Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-08-20
Buyer: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Estimated value: 169467.4 BGN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по неврохирургия при УМБАЛ "Света Анна" – София АД - Част втора
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Отделение по  ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по неврохирургия
при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от нейното възлагане, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, но не по-дълъг от 3 календарни дни от получаване на писмена заявка от Възложителя.
"150 см нископрофилен RX семикомплайент балон катетър подходящ за различни периферни процецедури/без мозъ
150 см нископрофилен RX семикомплайент балон катетър подходящ за различни периферни процецедури/без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0,018" водач, хибридна шафт технология, дистален шафт 3.8F, проксимален шафт 3.4F, хидрофилно покритие на дисталната част М Coat- 45 см, ентри-профил 0.60мм ,съвместим с 6F водещ катетър за 2,3,4,5мм/ 7F, за 6,7мм/8F , за 8мм диаметър, дължини 40/60/80/100/120/150 мм за диаметри от 2.0 - 6.0 и 40/60/80мм за 7.0 и 8.0
OTW нископрофилен балон за подколенния сегмент, съвместим с водач 0.014", с две дължини - 100см и 148 см. Размер
OTW нископрофилен балон за подколенния сегмент, съвместим с водач  0.014", с две дължини - 100см и 148 см. Размери  за двете дължини: диаметри  1.25,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0. Дължини : за 1.25 и 1.5 - 20мм - двукратно сгънат балон, за 2.0-4.0 :40-80-120-150-200мм-трикратно сгънат балон.диаметър на дръжката проксимално 3.2Ф за 1.25 и 1.5, 3.6Ф за 2.0-4.0 , дистално 2.5Ф за 1.25 и 1.5мм, 3.0Ф за 2.0-4.0 мм. Дистално хидрофилно покритие за диаметри 1.25 и 1.5 мм - 880 мм, за диаметри 2.0-4.0  е 400мм. RBP - 20 атмосфери.OTW нископрофилен балон за подколенния сегмент, съвместим с водач  0.014", с две дължини - 100см и 148 см. Размери  за двете дължини: диаметри  1.25,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0. Дължини : за 1.25 и 1.5 - 20мм - двукратно сгънат балон, за 2.0-4.0 :40-80-120-150-200мм-трикратно сгънат балон.диаметър на дръжката проксимално 3.2Ф за 1.25 и 1.5, 3.6Ф за 2.0-4.0 , дистално 2.5Ф за 1.25 и 1.5мм, 3.0Ф за 2.0-4.0 мм. Дистално хидрофилно покритие за диаметри 1.25 и 1.5 мм - 880 мм, за диаметри 2.0-4.0  е 400мм. RBP - 20 атмосфери.  -   1 брой
"RX/OTW нископрофилен балон катетър подходящ за различни периферни процецедури /без мозъчни и коронарни/, атриовенозни диализни фистули, постдилатации в периферната васкулатура, съвместим с 0,035"" водач, с две дължини: 135 см за RX и 90 /135 см за
RX/OTW нископрофилен балон катетър подходящ за различни периферни процецедури /без мозъчни и коронарни/, атриовенозни диализни фистули,  постдилатации в периферната васкулатура, съвместим с 0,035" водач, с две дължини: 135 см за RX и  90 /135 см за OTW; маркери на 90 и 100 см за RX и OTW; М хидрофилно покритие; за RX - изходящ порт на 40 см, твърда скосена сърцевина; двукратно сгънат балон от 3.3 до 9.0 мм; петкратно сгънат балон от 10.00 до 12.0 мм; за RX дистален шафт 5,7 F / проксимален шафт 3,9 F; за OTW - 5 Fr comp: 5.4 Fr и 6/7 Fr comp: 5.7Fr; за RX съвместим с 6F водещ катетър за 3,4,5,6,7,8мм и съвместим с 7F водещ катетър за 9,10,12мм диаметър; за OTW съвместим с 5F водещ катетър за 3,4,5,6,7мм, с 6F катетър за 6,7,8мм и с 7F катетър за 8,9,10,12мм; размери: дължини 20/40/60/80/100/120/150/200мм за диаметри от 3.0 - 7.0мм; дължини 20/40/60/80мм за диаметри от 8.0-10.0мм и дължини 20/40мм за диаметър 12.0мм
150 см нископрофилен RX балон катетър подходящ за различни периферни процецедури, /без мозъчни и коронарни/
150 см нископрофилен RX балон катетър подходящ за различни периферни процецедури, /без мозъчни и коронарни/, below-the-ankle, атриовенозни диализни фистули, постдилатации в периферната васкулатура, съвместим с 0,014" водач; маркери на 90 и 100 см; дължина на лумена за водача 30/40см; дистален шафт 3.5F, проксимален шафт 3.5F; твърда сърцевина; минимален размер на шийта 4 F; М хидрофилно покритие на дисталната част 28/38см; двойно сгънат балон за 1.5 - 2.5 мм и тройно сгънат за 3.0 - 4.0мм; размери: за диаметър 1.5мм - дължина 20/40/80/120мм; за диаметър 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0мм - дължина 40/80/120/150/200мм
90 и 150 см шафт, нископрофилен OTW балон катетър подходящ за различни периферни процецедури /без мозъчни и к
90 и 150 см  шафт, нископрофилен OTW балон катетър подходящ за различни периферни процецедури /без мозъчни и коронарни/, атриовенозни диализни фистули, постдилатации в периферната васкулатура, съвместим с 0,018" водач, маркери на 90 и 100 см, шафт 4 Fr comp: 53.9 Fr и 5 Fr comp: 4.3 Fr; М хидрофилно покритие на дисталната част 31см; двойно сгънат балон за 2.0 - 2.5 мм и тройно сгънат за 2.5 до 6.0мм; размери: диаметър 2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0мм, дължина 20/40/60/80/100/120/150/200мм; съвместим с водещ катетър 4F и 5F
RX-саморазгъващ се нитинолов стент-нова генерация , с дизайн на ДВОЙНО ВПЛЕТЕНАТА НИШКА с микро мрежа, не по
RX-саморазгъващ се нитинолов стент-нова генерация , с дизайн на ДВОЙНО ВПЛЕТЕНАТА НИШКА с микро мрежа, не позволява преразтягането на съдовата стена , за стентиране на илиачна, феморална, поплитеална артерии, съвместим с 0,035" водач,  2 х 3 златни маркера с големина 0,70 мм; диаметри 5/6/7/8/9/10 мм, дължини -20/40/60/80/100/120/150 мм.  Уникална структура на стента  благодарение на който стента се адаптира към съда и запазва вътрешния диаметър дори и при подлагане на напрежение.   -   1 брой


Winner: ЕКОС-МЕДИКА ООД
Award value: 169467.4
Number of bids: 1