Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-07-16
Buyer: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000
Submission deadline: 2021-08-19
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych, akcesoria do wstrzykiwaczy kontrastu
1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych stosowanych podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 35 zadań. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Termin ważności dostarczanego asortymentu musi wynosić – min. 24 miesiące licząc od daty dostawy towaru do siedziby Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.
6. Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał następujące warunki (jeżeli dotyczy to jego specyfiki):
b) na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, że jest to produkt sterylny jednorazowego użytku lub biologicznie czysty jednorazowego użytku;
Zbrojone koszulki naczyniowe proste wielozadaniowe w technologii fleksor Zbrojone koszulki naczyniowe wielozadaniowe w technologii fleksor do techniki cross over, z krzywiznami dostosowanymi do tt. nerkowych i trzewnych, biodrowych, SFA
Prowadnik hydrofilny: zbudowany z nitinolu; biały, powleczony biokompatybilną substancją hydrofilną Stent samorozprężalny 0,035": wykonany z nitinolu, 8 złotych znaczników na obu koncach stentu zapewnia najlepszą widoczność umiejscowienia i uwolnienia stentu Stenty samorozprężalne obwodowe uwalniające Paklitaxel: Niskoprofilowy cewnik balonowy 0,035" OTW: Kompatybilny z prowadnikiem 0,035 Stent na balonie 0,035": OTW, Stal nierdzewna typu 316L, otwartokomórkowy; długość shaftu 80 i 135cm; Długości 12, 16, 20, 24, 30, 40 i 60 mm; średnice 4-10mm, markery widoczne w skopii w proksymalnej i dystalnej części cewnika balonowego. Stenty kompatybilne z MRI do 3T Wkłady jednorazowedo podawania CO2: strzykawka jednorazowa do podawaniaCO2 do układu naczyniowego, można stosować do dróg żółciowych Filtry strzykawkowe do podawania CO2: kompatybilne z wkładami jednorazowymi do CO2
Spirale embolizacyjne obwodowe platynowe z dakronowymi włoskami: wypychane prowadnikiem; wykonane z platyny z dakronowymi włoskami; Syntetyczne włókna przyspieszające powstawanie zakrzepów do szybkiej embolizacji.
Spirale embolizacyjne obwodowe afferomagnetyczne z dakronowymi włoskami: wypychane prowadnikiem, wykonane z drutu afferomagnetycznego o średnicy 0,035". Posiadają większą siłę promieniową, bezpieczną w MRI. Długośc wyprostowanej sprężynki od 2cm do 20cm, średnica sprężynki po uwolnieniu od 3mm do 20mm, w różnych kombinacjach długość / średnica. Cewniki zbrojone wspomagające do udrożnień CTO: cewnik otw kompatybilny z prowadnikami 0,014", 0.018”, 0.035”; długości cewników 90/135/150 cm; dodatkowa długość 65cm dla cewnikow 2,3F i 2,6F; tip atraumatyczny z końcówkmi: prosta, ANG i ANG2 dla 2,3F i 2,6F oraz prosta i Dav dla 4F; cewnik na całej długości prosty; Shaft polimerowy z oplotem ze stali nierdzewnej zapewniający wyjątkową popychalność; wbudowane 4znaczniki platynowo-irydowe (szer. 3, 5, 3, 10mm) na dł 5, 10, 15cm części dystalnej cewnika umożliwiające wymiarowanie odcinków naczyń. Marker głebokosci 45, 55, 90, 110cm. Pokrycie hydrofilne dystalnych 40cm. Cewniki w wersji 2,3F, 2,6F i 4,0F. cewniki 2,3F oraz 2,6F kompatybilne z koszula do stopy 2,9F.Duże koszulki wprowadzajace: zestaw wprowadzający składający się z koszulki zbudowanej z elastycznego polimeru FEP wyposażonej w zastawkę hemostatyczną z kranikiem bocznym do płukania, długość koszulki 25cm i 40 cm dla śr 20F, długość 25cm dla śr 22F i 24F. rozszerzacz naczyniowy o dł 41cm(koszula o dł 25cm) i 56cm (koszula 40cm) doskonale dopasowany do koszulki i do prowadnika 0,035. Dostępne hydrofilne rozszerzacze w dł 45cm i przedziale śr. 14-26FProwadniki specjalistyczne o najwyższej sztywności: rdzeń zbudowany z litego drutu stalowego ekstra szywnego lub ultra sztywnego, w części dystalnej taperowany, oplot stalowy pokryty teflonem, tip prowadnika połączony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa. Cewniki kalibracyjne: wykonane z nylonu Stentgraft obwodowy przeznaczony do trwałego wewnątrznaczyniowego wszczepiania do tt. nerkowych i biodrowych: Stentgraft Aortalny, Stentgraft Aortalny Duże Średnice, Cewnik balonowy Samorozprężalny stent do żyły Samorozprężalny stent MAXI do aorty i żyły głównej dolnej, przecieku typ 1a i 1b: Stentgraft stalowy do aorty brzusznej z systemem koszulowym Stentgraft samorozprężalny przeznaczony do tętnic biodrowych
Zestaw niezbedny do implantacji stentgraftu Stentgraft rozwidlony biodrowy (illiac Branch) Igła do biopsji Filtry platynowe do żyły głównej dolnej z dostępu udowego i szyjnego Zestaw do usuwania filtra do żyły głównej dolnej Angiograficzne cewniki diagnostyczne do zabiegów specjalistycznych
Stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony). Dostępne średnice 5 mm,6 mm,7 mm, 8 mm, 9 mm,10 mm, 12 mm; 13,5 mm, długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 mm, długość stentgraftu w średnicach 9-13,5 mm to 30, 40, 60, 80, 100, 120 mm. Długość systemu wprowadzającego to 80cm i 117 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035”, na zakończeniach markery tantalowe, poprawiające widoczność w rentgenie (znaczniki radiocieniujące). Wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem, zalecana koszulka, odpowiednio: 8 Fr, 9 Fr, 10Fr.
Cewnik balonowy OTW, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny. Średnice: 3;4; 5;6; 7;8; 9;10 mm. Długości: 2, 4, 10, 12, 15, 17, 20 cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, system wprowadzania 40 cm, 80 cm, 120 cm i 135 cm. Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm, RBP 20-24 atm. Koszulka 5 - 7 F.
Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,018’. Ciśnienie nominalne 6 atm. RBP 11 -16 atm. Koszulka 4-6F. Długość systemu wprowadzającego 75cm: dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9 mm w długościach 20, 40, 60, 100, 120, 150, 220 mm (w zależności od średnicy). Długość systemu wprowadzającego 130cm: dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6 mm w długościach 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220, 300 mm, średnice 7;8 i 9 mm w długości 40 mm. Atraumatyczna końcówka. Dystalny segment trzonu cewnika i balon pokryte są powłoką hydrofilową.