Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-12-05
Buyer: Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33114000 | 38000000 | 38519200 | 38624000 | 38636000
Estimated value: 15010200 HUF
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: — Az asztallap szerelvény teljes magassága (a lábazatra helyezett optikai asztallap tetejének padlótól mért magassága): 905 mm ± 30 mm
— Összekötés módja: belső erősítő struktúrával merev kapcsolatban lévő, egymáshoz csavarozható összekötő elempáron keresztül, egyik lapnál rövid élen, másik lapnál hosszabb élen, felülnézetben fordított L-alakban,
— Méhsejt (honeycomb) merevítésű szerkezet acéllemezekből, alsó és felső lap (skin) acél (mágnesezhető), vastagsága: >4.75 mm
— Dinamikus hajlítási érték maximuma az egyes asztallapokra (Maximum Dynamic Deflection Coefficient): <1×10-3 s3/2
— Asztallábak magassága: csak az asztallábak magassága és az asztallap vastagságának együttes mérete, vagyis az asztal teljes magassága meghatározott paraméter,
— Vertikális rezgésátvitel (vertical transmissibility) 10 Hz-en, a maximális terhelhetőség 55 %-ánál mérve: <-10.5 db avagy, az izoláció hatásfoka (percent of isolation) >70 %
— Peltier-hűtött, hermetikusan zárt, zafír ablakos "back-thinned" FFT (Full Frame Transfer) CCD szenzor, legalább 1 024 × 58 aktív pixel, fényérzékeny terület 24...26 mm hosszú (pixelméret: ~24 μm×24 μm) 250-1 100 nm spektrális válasz. A szenzor kvantumhasznosítási tényezője 600-700 nm hullámhossz tartományban nagyobb mint 90 %, 450-850 nm hullámhossz tartományban mindenhol nagyobb mint 60 %, és 250-950 nm hullámhossztartományban mindenhol meghaladja a 40 %-ot,
— FFT (vonal) képkiolvasási sebesség (1 024 p x 24 μm × "teljes szenzormagasság" pixelmérettel) >1 kHz (expozíció + képátviteli idő <1 ms) folyamatos üzemben,
— 2 optikailag leválasztott digitális jelbemenet, melynek expozíciókor (külső trigger pillanatában) felvett értéke a hozzá tartozó kép adatfolyamában elérhető
— Adattovábbítás közvetlenül a PC memóriájába (DMA) PCIe csatolókártyán keresztül. A kamera és a PCIe kártya között nagy távolság (100 m) áthidalására alkalmas optikai szálas kapcsolattal
— 4 db fotodióda jelének fogadására alkalmas differenciális bemenetű analóg integrátor, melynek integrálási ideje analóg módon állítható, az integrálás kezdete külső elektromos jellel szinkronizálható. A fotodiódák jeleinek digitalizált (16 bit A/D) értékei a CCD pixelek értékei után, a velük szimultán mért digitális képben hozzáférhetők.
— SDK (Software Development Kit – szoftver fejlesztő környezet) mely lehetővé teszi a kamera integrálását saját meglévő mérőprogramunkba, beleértve a drivereket és azok forráskódját.
A beszerzés tárgya egy olyan háromelemű objektív készlet, mely a következő elemeket tartalmazza: 1 db reflexiós objektív 15x-ös, 1 db objektív 25x-ös és 1 db objektív 40x-es nagyítással.
— A harmadrendű gömbi hiba-, kóma- és asztigmatizmus-mentes leképezést ezüstbevonatú tükrök kombinációja végezze, melyek reflexiója a látható és az infravörös tartományban (450 nm - 20 μm) legyen átlagosan nagyobb, mint 95 %,
— A teljes leképező rendszer hátsó fókusztávja (Back Focal Length - BFL) legyen ∞ (végtelen), a belépő pupilla átmérője legyen legalább 5 mm, az eszköz obszkurációja (a belépő apertúra másodlagos tükör által blokkolt hányada) legyen legfeljebb 28 %.


Winner: RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Award value: 15010200
Number of bids: 3