Public procurement notice: Voluntary Ex Ante Transparency Notice
Published: 2023-09-08
Buyer: Chemotherapeutisches Forschungsinstitut Georg-Speyer-Haus
Country: DE
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 38434540
Estimated value: 1 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Das IVIS Spectrum CT ist ein In Vivo Imaging System, das verschiedene Bildgebungsmodalitäten (u.a. Lumineszenz, Fluoreszenz und Micro-CT) in einem Gerät ermöglicht.
Das IVIS Spectrum CT ist ein kompaktes „all-in-one Gerät“, welches Fotografie, Biolumineszenz, Fluoreszenz mit Epi und Transillumination, 3D Tomopgraphie und Micro-CT Imaging in einem Gerät kombiniert bei einer Stellfläche kleiner als 80 x 80cm Breite x Tiefe. Es bietet eine integrative Plattform, die die gesamte Palette der optischen Bildgebung einschließlich patentierten Spectral Unmixing Algorithmus von bis zu 5 Fluoreszenzproteinen (5 Fluoreszenzproteine im lebenden Tier können separiert werden), quantitativer, hochsensitiver 2D- und 3D-Biolumineszenz und Fluoreszenz mit schneller CT-Bildgebung enthält. Das Gerät ist mit einem „full-inch“ 2,7 x 2,7 cm großen CCD Chip, rückseitig geätzt und belichtet ausgestattet. Durch ein Linsenkarussell wird für jedes Geschichtsfeld eine angepasste Optik mit einer Apertur von 1,0 verwendet, welche in Kombination mit dem 2,7 x 2,7 cm großen Chip eine sehr hohe Sensitivität in der Biolumineszenmessung ermöglicht. Der Nachweis einer einzigen Zelle mittels Biolumineszenz ist über Publikationen belegt.
Das Gerät ist mit einer Micro-CT Einheit mit einem Flatpanel Detektor mit einer Sensorfläche von 229,8 x 64,6 mm ausgestattet, die es erlaubt Mäuse mit einer sehr niedrigen Strahlendosis zu messen. Für eine Maus liegt die Strahlendosis für eine Messung je nach Einstellung zwischen 13 bis 132mGy.
Die Aufnahmen von Micro-CT, Fluoreszenztomographie und Biolumineszenz-tomographie können im Gerät erfolgen, ohne die Position der Maus auf dem Probenhalter zu verändern. Dies reduziert evtl. Bewegungsartefakte. Anstatt an verschiedenen Zeitpunkten Tiere aus dem Versuch zu entnehmen, wird mit dem In Vivo Imaging eine Verfolgung der gleichen Tiere über längere Zeiträume ermöglicht, was die Qualität der Daten bei gleichzeitiger Reduktion der Tierzahlen (3R Prinzip) im Vergleich zu konventionell angelegten Studien mit Endpunktanalysen erhöht.
In unserem Institut sind Tumormodelle etabliert, deren Lokalisation, Wachstum und Therapieverhalten nicht-invasiv mittels multimodaler Bildgebung verfolgt werden können. Mit Hilfe der Biolumineszenz- und Fluoreszenz-Tomographie ist es möglich, die Lage des Tumors, der Metastasen und anderer interessanter Zellen (z. B. Immunzellen) im Tierkörper im Vergleich zur herkömmlichen 2D-Live-Bildgebung genau zu bestimmen. Das Mikro-CT ermöglicht eine präzise Lokalisierung von Zielen mit dem zusätzlichen Vorteil, dass das Fortschreiten von knochenspezifischen Krankheitsmodellen sichtbar gemacht werden kann.
Das IVIS Spectrum CT ermöglicht auf kleinsten Raum longitudinale Arbeitsabläufe zur Charakterisierung des Krankheitsverlaufs und der therapeutischen Wirkung während eines gesamten Versuchszeitraums mit quantitativen CT- und optischen Rekonstruktionen.
Das Gerät ist mit 10 Exitationsfiltern (415 nm -760 nm/ 30 nm Bandbreite) und 18 Emissionsfiltern (490 nm -850 nm/ 20 nm Bandbreite) ausgestattet. Epi-Illumination und Transillumination bieten die Detektion von Signalen in tieferen Schichten der zu untersuchenden Tiere. Die Narkoseeinheit ist in das IVIS-System integriert. Die Messkammer ist mit Isofluran-begasten Messplätzen bestückt, die eine simultane Detektion von bis zu fünf Mäusen im 23 cm Bildfeld (Hochleistungs-CCD-Kamera) ermöglichen. Im kleinsten Bildfeld ist eine Auflösung bis zu 20 µm möglich.   Das Gerät ist absolut kalibriert und liefert Messdaten für Biolumineszenz und Fluoreszenz in physikalischen Einheiten, die nach dem NIST Standard kalibriert sind.
Eine schnelle Bildgebung und die Möglichkeit, mehrere Tiere aufzunehmen, bieten den erforderlichen Durchsatz, um große Tierkohorten schnell zu scannen und fundierte Schlussfolgerungen aus Ihren experimentellen Daten zu ziehen.
