Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-01-28
Buyer: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł.Biegańskiego w Łodzi
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables | 33141000: Disposable medical supplies | 33141220 | 33141300 | 33141411
Submission deadline: 2022-02-15
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба
Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 14 pakietów asortymentowych.
Kaniule dożylne: 24GA - 0,7 x 19mm, 13ml/min, 26GA- 0,6 x 19mm,  wykonane z poliuretanu, z dodatkowym portem bocznym. Bezpieczne z zabezpieczeniem w technologii pasywnej : plastikowym wyposażonym w kapilary lub metalowym zatrzaskiem chroniącym personel przed przypadkowym zakłuciem, z portem górnym z samodomykającym się korkiem lub domykanym ręcznie z możliwością blokowania przed przypadkowym otwarciem, z zastawką antyzwrotną (lub hemostatyczną i hydrofobową membraną) zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia i uniemożliwiające powtórne użycie mandrynu, igła prowadząca z otworem bocznym lub bez , nazwa producenta lub nazwa własna produktu na koreczku kaniuli , kontrastujące w prom. RTG (min 4-6 pasków). Bez zawartości PVC i lateksu. Badanie kliniczne lub laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność poliuretanu. Opakowania typu Tyvek lub blistry zabezpieczające przed utrata jałowości Sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu. 1000 szt.
Aparat do pobierania wycinków skóry, jednorazowego użytku, sterylny, jednolita, ostra krawędź tnąca z nierdzewnej stali, łatwa identyfikacja rozmiaru produktu - wytłoczony rozmiar na rączce. Dostępne rozmiary: 2mm, 4mm, 6 mm. 500 szt.
1. Złącze niskiego ciśnienia o dł. 150 cm z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o wytrzymałości 350 PSI (24 bary). 900 szt.
2. Zestaw do systemu Medrad Stellant CTD, sterylny,  składający się z:  - wkład jednorazowego użytku o poj. 200 ml (2 szt); - 2 złącza szybkiego napełniania; - ostrze typu Spike; złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem oraz zaworkiem zwrotnym. 1800 szt
2. Maska przeznaczona dla osób dorosłych do podawania tlenu o wysokim stężeniu. Wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów). Posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą. 6 000 szt
3. Maska przeznaczona dla dzieci do podawania tlenu o wysokim stężeniu. Wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego PCV. Posiada metalową blaszkę mocującą na nos, która pozwala na szczelne dopasowanie maski do twarzy pacjenta. 250 szt
4. Maska anestetyczna z pompowanym mankietem oraz zaworkiem, kodowane kolorystycznie pierścienie mocujące, dostępna w siedmiu rozmiarach do wyboru użytkownika. 700 szt
5. Cewnik j.u. do podawania tlenu przez nos proste dla dorosłych,zakrzywione dla dzieci,silikonowe,długość drenu min. 1,8m o przekroju gwiazdkowym, mikrobiologicznie czysty. 9 600 szt.
6. Rurka ustno-gardłowa j.u. typ Guedel, jałowe, jednoczęściowe,kodowane kolorystycznie, ze zintegrowanym blokerem zgryzu,gwarantujący wysoki stopień bezpieczeństwa,rozmiary:000-3,5cm,00-5cm,0-5,5cm,1-6,5cm,1,5-7cm,2-8cm,3-9cm,4-10cm,5-12cm. 1 800 szt
8. Nebulizator służący do deponowania leków w tchawicy i oskrzelach; • przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek areozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona; • pojemność 10ml, wyskalowany co 2ml; • stożkowa podstawa minimalizuje stratę leku; • działa w pozycji pionowej i poziomej; • szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami. 100 szt
9. Maska przeznaczona dla osób dorosłych do podawania tlenu o średniej koncentracji. Wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów). Posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą.  500 szt.
10.  Zestaw maski tlenowej dla dorosłych ze zwężkami Venturiego składający się z: • Maski • Drenu tlenowego • 6 szt zwężek Venturiego umożliwiających uzyskanie koncentracji tlenu 24, 28, 31, 34, 40, 60%, • Nakładki na nawilżacz • Łącznika z rury karbowanej. Maska przeznaczona dla osób dorosłych do podawania tlenu o średniej koncentracji.