Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-07-19
Buyer: Тракийски университет
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33190000
Estimated value: 208496 BGN
Submission deadline: 2018-08-24
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
„Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена на следните позиции:
Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град
— ножодържач за нископрофилни ножчета за еднократна употреба с интегриран протектор за предпазване от порязване,
— с 2 отделни системи за заключване на маховика за по-безопасна работа — заключване в най-горна позиция при смяна на ножчето или материала или заключване в избрана от потребителя позиция,
— информация на информационен панел за моментното състояние на работа на инструмента като ретракция, аварийно спиране, заключване на маховика, дебелина на „триминга“, дебелина на срезите, както и натрупване броя на срезите и дебелината им,
Режим на рязане — чрез пълно завъртане на маховика или посредством възвратно-постъпателно движение на маховика.
Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град
1 брой. С технология „Намаляване на околния шум”. Функции за намаляване на шума от триене и с функция усилване, с възможност за записване и запаметяване на аудио файлове от находката при преглед. С технология Bluetooth® за прехвърляне на файлове. Гаранционно поддържане – мин. 12 месеца
Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град
1 брой. Технически данни: Канали: Два; За едновременно записване на Einthoven I, II, III и Goldberger aVR, aVL, aVF; Обхват: 100 м чист диапазон; Батерии: 2 бр алкални (Тип AA); Честота на вземане на проби: 500 Hz; Честотен обхват: 0.05 Hz - 100 Hz; Системни изисквания: Софтуер, базиран на Windows; Преносим компютър с мин. честотата 800 MHz; Минимална 256 Mb RAM; USB версия 1.1 или по-нова версия; Четец на SD карти; Препоръчителна графична разделителна способност 1024 x 768 или по-висока
Характеристика: Безжично телеметрично предаване на ЕКГ към компютър, преносим компютър или джобен компютър (PDA); Двуканална ЕКГ за едри и дребни животни; Холтер ECG (> 24 часа) на стандартна SD-карта; Ясен диапазон от около 100 м; Bluetooth Клас 1); Много ниско тегло: 145 г. Размер: Н: 12.0 cm, L: 6.5 cm и D: 2.2 cm; Системата да включва: Предавател, приемник за Bluetooth Клас 1, 256 Mb SD карта за съхранение, софтуер, 1 торба с 40 ЕКГ електроди; Гаранционно поддържане – мин. 12 месеца.
Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град
1 брой. Основни характеристики: Уредът да е окомплектован и да предоставя възможност за различни видове измерване (абсорбция или трансмисия при определена дължина на вълната, спектрално сканиране и режим кинетика) на стандартни течни проби с обем над 3 мл и на биологични проби (ДНК, РНК, белтъци) с обем под 1 мкл. Източник: Ксенонова лампа с импулсен режим, минимизиращ влиянието на фото индуцирани реакции в пробата. Висока честота на импулсите от 80 Hz или повече. Активиране на лампата само при измерване на пробата, с дълъг живот и защита срещу влиянието на околната светлина.
Възможност за измерване на проби без да се затваря капака на помещението за проби за измерване на големи образци и поставяне на различни приставки. Скорост на сканиране: не по-ниска от 24 000 нм/мин. Събиране на данни със скорост до минимум 80 точки/секунда при кинетични измервания за една дължина на вълната. Непрекъснати измервания: Възможност за непрекъснати измервания в продължение на минимум 5 дни. Лесен за използване - лесна инсталация и интерактивни учители за работа със софтуерните приложения и методи за широк кръг от потребители. Наличие на широка гама аксесоари за различни приложения – сонди с оптични влакна за директни измервания, приставки за дифузно отражение, държатели за кювети с различни размери, термостатирани кюветодържатели, държатели за твърди образци и др. Спектрален диапазон: 190 – 1100 nm. Фиксиран спектрален процеп – не повече от 1.5 nm Оптика с кварцово покритие. Разделителна способност (толуен-хексан, EP/BP и TGA тест): ? 1.9. Точност на дължината на вълната: не повече от ± 0.06 nm при 541.94 nm. Фотометричен обхват: минимум ± 4 А. Фотометрична точност: не повече от ± 0.0007 при 1А. Фотометрична възпроизводимост: не повече от 0.0005 А (NIST 930E)

Eligibility requirements: Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

Award value: 208496