Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-01-30
Buyer: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33000000
Estimated value: 888236.52 PLN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
Dostawa wyposażenia służącego realizacji projektu „Utworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym”
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. w urządzenia i aparaturę medyczną wraz z montażem, uruchomieniem, usługami serwisowymi i szkoleniem personelu obsługującego. Przedmiot zamówienia podzielono na 11 (jedenaście) pakietów, szczegóły opisane w części IV SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2018), niepowystawowy, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, bezpieczny dla pacjentów i personelu medycznego. Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jako wyrób medyczny musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych. Musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego – Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy
Defibrylator 3 szt. Model fabrycznie nowy nie starszy niż 2018 rok Urządzenie do monitorowania i defibrylacji Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej min. 7’’ Możliwość wyświetlania na ekranie min. 3 krzywych dynamicznych. Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej Dwufazowa faladefibrylacji Defibrylacja ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej Czas ładowania do energii maksymalnej 200J poniżej 3 sekund Możliwość wyboru jednego spośród min.20 poziomów energii defibrylacji Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodny z aktualnymi wytycznymi ERC/AHA z 2015 roku Energia defibrylacji w trybie AED min.od 10 do 360 J W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J Defibrylacja w trybie AED min. za pomocą elektrod jednorazowych Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora Możliwość wykonania kardiowersji Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń: a. Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie min.: 15-350 B/min. b. Wzmocnienie sygnału min.: x0,25; x0,5; x1;x2; x4; Auto Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna min.: a. tryby stymulacji: sztywny i na żądanie b. natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA c. zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do210 imp/min Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych. Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie Pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NIBP): metoda pomiaru oscylometryczna, zakres pomiaru min. 10-290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny Ręczne i automatyczne 3 / 20 ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów Wbudowana drukarka termiczna o parametrach min.:Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG Eksport danych za pomocą pamięci typu Pendrive Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 4 godzin Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi Czas pracy na bateriach dla urządzenia min. 360 minut monitorowania Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) Uchwyt na ramę łóżka Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 6,5 kg Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
Respirator stacjonarny 6 szt. Respirator stacjonarno-transportowy 2 szt.R.Stacjonarny: Oznaczenie znakiem CE Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci Respirator na podstawie jezdnej z blokadą min. 2 kół Zasilanie z sieci elektrycznej min. 230V/50 Hz z zasilaniem awaryjnym na min. 45 minut pracy Wyposażony we własne, wbudowane w część główną respiratora, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego zapewniające pracę w całym zakresie trybów wentylacji i nastaw. Cicha praca urządzenia przy typowych nastawach wentylacji ≤ 48dB Gwarancja producenta na wbudowaną turbinę min. 8 lat, niezależna od udzielonej gwarancji na pozostałe podzespoły Zasilanie w sprężony tlen ze źródła zewnętrznego ciśnienie zakres min. 2,8 - 5,5 bar Możliwość zasilania w tlen z koncentratora tlenu Respirator przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym lub wymiennikiem wilgoci typu FHME ("sztuczny nos") Tryby wentylacji min.:•Wentylacja objętościowo kontrolowana w trybach CMV, AC, SIMV, • Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana w trybie: BIPAP, BiLevel, DuoPAP •Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV •Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP•Wentylacja z gwarantowaną objętością oddechu we wszystkich trybach w których występuje oddech VC.•Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV dostępna we wszystkich trybach wentylacji •Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień, z regulacją poziomu PEEP•Wentylacja bezdechu z regulacją parametrów •Oddech ręczny, ręczne przedłużenie fazy wdechu•Wentylacja z obowiązkową objętością minutową typu MMV lub ASV•Tryb wentylacji APRV•Automatyczna funkcja pre i post oxygenacji do toalety oskrzeli•Terapia O2 wysokimi przepływami min. 55 l/min•Automatyczna adaptacja przepływu wdechowego w trybach wentylacji z kontrolowaną objętością typu AutoFlow•Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej Parametry regulowane min.:• Częstość oddechów w zakres min. 3 - 80 l/min•Objętość pojedynczego oddechu w zakres min 50 - 2000 ml•Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakres min. 5 - 90 cm H20•Ciśnienie wspomagania PSV w zakres min. 0 - 30 cm H20 powyżej PEEP• Ciśnienie PEEP / CPAP w zakres min. 0 - 35 cm H20•Czas wdechu dla oddechów VCV regulowany w zakres min.0,2 - 8,0 sek.•Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakres 21 -100%•Płynna regulacja czasu lub współczynnika przyspieszenia przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych•Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: min. zakres czułości triggera 1-10 l/min•Automatyczny dobór wartości przepływu w zależności od nastawionych parametrów wentylacji w zakres powyżej 200 l/min•Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV min. zakres10 – 60 [%] Parametry monitorowane min.:•Aktualnie stosowany tryb wentylacji•Rzeczywista całkowita częstość oddychania• Częstość oddechów spontanicznych•Objętość pojedynczego oddechu•Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV•Wentylacja minutowa spontaniczna•Wentylacja minutowa, udział procentowy lub objętość przecieku•Czas trwania fazy plateau wdechowego•Szczytowe ciśnienie wdechowe•Ciśnienie średnie•Ciśnienie fazy plateau•Podatność statyczna lub dynamiczna płuc, oporność•Integralny pomiar stężenia tlenu•Temperatura gazów oddechowych wyświetlana na ekranie sterującym respiratora•Zintegrowany pomiarCO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora.Prezentacja graficzna min.:Prezentacja i obsługa nastawna wbudowanym, kolorowym ekranie dotykowym, min. 12” krzywych oddechowych min.: ciśnienie czas,przepływ/czas, objętość/czas Szybki start wentylacji z prekonfigurowanymi nastawami wentylacji w oparciu o podany przez uzytkownika wzrost pacjenta (automatycznie wyliczone IBW) Trendy z min. 10 dni Szczegóły wSIWZ. Gwarancja 48 miesięcy.
System ogrzewania pacjenta 6 szt. Zasilanie 230V/50Hz, pobór mocy max.1000W Kabel zasilający min. 4m, rura doprowadzająca ciepłe powietrze min. 1,8 m System ogrzewania ciepłym powietrzem Temperatury uzyskiwane min. 32
Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa 7 szt. Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa 29 szt. Stacja dokująca 10szt. Pompa dwustrzykawkowa-Zasilanie elektryczne min. 230V/50Hz zabezpieczone akumulatorem, min. 20h przy podaży 5 ml/h Prędkość dozowania nastawiana min. co 0,1 ml/h. Objętość infuzji min.: 0,1 ÷ 1000 ml,ustawiana co 0,1 ml Maksymalna prędkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus) nastawiana min. co 0,1 ml/h w zależności od użytej strzykawki zakres nastaw min. 400 do 2000 ml/h. Dokładność dozowania min. ± 2%Dawka uderzeniowa (bolus) ustawiana do objętości strzykawki min. co 0,1ml Wyświetlacz: LCD duży, czytelny,dwuwierszowy, min.: 2 x 16 znaków Regulacja głośności alarmu: 3 poziomy głośności, ton przerywany lub ciągły Typy strzykawek min.: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml (firm wyszczególnionych w Instrukcji Użytkowania). Automatyczne rozpoznawanie strzykawek Likwidacja bolusa okluzyjnego (ABS) Biblioteka leków z możliwością modyfikacji min.: 60 leków Wskaźnik ciśnienia infuzji Funkcja STAND-BY regulowana zakres min. (1 sek - 24h) Informacja o stanie naładowania akumulatora Funkcja wypełniania drenu Testy użytkownika i serwisowe Historia infuzji:min. 1000 zdarzeń Ciężar pompy do: 4,5 kg Wymiary gabarytowe (s x g x w) do: 350 x 300 x 200 mm Pompa wyposażona w zintegrowany uchwyt do przenoszenia pompy oraz uchwyt do mocowania na statywie, na łóżku lub specjalnej szynie Pompa będąca wyrobem medycznym. Pompa jednostrzykawkowa: Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi Zasilanie 230V 50 Hz, pobór mocy do 20 W zabezpieczone akumulatorem litowo-jonowym Waga pompy
