Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-09-10
Buyer: Nagykáta Város Önkormányzata
Country: HU
Region: HU110
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33111000: X-ray equipment
Estimated value:  HUF
Award criteria: quality, price

Technical requirements: A Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet felújítását, bővítését és fejlesztését célzó projekt részeként „Röntgen készülék beszerzése a szakrendelő részére” Nagykáta Város Önkormányzata támogatást nyert a Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet felújítása és korszerűsítése érdekében az 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján az Egészséges Budapest Program keretében. A projekt az elavult orvostechnológiai és informatikai eszközpark cseréjére, a képalkotó diagnosztika modernizálására ad lehetőséget.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.
1. Detektorok DQE értéke (%) 0,05 lp/mm értéknél (minimumkövetelmény: 65%, előny a nagyobb, max. 75%)
2. Akvizíciós állomás magyar teljes ABC támogatása (PACS-ról érkező ékezetes karakterek felismerése) (igen/nem)
3. A képfeldolgozó szoftver rendelkezik intelligens, a felvételeket nem előre meghatározott algoritmusok, hanem annak egyedi paraméterei alapján történő posztprocesszing modullal (igen/nem)
A Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet felújítását, bővítését és fejlesztését célzó projekt részeként 1 db padlóvezetéses, digitális felvételi röntgen (álló és asztallapos felvételekhez, leletező munkaállomással) szállítása, teljes körű installációja

A berendezés részei:
1. Röntgencső állvány:
Állvány hosszirányú mozgástartománya min. 130 cm
Röntgencső függőleges mozgástartománya min. 145 cm
Fókusztávolság a padlótól mérve max. 40 cm
Állvány elfordíthatósága függőleges tengely körül min. +/- 90 fok
Röntgencső elfordíthatósága vízszintes tengely körül min. +/- 90 fok
Min. 7”-os érintőképernyős vezérlő panel a röntgencsőnél

2. Fali bucky állvány
Manuális mozgatáshoz elektromágneses fékek
Bucky szerkezet függőleges mozgástartománya  min. 140 cm
Távolság a bucky középpontja és a padló között max. 38 cm
Beépített vagy cserélhető rács
Beépített AEC kamrák száma min. 3

3. Úszólapos felvételi asztal
Asztallap hossza min. 210 cm
Asztallap szélessége min. 80 cm
Asztallap magassága motorosan állítható, min. 55 - 72 cm tartományban
Asztallap hosszirányú mozgástartománya min. 80 cm
Asztallap keresztirányú mozgástartománya min. 20 cm
Asztallap sugárcsillapítása < 1,5 mm Aleq
Asztallap teherbírása min. 200 kg

4. Röntgencső
Kettős fókusz
Kisfókusz mérete 0,6 mm
Nagyfókusz mérete 1,2 mm
Röntgencső feszültség tartomány min. 40 - 150 kV
Anód forgási sebessége min. 9.000/min
Anód hőkapacitása min. 300 kHU

5. Kollimátor
Manuális kollimátor
Filtráció min. 1 mm Al ekvivalens
Beépített DAP 

6. Generátor
Nagy frekvenciás generátor
Generátor teljesítménye min. 60 kW
mA tartomány felvételnél min. 10 - 650 mA
kV tartomány felvételnél min 40 - 150 kV
mAs tartomány min. 0,5 - 500 mAs
Felvételi idő tartománya min. 1 ms
Testtájék szerinti beállítások lehetséges száma min. 500

7. Detektor 2 db
CJ alapú digitális flat panel 
Fizikai illesztést nem igénylő kivitel (sugárdetektoros trigger AED) 
Detektor mérete min. 35 x 43 cm
A vizsgáló asztalban mobil (kivehető) detektor, wifi adatkapcsolattal, a fali állványban mobil vagy fix  detektor
Akkumulátoros tápellátás
Min. 2 akkumulátor egyidejű töltésére alkalmas töltő
Képrögzítés min. 3.000 x 2.500 pixel, mátrixban
Pixel méret max. 150 µm
Felvételi bitmélység min. 16 bit

