Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-07-29
Buyer: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД – Част Трета
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не по-дълъг от 4 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя.
Саморазтваряща невроваскуларна стент-система от нитинол с платинена основа. По 4 рентгеноконтрастни маркера на 0.5 mm дистален и проксимален край. 17-28% метално покритие. Диаметър 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm. Възможност за доставяне през балон и микрокатетър с вътрешен диаметър 0.017".
Саморазтваряща невроваскуларна стент-система от нитинол с платинена основа. По 4 рентгеноконтрастни маркера на 0.5 mm дистален и проксимален край. 17-28% метално покритие. Диаметър 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm. Възможност за доставяне през балон и  микрокатетър с вътрешен диаметър 0.017". - до 5 броя
Невроваскуларен разтеглив оклузионен балон-катетър с хидрофилно покритие и дължина на балона 9.0 mm. Възможност за раздуване до диаметър в интервал от 1.7 до 2.7 mm. Два независими лумена - за водач и за раздуване на балона. Съвместим с DMSO.
Невроваскуларен  разтеглив оклузионен балон-катетър с хидрофилно покритие и дължина на балона 9.0 mm. Възможност за раздуване до диаметър в интервал от 1.7 до 2.7 mm. Два независими лумена - за водач и за раздуване на балона. Съвместим с DMSO - до 5 броя
Двуслойна хибридна система, за оптимална флексибилност и подсигуряващо плаките скеле; уникална пълна конструкция от отворени и затворени клетки по цялата дължина без скъсяване в краищата, р-р от  165 микрона; Изграден по SmartFit технология със  MicroNet еднаква по цялата дължина защитна мрежа; Размери: диаметър – 6мм/10мм; дължина 20мм/60мм; размер на нишките 20микрона; размер на отворите 150/180микрона; гъстота на стратовете 240микрона; изграден от нитинол и PET  във  MFS  оплетка.  - до 10 броя
Въвеждаща система, с подсилена гъвкавост за достигане на най-дисталните части на сънната артерия, без да създава съдов спазъм; 80/4 Straight Tip, външен 8F; вътрешен 0.088 in, дължина 80/90/105/125 cm, подвижен връх 4/9 cm; конфигурация на върха – S, MP, 45/90 градуса.  Подходящ за обезпечаване на всички невро-интервенционални процедури. Дистална зона с хидрофилно покритие за оптимална визуализация и подсилена с платина за по-добра рентгеноконтрастност.  - до 10 броя
Премонтирана саморазширяваща се система със специална оплетка за отклоняване на потока при торбовидни и вретеновидни черепно мозъчни аневризми.
Премонтирана саморазширяваща се система със специална оплетка за отклоняване на потока при торбовидни и вретеновидни черепно мозъчни аневризми. Устройството е монтирано OTW на микрокатетър за доставка и пушер.Материал на оплетката –сплав кобалт-хром, Диаметър-2.5мм;3.25мм;4.00мм;4.5мм; 5.00мм. Дължина-12мм;15мм;17мм;20мм;25мм;30мм; 40мм.Маркирани жички -12бр осигуряважи перфектна флуороскопска визуализация..Жички за оплетката- 48 бр; 64 бр,в зависимост от дължината.Плътност на порите на квадратен мм-20-34.Дължина на системата за доставка-207см.Наличен рентгенопозитивен маркер на върха с дължина 15 мм. Не съдържа латекс.  - до 5 броя
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Заместител на прешлено тяло с вградена плака и стандартни винтове. Имлант за заместване телата на цервикалните и торакални прешлени и постигане на предна стабилизация. Предно дистракционно устройство . Материал: Ti-6Al-4V. Дистракция на импланта- ин ситу. Р-ри на имплантите: 1. Ø 12мм; дистракция-13до18мм и ъгъл от 0°/ 2. Ø 12мм; дистракция-17до26мм и ъгъл от 6°/ 3. Ø 12мм; дистракция- 25 до 41мм и ъгъл от 12°/ 4. Ø 12мм; дистракция- 40до65мм и ъгъл от 18°. Стандартни винтове с диаметър 4мм и дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм.
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Заместител на прешлено тяло с вградена плака и експандъбъл винтове. Имлант за заместване телата на цервикалните и торакални прешлени и постигане на предна стабилизация. Предно дистракционно устройство . Материал: Ti-6Al-4V. Дистракция на импланта- ин ситу. Р-ри на имплантите: 1. Ø 12мм; дистракция-13до18мм и ъгъл от 0°/ 2. Ø 12мм; дистракция-17до26мм и ъгъл от 6°/ 3. Ø 12мм; дистракция- 25 до 41мм и ъгъл от 12°/ 4. Ø 12мм; дистракция- 40до65мм и ъгъл от 18°. Разтварящи се двусегментни (експандъбъл) винтове с диаметър 5мм и дължина 14мм (жълт); 16мм (зелен) и 18мм (син).  - до 5 броя
Задна шийна винтова стабилизация, включваща четири ( транс маса латералис; транспедикуларни или транспедикуларни с предварително зададен медиален ъгъл ) винта;