Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-05-12
Buyer: Тракийски университет
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33190000
Estimated value: 300000 BGN
Submission deadline: 2018-06-13
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Доставка и въвеждане в експлоатация на апарат LC/MS-MS за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора
Доставка и въвеждане в експлоатация на 1 (един) брой апарат LC/MS-MS за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора. В техническа спецификация, неразделна част от указанията, възложителят подробно е описал техническите характеристики на апарата.
А. Хроматографска помпа — Минимум две бутала за едновременното градиентно смесване на четири елуента. Електронен контрол на налягането и скоростта на потока; максимално работно наляганe — 600 бар или повече; максимален обхват на потока 10,0 мл/мин. или повече; точност на потока ? ±1 %; прецизност на потока ? 0,07 % RSD и < 0,02 мин. SD; прецизност на смесване при градиент < 0,2 % RSD; активна система за промиване на задбуталното пространство. Активен входящ клапан; вакуум-дегазатор с поне 4 канала; инертни материали в контакт с разтворителите, позволяващи работа в широк pH обхват. Работен обхват pH 1—12,5 или по-широк. Поставка за бутилките с разтворители и включени бутилки за елуентите. Всички нужни капиляри за правилна инсталация на системата;
Б. Аутосемплер, работещ при максималното работно налягане на помпата — капацитет минимум 120 виалки с обем ? 1,8 мл; възможност за измиване на иглата отвътре и отвън; обем на инжектиране от 0,1 до минимум 100 μl с възможност за увеличаване; прецизност на инжектиране < 0,25 % RSD; ефект на нежелан пренос (carry-over) < 0,004 %; възможност за работа с проби с висок вискозитет ? 45 cp; Охлаждане на пробите до 4°C с точност ± 2°С, или по-добра;
В. Термостатиращо устройство за хроматографските колони — с възможност за термостатиране от 5,0°С над околната до поне 80,0°С; капацитет поне 1 колона с дължина 30 см и вътрешен диаметър 4,6 мм. Температурна стабилност ? ± 1°C. Температурна точност/прецизност на контрола ?± 0,5°C;
3. Тройно-квадруполен масспектрален анализатор. Два квадрупола с колизионна клетка между тях за елиминиране на неутралния шум. Горна граница на масовия обхват до поне 3000 Da. Масова стабилност: < 0.10 Da / 24 ч. Скорост на сканиране — минимум 12 000 amu/s. Режими на работа: сканиране (Full scan в Q1 и Q3), селективно йонно мониториране (SIM в Q1 и Q3), фрагмениране по маса (MS/MS), селективно йонно мониториране на фрагментни йони (SRM/MRM). Възможност за автоматична настройка (autotune). Детекторна система с минимум шест порядъка динамичен обхват. Превключване на полярността на определяните йони посредством софтуера по време на анализ за по-малко от 30 msec. Масова разделителна способност ? 0,5 amu (FWHM). MRM чувствителност — граница на определяне на дапсон при положителна ESI ? 2 0 ng/kg животинско месо, MRM. Чувствителност — граница на детекция на хлорамфеникол при отрицателна ESI ? 13 fg вещество на колоната. Едновременно извършване на потвърдителен и количествен анализ, чрез задействане на повече от 7 MRM според интензитета на количествения и качествения MRM. Получените MRM преходи (не спектър) да се сравнят с библиотеки с MRM преходи на производителя, за идентифициране на аналитите. Диференциално изпомпваща вакуум система с механична помпа и турбомолекулярна помпа;
Е. Модул специално пригоден за работа с аналитичната апаратура, осъществяващ комуникация и управление на компонентите на системата, със следните минимални параметри:
1. Хроматографски и масспектрометричен софтуер. Професионален софтуерен пакет на база на Windows 10 ОС или еквивалентна. Пълно управление LC/MS/MS системата и приставките към нея, събиране, обработка и съхранение на данните
Възможност за експорт на аналитични данни в различни файлови формати. Софтуерна библиотека с MRM преходи (не спектри от сканиране) за поне 600 съединения от интерес във ветеринарната медицина (антибиотици, противовъзпалителни, противопаразитни). Библиотеката да е разработена и проверена от производителя на аналитичната апаратура, като включва името на съединенията, CAS номер, прод.в т.II.2.14.
Молекулна формула, маса на неутралната молекула, препоръчителен MRM преход и други. Библиотеката да позволява ръчно добавяне на нови аналити.
2. Хардуерна система от международно утвърден производител със следните минимални характеристики: Intel Xeon 4 core, 8 GB RAM, 1 TB HDD, DVD-RW, 22" TFT LCD монитор, операционна система Windows 10 Pro или еквивалентна, Microsoft Office пакет или еквивалент ...
Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира доставка на идентичен или сходен медицински апарат. Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 1б от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи и доказателства, удостоверяващи съответствието с поставения критерий за подбор:

Eligibility requirements: Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

Award value: 300000