Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-02-05
Buyer: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Country: GR
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33152000: Incubators | 38430000 | 38434540 | 38436700 | 38437000
Estimated value: 163676.38 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών επιστημονικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης τού υποέργου 16 της Πράξης «Openscreen-GR».
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών επιστημονικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης τού υποέργου 16 της Πράξης «Openscreen-GR».
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) θαλάμου νηματικής ροής.
1. Το επίπεδο ασφαλείας του θαλάμου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατάλληλο για επεξεργασία κυτταροτοξικών σκευασμάτων (cytotoxicsafety) με μετακινούμενο παράθυρο, με δύο στρώσεις από πλαστικοποιημένο ενισχυμένο γυαλί που απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία, πάχους τουλάχιστον 5mm, για την προστασία των χρηστών, του περιβάλλοντος και των δειγμάτων.
2. Το ύψος του παραθύρου να ελέγχεται απομακρυσμένα αλλά και με διακόπτη στο πόδι ώστε να αποφεύγεται ο στροβιλισμός του αέρα από την μετακίνηση του αέρα κατά τη διάρκεια των πειραμάτων.
3. Ο όγκος του εσωτερικού χώρου εργασίας να είναι τουλάχιστον 0,70 κυβικά μέτρα, και να μπορεί να δεχτεί υψηλές πιέσεις μεγαλύτερες των 20 kg, χωρίς να υπόκειται σε κάποια μόνιμη παραμόρφωση.
4. O θάλαμος θα πρέπει να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό για υπέρβαση ύψους παραθύρου. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει συναγερμός για μη φυσιολογική ταχύτητα ροής αέρα καθώς επίσης και για την αντικατάσταση του φίλτρου.
5. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται πίνακας ελέγχου για τη βελτίωση της διεπαφής του χρήστη. Η ροή του αέρα και όλες οι λειτουργίες του θαλάμου να ελέγχονται από μικροεπεξεργαστή, και να εμφανίζονται σε οθόνη υγρού κρυστάλλου (LCD). Συγκεκριμένα να εμφανίζονται πληροφορίες τουλάχιστον για τις εξής παραμέτρους: Υγρασία, Θερμοκρασία, Χρόνος ζωής των φίλτρων και λυχνίας υπεριώδους, Ένδειξη για αλλαγή φίλτρου, Χρόνος λειτουργίας συστήματος, Ταχύτητα εισρροής, Λειτουργία airfilteringsystem, Κατάσταση λειτουργίας LED, Λειτουργία πρίζας, Κατάσταση λειτουργίας UV, Κατάσταση λειτουργίας πεντάλ για την μετακίνηση του παραθύρου.
6. Για την αποστείρωσή του ο θάλαμος να είναι εξοπλισμένος με λάμπα υπεριώδους (να εκπέμπει στην περιοχή 250-260 nm) ισχύος τουλάχιστον 30 W, για πιο αποτελεσματική απολύμανση.
8. O θάλαμος να διαθέτει τουλάχιστον 3 φίλτρα HEPA, ώστε να αποφεύγεται η χρήση αγωγού εξαγωγής. Τα φίλτρα να είναι τύπου “bag-inandbag-out” για να τη μέγιστη προστασία του προσωπικού, του περιβάλλοντος, και η διαδικασία να καθίσταται εύκολη και γρήγορη. Τα δύο φίλτρα HEPA, να έχουν αποτελεσματικότητα μεγαλύτερη από 99.999 %, για σωματίδια μεγέθους 0.3μm, και το τρίτο φίλτρο, τύπου ULPA, να έχει αποτελεσματικότητα για 99,999 % για σωματίδια μεγέθους 0.1-0.2μm.
3. Να περιλαμβάνει στο εσωτερικό του τουλάχιστον 2 αδιάβροχες πρίζες, μία (1) βάνα αερίου και μία (1) βάνα νερού.
ENISO 14971:2009, EN:980:2008, EN 1041:2008, ENISO 13485:2003, EN61010:2001, EN613261:2006, EN12469:2000, να ακολουθεί δε την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων συμπεριλαμβανόμενης της τροποποίησης βάσει της οδηγίας 2007/47/ΕΚ.
8. Να είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι εξωτερικές επιφάνειες να διαθέτουν επίστρωση από εποξειδική βαφή και να έχουν αντί μικροβιακή προστασία.
9. Οι εσωτερικές του διαστάσεις να είναι τουλάχιστον 1200x600x600mm (πλάτος x βάθος x ύψος), ενώ οι εξωτερικές διαστάσεις να μην υπερβαίνουν αντίστοιχα τα 1400x800x2200 mm.
• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.


Winner: Αφοί Ντούρου - Ε. Δεμάγκος Ο.Ε.
Award value: 163676.38
Number of bids: 3