Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-06-20
Buyer: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31224810 | 33140000: Medical consumables | 33141000: Disposable medical supplies | 33141123 | 33141200
Submission deadline: 2022-07-26
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба
Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym.
1	Rękawice nitrylowe bezpudrowe do gabinetów zabiegowych roz. XS - XL op. 100 szt. Rękawice medyczne chroniące przed czynnikami biologicznymi i chemicznymi, nitrylowe, bezpudrowe, z wyraźnie zaznaczoną teksturą co najmniej na opuszkach palców, z równomiernie rolowanym brzegiem, wskaźnik AQL=1, pasujące na prawą i lewą rękę, grubość na palcu: max. 0,09 mm, na dłoni: max. 0,07 mm, na mankiecie: max. 0,06 mm, długość min. 240 mm, nie sklejające się, pakowane w sposób umożliwiający łatwe wyjęcie pojedynczej sztuki rękawicy. Dyspenser z otworem dozującym zabezpieczonym dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374-2 i 3, EN 420 + A1: 2012 wersja polska i ASTM F 1671), opakowanie 100 szt. DODATKOWE WYMAGANIA: Wykonawca w ramach umowy zobowiązany będzie do dostarczenia wraz z rękawicami z pakietu nr 1 kompatybilnych uchwytów na rękawice w ilości 200 szt.	opak. 	40000
1	Rękawice nitrylowe bezpudrowe (op. 250 szt.) rozm. XS-L Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, grubość na palcu: 0,08 mm, na dłoni:0,07 mm, na mankiecie 0,06 mm, długość min. 240 mm, chlorowane od strony wewnętrznej oraz polimerowane od strony roboczej, teksturowane palce, mankiet rolowany, uniwersalny kształt pasujacy na prawą i lewą dłoń, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu, opakowanie kompatybilne z uchwytami naściennymi typu SafeDon(rozmiar opakowania 12 x 13 x 15,5 cm +/- 5%), umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic bez dotykania opakowania, Opakowanie 250 szt, rozm. XS,S,M,L	opak. 	980
1	"Rękawice nitrylowe o długości 40 cm - rozmiar S, M, L (opak. 100 szt) Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe do wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem min. 400 mm z informacją na opakowaniu, całkowita tekstura na całej części dłoniowej, AQL 1,5, grubość na palcu 0,23 mm. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych przez co najmniej 30 minut zgodnie z normą ASTM F739-12 dla min. 18 związków chemicznych, w tym 4- rzędowe środki czyszczące, 96% kwas siarkowy, izopropanol 70 %, aldehydy. Odporność na cytostatyki potwierdzona raportem z wynikami badań, w tym Karmustyny i Thiotepaz czasem przenikania >40 min, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Spełniające normę EN 388 o odporności mechanicznej – minimum 2 parametry na co najmniej 1 poziomie. Rozmiary S-L, pakowane po 50 sztuk.
