Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-07-18
Buyer: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД
Country: BG
Region: BG322
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33160000: Operating theatre technology | 33167000
Estimated value: 1331000 BGN
Submission deadline: 2025-11-15
Award criteria: price

Technical requirements: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на медицинско оборудване и апаратура на операционен блок по обособени позиции за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова"
Обществената поръчка включва следните дейности, както следва:
Доставка на мeдицинска апаратура по видове и обособени позиции, цялостно окомплектована с всички детайли и елементи необходими за монтиране, описани по вид, качество и комплектност в „Техническата спецификация“, неразделна част от документацията за участие; 
Монтаж и извършване на настройки и техническо изпитване на апаратурата, съгласно изискванията на производителя;
Обучение на персонала на Възложителя за работа с апаратурата;
Гаранционна поддръжка.
Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за
откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване
на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Операционна лампа – 5 бр.
1 Операционнa лампa с две осветителни тела- малко и голямо,предназначена за таванен монтаж
2 Основните рамена за окачване да са изработени от стомана, без видими винтове с цел по-ефективно и хигиенично почистване
3 Динамична електронна програма за стабилност нa осветлението,  осигуряваща постоянен интензитет и непроменлива сила на осветлението при продължителна работа, даваща възможност осветеността да остава постоянна, когато работната температура на LED източниците се увеличава;
4 Възможност за надграждане с безжична HD камера, монтирана в центъра на единия от куполите на лампата
5 LED технология на светлинните източници в осветителните тела.
6 Източниците на светлина да бъдат монохромни LED диоди от един цвят.
7 Оптична рефлекторна (колиматорна) система за LED източниците в осветителните тела на лампата с цел максимално прецизиране при насочване на светлината.
8 Осветеност (Ec) на 1 м. разстояние (гарантирана стойност след 3 ч. работа)  ≥ 130 000 Lx за всяко от телата.
9 Да има възможност за пускане на ярко осветление до 160 000 Lx на минимум едно от осветителните тела.
10 Регулируема цветна температура на светлината в минимум три стъпки от 3900 K до 5100 K.  
11 Промяната в цветната температура на лампата да не бъде извършвана от различни по цвят LED източници, а от специализирани цветни филтри, които да застават пред белите LED диоди с цел да няма примигване/изгасване на светлинните източници и промяна в интензитета на светлината.  
12 Цветната температура да остава непроменена при димиране на интензитета на светлината.
13 Цветната температура да няма промяна в рамките на светлинното петно.
14 Специална амбиентна дифузна LED светлина в зелен цвят с интензитет < 500 Lx подсилваща контраста на екрана при ендоскопски процедури, вградена в минимум едно от телата на операционната лампа.
15 Операционната лампа да разполага с вградени във всеки един от куполите капацитивни бутони за управление.
16 Операционната лампа да има възможност за регулиране на диаметъра на светлинното поле с минимум 5 стъпки от контролната конзола на главата на всяко от телата.
17 Операционната лампа да бъде конструирана така, че да се минимизира сянката от главата на хирурга.
18 Операционната лампа да притежава система за контрол на излъчваната топлина по време на работа.
19 Система за активно интелигентно управление на яркостта на светлината - защита на очите на оператора чрез затъмняване на яркостта в момента, когато светлината се отразява от хирургично покривало, хирургически инструмент, светла тъкан и др. и обратно, автоматично увеличаване на яркостта, когато при работа напоеното с кръв оперативно поле поглъща светлината.
20 Да притежава интелигентна система за автоматично компенсиране на интензитета на осветлението в случай на препятствия пред светодиодите и ограничаване на топлината върху главата на хирурга, чрез изгасване на светлинните източници, намиращи се непосредствено над него и същевременно да доставя постоянен интензитет и ефективност на осветлението.
21 Диаметър на светлинното поле (D10)-  20-25 см. за всяко от телата
22 Възможност за димиране на светлината на всеки от куполите от мин. 10% до 100%
23 Разреждане на сянката с една офсет маска (%): за големия купол: минимум 85 %;  за малкия купол: мин. 75%
24 Разреждане на сянката с две офсет маски (%): за големия купол: минимум 55%;  за малкия купол: минимум 50%
25 Обем на светлината L1+L2 при 60% ≥ 50 см  за всеки от куполите
26 Обем на светлината L1+L2 при 20% ≥ 105 см за всеки от куполите
27 Лъчиста енергия  < 3.5 (mW/ m2.lx)  за всеки от куполите
28 Индекс на предаване на червеното (CRI Ra) ≥ 95 за всеки от куполите
29 Цветопредаване R9 ≥ 85
30 Общо излъчване ≤ 500 W/ m2 за всеки от куполите
31 Индекс на защита на осветителните тела: IP44
32 Продължителност на живот на светодиодите ≥ 60 000 ч. за всяко от телата
33 Автоклавируеми дръжки - 5 бр.

Операционна маса за обща хирургия – 2 бр.
1 Електрохидравлична мобилна операционна маса, с основа изработена от подсилена стомана, устойчива на почистване с дезинфектанти.
2 Основният операционен плот да няма напречни греди и да позволява радиография по време на оперативни интервенции.
3 В заключена позиция, колелата на операционната маса да се прибират и тя да застава стабилно върху триточкова основа (не върху колела или щифтове).
4 Придвижване на масата в отключена позиция, посредством 4 бр. колела
5 Възможност за ръчно отключване на масата и спускане на колелата.
6 Широчина на плота без страничните релси от 530мм до 550 мм
7 Широчина на плота със страничните релси от 570мм до 600мм
8 Работна височина на операционната маса (без подложки ): в регулируем диапазон, не повече от 650 мм в най-ниска позиция и минимум 1000 мм в най-висока позиция
9 Да притежава следните движения:
9.1 Тренделенбург/ Обратен Тренделенбург – не по-малко от + 25°/ - 30°
9.2 Комбинация Тренделенбург/латерално движение: Тренделенбург мин. 25° + Латерален наклон мин. 20°
9.3 Латерален наклон (ляво/дясно) – минимум + 20°/ - 20°
9.4 Движение на секция гръб – минимум + 70°/ - 40°
9.5 Движение на секция крака – минимум + 80°/ - 90°
9.6 Електрически управлявано надлъжно движение на масата – минимум 300 мм


Winner: Интермедика Груп ЕООД
Award value: 1331000
Number of bids: 1