Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-04-06
Buyer: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Estimated value: 3372033.8 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Dostawa sterylnych obłożeń pola operacyjnego którego szczegółowy opis i zakres zawarto w Załączniku nr 1-41 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowi 41 zadań. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań.
i) tolerancja rozmiaru serwet (osłon) +/- 10 cm (tolerancja rozmiaru otworu/ łaty chłonne + /-2 cm) – za
Sterylny zestaw do porodu zawierający: serwetę na płyny, dwuwarstwową 56g/m˛ klejoną ultradźwiękowo z kształtką wymiary min. 113x90cm, serwetę z włókniny kompresowej min. 80x60cm – 2szt, nerka tekturowa, kompres gazowy 8W 17N 7,5x7,5 – 10 szt, zacisk do pępowiny, dobrze zapinający się, wydający odgłos „klik” – 2 szt, nożyczki do cięcia krocza dł. 20cm, nożyczki do odcięcia pępowiny dł. 10,5cm. Zgodność z normą PN-EN 13795:1-3; chłonność 570 %; odpornoć na przenikanie cieczy 250cm H2O, pierwsza klasa niepalności, serwety barierowe i chłonne na całej powierzchni, dla bezpieczeństwa transportu karton zewnętrzny min. 5 warstwowy. Opakowanie: torebka papierowo-foliowa, etykieta pięciodzielna, 4 samoprzylepne metryczki, każdy zestaw musi posiadać informację identyfikującą producenta, informacje o dacie ważności i numer serii w postaci podwójnej naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta, dla potwierdzenia prawidłowego przeprowadzonego procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy) zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1:2007; wymagane zaświadczenie biozgodności.
Zestaw chirurgiczno-urazowy zawierający: serwetę w rozmiarze 150x190-240cm z przylepcem o dł. 60-90cm (na dłuższym boku) – 1 szt, serwetę w rozmiarze 180x170-180 cm z przylepcem o dł. 60x75 cm (na krótszym boku) – 1szt, serweta w rozmiarze 90x75 cm z przylepcem o dł. 90cm – 1 szt, tupfery gazowe kule 30x30 cm 17-nitkowe wykonane z gazy – 6 szt, rękawiczki lateksowe niepudrowane wywinięte rozmiar L – 1 para, korcang plastikowy (ułożony na górze zestawu), taśma medyczna 50x9cm – 1 szt, czyścik do koagulacji 5x5cm – 1 szt (zapakowany w torebkę papierowo-foliową), pojemnik plastikowy 200ml z podziałką – 1szt, kompresy gazowe z nitką RTG 10x10cm 8-warstwowe 17-nitkowe- 20 szt, serweta gazowa 4-warstwowa 30x30-40cm z nitką RTG – 2 szt, ręcznik do rąk – 2szt, pokrowiec na stolik Mayo 145x80cm (folia piaskowana + włóknina o łącznej gramaturze min. 74g/m˛, złożony teleskopowo), fartuch w rozmiarze L bez wzmocnień (o gramaturze min. 35g/m˛, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, rękawy niekrępujące ruchów, mocowanie pod szyją typu rzep, mankiety o dł. 8cm poliestrowe (niepylące)) – 1szt, opatrunek foliowy na rany pooperacyjne z wkładem chłonnym 6x10cm zgodny z normą PN-EN, serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarze 190x140-150cm (do owinięcia zestawu) – 1 szt, serwety wykonane z materiału 2-warstwowego, chłonnego na całej powierzchni obłożenia o chłonności 450-570 %, gramatura laminatu min. 55g/m˛, materiał do wykonania serwety spełniający normę PN-EN 13795:1-3. Zestaw zapakowany w opakowanie zaopatrzone w minimum 2 etykiety typu TG, służące do wklejenia do dokumentów.
