Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-03-03
Buyer: Fakultní nemocnice Brno
Country: CZ
Region: CZ064
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33115000 | 33140000: Medical consumables | 50421000
Estimated value: 129158968 CZK
Submission deadline: 2025-03-31
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Možné důvody vyloučení účastníka zadávacího postupu jsou definovány zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Předmětem zadávacího řízení je: 

-	Dodávka systému pro hybridní PET/CT diagnostiku pro Kliniku radiologie  a nukleární medicíny, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, včetně montážních a instalačních prací;
-	Dodávky spotřebního materiálu na základě kupní smlouvy uzavřené na dobu 8 let;
-	Poskytování záručních servisních služeb k systému po dobu záruky;
-	Poskytování pozáručních servisních služeb k systému na základě servisní smlouvy uzavřené na dobu 8 let
Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
•	Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) seznam min. 2 významných dodávek  poskytnutých za  poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Minimální finanční objem  musí činit 47 000 000,- Kč bez DPH.

•	Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona popisy nebo fotografie všech výrobků určených k dodání.

Tento kvalifikační předpoklad účastník prokáže předložením listin (zejm. technických listů, produktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících technickou specifikaci výrobků. Z předložených listin musí vyplývat, že výrobky splňují veškeré technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, tzn., že zadavatel musí být z jednotlivých předložených dokumentů schopen posoudit splnění všech svých technických požadavků;

•	Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona doklad prokazující shodu požadovaného výrobku v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, příp. dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, včetně uvedení klasifikační třídy.
Předmětem hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria je Kupní cena Zboží (v Kč, bez DPH). Kupní cenu Zboží je účastník zadávacího řízení povinen uvést v cenové nabídce přílohy č. 8 této zadávací dokumentace, dle tam uvedených pokynů. 

Za toto dílčí kritérium lze získat maximálně 70 bodů. Body budou přiřazeny na základě následujícího vzorce:


                                               nejnižší Kupní cena Zboží (v Kč, bez DPH)
počet bodů dílčího kritéria = ----------------------------------------------------------------   x 100 (bodů) 
			                             hodnocená Kupní cena Zboží (v Kč, bez DPH)

Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou dílčího hodnoticího kritéria a výsledná bodová hodnota pro každou nabídku bude zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Eligibility requirements: Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
•	Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) seznam min. 2 významných dodávek  poskytnutých za  poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Minimální finanční objem  musí činit 47 000 000,- Kč bez DPH.

•	Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona popisy nebo fotografie všech výrobků určených k dodání.

Tento kvalifikační předpoklad účastník prokáže předložením listin (zejm. technických listů, produktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících technickou specifikaci výrobků. Z předložených listin musí vyplývat, že výrobky splňují veškeré technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, tzn., že zadavatel musí být z jednotlivých předložených dokumentů schopen posoudit splnění všech svých technických požadavků;

•	Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona doklad prokazující shodu požadovaného výrobku v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, příp. dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, včetně uvedení klasifikační třídy.
Předmětem hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria je Kupní cena Zboží (v Kč, bez DPH). Kupní cenu Zboží je účastník zadávacího řízení povinen uvést v cenové nabídce přílohy č. 8 této zadávací dokumentace, dle tam uvedených pokynů. 

Za toto dílčí kritérium lze získat maximálně 70 bodů. Body budou přiřazeny na základě následujícího vzorce:


                                               nejnižší Kupní cena Zboží (v Kč, bez DPH)
počet bodů dílčího kritéria = ----------------------------------------------------------------   x 100 (bodů) 
			                             hodnocená Kupní cena Zboží (v Kč, bez DPH)

Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou dílčího hodnoticího kritéria a výsledná bodová hodnota pro každou nabídku bude zaokrouhlena na 2 desetinná místa.
Předmětem hodnocení v rámci dílčího hodnoticího kritéria Kvalitativní úroveň budou následující technické parametry Zboží, kterým bude přidělena bodová hodnota (maximálně 120 bodů) dle uvedené hodnoticí tabulky, do které účastník doplní reálné číselné hodnoty / způsob technického řešení dle skutečných vlastností nabízeného Zboží:

