Public procurement notice: Voluntary Ex Ante Transparency Notice
Published: 2018-12-15
Buyer: Karolinska Universitetssjukhuset, Inköpsavdelningen NS3
Country: SE
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 33100000 | 33111700 | 33111720
Estimated value: 8279000 SEK
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Den nya byggnaden CHOPIN i Karolinska Universitetssjukhus Huddinge kommer innehålla Stockholms enda fullskaliga infektionssal vid dess driftsättning 2020. I den kommer patienter som bär på luftburen smitta (t.ex. Ebola) kunna diagnostiseras och behandlas isolerat. Salen konstrueras med separat ventilation som avskärmar resterande sjukhus mot luftburna smittor samt uprätthålla 5 CFU i renlighetsgrad. Salen behöver därför kunna användas för medicinsk verksamhet och med eller utan angiosystem, beroende på det ingrepp som patientens vård kräver.
På grund av ovanstående krav på infektionssalen finns det specifika krav på angiosystem som lämpar sig i denna typ av sal:
Kabelvindor som går upp i taket försvårar desinfektion och utgör ytterligare en källa till föroreningar och bakteriehärdar. Dessutom försvårar nämnda kabelvindor placeringen av ventilationsdon i taket. Detta är framförallt viktigt att undvika i en sal där patienter med luftburna smittor behandlas och desinfektion är av största vikt.
Då salen kräver att andra ingrepp än just intervention skall kunna utföras effektivt skall inte angiosystemet vara ivägen för annan utrustning eller förflyttning av personal under operation. Takmontage från angiosystem kan inte vara ivägen för annan takhängd utrustning som salen kan behöva vid vissa ingrepp och angiosystemet måste dessutom ta upp minimal yta i dess ”viloläge” och därigenom frigöra yta runt operationsbordet.
Två olika applikationer samt ett system för kommunikation mellan behandlingsrummet och kontrollrummet.
Den nya byggnaden CHOPIN i Karolinska Universitetssjukhus Huddinge kommer innehålla Stockholms enda fullskaliga infektionssal vid dess driftsättning 2020. I den kommer patienter som bär på luftburen smitta (t.ex. Ebola) kunna diagnostiseras och behandlas isolerat. Salen konstrueras med separat ventilation som avskärmar resterande sjukhus mot luftburna smittor samt uprätthålla 5 CFU i renlighetsgra
a. För att möjliggöra flexibilitet och optimal igenkänning i denna sal mot de övriga hybridsalarna i CHOPIN bör även detta Angiosystem vara av samma modell som de som upphandlas till CHOPIN.
På grund av de ovanstående faktorerna finns endast en modell på marknaden som uppfyller de tekniska krav som ställs på utrustningen vilket är”Artis Pheno” av Siemens. Detta är den enda modellen av angiosystem som saknar takhängt montage och som samtidigt har ett viloläge som komprimerar utrustningen maximalt för att frigöra yta runt operationsbordet. Då kraven på en infektionssal är mycket höga och kritisk för patientsäkerheten så är inköp av systemet nödvändigt.
Leverantören vann även upphandlingen av Angiosystem till CHOPINS Hybridsalar och Triad med denna modell av Angiosystem vilket bidrar till igenkänningsfaktorn för verksamheten som skall nyttja denna sal.


Winner: Siemens Healthcare AB
Award value: 8279000