Sterylne obłożenie do artroskopii kolana zawierające: serwetę min. 220x290cm, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym elastycznym, samouszczelniającym się otworem o średnicy 6cm, ze wzmocnieniem chłonnym min. 75x90cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety, ubioru operatora na końcach usztywnień torby, zintegrowane organizatory przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia. Serweta typu SMS o gramaturze 43g/m˛, ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny i laminatu o gramaturze min. 115g/m˛. Serweta na stolik narzędziowy min.150x190cm (owinięcie zestawu), Serweta na stolik Mayo min. 75x140cm, serweta min. 135x195cm, stokineta 20x90cm +/-2cm – 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa, 2 taśmy przylepne 10x50cm +/-2cm, 2 ręczniki chłonne 35x35cm +/-2cm
Zestaw do cewnikowania do hemodializy zawierający: serwetę na stolik instrumentariuszki min.150x190cm – 1 szt; ręcznik do rąk z włókniny kompresowej 40x20 – 2szt;
Fartuch chirurgiczny rozmiar L, wykonany z miękkiej przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m˛, – 1 szt; fartuch chirurgiczny rozmiar XL, wykonany z miękkiej przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m ˛– 1 szt; serwetę samoprzylepną 150x240 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego min. 56g/m˛. Odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O, chłonność 570 % – 1 szt; serwetę samoprzylepną 75x-90-100cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego min. 56g/m˛, Odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O, chłonność 570 % – 1 szt; serweta przylepna 200x 150 wykonaną z laminatu 2 – warstwowego min. 56 g/m2, Odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O, chłonność 570 % – 1 szt; miskę plastikową 500ml, niebieska – 1 szt; miskę plastikową 500ml, przezroczystą – 1 szt; igłę 0,7x40mm 22G – 1 szt; strzykawkę 2ml – 2szt, strzykawkę 10ml – 1 szt: strzykawkę 20ml – 2szt: kompres z gazy 10x10cm – 30szt, skalpel z trzonkiem nr 11 – 1 szt; pensetę chirurgiczną metalową, jednorazową 11,5cm – 1 szt; kleszczyki metalowe do igły 13 cm – 1 szt; pean zgięty, metalowy, jednorazowy 12,5cm – 1 szt; pean prosty 14 cm – 1 szt; nożyczki metalowe, jednorazowe ostro-tępe zagięte 15cm – 1 szt; osłonę na aparat RTG ze ściągaczem 71x90cm – 1 szt; żel do głowicy USG w saszetce 20ml – 1 szt; osłona na przewody min. 15x250cm – 1 szt. Pojemnik do liczenia igieł (pełna powierzchnia magnesu, chwytak do zdejmowania ostrza skalpela, 20 – stanowiskowa gąbka) Rozmiar: 11x 5,5x3,5 cm – 1 szt.
Sterylny zestaw do szycia krocza, w którego skład wchodzi: serweta 90x60cm do owinięcia zestawu, imadło długości 20cm – 1 szt, nożyce do przecinania nitki długości 17cm, pęseta 14cm, gaziki 7,5x7,5 – 10 szt, serweta dwuwarstwowa 56g/m˛ klejona ultradźwiękowo na płyny z kształtką min. 113x90cm.
Kocher jednorazowy, prosty, z wysokiej jakości stali nierdzewnej, długość 20 cm z ząbkowaną powierzchnią trzymającą tkanki. 700 szt.
Zestaw do pionowej izolacji pacjenta. W zestawie: przezroczysta serweta do izolacji pola operacyjnego, wykonana z przezroczystego polietylenu w rozmierze 320x215cm, rozmiar okna pola operacyjnego 50x25cm, w pole operacyjne wkomponowana w serwetę folia operacyjna wykonana z poliestru o grubości 0,025mm, posiadająca w części klejącej jodofor o działaniu bakteriobójczym, posiadająca wkomponowany zbiornik na płyny z zaworem do podłączenia ssaka, dwie kieszenie dwudziałowe, dwa organizatory przewodów
Umieszczone po bokach, w części górnej serwety warstwa lepna umożliwiająca stabilizację serwety – 1 szt, serweta Mayo na stolik w rozmiarze 80x145cm – 1szt, serwetki celulozowe do rąk – 4 szt.
Zestaw ortopedyczny do chirurgii biodra sterylny. Zestaw wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62g/m˛, wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min.70g/m˛ i współczynniku absorpcyjności min. 600 %. Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200cm H2O. Skład: czerwona osłona na stolik Mayo o min. wymiarach 80x145cm, wykonana z foli PE o min. grubości 0,065mm, wzmocniona włókniną polipropylenową – 1 szt; serweta główna o min. wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie „U” o min. wymiarach 7x95cm +/- 2cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm – 1 szt; serweta samoprzylepna o wymiarach min. 170x300cm – 1 szt; serweta o min. wymiarach 150x150cm – 1 szt; serweta o min. wymiarach 75x90cm – 1szt; osłona na kończynę o min. wymiarach 35x120cm – 1 szt; taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 10x50cm +/- 2cm – 2 szt; ręczniki celulozowe 30x40cm +/- 2cm wzmocnione syntetyczną siatką – 4 szt. Alternatywnie: 1 dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wymiarach 30x40cm +/- 2cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze karton, zabezpieczone wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.
Serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62g/m˛; odporność materiału na przenikanie cieczy min 200 cm H2O. Skład minimalny:
Serweta główna o minimalnych wymiarach 290 x 310 cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9 x 12 cm +/-2cm oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów o min. wymiarach 70 x 50 (wys.) cm+/-2cm z sitem, zaworkiem spustowym i kształtownikiem – 1 szt. Serweta pod pośladki z laminatu 75 x 90 cm – 1 szt. Taśma przylepna 9 x 50 cm+/-2cm – 1 szt. Ręcznik celulozowy 30 x 40 cm+/-2cm wzmocniony syntetyczną siatką – 1 szt. Serweta na stół instrumentariuszki o min. Wym. 140 x 190 cm z folii polietylenowej o grubości min 5μm wzmocnionej włókniną –1 szt. – czerwona osłona na stolik Mayo, wykonana z folii o grubości min. 0,06 mm, w części blatowej, włóknina polipropylenowa o gramaturze min. 40g/m˛, złożony teleskopowo - 1 szt. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważność. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.


Winner: TZMO s.a.
Award value: 3372033.8
Number of bids: 1