Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-07-18
Buyer: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000 | 39000000
Submission deadline: 2022-08-22
Award criteria: The most economic tender
EU fund: ESF

Technical requirements: „Járóbeteg szakellátás eszközfejlesztése 2. eljárás” tárgyú EFOP-2.2.19-17-2017-00092 azonosítószámú pályázat keretén belül különféle eszközök beszerzése - adásvételi szerződés keretében - 5 rész szerinti ajánlattételi körben:
Az áruknak meg kell felelniük az ajánlatkérő által előírt specifikációnak, valamint a nyertes ajánlattevő/ Eladó által az ajánlatában rögzített szakmai jellemzőknek, paramétereknek, tartalmaznia kell az összes járulékos feladat specifikáció szerinti biztosítását, így 12 hónap jótállást, üzembe helyezést. A részletes műszaki követelményeket a specifikációs mellékletek tartalmazzák. Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 46.§ (3) bek. értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Várótermi pad, 3 üléses - 5 db Főbb műszaki paraméterek: Masszív zártszelvényből készült acélváz festve vagy szinterezve; Lábvégeken szintezőcsavarok; Műanyag ülőlapok és háttámlák választható színben; Hosszúsága max. 1800 mm; Mélysége: max. 600 mm; Ülésmagasság: legalább 44 cm
Várótermi pad, 4 üléses - 5 db Főbb műszaki paraméterek: Masszív zártszelvényből készült acélváz festve vagy szinterezve; Lábvégeken szintezőcsavarok; Műanyag ülőlapok és háttámlák választható színben; Hosszúsága max. 2400 mm; Mélysége: max. 600 mm; Ülésmagasság: legalább 44 cm
Kezelőágy, elektromos magasságállítással - 6 db Főbb műszaki paraméterek: Elektromos magasságállítású vizsgáló/kezelőasztal 2 részes felsőrésszel; Stabil acélváz festett vagy porszórt felületkezeléssel; Elektromos magasságállítás min. 50-90 cm között, lábkapcsolóval; Magasságállítás felső értéke 95 cm-nél nagyobb (bírálati szempont); Párnázott, választható színű szintetikus anyaggal bevont fekvőfelület varrásmentes, lekerekített élekkel; A párnázat vastagsága min. 40 mm; A huzat anyaga antibakteriális, tűzálló kivitel; Rögzített fekvőfelület, állítható fejtámla; A fejtámla állítása gázrugós legalább -15° és +60° között; A fejtámla hossza legalább 65 cm; Fekvőfelület hossza: min. 190 cm; Szélessége legalább 65 cm; Terhelhetősége: min. 180 kg; Behúzható vagy fékezhető kerekeken mobilizálható; Fékezett helyzetben az asztal lábakon áll (bírálati szempont); Nyomot nem hagyó kerekek min. Ø60 mm; Papírlepedőtartóval
Nőgyógyászati vizsgálóágy, elektronikus mozgatással - 2 db Főbb műszaki paraméterek: Rm. acél vagy krómozott vagy porfestett acél váz; Háromrészes felsőrész; Elektromos magasságállítás lábkapcsolóval min. 70-110 cm között; A háttámla és a lábtartó elektromosan vagy gázrugó segítségével állítható, az ülőrész elektromosan állítható; Beállítható „karosszék”, „reláxáló”, Trendelenburg és anti-Trendelenburg helyzet; A vizsgálóágy pácienssel együtt is beállítható anélkül, hogy különösebb erőkifejtést igényelne a kezelőtől; Háttámla állítás: min. +60º-ig; Lábtartó állítás: min. -80 - +25º-ig; Ülőrész döntése: min.. -12º és +5º között; Trendelenburg-döntés: min. -12º; A felsőrész párnázott, mosható, fertőtleníthető, választható színű szintetikus bevonattal; A párnázat varrásmentesen, lekerekített élekkel készül, vastagsága min. 40 mm; A huzat anyaga tűzálló; Terhelhetősége: legalább 180 kg; Fekvőfelület mérete: min. 60x185 cm; Behúzható vagy fékezhető kerekeken mobilizálható; Fékezett helyzetben az asztal lábakon áll (bírálati szempont); Nyomot nem hagyó kerekek min. Ø60 mm; Tartozékok: 1 pár csészés lábtartó - magasságban állítható, kifordítható; Kivehető rozsdamentes tál; két oldali kartámasz; Papírtekercstartó
Elektromos vizsgálóágy, min. 4 szekciós, kartartóval - 5 db Főbb műszaki paraméterek: Elektromos vizsgálóágy, 4 szekciós, kartartóval; 4 részes fekvő felület + 2 db kartartó a fejtámla mellett; Elektromos magasságállítás lábpedállal vagy kézi távirányítóval; Részleges Trendelenburg és ülő helyzet beállítható akkor is, ha a páciens az ágyon fekszik;
