Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-09-05
Buyer: Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33000000 | 33100000 | 33111000: X-ray equipment | 33111500 | 33112200
Submission deadline: 2018-10-04
Award criteria: Mixed

Technical requirements: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros részére orvostechnikai eszközök és licence beszerzése adásvételi szerződés keretében, 13 részajánlati körben
AK részére 505 db. Sebészeti kézi műszer, 2 db Összecsukható kerekesszék beszerzése adásvételi szerz. keretében: Sebészeti kézi műszerek mint: 20 db Olló hajlított, 40 db Olló egyenes, 80 db Horgas csipesz, 35 db Anatómiai csipesz, 160 db Tűfogó, 40 db Mikro érfogó, 40 db Horgas fogó, 40 db Horgatlan érfogó, 20 db Magfogó, 30 db Szike nyél. Matt/szálcsiszolt kialakítás;. Az összekapcsolás felületkialakítását is, egyenletesnek és állandó megjelenésűnek kell lennie. Rozsdamentes acél összetétel. Datamátrixlézergravírozás, feliratozás, géppel olvasható kódolás és olvasó berendezés, mely elősegíti az egyedi műszer nyomon követést. 2 db Összecsukható kerekesszék. Összecsukható, nagy szilárdságú vázszerkezet. Fékezhető. Teherbírás min.125 kg. AT nyertessége esetén, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig AKrészére át kell adnia, melyről az ajánlatban elegendő nyilatkoznia:gyártói színes termékismertető prospektust - mely a műszaki leírást, használati, karbantartási és üzemeltetési előírásokat is tartalmazza -, melyet idegen nyelv esetén teljes magyar nyelvű fordítással kell ellátni, amennyiben ez nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírást kell csatolni. a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration)Az ajánlott termék amennyiben orvostechnikai eszköz - osztályba sorolástól függően- a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek. MSZ EN 13485:2012 gyártói tanúsítvány.A nyertes ATnek csatolnia kell a megajánlott termék, ATre vonatkozó, gyártóműig visszavezethető forgalmazási jogosultságát igazoló gyártói engedélyét (amennyiben az ajánlott termék gyártója nem AT) az AK felhívására.A 321/2015. (X.30) Korm. 46. § (3) bek értelmében, ahol az ajánlatkérő konkrét típusra, gyártmányra hivatkozott a beszerzés egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlattevő azzal egyenértékű megajánlást tehet.
Ponthatár: 0-10, Módszer: Ár: Fordított arányosítás, (KH útmutató A.1.ba) Minőségi szempontok: Arányosítás két szélső érték között (ME útmutató
1 db C íves röntgen képerősítő. Nagyfrekvenciás röntgengenerátor. Processzoros vezérlés. Álló anódú röntgencső. C-ív mélysége Min. 660 mm. Szabad nyílás Min. 780 mm. Orbitális mozgás Min. 120
Ponthatár: 0-10, Módszer:Ár: Fordított arányosítás, (KH útmutató A.1.ba)Minőségi szempontok:1. szempontra: arányosítás két szélső érték között/ME útmutató, 2.-3. szempontokra: Fordított arányosítás (ME útmutató).
Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros részére összesen 18 db optika és 1 db fényforrás beszerzése adásvételi szerződés keretében: Urológiai optikák: 3 db 0 fokos, 3 db 12 fokos, 6 db 30 fokos és 6 db 70 fokos, ezekhez 1 db kompatibilis Fényforrás 2 db optikai kábellel, Urológiai optikák: Urológia szakmai igényét kielégítő, minimál invazív endoszkópos vizsgálatokhoz szükséges optika készlet. Storz tubussal kompatibilis. Átmérője 4 mm ±5 %. Hossza 30 cm. Autoklávozható. Fényforrás: érintőképernyő. Standard fénykábel bementi csatlakozóval. Állítható intenzitás. Optika oldali csatlakozás Storz, Olympus, Fiegert optikákhoz. Fényforrás oldali csatlakozás Storz, Fiegert fényforrásokhoz. Tartozék: 2 db autoklávban sterilizálható fénykábel cysto / hystero optikához, átmérője min. 3,5 mm, hossza 230 cm.Az ajánlattevőnek nyertessége esetén, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő részére át kell adnia, melyről az ajánlatban elegendő nyilatkoznia:gyártói színes termékismertető prospektust - mely a műszaki leírást, használati, karbantartási és üzemeltetési előírásokat is tartalmazza -, melyet idegen nyelv esetén teljes magyar nyelvű fordítással kell ellátni, amennyiben ez nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírást kell csatolni. a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration)Az ajánlott termék amennyiben orvostechnikai eszköz - osztályba sorolástól függően- a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek.MSZ EN 13485:2012 gyártói tanúsítvány. A nyertes Ajánlattevőnekz ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a megajánlott termék, ajánlattevőre vonatkozó, gyártóműig visszavezethető forgalmazási jogosultságát igazoló gyártói engedélyét (amennyiben az ajánlott termék gyártója nem az ajánlattevő) az Ajánlatkérő felhívására.A 321/2015. (X.30) Korm. 46. § (3) bek értelmében, ahol az ajánlatkérő konkrét típusra, gyártmányra hivatkozott a beszerzés egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlattevő azzal egyenértékű megajánlást tehet.
