Public procurement notice: Prior Information Notice With Call For Competition
Published: 2017-09-06
Buyer: Helmholtz-Zentrum München GmbH
Country: DE
Contract type: Supplies
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 33111000: X-ray equipment
Submission deadline: 2017-10-10

Technical requirements: — Diese Beschaffung betrifft röntgenbasierte Geräte für die präklinische, experimentelle radiobiologische Forschung,
— Das Helmholtz Zentrum München beabsichtigt bis zu drei (3) Röntgengeräte für die In-vitro- und In-vivo-Bestrahlung von Zellkulturen und Kleintiermodellen anzuschaffen,
— Für die Bestrahlung von Zellkulturen und die Ganzkörper-Bestrahlung bei Mäusen benötigen wir vollständig abgeschirmte Hochenergie Schrak- Bestrahlungseirichtungen,
— Für eine präzise Teilkörperbestrahlung an Mausmodellen benötigen wir eine voll abgeschirmte, bildgeführte Bestrahlungsplattform, die dem Design moderner Linearbeschleuniger ähnelt,
Das Helmholtz Zentrum München beabsichtigt, bis zu drei (3) verschiedene Röntgenstrahler für die in vitro- und in vivo-Bestrahlung von Zellkulturen und Kleintiermodellen zu erwerben.
Für die Bestrahlung von Zellkulturen wird eine vollständig abgeschirmte hochenergetische Bestrahlungsvorrichtungen mit einer Dosisleistung von mindestens 2 Gy / min (220 kV Röntgenstrahl) und einer Feldgröße von mindestens 18 cm bei 30 cm Abstand vom Fokus benötigt.
Für die Ganzkörperbestrahlung vom Mäusen wird eine vollständig abgeschirmte Hochenergie-Bestrahlungsvorrichtungen mit einer Dosisleistung von mindestens 4 Gy / min (300 kV Röntgenstrahl) und einer Feldgröße von mindestens 20 cm bei einem Fokusabstand von 30 cm benötigt.
Für die punktgenaue Teilkörperbestrahlung bei Mäusen wird eine vollständig abgeschirmte, bildgeführte Kleintierbestrahlungsplattform benötigt, die dem Design moderner Linearbeschleuniger ähnelt.
Für die Bestrahlungseinrichtungen für Zellen wie auch für die Ganzkörperbestrahlung von Mäusen müssen herausnehmbare Hypoxie-Kammern zur Kontrolle des Sauerstoff und CO2 Gehaltes, Temperaturregelsysteme zur Temperierung des Bestrahlungskammer auf bis zu 37 °C, motorisierte Drehteller und individuelle Strahlhärtungsfilter optional erhältlich sein.
Das Bestrahlungsgerät für die Teilkörperbestrahlung sollte aus einer PC-gesteuerten, 360-Grad-Gantry-Röntgenröhre bestehen sowie mit einen motorisierte, in alle Richtungen verstellbaren Probentisch und Einstelllaser ausgestattet sein. Feste und variable Kollimatoren zur Einstellung verschiedener, auch asymmetrischer Bestrahlungsfelder müssen optional angeboten werden.
Alle Geräte müssen als Vollschutzgeräte ausgeführt sein und alle, nach deutschem Recht notwendige Vorkehrungen zum sicheren Betrieb müssen integriert sein.
Alle Bestrahlungseinrichtungen müssen mit platzsparenden Schiebetüren ausgestattet, an deutschen Standard-Stromquellen anschließbar und mit einem CE Kennzeichen versehen sein.
Ideale Bestrahlungsgeräte wären röntgenbasierte, in sich geschlossene, zuverlässige, sehr einfach zu bedienen Systeme, die ohne besondere strahlenschutzrechtliche Genehmigungen untergebracht und betrieben werden können so das lediglich eine örtliche Genehmigung zur Arbeit mit Röntgengeräten nötig ist.
Die verschiedenen Geräte sollten von einem Hersteller mit in Deutschland ansässigen Ingenieuren geliefert werden. Sie Schulung und Einweisung des Personals vor Ort sollte in Deutsch erfolgen.