Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-01-12
Buyer: Umbria Salute S.c. a r.l. — Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità — C.r.a.s.
Country: IT
Region: Umbria
Contract type: Supplies
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 33184500 | 33190000
Estimated value:  EUR
Submission deadline: 2017-02-28
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Procedura ristretta in forma centralizzata per l'affidamento della fornitura di stent medicati e non delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere della Regione Umbria.
Procedura ristretta in forma centralizzata per la fornitura di stent medicati e non suddivisa in n. 54 (cinquantaquattro)lotti per la durata di mesi 48 più eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi.
Stent metallico autoespandibile costituito da monofilamenti in lega metallica DFT intrecciati in una configurazione tubolare a maglia, montato su sistema di rilascio coassiale a basso profilo; monorail su filo guida 0.014. Misure: Diametri stent: da 5 a 9 mm. Lunghezze stent: da 30 a 50 mm Lunghezza utile catetere 135 cm».
Stent carotideo autoespandibile in nitinol slotted-tube con disegno a struttura segmentata costituente una serie di «V» collegate da ponti. Celle semiaperte. Shaft da 5 Fr nel tratto prossimale, 3 Fr nel tratto distale. Diametri stent da 5 a 10 mm; lunghezze da 20/30/40 mm.
Stent metallico autoespandibile in nitinol a celle chiuse con maglie ad ampiezza variabile. Stent in nitinol autoespandibile a celle chiuse monorail in versione conica e retta, ad elevata forza radiale nel tratto medio e minore nel tratto prossimale e distale per migliore contenimento della placca. Sistema di rilascio ad alta precisione «Free Style», alta radiopacità. Stent retto: diametro da 7 a 10 mm; lunghezza da 20 a 40 mm. Stent conico:diametri da 8-6 mm, 9-7 mm, 10-8 mm, Lunghezza da 20 a 40 mm. Shaft 136 cm, compatibile con introduttore 6 Fr e/o cat. guida 8 Fr.
Stent a struttura ibrida con celle aperte nel segmento distale e nel segmento prossimale e celle chiuse nella porzione centrale funzionale al contenimento della placca. Dotato di un marker radiopaco in Tantalio posto su ciascuna estremità dello stent. Compatibile con introduttore 5F e catetere guida 7F per tutte le misure e con filo guida 0.014”. Disponibile sia nella versione conica che cilindrica; misure atte a coprire anatomie comprese fra 5.0 e 10.0 mmm di diametro e fra 20 e 40 mm di lunghezza.
In acciaio inossidabile non ferromagnetico a 12 celle, particolarmente flessibile, per vasi particolarmente tortuosi. Delivery system di tipo monorail, a basso profilo d’ingresso e palloncino semicompliante compatibile con guide da 0.018". Diametri stent da 5 a 7 mm; lunghezze da 12 a 18 mm. Lunghezza catetere: da 90 a 150 cm.
Stent premontato, su palloncino, in cromo cobalto per procedure di stenting viscerale. Over-the-wire e monorail. Slotted tube a celle chiuse in cromo-cobalto connesse tra loro da segmenti flessibili ad alta forza radiale, accorciamento nullo. Diametri stent da 4 a 7 mm; lunghezze da 12 a 24 mm. Sistema compatibile con introduttore 5 Fr e con guide da 0.014 e 0.018. Corpo catetere da 80 e 142 cm.
Stent vascolare autoespandibile periferico in nitinol, Multisegmento con lunghezze dei singoli elementi variabili in dipendenza della misura dello stent. OTW. Sistema di rilascio meccanico a vite di precisione o pull back rapido.
Stent arteriosi autoespandibili in nitinol per vasi iliaci. Stent in nitinol, con disegno ad anelli corrugati interconnessi tre a tre tramite ponti, 12 markers radiopachi posti ad entrambe le estremità. Sistema di rilascio a mano singola, con rotella di posizionamento stent micrometrica, stelo catetere triassiale che evita lo sposizionamento dello stent.
Stent autoespandibile in nitinol per vasi femoro-poplitei e punti di flessione su guida 0,035. Stent in nitinol autoespandibile altamente flessibile per il trattamento delle steno-occlusioni femoro-poplitee. Compatibilità con guida 0.035”.
Stent autoespandibile in nitinol per vasi femoro-poplitei e punti di flessione su guida 0,018. Stent autoespandibile in lega superelastica di nitinol con struttura elicoidale a 6 filamenti intrecciati ad estremità chiusa. Sistema OTW compatibile con guida 0.014” o 0.018”.
Stent autoespandibile in nitinol per piccoli vasi. Basso profilo. Compatibile con introduttore 4 Fr. Diametri stent da 3 a 8 mm. Lunghezza stent possibilmente fino a 200 mm. Alta forza radiale. Alta flessibilità, marker radiopachi alle estremità dello stent.
Stent premontato in cromo-cobalto per piccoli vasi. Basso profilo. OTW. Premontato su pallone multicompliante. Compatibile con introduttore 4 Fr. A celle chiuse multiple, numero di celle circonferenziali e spessore di maglia differenziato a seconda del diametro dello stent.
Stent autoespandibile in nitinol compatibile con introduttore 4 Fr. Stent a celle aperte altamente flessibile e resistente alle sollecitazioni.

Eligibility requirements: Le informazioni sono precisate nel disciplinare di gara. Le informazioni sono precisate nel disciplinare di gara. Le informazioni sono precisate nel disciplinare di gara. Le informazioni sono precisate nel disciplinare di gara. Le informazioni sono precisate nel disciplinare di gara.
Le informazioni sono precisate nel disciplinare di gara. Le informazioni sono precisate nel disciplinare di gara.
Le informazioni sono precisate nel disciplinare di gara.