Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-04-12
Buyer: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000 | 33130000: Dental instruments and devices
Estimated value: 47356143 HUF
Award criteria: The most economic tender
EU fund: ESF

Technical requirements: TOP-6.6.1-16-SF1-2020-00004 azonosító számú „Szekfű Gyula utcai rendelő felújítása” című projekthez kapcsolódó orvosi-, fogorvosi eszközök beszerzése
TOP-6.6.1-16-SF1-2020-00004 azonosító számú „Szekfű Gyula utcai rendelő felújítása” című projekthez kapcsolódó orvosi eszközök beszerzése az alábbiakra vonatkozóan:
(A készülék alkalmas a bakteriális és vírusos fertőzés megkülönböztetésére; a készülék a Creaktív proteint (CRP) méri, ami egy olyan akutfázis-protein, amelynek szintje rohamosan megemelkedik a fertőzés kezdete után; mintaanyag: teljes vér, szérum vagy plazma; a minta mennyisége: max. 10 μl; mérés tartomány: legalább 8-200 mg/l teljes vérvizsgálata esetén; mérés tartomány: legalább 5-120 mg/l szérum vagy plazma vizsgálatakor)
(A készülék vizelet tesztcsíkot olvas és analizál; Min. 11 vizsgált érték (Glu, BIL, SG, KET, BLD, PRO, URO, NIT, LEU, VC és vizelet pH); kijelző: 2,2” méretű, színes LCD kijelző; egy lépéses működési mód; vizsgálati sebesség: min. 50 teszt / óra; adattárolás: min. 500 minta; Felhasználóbarát felület; Micro-USB és/vagy bluetooth interfész; hordozható kivitel, tömege max. 250 g)
(Laborkészülék min. 6 paraméter meghatározására; Paraméterek min.: CHOL, GLU, TRI, HGB, ERY, HCT; Reagenssel töltött küvettákba cseppentett 1 csepp kapilláris vérből fotometrikus úton végzett vizsgálat; A készülék alfanumerikus kijelzőjén olvasható le az eredmény; Vizsgálati idő max. 5 perc; Tápellátás: hálózati adapterrel és/vagy 9 V-os elemmel; Tömege max. 500 g)
(Kézi spirométer; Felhasználóbarát kialakítás; Könnyű és hordozható kivitel; LED-es háttérvilágítású kijelző; Mért paraméterek min.: FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25, FEF75, FEF2575; A mérési adatok belső memóriában tárolhatók; Automatikus kikapcsolás; Akkumulátor töltöttségét jelző mutató; Képes Bluetooth-on keresztül kapcsolódni az okostelefonra letölthető alkalmazáshoz)
(Tartalma: Anatómiai csipesz 14 cm 1 db; érfogó egyenes 14 cm 1 db; Fecskendő eh. 2 ml 10 db; Fecskendő eh. 5 ml 10 db; Fertőtl.BioReX kéztisztitó gél 300 ml 1 db; Fertőtl.C-Derm szint.250ml bőr 1 db; Fonendoszkóp plano 1 db; Gyomorszonda műa. 1 db; Horgas csipesz 14 cm ± 15% 1 db; Infúziós szerelék 2 db; Irrigátor készlet 1 db; Karszorító tépőzáras 1 db; Kathéter női 1 db; Kathéter Thiemann 1 db; Kesztyű PE 100 db; Kötszerolló 14 cm ± 15% acél 1 db; Lázmérő digitális 1 db; Mayo tubus / 3-as sárga 1 db; Mérőszalag 1 db; Mull-lap steril min. 6 x 6 cm 1 db; Mull-lap steril min. 10 x 10 cm 1 db; Nyelvlapoc fából 100 db; Pupillalámpa 1 db; Ragtap. Leukoplast 1 db; Sebészeti olló 1 db; Szájmaszk papír 2 rétegű 5 db; Tápszonda 1 db; Táska nővér, válltáska, 1 db; Tűk 100 db; Vatta, papír 500 gr 1 db; Vénakanül Vasofix /18 G LL zöld 1 db; Vérnyomásmérő órás DM330 1 db; Vesetál műanyag 26 cm 1 db)
(Perifériás Artériás Betegség (PAD) diagnosztizálására alkalmas készülék; Hordozható, önállóan (PC, illetve PC kapcsolat nélkül) is működő készülék; LCD kijelző a valós idejű mért értékek és görbe megjelenítésére; "Színes, min. 4”-os kijelző: Előny a megléte! Igen = 10 pont, nem=0 pont"; Készülék súlya max. 4 kg; Oszcillometrikus vagy Térfogat pletizmográfos mérési módszer; Mérési tartomány min. 50 - 240 Hgmm; Mérési idő max. 3 perc; Színkódolt vérnyomásmérő cső és / vagy mandzsetta készlet; A mérést követően a jobb és bal oldali boka-kar index automatikus meghatározása; Számítógépes szoftver a mérési eredmények kiértékelésére, tárolására és riportok készítésére; Tartozékok: a készülék használatához szükséges mennyiségű, típusonként M és L méretű mandzsetták; Gördíthető készülékállvány)
