzás elleni rács bizosítása, Bucky középpontjának függőleges mozgási tartománya (padlótól) min.: 45 cm-170 cm tartomány). Detektor és vezérlő konzol (1 db wifis, kivehető detektor, Detektor anyaga: CsI, méret min.: 43 cm x 43 cm, Detektor súlya (akkumulátorral együtt): max. 4,5 kg, Felvételi bitmélység: min. 16 bit, Pixel méret: max. 150 mikron, A detektorral a rendszerről leválva, mobil, vezeték nélküli üzemmódban is készíthető felvétel, Víz elleni védettség: min. IPX2, Mobil detektor maximális teherbírása teljes felületén: min. 250 kg, DQE érték 0,1 lp/mm-nél: min. 60%, Képfeldolgozásra alkalmas, Képtárolási kapacitás (1Kx1K felbontásban): min. 5000 kép, DICOM funkciók (Storage, Worklist), TFT kijelző: min. 21” képátló). Alkatrészellátottság az üzembehelyezést követően minimum 5 évig biztosított.
Jótállás. Szállítás, teljeskörű telepítés, üzembe helyezés. Próbaüzem tartása: 2 nap az ajánlatkérő működési rendjétől függően. Oktatás: 4 fő kezelőszemélyzet betanítása, min. 2 nap 8-8 órában, az eszköz kezelésében szakmai tapasztalattal rendelkező szakember részéről, tananyag biztosítása, (helyszínt ajánlatkérő biztosítja). PACS rendszer beszerzése, kiépítése, csatlakoztatása a meglévő medikai rendszerhez, együttműködés a jelenlegi PACS rendszerrel.
Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan, új, első üzembe-helyezésű eszköz, azaz szállítást megelőzően sehol nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék ajánlható meg, amely megfelel a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, Ajánlatkérő azokkal - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat is elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlattevőknek kell igazolnia. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése. Az egyenértékűséget az ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt paraméterek alapján vizsgálja.
Az eszköz pontos megnevezését és mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. A beszerzés tárgyát képező eszköz részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban (táblázatban) találhatóak.
A II.2.7. pontban foglalt teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől kezdődik, és magában foglalja az ajánlattevő kötelező szolgáltatásait is, azaz a határidőig a szállításnak, telepítésnek, üzembehelyezésnek, a próbaüzemnek és az oktatásnak is meg kell történnie.
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ajánlatkérő „Kiskunmajsai Szakorvosi Rendelőintézet orvostechnikai eszközbeszerzése” című projekt keretében: „Leletező munkaállomás (leletező monitorrendszer)” beszerzése.
Leírás: 1 db Gyári építésű, brand asztali munkaállomás, Processzor min. I5-9500 (3 GHz), Operatív memória min. 8 GB RAM, Háttértároló kapacitás min. 256 GB SSD, 1 darab min. 24” képátló méretű, színes érintőképernyős LCD adminisztrációs monitor, 2 darab min. 20” képátló, 3 Megapixeles Radiológiai leletező monitor, beépített DICOM kalibrációs egységgel, párban, 1 darab dual-head radiológiai monitorokat vezérlő kártya és kábelszett, Billentyűzet (teljes billentyűzetkiosztás, min. Win10 operációs rendszerrel kompatibilis, lokalizáció: HU), Egér (min. Win10 operációs rendszerrel kompatibilis, min. háromgombos, görgős, lokalizáció: HU), Operációs rendszer, min. Win 10 Pro, HU (1 db licensz).
A leletező munkaállomásnak (leletező monitorrendszernek) alkalmasnak kell lennie az 1. számú részfeladatban beszerezni kívánt képalkotó diagnosztikai eszköz által készített felvételek megjelenítésére.
Jótállás. Szállítás, teljeskörű telepítés, üzembe helyezés. Próbaüzem tartása: 2 nap az ajánlatkérő működési rendjétől függően. Oktatás: 4 fő kezelőszemélyzet betanítása, min. 2 nap 8-8 órában, az eszköz kezelésében szakmai tapasztalattal rendelkező szakember részéről, tananyag biztosítása, (helyszínt ajánlatkérő biztosítja).
Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan, új, első üzembe-helyezésű eszközök, azaz szállítást megelőzően sehol nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülékek ajánlhatóak meg, amelyek megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, Ajánlatkérő azokkal - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat is elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlattevőknek kell igazolnia. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése. Az egyenértékűséget az ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt paraméterek alapján vizsgálja.
Az eszközök pontos megnevezését és mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. A beszerzés tárgyát képező eszközök részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban (táblázatban) találhatóak.
A II.2.7. pontban foglalt teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől kezdődik, és magában foglalja az ajánlattevő kötelező szolgáltatásait is, azaz a határidőig a szállításnak, telepítésnek, üzembehelyezésnek, a próbaüzemnek és az oktatásnak is meg kell történnie.

Eligibility requirements: A jelen pontban foglalt előírások valamennyi részfeladatra vonatkoznak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés] Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdés szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) bekezdés szerint kell az EEKD-t benyújtani. Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés] Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7)-(8) bekezdésére. A Kbt. 64. §-a alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével.