Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-07-03
Buyer: EMA/DCSSA/DAPS-SSA
Country: FR
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000
Submission deadline: 2019-08-20
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Acquisition de chaînes de chromatographie couplées ou non à des spectromètres de masse au profit de l'Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA)
Acquisition de chaînes de chromatographie couplées ou non à des spectromètres de masse au profit de l'Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA).
Acquisition d'une chaîne de chromatographie gazeuse couplée à un spectromètre de masse triple quadripôle (GC-MS/MS)
Acquisition d'une chaîne de chromatographie gazeuse couplée à un spectromètre de masse triple quadripôle (GC-MS/MS).
— 1 détecteur PFD et les générateurs de gaz associés (minimum 200 nml/mn et pureté de 99,9999 % pour le générateur d'hydrogène et minimum 2 000 nml/mn pour le générateur d'air),— une source EI supplémentaire,
— 1 lot de 50 tubes pour désorption thermique en verre, phase Tenax®Ta et bouchons de stockage longue durée,
Acquisition d'une chaîne de chromatographie en phase supercritique couplée à un spectromètre de masse haute résolution et à une cellule à mobilité ionique (SFC/UHPLC-MI-HRMS)
Acquisition d'une chaîne de chromatographie en phase supercritique couplée à un spectromètre de masse haute résolution et à une cellule à mobilité ionique (SFC/UHPLC-MI-HRMS).
Les systèmes analytiques proposés par les candidats en réponse au lot nº 1 seront évalués sur la base d'un essai effectué sur un mélange de 4 molécules organophosphorée. Ce mélange sera fourni par l'IRBA (Malathion, Ethion, Parathion et Carbophenothion dans l'hexane, ampoule de verre référence 861237, Sigma-Aldrich). Les analyses seront effectuées en mode d'ionisation EI sur colonne de type Hp-5ms ou équivalente de taille 30 m 0,25 mm × 0,25 m fournie par le candidat. Le choix de la méthode analytique est ensuite laissé à la main du candidat, qui devra expliciter l'ensemble des paramètres utilisés.
— la concentration atteinte pour un rapport signal sur bruit égal à 5 (limite de quantification supposée) pour chaque composé ainsi que les IDL associés,
— la relation réponse/concentration sur un minimum de 10 points de gammes et sur un intervalle allant de la limite de quantification supposée à 1000 fois cette limite (n=6 gammes par molécules). Les concentrations moyennes recalculées et les cœfficients de variation associés seront transmis ainsi que l'ensemble des données ayant permis d'obtenir ces résultats. Les équations relatives aux relations réponses/concentrations seront communiquées ainsi que les moyennes et les cœfficients de variation sur les pentes. Seront acceptés les régressions linéaires et quadratiques, pondérées ou non sur la concentration (1/x),
— la différence de sensibilité entre les modes MRM et SCAN-MRM à 5 fois la limite supposée de quantification. Le SCAN sera paramétré sur l'intervalle 50 - 500 m/z,
— les chromatogrammes obtenus. Toute demande de mélange devra être adressée via la place à la pfaf-s en précisant dans l'intitulé de la demande «A00 19pa7455 — lOT nº 1 — demande de mélange» avec mention des coordonnées exactes de la personne en charge de ces essais. Ces demandes devront être adressées dans un délai raisonnable permettant l'envoi, les tests et la réponse à la présente consultation.