Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-04-16
Buyer: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33190000
Submission deadline: 2020-05-26
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: 1. Dostawa wyrobów medycznych stosowanych podczas zabiegów laparoskopowych którego szczegółowy opis i zakres zawarto w Załączniku nr 1–3 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowią 3 zadań. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań.
3. W przypadku gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy produktów, normy, certyfikaty – Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych równych lub wyższych od określonych w dokumentacji.
4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do produktów opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednorazowa końcówka robocza bipolarna lub bipolarno-ultradźwiękowa kompatybilna z dzierżawionym generatorem do chirurgii otwartej o średnicy 5–10 mm długości 17–20 cm – 50 szt.;
Jednorazowa końcówka robocza bipolarna lub bipolarno-ultradźwiękowa kompatybilna z dzierżawionym generatorem do chirurgii laparoskopowej o średnicy 5 mm długości 35–45 cm – 60 szt.;
Jednorazowa końcówka ultradźwiękowa o średnicy 5 mm długości 20–45 cm posiadająca dwa przyciski max i var, o uchwycie z dociskiem przednim – 40 szt.;
Światłowód giętki o śr. wiązki 4,25 mm, dł. 3 m, kompatybilny ze źródłem światła z przyłączeniem typu Olympus – 1 szt.;
Generator elektrochirurgiczny lub zestaw generatorów z systemem zamykania dużych naczyń do 7 mm włącznie, oparty na technologii bipolrno-ultradzwiękowej lub oddzielnie bipolarnej i ultradźwiękowej i diatermii elektrochirurgicznej – 2 sztuki.
Narzędzie 5 mm, jednorazowego użytku, do uszczelniania naczyń o średnicy 7 mm włącznie, wiązek tkanek i naczyń chłonnych, o długości szaftu 23 cm, rotacja 350 stopni, z zagiętymi szczękami typu Maryland Aktywna powierzchnia szczęk pokryta powłoką w nanotechnologii zmniejszającą przyleganie skoagulowanych tkanek, długość szczęk 20 mm, długość cięcia 18 mm, aktywowane ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem. Kompatybilne z generatorem Valleylab FT10, op. 6 szt. – 8 op.
Narzędzie laparoskopowe 5 mm, jednorazowego użytku, do uszczelniania naczyń do średnicy 7 mm włącznie, wiązek tkanek i naczyń chłonnych, o długości szaftu 37 cm, rotacja 350 stopni, z zagiętymi szczękami typu Maryland Aktywna powierzchnia szczęk pokryta powłoką w nanotechnologii zmniejszającą przyleganie skoagulowanych tkanek, długość szczęk 20 mm, długość cięcia 18 mm, aktywowane ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem. Kompatybilne z generatorem Valleylab FT10, Op. 6 szt. – 10 op.
Narzędzie laparoskopowe 5 mm, jednorazowego użytku, do uszczelniania naczyń do średnicy 7 mm włącznie, wiązek tkanek i naczyń chłonnych, o długości szaftu 37 cm, rotacja 350 stopni, z zagiętymi szczękami typu Maryland pokryte Nano powłoką (Nano coating), długość szczęk 20 mm, długość cięcia 18 mm, aktywowane ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem. Kompatybilne z generatorem Valleylab FT10, Op. 6 szt. – 5 op.
Jednorazowe narzędzie laparoskopowe 5 mm do uszczelniania naczyń o średnicy 7 mm włącznie, wiązek tkanek i naczyń chłonnych oraz monopolarnej koagulacji za pomocą zintegrowanego haczyka z końcówką w kształcie litery L. Długość szaftu 37 cm. Aktywna powierzchnia szczęk pokryta powłoką w nanotechnologii zmniejszającą przyleganie skoagulowanych tkanek. Kompatybilne z generatorem Valleylab FT10, op. 6 szt. – 5 op.
Elektroda bierna jednorazowego użytku, dwudzielna, przystosowana do systemu zabezpieczania pacjenta przed poparzeniem REM, pokryta hydrożelem o grubości 1,1 mm, w kształcie prostokątnym o wymiarach 18x11,5, szerokość podłączenia 4x2,5. op. 50 szt. – 10 op.
Przewód do elektrody neutralnej wielokrotnego użytku. Przewód 4,6 m. Kompatybilny z generatorem Valleylab FT10, op. 1 szt. – 3 op