7 / 20 gotowej do użycia poniżej 2,5 kg Stopień ochrony min. IP34 Kolorowy wyświetlacz Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - min. 3 pompy na jednym uchwycie.Strzykawka mocowana od przodu Klawiatura membranowa Menu pompy w języku polskim Napęd strzykawki półautomatyczny z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą Praca w stacji dokującej Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą za pośrednictwem IrDA Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 2/3, 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym min. jednego polskiego Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 999,99ml/h programowana, co 0,01ml/godz. Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min– 99h59min Prędkość bolusa 1-1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h Bolus na żądanie Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera Biblioteka leków min. 120 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 15 profili pacjentów Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 0.1 bara do 1.2 bara Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy Zasilanie z wbudowanego akumulatora min.5 godz. przy przepływie 5 ml/h; na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora.
Ssak elektryczny 4 szt. Ssak elektryczny zasilany min. 230V/50Hz Maksymalny przepływ min.: 55 L /min Maksymalne ciśnienie min.: - 90 kPa ssak wyposażony we wskaźnik i regulator podciśnienia Masa do 20 kg Wyposażenie dostarczone z ssakiem min.: - 2 butle 2L z poliwęglanu (możliwość sterylizacji min. w 120
Wózek do przewożenia chorych dwusegmentowy 6 szt. Wózek do przewożenia chorych trzysegmentowy 3szt. Wózek do przewożenia chorych, przeznaczony do transportu wewnętrznego wyposażony w dyspenserna prześcieradła jednorazowe. Szerokość całkowita wózka bez poręczy bocznych: 650 mm (± 30 mm)Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi: 720 mm (± 30 mm) Długość całkowita wózka: 1970 mm(± 30 mm) Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 580 – 880 mm (± 20mm) Oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie od 00 do 700 ± 30 Przechył Trendelenburga: 260 (± 30) Przechył anty -Trendelenburga: 150 (± 30) Regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą Wózek wykonany z profili stalowych,lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania bakterii i wirusów, z miejscem w wyprasce na podręczne rzeczy •Dwusegmentowe leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie reanimacji. Możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C - dotyczy6wózkow• Trzysegmentowe leże wypełnione wypełnione płytą laminatową umożliwiającą wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie reanimacji. Możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C, segment podudzia regulowany min. sprężyną gazową – dotyczy 3 wózków Leże z trzema tunelami na kasetę RTG (jeden w oparciu pleców, dwa w segmencie nożnym) Wózek zaopatrzony w 4 krążki odbojowe Materace leża i oparcia pleców o grubości min. 60 mm z możliwością zdejmowania.Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającym i rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Obszycie niepalne zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (kolorystyka do uzgodnienia). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależny/niezależne uprawniony/e do tego podmiot/podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. Koła jezdne o średnicy min. 200 mm z centralną blokadą jazdy i kołem kierunkowym Dopuszczalne obciążenie wózka min. 250 kg Wyposażenie wózka: •poręcze boczne chromowane •wieszak kroplówki (4 haczyki chromowane) Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) Wózek dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych WARUNKI GWARANCJI I SERWISU Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta(jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową. Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
