Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-02-25
Buyer: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000 | 33111720 | 33141200
Estimated value: 1151077 PLN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Cewniki standardowe o dużej średnicy wewnętrznej; 5F – 0,058”, 6F – 0,071”, 7F – 0,081”, 8F – 0,090”; oferowane średnice od 5F do 9F; metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika; miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii; stabilność krzywizny w temp 37
„• stożkowato ścięta końcówka w połączeniu z niskim profilem musi zapewniać łatwość przejścia przez ciasno zwężone i kręte tętnice wieńcowe, jak również przez zwapniałe zamknięcia
Cewnik do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, o średnicy 7,5F i 8F, z możliwością zakładania bez koszulki naczyniowej, rozmiary 34, 40 i powyżej 40 cm, kompatybilne z aparatem Datascope CS 100. Depozyt 3 szt. szt. 3
— w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką
— atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza
— boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik
Koszulka naczyniowa wykonana z PTFE o długości 11 i 23 cm; kompatybilna z prowadnikiem 0,038”, dla 4F kompatybilna z prowadnikiem 0,035”; rozmiary od 4F do 11F; w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką; atraumatyczne gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowo zakończona końcówka rozszerzacza; boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i kranik trójdrożny umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji, wyczuwalny charakterystyczny klik; silikonowa hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym; lejkowy kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką); ucho do szwu chirurgicznego szt. 220
1 Prowadniki do rotablacji o długości 325 cm, długość końcówki 2,2 cm i 2,8 cm, średnica 0,14”, minimum dwa rodzaje sztywności, torquer w zestawie. Depozyt 5 szt. szt. 40
Średnice wierteł 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,15; 2,25; 2,38; 2,5 mm kompatybilne z zaoferowanym aparatem. Depozyt 6 szt.” szt. 40
Prowadniki hydrofilne posiadające rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie; wykonany z jednego kawałka; z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1; odporny na odkształcenia i złamania struktury podłużnej; trwała powłoka hydrofilna na całej długości; atraumatyczna miękka końcówka z pamięcią kształtu; w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe; końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia; długości 150, 180, 260; średnice, 0,025”, 0,032', 0,035”; dostępne w wersji z kształtowaną końcówką szt. 122
Prowadnik giętki, dobrze widoczny w skopii RTG; pokryty substancją zapewniającą zmniejszenie siły tarcia przy wprowadzaniu i wymianie cewników; końcówka typu J; dostępne średnice 0,032” i 0,035”, długość 200 cm szt. 1 000
Prowadnik giętki, dobrze widoczny w skopii RTG; pokryty substancją zapewniającą zmniejszenie siły tarcia przy wprowadzaniu i wymianie cewników; końcówka typu J; dostępne średnice 0,032” i 0,035”, długość 260 cm szt. 30
„Stent kobaltowo-chromowy wykonany ze stopu L-605; wycinany laserowo typu „slotted tube”; kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (0,058”) we wszystkich średnicach; dostępne średnice stentu: 2,25 2,5 2,75 3,0 3,5 4,0, 4,5 mm; dostępne długości stentu: 8, 12, 16, 20, 25, 31, 38, 46 mm; stent uwalniający sirolimus (lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na całej długości zmiany oraz w ścianie naczynia); dawka leku 0,9μg/mm
— możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5 % dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17 mm)
Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające sirolimus; pokryte biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA (Poly-L-Latic Acid); dawka leku 50 do 250 μg w zależności od średnicy i długości; dostępne min. 7 długości od 9 do 30mm; dostępne min. 6 średnic od 2,25 do 4,0 mm; różne grubości przęseł stentu - max. 60μm/0,0024” dla średnic 2,25 do 3,0 mm; max. 80μm/0,0031” dla średnic 3,5 do 4,0 mm; crossing profile max. 0,04” dla średnicy 3,0 mm; ciśnienie nominalne min. 8 atm; ciśnienie RBP 16 atm; czas biodegradacji polimeru max. 24 miesiące; możliwość doprężenia: do 3,5 mm dla średnic 2,25 do 3,0 mm, do 4,65 mm dla średnic 3,5 do 4,0 mm. Depozyt 50 szt szt. 310


Winner: Medtronic Poland Sp. z o.o.
Award value: 1151077
Number of bids: 2