- Přístroj využívá prostředků umělé inteligence (AI) k vylepšení kvality diagnostické informace pomocí automatické optimalizace a nastavení průběhu akvizice dat a k optimalizaci respiračního gatingu bez nutnosti externího zařízení: ANO 5 bodů; NE 0 bodů;

- Přístroj v nabízené konfiguraci umožňuje plynulé skenování PET s variabilní rychlostí posunu stolu, plynulé skenování lze využít i pro získávání dynamických dat: ANO 10 bodů; NE 0 bodů;

- Přístroj provádí automatickou modulaci napětí na rentgence dle habitu pacienta: ANO 4 body; NE 0 bodů;

- Průměr otvoru gantry: >70 až <72 cm = 1 bod
                                      ≥72 až <74 cm = 3 body
                                      ≥74 až <76 cm = 5 body
                                      ≥76 až <78 cm = 7 bodů
                                      ≥78 cm = 9 bodů;

-Tloušťka scintilačního krystalu:  ≤23 až >22 mm = 1 bod
                                                      ≤22 až >21 mm = 2 body
                                                      ≤21 až >20 mm = 3 body
                                                      ≤20 mm = 4 body;

- Koincidenční časové okno: ≤5,0 až >4,7 ns = 2 body
                                              ≤4,7 až >4,4 ns = 4 body
                                              ≤4,4 ns = 6 bodů;

- Δt - časové rozlišení TOF (dle NEMA NU 2-2018) ≤ 300 ps: ANO 5 bodů; NE 0 bodů;

- Efektivní citlivost systému založená pouze na TOF - výpočet - Ss*(D/Δx), kde Δx = c.Δt/2, D = 20cm, c = 300000 km/s: > 60 až ≤ 70 cps/kBq = 1 bod
          > 70 až ≤ 80 cps/kBq = 2 body
          > 80 až ≤ 90 cps/kBq = 4 body
          > 90 cps/kBq = 8 bodů;

- Prostorová rozlišovací schopnost (dle NEMA NU 2-2018 - rekonstrukce FBP) @ 1 cm axiální: 
≤ 4,5 až > 4,0 mm = 3 body
≤ 4,0 až > 3,5 mm = 6 bodů
≤ 3,5 mm = 9 bodů;

- Prostorová rozlišovací schopnost (dle NEMA NU 2-2018 - rekonstrukce FBP) @ 10 cm axiální: 
≤ 6,0 až > 5,25 mm = 3 body
≤ 5,25 až > 4,5 mm = 6 bodů
≤ 4,5 mm = 9 bodů;

- Prostorová rozlišovací schopnost (dle NEMA NU 2-2018 - rekonstrukce FBP) @ 1 cm transaxiální (vypočtená jako průměr radiálního a tangenciálního rozlišení): ≤ 4,2 až > 3,9 mm = 3 body
                                                                                  ≤ 3,9 až > 3,5 mm = 6 bodů
                                                                                  ≤ 3,5 mm = 9 bodů;

- Prostorová rozlišovací schopnost (dle NEMA NU 2-2018- rekonstrukce FBP) @ 10 cm transaxiální (vypočtená jako průměr radiálního a tangenciálního rozlišení): ≤ 4,9 až > 4,5 mm = 3 body
                                                                                  ≤ 4,5 až > 4,0 mm = 6 bodů
                                                                                  ≤ 4,0 mm = 9 bodů;

- Maximální dosažitelný čas kontinuálního skenování CT ve spirálním módu: > 100 až ≤ 110 s = 1 bod
                                                                                                                           > 110 až ≤ 120 s = 2 body
                                                                                                                           > 120 až ≤ 130 s = 3 body
                                                                                                                           >130 až ≤ 140 s = 4 body 
                                                                                                                           > 140 až ≤ 150 s = 5 bodů
                                                                                                                           > 150 s = 6 bodů;

- Maximální výkon CT generátoru vysokého napětí: > 72 až ≤ 78 kW = 1 bod
                                                                                  > 78 až ≤ 84 kW = 2 body
                                                                                  > 84 až ≤ 90 kW = 4 body
                                                                                  > 90 kW = 8 bodů;

- Maximální průměr zorného pole CT pro účely korekce na zeslabení a podpory radioterapie > 700 mm:
ANO 5 bodů; NE 0 bodů;

- Automatické provádění denních kontrol PET systému v denní dobu nastavenou uživatelem: 
ANO 2 body; NE 0 bodů;

