Public procurement notice: Voluntary Ex Ante Transparency Notice
Published: 2023-01-04
Buyer: Sint-Trudo Ziekenhuis VZW
Country: BE
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 33159000 | 38434540
Estimated value: 600000 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Omschrijving van de volgende gedetailleerde informatie over de unieke kenmerken van de SCIEX QTRAP Triple Quadrupole / Linear Ion Trap Massaspectrometer.
De belangrijkste workflow die zal worden gebruikt voor gerichte toxicologische screening is gebaseerd op onze gepatenteerde QTRAP-oplossing en heet MRM/EPI, waar bovenop een geautomatiseerd proces zal zijn in termen van bevestiging op basis van spectrale bibliotheken.
Het belangrijkste kenmerk van de QTRAP is dat het kan worden gebruikt als een conventionele drievoudige quadrupool of als een lineaire ionenval of een combinatie van beide, die tijdens een analyse kan worden gebruikt. Drie belangrijke kenmerken zijn als volgt:
1. Nadat de ionen de interface zijn gepasseerd, gaan ze het Q0-gebied binnen, onder relatief hoge druk, waardoor botsingsfocussering ontstaat, voordat ze onder hoog vacuüm de analysator binnengaan. In het Q0-gebied kunnen ionen worden verzameld terwijl in de analysator massascans worden uitgevoerd. Dit leidt tot een aanzienlijk verbeterde inschakelduur en gevoeligheid.
2. De botsingscel (Q2) is ontworpen als een lineaire versneller (LINAC). Dit betekent dat de ionen na fragmentatie door de botsing met stikstofmoleculen direct worden versneld door een axiaal elektrisch veld in de richting van de uitgang. Dit verkort de MRM-tijd met een factor 10, terwijl "overspraak" in de volgende MRM of een daling van de gevoeligheid wordt vermeden. Dat maakt een echte screening met meerdere componenten mogelijk van honderden verbindingen per HPLC-run.
3. De derde quadrupool (Q3) kan ook worden gebruikt als een "Linear Ion Trap" (LIT), van waaruit de ionen axiaal worden uitgeworpen in de richting van de detector, zoals bij een conventioneel drievoudig quadrupoolsysteem. Q3 kan in enkele milliseconden wisselen tussen de twee werkingsmodi.
Belangrijk voor optimale functionaliteit, selectiviteit en gevoeligheid is de scheiding in ruimte en tijd van ionenfragmentatie en ionenaccumulatie en onderliggende selectie namelijk in respectievelijk Q2 en Q3.
Dat betekent niet alleen dat er twee analysetechnieken met inherente voordelen verenigd zijn in één platform, maar ook dat de combinatie van deze twee werkingsmodi in één run volledig nieuwe analysemethoden mogelijk maakt, zoals de "MRM getriggerde multi-target screening" (MTS ). Een van deze MTS-methoden is "MRM to Enhanced Product Ion Scan" (EPI), gevolgd door een bibliotheekzoekopdracht voor een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van dezelfde piek.
Andere nieuwe methoden zijn onder meer "MS3" of "MRM3" voor aanvullende bevestiging en kwantificering, "Enhanced MS (EMS) getriggerde General Unknown Screening (GUS) met EPI (en MS3) bevestiging", "Enhanced Resolution Scan" (ERS) voor isotooppatroon bepaling en "Enhanced Multiply Charged Scan" (EMC).
Deze exclusieve functies worden beschermd door de Amerikaanse octrooien 4.936.736, 5.847.386 en 6.177.668.
1. US 6.177.668: Axiale uitwerping in een meerpolige massaspectrometer. Dit omvat de basis QTRAP lineaire ionenvaltechnologie.
2. US 6,504,148: Quadrupool massaspectrometer met ionenvallen om de gevoeligheid te verbeteren. Omvat verbeterde productionenscanning en dipolaire excitatie.
3. US 6.627.876: Werkwijze voor het verminderen van ruimtelading in een lineaire ionenval-massaspectrometer.
4. US 6.703.607: Axiale uitwerpresolutie in meerpolige massaspectrometers. Behandelt methoden voor het verbeteren van massaresolutie in QTRAP lineaire ionenval.
5. US 6,720,554: Triple quad massaspectrometer met de mogelijkheid om meerdere massaanalysestappen uit te voeren. Omvat de tijdvertraagde fragmentatiescanfunctie.


Winner: AB SCIEX NV
Award value: 600000