Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-06-09
Buyer: Тракийски университет
Country: BG
Region: Stara Zagora
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33190000
Estimated value: 150083.32 BGN
Submission deadline: 2017-07-18
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Доставка на лабораторни и медицински апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора.
Поръчката е обособена в 14 (четиринадесет) позиции: об. позиция № 1 „Доставка на Инверторен микроскоп с цифрова камера“; об. позиция № 2 „Доставка на Флуоресцентен микроскоп“; об.позиция № 3 „Доставка на Учебно-лабораторен микроскоп“; об. позиция № 4 „Доставка на Лабораторно-диагностичен микроскоп“; об. позиция № 5 „Доставка на Микроскопска камера“; об. позиция № 6 „Доставка на Портативен ехограф с батерия“; об. позиция № 7 „Доставка на Имунологичен хормонален анализатор“; об. позиция № 8 „Доставка на Автоматичен хемотологичен анализатор“; об. позиция № 9 „Доставка на Система за фотодокументация на гелове с включен UV-трансилюминатор“; об. позиция № 10 „Доставка на Фотодокументираща система с транилюминатор“; об. позиция № 11 „Доставка на Трансдюсер за ехография на око“; об. позиция № 12 „Доставка на Електролитен анализатор“; об. позиция № 13„Доставка на Хоризонтална гел електрофореза“, об.позиция № 14 „Доставка на Бинокулярен микроскоп с вградена дигитална камера“.
1 брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: 1. Микроскопът да бъде приложим за рутинно тестване на клетъчни и тъканни култури включващо следните анализи: Анализ на растеж, морфология и развитие на живи клетки директно в културалния съд, без допълнителна обработка и без оцветяване; Тестване за чистота на среди и разтвори; Оценка на клетъчната популация преди изолирането на белтъчни, ДНК и РНК проби; Различаване на клетъчни типове и характеризиране на клетъчни линии; Възможност за наблюдение на клетъчни култури в петрита; Възможност за наблюдение на клетъчни култури в матраци; Възможност за наблюдение на клетъчни култури в културални плаки. 2. Да работи с преминаваща светлина. 3. Да използва следните контрастни техники: светло поле; фазов контраст. 4. Модуларен концепт за осветление — да включва халогенен и LED източници на светлина, — възможност за лесна смяна на двата източника, — да има възможност за регулиране на интензитета на осветяване. 5. Да бъде изработен от висококачествени надеждни материали — олекотен метален корпус; гумени покрития на оперативните елементи. 6. Изисквания към микроскопския статив. 7. Изисквания към предметната масичка. 8. Оптика. 9. Изисквания към микроскопската камера. 10. Изисквания към програмния пакет. 11. Да използва икономичен режим на работа. 12. Да бъде лесно преносим. Подробните изисквания към техническите параметри са посочени в т. 6 от указанията на Възложителя.
1 брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: Оптична система коригирана на безкрайност
Наблюдение 9 тринокулярна глава. Междузенчно разстояние: 50-75 мм. Разделяне на светлината: 100:0. Наклон: 30°, с въртене на 360°. Окуляри: WF10X\20 mm. Двустранна диоптрична настройка. Револвер: с 5 позиции. Тип обективи: планахроматни с корекция до безкрайност /4X, 10X, 20X, 40X, 100X\1.25 имерсионен. Предметна масичка: 174х145 мм с диапазон на движение — 78х55 мм. Коаксиална фокусна система с грубо и фино регулиране. Кондензор: Abbe N.A. 1.25 регулируем, диагфрагма със син филтър. Осветление с контрол на интензитета. Флуоресцентна приставка с места за най-малко 4 филтъра с центриращ обектив за настройка на флуоресценцията. С-адаптер за свързване на микроскопска камера към микроскопа, регулируема 5 MP CMOS камера 1/ 2,5" сензор USB 2.0 за свързване към микроскоп и компютър. Приставка за регулиране на камерата към окуляр на бинокулярен микроскоп. Софтуер за микроскопска камера за измерване /на разстояние, на площ, на ъгъл/, броене и архивиране, позволяваща заснемане на снимка и видео и видеопоток на живо, с опции за експорт на данни към MS Word и MS Excel. Тегло на микроскопа: 10-20 кг.
10 броя, със следните минимални и задължителни технически характеристики: Бинокулярен тубус (48-75 мм). Окуляри: WF 10 x 20. Револвер: 4 гнезден обективен револвер. Обективи: план-ахроматични: 4 x, 10 x, 40 x, 100 x. Фокусиране: общо и фино фокусиране. Масичка: контрол от дясна ръка. Кондензор: Abbe N.A. 1,25 с вградена диафрагма за настройка на контраста и разрешаващата способност. Осветление: тип Кьолер — K?hler, с регулатор силата на светене, LED.
