Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-05-16
Buyer: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000
Submission deadline: 2018-05-28
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Dostawa wyrobu medycznego wraz z uruchomieniem lub montażem i uruchomieniem oraz ze szkoleniem pracowników i usługami serwisowymi
Dostawa wyrobu medycznego wraz z uruchomieniem lub montażem i uruchomieniem* oraz ze szkoleniem pracowników i usługami serwisowymi w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)” Nr sprawy ZP 13/2018 opisanych szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ.
* montaż i uruchomienie dotyczy grupy 3, 4, 10, 11 (ze względu na ograniczona liczbę znaków, opis grup od 1-18 zamieszczony jest w SIWZ)
Zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowy do tympanometrii bodźcem szerokopasmowym 1000 Hz.Zamawiający dopuszcza ciśnienie powietrza od 600 hPa do 1 060 hPa. Zamawiający dopuszcza prędkość zmiany ciśnienia: 50, 100, 200, 400 daPa/s, „Możliwie najszybciej”. Zamawiający dopuszcza brak możliwości rozbudowy o dodatkowe funkcje i moduły – otoemisja DPOAE, TEOAE, ABRIS.
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę bezcieniową zapewniającą wierne odwzorowanie barw o współczynniku Ra≥94. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę bezcieniową z włącznikiem lampy umieszczonym na czaszy lampy oraz regulacją natężenia światła za pomocą pokrętła umieszczonego przy kopule i dodatkowo przyciskami na czaszy. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę bezcieniową z kopułą wyposażoną dodatkowo w 1 zintegrowany uchwyt boczny (niesterylny) umieszczony na obwodzie kopuły. Zamawiający dopuszcza do postępowania lampę zapewniające światło białe o neutralnej barwie równej 4350 K co jest niezauważalnie różne od wymaganej wartości. Zamawiający dopuszcza do postępowania lampę w której maksymalne natężenie światła Ec jest równe 70 000 lux. Zamawiający dopuszcza do postępowania lampę z możliwością skokowej elektronicznej regulacji natężenia światła lampy w zakresie od 5 % do 100 % Ec za pomocą panelu umieszczonego na lampie. Zamawiający dopuszcza do postępowania lampę zawieszoną na wysięgniku z uchylnym ramieniem, umożliwiającym regulację wysokości lampy w zakresie 120 cm. Zamawiający dopuszcza lampę z temperaturą barwową 4750 K. Zamawiający dopuszcza lampę z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 10 %-100 % realizowaną poprzez pokrętło umieszczone na czaszy. Zamawiający dopuszcza lampę wyposażoną tylko w uchwyt sterylny umieszczony na czaszy do pozycjonowania lampą. Zamawiający dopuszcza ilość diod LED – 9 (3 moduły). Zamawiający dopuszcza lampę o średnicy czaszy 21,5 cm. Zamawiający dopuszcza ilość diod LED – 12. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę bezcieniową zapewniającą wierne odwzorowanie barw: współczynnik oddawania barw Lamp Ra 94. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę bezcieniową o maksymalnym natężeniu światła Ec lampy 70 000 lux. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę bezcieniową z możliwością skokowej regulacji natężenia światła w zakresie od 25 % do 100 % Ec. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę bezcieniową posiadającą jej włączenie oraz regulację natężenia światła za pomocą przycisków umieszczonych przy kopule lampy. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę bezcieniową posiadającą kopułę niewyposażoną dodatkowo w min 2 zintegrowane uchwyty boczne (niesterylne) rozmieszczone a obwodzie kopuły. Zamawiający dopuszcza lampę z kopułą o średnicy 24 cm. Zamawiający dopuszcza max 12 szt. diod w lampie. Zamawiający dopuszcza lampę z włączaniem oraz regulacją natężenia światła przy pomocy panelu dotykowego umieszczonego przy kopule. Zamawiający dopuszcza lampę z uchwytem niesterylnym w formie relingu o długości ¼ długości obwodu czaszy umieszczonym w miejscu mocowania kopuły.
Zamawiający dopuszcza wysokiej jakości ssak bez wbudowanego, oryginalnego, metalowego uchwytu na przewód ssący pozwalającego na zwinięcie i ochronę przewodu w trakcie przenoszenia, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.