Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-10-19
Buyer: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33000000
Estimated value: 1960660.71 PLN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
Dostawa wyposażenia pomieszceń Oddziału Anestezjologii i Intesywnej Terapii Medycznej Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.
Wyposażenie pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. w urządzenia i aparaturę medyczną wraz z montażem, uruchomieniem, usługami serwisowymi i szkoleniem personelu obsługującego.
Wózek do przewożenia zwłok -1 szt. I. Parametry wymagane: Metalowy szkielet wózka pokryty lakierem proszkowym, Regulacja wysokości leża min. mechanizm śrubowy, Wózek wyposażony w cztery kółka jezdne, min. 2 z blokadą, Zdejmowane leże, 4 krążki odbojowe, Przykrycie na wózek dostosowane do wymiarów wózka wys. min. 300 mm, Wymiary wózka: Długość: 2 000 +/- 50 mm, Szerokość: 710 mm+/- 20 mm, Zakres regulacji wysokości leża min.: 650-850 mm
Wózek anestezjologiczny 2 szt, Wózek zabiegowy 1 szt., Wózek anestezjologiczny – szafka na leki 1 szt., Wózek zabiegowy do przewożenia leków (narzędzi) 1 szt, Wózek anestezjologiczny.
Parametry wymagane: Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium. Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości. Blat wykonany z tworzywa ABS o wysokiej trwałości z podniesionymi z trzech stron o 50 mm +/- 2mm brzegami i niskim frontowym brzegiem. Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka. Blat roboczy na wysokości 1000 mm +/- 100 mm od podłogi oraz powierzchni roboczej z zakresu min. 650-750 x 450- 550 mm. Wysokość wózka z nadstawką 1500 mm +/- 150 mm. Szerokość x głębokość 800 x 600 mm +/- 100 mm. Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła, w tym min. 2 z hamulcami o średnicy min. 125 mm. Podstawa wózka na wzmocnionej ramie metalowej, ładowność wózka min. do 400 kg. Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie, wykonany z tworzywa ABS. Wózek wyposażony w 4 szuflady: 3 szuflady o wysokości min. 160 mm, 1 szuflada o wysokości min. 240 mm. Szuflady wysuwane na teleskopowych prowadnicach kulkowych. Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi. Szuflady z uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na umieszczenie opisu zawartości. Możliwość oznaczenia kolorem uchwytów szuflad (min. 7 kolorów oznaczeń do wyboru przez Zamawiającego). Obciążenie pojedynczej szuflady min. do 45 kg. Centralny system zamykania wszystkich szuflad na kluczyk. Nadstawka z wyposażeniem: zestaw min. 9 uchylnych pojemników. Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego. Trzy uchylne o 40o+/-15o, transparentne półki boczne. Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka. Przestrzenie na akcesoria zintegrowane w tylnej konstrukcji wózka. Wyposażenie dostarczone z wózkiem min.:
- przegrody/organizery umożliwiające segregację wyposażenia umieszczonego w szufladach do wszystkich szuflad.
Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium. Wózek o wymiarach: 800 x 600 x 1000 mm +/- 100 mm. Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości. Blat wykonany z tworzywa o wysokiej trwałości z podniesionymi z trzech stron o 50 mm +/- 2 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem. Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka. Blat roboczy na wysokości 1000 mm +/- 100 mm. Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła o średnicy min. 150 mm, w tym 2 z hamulcami. Podstawa wózka na wzmocnionej ramie metalowej – wózek o ładowności min. do 300 kg. Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonany z tworzywa ABS. Wózek wyposażony w 5 szuflad: 2 szuflady o wysokości min. 80 mm, 2 szuflady o wysokości min. 160 mm, 1 szuflada o wysokości min. 240 mm, szuflady wyposażone w przegrody/organizery. Szuflady wysuwane na teleskopowych prowadnicach kulkowych, z centralnym zamkiem. Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi. Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na umieszczenie opisu zawartości. Możliwość oznaczenia kolorem uchwytów szuflad (min. 7 kolorów oznaczeń do wyboru przez Zamawiającego). Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg. Deska do RKO umieszczona pod blatem wózka o wymiarach min. 350 x 500 mm. Dodatkowa półka obrotowa montowana nad blatem na np. defibrylator obrót o 360 stopni. Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego. Dwie uchylne o 40o+/-25o, transparentne półki boczne. Dodatkowo regulowana na szerokość kieszeń np. na ssak z boku wózka.
Monitor do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej, analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi oraz saturacji żylnej 1 szt.


Winner: Egerton Sp. z o.o.
Award value: 1960660.71
Number of bids: 2