Public procurement notice: Additional Information
Published: 2020-03-20
Buyer: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Submission deadline: 2020-04-17
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Przetargu nieograniczonego na dostawę anestezjologicznego sprzętu j.u. Numer referencyjny: DZP.2344.11.2020
Zawór odcinający dostępu naczyniowego, bezigłowy, przezroczysty, zaopatrzony w zastawkę silikonową o pow. niesprzyjającej kolonizacji bakterii. Minimalny przepływ przez zawór – 525 ml/min.
Zestaw przelewowy (z dwoma kolcami przeciwległymi) do płynów sterylnych (rozpuszczanie liofilizatów, mieszanie roztworów leków), mała średnica kolca, gładka powierzchnia kolca zabezpieczająca przed odrywaniem cząsteczek korka.
Podstawowy aparat do pompy posiadający ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką, filtr infuzyjny o wielkości 15 um, zacisk rolkowy ze specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, posiadający silikonowy kontaktujący się z mechanizmem pompy, długość drenu 210-250 cm.
Zestaw do punkcji jamy opłucnej – cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem śr 1,8 mm, długość 80-90 mm; dren łączący z końcówką lock; strzykawka trzyczęściowa 60 ml jednorazowego użytku; worek 1,5-2,0 l; z żółtym kranikiem trójdrożnym.
Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego, Zestaw do połączonego (kombinowanego) znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnatrzoponowego, Zestaw do znieczulenia podpajenczynówkowego, Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego mini
Papier do kontroli stymulatorów kompatybilny z kontrolerem Biotronik ICS 3000 posiadanym przez Zamawiającego
Papier do kontroli stymulatorów 15x11 cm kompatybilny z kontrolerem Medtronic 6092 posiadanym przez Zamawiającego
Wkład workowy z pokrywką do odsysania wydzieliny, Pojemnik na wkład workowy do odsysania wydzieliny, Proszek żelujący do wkładów workowych, Wieszak mocujący, pojemnik na wkład workowy na szynę ścienną.
Sterylny aparat do infuzji grawitacyjnych. Długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120 mm. Kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samozamykającą się klapką. Dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia poziomu płynu, górna twarda, filtr płynu zabezpieczający przed cząsteczkami. Zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu. Długość drenu 140-180cm zakończona końcówką lock. Ffiltr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełnienia. Filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnienu komory kroplowej. Zastawka bezzwrotna. Bez zawartości DEHP.
Aparat do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnym 0,45 μm posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, obsługiwany jedną ręką, posiadający zastawkę bezzwrotną uniemożliwiającą niekontrolowanemu wydostaniu się płynu na zewnątrz. Możliwość stosowania przez 24h
Papier do kontroli stymulatorów 21x14 cm kompatybilny z kontrolerem St. Jude posiadanym przez Zamawiającego
Kateter z końcówką typu Yancauer do odsysania pola operacyjnego bez kontroli siły odsysania 27 F, dł. 220-230 cm
Kranik trójdrożny wykonany z wyczuwalnym i optycznym indykatorem położenia otwarty/zamkniety, nielateksowy,,trójramienne pokrętło obracane o 360
Rampa trójdrozny zespół kraników wielokolorowy do infuzji worków żywieniowych, wszystkie końcówki do podłączenia lini infuzyjnych zamknięte zatyczką lub koreczkiem. Wytrzymałość na ciśnienie do 4 bar.