Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-04-09
Buyer: Állatorvostudományi Egyetem
Country: HU
Region: HU110
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33152000: Incubators
Estimated value:  HUF
Award criteria: price
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Ajánlatkérő biológiai laboratóriumi eszközöket kíván beszerezni. az RRF-2.3.1-21-2022-00001 azonosítószámú, „Fertőző állatbetegségek, antimikrobiális rezisztencia, állatorvosi közegészségügy és élelmiszerlánc-biztonság Nemzeti Laboratóriuma” projekt keretében az alábbiak szerint:
1.	rész: 1 db inkubátor
2.	rész: 1 db CO2 inkubátor
3.	rész: 1 db termosztát 
4.	rész: 1 db lamináris boksz
5.	rész: 1 db lamináris fülke
Ajánlatkérő egy darab inkubátort kíván beszerezni az RRF-2.3.1-21-2022-00001 azonosítószámú, „Fertőző állatbetegségek, antimikrobiális rezisztencia, állatorvosi közegészségügy és élelmiszerlánc-biztonság Nemzeti Laboratóriuma” projekt keretében a műszaki leírásban meghatározott paraméterek szerint. 
Főbb paraméterek: 
működési hőmérséklet tartománya a környezeti hőmérséklet + 5°C-tól legalább 80°C-ig tart. Űrtartalma legalább 250 l, külső méretei, tekintve a rendelkezésre álló helyet, legfeljebb 850 x 1200 x 700 mm. Beállítható paraméterek: hőmérséklet, ventilátor fordulatszám, szellőzőnyílás vezérlés és program idő. Legalább 4 vezetékes Pt100-as érzékelő DIN szerint. 
Kizárólag új, korábban sehol nem használt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő egy darab CO2 inkubátort kíván beszerezni. az RRF-2.3.1-21-2022-00001 azonosítószámú, „Fertőző állatbetegségek, antimikrobiális rezisztencia, állatorvosi közegészségügy és élelmiszerlánc-biztonság Nemzeti Laboratóriuma” projekt keretében a műszaki leírásban meghatározott paraméterek szerint. 
Főbb paraméterek: Legalább 200 liter térfogat, és figyelembe véve a rendelkezésre álló helyet, legfeljebb 780 x 1200 x 700 mm külső méretű rendelkező CO2 inkubátor. Hőmérsékleti tartománya a környezeti hőmérséklet +5 ⁰C és legalább +50 ⁰C között van, sterilizációs programmal ellátott, a CO2 szabályozása 0-20% között lehetséges. A kamrán belül 2 db Pt100 hőmérséklet érzékelő található 6-oldali fűtéssel a kondenzáció elkerülése érdekében. Maximálisan 12 db polc kialakításának van lehetőség, 
Kizárólag új, korábban sehol nem használt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő egy darab termosztátot kíván beszerezni. az RRF-2.3.1-21-2022-00001 azonosítószámú, „Fertőző állatbetegségek, antimikrobiális rezisztencia, állatorvosi közegészségügy és élelmiszerlánc-biztonság Nemzeti Laboratóriuma” projekt keretében a műszaki leírásban meghatározott paraméterek szerint. 
Fö paraméterek: 	Belső fal- és belső üvegajtó fűtésű (mind a hat belső felülete fűtött), kívül-belül rozsdamentes acélból legyen. Ventilátorral legyen szerelve.
- Érintő-képernyős vezérlés
- Hőmérséklet tartomány: körny. +5°C-tól 50°C-ig)
- Beállítás pontosság: 0,1°C
- CO2 tartomány: 0 - 20 % IR érzékelővel
- Beállítás pontosság: 0,1%
- Aktív páratartalom szabályozás: 40-97% RH
- Polcok száma: minimum 4  db
- Belső mérete: minimum 500 x 400 x 700 mm (Sz x Mé x Ma)
- Külső mérete: minimum 700 x 500 x 1000 mm
- Teljesítmény: minimum 1500 W
- Sterilizálási ciklus: 60 perc 180°C-on szenzorok eltávolítása nélkül.
Kizárólag új, korábban sehol nem használt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő egy darab lamináris bokszot kíván beszerezni. az RRF-2.3.1-21-2022-00001 azonosítószámú, „Fertőző állatbetegségek, antimikrobiális rezisztencia, állatorvosi közegészségügy és élelmiszerlánc-biztonság Nemzeti Laboratóriuma” projekt keretében a műszaki leírásban meghatározott paraméterek szerint. 
- Mikroprocesszor vezérlés, levegőáramlás monitor
- A beállított áramlási térfogatok automatikus kontrollja
- csúszó ablak
- HEPA szűrők, élettartam monitor. H14 99,999% hatékonyság a 3 mikronos részecskékre
- vizuális és akusztikus riasztások nem megfelelő működés esetén
- működési körülmények kijelzése
- saválló belső felületek
- min. 20 cm-es front oldali nyitás
- ISO 3 (ISO14644-1), vagy azzal egyenértékű belső tisztasági szint
- bekapcsoláskor önkalibrálás
- Kimenő és keringő levegő: min 25 levegőcsere/perc a munkatérben
- Fény: minimum 1200 lux.
- Zaj: max.  60 dB
- Gázcsap, vákuum csap, konnektor, DOP port, UV lámpa
- Teljesítmény max 800W
Kizárólag új, korábban sehol nem használt termék ajánlható meg.


Winner: Labsystem Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Award value: 12709544
Number of bids: 3