Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-03-11
Buyer: Azienda USL Roma 3
Country: IT
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33170000: Anaesthesia and resuscitation
Estimated value: 360000 EUR
Submission deadline: 2016-04-29
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Fornitura triennale di dispositivi medici per anestesia e rianimazione per le esigenze dell'Azienda USL Roma 3.
Sub 1: Circuito monouso realizzato in PVC, di grado medico, trasparente con superficie interna liscia e rinforzo esterno a spirale, con diametro interno circa 22 mm per il tipo adulti e 15 mm per il tipo pediatrico, provvisto di raccordi 22Flex per poter agevolmente connettere il circuito alle apparecchiature in uso e di raccordo paziente a con connessione 22M/15F, bassi valori di compliance documentati (ISO 5367), ridotto rilascio di anestetici documentato con prove di permeabilità. Latex free. Confezione singola sterile. Adulti e pediatrici.
Sub 2: Circuito coassiale, con linea inspiratoria realizzata in PVC di grado medico, trasparente, con superficie interna liscia, contenuta all'interno della linea espiratoria realizzata in polietilene leggero, con effetto coibentante (documentato), all'interno di quest'ultima deve esser contenuta anche una linea in PVC per il rilevamento capnografico, dotato di due spezzoni in materiale estensibile (20-45 cm) per il collegamento alla macchina con connessioni 22F di diverso colore, lunghezza tubo coassiale 220 cm, confezionato in busta singola sterile
Sub 3: Cateteri Mounth realizzati in PVC, di grado medico, trasparente, flessibile, con superficie interna liscia e rinforzo esterno a spirale, provvisti di raccordo di Cobb, girevole nei due sensi, adattatore 22F, dotati di tappo in gomma morbida con foro auto-sigillante per broncoscopia, lunghezze 5cm e 10 cm, prove di contaminazione batterica, bassi valori di compliance documentati (ISO 5367), ridotto rilascio di anestetici documentato con prove di permeabilità, confezionati in busta singola sterile. Misure: 5 — 10 — 15 cm.
Unità respiratoria manuale realizzata in PVC, di grado medico, trasparente con pallone da 2 lt o 1 lt o 0,5 lt. Il tubo di adduzione di gas freschi deve essere in PVC di grado medico, con superficie interna liscia e rinforzo a spirale, con raccordo di immissione gas dall'alto o laterale, deve essere lungo minimo 180 cm con attacco universale per il respiratore e connettori 22M/15 F standard adattabili a varie fonti di ossigeno con attacchi universali. Il raccordo di emissione gas, raccordabile ai circuiti di scarico dei gas, deve avere valvola APL girevole di regolazione dello scarico e della sovrapressione del gas, senza parti mobili né metalliche. Latex free. Confezione singola sterile. Misure: 2 lt (adulti) — 1 lt (pediatrici) — 0,5 lt (neonatali).
Sub 1 Cannula tracheostomica non cuffiata in PVC termosensibili, angolazione di 120 g, flangia basculante orientabile. All'interno della confezione della cannula dovrà essere presente una controcannula riusabile trasparente, una controcannula riusabile con basso profilo, ulteriore controccannula con basso profilo ma tappata per la respirazione spontanea.
Sub 2 Cannula tracheostomica cuffiata in PVC termosensibili, angolazione di 120 g, flangia basculante orientabile. All'interno della confezione della cannula dovrà essere presente una controcannula riusabile trasparente, una controcannula riusabile con basso profilo, ulteriore controccannula con basso profilo ma tappata per la respirazione spontanea.
Sub 3 Cannula tracheostomica non cuffiata e fenestrata in PVC termosensibili, angolazione di 120 g, flangia basculante orientabile. All'interno della confezione della cannula dovrà essere presente una controcannula riusabile trasparente, una controcannula riusabile con basso profilo, ulteriore controccannula con basso profilo ma tappata per la respirazione spontanea.
Sub 4 Cannula tracheostomica cuffiata e fenestrata in PVC termosensibili, angolazione di 120 g, flangia basculante orientabile. All'interno della confezione della cannula dovrà essere presente una controcannula riusabile trasparente, una controcannula riusabile con basso profilo, ulteriore controccannula con basso profilo ma tappata per la respirazione spontanea.
Sub 5 Cannula tracheostomica in PVC Armata termosensibile, di grado medicale trasparente. Basso profilo della cuffia sgonfia per permettere un facile posizionamento e rimozione della cannula. Flangia regolabile.
Sub 6 Kit per nebulizzazione farmaci per pazienti tracheostomizzati comprensivo di raccordo a «T», nebulizzatore e tubo di collegamento all'ossigeno.
Sub 1 Tubo in PVC atossico, trasparente e termosensibile per intubazione oro-nasale non cuffiati. La punta di Magyll con occhio di Murphy deve essere levigata e perfettamente arrotondata.Deve essere presente un connettore standard da 15 mm. Il tubo deve essere dotato di riferimenti di profondità su tutta la lunghezza e linea mediana radiopaca. Confezione singola sterile. Latex free.
Sub 2 Tubo tracheale in PVC termosensibile, trasparente, punta Magill con occhio di Murphy accuratamente modellata, palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale, linea radiopaca per la verifica radiologica, graduazione in centimetri per favorire un corretto posizionamento, serigrafie con marcature o «anelli» di riferimento, raccordo standard da 15 mm, cuffia ad alto volume e bassa pressione. Confezione singola sterile. Latex free.
Sub 3 Tubo tracheale armato in PVC atossico, termosensibile, trasparente, punta Magill accuratamente modellata per un'intubazione atraumatica, armatura metallica contenuta nel contesto della parete del tubo, graduazione in centimetri per favorire un corretto posizionamento, serigrafie con marcature o «anelli» di riferimento che agevolano il corretto posizionamento rispetto alle corde vocali, raccordo standard da 15 mm, cuffia ad alto volume e bassa pressione, linea radiopaca per la verifica radiologica. Confezione singola sterile. Latex free.
Sub 4 Tubo endobronchiale sinistro a doppio lume in PVC atossico, trasparente, termosensibile confezionato già con mandrino inserito, , punta tronca, graduazioni in centimetri per facilitare il posizionamento, rostro carenale, cuffie tracheale e bronchiale con caratteristiche di bassa pressione, differenziazione cromatica tra la cuffia tracheale e quella bronchiale, espansione simmetrica delle cuffie per una corretta centratura del tubo in trachea e nel bronco, palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale, con differenziazione cromatica e indicazione tracheale e bronchiale, cuffia tracheale preferibilmente in poliuretano, marcature radiopache in prossimità del foro di uscita del lume tracheale e bronchiale e sopra la cuffia bronchiale, confezione completa di mandrino, due raccordi standard da 15 mm, un raccordo ad Y, due cateteri per aspirazione extra lunghi, due raccordi girevoli ad angolo retto, confezione singola sterile. Latex free.

Eligibility requirements: Vedi capitolato speciale. Vedi capitolato speciale. Vedi capitolato speciale.
Vedi capitolato speciale.