Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-05-27
Buyer: Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 50421000
Estimated value: 102000000 HUF
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Ajánlatkérőnél üzemelő Siemens SOMATOM Definition AS típusú CT berendezés (128 szeletes, gyártási szám: 64713) és syngo.Via leletező munkaállomás (gyártási szám: 100450) tervszerű megelőző karbantartása és teljes körű hibajavítása mindennemű alkatrész és javítóanyag biztosításával, gyártói üzembiztonsági módosítások elvégzése, gyártói update frissítése és telepítése. Nyertes ajánlattevő feladata a CT berendezés és leletező munkaállomás üzemképességének – a szerződés időtartama alatti legalább évi 95 %-os üzembiztonsággal történő – folyamatos biztosítása. Teljes üzemidő (Tmax) 12 hónapra vonatkoztatva: 365 nap x 24 óra = 8 760 óra.
Siemens SOMATOM Definition AS típusú CT berendezés (128 szeletes, gyártási szám: 64713) és syngo.Via leletező munkaállomás (gyártási szám: 100450) tervszerű megelőző karbantartása és teljes körű hibajavítása mindennemű alkatrész és javítóanyag biztosításával, gyártói üzembiztonsági módosítások elvégzése, gyártói update frissítése és telepítése. A fenti munkákat kizárólag gyártói képzésben részesült szakember végezheti.
Nyertes ajánlattevő feladata a CT berendezés és leletező munkaállomás üzemképességének – a szerződés időtartama alatti legalább évi 95 %-os üzembiztonsággal történő – folyamatos biztosítása. Teljes üzemidő (Tmax) 12 hónapra vonatkoztatva: 365 nap x 24 óra = 8 760 óra.
Amennyiben a készülék a gyártói előírások szerint alkatrészcserét igényel, a gyártói előírás szerinti csereállapot eléréséről szóló megrendelői értesítést követő 72 órán belül a nyertes ajánlattevő a gyári alkatrészcserét (ezzel az üzemképes állapot biztosítását) köteles elvégezni, ide értve a röntgencső szükséges számú alkalommal való cseréjét is.
A CT berendezést 6, illetve 12 havonta kell karbantartani, melyek során az alábbi feladatokat kell elvégezni:
II. Leletező munkaállomások (syngo X-WP, syngo Workplace, syngo.Via BrestCare WS)karbantartásához kapcsolódó feladatok:
Karbantartások elvégzése a gyártói előírásoknak megfelelő gyakorisággal és minőségben az alábbiak szerint:
Szoftver karbantartás: A gyártó által kibocsájtott és elérhető szoftverfrissítések telepítése. Fájlrendszer karbantartása.
— Hibabejelentés esetén gyártói képzésben részesült szakember a hibafelmérést távdiagnosztika segítségével a bejelentéstől számított max. 24 órán belül, helyszíni kiszállást igénylő beavatkozás esetén a bejelentéstől számított max. 48 órán belül megkezdi,
— Amennyiben a készülék meghibásodás miatt alkatrészcserét, javítási munkát igényel, nyertes ajánlattevő a javítást és a gyári alkatrészcserét (ezzel az üzemképes állapot biztosítását) köteles a hibabejelentéstől számított max. 72 órán belül elvégezni,
Meghibásodás esetén a bejelentéseket a Szolgáltató CallCentere fogadja e-mailen, telefon vagy faxon, az év minden napján 0-24 óráig.
A részajánlattétel lehetőségét AK nem biztosítja, mert az eljárás tárgya egy darab CT berendezés és munkaállomásai karbantartása, amely mind fizikálisan, mind pedig informatikailag szerves egységet alkot, ezek összehangolt és precíz működése biztosítja a biztonságos betegellátást.
AK ajánlati biztosítékot nem ír elő. A IV.2.6) pontban megjelölt időtartam alatt AK 60 napot ért, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rend. szerinti folyamatba épített ellenőrzésre. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.


Winner: Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság
Award value: 102000000
Number of bids: 1