Public procurement notice: Voluntary Ex Ante Transparency Notice
Published: 2023-06-07
Buyer: vzw Jan Yperman Ziekenhuis
Country: BE
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 33100000
Estimated value: 562511 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Het JanYpermanZiekenhuis zal een 3-koppen-camera met grote FOV Picker-Marconi-Philips-IRIX triple-headSPECT-camera vervangen.
Dankzij deze derde kop kan hij 50% meer signaal verzamelen ivm camera's met dubbele kop wanneer hij in SPECT-modus wordt gebruikt. Dit maakt het mogelijk de duur v/h onderzoek significant te verkorten voor dezelfde beeldkwaliteit of meer gegevens te verzamelen in dezelfde tijd voor een hogere beeldkwaliteit.
Hij heeft ook de particulariteit dat hij een variabele geometrie heeft waardoor hij conventionele full- body scans kan uitvoeren, net als een dual-head-camera.
Deze camera is uitgerust met een routine collimator met lage-energie en ultrahoge-resolutie (LEUHR). Deze collimatoren hebben de specificiteit een betere spatiële resolutie te hebben dan de meer traditionele LEHR-collimatoren, maar ten koste van een lagere gevoeligheid. Dit effect zou de onderzoekstijd bij systemen met twee koppen onredelijk verlengen. Dit effect wordt gecompenseerd door de derde kop van deze apparatuur.
Omwille hiervan, wil het ziekenhuis een systeem dat ten minste vergelijkbare prestaties/efficiëntie kan leveren.
Het InterMedicalsysteem is een herbouwde Prism 3000 XP., heeft kleine gezichtsvelden en een vaste hoekgeometrie van 120°. Dat maakt alleen hersen- of hartopnames mogelijk. Het is ook niet schaalbaar tot een mogelijke SPECT/CT-oplossing.
Het Medisosysteem is een nieuw systeem met een recent design en daarom duurzamer dan een herbouwd systeem. Het is uitgerust met een breedvelddetector die alle nucleaire geneeskundestudies met LEUHR-collimatoren in een redelijk tijdsbestek als ons huidige systeem mogelijk maakt. Maar dankzij de iteratieve reconstructie met resolutieherstel is het ook mogelijk SPECT op te nemen in een kortere tijd en met een hogere beeldkwaliteit dan ons huidige systeem.
Net als het IRIX-systeem dat wij hebben, is het uitgerust met NaI-kristallen waardoor efficiënt beelden met hoogenergetische isotopen, zoals I131 (hoofdemissie 364keV-piek), kunnen worden verkregen.
Met behulp van LEHR-HS-collimatoren kan ook een SPECT voor het hele lichaam worden gemaakt, van bovenkant schedel tot voet in 5 beeldvelden, in een redelijke tijd (20-25 minuten) en met een goede beeldkwaliteit. Hoewel wij graag uitgerust zouden zijn met LEUHR-HS-collimatoren om beelden te verkrijgen met de hoogste ruimtelijke resolutie zonder afbreuk te doen aan de onderzoekstijd, is dit een perspectief waarover wij zouden willen beschikken door middel van de toekomstige aanschaf van een nieuwe set collimatoren. Gelijkwaardige prestaties kunnen uiteindelijk worden voorgesteld met een CZT-systeem, maar deze systemen zijn voor onze afdeling uiterst onbetaalbaar en laten niet toe I131 met de hoogste piek (364 keV) af te beelden en wij willen ook de mogelijkheid behouden om echte 2D-studies te doen.
Het AnyScan TRIO S-systeem kan ook worden uitgebreid tot SPECT/CT door toevoeging van een 16-slice diagnostische CT-module.
Om deze redenen, en bij gebrek aan gelijkwaardige oplossingen van andere fabrikanten, willen wij een AnyScan-TRIO-S-systeem rechtstreeks bij MedisoMedicalImagingSystemsBelgiumBV  bestellen.
Er zal minstens 10 dagen wachttermijn toegepast worden alvorens te sluiten. De gepubliceerde sluitingsdatum is niet correct.
Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Ieper.
Er zal een wachttermijn van minstens 10 dagen gerespecteerd worden alvorens de opdracht te sluiten. Indien wij binnen deze wachttermijn geen schriftelijke (per aangetekende zending en/of per e-mail naar aankoop@yperman.net) kennisgeving ontvangen, zullen wij de procedure verder zetten.


Winner: Mediso Medical Imaging Systems Belgium BV
Award value: 562511