Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-12-23
Buyer: Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД
Country: BG
Region: BG411
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33141000: Disposable medical supplies
Estimated value: 1002785.9 BGN
Submission deadline: 2025-12-02
Award criteria: quality, price

Technical requirements: Доставка на медицински изделия - консумативи за кардиостимулация, групирани в 64 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация - т. ІІ от раздел І на документацията за участие, представляващо неразделна част от нея.
Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация - т. ІІ от раздел І на документацията за участие, представляващо неразделна част от нея. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не представляват нито минимално, нито максимално общо количество, което Възложителя ще заяви за доставяне през периода на изпълнение на поръчката. При изпълнението на поръчката Възложителят ще заявява такива количества продукти, от каквито има нужда с оглед на обема и характера на дейността, която осъществява.
Мястото на изпълнение за всички обособени позиции е посоченото по-горе "Болничната аптека на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” - №65"
•Качество - до 35 т.
В зависимост от вида на медицинското изделие (кардиостимулатор/електрод/кардиостимулатор и електрод – комплект/друго) се прилагат следните критетрии и методики за оценяване на качеството:
1. Критериите за качество и методиката за оценяване на качеството на кардиостимулаторите са следните:
1.1. Живот на кардиостимулатора в години при определен номинален режим, сравним и еднакъв за отделните модели по видове. Оценяват се само еднакви и близки стойности при сравними модели /примерно 100% стимулация при еднакви пулсова ширина 0,4 ms, амплитуда 2,5V или 3,5V и съпротивление 500 ома/. Максимумът е 10 точки.
ОЦЕНКА:
•12 месеца / 1 година / = 0.8 т.;
•1 месец = 0.067 т.
1.2. Капацитет на батерията на кардиостимулатора в Ah, по данни на производителя в началото на живота на стимулатора / BOL / Максимумът е 10 точки
ОЦЕНКА:
•1 Ah = 8 т.;
•0.1 Ah = 0.8 т.
1.3. Допълнителни функции на кардиостимулатора Максимум 10 точки
•Основният минимум мултипрограмабилни параметри, които са задължителни и носят 5 точки – тип на стимулация, поларитет, честота на стимулация, амплитуда, сензинг, пулсова ширина, хистерезис, рефрактерен период на стимулатора и др. стандартни съобразно за типът стимулация – VVI, VDD, DDD
•Доп. функции, които носят допълнителни още до 5 точки - (максимумът е 5 точки - по 1 точка за всяка допълнителна функция в повече) са: нощна програма, възможност за ЕФИ, auto capture, холтерна функция, вкарване данни на пациента и др.
ОЦЕНКА: 5 точки задължителни от основните параметри +
•5 точки за 5 и повече допълнителни функции извън стандартните, упоменати към мултипрограмабилност;
•3/4 т.– за 3/4 допълнителни функции;
•1/2 т. – за 1/2 допълнителни функции.
1.4. Софтуерна осигуреност на сектора по кардиостимулация, за работа с предлаганите продукти Максимумът е 5 точки
Има се в предвид наличие и възможности за препрограмиране и на изследване в операционната на закупуваните стимулатори. Осигуреност с програмери, PSA апарати и кабели.
ОЦЕНКА: 5 т. при 75% - 100% налично покритие на сектора; 3 т. при 50% - 75% покритие; 1 т. при < 50% покритие.
2. Критериите за качество и методиката за оценяване на качеството на електродите са следните:
2.1. Диаметър на електродното тяло – максимум 5 точки
За биполярен електрод
•От 1,8 мм – 2,0 мм = 5 т.
•От 1,5 мм – 1,7 мм / 2,1 мм – 2,2 мм = 4 т.
•От 2,3 мм – 2,7 мм = 3 т.
•От 2,8 мм – 3,0 мм / под 1,5 мм = 2 т.
•Над 3,0 мм = 1 т.
За униполарен електрод:
•От 1,3 мм – 1,6 мм / 3,5 – 4 Fr. = 5 т.
•От 1,0 мм – 1,2 мм / 4,5 – 5 Fr. = 3 т.
•Под 1,0 мм / над 1,6 мм / 6 Fr = 1 т.
2.2. Разстояние между електродните полюси - tip to ring – максимум 5 точки
•От 12 мм – 15 мм = 5 т.
