Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-03-17
Buyer: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000 | 33140000: Medical consumables | 33141323 | 33184400
Submission deadline: 2023-04-19
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: 1.	Przedmiot zamówienia stanowi dostawa endoprotez i specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Onkologicznej.
3.	Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr 1-5 do SWZ.
5.	Zamawiający wymaga, aby termin ważności na dostarczany przedmiot zamówienia wynosił min. 12 miesięcy, licząc od daty dostawy towaru do siedziby Zamawiającego.
6.	Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia posiadał wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania, pozwolenia, atesty, certyfikaty.
Proteza piersiowa: kształt anatomiczny, powierzchnia teksturowana (średnia głębokość porów 460 μm, średnia średnica porów 490 μm), wyposażona w znaczniki orientacyjne do pozycjonowania (centralny wskaźnik wzdłużny w części przedniej dolnej oraz dwa punktowe wskaźniki w części tylnej górnej). Dostępne pojemności od 150 ml do 730 ml, dostępne wysokości od 90 mm do 152 mm, dostępna projekcja od 30 mm do 67 mm. Minimum 4 rodzaje projekcji, minimum 3 rodzaje wysokości. Biokompatybilne, w opakowaniu 6 naklejek do karty operacyjnej, sterylizowane tlenkiem etylenu, rozciągliwość max 3%, odporność na rozerwanie 20 kN/m, minimum 85 opcji implantów do wyboru.	10 szt.
1.	Endoprotezy o kształcie okrągłym: produkt sterylny, powierzchnia gładka, wypełniony w 100% żelem silikonowym, bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni, wizualny wskaźnik obecności warstwy barierowej, minimum 3 warstwy elastomeru. Pełny zakres rozmiarów: średnica od 10 cm do 13,5 cm, 4 projekcje (min. zakres pojemności 160 cm³ – max. zakres pojemności 700 cm³). Bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy. Certyfikat CE, gwarancja 10 lat na pęknięcie oraz torebkę obkurczającą III i IV wg skali Bakera.	1 szt.
2.	Endoprotezy o kształcie okrągłym: produkt sterylny, powierzchnia gładka, wypełniony w 100% żelem silikonowym, bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni, wizualny wskaźnik obecności warstwy barierowej, minimum 3 warstwy elastomeru. Protezy przyjmujące kształt „łzy” pod wpływem grawitacji. Paszport elektroniczny (RFID) ułatwiający identyfikację implantu. Pełny zakres rozmiarów: średnica od 10 cm do 13,5 cm, 4 projekcje (min. zakres pojemności 160 cm³ – max zakres pojemności 700 cm³). Bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy. Certyfikat CE, gwarancja 10 lat na pęknięcie oraz torebkę obkurczającą III i IV wg skali Bakera.	1 szt.
3.	Endoprotezy o kształcie anatomicznym: produkt sterylny, powierzchnia gładka, wypełniony w 100% żelem silikonowym, zintegrowany system mocowania implantów do tkanki, radiologiczne wskaźniki położenia implantu, bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni, wizualny wskaźnik obecności warstwy barierowej, minimum 3 warstwy elastomeru. Pełny zakres rozmiarów: średnica od 11 cm do 13,5 cm, 2 projekcje, 3 wysokości (min. zakres pojemności 250 cm³- max. zakres pojemności 600 cm³). Bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy. Certyfikat CE, gwarancja 10 lat na pęknięcie oraz torebkę obkurczającą III i IV wg skali Bakera.	35 szt.
1.	Sterylna igła do tatuowania punktów referencyjnych do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Tattoostep. Opakowanie 100 szt.	10 op.
2.	Sterylny czarny tusz do tatuowania punktów referencyjnych, do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Tattoostep, pojemności 10 ml. Do tatuowania pacjentów onkologicznych podczas przygotowania do radioterapii. Opakowanie 5 szt.	2 op.
1.	Dwukanałowe igły do biopsji mammo-tomicznej pod kontrolą mammografu (RTG) 8G dł. 9,12 cm i 10G dł. 9, 12 cm, są kompatybilne z posiadanym przez szpital urządzeniem Mammotome Revolve, zintegrowany z igłą system zarządzania tkankami umożliwia transport każdej pobranej próbki do osobnego pojemnika. Opak. 5 szt.	60 op.
2.	Dwukanałowe igły do biopsji mammo-tomicznej pod kontrolą USG o rozm. 8 G i 10 G, są kompatybilne z posiadanym pzez szpital urządzeniem Mammotome Revolve, zintegrowany z igłą system zarządzania tkankami umożliwiającymi transport każdej pobranej próbki do osobnego pojemnika. Opak. 5 szt.	40 op.
3.	Znaczniki tkankowe 8 G i 10 G kompatybilne z dwukanałowymi igłami:, zapewniające długoterminową widoczność w badaniu USG (widoczny min. 6 miesięcy) mammografii oraz MRI (trwale). Opak. 5 szt.	30 op.
1.	Retraktor laparoskopowy jednorazowego użytku, sterylny. Lifter typu silikonowy guzik – igła 6,5 cm, szew 18 cm. Opakowanie zbiorcze max 10 szt.	3 op.
2.	Retraktor laparoskopowy jednorazowego użytku, sterylny. Lifter z taśmą do wątroby – igła 6,5 cm. Opakowanie zbiorcze max 5 szt.	3 op.

Eligibility requirements: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.