Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-05-06
Buyer: AS Lõuna-Eesti Haigla
Country: EE
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables | 33141000: Disposable medical supplies
Estimated value: 4590 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Käesoleva hanke objektiks on respiraatorid FFP2 ja FFP3 ning maskid kirurgilisteks/meditsiinilisteks protseduurideks.
Mask peab vastama Tüüp IIR standardile, bakterite filtreerimise efektiivsus vähemalt ≥98%, läbihingatavuse tase  49Pa, vedelike pritsekaitse ≥120mmHg. Vähemalt kolme kihiline, metallriba (ninaklips) võimaldab pehmelt ja sujuvalt vormimist ninakuju järgi, säilitades oma vormitud kuju kogu kasutusaja jooksul. Mask peab katma näo nii, et ei tekiks õhuvahesid näo ja maski vahele. Sissehingamisel ei tohi mask liikuda sissehingamise suunas, maski välispinna avarusvoldid peavad olema suunatud alla, sisekiht ei tohi eraldada ebemeid, minimaalne lõhn.
Pakendatud karpi ilma kilekotita, kõik maskid peavad olema laotud ühte pidi (välimine pool üleval). Maske peab saama karbist võtta ühekaupa (kummid ei tohi olla omavahel sõlmes).
Maski tüüp peab olema karbil kirjas selgelt arusaadavalt. Meditsiinilised maskid peavad vastama standardile EVS-EN 14683:2019
Tootja poolt ette nähtud kasutuseks tervishoiuasutuses patsientidega seotud tegevustes; vertikaalse voldiga, volditav mask (folder type). Kandjale tihedalt vastu nägu sobituv, ilma klapita. Materjal- polüpropüleen. Ninaklamber painduv metall (alumiinium või kahekordne terastraat). Ninaklambri pikkus peab olema 2/3 maski ülaserva pikkusest. Kinnitus kahe kummiga kõrva taha. Pidevaks kasutamiseks kestusega vähemalt 4  tundi. Kaitse õhus levivate osakeste ja mikroorganismide vastu, mille osakeste läbimõõt on 0,6 mikronit. Filtreerimisvõime minimaalselt 94%. Iga maske eraldi pakitud ja nominaalne kaitsefaktor FFP2. Mask peab sobituma näole tihedalt, et vältida õhuleket. Sisekiht ei tohi eraldada ebemeid ja tootel võib olla ainult minimaalne lõhn. Maskid ei tohi olla rabedast materjalist (tunnus: maskid rebenevad pakendist välja võtmisel ja/või kasutamisel). Omab CE tähist. Vastavus Euroopa liidu standardile EN 149: 2001+A1: 2009.
Tootja poolt ette nähtud kasutuseks tervishoiuasutuses patsientidega seotud tegevustes;3-paneelilise disainiga, maski ülemine õmblus peab olema varustatud metallist ninaklambriga. Ülaservas ninaklipsiga ja seespool higi absorbeeriva materjali ribaga, sobitub kandjale tihedalt vastu nägu, kohandub näo liigutustega rääkimise ajal, ei libise, kinnitus 2 kummi abil kukla taga;klapita või kaetud väljahingamisklapiga suu ees keskmisel paneelil;  filtreerib vähemalt 99% õhus leitavatest osakestest; pidevaks kasutamiseks kestusega 8 tundi.Kaitse õhuslevivate osakeste ja mikroorganismide vastu, mille osakeste läbimõõt on ˂0,6 mikronit).Sisekiht ei tohi eraldada ebemeid ja tootel võib olla minimaalne lõhn. Pakendatud ühekaupa, pakend kergesti avatav.Maskid ei tohi olla rabedast materjalist (tunnus: maskid rebenevad pakendist välja võtmisel ja/või kasutamisel).Nominaalne kaitsefaktor FFP3. Vastab EL standardile EN 149:2003+A1:2009 (IKV EL määrus 2016/425). Omab CE tähist.


Winner: HMK Medical OÜ
Award value: 4590
Number of bids: 12