Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-07-26
Buyer: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables | 33141000: Disposable medical supplies
Submission deadline: 2021-08-05
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба
Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
Sukcesywne dostawy opatrunków, włóknin i nici chirurgicznych do Apteki w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.
1) Serweta z taśmą samoprzylepną 175x175cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów – 1szt.
2) Serweta z taśmą samoprzylepną 240x150cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów – 1szt.
3) Serwety z taśmą samoprzylepną 75x75cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej – 2szt.
Pozycje 1,2,3, wykonane z laminatu min. trójwarstwowego o gramaturze > 79 g/m2 posiadające dodatkowe wzmocnienie (czwarta warstwa) w strefie krytycznej z włókniny o gram. 50g/m2, całkowita gramatura w strefie krytycznej 129 g/m2, odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwet min. 100cm H2O, jedną z warstw stanowiła folia PE, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro (strefa krytyczna) > 280/160 kPa, serwety spełniają wymagania PN EN 13795-3 Wysoka jakość,
Opakowanie torebka papierowo-foliowa lub folia-folia z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. nr lot. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem.
3) Serweta z taśmą samoprzylepną 90x75cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej – 1 szt.
Pozycje 1,2, wykonane z laminatu min. trójwarstwowego o gramaturze > 63 g/m2 posiadające dodatkowe wzmocnienie (czwarta warstwa) w strefie krytycznej z włókniny o gram. 50g/m2, całkowita gramatura w strefie krytycznej min. 113 g/m2, odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwet min. 100cm H2O, jedną z warstw stanowiła folia PE, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro (strefa krytyczna) > 62/49 kPa, serwety spełniają wymagania PN EN 13795-3 Wysoka jakość,
Opakowanie torebka papierowo-foliowa lub folia-folia z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. nr lot. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem.
— serweta chirurgiczna do zabieg[input] brzuszno-kroczowych o wymiarach 250/175/270x260 cm zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną i otwór w okolicach krocza o wymiarach 13x24 cm z zabezpieczeniem w postaci zintegrowanej serwety o wymiarach 38x64 cm. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie
Zestaw musi spełniac wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3 przy jednoczesnej wytrzymałości na wypychanie w strefie krytycznej min. 110 Kpa
Materiał podstawowy serwety głównej wykonany z min. 2 warstw przy czym jedną z warstw powinna stanowić folia PE o grubości 50 - 55 mikronów, natomiast drug ą - warstwa chłonna o gramaturze min. 20 g/m2, dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej stanowiące trzecią warstwę - laminat o gramaturze min. 60 g/m2. Ilość w opakowaniu 10 sztuk" szt 5
a) serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2) i wyposażona w organizatory przewodów 300x175cm - 1szt.

Eligibility requirements: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny