Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-07-25
Buyer: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000
Submission deadline: 2022-08-25
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: „Járóbeteg szakellátás eszközfejlesztése 1. eljárás” tárgyú EFOP-2.2.19-17-2017-00092 azonosítószámú pályázat keretén belül különféle eszközök beszerzése - adásvételi szerződés keretében - 3 rész szerinti ajánlattételi körben:
Az áruknak meg kell felelniük az ajánlatkérő által előírt specifikációnak, valamint a nyertes ajánlattevő/ Eladó által az ajánlatában rögzített szakmai jellemzőknek, paramétereknek, tartalmaznia kell az összes járulékos feladat specifikáció szerinti biztosítását, így 12 hónap jótállást, üzembe helyezést. A részletes műszaki követelményeket a specifikációs mellékletek tartalmazzák. Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 46.§ (3) bek. értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Fül - orr gégészeti kezelőegység: víztaszító, fertőtlenítőszereknek jól ellenálló, korróziómentes festett készülékház; kezelőfelülete könnyen tisztítható, lekerekített sarkokkal, elektromosan szigetelő felület; különálló működtető (elektromos) és műszermenedzsment szekrény melyek dőlésszögben összeépítve egy egységet alkotnak; Főkapcsoló és kezelőgombok fóliatasztatúrás kivitelűek, ezáltal jól tisztíthatóak (bírálati szempont); potenciálkiegyenlítő csatlakozás; eltávolítható hálózati csatlakozókábel ,
Működtető egység: központi kezelőpult a felhasználó felé kissé döntött, könnyen áttekinthető és elérhető kivitelben, melyen megtalálható a készülék főkapcsolója és az összes beépített készülék kezelő és kijelző szerve; váladékszívó rendszer, manométeres kijelzéssel, fokozatmentes szabályzással; autoklávozható váladékgyűjtő tartállyal, tartályfedélbe épített túlszívás elleni védelemmel és baktériumszűrővel, mely a készülék frontja felől könnyen hozzáférhető, ajtóval elzárt szerviztérben található; membrános, karbantartásmentes szivattyú, vibrációmentes aggregát felfüggesztéssel; nagyteljesítményű szívóteljesítmény, min 40 l/min; legalább -76 kPa végvákuum; szívócső tartó fénysorompós kapcsoló automatikával; automatikus váladékeltávolítás a tartályba épített elektronikus szintérzékelővel és szívásperiódusonkénti ürítéssel, csatornacsatlakozással; beépített pisztolyos 37°C-os fülöblítő rendszer nagy mennyiségű fülmosáshoz, hőmérséklet kijelzővel és hőmérséklet szabályzó automatikával; fülöblítő rendszer desztillált vizes tartályos üzemre képes (bírálati szempont); fülöblítő tölcsér a fülmosás vizének elszívására, készülékre épített tartóval és csepegés gátló tubussal; Készülékbe épített elektromos ventillátormentes (hőspirálos) gégetükör gyorsmelegítő; beépített endoszkóp tartó 3 db steril optika számára, fűtött kivitel az optikák párásodásának megelőzésére, fertőtleníthető fém tubusokkal; endoszkóp fertőtlenítő tubusok 2 db optika számára; készülékről üzemelő (csatlakoztatott) nagyteljesítményű, optikai fókusszal ellátott LED homlokreflektor min.1,8 m-es kábellel, állítható strapabíró fejpánttal, min 100 000 lux intenzitás és 50 000 óra élettartam; készülékről üzemelő (csatlakoztatott) nagyteljesítményű, LED marokfényforrás, összekötő kábellel hossza min 150 cm, minimum 200 000 lux intenzitás és 50 000 óra élettartam; fejlámpa és fényforrás fényereje a készülékről szabályozható, a beállított értékek tárolására memóriafunkcióval; fejlámpa akasztó és LED marokfényforrás tartó a készülékre építve automatikus indítással (ki- illetve levételre indul az adott eszköz); öblítőrendszer a kanülök tisztításához, a készülék frontja felől könnyen hozzáférhető módon tölthető min. 1,25 literes tartály a tisztítófolyadék tárolására illetve a készülék frontjának felső részén található felszívócsatlakozóval a csőrendszer rendszeres átöblítéséhez; gyógyszeres üveg tárolók 6 db szabvány 50ml-es üveg számára
