Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-02-19
Buyer: Uniwersytet Łódzki
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33696300 | 38540000 | 72253200: Computer systems support services | 72254000: Software testing | 72265000: Software configuration services
Estimated value: 8660000 PLN
Submission deadline: 2021-03-03
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Dostawa i instalacja infrastruktury sekwenatora nowej generacji dla Pracowni Biobank Uniwersytetu Łódzkiego
4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja infrastruktury sekwenatora nowej generacji (składającej się z sekwenatora nowej generacji oraz narzędzi analitycznych) umożliwiającego wygenerowanie pełnogenomowych (WGS) i pełnoegzomowych (WES) sekwencji ludzkiego DNA dla Pracowni Biobank Uniwersytetu Łódzkiego.
4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja infrastruktury sekwenatora nowej generacji (składającej się z sekwenatora nowej generacji oraz narzędzi analitycznych) umożliwiającego wygenerowanie pełnogenomowych (WGS) i pełnoegzomowych (WES) sekwencji ludzkiego DNA dla Pracowni Biobank Uniwersytetu Łódzkiego. Urządzenie powinno pozwalać na uzyskanie sparowanych odczytów co najmniej w trybach 2x150 bp. Sekwenator powinien umożliwiać uzyskanie co najmniej 7,5 miliardów odczytów w trybie pojedynczych odczytów, tj. 15 miliardów w trybie sparowanych odczytów, w ciągu jednego przebiegu. Urządzenie umożliwia sekwencjonowanie co najmniej 4 odrębnych pul bibliotek równolegle. Na wyposażeniu aparatury system umożliwiający nanoszenie bibliotek i ich amplifikacji. Wraz z urządzeniem należy zapewnić sukcesywną dostawę odczynników i materiałów niezbędnych do uzyskania 300 WGS i 450 WES w pokryciu odpowiednio 50x i 100x (należy uwzględnić min. 20 % margines na rzecz wykonania niezbędnych powtórek) oraz narzędzia analityczne pozwalające na przetworzenie surowych danych i tzw. złożenie genomu (ang. genome assembly), w oparciu o sekwencjonowanie de novo jak i resekwencjonowanie (ang. alignment) a także zapewnić opiekę serwisową (kontrakt serwisowy) dostarczonej infrastruktury przez okres min. 2 lat z zastrzeżeniem, iż płatności za drugi rok odbywać się będą sukcesywnie przed rozpoczęciem następnego okresu. W ramach dostawy Wykonawca dokona instalacji, kalibracji oraz uruchomienia dostarczanego sprzętu. Na koszt Wykonawcy zostanie wykonane również uruchomienia reakcji testowej oraz wykonanie kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej.
4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
4.4. Autoryzowany serwis urządzenia musi być zlokalizowany na terytorium UE. W przypadku gdy działania serwisowe wymagają fizycznej obecności w siedzibie Zamawiającego, realizacje zadań serwisowych musi rozpocząć się w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia.
4.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zamówienie nie jest podzielone na części z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia stanowi jedną nierozerwalną całość i nie może on zostać z przyczyn technicznych i funkcjonalnych podzielony na części).
4.6. Pod pojęciem dostawa sprzętu należy rozumieć dostarczenie na własny koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia wymaganego przez Zamawiającego, jego instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z uruchomieniem wszystkich urządzeń ze sprawdzeniem ich poprawnego działania i nadanie im właściwej konfiguracji oraz dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiającego.
4.7. Dostawa przedmiotu zamówienia współfinansowany w ramach projektu: „Genomowa mapa Polski w otwartym dostępie – digitalizacja zasobów Pracowni Biobank UŁ”.
4.11. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy przewiduje dodatkowo realizację Zamówienia (w ramach prawa opcji) będzie realizowane każdorazowo w terminie 30 dni od daty jego złożenia u Sprzedawcy za pomocą poczty elektronicznej. Zamówienie obejmuje dostawę dodatkowego kompletu odczynników.
Dostawa przedmiotu zamówienia współfinansowany w ramach projektu: „Genomowa mapa Polski w otwartym dostępie – digitalizacja zasobów Pracowni Biobank UŁ” POPC.02.03.01-00-0097/19-00.
8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
8.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 8.1 w zakresie art. 108 ust. 1, 2 i 5 lub 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki określone w art. 110 ust. 2 Ustawy.
8.3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa powyżej są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
8.5. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 lit. a, jeżeli została złożona przez Wykonawcę podlegającemu wykluczeniu.

Eligibility requirements: Termin realizacji dostawy wynosi 30 dni od daty zawarcia umowy. 8. Podstawy wykluczenia 8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy. 8.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 8.1 w zakresie art. 108 ust. 1, 2 i 5 lub 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki określone w art. 110 ust. 2 Ustawy. 8.3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa powyżej są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 8.4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Ustawy. 8.5. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 lit. a, jeżeli została złożona przez Wykonawcę podlegającemu wykluczeniu. 8.6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania. 9. Warunki udziału w postępowaniu 9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 9.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczące:: a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie; b) uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie; c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie; d) zdolności technicznej lub zawodowej: d.1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli: Wykonawca posiada w wykazie wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: d.1.1) dwie dostawy sekwenatora NGS wraz z jego uruchomieniem lub d.1.2) trzy dostawy infrastruktury NGS wraz z uruchomieniem o wartości min. 3 000 000 PLN każda dostawa; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Informacje należy podać w załączniku nr 4a do SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres dostaw, dla potrzeb niniejszego zamówień zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i podać wartość dostaw, o których mowa powyżej. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku kreślonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

Award value: 8660000