Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-10-31
Buyer: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33000000
Estimated value: 129288.28 PLN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowa (pakiet 1-11) oraz dostawa sukcesywna (pakiet 12-15) wyrobów medycznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (zwanych dalej wyrobami medycznymi) dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości określa załącznik nr 1a do SIWZ. Laryngoskop łyżki 2,3,4 2 szt., Laryngoskop łyżki 3,4 1 szt. Rolki do przenoszenia pacjenta 4 szt. Wózek do przewożenia chorych dwusegmentowy 1 szt. Stolik opatrunkowy 2 szt. Uniwersalny podgrzewacz medyczny
1 szt. Taboret ze stali kwasoodpornej 4 szt. Przewód elektrody biernej do diatermii 1 szt. Kleszczyki 7 szt. Klemy 5 szt. Narzędzia Blok Operacyjny I 1 komplet, Elektrody- końcówki robocze do aparatu Quantum- biopolarny aparat do koablacji i koagulacji tkanek miękkich H- 4000-00, Sondy do dystalnego blokowania kaniulowanych gwoździ śródszpikowych, Zestaw jednorazowy do terapii podciśnieniowej, opatrunki.
Laryngoskop światłowodowy do trudnej intubacji 2 szt.Laryngoskop światłowodowy typu McCoy do trudnej intubacji wykonany ze stali nierdzewnej Tor światłowodu zintegrowany na stałe z łyżką. Zasilany bateriami 2xR14, ruchoma końcówka łyżki, rękojeść satynowa, łyżki laryngoskopu wielorazowego użytku do dezynfekcji i sterylizacji w rozm.2, 3 i 4, etui, wyrób medyczny. Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową. Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. Nieodpłatny serwis w trakcie trwania gwarancji na terenie kraju.
Laryngoskop światłowodowy do trudnej intubacji 1 szt. Laryngoskop światłowodowy typu McCoy do trudnej intubacji wykonany ze stali nierdzewnej Tor światłowodu zintegrowany na stałe z łyżką. Zasilany bateriami 2xR14, ruchoma końcówka łyżki, rękojeść satynowa, łyżki laryngoskopu wielorazowego użytku do dezynfekcji i sterylizacji w rozm. 3 i 4, etui, wyrób medyczny. Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową. Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. Nieodpłatny serwis w trakcie trwania gwarancji na terenie kraju.
Przenośnik pacjenta 4 szt. Przenośnik rolkowo-taśmowy pacjenta będący wyrobem medycznym, wymiar min. 600 – 800 x 340 mm, przenośnik o udźwigu min. 130 kg, taśma przenośnika wykonana z materiału odpornego na zniszczenie i środki dezynfekcyjne, łatwo zmywalna oraz odporna na odkształcenia, pęknięcia i rozdarcia. Rama wykonana z duraluminium. Rolki przeznaczone są do przesuwania bezwładnego pacjenta w pozycji leżącej z łóżka na łóżko, czy też ze stołu operacyjnego na łóżko itd. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU Gwarancja 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową. Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
Wózek do przewożenia chorych dwusegmentowy 1 szt. Wózek do przewożenia chorych, przeznaczony do transportu wewnętrznego wyposażony w dyspenser na prześcieradła jednorazowe. Szerokość całkowita wózka bez poręczy bocznych: 650 mm (± 30 mm) Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi: 720 mm (± 30 mm) Długość całkowita wózka: 1970 mm (± 30 mm) Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 580 – 880 mm (± 20 mm) Oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi z blokadą
W zakresie od 00 do 700 ± 30 Przechył Trendelenburga: 260 (± 30) Przechył anty -Trendelenburga: 150 (± 30) Regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą Wózek wykonany z profili stalowych, lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania bakterii i wirusów, z miejscem w
Wyprasce na podręczne rzeczy Dwusegmentowe leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie reanimacji. Możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C Leże z trzema tunelami na kasetę RTG (jeden w oparciu pleców, dwa w segmencie nożnym) Wózek zaopatrzony w 4 krążki odbojowe Materace leża i oparcia pleców o grubości min. 60 mm z możliwością zdejmowania. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Obszycie niepalne zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (kolorystyka do uzgodnienia). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależny/niezależne uprawniony/e do tego podmiot/podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. Koła jezdne o średnicy min. 200 mm z centralną blokadą jazdy i kołem kierunkowym Dopuszczalne obciążenie wózka min. 250 kg Wyposażenie wózka: • poręcze boczne chromowane • wieszak kroplówki (4 haczyki chromowane) Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) Wózek dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. Warunki gwarancji opisane w SIWZ.
Stolik opatrunkowy 2 szt. Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej. Konstrukcja stolika wykonana z pełnych profili 25x25 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych) Stolik z blatem zagłębionym i półką zagłębioną tzw. fala morska- montowanymi na stałe, o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm wzmacniany dodatkowym profilem trapezowym, wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Odległość między blatami wynosi min. 445 mm. Wyrób na kółkach fi 100 mm w tym dwa z blokadą. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojnik z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. Wymiary blatu. Min. 650x400mm. Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) min.765x470x880 mm. Stolik wyposażony w uchwyt o przekroju okrągłym, min. 20 mm,znajdujący się przy krótszym boku. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU Gwarancja 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową. Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji sprzętu oraz instrukcja w języku polskim w wersji papierowej. Wymagane certyfikaty, itp. oraz dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie UE i Polski zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 w tym dokumenty wydawane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Uniwersalny podgrzewacz medyczny wyposażony w dwie niezależne komory grzewcze o objętości 40 l każda 1 szt. Uniwersalny podgrzewacz medyczny wyposażony w min. 2 autonomiczne komory grzewcze o pojemności z zakresu 35 -45 litrów, możliwość uzyskiwania min. 2 zakresów grzewczych zakres min. 28
— blokady przed dostępem osób niepowołanych do szuflad; - mikroprocesorowy system kontroli temperatury z dokładnością min. co 0,1
Taboret ze stali kwasoodpornej 560–680 mm 2 szt., Taboret ze stali kwasoodpornej 680–940 mm 2 szt. Taboret wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 wyposażony w koła o średnicy 50 mm. Siedzisko o wysokości 60 mm (+/- 5 mm) tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję. Regulacja wysokości ręczna za pomocą siłownika pneumatycznego. średnica siedziska 350 mm, średnica podstawy 600 mm. Regulacja wysokości 560 – 680 mm – 2 szt. Regulacja wysokości 680 – 940 mm – 2 szt. Kolor do ustalenia z użytkownikiem.
Klem naczyniowy atraumatyczny Satinsky do stycznego zespalania naczyń rękojeści lekko odgięte, dwukrotnie
Elektrody- końcówki robocze do aparatu Quantum- biopolarny aparat do koablacji i koagulacji tkanek miękkich


Winner: TRIDENT MED S.C.
Award value: 129288.28
Number of bids: 4