Műszerszekrény: Nagyméretű kétszintes, egymás felett elcsúsztatható műszertároló felület min. 6 db min. 500 cm2-es tálcának, átlátszó rácsukható tetővel, fiókos szekrény tetején; Asztali kivitelű önálló berendezések tárolására alkalmas polccal; Kihúzható írófelület; Fiókba épített tetővel ellátott autoklávozható használtműszer áztató; Nagyméretű lábbal nyitható szemétledobófiók; Rozsdamentes műszertálca a készüléken található tálcahelyekre 6 db; Gégetükör előmelegítő és tároló a plexitető alatti műszertároló felületen a tükrök 37-38°C-ra történő felmelegítésére és tartására; Készülékhez épített, vele együtt mozgatható binokuláris vizsgálómikroszkóp
Vizsgálómikroszkóp: Mikroszkópfejbe épített nagyteljesítményű (min 125 000 lux 200mm-en) LED fényforrás, min. 50 000 munkaóra élettartam, hidegfényű (5500K); Aktív hűtést nem igénylő LED fényforrás, amely a csendes működést lehetővé teszi (bírálati szempont); Automata fénybekapcsolás a mikroszkóp pozícionálása közben (autostart funkció); Markolat a mikroszkóp fej mozgatásához; Cserélhető objektívvel (f=20mm); 5x nagyításváltó; Finomfókusz; Binokuláris egyenes tubus nagylátószögű 10x nagyítású okulárokkal, dioptriakiegyenlítéssel; Kettős karrendszer fékezhető csuklópontokkal a tökéletes F-O-G-i pozicionáláshoz; Két irányból érkező megvilágítás a mikroszkópfejben kialakított tükrözéssel, mely lehetővé teszi, hogy egészen keskeny fültölcsért használva sem vetül árnyék a megvilágítani kívánt felületre (árnyékmentes megvilágítás)(bírálati szempont)
Endokamera falra szerelhető monitorral: Vezeték nélküli kamerafej a Storz kompatibilis orrendoszkópok vagy laryngoszkópok okulárjára csatlakoztatható, így a vizsgált kép monitoron vagy számítógépen megjeleníthető; Vevőegység kamera jelének fogadására mely csatlakoztatható számítógéphez vagy monitorhoz is; A képmegjelenítéshez és rögzítéshez PC (Windows) szoftver, melyben a felvételek a kamerafejen található gomb megnyomásával is indíthatóak; Felbontása min. 640 x 480; Kamerafej áramellátását Li-Ion akkumulátor biztosítja, min 3 órás folyamatos üzem teljes feltöltéssel (bírálati szempont); Min. 23”-os videomonitor a kamera képének fogadására és megjelenítésére, fali konzollal
Akkumlátoros LED homoklámpa: Akkumulátorról üzemelő nagyteljesítményű, optikai fókusszal ellátott LED homlokreflektor, állítható strapabíró fejpánttal, min. 90 000 lux intenzitás és 50 000 óra élettartam; Fejpánt hátuljára rögzíthető, és eltávolítható Li-Ion akkumulátor, amely min. 4 órás üzemidőt biztosít, töltöttségi állapotot visszajelző LED fénysorral, ki-be kapcsoló és fényerőszabályzó gombbal (bírálati szempont); Akkumulátorhoz gyorstöltő; Homloklámpára felhelyezhető és levehető cserélhető arcvédőpajzs, mely az orvos arca és a LED lámpatest között helyezkedik el (10 db)
A teljesítés során a Szállító feladata a termék szállítása és üzembe helyezése. Az eszköz átadás - átvétele során a AK/Vevő próbával győződik meg arról, hogy az rendeltetésszerű használatra alkalmas, rendelkezik a Szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentációban - így különösen a Műszaki leírásban, dokumentációban -, valamint a jogszabályokban előírt tulajdonságokkal. Ajánlatkérő próba alatt az eszköz kipróbálását érti.
