Public procurement notice: Additional Information
Published: 2017-10-21
Buyer: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33141000: Disposable medical supplies | 33141123 | 33141321 | 33141323 | 33141642
Submission deadline: 2017-11-17
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: PL-Siemianowice Śląskie: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer
Wraz z paskami należy dostarczyć nieodpłatnie i udostępnić Zamawiającemu w formie użyczenia na czas trwania umowy 22 glukometrów kompatybilnych z paskami. Paski winny być pakowane po 50 sztuk, dopuszcza się opakowania w tolerancji +/- 10 szt. z tym że wówczas ilość opakowań powinna być przeliczona z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania.
1. Zestaw do autotransfuzji składający się z: 2 drenów spiralnych z trokarami, mieszka 125ml z zastawką przeciwzwrotną; worka na krew o poj. 700 ml z filtrem 200 m i zastawką przeciwzwrotną; worka na drenaż przedłużony o poj. 700 ml z zastawką przeciwzwrotną i kranikiem spustowym typu T; aparat do przetoczeń dostosowany do zestawu do autotransfuzji z filtrem 175/40/10 m.; sterylny opatrunek do stabilizacji cewników przezskórnych z warstwa hydrokoloidową oraz pianką służącą do podparcia cewnika oraz zabezpieczającą przed załamaniem (czas utrzymywania do 7 dni), rozmiary:
2. Wymiennik ciepła i wilgoci „sztuczny nos” do rurek tracheotomijnych, z portem umożliwiającym nawilżenie dopływającego tlenu. Końcówka portu uniwersalna, pasująca do powszechnie występujących na rynku przewodów tlenowych. Samodomykający się port do odsysania pomiędzy dwoma membranami wymiennika. Skuteczność nawilżania min. 29,2 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 10 ml, opory przepływu 0,25 cm H2O przy 30 l/min. Przeznaczony dla dzieci i dorosłych od objętości oddechowej Vt 50 ml. Waga 6,3 g, sterylny.
wyposażona w zawór odcinający typu Floswitch zapobiegający wypływowi zwrotnemu, zmniejszając ryzyko powstania zatorów powietrznych i ekspozycji personelu na kontakt z krwią.
1 Maska tlenowa typ „pod brodę”, o średniej koncentracji tlenu, dla dorosłych, z drenem o dł ok. 2 metry
2 Maska tlenowa z regulowaną podażą tlenu za pomocą 6 zwężek Venturiego, z rurowym rezerwuarem tlenowym i drenem do podawania tlenu dla dorosłych.
Część 75 - Pakiet nr 75 – Strzykawki , przedłużacze, przyrządy i worek – do podaży leków światłoczułych:
Opis; Strzykawka bursztynowa jedorazowego użytku do pomp infuzyjnych. Do podawania leków światłoczułych.
3-częściowa z końcówka Luer – lock, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEPH.
Wraz z paskami należy dostarczyć nieodpłatnie i udostępnić Zamawiającemu w formie użyczenia na czas trwania umowy 22 glukometrów kompatybilnych z paskami. Paski winny być pakowane po 50 sztuk, dopuszcza się opakowania w tolerancji +/- 10 szt. z tym że wówczas ilość opakowań powinna być przeliczona z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania.
1. Zestaw do retransfuzji pełnowartościowej krwi po zamknięciu pola operacyjnego bez niszczenia elementów morfotycznych. Zestaw powinien pozwalań na automatyczne przejście aktywnego drenażu na pasywny bez rozłączania systemu i posiadać dwa poziomy filtrowania krwi, pierwszy na poziomie worka do 175 mikrometrów i drugi kaskadowy w linii do przetaczania krwi 175/40/10 mikrometrów (umożliwiający swobodny pasaż erytrocytów). Zestaw powinien posiadać dodatkowo zbiornik na krew do 1000 ml z podziałką, mieszek do 200 ml, obydwa z systemem zastawek antyzwrotnych oraz dodatkowy worek na drenaż z zastawką antyzwrotną, bez filtra o pojemności do 1000 ml oraz łącznik typu Y z docinanymi połączeniami drenów. Linia do przetaczania krwi powinna posiadać dodatkowo zacisk rolkowy do regulacji przepływu oraz zakończenie kompatybilne z workiem na krew. System powinien pozwalać na drenaż krwi z jednego lub dwóch drenów oraz posiadać odpowiednie certyfikaty jakościowe.
Dwa dreny z trokarami ze zmienną średnicą otworów w rozmiarach od 12 do 18 CH (do wyboru zgodnie z zamówieniem). Sterylny opatrunek do stabilizacji cewników przezskórnych z warstwa hydrokoloidową oraz pianką służącą do podparcia cewnika oraz zabezpieczającą przed załamaniem (czas utrzymywania do 7 dni), rozmiary:
2. Wymiennik ciepła i wilgoci „sztuczny nos” do rurek tracheotomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką, z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm, skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 0,2 cm H20 przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), waga 6 g, biologicznie czysty.
5 Przyrząd Flocare P/B do żywienia dojelitowego w wersji do pomp, typu butelka wolny od DEHP – typu FLOCARE 800 NUTRICIA