Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-04-27
Buyer: Тракийски университет
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33190000
Estimated value: 212916.67 BGN
Submission deadline: 2018-05-31
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: „Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет — гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в 3 (три) позиции, както следва:
— обособена позиция № 1 „Видео ендоскопска система за горна и долна ендоскопия (видеогастроскоп и видеоколонскоп)“.
Доставката ще се извърши франко на адреса на Медицински факултет — гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.
1. ендоскопски процесор  — 1 брой: технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата чрез вграден специализиран оптичен филтър; минимум един USB изход за преносима флаш памет на предният панел; възможност за управление на видео принтер; архивираща изображения система; регулатор за въглероден двуокис; меню за настройки и на български език; електронен ZOOM; възможност за управление на иригационна помпа; вграден светлинен източник със светодиодна (LED) лампа; поддръжка на видеоендоскопи с интегриран чип в ендоскопа и фиброоптични ендоскопи за гастроентерологични и бронхологични изследвания и терапия; поддръжка на ендоскопи с висока резолюция (HD) на CCD чипа в дисталния край; да има минимум следните изходи: D-SDI (SMTPE 292M), SD-SDI, 9SMPTE 259M) или DVI (WUXGA, 1080P или SXGA);
3. видеогастроскоп с висока разделителна способност (High Definition)  —  1 брой: зрително поле: поне 1400(градуса); дълбочина на зрителното поле (минимум): от 2 до 100 мм; дължина на работната част: поне 1030 мм; външен диаметър на работната част: от 9,0 мм до 2,4 мм; минимална гъвкавост на дисталния край: горе 2100; долу 900; ляво/дясно 1000; работен канал с вътрешен диаметър: поне 2,8 мм; технология на цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата чрез вграден специализиран оптичен филтър;
4. Видеоколоноскоп в висока разделителна способност (High Definition)  —  1 брой: зрително поле: поне 1400; диаметър на цялата работна част: не повече от 12,8 мм; дължина на работната част: най-малко 1680 мм; минимална гъвкавост в дисталния край: горе/долу — 1800; ляво/дясно — 1600; работен канал с вътрешен диаметър: поне 3,7 мм; отделен канал (различен от работния) за промивка на работното поле чрез водна струя; минимум две лещи на дисталния край излъчващи светлина; функция за активно регулиране твърдостта на работната част по желание на работещия; водоустойчив конектор без нужда от защитна капачка; допълнителен (освен работния) канал за промиване на наблюдаваното поле чрез водна струя; технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата чрез вграден специализиран оптичен филтър;
5. ендоскопски тролей  —  1 брой: изтегляща се поставка за клавиатура, поне три рафта за оборудване; минимум две стойки за флексибилни ендоскопи; стойка за воден контейнер; стойка за LCD монитор; спирачен механизъм на минимум две от четирите колела; електрическо захранване;
6. иригационна помпа за струйно промиване под налягане  —  1 брой: възможност за дистанционно подаване на вода от програмируеми бутони на гастроентерологичните видеоендоскопи; възможност за управление от ендоскопския процесор; възможност за автоматично обратно изпомпване за намаляване налягането в системата и максимален контрол; възможност за контрол на потока от предния панел; налягане на подаваната вода до 491 kPa; всички необходими за работа кабели и маркучи;
Доставката ще се извърши франко на адреса на Медицински факултет  —  гр. Стара Загора, ул. „Армейска“  № 11.
1 брой със следните минимални и задължителни характеристики и състояща се от: електрохирургично задвижване; натоварване минимум 360 кг; минимални размери на плота 2000 мм/500 мм; всички секции на плота да са рентгено прозрачни; движение на плота по хоризонтал (слайдинг) — да осигурява възможност за цялостно сканиране на тялото: мин. 350 мм—235мм от центъра към главата и 115 мм от центъра към краката; движение на плота по вертикал мин. 685—1135 мм; латерален наклон с електрически контрол мин. +/20 градуса; тренделенбург/обратен тренделенбург с електрически контрол мин. 30 градуса; флекс/реФлекс с електрически контрол мин. 220/100 градуса; механично движение на секция глава горе/долу мин. 60/90 градуса; електрическо движение на секция гръб горе/долу мин. 80/40 градуса; бордът на масата да е изработен от пресован алуминий; управлението да е чрез подвижно дистанционно с дълъг гъвкав кабел; да разполага с функция за самонивелиране на масата чрез 4 хидравлични крачета; да има възможност за смяна позициите на секции глава и крака; възможност за закрепване на допълнителен борд от карбон с дължина мин. 1200 мм и товароносимост мин 135 кг; гаранционен срок минимум 24 месеца.
Доставката ще се извърши франко на адреса на Медицински факултет — гр. Стара Загора, ул. „Армейска“  № 11.
1. електрохирургична платформа: захранване — 220—240 V, 50—60 Hz; клас на защита CF, клас 1; високочестотни електрохирургични режими: монополярни режими — чисто рязане, хемостатично рязане, импулсно рязане, мека коагулация, форсирана коагулация, спрей коагулация; биполярни режими — биполярно рязане, рязане в солеви разтвор (резекция 0,9 % NaCl), мека коагулация, коагулация с автоматичен старт, коагулация с автоматично спиране, коагулация в солеви разтвор (0,9 % NaCl); ултразвукови режими: режим на ултразвуково рязане на принципа на инструмент с осцилиращ (хармоничен) активен електрод; режим на едновременно прилагане на биполярна и ултразвукова енергия през единичен инструмент; номинална честота на електрохирургичната функция: 350—700 KHz; номинална честота на ултразвуковата механична функция 47—55 KHz; изходи на мощност: минимум два монополярни; минимум два биполярни; минимум един за ултразвуково рязане; минимум един за едновременно прилагане на биполярна енергия и хармонични механични трептения; трансдюсер с възможност за биполярно лигиране и биполярно лигиране с едновременно ултразвуково рязане; потребителски интерфейс: управление на настройките с цветен сензорен дисплей (тъчскрийн); възможност за разпознаване на инструменти и автоматично задаване на настройка от генератора; възможност за синхронизация с инсуфлатор за автоматично отвеждане на дима от пневмоперитонеума при активиране изходната мощност на генератора; минимална окомплектовка — ултразвуков трансдюсер, двоен педал, единичен педал, многократни неутрален електрод и кабел за неутрален електрод;
2. стерилен инструмент за едновременно прилагане на биполярна и ултразвукова енергия: диам. до 5 мм, дължина до 35 см;
9. ножица тип Метценбаум 5х330—350 mm, монополярна, браншове 18—20 mm, многократна, автоклавируема, ротация на 360°;
10. граспер, тип Крокодил 5х330—350 mm, монополярен, дръжка със заключване, многократен, автоклавируем, ротация на 360°;

Eligibility requirements: Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

Award value: 212916.67