Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-06-06
Buyer: Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė
Country: LT
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Estimated value: 1574571 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Išorinių elektrodų komplektas EnSite Precision trimatei elektroanatominei navigacijai.  Padidinto lipnumo ant kūno klijuojamų specialių elektrodų rinkinys, skirtas abliacinių bei diagnostinių elektrodų erdvinei lokalizacijai.	Perkamas kiekis per 12 mėn. - 150 vnt., per 36 mėn. - 450 vnt.
Mentelės formos elektrodas su sensoriumi Ensite Precision trimatei elektroanatominei sistemai, skirtas sudaryti detalų trimatį elektroanatominį žemėlapį
Mentelės formos elektrodas su sensoriumi Ensite Precision trimatei elektroanatominei sistemai, skirtas sudaryti detalų trimatį elektroanatominį žemėlapį.
Diametras 8F, ilgis 110-120 cm, atstumai tarp elektrodų 3-3-3mm, 16 kontaktų (4X4) bipolė signalų registracija, aušinamas skysčiu. Komplekte turi būti kabelis skirtas elektrodui prijungti prie  EP sistemos. Perkamas kiekis per 12 mėn. - 30   vnt., per 36 mėn. -  90  vnt.
Diagnostinis kilpos formos elektrodas su sensoriumi Ensite Precision trimatei elektroanatominei sistemai
Diagnostinis kilpos formos elektrodas su sensoriumi Ensite Precision trimatei elektroanatominei sistemai.
Diametras 7-8F, ilgis 100-110 cm, dvikryptis lankstymas (D ir F kreivės), 10 kontaktų, atstumai tarp jų 3-5mm. Komplekte turi būti kabelis skirtas elektrodui prijungti prie  EP sistemos. Perkamas kiekis per 12 mėn. - 10 vnt., per 36 mėn. - 30 vnt.
Diametras 8F, ilgis 110-120 cm, lankstus distalinis irigacinis kontaktas 4 mm,  atstumas tarp elektrodų 1-4-1mm, dvikryptis valdymas, D, F ir J kreivių, aušinamas skysčiu.
Komplekte turi būti infuzijos linija abliacijai naudojant St. Jude Medical/Abbott Cool Point pompą bei kabelis skirtas elektrodui prijungti prie Ampere abliacijos generatoriaus.
Diametras 7- 8 F, ilgis 110-120 cm, distalinis kontaktas 4 mm, irigacinis galiukas lankstus, dvikryptis ir vienkryptis valdymas (pirkėjo pasirinkimu) push/pull tipo rankenėle, su termopora. Ne mažiau nei trijų skirtingų kreivių. Simetrinių ir asimetrinių kreivių kombinacijų.
Komplektuojamas su kabeliu tinkamu prijungti prie Ampere abliacijos generatoriaus ir infuzijos linija abliacijai naudojant St. Jude Medical/Abbott Cool Point pompą.
Diametras 8F, ilgis 110-120cm, 4 kontaktai, 3-4mm distalinis kontaktas, atstumas tarp elektrodų 2-2-2mm, D, F ir J kreivių, prijungimas prie bet kurios elektrofiziologinės registravimo sistemos, kontakto jėgos monitoravimas, aušinamas skysčiu. 	Komplekte turi būti infuzijos linija abliacijai naudojant St. Jude Medical/Abbott Cool Point pompą bei kabelis skirtas elektrodui prijungti prie abliacjos generatoriaus Ampere.
Dvidešimtpolis diagnostinis elektrodas,	Su žiedo formos linkiu gale, kurį galima pilnai ištiesinti arba sulenkti sukant žiedą, esantį rankenoje.  Komplekte turi būti pasiūlytas kabelis (-iai), skirtas (-i) prijungti minėtam elektrodui prie EP sistemos.
Diagnostinis dešimtpolis elektrodas. Diametras 5-6 F, ilgis 110-120cm, 10 kontaktų, atstumas tarp elektrodų 2-5-2 mm ir 5-5-5mm (pasirenkama užsakant). Perkamas kiekis per 12 mėn.  40  vnt, per 36 mėn. 120  vnt.
Sterilus kabelis, skirtas elektrodui prijungti prie EP sistemos.Perkamas kiekis per 12 mėn. - 10 vnt., per 36 mėn. - 30  vnt.


Winner: UAB „Sorimpeksas“
Award value: 1574571
Number of bids: 1