Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-02-02
Buyer: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Country: IT
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33190000
Estimated value: 583678.8 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Fornitura triennale di Deflussori per infusione, filtri, raccordi, tappi, rubinetti e rampe, occorrenti alle Strutture Ospedaliere e Territoriali della Asl Napoli 1 Centro
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: fornitura triennale in somministrazione di Deflussori per infusione, filtri, raccordi, tappi, rubinetti e rampe, occorrenti alle Strutture Ospedaliere e Territoriali della Asl Napoli 1 Centro (16 lotti) ai sensi dell’art.60 e con aggiudicazione ai sensi dell’art.95 comma 4) del D.Lgs. 50/2016.
Deflussore per la somministrazione di soluzioni infuzionali per gravità, provvisto di perforatore – CIG 8790745044
Descrizione: Deflussore per la somministrazione di soluzioni infuzionali per gravità, provvisto di perforatore in materiale plastico rigido biocompatibile con punta a matita munita del foro di uscita dell'aria, in posizione contrapposta a quella del liquido, distante almeno 5mm al fine di evitare richiami di bolle d'aria nel circuito del liquido e presa d'aria con filtro antibatterico per l'entrata dell'aria con porosità non superiore a 0,5 micron  provvista di tappo fisso di facile apertura e chiusura. Camera di Gocciolamento non rigida trasparente di altezza di circa 5cm con gocciolatore (20gtt = a 1ml +/- 0,1ml).  La camera deve essere munita di filtro in linea di porosità di 15 micron +/- 10% e deve disporre di una superfice di filtrazione non inferiore ad 1cm. Tubo di deflusso in materiale plastico biocompatibile trasparente di lunghezza non inferiore a 150 cm circa. Regolatore di flusso tipo Roller Clamp. Raccordo terminale morbido con porta ago tipo Luer Lock maschio. Senza ago. Sterile Monouso. Latex Free
Deflussore per la somministrazione di soluzioni infuzionali per gravità, provvisto di perforatore – CIG 87908918BD
Deflussore per la somministrazione di soluzioni infuzionali per gravità, provvisto di perforatore in materiale plastico rigido biocompatibile con punta a matita munita del foro di uscita dell'aria, in posizione contrapposta a quella del liquido, distante almeno 5mm al fine di evitare richiami di bolle d'aria nel circuito del liquido e presa d'aria con filtro antibatterico per l'entrata dell'aria con porosità non superiore a 0,5 micron provvista di tappo fisso di facile apertura e chiusura. Camera di Gocciolamento non rigida trasparente di altezza di circa 5cm con gocciolatore (20gtt = a 1ml +/- 0,1ml).  La camera deve essere munita di filtro in linea di porosità di 15 micron +/- 10% e deve disporre di una superfice di filtrazione non inferiore ad 1cm. Tubo di deflusso in materiale plastico biocompatibile trasparente di lunghezza non inferiore a 150 cm circa. Regolatore di flusso tipo Roller Clamp. Raccordo terminale morbido con porta ago tipo Luer Lock maschio. Con ago. Sterile Monouso. Latex Free
Deflussore per la somministrazione di soluzioni infuzionali per gravità, provvisto di perforatore – CIG:8790919FD6
Deflussore per la somministrazione di soluzioni infuzionali per gravità, provvisto di perforatore in materiale plastico rigido biocompatibile con punta a matita munita del foro di uscita dell'aria, in posizione contrapposta a quella del liquido, distante almeno 5mm al fine di evitare richiami di bolle d'aria nel circuito del liquido e presa d'aria con filtro antibatterico per l'entrata dell'aria con porosità non superiore a 0,5 micron  provvista di tappo fisso di facile apertura e chiusura.Camera di microgocciolamento non rigida trasparente di altezza di circa 5cm con microgocciolatore (60gtt = a 1ml +/- 0,1ml), predisposto per erogare ad una velocità compresa tra 5 e 250ml/h fino a max 260 ml/h. Tubo di deflusso in materiale plastico biocompatibile trasparentedi lunghezza non inferiore a 150 cm circa. Regolatore di flusso tipo Roller Clamp. Raccordo Terminale morbido ad Ycon porta ago tipo Luer Lock maschio. Senza Ago. Sterile Monouso. Latex Free.
Deflussore per lavaggi Urologici ad una via e a più vie con perforatore in materiale plastico rigido biocompatibile adatto alle sacche urologiche, camera di gocciolamento non rigida di volume adeguato all'uso, munita di Filtro di porosità 15micron +/- 10%, Tubo connettore in materiale plastico biocompatibile di lung. 150 cm circa e di diametro tale da consentire un flusso ottimale con valvola antireflusso, Regolatore di flusso tipo Roller clamp, raccordo terminale con connettore rigido di materiale plastico biocompatibile tipo cono catetere, zigrinato a perfetta tenuta. Sterile Monouso, Latex Free.
Filtri da 0,2 micron in Materiale plastico trasparente Latex Free, per infusione di Farmaci, con Prolunga e Attacchi Luer Lock. Sterili, Monouso – CIG: 879093905C
Filtri da 0,2 micron in Materiale plastico trasparente Latex Free, per infusione di Farmaci, con Prolunga e Attacchi Luer Lock. Sterili, Monouso
Raccordi a Y, in Materiale plastico di grado medicale Latex Free, Sterile, Monouso, Misure varie – CIG: 8790962356.
Rampe di rubinetti a Tre Vie in Materiale plastico di grado medicale Latex Free, da 2 a 6 elementi con codice colore, con attacco Luer Lock maschio/femmina. Sterile, Monouso - CIG:8790985650.
Rampe di rubinetti a Tre Vie in Materiale plastico di grado medicale Latex Free, da 2 a 6 elementi con codice colore, con attacco Luer Lock maschio/femmina. Sterile, Monouso.
Rampe di rubinetti a Tre Vie in Materiale plastico di grado medicale Latex Free, da 2 a 6 elementi con codice colore, con prolunga di infusione di varie lunghezze, con attacco Luer Lock maschio/femmina. Sterile, Monouso.


Winner: BENEFIS S.r.l.
Award value: 583678.8
Number of bids: 1