8. Akvizíciós állomás
Minimum 19” érintő képernyős
Képernyős vezérlésre tervezett GUI /GraphicUserInterface/ szoftver

9. Leletező munkaállomás
Intel Xeon E5, 4 core-os vagy azzal teljesítményben egyenértékű processzor
Min. 8 GB memória
Min. 250 GB SSD merevlemez
Windows 10 (vagy ennél frissebb) 64 bit operációs rendszer
3 MP DICOM kalibrált színes diagnosztikai monitorpár
Diagnosztikai monitor min. 20” képátmérőjű

A berendezésnek illeszkednie kell a szakrendelőben működő PACS rendszerhez (munkalista fogadás, képek szolgáltatása). Meglévő rendszer: IMPAX 6.6.1.1508.

További feladatok:
- A berendezésekhez szükséges elektromos kapcsolószekrény szállítása, szerelése a nyertes AT feladata. Az elektromos betápot az ajánlatkérő az elektromos szekrényig biztosítja.
- Helyiség sugárvédelmi engedélyének beszerzése, továbbá a helyiség átalakítása az esetlegesen szükséges sugárvédelmi
előírásoknak a megfelelősége érdekében az AT feladata.
- Az Országos Atomenergia Hivatal berendezésekre vonatkozó mérési jegyzőkönyvének beszerzése a nyertes AT feladata
- A nyertes AT-nek rendelkeznie kell szerviz háttérrel (adott esetben alvállalkozó által). Szerviz megnevezése szükséges legkésőbb a szerződéskötéskor.

Nyertes AT feladata, hogy a meglévő rögzítési pontokra igazodó, egyedi rögzítési megoldást szállítson és telepítsen a teljesítés során. A korábbi röngten készülék eredeti rögzítési pontjait AK a korábbi – már befejezett felújítás – során meghagyta, azokat kívánja használni az új eszköz telepítése során. A meglévő rögzítési pontok összesen nyolc (8) darab, 10mm átmérőjű, függőleges menetes szárat jelentenek, amely menetes szárak a födém felső részén lapos konzolban végződnek, így azok rögzítése stabil és megfelelő lehetőséget biztosít a röntgen eszköz rögzítésére.
A pontos elhelyezkedés felmérésére, illetve méretvételezésre AK lehetőséget biztosít az eljárás során helyszíni bejárás keretében.
A teljes körű installáció magában foglalja a fenti eszköz beszerelését és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az üzembe állítást követően a berendezés használatának betanítását a felhasználó személyzet számára (maximum 40 órában 3 fő részére). A teljesítés továbbá magában foglalja az érvényes forgalomba hozatali engedély; mérési jegyzőkönyv és szakhatósági engedélyek átadását, az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyv felvételét, a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét, valamint a felhasználói kézikönyvek, használati utasítások átadását.
Az ajánlati ár tartalmazzon minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: műszaki csatlakozások kiépítését, berendezések helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, elektromos és informatikai csatlakoztatást-telepítést, az Informatikai szükségletek teljes költségét, próbaüzemeltetést, az üzemeltető képviselőinek betanítását, az esetlegesen szükséges szakhatósági egyeztetéseket. Az ajánlati árnak továbbá tartalmaznia kell: a gépspecifikus építési és szakipari munkák szakszerű kivitelezéséhez telepítési tervdokumentáció elkészítését; minden az üzembe helyezéshez és műszaki csatlakozásokhoz szükséges tartozékot, járulékos munkát, rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot; induló készletet, azaz a próbaüzemeltetéshez szükséges fogyóanyag mennyiséget.

Részletes előírások: Műszaki leírás és szerződéstervezet szerint.


Winner: SzamosMediko Kft.
Award value: 177026000
Number of bids: 4