Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-08-18
Buyer: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: "Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология, за съдова хирургия и за неврохирургия"   разделена  на 19 обособени позиции  и включени в тях номенклатурни единици,  подробно описани в Част II Техническа спецификация, неразделна част от Документацията за участие.
3.01Периферен водач с диаметър 0.014".  Сърцевина от сплав сцитаниум и неръждаема стомана. Полимерна обвивка с ICE хидрофилно покритие. Работни дължина: 182 см. и 300 см.  Връх: прав и извит.  Дължината на върха – къс осигуряващ 6 гр.  натоварване и дълъг осигуряващ 3 гр.  натоварване. Радиоконтрастен връх- 2 см. Брой15
3.02Периферен водач с диаметър 0.018". Сърцевина от сплав сцитаниум и неръждаема стомана; Прав рентгеноконтрастен връх, подлежащ на оформяне; тефлоново покритие по дължината на водча и с ICE хидрофилно покритие;  При дължина на върха 8 см и натоварване на върха 8 г- дължина на водача в см – 110 см, 150 см, 200 см, 300 см;  При дължина на върха 12 см и натоварване на върха 6 г, дължина на водача - 150 см, 200 см, 300 см. В комплект с торкер.Брой30
3.03Периферен водач с диаметър 0.014", предназначен да пробие и да премине през калцифицирани лезии, твърди плаки или  хронични тотални оклузии. Хидрофилно дистално покритие. Дължини в см: 195 ; 300; върхове осигуряващи натоварване съответно : 12 г,18 г, 25 г , 30 г;Брой5
3.04Периферен водач с диаметър 0.018", предназначен да пробие и да премине през калцифицирани лезии, твърди плаки или  хронични тотални оклузии. Хидрофилно дистално покритие. Дължини в см: 195 ; 300; върхове осигуряващи натоварване съответно : 12 г,18 г, 25 г , 30 г;Брой5
3.05Периферен ангиографски катетър- флъш, селективен церебрален и селективен висцерален . 4 и 5 F, съвместим с 0.035" и 0.038" водачи. Рентгеноконтрастен връх. Форми на върха при флъш - Tennis Racquet, Pigtail, прав и контралатерален и дължини - 65 см, 90 см и 100 см. Форми на върха при селективен церебрален - ST, GEN, Barn, Bern, Wein, H1, H3, H1H, H3H, JB1, JB2, JB3, SIM1, SIM2, SIM3, HN1, HN2, HN3, HN4, HN5 и дължини - 40 см, 65 см, 100 см. Форми на върха при селективен висцерален - CHGB, CHGC, CHG2.5, Contra 2, C1, C2, C3, Train, MIK, HK1.0, SHK0.8, SHK1.0, RC1, RC2, RDC и дължини - 40,65,100 см.Брой30
3.06Периферен съпорт катетър с ултра нисък ентри профил 0.022" (0.56 мм),съвместим с 4F въвеждаща система и водач 0,018 "; Заострен връх в пурпурен цвят за по-добра видимост. Материал найлон. Три рентгеноконтрастни маркера разположени през 15 мм; Хидрофилно покритие в дисталната част. Ентри профил в дисталния край - 1,7 F ;Проксимален край - 4  F; Прав; Три дължини:90, 135 и 150 см;Брой5
3.07Периферен съпорт катетър с ултра нисък ентри профил 0.037" (0.95 мм),съвместим с 5F въвеждаща система и водач 0,035 "; Заострен връх в пурпурен цвят за по-добра видимост. Материал найлон; Три рентгеноконтрастни маркера разположени през 50 мм; Хидрофилно покритие в дисталната част; Ентри профил в дисталния край-  2,84  F ;Проксимален край - 5,1  F; Прав; Четири дължини: 65,90, 135 и 150 см;Брой5
3.08Eмболизационна спирала 0.46 мм (0.018") изработена от сплав  от платина -  волфрам, с тромбогенни влакна от PET (Полиетилентерефталат) . Механизмът за освобождаване -механичен, чрез избутване, презареден интродюсер със скоба ; стилет за избутване в микрокатетърра; рентгеноконтрастен маркер в дисталната част. Осигурява структура около стената на съда. Диаметри: 4 мм,6 мм,7 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм Налични дължини: 4 мм,6 мм,10 мм,12 мм,14 мм,17 мм. Дължини в интродюсера: 20 до 70 мм.Брой5
