Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-05-16
Buyer: Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Estimated value: 27376315 HUF
Award criteria: Mixed

Technical requirements: Amennyiben az adott részben több termék szerepel, úgy a részben szereplő összes termékre ajánlatot kell tenni.
1. Újszülöttek és csecsemők részére több rekeszű / legalább 3 kamrás/ merev falú milliliter beosztású (legalább 10 milliliterenkénti beosztású és az első 100 milliliterig milliliterenkénti beosztású) legalább 2000 ml befogadó képességű egyszer használatos, vízzáras félszáraz zárt mellkasi szívórendszer mechanikus szeleppel. Saját steril filtere van a vér és vízrendszer között. Automata pozitív és negatív nyomású szeleppel rendelkezzék, mely a beteg és a tartály közötti nyomáskiegyenlítést szolgálja. Rendelkezzen autoregulációs szeleppel mely a vákumrendszer és a tartály közötti nyomáskiegyenlítést szolgálja. A hozzátartozó csőrendszer latexmentes legyen, a distalis végen beépíthető Heimlich szeleppel. Felfüggesztve és állítva is használható.
3. A fenti kritériumoknak megfelelő zárt mellkasi szívórendszer, mely 120 mikronos filtert tartalmaz, zárt rendszerben rigid vérvisszaadó tartállyal rendelkezik, mely 40 micron nagyságú filtert tartalmaz. A tartály speciális szerelékkel van ellátva, mellyel a szívást a beteg felől folyamatossá lehet tenni. A vér adalék hozzáadása nélkül adható vissza a betegnek.
A felhívás VI.3) 18. pontja szerint becsatolandó/benyújtandó a beszerzendő áru leírása és mintapéldánya.
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Aj.kérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása aj.tevőt terheli.
Az opciós mennyiséget (+100%) a Vevő a Szerződésben meghatározott vételáron jogosult lehívni. Az opciós jog előírása nem jelenti a Vevő arra vonatkozó kötelezettségét, hogy a Szerződés aktív időbeli hatálya alatt arra vonatkozóan kötelező jelleggel élnie kellene, azaz lerendelési kötelezettsége Vevőnek az opciós mennyiségre sem részben, sem egészben nem keletkezik. Vevő az opciós jogával első alkalommal a Szerződésben meghatározott alapmennyiség teljes megrendelését követően, a Szerződés aktív időbeli hatálya alatt élhet lehívás útján. Vevő rögzíti, hogy az opciós mennyiség egy részére vonatkozó lehívás nem jelenti, hogy Vevő a teljes opciós mennyiség lerendelésére kötelezettséget fog vállalni.
A 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. § (3) alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. Az ajánlati árat nettó Ft összegben a 12 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül kérjük megadni.
Felnőtt betegek számára több rekeszű /3-4 kamrás/ merevfalú milliliter beosztású (legalább 10 milliliterenkénti beosztású és az első 100 milliliterig milliliterenkénti beosztású), legalább 2000 ml befogadóképességű egyszer használatos, vízzáras, vagy félszáraz zárt mellkasi szívórendszer mely a szív és mellkasi műtétek posztoperatív időszakában mind vér, mind folyadék, mind a levegő eltávolítására és mennyiségének monitorizálására szolgál a pleura űrből és a mediasztinumból. Legalább 40 cm H2O negatív nyomás generálására alkalmas legyen. A szívóerőt folyamatosan szolgáltassa, ne legyen szükség egy kieresztő szelep manuális nyomására a draincsövek kézi kiürítése után. Alkalmas arra, hogy helyreállítsa és fenntartsa a fiziológiás intrathoracalis nyomásgrádienst, mely lehetővé teszi a tüdők expandálását. Függesztve és állítva is használható. Szekvenciális "cső-elzáró lap" és automata negatív nyomású szelep akadályozza meg a levegő bejutását a mellkasba. A hozzá tartozó csőrendszer latex mentes.
A felhívás VI.3) 18. pontja szerint becsatolandó/benyújtandó a beszerzendő áru leírása és mintapéldánya.
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Aj.kérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása aj.tevőt terheli.
Az opciós mennyiséget (+100%) a Vevő a Szerződésben meghatározott vételáron jogosult lehívni. Az opciós jog előírása nem jelenti a Vevő arra vonatkozó kötelezettségét, hogy a Szerződés aktív időbeli hatálya alatt arra vonatkozóan kötelező jelleggel élnie kellene, azaz lerendelési kötelezettsége Vevőnek az opciós mennyiségre sem részben, sem egészben nem keletkezik. Vevő az opciós jogával első alkalommal a Szerződésben meghatározott alapmennyiség teljes megrendelését követően, a Szerződés aktív időbeli hatálya alatt élhet lehívás útján. Vevő rögzíti, hogy az opciós mennyiség egy részére vonatkozó lehívás nem jelenti, hogy Vevő a teljes opciós mennyiség lerendelésére kötelezettséget fog vállalni.
A 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. § (3) alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. Az ajánlati árat nettó Ft összegben a 12 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül kérjük megadni.
A 2. részben leírt termék technikai paramétereinek megfelelő, felnőtt betegek részére alkalmas egyszer használatos vízzáras vagy félszáraz zárt mellkasi szívó rendszer, amely pposztoperatív autoanszfúziós rendszerrel ellátott. Az autotranszfúziós rendszer legalább 750 ml-es vérvisszaadó zsákot tartalmazzon. Saját filterrendszere legyen, a vérvisszaadó zsák többször használható legyen. A rendszer latex mentes legyen.
A felhívás VI.3) 18. pontja szerint becsatolandó/benyújtandó a beszerzendő áru leírása és mintapéldánya.
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Aj.kérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása aj.tevőt terheli.


Winner: CPP-Budapest Kft
Award value: 27376315
Number of bids: 3