Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-10-14
Buyer: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000 | 33111000: X-ray equipment | 33111200 | 33111300 | 33111400
Submission deadline: 2020-11-09
Award criteria: Mixed

Technical requirements: Adásvételi szerződés – Orvostechnológiai eszközök beszerzése EFOP-2.2.19-17-2017-00055 azonosítószámú, "A járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése Lentiben" elnevezésű projekt keretében
A Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet programjának átfogó, stratégiai célja az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járó beteg szolgáltatások fejlesztése Lenti járás vonatkozásában és a minden személy számára egyenlő eséllyel hozzáférhető, emelt szintű járó beteg szakellátás elérhetőségének biztosítása az érintett projektterületen.
A program célja az önálló járó beteg intézmény infrastrukturális körülményeinek és műszerezettségének javítása 13 szakmacsoport fejlesztésén keresztül.
Tüdőgyógyászati szakmacsoport fejlesztésén belül Digitális felvételi átvilágító röntgen berendezés beszerzése.
Dönthető vizsgálószerkezet, felül csöves (OT) elrendezés, dönthetőség: +89 fok /-17 fok tartományban (vagy ezt a tartományt is magában foglaló tartományban); Asztallap legalacsonyabb magassága padlótól mérve: max. 90 cm; Úszóasztallap mérete min. 200 cm x min. 80 cm; Asztallap motorikus keresztirányú mozgása min. 30 cm; Asztallap teherbírása min. 200 kg; Asztallap sugárszűrése max. 0,75 mm Al egyenértékű; Fókusz – képfelvevő távolság min. 120 1–140 cm (ennél tágabb érték elfogadható); Motoros fókusz – film távolság beállítás; Sugárirányú dönthetőség min. +/- 40 fok; Csőtartó állvány hosszirányú, motorikusan állítható mozgása min. 100 cm
– Gyári kialakítású vizsgálószerkezetre illeszthető mechanikus védelem a berendezés folyadékok (pl. kontrasztanyag) elleni védelmére
Nagyfrekvenciás; Névleges kimenő teljesítmény min. 65 kW; Maximális csőáram felvételnél min. 800 mA; Maximális mAs min. 600 mAs; Testtáj szerinti programozás; Beírható programok száma min. 500 db; Legrövidebb expozíciós idő max. 2ms; Pulzus üzemű átvilágítási csőáram tartomány: Legalább 0,5–10 mA közötti tartomány (vagy ezt a tartományt is magában foglaló tartomány); Integrált vezérlés – a generátor beállításai és a képalkotás közös felületen (azonos monitoron) érhető el.
Gyorsfordulatú (min. 8 500 fordulat/perc); Kis fókusz mérete: max. 0,6 mm; Nagy fókusz mérete: max. 1,2 mm; Anód hőkapacitása: min. 400 kHU; Röntgencső búra hőkapacitása: min. 1 800 kHU
Sugárzás nélküli kollimáció az utolsó átvilágítási képen megjelenített virtuális kollimátor pozíció segítségével
Automatikus motorikus előszűrő választás az optimális sugárminőség végett, alkalmazott szűrés grafikus visszajelzése a kollimátor kijelzőjén
Detektor mérete min. 41 cm x min. 41 cm; Szcintillátor anyaga: CsI; Detektor mátrix nagysága pixelben Min. 2 500 x 2 500 (vagy a szorzat eredményével egyező vagy annál nagyobb); Pixel méret max. 150 μm; Átkapcsolható mezőméretek száma min. 3 mező; Felvételi bit mélység min. 14 bit
A teljesítésre vonatkozó speciális szabályokat az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet határozza meg.
Ajánlattevő a megajánlott eszköz megfelelőségét az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges –CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni.
A nyertes ajánlattevő feladata az adott eszköz beszerzése, leszállítása, üzembe helyezése és a kezelőszemélyzet betanítása is.
1. A II.2.7) pontban rögzített 60 nap naptári napban értendő és a szerződés hatálybalépésétől számítódik.

Eligibility requirements: Kizáró okok (valamennyi részajánlati körben): 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 2. Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Igazolási módok: 1. Előzetes igazolás Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)–(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2–4. §-ai és 6–7. §-ai alapján. Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. 2. A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8–16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában). Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.