Public procurement notice: Additional Information
Published: 2016-02-05
Buyer: B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Country: HU
Region: Borsod-Abaúj-Zemplén
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000 | 33111000: X-ray equipment | 33111200 | 33111400

Technical requirements: A tárgyi feltételes közbeszerzési eljárás vonatkozásában szerződéskötésre nem került sor, mivel az eljárás kapcsán a projekt elszámolhatósági véghatáridejéig ajánlatkérő nem kapta meg az eljárás szabályossági tanúsítványát, nem állt rendelkezésre a beszerzések fedezetét szolgáló forrás, így az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel nem került sor a szerződések megkötésére.
Medi-Tervill Kft. (1048 Budapest, Hargita utca 1. fszt. 2., adószám: 10664506-2-41) hiánypótlása vonatkozásában megállapítható több hiányosság és nem megfelelőség az alábbiak szerint:
— a kamerakonzol esetében az ajánlati dokumentációban előírt minimum paramétert (DVI-D kimenet) nem teljesíti ajánlattevő ajánlatában megajánlott készülék, az csupán DVI kimenettel rendelkezik, amely annak ellenére, hogy ajánlattevő egyenértékűnek tekinti, nem teljesíti a műszaki minimumparamétereket.
A fentebb írtakra tekintettel megállapítható, hogy ajánlattevő által megajánlott készülék nem teljesíti a műszaki szakmai specifikációban foglalt minimumparaméterek mindegyikét, amire tekintettel ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontjára hivatkozással.
Forex Medical Kft. (1223 Budapest, Erzsébet királyné út 2–8., adószám: 23434419-2-43) ajánlatának és hiánypótlásának áttanulmányozása után megállapítható, hogy a 11. ajánlati részben szereplő radiológiai átvilágító berendezés a több ponton nem teljesíti a specifikációban meghatározott követelményeket az alábbiak szerint:
— előírásra került az asztallap hosszirányú mozgástartományának a minimum 100 cm-es előírás, amelyre ajánlattevő 0 cm-t ajánlott meg, amely kiolvasható a csatolt termékismertetőből is,
— a készülék képtároló kapacitása sem teljesíti a minimum 25 000 kép (1 024 x 1 024 méret esetén) teljesítményt, mivel a hiánypótlásban ajánlattevő nem a megajánlott készülék memóriakapacitására, hanem az intézmény PACS rendszerének kapacitására kíván támaszkodni és ennek kapcsán megfelelni,
— előírásra került a pulzatilis átvilágítási csőáram tartomány legalább 0,5–10 mA, amelyre ajánlattevő 0,3–9,9 mA értéket ajánlott meg, amely kiolvasható a csatolt termékismertetőből is,
— előírásra került a nagy fókusz mérete max. 1,0 mm-ben, amelyre ajánlattevő 1,2 mm értéket ajánlott meg, amely kiolvasható a csatolt termékismertetőből is.
A fentebb írtakra tekintettel megállapítható, hogy ajánlattevő által megajánlott készülék nem teljesíti a műszaki szakmai specifikációban foglalt minimumparaméterek mindegyikét, továbbá nem teljesítette a kizáró okok benyújtására vonatkozó kötelezettségét. A fentebb írtakra tekintettel ajánlattevő ajánlata érvénytelen a 10. és a 11. ajánlati rész vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontjára hivatkozással.
A tárgyi feltételes közbeszerzési eljárás vonatkozásában szerződéskötésre nem került sor, mivel az eljárás kapcsán a projekt elszámolhatósági véghatáridejéig ajánlatkérő nem kapta meg az eljárás szabályossági tanúsítványát, nem állt rendelkezésre a beszerzések fedezetét szolgáló forrás, így az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel nem került sor a szerződések megkötésére.
Medi-Tervill Kft. (1048 Budapest, Hargita utca 1. fszt. 2., adószám: 10664506-2-41) hiánypótlása vonatkozásában megállapítható több hiányosság és nem megfelelőség az alábbiak szerint:
— a kamerakonzol esetében az ajánlati dokumentációban előírt minimum paramétert (DVI-D kimenet) nem teljesíti ajánlattevő ajánlatában megajánlott készülék, az csupán DVI kimenettel rendelkezik, amely annak ellenére, hogy ajánlattevő egyenértékűnek tekinti, nem teljesíti a műszaki minimumparamétereket.
A fentebb írtakra tekintettel megállapítható, hogy ajánlattevő által megajánlott készülék nem teljesíti a műszaki szakmai specifikációban foglalt minimumparaméterek mindegyikét, amire tekintettel ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontjára hivatkozással.
Forex Medical Kft. (1223 Budapest, Erzsébet királyné út 2–8., adószám: 23434419-2-43) ajánlatának és hiánypótlásának áttanulmányozása után megállapítható, hogy a 11. ajánlati részben szereplő radiológiai átvilágító berendezés a több ponton nem teljesíti a specifikációban meghatározott követelményeket az alábbiak szerint: