Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-02-01
Buyer: Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич АД
Country: BG
Region: Dobrich
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Estimated value: 593000 BGN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Доставка на различни видове медицински изделия за кардиологична дейност: коронарни стентове (прогнозно количество 830 бр.), медикамент-излъчващи балони (прогнозно количество 15 бр.) и електроди за временна кардиостимулация (прогнозно колическво 20 бр.).
Изисквания: Материал: CoCr L605. Дебелина на стената 65 µм (0,065 мм или 0.0026“). Recoil: <3 %. Средна загуба (mean foreshortening): 0,29 %. Дизайн: Rapid exchange, хибриден — отворена и затворена клетка. Номинално налягане: 9 atm. Максимално налягане: 16 atm (burst pressure). Вalloon overhang: <0,5 мм. Външен диаметър на шафта: Проксимален 1,9F Дистален2,7F. Ro маркери: 2 — Платина / Иридий. Изплозваема дължина на катетъра: 140 см. Съвместимост на катетъра: 5F. Водач: 0.014“ или 0.36 мм. Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37 и 40. Диаметър (mm): 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5.
Изисквания:Материал: Carbon-Ion stainless steel, Дизайн: отворена клетка; Дебелина на страта 110 µм; Кросинг профил: ?1.05 mm; Лекарство: Рапамицин/Sirolimus/; Еквивалентна лекарствена доза: 2,0 µg/mm; Дизайн: Rapid exchange; Полимер: биоразградим за период от шест седмици; MRI съвместимост — paramagnetic; Дебелина на покритието:приблизително 5 µм; Съотношение Метал/Артерия — 13 %-15 %; Номинално налягане: 6 — 7 atm. Максимално налягане: 14 -16 atm (burst pressure); Външен диаметър на шафта: Проксимален 2.1 F Дистален 2,6 F; Съвместимост на катетъра: 5F. Водач: 0.014“; Дължина (mm): 10, 14, 18, 24, 28, 34, 38. Диаметър (mm): 2.5, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00.
Изисквания: Коронарен медикамент излъчващ стент Материал: CoCr L605. Дебелина на страта 65 µм (0,065мм или 0.0026“). Recoil: <3 %. Скъсяване: <0,29 %. Лекарство: Sirolimus. Еквивалентна лекарствена доза: 1,25 µg/mm2 Полимер: биоразградим и биосъвместим. Дизайн: Rapid exchange, хибриден — отворена и затворена клетка. Номинално налягане: 9 atm. Максимално налягане: 16 atm (burst pressure). Вalloon overhang: < 0,5 мм; Външен диаметър на шафта: Проксимален 1,9F Дистален 2,7F; Ro маркери: 2 — Платина / Иридий. Изплозваема дължина на катетъра: 140 — 142 см. Съвместимост на катетъра: 5F. Водач: 0.014“ или 0.36 мм. Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44, 48. Диаметър (mm): 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5.
Изисквания: DBM — медикамент — излъчващ балон с активно адхезивно вещество Paclitaxel и ексципиент BTHC (n — бутил — три n — хексил цитрат). Съотношение Paclitaxel към BTHC — 90/10. Отделяне на Paclitaxel 2,5 pg/mm?. PTCA Катетър Rapid Exchange, водач 0,014'. Хидрофилно покритие на частта RX. Честота на покритие на балона с медикамент: 99,0 %. Номинално налягане 6 bar — 16 bar. Радиоизотопни и визуални маркери (Pt — Ir). Диаметър (mm): 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 4,00; Дължина (mm): 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40.
Изисквания: Биполярен пейсинг катетър без балон за дясно сърце кривка и за пейсиране в камерата. Създаден да осигури надежно пейсиране и улавяне на сигнали в камерата чрез достъп през долна вена кава. Прецизен контрол без прекомерна твърдост. Оптимален контрол при въртене. Дълбочина 10 см. На маркерите за подсилване при поставянето. дължина — 110 см, размер –5F, електродно разстояние — 1 см.


Winner: Нове медикъл трейд ООД
Award value: 593000
Number of bids: 3