2 db Cardiotocográf magzati monitor (2db vezeték nélkül ultrahang vizsgálófejjel, 1 db vezeték nélküli TOCO fejjel):
Az anyai szívfrekvencia, a magzati szívfrekvencia, a méhösszehúzódások és a magzati mozgások detektálásának monitorozására alkalmas; Ikerterhesség monitorozása (két ultrahang vizsgálófejes kiépítés); A készülék alkalmas hármasikrek monitorozására is, amelynek érdekében a jövőben bővíthető egy harmadik UH vizsgálófejjel (értékelési szempont); Színes érintőképernyő; Színes érintőképernyő mérete Legkedvezőtlenebb a 6,5", legkedvezőbb a 15", vagy az ennél nagyobb érték.) (bírálati szempont); Érintő képernyő felmontása min. 1920 x 1080 pixel (bírálati szempont); Paciens adat beviteli lehetőség; Anyai szívfrekvencia mérési tartomány min. 50-240 bpm; 2 db vezeték nélküli, vízálló (min. IP68) ultrahang vizsgálófej a magzati szívfrekvenciák monitorozására; Ultrahang vizsgálófejek kimenő teljesítménye max. 4mW/cm2; Ultrahang vizsgálófejek kristályelemeinek száma min. 7 db; Magzati szívfrekvencia mérési tartomány min. 50-240 bpm; Magzati szívfrekvencia alsó és felső riasztási határértékek beállíthatóak; Ultrahang vizsgálófej súlya max. 250 g; 1 db vezetéknélküli, vízálló (min. IP68) TOCO fej a méhaktivitás vizsgálatára; TOCO fej mérési tartomány min. 0-100 relatív egység; Speciális TOCO-MHR elektróda, amely lehetővé teszi a TOCO és anyai szívfrekvencia egyidejű detektálását (bírálati szempont); TOCO fej súlya max. 250 g; Ultrahang és TOCO fejek teljesen fémmentes kialakításúak (bírálati szempont); Ultrahang és TOCO fejek akkumulátoros működési ideje min. 4 óra; Ultrahang és TOCO fejek vezeték nélküli töltése (bírálati szempont); Ultrahang és TOCO fejek ütésálló kiépítésűek (min. 1 m magasságból legalább 3 db esést ki kell bírniuk - gyártó által igazolandó paraméter); Beépített hőírós nyomtató; Nyomtatási sebességek min. 1,2 cm/perc és 3 cm/perc; Számítógéphez csatlakoztatható; Külső esemény marker; Készülékbe épített akkumulátor; Készülék akkumulátoros működési idő min. 2 óra; Készülék súlya akkumulátorral max 10 kg
1 db CTG központ, hálózatba kötött anyai/magzati monitorok paramétereinek megjelenítésére és rögzítésére, nyomtatóval: Főbb műszaki paraméterek:
CTG központ: A hálózatba kötött anyai és/vagy anyai/magzati monitorokról a paraméterek megjelenítése; A részajánlati körben megajánlott CTG készülékekkel kompatibilis; Az intézményben használt EDAN gyártmányú F9 Express, F9 és F6 típusú CTG-kel kompatibilis, azokkal kommunikációra képes (bírálati szempont); Egyidejűleg min. 6 ágy adatainak folyamatos, automatikus gyűjtése, tárolása; Egy képernyőn megjeleníthető monitorok száma min. 6 db; Igény esetén a központi monitor tovább bővíthető; Adatmegjelenítés grafikus és táblázatos; Bármely riasztási paraméter a központról is állítható
Szállítandó rendszerelemek: Számítógép, egér, billentyűzet; 2 db min. 21"-os monitor; Lézernyomtató, amely hálózatba köthető
A teljesítés során a Szállító feladata a termék szállítása és üzembe helyezése. Az eszköz átadás - átvétele során a AK/Vevő próbával győződik meg arról, hogy az rendeltetésszerű használatra alkalmas, rendelkezik a Szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentációban - így különösen a Műszaki leírásban, dokumentációban -, valamint a jogszabályokban előírt tulajdonságokkal. Ajánlatkérő próba alatt az eszköz kipróbálását érti.

Eligibility requirements: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 Kormányrendelet 1-16 §-aiban foglaltak alkalmazására. Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 3.-4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése, és a 321/2015. (X.30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján. A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Korm. rendelet 8.§, 10. §, 12 - 16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bekezdés az irányadó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.