1. és 3. szempont: arányosítás két szélső érték között/ME útmutató2.. szempont: Egyenes arányosítás (ME útmutató)
Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros részére összesen 1 db Fül-orr-gégészeti mikroszkóp és 1 db állvány beszerzése adásvételi szerződés keretében: 1 db Fül-orr-gégészeti vizsgáló mikroszkóp 1 db állvánnyal. Élettartam min. 60 000 óra. Fényerő min. 20 000 LUX. Energiatakarékos kivitel. Egyenes sztereo binokuláris fej. Koaxiális megvilágító rendszer az objektíven keresztül, nagy intenzitású megvilágítás. Széles mezőjű szemlencsék, mindkettő dioptria beállítási lehetőséggel, gumi nézőkével, három fokozatú Galilei nagyításváltó. Pozícionálható fej. Fej mozgása és a karok forgása blokkolható-, beállításuk feszessége legyen állítható. Automata kiegyenlítésű paralelogramma dupla karja minden magassági pozíciót rögzítsen.Az ajánlattevőnek nyertessége esetén, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő részére át kell adnia, melyről az ajánlatban elegendő nyilatkoznia:gyártói színes termékismertető prospektust - mely a műszaki leírást, használati, karbantartási és üzemeltetési előírásokat is tartalmazza -, melyet idegen nyelv esetén teljes magyar nyelvű fordítással kell ellátni, amennyiben ez nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírást kell csatolni. a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration)Az ajánlott termék amennyiben orvostechnikai eszköz - osztályba sorolástól függően- a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek.MSZ EN 13485:2012 gyártói tanúsítvány. A nyertes Ajánlattevőnekz ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a megajánlott termék, ajánlattevőre vonatkozó, gyártóműig visszavezethető forgalmazási jogosultságát igazoló gyártói engedélyét (amennyiben az ajánlott termék gyártója nem az ajánlattevő) az Ajánlatkérő felhívására. A 321/2015. (X.30) Korm. 46. § (3) bek értelmében, ahol az ajánlatkérő konkrét típusra, gyártmányra hivatkozott a beszerzés egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlattevő azzal egyenértékű megajánlást tehet.
Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros részére összesen 1 db Biometriás lencsetervező készülék beszerzése adásvételi szerződés keretében: 1 db Biometriás lencsetervező készülék. Non kontakt optikai biometriás készülék, amely alkalmas a prémium lencsékhez szükséges IOL meghatározásra illetve a refraktív sebészeti eljárásban kezelt beteg IOL törőerejének meghatározására. Optikai biometriás technológia, Koherens fénnyel történő interferometriás tengelyhossz mérés. A mérések manuális és automata módban is végezhetők. A mérésekhez optikai beállítási segédlet. Tervezési formulák: Minimum: SRK II, SRK/T, Holladay 1, Hoffer Q, Haigis, Haigis-L, Az ajánlattevőnek nyertessége esetén, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő részére át kell adnia, melyről az ajánlatban elegendő nyilatkoznia:gyártói színes termékismertető prospektust - mely a műszaki leírást, használati, karbantartási és üzemeltetési előírásokat is tartalmazza -, melyet idegen nyelv esetén teljes magyar nyelvű fordítással kell ellátni, amennyiben ez nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírást kell csatolni. a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration)Az ajánlott termék amennyiben orvostechnikai eszköz - osztályba sorolástól függően- a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek.MSZ EN 13485:2012 gyártói tanúsítvány. A nyertes ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a megajánlott termék, ajánlattevőre vonatkozó, gyártóműig visszavezethető forgalmazási jogosultságát igazoló gyártói engedélyét (amennyiben az ajánlott termék gyártója nem az ajánlattevő) az Ajánlatkérő felhívására. A 321/2015. (X.30) Korm. 46. § (3) bek értelmében, ahol az ajánlatkérő konkrét típusra, gyártmányra hivatkozott a beszerzés egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlattevő azzal egyenértékű megajánlást tehet.
Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros részére 1 db Szemészeti ultrahang készülék beszerzése adásvételi szerződés keretében: 1 db Szemészeti ultrahang készülék. Hordozható kivitelű, /A-Scan/B-Scan/UBM funkcióval rendelkező szemészeti ultrahang készülék. Érintőképernyős asztali munkaállomás. Integrált DICOM „Worklist” módozat. Az ajánlattevőnek nyertessége esetén, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő részére át kell adnia, melyről az ajánlatban elegendő nyilatkoznia:gyártói színes termékismertető prospektust - mely a műszaki leírást, használati, karbantartási és üzemeltetési előírásokat is tartalmazza -, melyet idegen nyelv esetén teljes magyar nyelvű fordítással kell ellátni, amennyiben ez nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírást kell csatolni. a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration)Az ajánlott termék amennyiben orvostechnikai eszköz - osztályba sorolástól függően- a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek.MSZ EN 13485:2012 gyártói tanúsítvány. A nyertes Ajánlattevőnekz ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a megajánlott termék, ajánlattevőre vonatkozó, gyártóműig visszavezethető forgalmazási jogosultságát igazoló gyártói engedélyét (amennyiben az ajánlott termék gyártója nem az ajánlattevő) az Ajánlatkérő felhívására. A 321/2015. (X.30) Korm. 46. § (3) bek értelmében, ahol az ajánlatkérő konkrét típusra, gyártmányra hivatkozott a beszerzés egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlattevő azzal egyenértékű megajánlást tehet.
Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros részére 2 db asztali sterilizáló készülék és 10 db sterilizáló doboz beszerzése adásvételi szerződés keretében: 2 db Asztali gyors gőzsterilizáló: 1 normál és 1 mély kazettával: Feleljen meg az EN 13060-as Európai Uniós asztali gőzsterilizátorokra megfogalmazott szabványban vagy „S”, vagy „B” típusú sterilizátorokra előírt követelményeknek, rendelkezzen beépített gőzfejlesztővel. Asztali kivitelű autokláv, tömör és üreges fémeszközök sterilizálására, valamint gumi és műanyag sterilizáló ciklusra alkalmas. Csomagolt és csomagolatlan eszközök sterilizálására is alkalmas 121
Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros részére 1 db réslámpa beszerzése adásvételi szerződés keretében: 1 db Réslámpa. applanációs tonométerrel. Felső lámpaházas (Haag-Streit jellegű) Szemészeti Réslámpa applanációs tonometerrel, álltámasszal, elektromos magasságállítású asztallal. Rendelkezzen a berendezés kamera illesztési lehetőséggel. Applanációs tonométer: Goldman rendszerű, réslámpára függeszthető applanációs tonométer. Elektromos magasságállítású asztal két gördülő kerékkel és két fix lábbal.Az ajánlattevőnek nyertessége esetén, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő részére át kell adnia, melyről az ajánlatban elegendő nyilatkoznia:gyártói színes termékismertető prospektust - mely a műszaki leírást, használati, karbantartási és üzemeltetési előírásokat is tartalmazza -, melyet idegen nyelv esetén teljes magyar nyelvű fordítással kell ellátni, amennyiben ez nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírást kell csatolni. a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration)Az ajánlott termék amennyiben orvostechnikai eszköz - osztályba sorolástól függően- a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek.MSZ EN 13485:2012 gyártói tanúsítvány. A nyertes Ajánlattevőnekz ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a megajánlott termék, ajánlattevőre vonatkozó, gyártóműig visszavezethető forgalmazási jogosultságát igazoló gyártói engedélyét (amennyiben az ajánlott termék gyártója nem az ajánlattevő) az Ajánlatkérő felhívására. A 321/2015. (X.30) Korm. 46. § (3) bek értelmében, ahol az ajánlatkérő konkrét típusra, gyártmányra hivatkozott a beszerzés egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlattevő azzal egyenértékű megajánlást tehet.
1,szempont: Egyenes arányosítás, (ME útmutató) 2.szempont: arányosítás két szélső érték között/ME útmutató, 3.szempont: arányosítás két szélső érték között/ME útmutató, 4.szempont: arányosítás két szélső érték között/ME útmutató
Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros részére 1 db non-contact tonométer beszerzése adásvételi szerződés keretében: 1 db Non-contact tonometer,. 3D automata szemkövetésű-mérésindítású non-contact tonometer non-contact pachymeterrel. Motoros készülékasztalon. Max. 3 mérés alapján számoljon. APC technológia megléte. 0-60 mmHg méréshatár, 1 mmHg felbontás.Az ajánlattevőnek nyertessége esetén, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő részére át kell adnia, melyről az ajánlatban elegendő nyilatkoznia:gyártói színes termékismertető prospektust - mely a műszaki leírást, használati, karbantartási és üzemeltetési előírásokat is tartalmazza -, melyet idegen nyelv esetén teljes magyar nyelvű fordítással kell ellátni, amennyiben ez nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírást kell csatolni. a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration)Az ajánlott termék amennyiben orvostechnikai eszköz - osztályba sorolástól függően- a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek.MSZ EN 13485:2012 gyártói tanúsítvány. A nyertes Ajánlattevőnekz ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a megajánlott termék, ajánlattevőre vonatkozó, gyártóműig visszavezethető forgalmazási jogosultságát igazoló gyártói engedélyét (amennyiben az ajánlott termék gyártója nem az ajánlattevő) az Ajánlatkérő felhívására. A 321/2015. (X.30) Korm. 46. § (3) bek értelmében, ahol az ajánlatkérő konkrét típusra, gyártmányra hivatkozott a beszerzés egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlattevő azzal egyenértékű megajánlást tehet

Eligibility requirements: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, Illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alkalmazása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. Ajánlatkérő előírja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §].