Public procurement notice: Additional Information
Published: 2016-09-08
Buyer: AZ Groeninge VZW
Country: BE
Region: Arr. Kortrijk
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000
Submission deadline: 2016-09-23
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Gestelde vragen en antwoorden: deze werden tevens naar alle partijen die het bestek hebben opgevraagd per mail verzonden.
Vraag 2: Draagvermogen van het plafond van de vloerplaat boven het lokaal (m.a.w. hoeveel variabele belasting mag er aan het plafond hangen).
Antwoord: Geen specifieke last voorzien, indien significante last dient dat samen met de 400 kg van de bovenliggende verdieping bekeken te worden.
Vraag 5: Elektriciteit: dient er een beveiligingssysteem type bender systeem voorzien te worden of niet?
Vraag 6: HVAC: de huidige maximale koelcapaciteit in het lokaal (met zijn specificaties van temperatuurregime), eventueel ook de koelcapaciteit die beschikbaar is, indien deze beperkt zou zijn.
Vraag 8: Al de technische fiches van de materialen en systemen (bv. Bendersysteem — aardingsbewaker) die geleverd dienen te worden in het kader van de voorbereidende werken.
Antwoord: Deze plannen zijn momenteel niet beschikbaar. Indien plaatsbezoek hiervoor noodzakelijk, gelieve mevr. Petra Demoor te contacteren op nr. 056/.
Vraag 10: Volledige connectiviteit van de mobiele toestellen met het aanwezige wifi netwerk voor werklijst en transfer van beelden. Welke mobiele toestellen zijn aanwezig of wat wordt bedoeld met mobiele toestellen?
Antwoord: Connectiviteit van werkstations en angiozaal. Connectiviteit van het aangeboden echotoestel (wifi). Connectiviteit van evt. andere geleverde toestellen als van toepassing.
Vraag 11: Er staat een wellicht ongewilde contradictie in: op blz. 28 wordt bij de beschrijving van het lateraal statief een laterale detector gevraagd van minimaal 20 x 20 cm. In de beschrijving van de digitale beelddetector en beeldprocessing op pag. 30 wordt een laterale detector gevraagd van minimaal 30 x 30 cm. Er wordt elders ook gevraagd dat de laterale detector tot tegen het hoofd langs de schouder gebracht moet kunnen worden, en dat met het hoofd centraal in het beeld. Vandaar dat ik vermoed dat min 20 x 20 cm het gevraagde minimum is.
Antwoord: Er is inderdaad een fout geslopen in mijn initiële tekst en bijgevolg ook in het officiële lastenboek. De minimale afmetingen van de laterale detector zijn 20 x 20 cm (en niet 30 x 30 cm). De minimale afmetingen van de frontale detector zijn 30 x 30 cm.
Vraag 12: Op pagina 30 staat als minimale eis m.b.t. de detectoren: Beide detectoren moeten dezelfde beeldkwaliteit hebben, m.a.w.: dezelfde DQE, dezelfde FOV. Onze frontale detectoren hebben niet exact dezelfde DQE. De beeldkwaliteit is echter wel identiek. Beeldkwaliteit wordt immers niet alleen bepaald door DQE maar door veel andere factoren.
Antwoord: Het belang ligt bij het effectief hebben van eenzelfde beeldkwaliteit. DQE en FOV dienen/ zullen daarbij in sommige gevallen niet specifiek identiek (te) zijn. Gelieve wel te vermelden hoe de beeldkwaliteit geoptimaliseerd wordt, met duidelijke vermelding van de DQE en FOV.
Vraag 13: Op pagina 29 staat als minimumvereiste voor de röntgenbuis: minimaal 3 foci. Onze Philips RX-buizen voor interventionele systemen bevatten altijd 2 foci. Bedankt om deze minimumvereiste te wijzigen naar 2 foci.
Antwoord: Hierbij mag u in de tekst 3 door minimaal 2 foci veranderen. Maar er dit dient wel duidelijk vermeld te worden door de firma's hoeveel foci de rontgenbuis bevat.