Public procurement notice: Voluntary Ex Ante Transparency Notice
Published: 2020-05-18
Buyer: Universitätsklinikum Augsburg
Country: DE
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 33100000
Estimated value: 1 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Vollautomatische Analysengeräte bzw. konsolidiertes Analysengerätekonzept mit entsprechender Auswertesoftware für die Durchführung indirekter Immunfluoreszenzteste (IFT) und Enzyme-Linked-ImmunoSorbent-Assays (ELISA) für die Autoimmundiagnostik, Infektionsserologie, Liquordiagnostik (erregerspezifische Antikörperindices, Demenzmarker) und Endokrinologie.
Speziellere Parameter und solche mit technisch aufwendiger Bestimmung in kleineren und mittleren Serienlängen werden im konsolidierten Laborbereich Infektionsimmunologie/Autoantikörper (IS/AAK) des ILM bestimmt:
1. infektionsserologische Teste (serologische Bestätigungsteste für die Massenparameter, erregerspezifische Liquordiagnostik, weitere, speziellere Antikörper (AK)-und Antigenbestimmungen) (64 infektionsserologische Parameter, inklusive SARS-CoV2-AK),
Ziel ist eine max. Geräte- und Testreagenzienkonsolidierung mit offenen vollautomatischen Analysengeräten, die mit der im Labor vorhandenen Ausstattung mit Analyzer I/Fa. Euroimmun, Euroblotone/Fa. Euroimmun, Middle Ware (Eurolaboffice mit Liquorauswertesoftware LSQ/Fa. Euroimmun) kompatibel ist, diese sinnvoll-funktionell ergänzen und eine effiziente und ausfallsichere Labordiagnostik ermöglichen.
Das Parameterspektrum des Bereiches muss mit hoher medizinischer Qualität, möglichst einheitlichen Testprotokollen, hoher Automatisierung und geringer Personalbindung bearbeitet werden können
— Gerät für unterschiedliche Objektträgerformate (z. B. Objektträger-Dicke, unterschiedliche Anzahl der Auftragsstellen/Objektträger) geeignet; die unterschiedlichen Objektträger von verschiedenen Testreagenzienherstellern müssen in einer Serie bearbeitet werden können;
— eine ausreichende Anzahl von Probenverdünnungen (mindestens 100) müssen für Screening- und Titerbestimmungen automatisiert möglich sein;
—— alle pro Tag anfallenden Testparameter müssen, unabhängig vom Testhersteller, in einer Analysenserie abgearbeitet werden können;
—— für den Großteil der im ILM durchgeführten IFT-Testparameter eigene Testreagenzien bereitzustellen, inkl. der neurologischen Auto-Antikörper (geringe Zahl der Fremdtestapplikationen).
— vollautomatische ELISA-Testdurchführung mit Auswertung (Probenverdünnung, Pipettieren der Serumverdünnungen/Konjugate in die ELISA-Platten, Waschschritte, photometrische Messung, Auswertesoftware).
—— die Testparameter (auch die von verschiedenen Herstellern) müssen möglichst uneingeschränkt kombinierbar sein und parallel abgearbeitet werden können;
—— für kombinierte IFT- und ELISA-Geräte ist die gleichzeitige Abarbeitung von IFTs und ELISAs erforderlich, so dass im Routinebetrieb IFT und ELISA zeitgleich angesetzt und durchgeführt werden können;
—— Zahl der Testparameter, die in einem Lauf oder zeitgleich auf 2 Geräten bearbeitet werden können: > 25;
—— Automatische Auswertung der erregerspezifischen Liquordiagnostik, mit direktem Anschluss der Auswertesoftware ans Gerät, keine manuelle (potentiell fehleranfällige) Ergebnisübertragung;
—— Geeignet für ELISA-Teste für die Autoimmundiagnostik, Infektionsserologie und sonstige ELISA (geeignete Elisa-Auswertesoftware);


Winner: EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostik AG
Award value: 1