Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-12-31
Buyer: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД
Country: BG
Region: BG322
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33191000
Estimated value: 586666.67 BGN
Submission deadline: 2025-04-08
Award criteria: price

Technical requirements: Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: "Демонтаж, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на два броя парови стерилизатори за нуждите МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД
Обществената поръчка включва следните дейности, както следва:
Доставка на 2 бр. нови стерилизаторш, цялостно окомплектовани с всички детайли и елементи необходими за монтиране, описани по вид, качество и комплектност в „Техническата спецификация“, неразделна част от документацията за участие; 
Монтаж и извършване на настройки и техническо изпитване на апаратурата, съгласно изискванията на производителя;
Обучение на персонала на Възложителя за работа с апаратурата;
Гаранционна поддръжка.
1.     Задължителни (минимални) технически параметри и характеристики:
1.1. Възможност за работа като обикновен парно-вакуумен стерилизатор съгл. EN 285
1.2.        Проходен с две автоматични вертикално движещи се врати
1.3. Ефективен обем на камерата – 8 стерилни единици (1 STU = 300 х 300 х 600 мм) – минимум 570, максимум 590 литра. Размери на камерата до:
                - Ширина – до 680 мм
-  Дължина – до 1400 мм
-  Височина – до 680 мм
1.4. Вграден паров генератор и вакуум помпа
1.5. Парогенераторът и неговата тръбна система да са от неръждаема стомана.
1.6. Микропроцесорно управление за апарата и парогенератора
1.7. Възможност за сервизен достъп само от страната на зареждане и страната на разтоварване на машината, което да позволява монтиране на стерилизатор един до друг или до стена.
1.8. Вграден работен TFT дисплей/панел за програмиране на работните програми и показване на работния процес в реално време – 5 до 7˝. Подсилен със специален панел и с дизайн, който да предпазва от механично увреждане, да позволява лесно почистване и да позволява добра видимост при различна позиция на оператора. Да има следната функционалност: Избор на работна програма и стартирането й; съобщения за грешка и извеждане на служебна информация, касаеща обслужването на стерилизатора; показване на стойностите на зададените и контролирани параметри.
1.9. Да има визуален (светлинен) индикатор, който да показва етапа на стерилизационния процес и да сигнализира за възникнала грешка по време на работния процес
1.10.  Работни програми за парова стерилизация – минимум 7 броя:
        - инструменти (в мека опаковка или контейнери, с общо тегло до 15 кг на STU) при 134°С
        - тежки инструменти (в контейнери, с общо тегло до 20 кг на STU) при 134°С
        - текстил с общо тегло до 7,5 кг на STU при 134°С
        - гумени изделия и материали с общо тегло до 7,5 кг на STU при 121°С
        - порьозни материали (текстил или инструменти, опаковани в текстил) до 7,5 кг на STU при 125°С
                  - специална програма (с удължено време за стерилизация до 7,5 кг на STU при 134°С)
                  - специална програма за течности в отворени стерилизируеми опаковки (до 1 л при 121°С)

1.11. Тестови програми – минимум 3 броя:
         - подгряване
         - вакуум тест (за херметичност)
         - вграден Bowie&Dick тест, който не изисква наличие на консуматив
1.12.  Форма на камерата – паралелепипед, направена от висококачествена киселинно – устойчива аустентична неръждаема стомана 1.4404, оборудвана с периферни канали за контрол на температурата, от същия материал.
       1.13.  Габаритни размери на стерилизатора:
-  Ширина – до 1000 мм (вкл. сервизния достъп)
-  Дължина – до 1800 мм
-  Височина – до 2000 мм
1.14. Автоматично изключване след завършване на работния процес по време на работа през нощта и програмируем ранен старт.
1.15. Стерилизаторът трябва e Class II Медицинско изделие и да отговаря на следните стандарти:
Sterilization. Steam sterilizers. Large sterilizers  EN 285
Machinery Directive 98/37/EC 2006/42 EC
European pressure equipment directive 2014/68/EU (97/23 EC)
Medical Device Regulation 2017/745 (Medical Devices Directive 93/42 EEC)
Directive 2004/108/EC electromagnetic compatibility EMC
1.17.     Задължителна окомплектовка:
- кошници с обем по 1 стерилна единица - 8 бр.;
- поставка (касета) за подреждане на контейнери и кошници в камерата на стерилизатора с допълнително ниво. Материал-неръждаема стомана, две нива на зареждане - 2 бр.
- зареждащи колички за стерилна и нестерилна зона. Материал - неръждаема стомана, да са с ръчно управление,  височината им да е съобразена с височината на камерата – 2 бр.
1.17.1. Система за водоподготовка – 1 бр. покриваща изискванията на стерилизаторите, с включени всички необходими компоненти и материали за изграждането й.
1.17.2. Включена комплектовка: Контейнери за стерилизация с бариерни системи за осигуряване на стерилност - 30 бр. с размери по спецификация:
- Kонтейнерите за стерилизация да са за многократна употреба
- да са с два постоянни микробни бариерни диска с висока степен на сепарация > 99,99%, което да не налага използване на сменяеми филтри.
Всеки контейнер трябва да се състои от:
- Дъно на контейнер, материал - анодизиран алуминий; безшевни, логистични рамки
- Капак на контейнера, материал – анодизиран алуминиев блок; две дръжки със силиконово профилно уплътнение за безшумна работа и осигуряване на стерилност
- Постоянен микробен бариерен диск, който да осигурява стерилност и стерилизационния процес, Да е видима отвън и да няма нужда от смяна на филтри за еднократна употреба; животът на бариерния диск трябва да е равен с животът на контейнера
- 4 бр. логистични рамки от двете тясни страни на контейнера за кодиращи етикети, баркодове и индикаторни етикети
- РАЗМЕРИ В ММ:
 
10 бр. – 1 СТЕ - с размери максимум Д-587 x Ш-279 x В-258
10 бр. ½ СТЕ хоризонтална дължина с размери максимум Д-587 x Ш-279 x В-146
10 бр ½ СТЕ – вертикална дължина с размери максимум Д-587 x Ш-279 x В-101


Winner: РСР ЕООД
Award value: 455660
Number of bids: 1