Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-02-15
Buyer: Wojewódzki  Szpital Specjalistyczny im.J.Gromkowskiego
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Estimated value: 281744 PLN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Koc ogrzewający całościowo ciało pacjenta dorosłego, wymiary 230cmx130cm (+/- 5cm) przeznaczony dla jednego pacjenta; wykonany z materiału niepalnego, nietkanego o składzie polipropylen + polietylen, bez zawartości DEHP i lateksu. Zaopatrzony w złącze do ogrzewacza. Koc posiada kurtyny powietrzne zapobiegające rozpraszaniu się powietrza na boki o szerokości 25cm (+/- 5cm) oraz klapy na ramiona z wycięciem na szyję w celu lepszej stabilizacji. Wyrób zgodny z normą EN 13795, posiada certyfikat ISO 10993. Kompatybilny z ogrzewaczem posiadanym przez Zamawiającego* (potwierdzone przez producenta urządzenia). szt.	300
Cewnik pH-metryczny z impedancją jednokrotnego użytku , pediatryczny , wewnętrzna elektroda referencyjna , jeden kanał do  pH- metrii na poziomie 0 cm , 7 pierścieni impedancji przy -1,1,3,5,7,9 i 11 cm stosowanie do oznaczeń ,średnica 6 Fr opakowanie 10 szt  - op	2
Turbina do spirometru dla dorosłych , jednorazowego użytku ,zintegrowana z ustnikiem jednorazowym , współpracująca ze spirometrami . Działanie turbiny niezależne od temperatury ,wilgotności, ciśnienia atmosferycznego .Dokładność pomiaru objętości +/-3 % lub 50 ml , dokładność pomiaru przepływu +/-5 % lub 200 ml/s ,kompatybilna ze spirometrami SPIROLAB. Turbina pojedyńczo pakowana w szczelnie zamkniętym opakowaniu (op.zbiorcze 60 szt )		op	17
Filtr FlowMIR do spirometru SPIROLAB, złącza wlotowe/wylotowe filtra 34 mm (średnica zewnętrzna)-30,1 mm (średnica wewnętrzna )od strony maszyny ; 30,1 mm(średnica zewnętrzna) 26,2 mm (średnica wewnętrzna )od strony pacjenta, wymiary całego filtra :średnica 97 mm ,wysokość 79 mm ; waga ok 37 g ; kolor biały ; wykonanie -media filtracyjne : elektrostatyczne mieszane włókno syntetyczne  - obudowa (rama) biały homopolimer polipropylenowy (PP)                                         SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI BAKTERYJNEJ  min 99,999%                  SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI WIRUSÓW min 99,999 %.           Opakowanie 500 szt		op	2
KZintegrowane elektrody do EKG MRI Quadtrode kompatybilne z kardiomonitorem MR400 Invivo , elektrody łączone po 4 szt ;                 1 OP =25 KOMPLETÓW PO 4 SZT                                                                		op	3
Zintegrowane elektrody do EKG MRI NEO Quadtrode kompatybilne z kardiomonitorem MR400 Invivo , elektrody  4 szt ;                                     1 OP =25 KOMPLETÓW PO 4 SZT 		op	6
Kamizelka jednorazowa,nakładka rozmiar 10,2*  20,3 cm                     do systemu fototerapii- Biliblanket Plus ;                                                      1 OPAKOWANIE  = 5 szt 		op	40
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, w składzie minimum: kateter, igła 18G/ 7cm, prowadnik typu J -.035"x 60cm , rozszerzadło 8F, skalpel, strzykawka 10ml - wszystkie elementy pakowane na jednej tacy w opakowanie folia-papier	7F x 20cm trzyświatłowy	szt.	150
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, w składzie minimum: kateter, igła 18G / 7 cm, prowadnik typu J -.038"x 60cm , rozszerzadło 8F, skalpel, strzykawka 10ml - wszystkie elementy pakowane na jednej tacy w opakowanie folia-papier	7F x 20cm jednoświatłowy	szt.	50
Worek14 dniowy do zbiórki moczu o poj. 2000 ml z drenem , szczelnym zaworem spustowym , komora kroplowa typu Pasteur’a, port do pobierania próbek , filtr hydrofobowy , dokładna skala pomiarowa , minimum dwie zastawki antyrefluksyjne , jednoświatłowy , antyzagięciowy dren o dł. min. 90 cm , spirala antyzałamaniowa na wyjściu drenu z komory pomiarowej , dokładność pomiaru od min. 50 ml (system zamknięty), sterylny ,opakowanie typu folia – papier 		szt.	30
Zatyczka sterylna do cewników pakowana pojedynczo z zakończeniem schodkowym  lub stożkowym  i ergonomicznym uchwytem ułatwiającym manipulację np. typ motylek		szt.	2 000
Zestaw do do kaniulacji dużych naczyń - pediatryczny - dwuświatłowy, cewnik z PU, kontrastujący w RTG, skalowany, z motylkowym zaciskiem, nasadka z osłoną i skrzydełkami mocującymi, barwne oznaczenie drenów cewnika, dylatator, igła do nakłuć 19G o dł.70mm ,prowadnik J o dł.53cm i średnicy 0,7mm, przepływ 32ml/min, skalpel, strzykawka 5ml	6 FR*18G* 15 CM 	szt.	10
Rampa 5-drożna kranikowa bez drenu , z zaworami odcinającymi zabezpieczonymi koreczkami , minimalna przestrzeń martwa przy zachowaniu wysokich przepływów , kolorowe czytniki identyfikujące poszczególne linie . Pakowane pojedyńczo.	5-kranikowa	szt.	700
Strzykawka doustna z zakończeniem uniemożliwiającym zamocowanie igły co zapobiega przypadkowej iniekcji leków dostarczonych w formie płynów do podawania doustnie. Dostarczana ze szczelnym koreczkiem w celu zapobiegania utracie leku znajdującego się w strzykawce .Oznaczona znakiem CE	5 ml	szt.	4 000
Jednorazowa sonda do pH-metrii z impedancją do oceny kwaśnego refluksu, wewnętrzna elektroda referencyjna, 1 kanał, pH na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji przy -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm, śr. 6.0 Fr		szt.	10


Winner: Biameditek Sp. Z O.O.
Award value: 281744
Number of bids: 1