Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-03-05
Buyer: Медицински университет — Пловдив
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000
Estimated value: 1694340 BGN
Submission deadline: 2019-04-08
Award criteria: Mixed

Technical requirements: „Доставка на медицинска апаратура за учебна и научна дейност за нуждите на Медицински университет — Пловдив по 9 обособени позиции“
— стационарен криостат с вграден микротом и криокамера за изготвяне на срезове от замразени тъкани (гефрири) с вградена система за вакуумно разпъване на среза и почистване на камерата,
— изследователски микроскоп с флуоресценция, поляризация и цветна цифрова камера и компютърна конфигурация,
— система, позволяваща мултипараметърно наблюдение, съхранение и анализ в реално време на данните от метаболитния мониноринг на пациента,
— система, позволяваща мултипараметърно наблюдение, съхранение и анализ в реално време на данните за обективната оценка на физиологичния отговор на болката (ноцицепция) на пациента,
— многоканална модулна система за неврофизиологично изследване на централната и периферната нервна система,
Мястото на изпълнение на доставките е град Пловдив, Медицински университет — бул. „Васил Априлов“ № 15а или на друг адрес в гр. Пловдив, посочен във възлагателното писмо.
1.Автоматичен хематологичен анализатор RBC, PLT– 1 бр.,Технологии:Метод на измерване:•Импедансен за WBC, RBC, PLT•Безцианитен фотометричен за хемоглобина Да е напълно автоматичен, компактен, удобен за работа и икономичен на реактиви.Да диференцира WBC на 3 части, 18 параметъра и 3 хистограми Принцип на работа: За броене на WBC, RBC, PLT и изготвяне на съответните хистограми Анализаторът да използва принципа на Coulter. Концентрацията на хемоглобина HGB да се получава чрез колориметричния метод. Всички параметри да се изчисляват в зависимост от вида на животното, което се изследва. Видове животни:С ветеринарен софтуер за минимум дванадесет животни: Мишки, плъхове, зайци, кучета, котки и др. + четири свободни програми Предварително въведени норми за всеки вид животни Минимум 25 проби за един час Автоматично почистване на иглата Да съхранява 10000 резултата с хистограмите Видове проби: Проба от цяла кръв 13 μL Предварително разредена проба 20 μL Диаметър на апертурата 80 μm Скорост Минимум 25 проби на час Дисплей Цветен LCD дисплей Остатък от предишна проба WBC, RBC, HGB < 0.5 %, PLT, 1 % Принтер Вграден термо принтер, широчина на хартията 50 мм, с възможност за връзка с външен принтер Периферия – включена в комплектацията RS 232 порт1 / за бар код скенер/, паралелен интерфейс / за принтер/, RS 232 порт2 / за компютъра/, интерфейс за клавиатурата Захранване 100-240V, приблизително 50-60 Hz Параметри:
— WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT Допълнителни параметри за куче, котка, мишка, плъх, заек: LYMPH (#), MON (#), MON%, GRAN % и хистограми за WBC, RBC, PLT. Резултатите да излизат след 2 минути. 2.Автоматичен селективен биохимичен анализатор – 1 бр. -Производителност минимум 100 теста на час-Реакционен диск, съдържащ 40 реакционни кювети -Минимален реакционен обем – 150 микролитра - Да използва еднократни кювети -28 позиции за реактиви в хладилен блок -8 позиции за проби Функции на апарата Автоматичен, дискретен, random access (селективен) биохимичен анализатор Производителност 100/час без ISE модул, до 32 реактива едновременно Принципи на измерване: Фотометрична абсорбция, турбидиметрия, ISE технология Методи: Крайноточков, фиксирано време, кинетичен едно/двуреагентни реактиви, монохроматичен, бихроматичен, линейна/ нелинейна многоточкова калибрация Програмиране: Да е отворена система с определени от оператора профили и изчислителни реакции Управление на реагентите и пробите Диск за реагентите и пробите: 28 позиции за реагенти и 8 позиции за проби в хладилен блок (4~ 150 C) Обем на пробата: 3~ 45 μL със стъпка 0.5 μL Игла за реагентите и пробите: детектор за нивото на течността, система за предпазване на иглата при удар Почистване на иглата: Автоматично измиване – вътрешно и външно, пренос на грешка <0.1 % Съд за разреждане: еднократни кювети Реакционна система: Реакционен ротор: с 40 кювети Кювети: оптична дължина 5 мм Реакционен обем: 180~ 500 μL Температура: 370 C Температурна регулация – приблизително 0.10 C Независимо разбъркване на