Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-06-09
Buyer: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33141000: Disposable medical supplies
Submission deadline: 2023-07-07
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба
Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
1.	Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie wyrobów medycznych wg 55 pakietów do siedziby Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załącznikach  nr 1 do nin. specyfikacji.
2.	Termin ważności / okres gwarancji  przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia.
1	Sterylna pipeta Pasteura wykonana z tworzywa sztucznego (polietylenu), do surowicy, z podziałką co 0,25ml	pojemność 1ml	szt	10000
1	Sterylny układ oddechowy kompatybilny z respiratorem Zamawiającego Avian. Zamawiający dopuszcza układ mikrobiologicznie czysty	-	szt	200
1	Maski krtaniowe wygięte, odpowiadające budowie anatomicznej gardła, rurka odlana razem z mankietem, przekrój rurki w kształcie litery D, zabezpieczenie przed zawijaniem w postaci wzmocnionego końca, znaczniki głębokości na rurce, oznaczenie rozmiaru, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym, maski jednorazowe, sterylne, wykonane z PCV, bez ftalanów, bez elementów metalowych (możliwość stosowania w MRI)	rozmiar: od 1 do 6 (Do wyboru przez Zamawiającego) 	szt	1000
1	Sterylny zestaw do zakładania wkłucia obwodowego, zapakowa-ny w dwukomorowe opakowanie typu ''twardy blister'' , z ety-kietą centralną oraz minimum dwiema etykietami TAG.	1) 7,5cm x 7,5cm,	szt	3 000
1	Sterylna, monofilamentowa siatka przepuklinowa, wykonana z polipropylenu, o grubości nici 0,16mm. Grubość siatki 0,44-0,50mm, porowatość 65%, wielkość porów 0,59-0,8mm, masa powierzchniowa 60-85g/m2. Opakowanie z dołączonymi samoprzylepnymi etykietami TAG - minimim 2 szt	4,5cm x 10cm	szt	300
5	Sterylna, monofilamentowa siatka przepuklinowa, wykonana z polipropylenu, o grubości nici 0,16mm. Grubość siatki 0,72-0,78mm, porowatość 63%, wielkość porów 3,3mm, masa powierzchniowa 60-85g/m2. Opakowanie z dołączonymi samoprzylepnymi etykietami TAG - minimum 2 szt	7-8cm x 7-8cm	szt	10
1	Sterylna igła do nakłuć lędźwiowych ze szlifem typu Quinke, przeźroczystym uchwytem typu Lock, z uchwytem mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru.	20G, 22G,	szt	100
Sterylny, zakładany obwodowo cewnik centralny typu PICC, wykonany z poliuretanu, przystosowany do szybkiego przepływu, z możliwością podaży płynów, TPN oraz chemioterapii, znacznik głębokości cewnika co 1cm. Dodatkowo: igła 17-22G/7cm z EchoTip, drut - prowadnik ze stopu niklu i tytanu, koszulka wprowadzająca typu Peel Away, strzykawka, skalpel, obturator/rozszerzacz z hydrofilną powłoką, taśma pomiarowa, urządzenie mocujące	cewnik 1-światłowy,	szt	30
Sterylna rurka intubacyjna do zabiegów z użyciem lasera typu CO2, z otworem Murphy, z dwuwarstwową ochroną korpusu rurki, z dwoma mankietami uszczelniającymi typu jeden w drugim, z rozdzielonymi drenami do uszczelniania mankietów, z balonikami kontrolnymi w różnych kolorach odpowiadających kolorowi mankietu, z końcówkami Luer/LuerLock, z obrotowymi zaworkami z blokadą położenia, ze znacznikiem głębokości	O.D./I.D.	szt	200
1	Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym, sterylna, wykonana z medycznego PCV, z prowadnicą i przeźroczystą wewnętrzną kaniulą wielorazową, mocowaną na rurce za pomocą złącza, z dołączonym obturatorem o gładkim zakończeniu i taśmą do mocowania	CH5 - CH10 (Zamawiający każdorazowo określi potrzebny rozmiar)	szt	100
2	Rurka tracheostomijna bez mankietu uszczelniającego, sterylna, wykonana z medycznego PCV, z prowadnicą i przeźroczystą wewnętrzną kaniulą wielorazową, mocowaną na rurce za pomocą złącza, z dołączonym obturatorem o gładkim zakończeniu i taśmą do mocowania, z kaniulą z niskoprofilowym łącznikiem oraz kaniulą z niskoprofilowym łącznikiem zamkniętym	CH5 - CH10 (Zamawiający każdorazowo określi potrzebny rozmiar)	szt	100

Eligibility requirements: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.