3.09Eмболизационна спирала 0.46 мм (0.018") изработена от сплав  от платина -  волфрам с тромбогенни влакна от PET (Полиетилентерефталат). Механизмът за освобождаване на койловете- механичен, чрез избутване; презареден в интродюсер със скоба и стилет за избутване в микрокатетъра; рентгеноконтрастен маркер в дисталната част. Форма - диамант; диаметри: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм ; дължини: 3.3 мм, 3.7 мм, 5.5 мм, 6.7 мм Дължини в интродюсера: 23 мм, 41 мм, 58 мм, 80 ммБрой5
3.10Eмболизационна спирала 0.46 мм (0.018") изработена от сплав  от платина -  волфрам с тромбогенни влакна от PET (Полиетилентерефталат). Механизмът за освобождаване- механичен, чрез избутване; презареден в интродюсер със скоба
Размери при 5F - 0.058"; 6F - 0.071"; 7F - 0.081"; 8F - 0.090". Вградена гладка метална оплетка с Full-Wall технология за по-добър контрол при въртене, мек връх. Широк лумен. Vest-Tech Nylon технология за повишена рентгенова видимост. Пълна гама от коронарни и периферни кривки. Дължини на шафта: 55 см, 90 см, 100 см, 118 см.брой600
8.02Полусъвместим катетър за бърза смяна за балонна дилатация, диаметър на балона 1.25мм. Материал за балон XRZFT. Покритие - Selective DuraTrac. Дизайн на върха FasTrac. С технология Zerofold- без обвивка на балона и рамената, за нисък профил. Профил на лезията 0,016". Пресичащ профил 0,020". С единична Micro-Brite нископрофилна маркерна лента. Дължини на балона 6, 10, 12, 15 и 20ммброй100
8.03Коронарен балон катетър за дилатация, рапид ексчейндж смяна.  Дължина на катетъра 142 см. Материал на балона Fulcrum Lite. Покритие - Selective DuraTrac. Профил на лезия 0.016". Съвместим с 6F въвеждащ катетър. Номинално налягане - 8atm. Номинално RBP налягане - 14atm.  Маркери от иридий и платина. Сгъвки на балона MiniWrap: при диаметър 1.5 мм - 2 сгъвки, при диаметри 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25 и 3.5 мм- 3 сгъвки; при диаметри 3.75 и 4.0 мм - 5 сгъвки. Размери на диаметър - 1,5; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,50; 3,75; 4.0 мм; на дължина - при диаметър 1,5 мм- 6, 10, 12, 15, 20 мм, при диаметри 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 и 4,0мм-6, 10, 12, 15, 20, 25 и 30 мм, при диаметър - 2,25 мм- 6, 10, 12, 15, 20, 25 мм, при диаметър - 2,75 мм - 6, 12, 15, 20 и 25 мм, при диаметри 3,25 и 3,75 мм- 12, 15 и 20 мм. Проксимален шафт за всички диаметри- 2,1F, дистален шафт за диаметри от 1,5мм -3,5мм - 2,5F, за диаметри 3,75мм- 4,00мм- 2,7F.                                                                                                                                          брой200
8.04NC коронарен балон катетър, рапид ексчейндж смяна. Дължина на катетъра 142 см. Профил на лезия 0.015". Материал на балона - патентован на основата на найлон. Покритие - Selective DuraTrac. Два маркера от платина и иридий. Сгъвки на балона MiniWrap- при балони с диаметри 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5 и 3.75 мм- 3 сгъвки; при диаметри 4.0; 4.5 и 5.0 мм- 5 сгъвки.  Размери: диаметър - 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.00; 4.5 и 5.0 мм; дължина - при диаметър 2.0 - 6; 8; 12; 15 ;20 мм; при диаметър 2.25 - 6; 12 и 20 мм; при диаметри 2.5, 3.0; 3.5 и 4.0мм- 6; 8; 12; 15; 20 и 27 мм; при диаметри 2.75, 3.25 и 3.75 - 6; 8; 12; 15 и 20 мм; при диаметър 4.5 - 8; 12; 15 и 20мм; при диаметър 5.0 - 8; 12 и 15мм. Номинално налягане - 12 atm; RBP - 20 atm. Проксимален шафт за всички диаметри- 2,1F. Дистален шафт при размери 2.0мм-3.75мм - 2.5F, при размери  4.0мм-5.0мм - 2,7 F.                                                                                                                                                                               брой200