Stół zabiegowy I-3 szt. Stół zabiegowy II-1 szt. Stół do zabiegów (I) opatrunkowych i prostych zabiegów operacyjnych Długość stołu z blatem: 2050 mm (± 30 mm) Całkowita szerokość blatu:580 mm (± 30 mm)Regulacja wysokości blatu: 800 do 1050 mm (± 30 mm). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca Regulacja oparcia pleców: - 400 do 850 (± 50) Regulacja podgłówka:- 400 do 550 (± 50) Przechył Trendelenburga: 250 (+ 50) Przechył anty-Trendelenburga: 150 (± 50) Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 200 (± 50) Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 (±50) Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej Dźwignie pompy po dwóch stronach podstawy, skierowane w stronę podgłówka Regulacja segmentu oparcia pleców,podgłówka, przechyłów wzdłużnych oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców Konstrukcja stołu wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo Stół przejezdny z systemem centralnej blokady kół i kołem kierunkowym Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych Blat stołu 4-ro segmentowy:•podgłówek płytowy•oparcie pleców•płyta lędźwiowa•2 szt. podnóżków Blat przenikalny dla promieni RTG, z możliwością zastosowania tac na kasety lub uchwytów do mocowania kaset do zdjęć RTG, co najmniej w segmencie oparcia pleców i siedziska Materace bezszwowe, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Materac płyty lędźwiowej zdejmowany. Grubość materaca min. 50 mm Wyposażenie stołu min.: • ramka ekranu ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym• wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym •podpórka ręki z korpusem mocującym Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne Deklaracja Zgodności Stół do zabiegów (II)
11 / 20 opatrunkowych i operacji Długość stołu: 2050 mm (±30 mm) Całkowita szerokość blatu: 680 mm (± 30 mm)Regulacja wysokości: 730 do 1080 mm (± 30 mm) Regulacja oparcia pleców:- 450 do 850 (± 50) Regulacja podgłówka: - 650 do 400 (± 50) Przechył Trendelenburga: 250 (± 50) Przechył anty-Trendelenburga: 250 (±50) Przechył boczny w obie strony po: 25
Zestaw monitorowania w skład, którego wchodzą: Kardiomonitory 9 szt.; Moduł EKG/ST/Arytmia/ Respiracja7 szt.; Moduł SpO2 7 szt.; Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia 7 szt.; Moduł pomiaru IBP 2 szt.; Modułpomiaru kapnografii 2 szt.; Moduł transportowy 2 szt. Centrala monitorująca.
Stetoskop 10 szt. Dwustronna, lekka głowica wykonana ze stali nierdzewnej. Obrotowy przełącznik głowicy.Tłoczek przełącznika z chromowanego mosiądzu pasowany w korpusie. „Pływająca” membrana z laminatu epoksydowego zbrojonego włóknem szklanym. Mocowanie do czaszy głowicy za pomocą pierścieni z syntetycznej gumy. Aluminiowa lira z pojedynczą sprężyną schowana w drenie. Sprężyna liry posadowiona w drenie typu np. Profil w specjalnym, własnym kanale sąsiadującym z kanałem akustycznym. Jednokanałowy,antystatyczny dren wykonany ze zmiękczonego PCV
Kanał akustyczny o średnicy 4,0 mm. Miękkie, samouszczelniające się końcówki uszne (oliwki) wykonane ze zmiękczonego PCV o cienkich, elastycznych ściankach, mocowane do liry wewnętrzną tulejką. Dren, oliwki,13 / 20 pierścienie głowicy wykonane w tym samym kolorze. Stetoskop bez części wykonanych z naturalnego lateksu.Pakowany w dwuczęściowe pudełko wraz z kompletem części zamiennych: oliwki, membrana, pierścienie wraz z użytkowym futerałem ochronnym z czarnej codury. Możliwość wybrania kolorów drenu i oliwek –min.5 kolorów. Długość całkowita około: 71 cm. Waga całkowita około: 115 g. Waga głowicy około: 55 g.Średnica membrany około: 43,8 mm. Średnica lejka około: 23,0 mm. Średnica kanałów akustycznych około:4,0 mm. Gwarancja 36 miesięcy lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową. Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca.


Winner: Biameditek Sp. z o.o.
Award value: 888236.52
Number of bids: 1