Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-05-06
Buyer: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Country: PL
Region: PL824
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33111610 | 33113000: Magnetic resonance imaging equipment | 33190000
Submission deadline: 2025-05-22
Award criteria: price, quality

Technical requirements: I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja rezonansu magnetycznego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
II. Opis przedmiotu zamówienia
    1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
33113000 Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego
33111610 Jednostki rezonansu magnetycznego
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
    2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ – OPZ.
    1) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Załączniku nr 2 do SWZ.
    2) Przedmiotowe zamówienie obejmuje: 
       A)  modernizację rezonansu magnetycznego, w ilości 1 szt. -  zwanego dalej sprzętem:
        a) zdemontowanie i zutylizowanie zdemontowanych z użytkowania części rezonansu;
        b) montaż/zainstalowanie, uruchomienie w/w sprzętu;
        c) szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi w/w sprzętu;
        d) szkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i serwisu w/w sprzętu;
        e) serwis gwarancyjny w/w sprzętu, na zasadach określonych w § 8 Projektu umowy;
        f) dostarczenie kart gwarancyjnych w/w sprzętu;
        g) dostarczenie  paszportów technicznych w/w sprzętu;
        h) dostarczenie instrukcji obsługi zakupionego sprzętu w wersji papierowej w języku polskim, 
w wersji elektronicznej w języku polskim oraz dokumentacji technicznej (serwisowej);
        i) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych pomiarów, badań i oznakowań pomieszczeń zgodnie 
z aktualnymi przepisami oraz wykonanie stosownych prób, sprawdzeń i odbiorów;
        j) Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania istniejących kanałów kablowych lub dostosowanie ich do oferowanego sprzętu z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę;
       B) prace budowlane (w zakresie niezbędnym do zamontowania nowych elementów) obejmujące swym zakresem pracownię rezonansu;
        a) wymiana wykładziny PCV (w pracowni ze względu na wymianę stołu);
        b) modernizacja oświetlenia sufitowego z możliwością przyciemniania światła;
        c) wymiana lub odnowienie kasetonów sufitowych niezbędnych przy modernizacji oświetlenia;
        d) prace wykończeniowe i montażowe;
        e) szpachlowanie i malowanie ścian;
        f) przygotowanie pomieszczenia dla montażu apartu rezonansu magnetycznego – szczegóły wg wytycznych dostawcy urządzeniach;
        g) dostawa i montaż tablicy elektrycznej TMR;
        h) wykonanie okablowania pomiędzy TMR a Generatorem MR;
        i) wyposażenie w podwójną kabinę do przebierania z szafkami zamykanymi na kluczyk (w pomieszczeniu sterowni);
        j) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej;
        k) przygotowanie dokumentacji powykonawczej, technicznej/odbiorowej z zakresu uruchomienia aparatu MR do eksploatacji, w tym: projekt końcowy wykonanych prac, niezbędne protokoły z wykonanych pomiarów elektrycznych: ciągłości połączeń porównawczych pomiędzy elementami urządzenia, impedancji pętli zwarcia, ze sprawdzenia zabezpieczenia różnicowo-prądowego, protokół z pomiaru rozkładu pola wraz z planami pomieszczeń z zaznaczonymi strefami, protokół pomiarów wentylacji potwierdzający wymaganą przepisami co najmniej 1,5 krotną wymianę powietrza na godzinę.
    3. Wyroby medyczne stanowiące przedmiot niniejszej umowy muszą odpowiadać wymaganiom aktualnego stanu prawnego, a w szczególności wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1938 z późn. zm.).
    4. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SWZ. 
    5. Wszystkie materiały i robocizna powinny być zgodne z polskimi normami oraz spełniające wymagania atestów i przepisów, dopuszczających do stosowania w obiektach służby zdrowia.
    6. Prace budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa, wytycznymi i zalecanymi uzgodnieniami do wykonania w czasie remontu i z uwzględnieniem właściwej organizacji robót na terenie czynnych obiektów szpitalnych.
    7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
    8. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.
dla kryterium – Termin realizacji zamówienia
termin wykonania zamówienia do 12 tygodni od daty udzielenia zamówienia – 0 pkt (warunek minimalny)
termin wykonania zamówienia do 11 tygodni od daty udzielenia zamówienia – 20 pkt
termin wykonania zamówienia do 10 tygodni od daty udzielenia zamówienia – 40 pkt
Odwołanie wnosi się w terminie : 1) 10 dni od dnia
przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni
od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. 6.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów
zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5
i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia. 9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519
ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. 10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o
apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 11. Skargę wnosi się do
Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem
zamówień publicznych”. 12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14
dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 13. Prezes Izby
przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.


Winner: Publications Office of the European Union