Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2021-03-10
Buyer: Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Country: FI
Contract type: Supplies
CPV classification: 33100000

Technical requirements: Ennakkotietoilmoitus: Lapin keskussairaalan laajennus / Parenteraalisten lääkkeiden käyttökuntoonsaattorobotti
Ennakkotietoilmoitus: Parenteraalisten lääkkeiden käyttökuntoonsaattorobotti / Lapin keskussairaalan laajennus
Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö ja tekninen vuoropuhelu toimittajien kanssa.
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on meneillään Lapin keskussairaalan laajennushanke, joka sisältää ns. kuuman sairaalan toiminnot ja psykiatrisen sairaalan. Rakennustyöt ovat alkaneet 4/2020. Tämä ennakkotietoilmoitus koskee uuteen sairaala-apteekkiin hankittavaa parenteraalisten lääkkeiden käyttökuntoonsaattorobottia.
Hankinnasta kiinnostuneita toimittajia pyydetään ilmoittamaan 12.4.2021 klo 16.00 mennessä halukkuudestaan osallistua markkinakartoitukseen, mikäli heillä on tarjota vaatimuksen mukainen lääkkeiden käyttökuntoonsaattorobotti. Ilmoitus lähetetään vastaamalla tähän tietopyyntöön järjestelmässä. Toimittajan tulee jättää yleisluontoinen esite / kuvaus tarjoamastaan ratkaisusta. Kuvauksessa tulee käydä ilmi ehdottomien vaatimusten täyttyminen.
Laitteen perustiedot ja siihen liittyvät alustavat ehdottomat vaatimukset on kuvattu kohdassa Kuvaus hankinnasta.
Hankinnan kohteena on sairaala-apteekin tiloihin hankittava parenteraalisten lääkkeiden käyttökuntoonsaattorobotti (yksi (1) kpl).
Laitteella käyttökuntoon saatetaan ensisijaisesti parenteraalisten mikrobilääkkeiden vakioannoksia injektiopulloon. Käyttökuntoonsaattamisprosessi sisältää liuottimen lisäämisen kuiva-aineeseen ja kuiva-aineen liuottamisen ravistamalla.
Laitteiston tulee olla tarvittaessa muunneltavissa myös monimuotoisempaan prosessiin, jolloin prosessi voi sisältää lisäksi käyttökuntoonsaatetun lääkevalmisteen pakkaamisen ruiskuun ja mahdollisesti infuusiopussiin tai useamman lääkkeen lisäämisen samaan pakkaukseen.
2) Laitteen työtilan on täytettävä EN12469-standardin luokan II biosuojakaapeilta edellytetyt vaatimukset tai kyetä vastaavaan suojaustasoon sekä EU:n GMP-ohjeiston puhtausluokan A vaatimukset sekä lepotilassa että työskentelyn aikana.
3) Laite tulee voida sijoittaa ja sillä tulee voida työskennellä L200cm x S250cm x K250cm kokoisella alueella.
4) Käyttökuntoonsaattamiskapasiteetin tulee olla vähintään 350 injektiopulloa / tunti, kun laitteella käsitellään kefuroksiimi-antibioottia (infuusionesteen lisäysmäärä 15 ml ja sekoitusaika 5 sek.). Infuusionestelisäyksen tarkkuuden tulee olla ± 5 % asetetusta, kun lisäysmäärä on yli 10 ml.
5) Laitteiston tulee pystyä käsittelemään erikokoisia injektiopulloja (20–100 ml). Monimuotoisemmassa prosessissa laitteiston tulee pystyä käsittelemään ruiskuja (20–60 ml) ja mahdollisesti infuusiopusseja tai -pulloja (100–1 000 ml). Mikäli laitteeseen tulee ominaisuus, että lääkevalmiste pakataan ruiskuun, laitteen tulee sulkea ruisku ruiskutulpalla.
6) Laitteistolta tulee saada sähköinen ja tulostettava raportti lääkkeiden käyttökuntoon saattamisesta työvaiheineen (esim. valitun valmistusohjelman tiedot, valmistuksen aloitus- ja lopetusaika, mahdolliset poikkeamat valmistuksen aikana, käyttäjätieto).
7) Laitteiston tulee olla liitettävissä kiinteistövalvontajärjestelmään ja EU:n GMP-oppaan mukaiseen puhdastilan monitorointijärjestelmään. Laitteistossa on valmius monitorointijärjestelmän hiukkasmittausanturille (partikkelisensori puhdastilan ulkopuolella, anturin mittapää laitteiston sisällä, työskentelyalueella). Anturin mittapään sijoituspaikka tulee hyväksyttää tilaajalla ennen laitteiston valmistamista.