Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-10-20
Buyer: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Country: IT
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33190000
Estimated value: 491730 EUR
Submission deadline: 2018-12-14
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura annuale – suddivisa in 39 lotti — di dispositivi per uso uro-ginecologico CND U
Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura annuale – suddivisa in 39 lotti distinti — di dispositivi per uso uro-ginecologico CND U, per le esigenze delle UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, nelle more dell’aggiudicazione della gara a valenza regionale. Importo a base d’asta 327 820,00 EUR, (oltre IVA nella misura di legge).
Cateteri punta Nelaton 1 via — sonde punta tipo Nelaton in PVC siliconato trasparente DEHP free, latex free, sterile, monouso, lunghezza 400 mm ca. (± 10 %) con raccordo universale e codice colore differenziato per calibro: da CH 8 a CH 24
Cateteri punta Nelaton 1 via per instillazione chemioterapici — sonda punta tipo Nelaton in PVC trasparente DEHP free, latex free, sterile, monouso, lunghezza 400 mm circa (± 10 %), con raccordo luer Lock per instillazione vescicale, compatibile con i chemioterapici: CH 10 A CH 18
Cateteri punta Tiemann 1 via autolubrificanti — sonde punta tipo Tiemann, in PVC trasparente DEHP free, latex free, sterile, monouso, PVC trasparente DEHP free, latex free, con rivestimento attivo idrofilico di massima scorrevolezza che non lasci residui, sterile monouso, lunghezza 400 mm ca. (± 10 %) (maschile), con raccordo universale e codice colore differenziato per calibro: CH 8 a CH 18
Cateteri punta Tiemann 1 via non autolubrificanti — sonde punta tipo Tiemann, in PVC trasparente DEHP free, latex free, sterile monouso, lunghezza 400 mm ca. (± 10 %) (maschile), con raccordo universale e codice colore differenziato per calibro: CH 8 a CH 18
Cateteri punta Nelaton 2 vie silicone adulti — sonda punta Nelaton, a due vie tipo Foley in silicone 100 % (grado medicale), radiopaca con due fori ad asola frontali e con palloncino 5-15 ml, per adulti, sterile, monouso, lunghezza 400 mm circa (± 10 %). CH 12 a CH 24
Cateteri punta Nelaton 2 vie silicone pediatrico — sonda punta Nelaton pediatrica, a due vie tipo Foley in silicone 100 % (grado medicale), radiopaca con due fori ad asola frontali e palloncino 3-5 ml, preferibilmente mandrinata, sterile, monouso, lunghezza 300 mm circa (± 10 %). CH 6 a CH 10
Cateteri punta Nelaton 2 vie lattice siliconato - sonda punta Nelaton, a due vie tipo Foley in lattice siliconato, con due fori ad asola frontali e con palloncino 5-15 ml, per adulti, sterile, monouso, lunghezza 400 mm (± 10 %). CH 12 a CH 24
Cateteri punta Nelaton 3 vie PVC siliconato — sonda punta Nelaton a tre vie tipo Foley in PVC siliconato, DEHP free, latex free, termoelastica, con linea di marcatura radiopaca, due o più fori laterali alternati, palloncino sino 70-80 ml, per adulti, sterile, monouso, lunghezza 400 mm circa (± 10 %). CH 18 a CH 24
Cateteri punta Delinotte 3 vie PVC siliconato — sonda punta Delinotte a tre vie tipo Foley in PVC siliconato, DEHP free, latex free, termoelastica, con linea di marcatura radiopaca, due o più fori laterali alternati, palloncino sino 70-80 ml, per adulti, sterile, monouso, lunghezza 400 mm circa (± 10 %). CH 18 a CH 24
Cateteri punta Dufour 3 vie — sonda punta Dofour a tre vie con palloncino da 60/80 ml armati con spirale in nylon o simile con rivestimento idrofilico interno ed esterno in lattice CH 18 a CH 24
Cateteri punta Dufour 3 vie — sonda punta Dufour a tre vie, in PVC trasparente con rivstimento idrofilico con palloncino da 30 ml, lunghezza 40 cm CH 18 a CH 24
Cateteri punta Tiemann 2 vie — sonda punta Tiemann a due vie, in silicone puro con palloncino da 30 ml, lunghezza 40 cm CH 18 a CH 25
Catetere a permanenza per neo-vescica — sonda punta dritta aperta, per Neo-Vescica, a due vie tipo Foley, in silicone 100 % (grado medicale), trasparente, radiopaca, con almeno sei fori laterali contrapposti, scanalatura longitudinale per il drenaggio del secreto uretrale, palloncino 5-30 ml al di sotto dei fori di drenaggio, sterile, monouso, lunghezza 400 mm circa (± 10 %).

Eligibility requirements: Il concorrente, singolo o raggruppato o raggruppando, deve essere in possesso dell’iscrizione - per attività coerenti con quelle oggetto del presente appalto — nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all'art. 83, co. 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito

Award value: 491730