Public procurement notice: Voluntary Ex Ante Transparency Notice
Published: 2017-02-09
Buyer: Klinikum der Universität München Großhadern/Innenstadt, AöR
Country: DE
Region: München, Kreisfreie Stadt
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 33100000
Estimated value: 0.01 EUR

Technical requirements: Beschaffung eines Massenspektrometer, das in die bereits vorhandenen Systeme des vorgesehenen Vertragspartners integriert werden soll.
Im Rahmen des im Januar 2017 startenden ERC Advanced Grant „Pathophysiology of Primary Aldosteronism (PAPA)“ von Herrn Prof. Martin Reincke soll ein Massenspektrometer beschafft werden.
Nach Prüfung hat sich das SCIEX QTRAP 6500+ SYSTEM als alleiniger Kandidat herausgestellt um die im Projekt vorgesehenen Ziele zufriedenstellend und international kompetitiv zu erreichen:
— Das System bietet als einziges die Ionenfalle als Technologie an. Die Ionen gelangen hinter dem Interface zunächst in eine Region mittleren Unterdrucks (collisional focusing in Q0) ein, bevor sie in den Analysator unter Hochvakuumbedingungen eintreten. In der Q0-Region können sie akkumuliert werden, während im Analysator Scans durchgeführt werden. Das führt zu einer erheblich verbesserten Ionenausbeute (Duty Cycle) und Sensitivität. Die Nutzung der Ionenfalle ist notwendig zum Aufbau einer Spektren-Bibliothek und damit zur genauen Identifizierung der Hormone, wie sie in dem Projekt angestrebt wird. Zusätzlich wird dies speziell bei der Erweiterung des Analytenspektrums wichtig um neue Biomarker eindeutig zu identifizieren.
— Die Kollisionszelle (Q2) ist als LINAC konstruiert. Das heißt, dass die Ionen nach dem Abbremsen durch die Kollision mit Gasmolekülen sofort durch ein axiales elektrisches Feld in Richtung Ausgang beschleunigt werden. Dies ermöglicht eine Verkürzung der MRM-Experimente um den Faktor 10, ohne dass es zu einem „Übersprechen“ in folgende Experimente (Cross-talk) kommt oder die Empfindlichkeit einbricht. Es können entsprechend mehr chemische Verbindungen in einem Analysenlauf bestimmt werden, wodurch sowohl Kosten als auch Zeit eingespart werden.
— Der dritte Quadrupol (Q3) kann als „Linear Ion Trap“ (LIT) verwendet werden, aus der die Ionen wie in einem herkömmlichen Triple Quadrupol System axial in Richtung Detektor ejiziert werden. Zwischen den beiden Betriebsweisen von Q3 kann in wenigen Millisekunden alterniert werden. Die Verwendung als LIT bedeutet nicht nur, dass zwei Analysatortechniken mit inhärenten Vorzügen in einer Plattform vereint sind, sondern dass durch die Kombination beider Betriebsweisen in einem Lauf völlig neue analytische Methoden wie das „MRM getriggerte Multi-Target-Screening“ (MTS) möglich werden. Diese Technik ermöglicht für unser Projekt eine Methodenerweiterung und steigert somit das Forschungspotential des Klinikums.
Diese exklusiven 3 Features sind durch die US Patente 4.936.736, 5.847.386 und 6.177.668 geschützt. Ferner soll das Gerät in eine Plattform mit bereits 2 Systemen der Fa. Sciex integriert werden, so dass bestehende Software und Expertise genutzt werden kann.
Das unter V.2.1) genannte Datum stellt nicht den Abschluss des Vertrages dar, sondern ist der Tag an dem die Entscheidung über die vorgesehene Auftragserteilung erfolgt ist. Der Vertragsschluss erfolgt nach Ablauf der Wartefrist gemäß § 135 GWB.
Der Gesamtwert der Beschaffung unter II.1.7) und der Gesamtwert des Auftrages unter V.2.4) werden zur Wahrung der Betriebs- u. Geschäftsgeheimnisse des vorgesehenen Auftragnehmers nicht bekannt gegeben. Daher fiktiv der Wert 0,01 EUR.
Gemäß § 135 Abs. 3 Nr. 3 GWB beträgt die Frist für die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens nach § 160 Abs. 1 GWB und die Erwirkung eines vorläufigen Zuschlagsverbots durch die Vergabekammer nach § 169 Abs. 1 GWB 10 Kalendertage, gerechnet ab dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung (Bekanntmachung im Sinne von § 135 Abs. 3 GWB) im Amtsblatt der Europäischen Union.


Winner: AB SCIEX Germany GmbH
Award value: 0.01