Min. 40 mm vastag, lekerekített élű párnázat, választható színű, varratmentes műbőrrel kárpitozva; Nyomot nem hagyó, min. Ø50 mm kerekeken mozgatható, melyek központilag fékezhetők; Fékezett helyzetben az asztal lábakon áll (bírálati szempont); A fejtámla és a keresztben osztott lábtartó állítása elektromosan vagy gázrugó rásegítéssel történik; Az ülőrész fix; Magasságállítási tartomány: min. 50-90 cm-ig; Magasságállítás felső értéke 95 cm-nél nagyobb (bírálati szempont); Fejtámla állítás: min. -30º - +80º között; Terhelhetősége: legalább 180 kg; Teljes hossza: min. 190 cm; Teljes szélessége min. 65 cm
Automata vérnyomásmérő - 8 db Főbb műszaki paraméterek: Automata digitális, felkaros vérnyomásmérő; Mérési módszer: oszcillometriás; Klinikailag validált készülék (bírálati szempont); A készülék nem pumpálja túl a mandzsettát, így a mérés nem jár fájdalommal; Egygombos működtetés; A mandzsetta helyes felhelyezésének ellenőrzése, kijelzése; Magas vérnyomásérték esetén fényjelzés (bírálati szempont); Nagy méretű, min. 3” kijelző, melyen az összes mért paraméter egyszerre jelenik meg; Mozgásjelző ikon; Elemről is és hálózati adapterrel is működik; Méréstartomány: Vérnyomás: min. 0-280 Hgmm Pulzus: min. 40-180/perc; Memória: min. 50 mérés, Szabálytalan szívritmus kijelzés (bírálati szempont); Mandzsetta: legalább 22-42 cm karkerületre; Hálózati adapterrel
Pulzoximéter - 3db Főbb műszaki paraméterek: Hordozható kézi pulzoximéter; Alkalmas felnőttek és gyermekek megfigyelésére, Színes LCD kijelző min. 2,4” , min 320*240 pixel; Numerikus adatok és görbék egyidejű megjelenítése; SpO2 mérés; Szívfrekvencia mérés; Vizuális és akusztikus riasztás; Beállítható alsó és felső riasztási határértékek SpO2 és szívfrekvencia esetében; Akkumulátoros működés és hálózati töltő; Akkumulátoros működés ideje feltöltött akkuval akkucsere nélkül min. 16 óra; Trend adattárolás : pulzoximetria, szívritmus; Készülék súlya max. 300 g; Felnőtt ujjszenzor; Asztali töltő; SpO2 min. 10-100%; SpO2 felbontása max. 1%; Szívfrekvencia min. 30-250 bpm; Szívfrekvencia felbontása max. 1 bpm
EKG felvevő ambuláns holter monitor egység - 3 db Főbb műszaki paraméterek: 3 csatornás rekorder a meglévő Argusys++rendszerhez; Kisméretű, kompakt kivitel, súlya max. 100 g; Felvételi idő min. 48 óra; Grafikus LCD kijelző min. 1,5”; Az elektróda felhelyezése és a jel minősége ellenőrizhető a kijelzőn; Vezetékes (USB) vagy vezeték nélküli kapcsolat a PC-vel; Mintavételi frekvencia min. 1 csatornán 250 Hz; ADC felbontás min. 10 bit; Pacemaker detektálás és analízis; Eseményjelző gomb; Elemes működés; Alapvonalvándorlási, izomrezgési és zajszűrők; Készüléktartóval; Pácienskábelekkel
Külső pacemaker telep, együregű - 1 db Főbb műszaki paraméterek: Egykamrás külső pulzusgenerátor átmeneti ingerlésre arrythmia és ingerület vezetési zavarok, bradicardia, stb. esetén; Paraméterek beállítása tekerőgombok segítségével; Ingerlési frekvencia: legalább 30 - 180/perc tartományban vagy ezt a tartományt is magában foglaló tartományban; Szinkron, aszinkron és rapid szívingerlés; A nagyfrekvenciás üzemmódot hangjelzés kiséri (bírálati szempont); Gondatlan beavatkozások megakadályozása; LED kijelzés ritmusra és érzékenységre; Csepegő víz elleni védelem: IP41; Ingeráram min. 0.3 - 12 V; Érzékenység: min. 1.0 - 20 mV; Elem töltöttségének kijelzése, lemerüléskor hang- és fényjelzés; Elem álettartama min. 1000 óra; Kis súly, max 0.5 kg; Működés közben fellépő hibákra hangjelzés figyelmeztet
Defibrillátor - 1 db Főbb műszaki paraméterek: Színes LCD kijelző min.6,5”; Kapacitív érintőképernyős vezérlés (bírálati szempont); Kijelző az összes mért numerikusadat megjelenítésével; Kijelzőn megjeleníthető görbék száma min. 4; 6 EKG csatorna jelforma egyidejű kijelzése (bírálati szempont); Integrált akasztó ágyvégre/sínre akaszthatósághoz; VESA 75 vagy 100 kompatibilis rögzíthetőség integrálva a készülék testbe (bírálati szempont); Bifázisú defibrillátor hullámalak; Manuális és fél-automata (AED) üzemmódok; Szinkron/aszinkron üzemmódok; Gyermek és felnőtt méretű defibrillátor lapátok; Gyermek lapát a felnőtt lapátba integrált (pl. cserélhető/levehető adapter), nincs szükség új lapát csatlakoztatására, a gyermek üzemmód automatikusan aktiválódik (bírálati szempont); Feltöltődés