Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-10-22
Buyer: Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos
Country: ES
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31640000 | 33100000
Estimated value: 385000 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Contrato de suministro de 4 equipos de estimulación magnética transcraneal repetitiva, subvencionado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión EUropea a través del Fondo Europeo
Adquisición por la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos de cuatro (4) equipos funcionales completos de estimulación magnética transcraneal repetitiva (tmsr) con protocolo theta burst, coils refrigerados, coil placebo y neuronavegador, con las especificaciones incluidas en el PPT, que tendrán carácter esencial salvo que otra cosa se determine.
Cada uno de los cuatro (4) equipos de Estimulación Magnética Transcraneal (TMS) repetitiva que se pretende adquirir es un equipo funcional completo de estimulación cerebral no invasiva neuronavegada. Dicho equipo de TMS debe permitir su empleo en protocolos amplios de estimulación cerebral repetitiva, incluyendo protocolo theta burst.
Cada equipo de TMS que se solicita dispondrá de tres coils (bobina) (dos refrigerados y uno placebo) y la estimulación deberá poder ser asistida mediante neuronavegador para poder ser empleado en protocolos y sesiones de estimulación continua.
Instituto de Investigación Sanitaria Hospital Clínico San Carlos, y otros centros en el territorio nacional según las necesidades del proyecto.
Cuatro  equipos funcionales completos de estimulación magnética transcraneal repetitiva (tmsr) con protocolo theta burst, coils refrigerados, coil placebo y neuronavegador, con las especificaciones incluidas en el PPT, que tendrán carácter esencial salvo que otra cosa se determine.
Cada equipo de TMS que se solicita dispondrá de tres coils (bobina) (dos refrigerados y uno placebo) y la estimulación deberá poder ser asistida mediante neuronavegador para poder ser empleado en protocolos y sesiones de estimulación continua.
Cada uno de los equipos ofertados deberá reunir las siguientes características esenciales, sin las cuales la oferta quedará excluida del procedimiento:
•	Permitir la estimulación tanto de un solo pulso, como estimulación repetitiva, de ráfaga o de sesiones programadas.
•	Producir hasta el 85% de potencia de salida a una frecuencia de 50Hz para protocolos tales como “Theta Burst”.
•	Posibilitar la entrada/salida de trigger, de tal manera que permita el control a través de algún software bien interno o externo de presentación de estímulos, y a la vez, envíe el pulso a sistema de registros de EMG y EEG.
•	Amplificador con 2 canales de EMG para detección del umbral motor con sistema para registrar automáticamente las respuestas del potencial motor, con el fin de homogeneizar el cálculo del umbral motor entre investigadores en el proyecto.
•	Incluir un sistema de neuronavegación combinando imágenes anatómicas RM con imágenes funcionales procedentes de técnicas complementarias incluyendo fMRI, PET, EEG o fNIRS.
•	Asiento específico diseñado para la administración de los protocolos de TMS, que implican sesiones largas de TMS o protocolos continuados varios días y semanas, consiguiendo con ello precisión en el resultado de la estimulación  administrada al paciente, al facilitar la ausencia de movimientos en el paciente que pudieran distorsionar el resultado buscado.
•	Capacidad para seguir simultáneamente la posición, rastreo y registro de los datos con dos bobinas de estimulación en un sujeto.


Winner: Almevan S.L.
Award value: 385000
Number of bids: 1