Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2024-01-17
Buyer: assistance publique hopitaux de paris
Country: FR
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33161000: Electrosurgical equipment
Estimated value: 4783440 EUR
Submission deadline: 2024-02-12
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: ao 23-011e Achat de dispositifs médicaux pour électrochirurgie à haute fréquence, destinés à l'ensemble des établissements de l'assistance Publique - hôpitaux de Paris
ao 23-011e - achat de dispositifs médicaux pour l?électrochirurgie à haute fréquence destinés à l'ensemble des établissements de l'assistance Publique- hôpitaux de Paris
electrodes neutres / plaques de retour à usage unique Ces électrodes neutres seront utilisées lors d'une intervention chirurgicale comme plaque de retour de l'énergie lors de l'utilisation d'instruments monopolaires et d'un générateur Hf.*Electrodes neutres adhésives bi-zones pour adulte, enfant et nouveau-né à usage unique. Elles seront conditionnées par sachet unitaire et/ou de plusieurs unités, comportant au minimum une étiquette de traçabilité par unité, adhésive et détachable de l'emballage primaire. *Câbles de raccordement aux plaques électro-chirurgicales, câbles réutilisables, avec pince de connexion s'adaptant sur les plaques proposées. La connectique côté générateur sera adaptée aux générateurs présents à l'ap-hp. *Electrodes neutres bi-zones pour adulte, enfant et nouveau-né avec câbles intégrés, adhésives, à usage unique, conditionnées par sachet unitaire comportant au minimum une étiquette de traçabilité par unité, adhésive et détachable de l'emballage primaire
les manches porte-électrode et électrodes monopolaires associées seront utilisés lors des interventions chirurgicales avec des générateurs Hf.*Manches porte-électrode digitaux (à bouton), monopolaires, stériles, à usage unique. Ils seront anti-rotations, pour électrodes de diamètre 2,35 à 2,4 mm, avec électrode pré-montée type " lame " d'environ 70 mm au total et environ 30 mm de zone active. Le câble sera intégré au manche et d'une longueur minimum de 3 m. La connectique du câble sera compatible avec les générateurs présents à l'ap-hp, c'est-à-dire obligatoirement à fiche 3 broches avec un entraxe d'environ 29 mm. Si possible, le candidat proposera également une connectique jack 6,35 mm pour les anciens générateurs ERBE encore présents à l'ap-hp. *Manches porte-électrode avec aspiration des fumées : Le candidat proposera des manches porte-électrode avec aspiration des fumées intégrée. Le candidat pourra également proposer des système d'adaptation sur les manches porte-électrode afin de pouvoir réaliser l'aspiration des fumées (en complément de gamme dans l'annexe financière).*electrodes stériles à usage unique de type lame, aiguille, boule, anse, etc. Elles seront gainées et auront une section anti-rotation d'un diamètre de 2,35 à 2,4 mm compatible avec les manches porte-électrode proposés. Le candidat ne proposera pas d'aiguille à microdissection qui fera l'objet d'un lot spécifique pour cette consultation (Lot no3).*Grattoirs chirurgicaux stériles à usage unique avec une face abrasive et une face adhésive pour champ opératoire. Les grattoirs seront radio-opaques
electrodes à microdissection stériles à usage unique type aiguille droite et à pointe angulée à 45°. Ces électrodes seront gainées et auront une pointe anti-charbonnage d'un diamètre de 2,35 à 2,4 mm. Les électrodes devront être compatibles avec les manches porte-électrode anti-rotations, pour électrodes de diamètre 2,35 à 2,4 mm
pinces bipolaires de coeliochirurgie, stériles, à usage unique, d'une longueur utile de 300 mm minimum, d'un diamètre d'environ 5 mm, avec un tube isolé électriquement et une poignée rotative à 360°. Le câble sera intégré et de longueur minimum 3 m. Sa connectique sera compatible avec les générateurs à haute fréquence présents à l'ap-hp c'est-à-dire avec une fiche deux broches 4 mm d'un entraxe d'environ 29 mm
pinces bipolaires gainées pour chirurgie ouverte, stériles, à usage unique, avec un câble intégré d'une longueur minimum de 3 m. La connectique du câble sera adaptée aux générateurs présents à l'ap-hp c'est-à-dire, une fiche deux broches 4 mm d'un entraxe d'environ 29 mm. Le candidat devra proposer des pinces bipolaires " classiques ", soit non anti adhésives / non anti charbonnage. Les pinces bipolaires stériles à usage unique, anti adhésives /Anti charbonnage font l'objet d'un lot spécifique (lot no6)
pinces bipolaires stériles, à usage unique, gainées avec des mors anti adhésifs / anti charbonnage. Ces pinces seront principalement utilisées en neurochirurgie mais également pour d'autres spécialités chirurgicales.Le câble sera intégré et sa connectique sera compatible avec les générateurs d'électrochirurgie à haute fréquence de marque covidien/valleylab, lamidey-noury et ERBE (parc Ap-Hp),) mais aussi avec les générateurs MALIS présents à l'ap-hp, c'est-à-dire une fiche deux broches d'un entraxe d'environ 38 mm. Le candidat devra apporter les éléments de preuves de la compatibilité avec le générateur MALIS (certificat de compatibilité notamment).Dans le cas où le raccordement au générateur nécessiterait un câble intermédiaire (ou un adaptateur), le candidat insérera une (ou plusieurs) ligne(s) à l'annexe financière et précisera si le câble est stérilisable et/ou stérile à usage unique
