Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-04-15
Buyer: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33190000
Submission deadline: 2022-05-17
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: 2.	Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowi 18 zadań. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań.
3.	Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr 1-18 do SWZ.
4.	W przypadku gdy w dokumentacji zostały wskazane, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty - Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
5.	Zamawiający wymaga aby: termin ważności na dostarczany przedmiot zamówienia wynosił min. 24 miesiące licząc od daty dostawy towaru do siedziby Zamawiającego.
6.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.
Protezy naczyniowe, rozwidlone, dziane, uszczelnione kolagenem, śr.14/7; 24/12, długości 50cm.	10 szt.
Powlekany stent samorozprężalny do leczenia zwężeń naczyń żylnych kończyn górnych przy użyciu AV przetoki lub przeszczepu dostępowego
2.	Cewniki dwukanałowe do trombektomii i embolektomii tętnic z otworem centralnym rozmiary od 4 F do 6 F, dł. 80 cm, kompatybilne na prowadnik 0,018” lub 0,035”
3.	Łączniki wysokociśnieniowe. Przedłużacze wysoko -ciśnieniowe miękkie, wykonane z wysokiej klasy tworzywa, odporne na wysokie ciśnienie - 65 atm (943 PSI). Zakończone ruchomą końcówką Luer-Lock.
4.	Introduktor do tętnicy promieniowej z prowadnikiem prostym i typu „J”, średnice 5 F i 6 F, długości: 11 cm. i 23 cm, w zestawie mini prowadnik 0.018”, długość w zakresie 40 - 48 cm – sztywny w części proksymalnej, miękki w części dystalnej, możliwość wyboru dwóch rodzajów końcówek prostej i wygiętej pod kątem ok. 45º, igła 21 G, dilatator.
Standardowe i sztywne prowadniki krótkie: średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038”; długości 50, 80, 150, 180 cm; rdzeń nitinolowy pokryty powłoką poliuretanu;  wykonany z jednego kawałka;  długości taperowanych końcówek dla wersji sztywnej 1, 3 i 5 mm, dla wersji standardowej 1, 3, 5 i 8 mm; dostępne w wersji z kształtowalną końcówką, podwójnie zagiętą końcówką, Bentson-Type o różnych sztywnościach, standardowej, półsztywnej i sztywnej.
Standardowe i sztywne prowadniki długie: średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038”; długości 260 cm lub 300 cm; rdzeń nitinolowy pokryty powłoką poliuretanu, wykonany z jednego kawałka;  długości taperowanych końcówek dla wersji sztywnej 1, 3 i 5 mm, dla wersji standardowej 1, 3, 5 i 8 mm;
dostępne w wersji z kształtowalną końcówką, podwójnie zagiętą końcówką, Bentson –Type o różnych sztywnościach, standardowej, półsztywnej i sztywnej.
z powłoką hydrofilną, bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (do 900 psi), szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi takimi jak cząsteczki PVA (do 500 μm), NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki chemoembolizacyjne (Epirubicyna, Doxorubicyna), mikrosfery do 500 μm, różne środki kontrastowe oraz DMSO + B243, mikrocewnik 1.9 FR kompatybilny ze spiralami embolizacyjnymi 0.018”, długości: 110, 130, 150, 175 cm. Dostępne końcówki zagięte i potrójnie zagięte.
Duża średnica wewnętrzna: - 0,023” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”) - 0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) - 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”). Średnice 2.4 Fr i 2.8 Fr z dystalnym markerem (0,7 mm platynowy pierścień); średnica 2.7 Fr i 2,8 Fr w zestawie z prowadnikiem 0,021” ze złotym markerem na dystalnych 3 cm.

Eligibility requirements: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.