jól látható és jól hallható jelzéssel; Maximális energia min. 200 J; Választható energiaszintek száma min. 20 db; Gyermek üzemmódban 1J lépésközű energiaszint beállítás is rendelkezésre áll; Töltés, kisütés a lapátokról is vezérelhető; Egyszer használatos kombinált defibrillátor/pacemaker elektródák felnőtt méretben 1 pár; EKG kijelzés; Kiválasztható EKG elvezetések min. DEFI, I, II, III, aVR, aVL, aVF; Választható EKG amplitúdók száma min. 4 db; Transzkután pacemaker; Fix és demand üzemmódok; Frekvencia szabályozhatóság min. 40-170 ütés/perc; Újraélesztéshez Metronóm funkció; Masimo algoritmusú SpO2 mérés többször használatos felnőtt szenzorral; SpO2 mérési tartomány min. 1-100%; Események rögzítésének lehetősége a készülék memóriájában az újraélesztés során; Min. 3 csatorna egyidejű nyomtatására alkalmas beépített nyomtató; A regisztráló papír szélessége min. 80 mm; Nyomtatási sebesség, min. 25 mm/sec; Hálózati és akkumulátoros üzemmódok; Akkumulátor töltöttségének kijelzése; Monitorozási idő akkumulátorról, min. 8 óra; Maximális defibrillálások száma akkumulátorról 200 J energiával min. 250 db; A defibrillátor önsúlya akkumulátorral kiegészítők nélkül max. 6 kg; Gyári kardiológiai szerver applikáció rendelkezésre áll későbbi EKG adat és jelforma integráláshoz a megajánlandó EKG-kel kompatibilis rendszerben (bírálati szempont); Vezeték nélküli (IrDA/wi-fi/Bluetooth) adatátvitel számítógépes rendszerekhez; Adatátvitel USB memóriára
EKG készülék, 12 elvezetés egyidejű mérés, 12 csatornás digitális kijelzés, készülékkocsival - 2 db Főbb műszaki paraméterek: Magyar nyelvű szoftver; Színes, grafikus kijelző min. 8”; 12 EKG elvezetés egyidejű megjelenítése a saját képernyőn; EKG mérési adatok (QRS távolság, idő, amplitúdó, tengely adatok); Pacemaker észlelés; Memóriába tárolt (korábbi) EKG-görbék megjelenítése és nyomtatása; Teljes karakterkészletű integrált billentyűzet; Páciens adatok (név, azonosító, születési idő stb.) beírhatók és a regisztrátumon megjelennek; Elvezetések felcserélésének detektálása, kijelzése; EKG jelminőség ellenőrzése, grafikus visszajelzése a képernyőn (bírálati szempont); Kézi, nyugalmi ritmus és automata felvételkészítés; Ritmusfelvétel időtartama: min 5 perc; EKG tárolási frekvencia min. 800 Hz; Mintavételi gyakoriság pacemaker detektáláshoz min. 10 000 Hz/csatorna (bírálati szempont); Frekvencia válasz tartomány felső értéke min. 250Hz ; Nem- és életkor specifikus 12 elvezetéses nyugalmi EKG kiértékelő program; A kiértékelő algoritmus sport diagnosztikát tartalmaz, mely Seattle kritériumok szerinti rizikófaktorok analízisének eredményét is megadja a kiértékelésnél (bírálati szempont); EKG felvételek tárolása belső memóriában min. 300 felvétel; LAN csatlakozó, kórházi informatikai rendszerhez való illeszthetőséghez, adatexport klinikai információs rendszerbe; Kórházi információs rendszerbe integrálható, a gyártó szerver applikációval rendelkezik, a későbbi bővíthetőséghez (bírálati szempont); Wifi funkciót tartalmaz a készülék hálózati csatlakozáshoz (bírálati szempont); PDF export USB tárolóra; 12 csatorna egyidejű nyomtatása; A4-es papírméret; Akkumulátoros és hálózati működés; Akkumulátor kapacitás: legalább 6 óra működés, 15 percenkénti nyomtatási gyakoriság mellett; Papírsebesség: min. 25, 50 mm/s; folyt. II.2.14. pontban kar. korlát miatt
Erősítés: min. 5, 10, 20 mm/mV; Alapvonal vándorlási-, izomrezgési- és hálózati frekvencia szűrők; Terheléses EKG funkcióval való későbbi bővíthetőség lehetősége (bírálati szempont); Spirometria funkcióval való későbbi bővíthetőség lehetősége (bírálati szempont)

Eligibility requirements: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 Kormányrendelet 1-16 §-aiban foglaltak alkalmazására. Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 3.-4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése, és a 321/2015. (X.30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján. A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Korm. rendelet 8.§, 10. §, 12 - 16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bekezdés az irányadó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is