Public procurement notice: Voluntary Ex Ante Transparency Notice
Published: 2017-06-15
Buyer: Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e. V.
Country: DE
Region: Dresden, Kreisfreie Stadt
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 33110000: Imaging equipment for medical use
Estimated value: 650000 EUR

Technical requirements: Beschaffung eines hochauflösenden PET/CT für ausgewählte Fragestellungen der präklinischen Bildgebung. Durch den Einsatz moderner mess-technischer Prinzipien soll durch solch ein „High-End“ PET/CT Gerät erreicht werden, dass bis zum Rand des Field-Of-View eine hochauflösende und homogene Bildgebung vor allem für Einzeltieruntersuchungen ohne Einsatz einer reinen software-basierten „Resolution Recovery“ möglich wird. Für Fragestellungen, für die dieses Gerät zum Einsatz kommen wird, ist neben einer qualitativ hochauflösenden Messung v. a. eine hohe quantitative Genauigkeit ausschlaggebend und nicht die Notwendigkeit, eine große Anzahl an Tieren parallel in einer Messung untersuchen zu können. Des Weiteren soll in Kooperation mit dem Hersteller an der Übertragung mess- und auswertetechnischer Methoden gearbeitet werden, die bisher ausschließlich für Human-Geräte zum Einsatz kamen und potentiell eine weitere Verbesserung der Bildeigenschaften eines solchen Gerätes erwarten lassen.
o Kombinationsgerät aus PET- und CT System für den präklinischen Einsatz mit vollumfänglicher Unterstützung für die simultane Messung von ≥ 2 Versuchstieren (Mäuse)
o Voll integrierte PET/CT Funktion mit integrierter Bildfusion zwischen PET und CT ohne Notwendigkeit für manuelles/semi-automatisches post-processing.
o Möglichkeit der Durchführung „multi-axialer“ Scans (mehrere Bettpositionen mit einstellbarer Überlappung)
o Anschlussmöglichkeit für eigene, externe Triggersignale (TTL sowie digital) inkl. vollumfänglicher Dokumentation
o Möglichkeit des Einsatzes einer multimodalen Tierliege die zu präklinischem MRT (BioSpec 70/30) kompatibel ist.
o Ring-basierte Detektor Geometrie mit monolithischen Kristallen und SiPM-basierter Auswerteelektronik
o „Depth-of-Interaction“ (DOI) Auswerteelektronik zur Bestimmung der Tiefeninformation des Auftretens eines Ereignisses und Nutzen dieser Information zur Sicherstellung einer konstanten räumlichen Auflösung über das gesamte FOV
o Physikalische Pixelierung des monolithischen Kristalls in ≥ 8 Schichten für op-timale DOI Berechnung
o Rekonstruierte, räumliche und isotrope Auflösung (FWHM) ≤ 1,2 mm (ohne software-technisches Resolution Recovery bzw. PSF-Modellierung, nach NEMA 2007) über das gesamte transaxiale/axiale FOV hinweg
o CT-basierte Abschwächungs- und Streukorrektur mit min. triangulärer Transferfunktion von Hounsfield-Units in PET Abschwächungswerte
o Standardmäßiger Zugang zu Einzelkoinzidenzdaten (ListMode mit Position, Energie und Timing) inkl. vollumfänglicher Datenformatbeschreibung
o Iterative/MLEM-basierte Bildrekonstruktion mit frei einstellbarer Anzahl von Iterationen und Subsets sowie abschaltbarem Post-Processing (Filtering, Detektor / PSF-Modellierung, u. a.)
o Möglichkeit sämtliche Meßdaten mittels FBP-basierter analytischer Bildrekonstruktion zu rekonstruieren.
o integrierte Bildschirmanzeige mit Live-Display der aktuellen Strahlenexposition und der exponierten Dosis


Winner: Bruker BioSpin MRI GmbH
Award value: 650000