Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-06-24
Buyer: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000
Submission deadline: 2022-07-28
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Dostawa stołu operacyjnego z osprzętem oraz zestawu artroskopowego 4K UHD dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
Dostawa stołu operacyjnego z osprzętem  dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
Kolumna stołu pokryta ruchomymi panelami wykonanymi ze stali nierdzewnej, dopuszcza się aby górna obudowa kolumny wykonana była z tworzywa sztucznego.
Podstawa jezdna wyposażona w cztery podwójne koła. Wszystkie koła skrętne umożliwiające jazdę w dowolnym kierunku.
Koła zabudowane lub niezabudowane w podstawie jezdnej, niewystające poza podstawę stołu podczas zabiegu.
Stół na czas zabiegu posadowiony na podłodze poprzez schowanie kół w podstawę stołu lub przez wysuwane nogi z systemem autokompensacji nierówności podłoża min. 8mm.
Stół wyposażony w funkcję jazdy realizowaną za pomocą dodatkowego (wysuwanego z podstawy) koła z napędem elektrycznym, sterowanie funkcją jazdy stołu do przodu i do tyłu za pomocą min. pilota kablowego.
Możliwość rozbudowy w przyszłości o sterowanie funkcją jazdy stołu do przodu i w tył za pomocą manetki z regulacją prędkości, manetka mocowana do szyny bocznej stołu. Manetka lub drążek manetki winny posiadać przyciski umożliwiające sterowanie stołem w zakresie blokowania i odblokowywania kół, regulacji pochyleń wzdłużnych blatu, regulacji wysokości blatu. Manetka umożliwiająca jazdę i sterowanie w/w ruchami stołu bez konieczności wykorzystywania pilota stołu - działająca niezależnie od pilota.
Blat stołu złożony z minimum następujących segmentów: Podgłówek Górna płyta plecowa odejmowalna Płyta plecowa Segment siedziska Podnóżki, dzielone wzdłużnie. Płyta plecowa górna podgłówek oraz segment nożny łączone z blatem za pomocą gniazda wpustowego ("bolec - okrągły otwór"), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach i zabezpieczeń śrubowych. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów. Dopuszcza się podgłówek z dodatkowym zabezpieczeniem śrubowym.Płyta plecowa, segment siedziska oraz odnóżek podwójny wyposażone w szyny boczne do montażu ewentualnych akcesoriów. Całkowita długość blatu: min 1900 mm  Szerokość blatu min 540 mm Szerokość blatu z szynami bocznymi: max 600 mm  Elektrohydrauliczne sterowanie za pomocą przewodowego i bezprzewodowego pilota sterującego co najmniej takich funkcji stołu jak: Wysokość blatu w zakresie: min. (600mm-1000mm) (wysokość mierzona do górnej blatu bez materacy - blat w pozycji horyzontalnej) Regulacja pozycji Trendelenburga / anty-Trendelenburga w zakresie : 30? (+/- 5?)  Regulacja przechyłów bocznych w zakresie: min. 20 Regulacja dolnej płyty plecowej w zakresie min. (+70°/-40°)  Regulacja podnóżków w zakresie min. (-90°/+80°) Pozycja "0" za pomocą jednego przycisku. Pozycja flex za pomocą jednego przycisku. Pozycja reflex za pomocą jednego przycisku Wybór orientacji ułożenia pacjenta: pozycja normalna/odwrócona Przesuw wzdłużny blatu w zakresie min. 300mm Blokowanie i odblokowywanie stołu na czas zabiegu Mechaniczne (ręczne) sterowanie takich segmentów blatu jak: Podgłówek w zakresie min. +60°/ -60° Odwodzenie podnóżków na boki Pilot sterujący przewodowy, z podświetlanymi piktogramami widocznymi w ciemności, z widocznym indykatorem naładowania baterii i piktogramami podziału poszczególnych elementów stołu na strefy  Pilot bezprzewodowy wyposażony w kolorowy ekran dotykowy   Pilot bezprzewodowy posiadający możliwość dołączenia przewodu i ładowania pilota bez konieczności używania ładowarki Pilot posiadający funkcję zapamiętania min 10 pozycji blatu oraz ich wywołania w dowolnym momencie przez operatora Panel sterowania awaryjnego wbudowany w kolumnę, zlokalizowany w osi długiej stołu na prawej lub lewej stronie lub Zlokalizowany na froncie kolumny, od strony głowy
Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. OS priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia: Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 18 113,00 PLN. wymagania dotyczące wadium zostały opisane w par. XVIII swz
Dostawa zestawu artroskopowego 4K UHD dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
Połączony system kamery rozdzielczości 4K UHD, źródło światła LED i system zarządzania obrazem (system dokumentacji medycznej) Konsola kamery, żródła światła oraz archiwizatora medycznego połączona w jednej obudowie typu 3 w 1
Źródło Światła LED: Technologia: LED (zimne źródło światła) Gwarantowana żywotność: min.30 000 godzin pracy (7-letnia gwarancja) Strumień świetlny odpowiadający mocy źródła Xenon min. 350W Wyjście światła /strumień świetlny: min.1800 lumenów

Eligibility requirements: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.