Public procurement notice: Voluntary Ex Ante Transparency Notice
Published: 2022-11-14
Buyer: Universitätsmedizin Göttingen (UMG), Georg-August-Universität, Stiftung Öffentlichen Rechts
Country: DE
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 33100000
Estimated value: 0.01 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Die Universitätsmedzin Göttingen beabsichtigt die Beschaffung eines eingehausten, inversen High-End-Forschungsmikroskops Celldiscoverer 7 der Fa. Carl Zeiss Microscopy Deutschland GmbH.
Im Rahmen des Projekts sollen Zellen mit unterschiedlichen Erregern infiziert und die Wirkung verschiedener Therapeutika untersucht werden. Zur Analyse werden verschiedene mikroskopische Methoden einerseits an lebenden Zellen in Kulturgefäßen und andererseits an fixierten Zellen in Multiwell-Platten sowie auf Objektträgern verwendet. Da die Experimente im S3-Labor sehr zeit- und kostenaufwendig sind, muss die Auswertung quantitativ umfassend und qualitativ hochwertig sein.
- automatische Wellplattenkalibrierung: z.B. Well Durchmesser und Entfernung, Plattengröße, Höhe und Rotation
- automatische Erstellung eines Vorschaubildes des Probenträgers vor dem Laden eines spezifischen Experiments (Übersichtskamera)
- Durchlichtmikroskopie und Kontrastmethoden mit Berücksichtigung der Probenträgergeometrie (Hellfeld, Schräglicht, adaptiver Phasengradientenkontrast)
Die genaue Wertangabe nach Abschnitt II.1.7) ist keine gesetzliche Pflichtangabe, zumal die Angabe insbesondere aus Gründen der Geheimhaltung und Vertraulichkeit sowie mit Blick auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nicht gegeben werden kann.
Da die Experimente im S3 Labor um ein Vielfaches zeit- und kostenaufwendiger als unter S1 Bedingungen sind, muss die Auswertung der Ergebnisse des Vorhanes "S3-Labor zur Forschung an SARS-CoV-2 und weiteren infektiösen Erregern" qunatitativ umfassend und qualitativ hochwertig sein. Durch das zur Beschaffung vorgesehene inverse Forschungsmikroskop Celldiscoverer 7 (CD7) der Fa. Carl Zeiss Microscopy Deutschland GmbH werden alle Forderungen, wie  bereits im Vortext beschrieben, erfüllt. Viele dieser Funktionen sind vom Hersteller patentiert.
- Messungen in Multiwell-Platten können nur mit Hilfe eines inversen Mikroskops durchgeführt werden. Ein eingehaustes, ínverses Mikroskop ist weniger störanfällig, z.B. gegen Verschmutzung
-  Veränderung in der Morphologie, Zellzahl und Konfluenz lebender infizierter Zellen können nur in Multiwell-Platten dokumentiert werden. Der Schräg- sowie Adaptive Phasenkontrast des CD7 erlauben die Aufnahme von gleichmäßig kontrastierten Hellfeld-Bildern bis an den Multi-Well-Rand. Dies ist mit herkömmlichem Phasenkontrast nicht möglich. Damit maximieren diese Verfahren den auswertbaren Bereich im Vergleich zum Phasenkontrast der Geräte anderer Hersteller.
- Die automatische (AI-basierte) Erkennung der Probenträger, Vermessung des Probenträgermaterials und der -bodendicke vereinfacht den Arbeitsablauf und stellt bestmögliche Abbildungsqualität sicher.
- Die Fluoreszenzlichtquelle auf LED-Basis im Zusammenspiel mit geeigneten Anregungsfiltern und Multibandpass-Strahlteilern und -Emissionsfiltern erlaubt schnelle Aufnahmen und spart damit Zeit gerade bei 96 well-Platten.
- Durch die in den Objektiven verbauten afokalen Nachvergrößerungswechsler 0.5X; 1.0X; 2.0X können pro Objektiv drei verschiedene Vergrößerungen schnell und ohne Veränderung der Fokuslage erreicht werden.
-  Das 5X/0,25 Objektiv (5,1 mm) hat ein maximal großes Objektfeld bei  hoher Auflösung und Sensitivität und ist geeignet bei Screening-Anwendungen.
- Die automatische Immersionsnachführung für das 50x/1,2 Objektiv macht den Einsatz dieses Objektivs für Multipositions- und Multiwellanwendungen auch in 96 well-Platten möglich.
- Hardware-Autofokus (AF) zur schnellen Fokussierung auch bei schwer zu detektierenden Proben wie DNA-Fiber Assays.


Winner: Carl Zeiss Microskopy Deutschland GmbH
Award value: 0.01