Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-11-20
Buyer: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33000000
Submission deadline: 2019-12-03
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
Zakup w formie ratalnej wyposażenia medycznego pomieszczeń Pododdziału Ginekologii Onkologicznej i Endoskopowego Leczenia Endometriozy oraz Bloku Operacyjnego Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.
Zakup w formie ratalnej wyposażenia medycznego pomieszczeń Pododdziału Ginekologii Onkologicznej i Endoskopowego Leczenia Endometriozy Szpitala oraz Bloku Operacyjnego Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. w sprzęt medyczny wraz z montażem, uruchomieniem, usługami serwisowymi i szkoleniem personelu obsługującego. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2018–2019), niepowystawowy, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, bezpieczny dla pacjentów i personelu medycznego. Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jako wyrób medyczny musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych. Musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego – Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca przeszkoli personel medyczny w zakresie obsługi.
Aparat RTG ramię „C” kompact 1 szt. Fartuch RTG dwustronny 3 szt. Osłona na tarczycę 3 szt. Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) ≥ 70 cm Odległość SID ≥ 100 cm Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) ≥ 80 cm Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C ≥ 20 cm Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥ 42 cm Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie Zakres ruchu orbitalnego ramienia C ≥ 130o Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) ≥ ±190o Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥ ±12o Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) – te same kolory oznaczeń dla hamulca i dla odpowiedniej skali zakresu ruchu (m.in. ten sam kolor hamulca od ruchu orbitalnego i kolor skali ruchu orbitalnego)
Panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu w formie dotykowego monitora Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody Uchwyt w pobliżu detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C Jedna dźwignia używana do sterowania kołami aparatu, umożliwiająca między innymi aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego Hamulec kół Ręczny włącznik do włączania promieniowania Przycisk nożny do włączania promieniowania Szerokość wózka z ramieniem C≤ 85 cm
Masa wózka z ramieniem C – całości przemieszczanej między salami na bloku (bez wózka monitorów) ≤ 300 kg Maksymalna częstotliwość pracy generatora min. 40 kHz
Moc generatora RTG ≥ 2,0 kW Akwizycja ≥ 25 obrazów/s podczas fluoroskopii ciągłej Fluoroskopia pulsacyjna min. od 2 p/s do 15 p/s Radiografia cyfrowa Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii ≥ 110 kV Maksymalny prąd dla fluoroskopii ciągłej ≥ 13 mA Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 20 mA
Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej ≥ 20 mA Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii Zasilanie 230V +/-10 %, 50Hz Lampa rtg z anodą stacjonarną, dwuogniskowa Wielkość małego ogniska ≤ 0,6 Wielkość dużego ogniska ≤ 1,5 Całkowita filtracja wewnętrzna ≥ 3,0 mm Al Kolimator szczelinowy z nieograniczonym obrotem Kolimator koncentryczny prostokątny Ustawienie kolimatora bez promieniowania poprzez wyświetlanie na obrazie LIH aktualnego położenia krawędzi przesłon. Pojemność cieplna anody ≥ 50 kHU Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1000 kHU Szybkość chłodzenia anody ≥ 50 kHU/min Wielkość detektora cyfrowego ≥ 20 x 20 cm(+/- 1 cm) Liczba pól obrazowych ≥ 3 Współczynnik DQE przy 1 lp/mm ≥ 65 % Rozdzielczość detektora ≥ 1000 x 1000 Głębia obrazu ≥ 16 bit Funkcja LIH (Last Image Hold) Obraz lustrzany (obracanie obrazu na monitorze góra/dół, lewo/prawo) Zoom Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów System nanoszenia opisów z możliwością oznaczenia strony ciała („L”, „P”) Pomiar kątów i odległości System wpisywania danych pacjenta System zarządzania bazą danych z badaniami Liczba monitorów - 2 monitory o przekątnej 19'' lub 1 monitor o przekątnej 24 '' Monitory umieszczone na jednym wózku wraz z ramieniem C, 2 monitory o przekątnej min. 19” lub 1 monitor o przekątnej 24'' i rozdzielczości min. 1280x1024 Maksymalna luminancja monitorów ≥ 600 cd/m2 Maksymalna luminancja monitorów skalibrowanych do krzywej DICOM ≥ 400 cd/m2 Kąt widzenia monitora (poziomy/pionowy) ≥178o/ 178o Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami Port USB do archiwizacji w formacie DICOM oraz w min. w jednym z następujących: BMP, JPG, TIFF Funkcjonalności sieciowe DICOM min.: - DICOM Send - DICOM Storage Commitment, - DICOM Print Fartuch RTG dwustronny (materiał dwuwarstwowy bezołowiowy, równoważnik osłabienia promieniowania 0,35 Pb; fartuch zapinany na rzep na zakładkę z poduszkami na barki łagodzącymi nacisk) 3 szt. Osłona na tarczycę (materiał dwuwarstwowy bezołowiowy równoważnik osłabienia promieniowania 0,35 Pb) 3 szt. Szczegóły w części IV SIWZ.
Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) – te same kolory oznaczeń dla hamulca i dla odpowiedniej skali zakresu ruchu (m.in. ten sam kolor hamulca od ruchu orbitalnego i kolor skali ruchu orbitalnego)
Jedna dźwignia używana do sterowania kołami aparatu, umożliwiająca między innymi aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego Hamulec kół
Masa wózka z ramieniem C – całości przemieszczanej między salami na bloku (bez wózka monitorów) ≤ 300 kg
Ustawienie kolimatora bez promieniowania poprzez wyświetlanie na obrazie LIH aktualnego położenia krawędzi przesłon
Monitory umieszczone na jednym wózku wraz z ramieniem C, 2 monitory o przekątnej min. 19″ lub 1 monitor o przekątnej 24″ i rozdzielczości min. 1 280 x 1 024
Fartuch RTG dwustronny (materiał dwuwarstwowy bezołowiowy, równoważnik osłabienia promieniowania 0,35 Pb; fartuch zapinany na rzep na zakładkę z poduszkami na barki łagodzącymi nacisk) 3 szt.
Osłona na tarczycę (materiał dwuwarstwowy bezołowiowy równoważnik osłabienia promieniowania 0,35 Pb) 3 szt.