- Automatizované vyhodnocení denních kontrol PET systému: ANO 2 body; NE 0 bodů;

- Automatizované vyhodnocení denních kontrol CT systému: ANO 2 body; NE 0 bodů;

- Možnost chlazení PET/CT systému pomocí vodního chlazení s odvodem maximálního přebytečného množství tepla vznikajícího provozem přístroje do externího výměníku - tedy nikoli prostou disipací veškerého přebytečného tepelného výkonu do prostoru vyšetřovny: ANO 8 bodů; NE 0 bodů;


Výsledný součet bodů získaných na základě hodnoticí tabulky bude použit pro výpočet bodového hodnocení v rámci dílčího hodnoticího kritéria Kvalitativní úroveň. Za toto dílčí kritérium lze získat maximálně 30 bodů. Body budou přiřazeny na základě následujícího vzorce:


                                               celkový získaný počet bodů účastníka dle tabulky
počet bodů dílčího kritéria = ------------------------------------------------------------------------   x 100 (bodů) 
			            nejvyšší počet získaných bodů účastníků dle tabulky

Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou dílčího hodnoticího kritéria a výsledná bodová hodnota pro každou nabídku bude zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Výsledný počet bodů pro kritérium Zboží:

Kritérium Zboží = z+k

kde:
„z“ – výsledné hodnocení za dílčí kritérium Kupní cena Zboží (v Kč, bez DPH) 
„k“ – výsledné hodnocení za dílčí kritérium Kvalitativní úroveň
Pro hodnocení kritéria Servis bude použita bodovací stupnice v rozmezí od 0 do 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude hodnotící komisí v rámci dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která bude použita na výpočet úspěšnosti v rámci dílčího kritéria.

a) Cena za 96 měsíců poskytování pozáručního servisu (v Kč, bez DPH)

Předmětem hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria je Cena za 96 měsíců poskytování pozáručního servisu (v Kč, bez DPH). Tuto cenu je účastník zadávacího řízení povinen uvést v cenové nabídce přílohy č. 8 této zadávací dokumentace, dle tam uvedených pokynů. 

Za toto dílčí kritérium lze získat maximálně 100 bodů. Body budou přiřazeny na základě následujícího vzorce:

                                                          nejnižší Cena za 96 měsíců poskytování 
                                                            pozáručního servisu (v Kč, bez DPH)
počet bodů dílčího kritéria = ------------------------------------------------------------------------------   x 100 (bodů)
			                                       hodnocená Cena za 96 měsíců poskytování 
                                                               pozáručního servisu (v Kč, bez DPH)


Výsledná bodová hodnota nabídky bude zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Vzhledem k tomu, že v případě kritéria Servis bude Cena za 96 měsíců poskytování pozáručního servisu jediným dílčím hodnotícím kritériem, je počet bodů kritéria současně i výsledným počtem bodů v předmětném kritériu Servis.
Pro hodnocení kritéria Spotřební materiál bude použita bodovací stupnice v rozmezí od 0 do 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude hodnotící komisí v rámci dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která bude použita na výpočet úspěšnosti v rámci dílčího kritéria.

a) Kupní cena za Spotřební materiál za 8 let (v Kč, bez DPH)

Předmětem hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria je Kupní cena za Spotřební materiál za 8 let (v Kč, bez DPH). Tuto cenu je účastník zadávacího řízení povinen uvést v cenové nabídce přílohy č. 8 této zadávací dokumentace, dle tam uvedených pokynů. 

Za toto dílčí kritérium lze získat maximálně 100 bodů. Body budou přiřazeny na základě následujícího vzorce:


                                   nejnižší Kupní cena za Spotřební materiál za 8 let (v Kč, bez DPH)
počet bodů kritéria = ---------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
			                 hodnocená Kupní cena za Spotřební materiál za 8 let (v Kč, bez DPH)


Výsledná bodová hodnota nabídky bude zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Vzhledem k tomu, že v případě kritéria Spotřební materiál bude Kupní cena za Spotřební materiál za 8 let jediným dílčím hodnotícím kritériem, je počet bodů kritéria současně i výsledným počtem bodů v předmětném kritériu Spotřební materiál.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
https://ezak.fnbrno.cz