Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-11-12
Buyer: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Estimated value: 5154291.85 BGN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД – Част Втора
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД(част втора) по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от нейното възлагане, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя.
Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване със и без яка. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло. цялостно покрито с хидроксиапатит и с конус 12/14. Вертикални бразди и хидроксиапатитно покритие на стеблото за подобра стабилизация и избягване на дистална тазова следоперативна болка. Размери: Наймалко 11 размера. Материал: Ti6Al4V сплав
Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване със и без яка. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло. цялостно покрито с хидроксиапатит и с  конус 12/14. Вертикални бразди и хидроксиапатитно покритие на стеблото за подобра стабилизация и избягване на дистална тазова следоперативна болка. Размери: Наймалко 11 размера. Материал: Ti6Al4V сплав- 440 броя
Стебло кокса вара: ъгъл между тялото и шийката 125°. Цялостно покрито с хидроксиапатит. Вертикални бразди и хидроксиапатитно покритие на стеблото за подобра стабилизация и избягване на дистална тазова следоперативна болка. Наймалко 10 размера кокса вара стебло. Материал: Ti6Al4V сплав
Стебло кокса вара:  ъгъл между тялото и шийката 125°. Цялостно покрито с хидроксиапатит. Вертикални бразди и хидроксиапатитно покритие на стеблото за подобра стабилизация и избягване на дистална тазова следоперативна болка. Наймалко 10 размера кокса вара стебло. Материал: Ti6Al4V сплав  -30 броя
Латерализирано стебло (с изместванеHigh offset) титаниева сплав, наймалко 10 размера. Цялостно покрито с хидроксиапатит. Наймалко 10 размера латерализирано стебло. Материал: Ti6Al4V сплав
Латерализирано стебло (с изместванеHigh offset)   титаниева сплав, наймалко 10 размера. Цялостно покрито с хидроксиапатит. Наймалко 10 размера латерализирано стебло. Материал: Ti6Al4V сплав -30 броя
Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка с оптимизирана дължина и тънка геометрия. 130градусов ъгъ
Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка с оптимизирана дължина и тънка геометрия. 130градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, проксимално покрито с високо порьозно покритие за изключителна първична стабилност. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Оптимизираната дължина на стеблото позволява поставянето му чрез мини инвазивни техники и достъпи. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е тясно и със заострен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 13 размера. Материал: Ti6Al4V сплав. - 15 броя
Латерализирано стебло (с изместване „High Оffset“) – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка с оптим
Латерализирано стебло (с изместване „High Оffset“) – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка с оптимизирана дължина, тънка геометрия и директна латерализация. 130градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, проксимално покрито с високо порьозно покритие за изключителна първична стабилност. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Оптимизираната дължина на стеблото позволява поставянето му чрез мини инвазивни техники и достъпи. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е тясно и със заострен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 13 размера. Материал: Ti6Al4V сплав. - 3 броя
Феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 28, 32 mm. Металните глави да показват поголям клиърънс и помалко ниво на износване. Материал: CoCr шийка +1, +1.5, +4, +5, +8.5, +9, +12, +13.
Феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 28, 32 mm. Металните глави  да показват поголям клиърънс и помалко ниво на износване. Материал: CoCr  шийка +1, +1.5, +4, +5, +8.5, +9, +12, +13. - 300 броя
Феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 36 mm. Металните глави да показват поголям клиърънс и помалко ниво на износване. Материал: CoCr шийка -2, +1,5,+5,+8.5,+12.


Winner: ФАРКОЛ АД
Award value: 5154291.85
Number of bids: 1