Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-06-03
Buyer: Azienda Sanitaria Locale di Caserta
Country: IT
Region: Caserta
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33190000
Estimated value:  EUR
Submission deadline: 2017-07-17
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Procedura aperta per la fornitura biennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di dispositivi medici quali «deflussori, sistemi elastomerici, aspiratori, ecc.» per i Presidi Ospedalieri dell'ASL di Caserta.
Deflussore per soluzioni perfusionali fornito di dispositivo rigido indeformabile per la perforazione del tappo dei contenitori in vetro ed il deflusso del liquido camera di gocciolamento trasparente flessibile in materiale plastico conforme a quanto descritto dalla F.U. vigente e successivi aggiornamenti,fornita di filtro antibatterico; foro di uscita dell'aria in posizione contrapposta a quella di entrata del liquido; regolatore di flusso a rotella tubo in materale plastico trasparente lungo almeno120 cm.,a due via ad Y,con raccordo in lattice o altro elastomero perforabile filtro sul fondo della camera di gocciolamento, raccordo porta ago tipo luer-lock; cappucci protettivi accoppiati alle due parti terminali. I deflussori dovranno essere in involucro termosaldato ermeticamente per consentire la sterilità nel tempo.
Deflussore per la somministrazione di farmaci fotosensibili con le stesse caratteristiche dei deflussori normali, opacizzato per permettere la somministrazione di farmaci fotosensibili ma sufficientemente trasparenti per consentire il rilevamento di eventuali bolle d'aria. I deflussori dovranno essere in involucro termosaldato ermeticamente per consentire la sterilità nel tempo.
Deflussore per soluzioni perfusionali fornito di dispositivo rigido indeformabile per la perforazione del tappo dei contenitori in vetro ed il deflusso del liquido camera di gocciolamento trasparente flessibile in materiale plastico conforme a quanto descritto dalla F.U. vigente e successivi aggiornamenti,fornita di filtro antiparticolato e che garantisca l'arresto dell'aria ;foro di uscita dell'aria in posizione contrapposta a quella di entrata del liquido;regolatore di flusso a rotella,che deve consentire di arrestare completamente il flusso e controllare la velocità di somministrazione su un ampio range di selezione, tubo in materale plastico trasparente,porta ago luer lock con punto per l'iniezione ad y;cappucci protettivi accoppiati alle due parti terminali.I deflussori dovranno essere in involucro termosaldato ermeticamente per consentire la sterilità nel tempo.iI Deflussori dovranno essere Latex free e privi di ftalati.
Filtro infusionale con membrana in supor da 0,2 micron caricata positivamente, flusso da 30ml/m area di filtrazione da 10 cm quadrati, V di riempimento 2,4 ml per terapie di 96h.
Deflussore per pompa infusionale. Set di infusione per pompe elettroniche per la somministrazione di farmaci e soluzioni, con camera di gocciolamento a vista, filtro 15micron,attacco ad Y,272cm/19ml. Deflussori per farmaci e soluzioni. Set di infusione per pompe elettroniche per la somministrazione di sangue e emoderivati. Set di infusione per pompe elettroniche per la somministrazione di farmaci fotosensibili. L'azienda aggiudicatrice dei set del lotto 5 dovrà fornire in uso gratuito nr. 60 pompe infusionale con le seguenti caratteristiche:
Meccanismo volumetrico a pistone e/o a doppio pistone. Costanza di infusione e precisione nel tempo; Possibilità di intrappolamento della aria e sua espulsione automatica.Regolazione della velocità di infusione e del volume totale da infondere;Funzionamento a rete a batteria ricaricabile;possibiltà di variare la velocità di flusso senza fermare la somministrazione;Allarme visivo ed acustico; informazione in lingua italiana.
Deflussore per soluzioni perfusionali fornito di dispositivo rigido indeformabile per la perforazione del tappo dei contenitori in vetro ed il deflusso del liquido camera di gocciolamento trasparente flessibile in materiale plastico conforme a quanto prescritto dalla F.U. vigente e successivi aggiornamenti, fornita di filtro antibatterico ed antiparticolato; foro di uscita dell'aria in posizione contrapposta a quella di entrata del liquido; regolatore di flusso a rotelle o a piastrina metallica nel tubo in materiale plastico trasparente lungo almeno 120cm, raccordo in lattice o elastomero di lung.circa5 cm per l' eventuale introduzione di altri farmaci;cappucci protettivi alle due parti terminali.I deflussori dovranno essere in involucro termosaldato ermeticamente per consentire la sterilità nel tempo.
Deflussore con microgocciolatore 50gtt/ml dotato di regolatore di flusso per soluzioni con microgocciolatoio con sistema a rotella, con graduazione da 3 a 200 o 250 ml / h con linea di infusione ,filtro antibatterico, dispositivo per presa d'aria antibatterico.
Dispositivo filtrante utilizzabile con qualsiasi tipo di set di infusione per la prevenzione e la protezione da :batteri, presenza di aria all'interno del set di infusione e delaa siringa,presenza di particelle;membrana di ventilazione 0,02 micron.
Regolatore di flusso per soluzioni con microgocciolatoio con sistema a rotella, con graduazione da 3 a 200 o 250 ml / h con linea di infusione ,filtro antibatterico, dispositivo per presa d'aria antibatterico.
Dispositivo monouso ad energia elastomerica per infusione continua, tubo antiinginocchiamento ed antischiacciamento,filtro non superiore a 7 micron antiparticelle da 2ml/h capacita' 60 ml circa.
Dispositivo monouso ad energia elastomerica perinfusione continua ,tubo antiinginocchiamento ed antischiacciamento, filtro non superiore a 7 micron antiparticelle da 2 ml/h capacità 100 ml circa.
Dispositivo monouso ad energia elastomerica per infusione continua, tubo antiinginocchiamento ed antischiacciamento, filtro non superiore a 7 micron antiparticelle da 5ml /h capacita' 250 ml circa.

Eligibility requirements: Come da disciplinare di gara. Come da disciplinare di gara. Come da disciplinare di gara e Capitolato Tecnico.
Come da disciplinare di gara.
Come da disciplinare di gara e Capitolato Tecnico.