пробите Оптична система Светлинен източник: халогенна волфрамова лампа Фотометър: обратна оптика, статична фибър точкова фотометрия Дължини на вълната: 340, 405, 510, 546, 578, 630, 670 nm Резолюция: 0.0001 Abs Контрол и калибрация: Линейна / едноточкова, двуточкова и многоточкова/ Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, spline, експоненциална, полиноминална, парабола. Контролен софтуер: X-R, L-J, Westguard multi-rule, Cumulative sum check, twin plot Бар код система Подходящ за различни бар код системи: Codabar, ITF, code 128, code 39, UPS/EAN, code 93 С възможност да прехвърля данни към LIS interface системата. Операционна система: Windows 2000 Pro с SP4/XP home Интерфейс: RS-232 (за връзка с компютър) Работни условия:Захранване: AC 220 V ± 10 %, 50/60 Hz ± 3Hz, ...поради огранаичения брой символи, изброяването не е изчерпателно...пълното описание е в техническата спецификация-Приложение № 1
Мястото на изпълнение на доставките е град Пловдив, Медицински университет – бул. Васил Априлов № 15а или на друг адрес в гр. Пловдив, посочен във възлагателното писмо.
1.Стационарен криостат с вграден микротом и криокамера за изготвяне на срезове от замразени тъкани (гефрири) с вградена система за вакуумно разпъване на среза и почистване на камерата – 1 бр. Общи изисквания Стационарен апарат на колела. Цифров дисплей с показания за: реално време и време на саморазмразяване на камерата дебелина на рязане активация на пелтие елемента за допълнително замразяване и оставащото му време за действие реална и настроена температура в камерата Антибактериално сребърно покритие на повърхността на камерата UV система за дезинфекция на работните повърхности с възможност за избор на дезинфекционните цикли за 30 или 180 мин. Стартиране на UV системата за дезинфекция само при затворен прозорец на криокамерата Спиране на UV дезинфекцията при отваряне на стъклото Вакуумна система за разпъване на срезите, както и за почистване на камерата от отпадъчния материал при рязане Захранване — 230V/ 50Hz Вграден микротом Микротомът да е напълно капсолован за защита от навлизане на влага и материал в него. Два режима на рязане — изравняване и изготвяне на срези, с независимо задаване на дебелини и бърза смяна с натискане на един бутон.
Задаване дебелините на срезите чрез бутони на цифровия дисплей. Диапазон на рязане не по-малък от 1 до 100 μm със стъпки не по-големи от: от 1 - 5 μm със стъпка от 0,5 μm, от 5 - 20 μm със стъка от 1 μm, от 20 - 60 μm със стъпка от 5 μm, от 60 - 100 μm със стъпка от 10 μm Дебелини в режим за изравняване - 10 μm, 20 μm,З0 μm,40 μm Функция ретракция с ход не по-малък от 20 μm Възможност за рязане на материали с големина не по-малко от 50х80 мм Ход за хоризонтално подаване на материала не по-малък от 25 мм Ход за вертикално подаване на материала не по-малък от 59 мм Ориентация по x/y/z — около 8
Модул за бързо предварително охлаждане на 10 бр. масички, без отвори, с топлинен екстрактор и температура мин. - 42
...поради огранаичения брой символи, изброяването не е изчерпателно...пълното описание е съгласно техническа спецификация-Приложение № 1
Мястото на изпълнение на доставките е град Пловдив, Медицински университет – бул. Васил Априлов № 15а или на друг адрес в гр. Пловдив, посочен във възлагателното писмо.

Eligibility requirements: Участниците трябва да притежават валидно към крайната дата за подаване на оферти разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ, или от чуждестранен орган при условие за приложимост на разрешението за територията на Република БЪЛГАРИЯ. При подаване на офертата участникът декларира съответствието с поставеното от възложителя изискване за годност в част IV, раздел А „Годност“ от еЕЕДОП, като посочва и идентификационни данни на притежаваното разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия и неговата валидност. За доказване на съответствието с минималното изискване възложителят може да изиска от участника допълнително по всяко време и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП декларираното в еЕЕДОП разрешение за търговия на едро с медицински изделия. Важно! Изискването за годност не се отнася за участниците в процедурата, които са производители на предлаганите изделия и са установени на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

Award value: 1694340