Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-07-31
Buyer: Stadt Wien, Unternehmung Wiener Gesundheitsverbund – Generaldirektion – Serviceeinheit Einkauf
Country: AT
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 33100000 | 33111000: X-ray equipment | 33111710
Estimated value: 1172310 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Die Stadt Wien - Wiener Gesundheitsverbund bzw ihre Bedarfsträgerin, die Klinik Favoriten, benötigt ein multifunktionelles C-Bogen Durchleuchtungsgerät mit Angiographie. Ziel des Vergabeverfahrens war der Abschluss eines Leistungsvertrags zur Lieferung, Aufstellung sowie Inbetriebnahme (inkl Nutzerschulung) des Durchleuchtungsgeräts und die Erbringung von Wartungs- und Instandhaltungsleistungen.
Leistungsgegenstand ist die Lieferung, Aufstellung und Inbetriebnahme (inkl Nutzerschulung) eines multifunktionellen C-Bogen Durchleuchtungsgeräts mit Angiographie und die Erbringung von Wartungs- und Instandhaltungsleistungen für die folgenden 10 Jahre.
Die Auftraggeberin hat die Option, die Übersiedlung des vertragsgegenständlichen Geräts in ein Interimsgebäude von der Auftragnehmerin zu verlangen (Demontage, Übersiedlung, Montage inkl. Inbetriebnahme). Außerdem hat die Auftraggeberin das Recht, den Vertrag hinsichtlich Wartungs- und Instandhaltungsleistungen um fünf Jahre zu verlängern.
Die Auftraggeberin führte ein Verhandlungsverfahren ohne vorheriger Bekanntmachung mit einem Unternehmen gemäß § 36 Abs 1 Z 3 lit a BVergG durch, weil aus technischen Gründen die Lieferung nur von einem bestimmten Unternehmen erbracht werden kann. Es wurde ein multifunktionelles C-Bogen Durchleuchtungsgerät mit Angiographie beschafft, welches insbesondere die folgenden benötigten Eigenschaften aufweist:
1) Funktionsanforderungen und Eingangsdaten: Die Funktionsanforderung des ausgeschriebenen Gerätes muss die Durchleuchtung mit Angiographie in einem System verbinden. Hierfür wird bei der Angiofunktion die angeführten Untersuchungen und Eingriffe benötigt: (-) DSA-Angiografien von Kopf bis Fuß und EP Interventionen; (-) Durchführung von Phlebographien; (-) Kontrollen von Sondenlagen nativ.
Gleichzeitig sind die Softwarepakete Angio-spezifisch und müssen somit in der Angiographieanlagen im IRKK ebenfalls inkludiert sein. Ohne dieser Software ist eine Kardiologische Angio nicht möglich bzw. nicht durchführbar. Hierfür werden die folgenden Software Anforderungen benötigt: (-) Kardiologische Aufnahmen mit bis zu 30 Bilder pro Sekunde; (-) Integrierte Quantifizierungssoftware QCA; (-) LV- Analyse; (-) SW zur besseren Darstellung feiner Stentstrukturen, d. h. des Geflechts aufgedehnter Stents; (-) SW für eine verbesserte Stentdarstellung in Echtzeit und bietet eine stabilisierte Ansicht des bewegten Stents;
Die folgenden Messparameter werden zur kardiologischen Angio benötigt: (-) 1x NIBP; (-) 4x IBP; (-) SpO2; (-) 12-Kanal Oberflächen-EKG; (-) Herzzeitvolumen (Thermodilutionsmethode); (-) Atmung; (-) Temperatur; (-) integrierte FFR-Messung; (-) Darstellung der Messparameter inkl. FFR-Messung am Großbildschirm im Untersuchungsraum; (-) Integration der Systembedienung in die Bedieneinheit der Angiografie Anlage.
2) Systemintegrierter hämodynamischer Messplatz: Es bedarf eines hämodynamischen Registriersystems für invasive kardiovaskuläre Verfahren und muss die Überwachung und Aufzeichnung der Vitalparameter sowie des invasiven Blutdrucks gewährleisten. Die Berechnung und Ableitung der hämodynamischen Parameter muss möglich sein und hat die Protokollierung von Untersuchungsereignissen in einer Untersuchungsdatenbank (inkl Software zur Untersuchungsdatenverwaltung und Befundung) zu beinhalten. Werden diese Anforderungen nicht erfüllt ist die Untersuchung nicht durchführbar. Ohne eine Verknüpfung mit den Angiobildern kann nicht befundet werden und somit ist kein Krankheitsverlauf nachvollziehbar. Durch die integrierte Datenbank ist ein Zugriff auf die Voruntersuchungen auf allen Anlagen gegeben.
3) Integriertes kabelloses Ultraschallgerät: Erleichtert den Workflow in der Patientenadministration und die Bilder werden automatisch dem Patientenakt zugeordnet. Ebenfalls dient dies der Qualitätssicherung in der Untersuchungsdokumentation und Befundung. Im Systemausfall im Angiozentrum ist die gleiche Bedienphylosophie garantiert, sodass eine Qualitätssicherung und Patientensicherung stattfindet.
4) Allfällige weitere Alleinstellungsmerkmale: Den Anforderungen an die medizinische Exzellenz kann nur entsprochen werden, wenn die Fachabteilung der Klinik Favoriten auch weiterhin ein multifunktionelles C-Bogen Durchleuchtungsgerät mit Angiographie anbieten kann. Beide Geräte separat zu beschaffen stellt keine vernünftige Alternative/Ersatzlösung dar. Die Angiofunktion dient nämlich dazu bei nicht planbaren Geräteausfallen und Wartungen im Angiozentrum den Patientenversorgungsauftrag zu gewährleisten. Es können beide Disziplinen (konventionell und kardiologisch) die Anlage nutzen und somit die Patientenversorgung aufrechterhalten. Auch aufgrund der aktuellen (sowie der neuen, ab 2026 angedachten) räumlichen Gegebenheiten können nicht zwei separate Geräte platziert werden.


Winner: Siemens Healthcare Diagnostics GmbH
Award value: 1172310
Number of bids: 1