Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-01-20
Buyer: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Estimated value: 944100 BGN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 05.12.2023 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя.
Участникът подава само една оферта, съгласно условията, посочени в документацията за участие. Предлаганите медицински изделия и консумативи следва да отговарят на параметрите, заложени в спецификацията, изготвена от Възложителя.
Ацетабулна капсула за циментно закрепване: пълна хемисфера тип Мюлер II, с метална нишка от неръждаема стомана за ренгенографско проследяване на капсулата. Материал (UHMWPE). Рзмери от Ø 44 до Ø 60мм, през 2мм; за феморални глави с диаметър 28мм и 32мм.
Ацетабулна капсула за циментно закрепване: пълна хемисфера тип Мюлер II, с метална нишка от неръждаема стомана за ренгенографско проследяване на капсулата. Материал (UHMWPE). Рзмери от Ø 44 до Ø 60мм, през 2мм; за феморални глави с диаметър 28мм и 32мм - до 60 броя
Цимента ДМ капсула. Материал неръждаема стомана. Размери на капсулата от Ø 45мм до Ø 61мм през 2мм.  - до 160 броя
Феморалната глава от COCR да е съвместима с конус 12/14, материал CoCrMo (ISO 5832 - 12), с размери Ø 22,2мм (офсет S -2мм; M 0мм: L +2мм); Ø 28мм (офсет XS -7mm; S -3,5мм; M 0мм: L +3,5мм; XL +7мм; XXL +10,5мм); Ø 32 (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL +8mm); Ø 36 (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL +8mm).
Феморалната глава от COCR да е съвместима с конус 12/14, материал CoCrMo (ISO 5832 - 12), с размери Ø 22,2мм (офсет S -2мм; M 0мм: L +2мм); Ø 28мм (офсет XS -7mm; S -3,5мм; M 0мм: L +3,5мм;  XL +7мм; XXL +10,5мм); Ø 32 (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL +8mm); Ø 36 (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL +8mm).  - до 60 броя
Феморалната глава от КЕРАМИКА (Al2O3 + ZrO2-ISO 6474-2), да е съвместима с конус 12/14, с размери Ø 28 (офсет S -3,5мм; M 0мм: L +3,5мм), Ø 32 (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL +7мм), Ø 36 (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL +8мм); Ø 40 (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL +8мм).
Феморалната глава от КЕРАМИКА (Al2O3 + ZrO2-ISO 6474-2), да е съвместима с конус 12/14, с размери Ø 28 (офсет S -3,5мм; M 0мм: L +3,5мм), Ø 32 (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL +7мм), Ø 36 (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL +8мм); Ø 40 (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL +8мм).  - до 160 броя
Безциментно стебло. Стеблото да е право с четириъгълен, клинообразен дизайн осигуряващ първична стабилност с или без яка.
Безциментно стебло. Стеблото да е право с четириъгълен, клинообразен дизайн осигуряващ първична стабилност с или без яка.  Стеблото да е с макро структури ориентирани по посока на остта на натоварване, покрито с двоен слой от титаний (ISO 5832-3) и плазма спрей от хидроксиапатит Ti + HAP. Шийката да е глатко полирана и с редуциран радиус. Да завършва с конус 12/14.  12 размера на стандартно стебло с CCD ъгъл от 135° или 9 размера офсетно стебло с CCD ъгъл от 128°. - до 260 броя
Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД, Обособени позиции №1,2,3,4,5


Winner: ЮСС МЕДИКА ООД
Award value: 944100
Number of bids: 1