Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-05-05
Buyer: Technische Universität Kaiserslautern
Country: DE
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 33111000: X-ray equipment | 38341000 | 38540000
Estimated value: 734680.6 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Ausführung des Computertomographen als „offenes“ System, in dem alle Hard- und Softwarekomponenten und damit die „Physik“ den Wissenschaftlern der TU Kaiserslautern zur Verfügung gestellt werden.
Ausführung des Computertomographen als Koordinatenmessgerät mit Längenmessabweichungen MPE E = (4,5 + L/75) Müm (gemäß der Richtlinie VDI/VDE 2617 Blatt 13) inklusive des Nachweises der Kalibrierung des Koordinatenmessgerätes und der Rückführbarkeit der Messergebnisse durch eine DAkkS-Kalibrierung des Gerätes durch den Hersteller.
b) Zweistufiges Fokussiersystem für die Erzielung einer nachgewiesenen Auflösung von 0,5 Müm JIMA bei 1,5 W über 24 Stunden,
Zusätzliche Achse für weitere Sensorik sowie für ein integriertes Werkstückwechselsystem, die in Interaktion mit dem tomographischen Koordinatenmessgerät einsetzbar ist.
Integriertes Werkstückwechselsystem (alternativ zum Abstandsensor einsetzbar), dass unter der Verwendung der geräteeigenen Achsen verschiedene oder gleiche Werkstücke von einer im Gerät befindlichen Palette automatisiert einwechseln und messen kann.
Einheitliche und leistungsstarke Steuerungs- und Auswerte-Software, die auch die Rückführbarkeit der Messergebnisse garantiert mit der integrierten Möglichkeit zum gleichzeitigen oder alternativen Darstellen von gerenderten Volumendaten (in 3D-Ansichten oder 2D-Schnittansichten), Messpunktewolken, CAD-Modellen und Bemaßungen zur Visualisierung mit
Ausführung des Computertomographen mit komplexen Anforderungen zur Bearbeitung verschiedener Forschungsprojekte der TU Kaiserslautern abgestimmt und zwingend erforderlich zur erfolgreichen Bearbeitung und Abschluss verschiedener Forschungsprojekte der TU Kaiserslautern.Wichtig ist die Erfüllung der Anforderungen in ihrer Gesamtheit, die die Firma als einzigster Anbieter erfüllen kann.
Ausführung als „offenes“ System, in dem alle Hard- und Softwarekomponenten und damit die „Physik“ den Wissenschaftlern der TU Kaiserslautern zur Verfügung gestellt werden.
Ausführung des Computertomographen als Koordinatenmessgerät mit Längenmessabweichungen MPE E = (4,5 + L/75) Müm (gemäß der Richtlinie VDI/VDE 2617 Blatt 13) inklusive des Nachweises der Kalibrierung des Koordinatenmessgerätes und der Rückführbarkeit der Messergebnisse durch eine DAkkS-Kalibrierung des Gerätes durch den Hersteller.
b) Zweistufiges Fokussiersystem für die Erzielung einer nachgewiesenen Auflösung von 0,5 Müm JIMA bei 1,5 W über 24 Stunden,
Zusätzliche Achse für weitere Sensorik sowie für ein integriertes Werkstückwechselsystem, die in Interaktion mit dem tomographischen Koordinatenmessgerät einsetzbar ist.
Integriertes Werkstückwechselsystem (alternativ zum Abstandsensor einsetzbar), dass unter der Verwendung der geräteeigenen Achsen verschiedene oder gleiche Werkstücke von einer im Gerät befindlichen Palette automatisiert einwechseln und messen kann.
Einheitliche und leistungsstarke Steuerungs- und Auswerte-Software, die auch die Rückführbarkeit der Messergebnisse garantiert mit der integrierten Möglichkeit zum gleichzeitigen oder alternativen Darstellen von gerenderten Volumendaten (in 3D-Ansichten oder 2D-Schnittansichten), Messpunktewolken, CAD-Modellen und Bemaßungen zur Visualisierung mit:


Winner: Werth Messtechnik
Award value: 734680.6
Number of bids: 1