2	"Rękawice diagnostyczne nitrylowe M-L. Nitrylowe grube do wysokiego ryzyka 300mm. Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, pokryte od wewnątrz warstwą nawilżającą z aloesu naturalnego, grubość na palcu 0,19 mm, średnia długość minimalna 300 mm, AQL 1,5. Odporność na cytostatyki potwierdzona
raportem z wynikami badań zgodnie z normą ASTM F739 -10 powszechnie stosowanych leków, w tym Karmustyny z czasem przenikania >480 min, odporne na działanie związków chemicznych, w tym izopropanolu 70 %, etanolu i czwartorzędowych środków czyszczących, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Zgodne z EN 374 i EN 420, potwierdzone raportem z wynikami. Rozmiary M-L, pakowane po 50 sztuk. "	opak. 	70
1	"Rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane 6,0-8,5 ( 70par) do procedur aseptycznych. Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, wskaźnik AQL 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein <20  ?g/g rękawicy, mankiet rolowany, długość min. 260 mm dopasowana do rozmiaru,nie sklejające się, pakowane w sposób umożliwiający łatwe wyjęcie pojedynczej sztuki rękawicy, badania na przenikalność wirusów zgodne z ASTM F 1671, zgodność z normą EN-374-3, certyfikat CE dla środka ochrony osobistej kategorii III
1	Rękawice diagnostyczne nitrylowe z SERYCYNĄ XS-XL dla osób uczulonych-wrażliwych op. 100 szt. Do badań z wewnętrzną warstwą z serycyny - łagodząco-nawilżającą o właściwościach przeciwbakteryjnych białe, grubość na palcach 0,1+/-0,01 mm, mankiet 0,06+/0,01 mm, dł. min. 240 mm, wskaźnik AQL 1, nie sklejające się, pakowane w sposób umożliwiających łatwe wyjęcie pojedyńczej sztuki rekawicy, zgodność  z normą EN455, oznakowane jako wyrbób medyczny Klasa I i środek ochrony indywidualnej kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu zgodnie z normą EN455, EN420, EN374 - cz. 2 i3 z poziomami ochrony DODATKOWE WYMAGANIA: Wykonawca w ramach umowy zobowiązany będzie do dostarczenia kompatybilnych uchwytów na rękawice w ilości 100 szt.	opak. 	600
1	Strzykawka dwuczęściowa  2 ml do sporządzania wlewów dokanałowych op. 100 szt. jednorazowego użytku ze stożkiem Luer, z podziałką elementarną 0,1 ml, niezmywalną, czytelną, kontrastową, z przedłużoną skalą do 3 ml, z wysoką przezroczystością komory strzykawki pozwalającą na łatwą kontrolę zawartości, ze stabilną pracą tłoka. Strzykawka sterylna, apirogenna, nie zawierająca lateksu i silikonu, pakowane pojedyńczo w opakowanie jednostkowe umożliwiające aseptyczne wyjęcie, z listkami do otwierania min. 7 mm 	opak. 	10
2	Strzykawka dwuczęściowa 5 ml do sporządzania wlewów dokanałowych op. 100 szt. jednorazowego użytku ze stożkiem Luer, z podziałką elementarną 0,1 ml, niezmywalną, czytelną, kontrastową, z przedłużoną skalą do 3 ml, z wysoką przezroczystością komory strzykawki pozwalającą na łatwą kontrolę zawartości, ze stabilną pracą tłoka. Strzykawka sterylna, apirogenna, nie zawierająca lateksu i silikonu, pakowane pojedyńczo w opakowanie jednostkowe umożliwiające aseptyczne wyjęcie, z listkami do otwierania min. 7 mm 	opak. 	5
1	Igła ze zintegrowanym filtrem 5 mikrometrów (100szt.) niezbędna do podawania iniekcji podawanych do kanału rdzenia kręgowego, zabezpiecza przed zanieczyszczeniem roztworu, okruchami szkła powstającymi przy otwieraniu ampułki 	szt. 	50
1	Kranik do infuzji trójdrożny z miękkim drenem dł. 7 - 15 cm, z obrotową końcówką luer lock i wyczuwalny w każdej pozycji indykator pozycji otwarty/ zamknięty, kompatybilne końcówki zapewniające szczelność podczas infuzji płynów, odporny na wysokie ciśnienie do 6,0 bar, z optycznym indykatorem pozycji O/Z, wykonany z makrolonu odpornego na podawanie leków zawierających lipidy, o przezroczystej obudowie, sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające aseptyczne wyjęcie - listki do otwierania min. 5mm 	szt. 	18100
2	Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty, jednorazowego użytku, końcówki Luer-Lock obustronnie zabezpieczone korkami, wew. śred. drenu 1,5 mm, dł. 150 cm, wykonany z tworzywa wolnego od ftalanów DEHP, sterylny, pakowany pojedyńczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające aseptyczne wyjęcie - listki do otwierania min. 5mm 	szt. 	30200