Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2016-04-26
Buyer: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 50421000
Estimated value: 23600 PLN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Usługi polegającej na przeglądach urządzenia STERRAD 100S firmy JOHNSON & JOHNSON przez okres 36 miesięcy.
a) Przeglądy po 750 cyklach PM1 lub pół roku pracy urządzenia w tym: czyszczenie parownika, czyszczenie filtrów powietrza, wymiana papieru i taśmy drukarki, usunięcie wody ze zbiornika powietrza, uaktualnienie licznika cykli, sprawdzenie poprawności działania systemu, wymiana oleju oraz filtra w pompie próżniowej, kalibracja i regulacja czujników ciśnienia i temperatury.
b) Przeglądy po 1500 cyklach PM2 lub roku pracy urządzenia w tym: czyszczenie powierzchni drzwi i komory, czyszczenie elektrody, wymiana uszczelki drzwi, wymiana filtra HEPA, wymiana filtrów wylotowych, wymiana kołków dystansowych elektrody i ograniczników półek, wymiana plastikowych elementów komory, przegląd pompy próżniowej, wszystkie punkty objęte przeglądem po 750 cyklach (bez wymiany oleju oraz filtra).
Zamawiający wszczynając postępowanie negocjacyjne na usługę polegającą na przeglądach i naprawach sprzętu i aparatury medycznej firmy Johnson & Johnson (kontrakt serwisowy na 36 miesięcy) szacując wartość zamówienia na niniejszą usługę opierał się na ofertach cenowych firmy Johnson & Johnson.
natomiast Oferta nr 2 swym zakresem obejmowała przeglądy i naprawy (wraz z częściami) w/w urządzeń na okres 3 lat.
Po porównaniu złożonych ofert przez Johnson & Johnson podjęto decyzję, iż oferta nr 2 jest dla Szpitala korzystniejsza i to na jej postawie złożono do Działu Zamówień Publicznych wniosek
o wszczęcie procedury przetargowej. W czasie prac przygotowawczych polegających na formułowaniu zaproszenia do negocjacji, Zamawiający powiózł informację iż firma Johnson & Johnson, że nie jest już przedstawicielem autoryzowanego serwisu urządzenia Glosar (pierwotnie objętego niniejszym postępowaniem). Na podstawie niniejszej informacji urządzenie Glosar zostało wyłączone z przedmiotu zamówienia objętego negocjacjami.
W obecnej sytuacji, iż oferta Wykonawcy dotyczy przeglądów i napraw „tylko” urządzenia Sterrad 100S o SN: 995255 ale opiewa na kwotę wartość netto 84 000 PLN, wartość brutto 103 320 PLN, Zamawiający dokonuje zmiany przedmiotu zamówienia:
— z „usługi polegającej na przeglądach i naprawach sprzętu i aparatury medycznej firmy Johnson & Johnson (kontrakt serwisowy na 36 miesięcy)”,
— na „usługę polegającą na przeglądach urządzenia STERRAD 100S firmy Johnson & Johnson przez okres 36 miesięcy”.
a) Przegląd po 750 cyklach PM1 lub pół roku pracy urządzenia w tym: czyszczenie parownika, czyszczenie filtrów powietrza, wymiana papieru i taśmy drukarki, usunięcie wody ze zbiornika powietrza, uaktualnienie licznika cykli, sprawdzenie poprawności działania systemu, wymiana oleju oraz filtra w pompie próżniowej, kalibracja i regulacja czujników ciśnienia i temperatury.
b) Przegląd po 1500 cyklach PM2 lub roku pracy urządzenia w tym: czyszczenie powierzchni drzwi i komory, czyszczenie elektrody, wymiana uszczelki drzwi, wymiana filtra HEPA, wymiana filtrów wylotowych, wymiana kołków dystansowych elektrody i ograniczników półek, wymiana plastikowych elementów komory, przegląd pompy próżniowej, wszystkie punkty objęte przeglądem po 750 cyklach (bez wymiany oleju oraz filtra).


Winner: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.