6 броя, със следните минимални и задължителни технически характеристики: Тринокулярен тубус (48-75 мм). Изход за микроскопска камера (C mount). Окуляри: WF 10 x 20. Револвер: 5 гнезден обективен револвер. Обективи: план-ахроматични: 4 x, 10 x, 20 x, 40 x, 60 x, 100 x. Фокусиране: общо и финно фокусиране. Масичка: контрол от дясна ръка, възможност за изследване на две предметни стъкла. Кондензор: Abbe N.A. 1,25 с вградена диафрагма за настройка на контраста и разрешаващата способност, регулируем на височина. Осветление: тип Кьолер — K?hler, с регулатор силата на светене, LED.
1 брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: Мегапиксели: 5 MP. Размер на снимката: 2560 x 1920 (4:3); 1280 x 960 (4:3); 640 x 480 (4:3); 1920 x 1080 (Full HD 16:9). Експозиция: 31 µs — 2.74 s. Картина:
Автоматичен баланс на белия цвят. Изход: цифров, USB: 3.0. Сканиране: прогресивно, автоматичен фокус. Възможност за фиксиране към тринoкулярен микроскоп (C mount). Софтуер за управление на камерата и анализ на микроскопски изображения.
1 брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: Ветеринарен софтуер. Ендоректален линеарен и конвексен мултичестотен трансдюсер с променлива честота. Честотен обхват на системата от 2 до 16 MHz. Режими: В, M, THI, CFM, PDI, TDI, PW, DPDI, CW, HPRF, 3D/4D. Формати на екрана: B, 2B, 4B, B+Color, 2B+Color, B+DPI, 2B+DPI, M, B+M, 2B+M, B+PW, 2B+PW, B+Color+PW, B+DPI+PW, B+CW, 2B+CW, B+Color+CW, B+DPI+CW, B+Steer M, B+Multi-M, панорамни изображения, трапецоидални изображения. THI — тъканни хармоници. Завъртане на изображението. Наслагващи се изображения. Трапецоидални изображения. Триплекс режим. Влагозащитена клавиатура. Цветен доплеров режим. Вградена батерия. Чанта или раница за пренасяне. Количка.
1 брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: Работа с единично опаковани тестове за анализ на T4, T3, TSH, Progesterone, Cortisol, Testosterone, LH, FSH, PRL в кръвен серум и кръвна плазма.
— 1 брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: Принципи на работа: Течна цитометрия, три-ъглово лазерно разпръскване, метод за химично оцветяване и независим канал за базофилите. Приставка за различни видове животни. Разделя WBC на 5 групи — 5 Diff анализатор. 23 параметъра:WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, Bas#, Eos#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, три хистограми за RBC и PLT, три скатерграми за WBC. Производителност: 60 проби на час. Възможност за въвеждане на информация за име на животното, собственик, възраст, пол.
1 брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: Трансилюминаторът да бъде с минимални размери 20х20 см. Да бъде с УВ дължина на вълната 365 nm. Фотодокументацията да включва дигитална ССD камера за заснемане на геловете с резолюция минимум 18 мегапиксела. Да могат да се фотодокументират гелове оцветени минимум със следните багрила: етидиев бромид; SYBR Green; SYBR Gold; SYBR Safe; Coomassie Blue; Silver Stain; Gel Star; Sypro Red; Sypro Ruby; Sypro Orange. Скоростта на затваряне на отвора за предпазване от светлината да бъде минимум в диапазона 1/400-15s. Приближаването (zoom) на обектива да бъде комбинирано с фокусно разстояние минимум 20х. Да включва софтуер за анализ на изображенията. Гаранционно обслужване - минимум 2 години.
1 брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: 16 мегапикселова дигитална цветна камера с 5,0х оптично увеличение. Да притежава емисионен филтър (570-640 nm) за наблюдаване на флуоресцентно белязани гелове. Системата да включва цветен принтер с резолюция минимум 300х300. Възможност за съхраняване на изображенията към карта памет и принтирането им на включен към системата принтер. Трансилюминаторът да позволява осветяването на гелове с размери 20х20 см. Трансилюминаторът да поддържа две дължини на вълната: 302 nm и 365 nm.
1 брой, със следните минимални и задължителни технически характеристики: Линеен трансдюсер, съвместим с апарат MINDRAY DC-6vet. Честоти в В режим: 8.0/10.0/12.0 MHz. Допелрови честоти: 7.3/8.0 MHz. Дължина на челото на трансдюсера: 35 мм. Дълбочина на сканиране: 2.0 ~11.8. Приложение: Малки части, офталмология, периферни кръвоносни съдове, повърхностни структури, мускулно-скелетни изследвания.

Eligibility requirements: Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

Award value: 150083.32