Public procurement notice: Additional Information
Published: 2016-12-22
Buyer: Universitätsmedizin Göttingen (UMG), Georg-August-Universität, Stiftung öffentlichen Rechts
Country: DE
Region: Göttingen
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 33100000 | 33115100
Submission deadline: 2017-01-12
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Gefordert wird ein voll digitales PET-CT System mit digitalem Silizium Photomultipliern anstelle analoger Photomultiplier inkl. einem CT System mit mindestens 64 physikalisch vorhandenen Zeilen.
Im PET Teil des Systems muss eine 1:1 Kopplung von Detektorkristall an die Digitaldetektoren vorliegen um als volldigital gelten zu können. Die geforderte Detektorkristallanzahl beträgt mindestens 17 000.
Das System muss die sogenannten Time-of-Flight Rekonstruktion (ToF) und Point-Spread-Funktion (PSF) beinhalten und dabei über eine zeitliche ToF-Auflösung von mindestens ≤ 350 ps verfügen. Das Verhältnis von zeitliche ToF-Auflösung und count-Rate hat möglichst hoch zu sein.
Sowohl im nuklearmedizinischen als auch im radiologischen Bereich sollen alle gängigen und zukunftsorientierten onkologischen (z. B. Generierung multipler automatisierter 3-D VOIs zur repetitiven Verwendung von Folgeuntersuchungen), neurologischen (z. B. Quantifizierung FDG, Amyloid-Imaging mit Vergleich zu Normalkollektiven) und kardiologischen Untersuchungen (z. B. Gating – auch im dynamischen Modus – und Quantifizierungstools) durchgeführt und ausgewertet werden können. Hierfür ist unter anderem eine hohe Zählraten-Performance darzulegen.
Das System hat darüber hinaus über eine hochleistungsfähige CT-Komponente zu verfügen. Das integrierte CT-System muss in der Lage sein, die gesamte Bandbreite von diagnostischen CT-Untersuchen zu erfüllen.
Gefordert wird ein voll digitales PET-CT System mit digitalem Silizium Photomultipliern anstelle analoger Photomultiplier inkl. einem CT System mit mindestens 64 physikalisch vorhandenen Zeilen.
Im PET Teil des Systems sollte eine direkte Kopplung von Detektorkristall und Digitaldetektoren verfügbar sein. Die geforderte Detektorkristallanzahl sollte ca. 17 000 betragen.
Das System muss die sogenannten Time-of-Flight Rekonstruktion (ToF) und Point-Spread-Funktion (PSF) beinhalten und dabei über eine zeitliche ToF-Auflösung von ≤400ps verfügen. Das Verhältnis von zeitliche ToF-Auflösung und count-Rate hat möglichst hoch zu sein.
Sowohl im nuklearmedizinischen als auch im radiologischen Bereich sollen alle gängigen und zukunftsorientierten onkologischen (z. B. Generierung multipler automatisierter 3-D VOIs zur repetitiven Verwendung von Folgeuntersuchungen), neurologischen (z. B. Quantifizierung FDG, Amyloid-Imaging mit Vergleich zu Normalkollektiven) und kardiologischen Untersuchungen (z. B. Gating – auch im dynamischen Modus – und Quantifizierungstools) durchgeführt und ausgewertet werden können. Hierfür ist unter anderem eine hohe Zählraten-Performance darzulegen.
Das System hat darüber hinaus über eine hochleistungsfähige CT-Komponente zu verfügen. Das integrierte CT-System muss in der Lage sein, die gesamte Bandbreite von diagnostischen CT-Untersuchen zu erfüllen.
Gefordert wird ein voll digitales PET-CT System mit digitalem Silizium Photomultipliern anstelle analoger Photomultiplier inkl. einem CT System mit mindestens 64 physikalisch vorhandenen Zeilen.
Im PET Teil des Systems muss eine 1:1 Kopplung von Detektorkristall an die Digitaldetektoren vorliegen um als volldigital gelten zu können. Die geforderte Detektorkristallanzahl beträgt mindestens 17 000.
Das System muss die sogenannten Time-of-Flight Rekonstruktion (ToF) und Point-Spread-Funktion (PSF) beinhalten und dabei über eine zeitliche ToF-Auflösung von mindestens ≤ 350 ps verfügen. Das Verhältnis von zeitliche ToF-Auflösung und count-Rate hat möglichst hoch zu sein.
Sowohl im nuklearmedizinischen als auch im radiologischen Bereich sollen alle gängigen und zukunftsorientierten onkologischen (z. B. Generierung multipler automatisierter 3-D VOIs zur repetitiven Verwendung von Folgeuntersuchungen), neurologischen (z. B. Quantifizierung FDG, Amyloid-Imaging mit Vergleich zu Normalkollektiven) und kardiologischen Untersuchungen (z. B. Gating – auch im dynamischen Modus – und Quantifizierungstools) durchgeführt und ausgewertet werden können. Hierfür ist unter anderem eine hohe Zählraten-Performance darzulegen.
Das System hat darüber hinaus über eine hochleistungsfähige CT-Komponente zu verfügen. Das integrierte CT-System muss in der Lage sein, die gesamte Bandbreite von diagnostischen CT-Untersuchen zu erfüllen.