Die umfangreiche „Living Image“ Software enthält zahlreiche Möglichkeiten zur Quantifizierung und Visualisierung (z.B. Spectral Unmixing und Single-View 3D-Tomographie zur Analyse der detektierten Signale im anatomischen Zusammenhang mittels integriertem Maus-Atlas).
Der Auftraggeber führt zur Beschaffung des In vivo Imaging Systems ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb durch und verhandelt dabei lediglich mit einem Unternehmen (Revvity Germany GmbH, Hamburg).
Die Analyse des Zusammenwirkens von Tumorzellen mit ihrem umgebenden, gesunden Gewebe (Tumormikromilieu) ist der zentrale Forschungsgegenstand des GSH. Mit dem IVIS Spectrum CT, mit welchem eine 2D und 3D Bildgebung mittels Biolumineszenz und Fluoreszenz sowie eine Kombination von 3D Imaging von Biolumineszenz und Fluoreszenz mit Micro-CT möglich ist, kann dieses Zusammenspiel zwischen Tumor und Umgebungsgewebe im lebenden Tier in einem kompakten Gerät untersucht werden. Ein Vergleich der technischen Ausstattung bei den derzeit erhältlichen optischen Bildgebungssystemen hat gezeigt, dass die notwendigen Messaufgaben für die geplanten Untersuchungen am GSH nur mit Hilfe des IVIS SpectrumCT-Systems in einem Gerät realisierbar sind. Dies ist vor allem auf die einzigartige Ausstattung mit verschiedenen technischen Komponenten zurückzuführen, die eine kombinierte Nutzung von Fluoreszenz-Tomografie, Biolumineszenz-Tomografie und Röntgen-Computertomografie im selben Gerät ermöglichen und damit alle Voraussetzungen für die notwendigen Bildanalysen bieten. So ist es wichtig, dass die Fluoreszenztomographie mit verschiedenen Wellenlängen im Bereich der Anregung und Emission zur Verfolgung verschiedener Zellpopulationen im Tier durchgeführt werden kann. Die tomografische 3D-Bildrekonstruktion für Fluoreszenz und Biolumineszenz ermöglicht die optische Quantifizierung im Tiermodell, bei dem tiefere Gewebeschichten und Organe untersucht werden soll. Die Möglichkeit zur quantitativen Verfolgung des Verlaufs des Metastasenwachstums sowie der Migration, Zirkulation und Ansiedelung von Tumor- und Stromazellen ist Grundlage für die präklinische Bewertung neuartiger Behandlungsverfahren. Das integrierte Micro-CT-System hat sehr kurze Aufnahmezeiten und damit eine Nutzung bei sehr niedrigen Dosen, d.h. bei einer sehr niedrigen Strahlenbelastung der Tiere. Damit können wiederholte CT-Messungen durchgeführt werden, ohne das Ergebnis eines Therapieversuchs durch zu hohe Strahlenbelastung zu verfälschen oder die Tiere zu schädigen. Daher sind Spectral Unmixing, Transillumination und das integrierte schnelle Micro-CT beim IVIS Spectrum CT nicht nur als eigenständige Bildgebungsmöglichkeiten verfügbar, sondern in ihrer Kombination auch Voraussetzungen für die quantitative 3D-Rekonstruktion der Fluoreszenz- und Biolumineszenz-Bilddaten in der präklinischen Tumorforschung.  Die Gerätesoftware enthält zudem einen patentierten Algorithmus zum Spectral Unmixing von bis zu 55 Fluoreszenzproteine im lebenden Tier. Die beengten Platzverhältnisse in der Tierhaltung des Institus bedingen ein kompaktes platzsparendes Gerät. Das IVIS Spectrum CT hat eeine Stellfläche kleiner 80 x 80cm BreBreite x Tiefe).
Die Kombination der aufgeführten Ausstattungsmerkmale in einem Gerät kann momentan, trotz intensivier Recherche, nur dieses System erfüllen welches ausschließlich im Direktvertrieb der Firma Revvity angeboten wird.
Die Beschaffung eines alternativen Produkts ohne die oben erwähnten Eigenschaften würde die Anforderungen unserer Forschenden nicht in gleicher Weise wie das IVIS Spectrum CT erfüllen.
Dieses Vorgehen ist vorliegend nach § 14 Abs. 4 Nr. 2 lit. b) VgV zulässig. Zum Zeitpunkt der Aufforderung zur Abgabe von Angeboten kann der Auftrag nur von einem bestimmten Unternehmen erbracht werden, weil aus technischen Gründen kein Wettbewerb vorhanden ist. Es bestehen im Sinne von § 14 Abs 6 VgV auch keine vernünftigen Alternativen oder Ersatzlösungen und der mangelnde Wettbewerb ist nicht das Ergebnis einer künstlichen Einschränkung der Auftragsvergabeparameter.
Es handelt sich bei dieser Bekanntmachung um eine freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung, mit der durch den Auftraggeber seine Absicht zum Vertragsschluss mit dem vorgesehenen Auftragnehmer bekundet wird. Ein Vertragsschluss ist noch nicht erfolgt. Für die Einlegung von Rechtsbehelfen sind § 160 und § 135 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) zu beachten.


Winner: Revvity GmbH
Award value: 1