Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-10-17
Buyer: Universitätsmedizin Frankfurt am Main
Country: DE
Region: DEA22
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 33113000: Magnetic resonance imaging equipment
Estimated value: 1197349.4 EUR
Award criteria: quality

Technical requirements: Um den Anforderungen unserer kleinen Patienten gerecht zu werden benötigen wir ein neo-MRT, welches sich durch eine kompakte Größe, ein geringeres Gewicht und eine starke aktive Abschirmung auch in der Nähe der Räumlichkeiten der neonatologischen Intensivstationen der Uniklinik Frankfurt a.M. installieren lässt. Das neo315 (Neoscan Solutions) wurde speziell für die anatomischen und physiologischen Bedürfnisse von Neugeborenen und Kindern bis 6 Jahre konzipiert. Es verfügt über eine Patientenöffnung von 30 cm und auch Ganzkörperscans sind möglich. Des weiteren bietet es mit seinen 1,5 Tesla trotz der sehr kompakten Größe eine sehr gute räumliche Auflösung, welche es bisher in dieser Kombination noch nicht am Markt gibt. In unserem Setting von Entzündungen, Fremdmaterialsuche und Entwicklungsanomalien, ist die Auflösung und Gewebedifferenzierung der entscheidende Faktor, welcher den Vorteil des neuen neo315 Gerätes gegenüber anderen neo-MRTs ausmacht. Die Sensitivität und Spezifität für spezielle Pathologien könnte den Einsatz von Strahlenbelastenden CTs (Computertomographie) oder Röntgenbildern obsolet machen und somit eine deutliche Verbesserung der Versorgung darstellen. Eine Magnetfeldstärke von 1,5 Tesla ermöglicht zudem auch kürzere Scanzeiten, was besonders für die Untersuchung von Neugeborenen von Vorteil ist, da dies den Patientenkomfort und die Sicherheit verbessert (Schutz vor Auskühlung). Aufgrund seiner starken Streufeldabschirmung zeigt das Gerät einen kleinen Footprint, mit seiner lokalen HF-Schirmung benötigt es keine raumseitige EMVAbschirmung, und aufgrund der innovativen HTS-Magnettechnologie kann auf flüssiges Helium als Kühlmittel und die Quenchpipe verzichtet werden. In der vorgesehenen Räumlichkeit wäre ein konventionelles 1.5T MIR-System nicht aufstellbar.
Gerätenahe Ein- und Bauleistungen werden durch einen Nachunternehmer erbracht, der durch den Auftragnehmer koordiniert wird.
Ein Nachprüfungsantrag ist gemäß § 160 Abs. 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) unzulässig, soweit: 1) Der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt; 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2.


Winner: Neoscan Solutions GmbH
Award value: 1197349.4
Number of bids: 1