Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-12-27
Buyer: Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Country: CZ
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33113000: Magnetic resonance imaging equipment | 45215100 | 45311000 | 50400000

Technical requirements: Pořízení a instalace magnetické rezonance včetně stavebních úprav pro Oblastní nemocnici Náchod, a.s. III.
Předmětem veřejné zakázky je: a) Dodávka zobrazovacího systému magnetické rezonance, včetně příslušenství, všech činností spojených s uvedením zařízení do provozu a poskytování bezplatného komplexního záručního servisního zabezpečení po dobu 24 měsíců. b) Zajištění a realizace stavebních úprav pracoviště magnetické rezonance, včetně mobiliáře dle projektové dokumentace pro provedení stavby. c) Poskytování pozáručního servisu, a to za podmínek vymezených v návrhu Smlouvy o dílo - servisní smlouvě, která jako příloha tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek. K uvedenému zadavatel pro úplnost dodává, že finanční náklady pozáručního servisu po dobu 7 let budou hrazeny z rozpočtu zadavatele, resp. v rámci předmětného řízení se jedná o neuznatelné náklady z hlediska poskytnuté dotace.
25 962 880,18 CZK bez DPH za dodávku MR, zajištění vč. zhotovení PD a realizaci stavebních prací a 7 014 000,00 CZK bez DPH za pozáruční servis na 7 let.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Dodávka zobrazovacího systému magnetické rezonance včetně příslušenství, všech činností spojených s uvedením zařízení do provozu a poskytování bezplatného komplexního záručního servisního zabezpečení po dobu 24 měsíců. b) Zajištění a realizace stavebních úprav pracoviště magnetické rezonance včetně mobiliáře dle projektové dokumentace pro provedení stavby. c) Poskytování pozáručního servisu, a to za podmínek vymezených v návrhu Smlouvy o dílo - servisní smlouvě, která jako příloha tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek.
Důvodem změny jsou dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu realizace díla (méně práce, vícepráce), které nebylo možné předvídat. Jedná se o tyto změny: dle změnového listu (dále jen „ZL") č. 1: po upřesnění typu technologie MR nutnost úpravy dispozičního řešení v místnostech osazení technologie a prostorech navazujících k těmto místnostem. Dále při provádění sond na únosnost podlahy pro uložení magnetické rezonance, zjištěna nedostatečná únosnost stávajících konstrukcí (nutnost vybourání stávajících podlah a vybudování nových únosných podlahových vrstev, včetně izolace proti vlhkosti). Při odkrývání nesoudržných vrstev podloží byl zjištěn havarijní stav ležaté kanalizace od WC pacientů až po hlavní kanalizační řad. Z důvodu výměny kanalizačního potrubí je nutné přistoupit k celkové rekonstrukci WC a předsíňky. Dle ZL č. 2: Důvodem změny je vytvoření nosné ocelové konstrukce a hlukové stěny pro osazení výparníků chlazení pro potřeby MR. Ocelová konstrukce je osazena na střeše objektu D v místě výtahové šachty. OK je opláštěná sendvičovými panely pro zachování požadavku nulového nárůstu hluku, který je dán požadavkem stavebního úřadu a KHS. Tímto ZL se dává do souladu VV a projektová dokumentace. Dle ZL č. 3: kompletní úpravy stěn chodeb, které jsou dotčeny výstavbou a napojení stávající VZT na nový podhled na chodbách. Stavebními pracemi došlo k zásahu do konstrukcí stěn na chodbách 1.PP a 1.NP – při vybourání zárubní a osazení nových zárubní, osazení nového rozvaděče, nové rozvody silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace. V PD nebylo počítáno s úpravou stěn chodeb a jejich výmalbou. Tímto se sjednotí finální vzhled prostor dle grafického manuálu výstavby nových pavilonů. Dle ZL č. 4: vedení trasy NN přípojky bylo křížení inženýrských sítí v areálu ON Náchod. Nově navržená přípojka NN byla v kolizi se stávající plynovou přípojkou a přípojkou Cetin k objektu C. Z tohoto důvodu bylo navrženo nové hloubkové osazení přípojky NN, tím došlo ke změně uložení a prodloužení trasy, nutností bylo osazení betonových kabelových žlabů – to vše dle požadavků správců sítí. V nové trase vedení NN přípojky byly pozůstatky betonových základů, které musely být vybourány. Dle ZL č. 5: Důvodem změny trasy stávajícího potrubí TUV a vody je výšková kolize stávajícího potrubí rozvodu topného systému budovy D a vody s nově budovanou kabinou magnetické rezonance. Vedení je nutné přeložit z důvodu zachování přístupu, možnosti kontroly a případných oprav vedení i po instalaci MR. Zároveň tím eliminujeme riziko poškození a odstávky magnetické rezonance v případě, že by došlo k poruše na stávajícím vedení. (vzhledem ke stavu stávajícího potrubí je téměř jisté, že by časem k poruše došlo). Dle ZL č. 6: Změna je vyvolána dispozičním změnou technologických místností a zjištěním stávajícího nevyhovujícího stavu kanalizačního vedení. Při obnažení stávajících tras kanalizačního potrubí došlo k přeřešení způsobu odkanalizování a to s využitím samospádu. Nové řešení umožňuje vypustit navržené přečerpávací stanice, které by časem mohly být zdrojem poruch pro budoucí provoz. Dle ZL č. 7: úprava elektroinstalace, která je vyvolaná změnou dispozičního řešení technologických místností pro osazení technologie MR a VZT. Změny se týkají rozvodů kabelů, doplnění osvětlení a doplnění elektro rozvaděče na základě upřesňujících požadavků na technologii. Dle ZL č. 8: Předmětem změnového listu je více drobných změn v rozvodech a dodávkách SLP:
- změna v přístupovém systému je vyvolaná potřebou zajištění kompatibility se stávajícím systémem a systémem nově budovaným v ONN (přechod ze 125 Hz na 13,56 MHz) a doplněn o čtečku biometrických údajů,
- parametry navrženého projektoru v zadávací dokumentaci svým rozlišením neodpovídá dnešní kvalitě přenášeného obrazu, z důvodu zajištění kompatibility přenášeného obrazu a projektoru je navržen projektor s vyšším rozlišením.


Winner: Siemens Healthcare, s.r.o.