Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-02-15
Buyer: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31711140 | 33111730 | 33140000: Medical consumables | 33141200 | 33158210
Estimated value: 2977975 PLN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z rozładunkiem materiałów medycznych do realizacji procedur medycznych na Oddziale Kardiologii Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA
Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod z BP na UP
Elektrody i stymulator przystosowane do badań w rezonansie magnetycznym bez stref wykluczenia przynajmniej 1,5T
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój
"Wykaz parametrów granicznych i wymaganych dla DDD(R): Żywotność stymulatora min 9 lat 100 % stymulacji, 60 ppm, 500 Ω, 2,5 V), Waga max. 30 [g], Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms, Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 6,0 [mV], Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 - 4,0 [mV], Odstęp AV, programowany w zakresie min 15-350 (PAV i SAV), Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms, Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe, Algorytm trybu spoczynku/nocny, Histereza częstości rytmu, Automatyczna zmiana wartości, zułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze, Algorytm typu overdrive do prewencji arytmii nadkomorowych z rozbudowaną diagnostyką AT/AF, Pamięć IEGM, Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych, Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia, Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod, Funkcja automatycznie określająca przedsionowy oraz komorowy próg stymulacji oraz automatycznie, dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji,
Elektrody stymulujące bipolarne o fiksacji aktywnej i pasywnej przechodzące przez introducer 7F, Materiał izolacyjny elektrod – silikon lub kopolimeru silikonu i poliuretanu, Długość elektrod 45cm - 65cm – do wyboru
Elektrody sterydowe, Papier do programatorów przez okres trwania umowy, Rok produkcji nie wcześniej niż 2018, Zapasowe mandryny w ilości 10 % zamówionych elektrod. Zapasowy klucz dynamometryczny ""śrubokręt"" w ilości 10 % zamówionych urządzeń, Dwa programatory, Elektrody i stymulator przystosowane do badań w rezonansie magnetycznym bez stref wykluczenia przynajmniej 1,5T, Możliwość stymulacji asynchronicznej w trybie MRI.
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój
Wykaz parametrów granicznych i wymaganych dla SSI(R): Tryb stymulacji AAI(R); VVI(R); AOO(R); VOO(R), Minimalny czas pracy 10 lat (100 % stymulacji, 60 ppm, 500 Ω, 2,5 V), Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod z BP na UP, automatyczny pomiar progu stymulacji z dostosowaniem amplitudy impulsu do zmierzonej wartości (beat-to-beat), Waga stymulatora poniżej <26 g, Możliwość obsługi bezprzewdowej (wandless), Algorytm trybu spoczynku/nocny, Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów, Elektrody i stymulator przystosowane do badań w rezonansie magnetycznym bez stref wykluczenia do 3T, Możliwość stymulacji asynchronicznej w trybie MRI, Brak ograniczeń w czasie trwania badania MRI, Osłona elektrody zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu, Długość elektrod 45cm - 60cm – do wyboru, Elektrody sterydowe aktywne, pasywne do wyboru przechodzące przez introducer 6F, Elktrody sterydowe, Zakres amplitudy stymulacji w V: 0,5 do 7,0 V, Pamięć zapisów wewnątrzsercowych – powyżej 30 sek, Możliwość zapamiętywania pełnych danych z kontroli w programatorze (statystyki, wyniki testów), Papier do programatorów przez okres trwania umowy, Rok produkcji nie wcześniej niż 2018, Zapasowe mandryny w ilości 20 % zamówionych elektrod. Zapasowy klucz dynamometryczny "śrubokręt" w ilości 10 % zamówionych urządzeń, dwa programatory.
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój
"Wykaz parametrów granicznych i wymaganych dla DDD(R): Żywotność stymulatora min 9 lat (100 % stymulacji, 60 ppm, 500 Ω, 2,5 V), Waga max. 30 [g], Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V, Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms, Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 6,0 [mV], Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 - 4,0 [mV], Odstęp AV, programowany w zakresie min 15-300 (PAV i SAV)


Winner: Medtronic Poland Sp. z o.o.
Award value: 2977975
Number of bids: 3