(Automatikus periodikus önteszt, a szerviz szükségességének jelzése; Asynchron defibrillálás; Bifázisos hullámforma; Maximális energia min 200J; Feltöltés jól látható és jól hallható jelzéssel; Feltöltődési idő maximális energiaszintre max. 12 másodperc; Tanácsadás formája minimum szöveg, hang; Mellkasi impedancia automatikus kompenzálása; Defibrillátor tömege, teleppel, 1 pár elektródával max. 3,5 kg; Ütésálló védőburkolat, hordtáskával a szükséges tartozékok biztonságos szállítására is alkalmas.; A defibrillátor IEC 60529 szerint min. IP55 besorolású; Működési hőmérséklet minimum 0-40 °C; Cserélhető, újra tölthető telep vagy elemek; Akkumulátor/elem élettartama min. 4 év; Maximális energiával történő kisütések száma új, feltöltött telep esetén min. 150 sokk. Előny a több! 150 alatt érvénytelen, 150 a minimális pontszámot kapja, 250 és afelett a maximális pontszám jár.; Tartozékok: Egyszer használatos felnőtt defibrillátor elektróda 1 db/pár; Hordtáska vállpánttal 1 db/készülék; Fali tárolószekrény folyosóra)
(2,5 V-os LED izzóval; LED élettartama min. 20 000 óra; ABS műanyag fejjel; Színhőmérséklet min. 5 000 K°; Fényerő min 150 000 Lux; Tápellátás: 2 db AA elem; Tartozékok: vászon tok, levehető nyelvlapoctartó)
(PC alapú nyugalmi EKG; Kis méret, kompakt kivitel; 12 csatorna egyidejű mérése, 3/6/12 csatornás üzemmód; Hálózati, izom és alapvonal szűrők; Elektródalazulások jelzése; Állítható nézetek a számítógép képernyőjén; Automatikus diagnózis; Orvosi vélemény rögzítésének lehetősége; Digitális adattárolás; Egyszerű betegadatbázis kezelés; Széleskörű adattárolási és továbbítási lehetőségek; Adatátvitel USB porton vagy WIFI-n keresztül; A4-es normál papíros nyomtatás PC keresztül; "Frekvencia válasz min. 0,01-150 Hz tartományban. Előny a magasabb felső tartomány 150 Hz tartományt el nem érő megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen, a 150 Hz a minimális pontszámot kapja, a 300 Hz és felette lévő megajánlás a maximális pontot kapja."; Szállítandó eszközök: EKG rekorder; Számítógép interface kábel; EKG kiértékelő szoftver 1 db; komplett indulókészlet az EKG-hoz ; 2 készlet akkumulátor töltővel; EKG tartó gyári kocsi/állvány 1 db)
(Sürgősségi táska az alábbi felszereléssel: Szilikon maszk 2 db; Oxigénpalack 2L 1 db; Szilikon lélegeztető ballon 2 db; Váladékszívó 1 db; Otoszkóp 1 db; Fonendoszkóp 1 db; Órás vérnyomásmérő 1 db; Laringoszkóp készlet 3 különböző méretű lapoccal (0, 2, 4) 1 készlet; Guedel tubus 3 db; Eh. szike 1 db; Érfogó 18 cm ± 15% 1 db; Tűfogó 1 db; Anatómiai csipesz 16 cm ± 15% 1 db; Horgas csipesz 16 cm ± 15% 1 db; Sebészeti olló 18 cm ± 15% 1 db; Nyelvfogó 1 db; Szájterpesztő 1 db; Fém ujjvédő 1 db; Magill fogó 20 cm ± 15% 1 db; Gyomormosó készlet 1 db; 3 különböző típusú (24, 26, 36 CH) trachea tubus 1 készlet; Infúziós szerelék LL normál 2 db; Bőrfertőtlenítő 1 db; 5 és 10 ml fecskendők, tűk 3 db; Pupilla lámpa 1 db; Kesztyű M és L méretű 2 pár)
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában és a felolvasólapon meghatározott Nettó ajánlati ár mindösszesen (HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a nettó ajánlati árat szükséges megadni.
2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában meghatározott 2 hónapos teljesítési határidő a szerződés mindkét fél által történő aláírását követően számítandó, azzal, hogy amennyiben a szerződés teljesítési helyeként megjelölt, jelenleg kivitelezés alatt álló rendelő épületbe történő leszállítás az épület elkészültségi foka alapján még nem lenne lehetséges, Eladó tudomásul veszi, hogy a beszerzett eszközöket a szerződés hiánytalan teljesítéséig díjmentesen tárolja és őrzi addig az időpontig, amíg az eszközök teljesítési helyszínre történő leszállítása és beszerelése nem lehetséges. A szállítás lehetséges időpontjáról a Megrendelő az Eladót írásban értesíti. Eladó ebben az esetben - kivitelezés folyamatban lévő állapotban - az első számláját a Vételár 90 %-áról az eszközök igazolt tárolásáról szóló jegyzőkönyv birtokában, második számláját a Vételár 10 %-áról az eszközök leszállítását, beszerelését és azok rendeltetésszerű használatát biztosító betanítást követően nyújthatja be, ellenkező esetben - rendelő elkészültsége - Eladó a szerződés teljesítésekor a Vételár 100 %-áról nyújthatja be számláját. A kivitelezés befejezésének várható időpontja (műszaki átadás-átvétellel lezártan) 2022. március 31. napja
(Krómozott vagy rozsdamentes acél vázszerkezet; Állítható lámpafej; LED fényforrás; Megvilágítás min. 40 000 lux (0,5 m); Színhőmérséklet min. 4500 K°; Min. négy darab min. 50 mm átmérőjű ikerkerékkel; Állványba/ra integrált tápegység)


Winner: FRONT-DENT Fogászati Termék Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Award value: 47356143
Number of bids: 3