Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-02-02
Buyer: Тракийски университет
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33190000
Estimated value: 46625 BGN
Submission deadline: 2018-03-09
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Доставка на лабораторно и медицинско оборудване и апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет — гр. Стара Загора
Доставка на лабораторно и медицинско оборудване и апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет — гр. Стара Загора. Поръчката е обособена в позиции, както следва:
—  термоизолираща кутия от стиропор с капак, съдържаща секции от неръждаем метал за съхранение и замразяване на семенна течност в пайети под азотни пари от течен азот, метален капак за ваната от неръждаем метал,
—  работно време /време за центрофугиране/ —  възможност за избор между следните режими:  от 10 сек до 99 ч: 99 мин: 59 сек и режим на непрекъсната работа,
— ъглов ротор с не по-малко от 12 гнезда и капацитет не по-малък от 12х15 мл, с rpm не по-малко от 6 000. Към ротора да бъдат предложени и: съответстващи адаптори за 5 мл епруветки и вакутейнери —  12 бр.; съответстващи адаптори за 7 мл епруветки —  12 бр.;
— ъглов ротор с не по-малко от 6 гнезда и капацитет не по-малък от 6х50 мл, с rpm не по-малко от 6 000.
— професионален тринокулярен микроскоп за наблюдение биологични проби със следните характеристики: оптична глава —  триноколярна с наклон 30 градуса, въртяща се на 360 градуса, разстояние между окулярите 55—75 мм; окуляри —  WF10X, P16X; обективи —  4X, 10X, 40X (имерсионен), 100X(имерсионен); масичка —  размери 140X140 mm, автоматично придвижване (X x Y): 75 х 55 мм, анодизирано защитно покритие против надраскване, десен и ляв управляващ механизъм; фокусиране —  външен и вътрешен винт за грубо (20 мм) и фино (2 ?m) фокусиране; кондензер —  регулируем, NA1.25 с диафрагма; осветление —  халогенна лампа 6 V/20 W, регулиране на яркостта; захранване —  220 V / 50/60Hz, автоматична система за предвижване на масичката на микроскопа в хоризонтална и вертикална посока, цветна CCD камера, разработена на базата на CCD (Charge Coupled Device) светлинно чувствителен силиконов чип.
Той представлява матрица от светлинно чувствителни пиксели. Когато светлинна попада върху даден пиксел, той се трансформира в ел. товар., пропорционален на количеството светлина. Със следните характеристики: сензор —  1/3" Super HAD CCD; ТВ линии —  600; минимална осветеност —  0.12 lux; работна температура  -20 до 55
— защити —  автоматично заключване на капака при работа, защита при висока скорост и температура извън нормата;
Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. В случай че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят част IV, раздел В, т. 1 б от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез: —  списък — декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите,
Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка за съответната обособена позиция.
2. Участниците трябва да предлагат апарати, включени в оборудването —  предмет на обществената поръчка, които да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят част IV, раздел В, т. 12 от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез: заверени копия от декларации за съответствие, протоколи от изпитване и др. еквивалентни документи, доказващи, че предлаганите апарати/оборудване са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване, и/или изделия, издаден на името на участника. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, а именно наличие на валиден сертификат, като попълнят част IV, раздел Г от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез: заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване, и/или изделия, издаден на името на участника.

Eligibility requirements: Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

Award value: 46625