pinces bipolaires stériles, à usage unique, gainées, avec irrigation pour neurochirurgie, avec un câble intégré. La connectique du câble sera adaptée aux générateurs MALIS présents à l'ap-hp c'est-à-dire une fiche deux broches d'un entraxe d'environ 38 mm. Dans le cas où le raccordement au générateur et au module d'irrigation nécessiterait un câble intermédiaire et/ou une tubulure séparée, le candidat insérera une (ou plusieurs) ligne(s) à l'annexe financière " produits de reference - reponse obligatoire " et précisera si le câble et la tubulure sont stérilisables et/ou stérile à usage unique
pse facultative 1 : Ciseaux bipolaires gainés réutilisables, longueur minimum de 3 m, avec une connectique adaptée aux générateurs présents à l'ap-hppse facultative 2 : Pinces monopolaires réutilisables et câbles monopolaires compatibles avec les pinces proposées. Les câbles auront une longueur minimum de 3 m, avec une connectique adaptée aux générateurs présents à l'ap-hp
pse facultative 1 : Ciseaux bipolaires gainés réutilisables, longueur minimum de 3 PSE facultative 2 : Pinces monopolaires réutilisables et câbles monopolaires compatibles avec les pinces proposées
la lettre de candidature (formulaire Dc1 dûment rempli et signé) attestant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés dans le Code de la Commande Publique relatif aux interdictions de soumissionner aux marchés publics et qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales;la déclaration du candidat (formulaire Dc2 dûment rempli). En cas de groupement, chaque membre devra fournir le Dc2 ;Les formulaires Dc1, Dc2 sont téléchargeables sur http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/index.htmLes documents précédents peuvent être remplacés par le document unique de marché européen (Dume) établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne
dans le Dc2 ou le DUME, la rubrique concernant le chiffre d'affaires HT des trois derniers exercices disponible ou, à défaut, pour les entreprises nouvellement créées, une déclaration appropriée de banque
le DUME ou une attestation annexée au Dc2 relative aux moyens et références du candidat ainsi qu'une attestation relative aux attestations et certification de la capacité professionnelle
les accords-cadres sont d'une durée de 48 mois à compter de la date de notification du marché. les offres seront présentées en euros les critères d'attribution sont : qualité médicotechnique des dispositifs médicaux évaluée lors des essais hospitaliers (45%)seront évaluées : l'adaptation aux besoins (50%), l'ergonomie (25%) et la sécurité d'utilisation (25%)note éliminatoire 23/45 coût basé sur les quantités estimées pendant 4 ans (45%) étendue de la gamme en lien avec les besoins du lot (5%)nombre de caractéristiques différentes d'un même produit / gamme en termes de formes, tailles, mors notamment. Plus ces caractéristiques sont nombreuses, plus les produits pourront s'adapter aux différentes interventions. actions menées par le candidat en matière de développement durable (5%)l'engagement des candidats sur la thématique du développement durable sera jugé au vu des réponses apportées au questionnaire " crdd ".  les critères d'attribution et leurs éventuels sous-critères sont détaillés dans le Règlement de la Consultation. le Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) est mis à disposition des candidats sur PLACE à compter de la publication du présent avis au Joue.La plateforme oblige à répondre lot par lot, le candidat est néanmoins autorisé à déposer l'ensemble de ses documents sur un seul lot même s'il présente une offre sur plusieurs lots. Dans ce cas, les candidats sont priés de structurer correctement l'arborescence de leur dossier en créant notamment un sous-dossier par lot pour les dossiers techniques. les quantités par lot sont annuelles et données à titre indicatif.  codes NUTS : Fr10 (Ile de France), Fr222 (Liancourt), Fr301 (Berck), Fr615 (Hendaye), Fr825 (San Salvadour). les accords-cadres issus de cette consultation s'entendent comme des accords-cadres à bons de commande au sens des articles R. 2162-1, R. 2162-2, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la Commande Publique

Eligibility requirements: la lettre de candidature (formulaire Dc1 dûment rempli et signé) attestant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés dans le Code de la Commande Publique relatif aux interdictions de soumissionner aux marchés publics et qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales;la déclaration du candidat (formulaire Dc2 dûment rempli). En cas de groupement, chaque membre devra fournir le Dc2 ;Les formulaires Dc1, Dc2 sont téléchargeables sur http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/index.htmLes documents précédents peuvent être remplacés par le document unique de marché européen (Dume) établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne

Award value: 4783440