Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-10-15
Buyer: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33122000: Ophthalmological equipment | 33162200
Estimated value: 271200 PLN
Submission deadline: 2019-11-15
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia obejmuje: zakup aparatu OCT, narzędzi do operacji zaćmy i głowicy do fakoemulsyfikacji zaćmy wraz z transportem i niezbędnym szkoleniem z zakresu prawidłowej eksploatacji sprzętu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.
Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wolny od jakichkolwiek wad prawnych lub fizycznych. Dostarczane wyroby medyczne muszą spełniać wymogi Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (t. j. Dz.U. 2017r., poz. 211ze zm.) i posiadać oznaczenie znakiem CE.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie al. J. Piłsudskiego 64, poradnia okulistyczna
• Dostępność analiz siatkówki: mapa grubości siatkówki; mapa grubości wewnętrznych i zewnętrznych warstw siatkówki; mapa deformacji nabłonka barwnikowego; mapa grubości nabłonka barwnikowego.
• Dostępność analiz w kierunku jaskry: analiza grubości RNFL wokół tarczy nerwu wzrokowego z regulowana średnicą i grubością pierścienia pomiarowego; ocena morfologii tarczy nerwu wzrokowego; automatyczna ocena prawdopodobieństwa uszkodzenia tarczy nerwu wzrokowego (DDLS); analiza komórek zwojowych w postaci analizy GCC (warstwy RNFL + GCL + IP) oraz analizy GC (warstwy GCL + IPL); analiza symetrii wszystkich powyższych parametrów dla obu gałek ocznych.
• Analiza przedniego odcinka oka: mapa pachymetryczna rogówki z zaznaczeniem najcieńszego miejsca rogówki; pomiar kąta przesączania (automatyczne wyznaczanie parametrów AOD 500/750 i TISA 500/750); pomiary dwóch przeciwległych kątów przesączania na jednym tomogramie; automatyczne wyliczanie korekcji ciśnienia wewnątrzgałkowego na podstawie centralnej grubości rogówki (AIOP).
• Możliwość wykonania badań w trzech trybach: automatycznym, półautomatycznym (tzn. automatyczne pozycjonowanie głowicy i ręczne rozpoczęcie skanowania) i ręcznym.
• W zestawie z tomografem musi być dostarczony stolik z elektryczną regulacją wysokości blatu, komputer sterujący tomografem, drukarka laserowa, kolorowa oraz ręczna funduskamera – rok produkcji nie wcześniejszy niż 2013r.
• Oprogramowanie sterujące tomografem musi umożliwiać odtwarzanie komunikatów głosowych dla pacjenta – komunikaty w języku polskim z możliwością ich wyłączenia.
• Moduł Angiografii SOCT umożliwiający wizualizację przepływu w naczyniach w splocie powierzchniowym i głębokim, wykrywanie przepływu w strefie awaskularnej oraz prezentację przepływu w naczyniach naczyniówki
• Oprogramowanie umożliwiające załączenie modułu Biometrii OCT umożliwiającego pomiar długości gałki ocznej, głębokości przedniej komory, grubości rogówki i grubości soczewki.
• Oprogramowanie umożliwiające załączenie modułu Topografii OCT umożliwiającego analizę obydwóch powierzchni rogówki na podstawie promienia krzywizny, mocy, analizy elewacji oraz mocy rzeczywistej opartej na obydwóch powierzchniach i miejscowej grubości rogówki.
Głowica do fakoemulsyfikacji zaćmy umożliwiająca oprócz pracy z tradycyjnymi ultradźwiękami (o kierunku przód tył) pracę z ultradźwiękami skrętnymi (oscylacje tipa w kierunku poprzecznym do głównej osi głowicy). Ruch oscylacyjny niezależny od ruchów wzdłużnych z możliwością całkowitego wyłączenia ruchów wzdłużnych przy zachowaniu ruchów poprzecznych.
Realizacja zamówienia do 30 dni od daty podpisania umowy. Płatności: zadanie 1 i 3 - wynagrodzenie płatne w 60 równych ratach, zadanie 2 termin płatności 90 dni. Pozostałe warunki realizacji zawiera wzór umowy.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

Eligibility requirements: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

Award value: 271200