•От 15 мм – 17 мм = 4 т.
•От 18 мм – 20 мм = 3 т.
•От 10 мм – 11 мм / 20 мм – 22 мм = 2 т.
•Под 10 мм / над 22 мм = 1 т.
2.3. Пейсираща повърхност ( площ ) на върхът – tip – максимум 5 точки
•Над 3,0 кв.мм = 5 т.
•От 2,5 кв мм – 3,0 кв мм = 4 т.
•От 2,0 кв мм – 2,4 кв мм = 3 т.
•От 1,5 кв мм – 1,9 кв мм = 2 т.
•От 1,0 кв мм – 1,4 кв мм = 1 т.
2.4. Пейсираща повърхност ( площ ) на бипол. полюс–ring – максимум 5 точки
•От 20 кв мм – 25 кв мм = 5 т.
•От 15 кв мм – 19 кв мм = 4 т.
•От 10 кв мм – 14 кв мм = 3 т.
•От 5 кв мм – 9 кв мм = 2 т.
•Под 5 кв мм = 1 т.
2.5. Съпротивление на електрода – максимум 5 точки
•От 55 ома – 85 ома = 5 т.
•От 86 ома – 100 ома / 30 ома – 54 ома = 3 т.
•Над 100 ома / под 30 ома = 1 т.
2.6. Поляритет на електрода – максимум 5 точки
•uni / bip = 5 т.
•uni = 3 т.
2.7. Софтуерна осигуреност за програмиране и интраоперативно изследване на електродите с програмери и PSA апарати на съответната фирма – максимум 5 точки
•при 75% -100% = 5 т.
•при 50% - 75% = 3 т.
•под 50% = 1 т.
3. При комплексна оценка на кардиостимулатор и електрод (комплект) се прави отделна оценка за качество на кардиостимулатора (методика по т. 1) и на електрода (методика по т. 2). Когато електрода е получил оценка по-голяма от 30 т., общата оценка за качество на продукта е равна на оценката за качество, получена за кардиостимулатора от комплекта. Когато електрода е получил оценка равна или по-малка от 30 т., общата оценка за качество на продукта е равна на оценката за качество на продукта е равна на оценката за качество, получена за кардиостимулатора от комплекта, намалена с една единица.
4. Поради липса на подходящи критерии за оценяване качеството на продуктите по останалите обособени позиции от предмета на поръчката, предложените по тези обособени позиции продукти, които отговарят на съответните техническите спецификации, се оценяват с максималните 35 точки.
Предложенията по отделните обособени позиции се оценяват поотделно.
Крайната оценка на офертата на всеки един участник за всяка отделна обособена позиция, по която е представил предложение, се определя като сбор на оценките за тази оферта, получени по показател „цена” и по показател „качество”.
На база крайните оценки участниците се класират по низходящ ред по обособени позиции, като на първо място се класира участникът с най-висока крайна оценка за съответната обособена позиция.
• Цена – Оценката се изразява с число, представляващо съотношение между най-ниската предложена цена за конкретна обособена позиция към цената, предложена за съответната обособена позиция от участника, чието предложение се оценява, умножено с тегловен коефициент 65;
Предложенията по отделните обособени позиции се оценяват поотделно.
Крайната оценка на офертата на всеки един участник за всяка отделна обособена позиция, по която е представил предложение, се определя като сбор на оценките за тази оферта, получени по показател „цена” и по показател „качество”.
На база крайните оценки участниците се класират по низходящ ред по обособени позиции, като на първо място се класира участникът с най-висока крайна оценка за съответната обособена позиция.
Доставка на медицински изделия - консумативи за кардиостимулация - ICD – еднокухинен кардиовертер дефибрилатор конектор DF-1, комплект с подходящ консуматив: камерен електрод с един/два койла с активна фиксация, по избор при заявката, дезиле за дефибрилиращия електрод /комплекта съвместим с ЯМР/.
Изискванията към предлаганите изделия, количествата и начина на изпълнение на поръчката са подробно описани в Техническата спецификацията в т. II. на раздел І на документацията за участие.


Winner: ИНТЕРАГРО-90 ЕООД
Award value: 948589.18
Number of bids: 41