Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-01-08
Buyer: Тракийски университет
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33190000
Estimated value: 228444 BGN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет — гр. Стара Загора
Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет — гр. Стара Загора.
Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет — гр. Стара Загора на адрес гр. Стара Загора, Студентски град
Оптичната система да осветява и детектира флуоресценция от всяка ямка чрез минимум 6 броя филтрирани фотодиода (по един за всеки канал), които да извършват осветяване и диференциална детекция на емисии.
Системата да може да работи самостоятелно чрез сензорен дисплей (touch screen), без да е свързана с компютър.
Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град
1бр. - Закалено предно стъкло с електрическо задвижване. - Работна зона от неръждаема стомана, основa лесна за почистване.- Контролен панел с LCD дисплей. Всички функционални и оперативни параметри да са посочени едновременно.- Дистанционно управление (максимално разстояние 6 метра). Необходимо при възникване на аварийни ситуации.- Енергоспестяваща работна светлина.- UV-лампа в работната камера.- 2 гнезда за захранване.- Електронно управляван въздушен поток.- Аларми за различни показатели.- Таймер за START, STOP, UV лъчение.- Звуково съобщаване на аларми и различни условия на работа.- Максимални външни размери (Ш х Д х В mm) – до 700 x 650 x 1230. Външните размери са съобразени с предвиденото за ламинарния бокс място в лабораторията.- Минимален размер на работната камера (Ш х Д х В mm) - 600 x 500 x 540.- Основен филтър: HEPA
— Изходен филтър: HEPA .- Въздушна циркулация: най-малко 70 %.- Изход на въздух: не по-малко 30 %.- Микропроцесорен контрол на системата.- Ниво на чистота - миниму
Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град
1бр. - Максимална скорост в rpm не по-малко: 15 000 min-1. - Максимална rcf не по-малко: 21 382. - Да има стъпка за регулиране на оборотите: през 10 единици RCF/RPM. - Да има таймер от 1 sec до 99 min 59 sec; непрекъснат режим на работа и бутон за кратки цикли на центрофугиране. - Температурен обхват: от -20
— Максимални размери: 346 x 395 x 520 mm. - Тегло не повече 31 kg. - Захранване: 200-240 V; 50 Hz. - Мощност: 800 WA. - Гаранция: минимум 24 месеца.
Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град
1 бр. Буферен обем не повече – 500 мл. Окомплектована с ваничка с размери не по-малко от 15 см x 15 см и не повече от 18 см x 18 см*, минимум 2 гребени, упътване за работа и изливане на гелове. *Размерите са съобразени с налична фотодокументационна техника. - Максимални размери на електрофорезата Ш х Д х В: 17,5 х 41 х 9 см.Включено захранване със следните параметри:
— Дисплей: LCD.- Изходно напрежение - 5 - 300V / 1V.- Изходен ток - 1 - 700mA / 1mA.- Изходна мощност - 150W / 1W.- Да има изход за константно напрежение, ток и мощност.- Предварително настройване на програмата- до шест стъпки, поне 30 програмирани файла.- Таймер с програмируем режим и аларма. - Номинално напрежение в диапазон: 100-240V.- Гаранция: минимум 24 месеца.
Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град


Winner: „Ридаком“ ЕООД
Award value: 228444
Number of bids: 4