Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-05-03
Buyer: AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA - ANDRIA - TRANI
Country: IT
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33170000: Anaesthesia and resuscitation
Estimated value: 12443291 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: PROCEDURA PONTE APERTA EX ERT. 60 D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE OCCORRENTI ALLA ASL BT
Sensore per il monitoraggio della profondita' dell'anestesia/sedazione attraverso l'analisi spettrale del segnale elettroencefalografico (BIS)-bispectral index. N.B. La ditta aggiudicataria dovrà fornire il modulo per il controllo cerebrale in uso gratuito
Sensori SpO2 adesivi monopaziente dotati di cip di memoria digitale contenuto nel connettore del sensore. Costituito di materiale morbido e leggero. Fotorilevatore dotato di gabbia di Faraday in grado di ridurre le interferenze elettriche. Modelli con codice colore, differenziti per adulto, pediatrico e neonatale.
Cannula orofaringea di guedel in PVC o altro materiale biocompatibile, monouso, sterile, misure da 000 a 6, e comunque da circa 35 mm a circa 120 mm
TUBI ENDOTRAC. IN PVC  ARMATI  CUFFIATI STERILI , LATEX FREE, per intubazione prolungata orale/nasale in  sala operatoria, con punta Murphy. Trattamento della parete interna per diminuire l'adesione delle secrezioni ed aumentare la scorrevolezza dei sondini d'aspirazione. Punta atraumatica. Linea radioapaca. Confezione singola sterile. Misure da 2,5 a 9,5 mm
Tubo endotracheale precurvato armato, in PVC, cuffia HVLP, raccordo bianco incollato,  indicatori di pressione (tipo AccuCuff) per il monitoraggio istantaneo delle pressioni interne delle cuffie, graduato, foro Murphy, monouso, sterile. Misure da 3 a 10 mm
Tubi endotracheali cuffiati, in PVC trasparente, con cuffia  a bassa pressione/ alto volume, siliconizzato con foro Murphy, orale/nasale, con palloncino di controllo e valvola per siringa, anello di repere nero per il controllo dell'intubazione. Graduato, linea radiopaca su tutta la lunghezza.  Tutte le misure adulte e pediatriche (da 2,5 a 10).
Lama spectrum LoPro S3/S4 per vie aeree difficili, monouso in polimero ottico di grado medicale trasparente,  Videolaringoscopio portatile GLIDESCOPE Go, alimentato a rete e batteria, già in dotazione misure:
Dispositivo sovra-glottideo, dotato di cuffia non gonfiabile realizzata in morbido gel termo-plastico (SEBS). La cuffia non deve necessitare di alcun gonfiaggio  in quanto si deve adattare perfettamente all'anatomia sovraglottidea senza dover esercitare alcuna pressione.
Maschera laringea  con punta rinforzata resistente al ripiegamento durante l'inserimento, dotata di marker di profondità, precurvata monouso e blocca morso incorporato. Il prodotto deve dotato di palloncino pilota, marker di corretto posizionamento del videobroncoscopio flessibile, avere accesso gastrico integrato e possibilità di intubazione. Deve essere fornito in tutte le misure.
Kit sterile per cricotiroidotomia percutanea secondo tecnica selldinger, costituito da: cannula tracheostomica di ID almeno 4 mm provvisto di cuffia, bisturi con lama calibrata, selldinger, dilatatore.
Maschera per ossigenoterapia: trasparente, con resevoir, ad alta concentrazione, completa di prolunga di 2 mt circa. Misure per adulti
Maschera per ossigenoterapia/aerosolterapia in grado di somministrare dal 20 al 90% di FiO2. La maschera deve essere aperta, priva di spazio morto. Il flusso può essere regolato in base alla saturazione. Completa di tubo ossigeno di 2 mt circa.
Filtro da associare al circuito respiratorio in materiale latex free con le caratteristiche di proteggere dalla contaminazione da virus e batteri e mantenere l'umidità del paziente all'impiego di umidificatori in sala operatoria. Membrana idrofobica a filtrazione elettrostatica. Grande superficie filtrante. Efficienza di filtrazione batterica e virale non inferiore a 99,999%. Umidità assoluta rilasciata maggiore o uguale a 31mg H2O/L a TV 500ml. Resistenza al flusso a 30l/min circa di 1,6 cm H2O, a 60l/min di circa 3,0 cm H2O. Peso non superiore a 35 g. Deve possedere un attacco Luer Lock per il monitoraggio della ETCO2, raccordi standard ISO 22M/15F-22F/15M. Confezione singola sterile.
Filtro antibattrico antivirale sterile, versione adulta e pediatrica, di tipo elettrostatico, con presa per capnometro femmina monouso luer-lock. La membrana filtrante è in polipropilene. Connessioni 15M22F/22M15F


Winner: BETAFIN
Award value: 12443291
Number of bids: 1