Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-08-03
Buyer: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: „Доставка на медицински изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ разделена в 12 броя позиции и съответните подпозиции,  подробно описани в ГЛАВА  ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1.02. APD за възрастни: APD система /касета с органайзер/ за машини с активна инфузия и дренаж бр. 750
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ЦЕНТРАЛЕН ВЕНОЗЕН ПЪТ (ЦВП). Подкожно тунелизиран катетър за ХД /траен съдов достъп/. Двойно луменнен, силиконизиран или полиуретанов, рентгеноконтрастен, еластичен. Външен диаметър: овал приблизително 3.3х5.9mm. Вътрешен диаметър на лумена: 2mm.
5 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ЦЕНТРАЛЕН ВЕНОЗЕН ПЪТ (ЦВП). Подкожно тунелизиран катетър за ХД /траен съдов достъп/. Двойно луменнен, силиконизиран или полиуретанов, рентгеноконтрастен, еластичен. Външен диаметър: овал приблизително 3.3х5.9mm. Вътрешен диаметър на лумена: 2mm.
5.01. КАТЕТЪР - ЦВП дължина 190mm от маншона до върха. Позициониране на венозния порт в Superior vena cava (SVC) и на артериалния порт в Right atrium. бр. 40
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ХЕМОПЕРФУЗОРИ. Материал на корпуса: полипропилен. Дължина 245mm. Максимален диаметър 87mm. Абсорбент активен въглен. Покривен материал на абсорбента целулоза. Дебелина на мембраната между 3-5микро m. Размер на порите на филтъра 450 микро m
8 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ХЕМОПЕРФУЗОРИ. Материал на корпуса: полипропилен. Дължина 245mm. Максимален диаметър 87mm. Абсорбент активен въглен. Покривен материал на абсорбента целулоза. Дебелина на мембраната между 3-5микро m. Размер на порите на филтъра 450 микро m
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ДИАЛИЗАТОРИ low fux за възрастни с повърхности:Да се предлагат с необходимите активни повърхности, отбелязани в спецификацията, подходящи за различните пациенти.
9 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ДИАЛИЗАТОРИ low fux за възрастни с повърхности:Да се предлагат с необходимите активни повърхности, отбелязани в спецификацията, подходящи за различните пациенти. Мембрана: изработена от хеликсон. Корпус: изработен от поликарбонат или друг качествен и устойчив на външни влияния материал. Да имат дизайн и структура, позволяваща оптимално запълване с диализен разтвор без наличие на неизползваеми пространства. Да осигуряват отлично отстраняване на ниско и високо молекулярни субстанции. Да имат висока антитромбогенност, позволяваща използването на малки дози хепарин. Метод на стерилизация: вътрешнопарова (INLINE STEAM);  Kлиренс при кръвен дебит от 300 ml/min и QF = 0 mL/min,  посочен в таблицата по долу:
клирънс: KUF 8, Уреа  ml/min – 228, Креатинин ml/min – 200, Фосфати ml.min – 164, Витамин B 12 – 94 ml/min, K0A Urea - 614 ml/min
клирънс: KUF 12, Уреа  ml/min – 254, Креатинин ml/min – 225, Фосфати ml.min – 194, Витамин B 12 – 120 ml/min, K0A Urea - 874 ml/min
клирънс:  KUF 14, Уреа  ml/min – 261, Креатинин ml/min – 231, Фосфати ml.min – 210,  Витамин B 12 –138 ml/min, K0A Urea - 976 ml/min
9.04. АНТИБАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР. Да осигурява свободен от бактерии, ендотоксини и пирогени диализен разтвор в съответствие с изискванията на стандарт "Диализно лечение" и с апарат Фрезениус 4008 S и Classic.
11.01. КОНЦЕНТРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ РАЗТВОР с активна субстанция - натриев хипохлорид. Концентрация на работния разтвор: приблизително 0.1%. Температура за дезинфекция: 37°C. Да не уврежда хидравликата на диализните апарати.
11.02. КОНЦЕНТРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ РАЗТВОР с активна субстанция - пероцетна киселина. Концентрация на работния разтвор: приблизително 0.15%. Температура за дезинфекция: 37°C. Да не уврежда хидравликата на диализните апарати.