Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-10-23
Buyer: Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart gKAöR
Country: DE
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 33100000
Estimated value: 2915965.36 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Gegenstand des Vertrages ist die Lieferung, der Einbau- Montage, Integration in das bestehende Geräte-/ Kliniknetzwerk und Inbetriebnahme folgender Systeme der radiologischen Diagnostik der Nuklearmedizin, mit am Patienten applizierten Radionukliden eines PET-CT, zweier SPECT-CT und eines SPECT (Gammakamera) im Sinne der DIN, IEC und sonstigen „Allgemein gültigen Regeln der Technik“ für die Klinik für Nuklearmedizin sowie bezüglich der Nutzung des CT-Teils am PET für die Therapiesimulation für die Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie des Klinikums Stuttgart, Standort Mitte als Lieferleistung.
Gegenstand des Vertrages ist die Lieferung, der Einbau- Montage, Integration in das bestehende Geräte-/ Kliniknetzwerk und Inbetriebnahme folgender Systeme der radiologischen Diagnostik der Nuklearmedizin, mit am Patienten applizierten Radionukliden · eines PET-CT, · zweier SPECT-CT und · eines SPECT (Gammakamera) im Sinne der DIN, IEC und sonstigen „Allgemein gültigen Regeln der Technik“ für die Klinik für Nuklearmedizin sowie bezüglich der Nutzung des CT-Teils am PET für die Therapiesimulation für die Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie des Klinikums Stuttgart, Standort Mitte als Lieferleistung. Anzubieten und in die Preise einzukalkulieren sind Gerätesysteme für den Standort Mitte, neues Haus G Lieferung, Einbringung, Montage, Inbetriebnahme, Erstellen aller erforderlichen Prüfungen, und Abnahmen, Integration der Bedien- und Befundungsstationen in die Softwarelandschaft sowie Einweisungen des Betriebspersonales und ausreichender Nutzer und Anwenderschulungen. · Aufwendungen für die Überprüfung vorhandener Planungen des Bauherrn / des Generalübernehmers des Haus G sowie Erstellung der notwendigen Unterlagen zur Werk- und Montageplanung in Anlehnung an die HOAI, z. B. für die erforderlichen und notwendigen Zusatzkonstruktionen, Energiebedarfe oder auch Untersuchungen zur Statik sowie die ggf. notwendige Anpassung der Spezialmöblierung der Diagnostik, Technik- und der Schalträume sind mit einzukalkulieren. · Am geplanten neuen PET/CT sind des weiteren Aufnahmen mit dem CT zur Therapiesimulation im Rahmen der Bestrahlungsplanung durchzuführen. Die Strahlentherapie nutzt als Radioonkologie-Informationssystem (ROKIS) die Anwendung Mosaiq (2.81 SP2) mit dem Bestrahlungsplanungssystem ECLIPSE und Brainlab Elements. Die Behandlungsablaufplanung für alle Bestrahlungsgeräte und das CT erfolgt in der Mosaiq-Umgebung.
PET/CT: Ausschließlich der PET/CT der Firma Siemens Healthcare GmbH verfügt  über eine voll integrierte Quellenhalterung zur automatischen Qualitätskontrolle über Nacht. Das Personal ist nicht mehr gezwungen, die über 15 kg schweren und strahlenden Referenzphantome vom Transportwagen auf den Patiententisch zu befördern und umgekehrt. Selbst bei korrekt angelegter persönlicher Schutzkleidung entsteht für das Personal eine Strahlenexposition. Bei einem automatisierten Ablauf, wobei das Prüfnuklid strahlengeschützt im Gerät untergebracht werden kann, führt dies zu einer deutlichen Reduktion der Strahlenexposition. Des Weitern führt der Wegfall des  Transports per Hand zu einem deutlich geringeren Verletzungsrisiko. Zudem besitzt nur das o.g. Gerät der Firma Siemens Healthcare GmbH eine TG66-konforme Tischplatte. Bei Verwendung einer TG66-konformen Tischplatte wird gewährleistet, dass es zu keiner Durchbiegung der Tischplatte kommen kann, wenn der Patient zwischen PET- und CT-Anteil des Scanners bewegt wird. Dadurch ist eine genauere Fusion von PET- und CT-Datensatz möglich, da es zu keiner räumlichen Verschiebung der beiden Datensätze kommen kann. Dies ermöglicht eine exaktere Bestrahlungsplanung und verhindert, dass bei der Bestrahlung gesundes Gewebe bestrahlt wird. Ferner weist nur das Gerät der Firma Siemens Healthcare GmbH eine Gantryöffnung von 78 cm auf. Eine möglichst große Gantryöffnung erlaubt das Scannen auch sehr großer bzw. adipöser Patienten, die sonst keine Untersuchung erhalten könnten. Auch klaustrophobe Patienten können leichter untersucht werden. Zudem können Lagerungshilfen für die Bestrahlungsplanung besser eingebracht werden (wie bereits oben erwähnt, wird der PET/CT am Klinikum Stuttgart wird gemeinsam mit der Strahlentherapie genutzt). Das Gerät der Firma Siemens Healthcare GmbH bietet im Vergleich zu Geräten anderer Hersteller zudem einen kontinuierlichen Tischvorschub. Geräte anderer Hersteller bieten lediglich einen Aufnahmemodus in mehreren aneinandergesetzten einzelnen Bettpositionen an (Step-and-Shoot-Verfahren), wohingegen das System der Firma Siemens Healthcare GmbH alternativ zwei unterschiedliche Aufnahmemodi anbietet (mehrere aneinandergesetzte einzelne Bettpositionen oder kontinuierlicher Tischvorschub (Flow Motion-Modus)).
SPECT/CT: Ausschließlich der SPECT/CT der Firma Siemens Healthcare GmbH besitzt einen automatischen Kollimatorwechsler, sodass ein deutlich effizienteres, im Hinblick auf die Zeitersparnis, und für die Arbeitskräfte schonenderes Arbeiten möglich ist. Ferner verfügt nur der SPECT/CT der Firma Siemens Healthcare GmbH über um die Längsachse kippbare Detektoren an der Gantry-Öffnung. Der weitere Freiheitsgrad der Detektoren ermöglicht u. a. mehr Positioniermöglichkeiten bei an mobilitätseingeschränkten Patienten durchzuführenden, planaren Aufnahmen mit spezieller Fragestellungen bestimmter Regionen. Das System der Firma Siemens Healthcare GmbH erlaubt ohne Umbettung des eingeschränkten Patienten eine erweiterte flexibel einstellbare, sehr  positionskonkrete Verortung der Kameraköpfe am Patienten im Bett oder auf Transportliegen, die sowohl Zeitersparnisse als auch die Möglichkeiten bietet, spezielle Regionen / Projektionsbilder aufzunehmen, die mit konventionellen Kameratechnologien nicht möglich sind. Somit kann der höchstmögliche medizinische Nutzen sichergestellt werden. Zudem ist das Verfahren mittels Zinnfilter, wie die Geräte der Firma Siemens Healthcare GmbH beinhalten, im Gegensatz zu anderen Verfahren medizinisch besser geeignet für Patienten als andere Verfahren. Der Zinnfilter reduziert die Strahlendosis in dem er niederenergetische Signale herausfiltert, die für die Bilderzeugung nicht relevant wären.


Winner: Siemens Healthcare GmbH
Award value: 2915965.36
Number of bids: 1