Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-02-25
Buyer: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000
Estimated value: 6869700.21 PLN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Panewka bezcementowa która składa się z panewkizewnętrznej pokrytej napyleniem tytanowym o porowatości 50 %, kształt panewki sferyczny(lekko spłaszczony).Do wyboru operatora panewki bez otworówna śruby mocujące, z trzema otworami i wielootworowe(min 7 otworów). Otwór montażowy panewki zamykany zaślepką. szt 60
Wkład polietylenowy: modularna wkładka polietylenowa z wysoce usieciowanego polietylenu z przeciwutleniaczem (Vit E). Kształt wkładki: standard, asymetryczna lub z okapem. Wkładki polietylenowe dla panewek w rozmiarach od 40 do 70 (włącznie) i głów rosnących os 22,2mm do 36mm. szt 40
Modularna wkładka polietylenowa standardowa lub z okapem. Wkładki dla panewek w rozmiarach od 44 do 68 na głowę 28mm i 32 mm. szt 30
Trzpień krótki mocowany przynasadowo Trzpień ze stopu tytanu, mocowany przynasadowo, w kształcie podwójnego klina, stożek 12/14, w części bliższej napylany porowatą okładziną z czystego tytanu. Wyposażony proksymalnie w dodatkowe elementy antyrotacyjne. System oferuje dwa typoszeregi- standardowy oraz o zwiększonym o 6 mm offsecie. Długość trzpieni od 131,4 mm do 185.4 mm w 13-u rozmiarach. szt 30
Głowa metalowa – na konus 12/14, średnica fi.22.2 w 2 długościach szyjki oraz 28 i 32mm,36mm w 5 długościach szyjki; szt 40
Głowa ceramiczna – wykonana z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, na stożek 12/14, średnica zewnętrzna 28, 32 i 36mm w 3 długościach szyjki. szt 40
Trzpień cementowany prosty bezkołnierzowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego; posiadajacy w części bliższej dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabiność rotacyjną. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru. Trzpień w 5 rozmiarach. Dostępna opcja trzpienia o kącie szyjkowo-trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standardowych w 4 rozmiarach szt 5
Głowa bipolarna wykonana z wysokopolerowanej stali chirurgicznej z wbudowana na stałe wkładką polietylenową, zaopatrzoną w wewnętrzny pierścień zapobiegający zwichnięciu się głowy wewnętrznej; rozmiary zewnętrzne od 39mm do 55mm; rozmiary wewnętrzne 22,2 oraz 28mm szt 20
Stożek 12/14. posiadający kąt 135o CCD i linearnie wzrastający offset 39,1 mm (rozmiar 10) do 50,1 mm (rozmiar 21).
Rozmiary min. 9-11 rozmiarów, opcja trzpienia do bioder dysplastycznych (offset zwiększony o 6 mm i kąt CCD obniżony o 128o) w 8 rozmiarów." szt 30
Trzpień przynasadowy typu monoblok wykonany z litego stopu tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia, konus 12/14 o 2 kątach szyjkowo- trzonowych 130o i 135o, stanowiący jedną z dwóch części trzpienia przynasadowego bezcementowego modularnego. Dostępny w 8 rozmiarach i 6 długościach od 9,75mm do 12,25mm. Co 0,5cm. instrumentarium wyposażone w uchwyty umożliwiające implantację z małego dostępu oraz zestaw umożliwiający ewentualne usunięcie trzpienia szt 10
Trzpień bezcementowy – Typ 1 Endoproteza bezcementowa, ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo- trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru od 39,1 mm do 50,1 mm włącznie. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 sto
Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Dodatkowo możliwość zaoferowania komponentów udowych węższych niż standardowe (w projekcji M-L) szt. 60
Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 11 rozmiarach z możliwością zastosowania elementów przedłużających i podkładek o grubościach 4mm i 8mm oraz śrub obturacyjnych. szt. 60
"Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10, 12, 14, 16,18,20 mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej,z dodatkową śrubą do części piszczelowej (wersja PS).


Winner: Aesculap Chifa Sp. z. o. o.
Award value: 6869700.21
Number of bids: 1