Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-06-06
Buyer: Universitätsklinikum Jena
Country: DE
Contract type: Supplies
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 33110000: Imaging equipment for medical use | 33111610 | 48180000
Estimated value: 0.01 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Das Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie (IDIR) des UK Jena strebt im Sinne einer effizienten radiologischen Leistungserbringung, im Ergebnis der Ausschreibung, die Etablierung einer homogenen MRT-Infrastruktur an.
Die Radiologie betreibt 2 zu berücksichtigende Standorte für die klinische Versorgung, den ersten Bauabschnitt (1. BA, Haus C) und den zweiten Bauabschnitt (2. BA, Haus A). An jedem dieser Standorte ist ab 2018 ein Cluster aus je einem 1,5 Tesla MRT und einem 3 Tesla MRT vorzuhalten, so dass die klinische Versorgung an beiden Standorten in vergleichbarem Umfang der Anwendungsmöglichkeiten und Bildqualität möglich ist. An jedem Standort bestehen dafür jeweils zwei Geräteplätze.
Es ist eine möglichst redundante Ausstattung der beiden Standorte erwünscht, es ist zu beachten, dass im 1. BA die Notfallversorgung auch außerhalb der regulären Dienstzeiten stattfindet.
Der Tunneldurchmesser inkl. Einbauten und Verkleidung soll an der engsten Stelle ca. 70 cm betragen. Das Gradientensystem muss in jedweder Achse ca. 33 mT/m bei 120 T/m/s erreichen. Das HF-System muss mit mindestens 24 gleichzeitig auszulesenden analogen Empfangskanälen ausgestattet sein, oder über alternative Technologien verfügen, die es erlauben bessere Ergebnisse zu erzielen, was durch wissenschaftlich anerkannten Methoden quantifiziert werden muss. Die Aufstellung des Gerätes soll schnellstmöglich, spätestens jedoch im Q2/2018 erfolgen.
Der Anbieter tritt als Generalunternehmer (GU) auf und ist somit verantwortlich für die gesamte notwendige Raumausstattung und sämtliche Anpass- und Anschlussarbeiten, sowie deren kompletter Kostenübernahme. Dies betrifft für die Einbringung der Neugeräte und die Ausbringung der Altgeräte, die hierfür notwendigen Maßnahmen auf den Ein-/ Ausbringwegen (baulich, elektrotechnisch, HLS technisch, brandschutztechnisch, etc.), sowie deren ordnungsgemäße Widerherstellung. Weiterhin sind jegliche Maßnahmen baulicher Art (Fußbodenausgleich, Schwellen- und Laibungsanarbeitungen, Öffnungen in den Wänden, magn. Eisenabschirmung nach allen Seiten inkl. der hierfür notwendigen Vorleistungen, etc.) welche notwendig sind um die HF- Kabine zu stellen und anzubinden, selbstständig zu erbringen. Alle notwendigen Anschlussleistungen an die derzeit bestehenden elektrischen, datenbezogenen und gebäudeleittechnische Anschlüsse und Leitungen, sowie alle HLS- Anschlüsse (Quenchrohr, Lüftungsnetz, etc.) sind eigenverantwortlich zu realisieren.
Der Tunneldurchmesser inkl. Einbauten und Verkleidung soll an der engsten Stelle ca. 70 cm betragen. Das Gradientensystem muss in jedweder Achse ca. 45 mT/m bei 200 T/m/s erreichen. Das HF-System muss mit mindestens 48 gleichzeitig auszulesenden analogen Empfangskanälen ausgestattet sein, oder über alternative Technologien verfügen, die es erlauben bessere Ergebnisse zu erzielen, was durch wissenschaftlich anerkannten Methoden quantifiziert werden kann. Der Anbieter soll ein Rücknahmeangebot für ein Siemens Magnetom Symphony unterbreiten. Die Aufstellung des Gerätes soll im Q1/ 2020 erfolgen.
Der Anbieter tritt als Generalunternehmer (GU) auf und ist somit verantwortlich für die gesamte notwendige Raumausstattung und sämtliche Anpass- und Anschlussarbeiten, sowie deren kompletter Kostenübernahme. Dies betrifft für die Einbringung der Neugeräte und die Ausbringung der Altgeräte, die hierfür notwendigen Maßnahmen auf den Ein-/ Ausbringwegen (baulich, elektrotechnisch, HLS technisch, brandschutztechnisch, etc.), sowie deren ordnungsgemäße Widerherstellung. Weiterhin sind jegliche Maßnahmen baulicher Art (Fußbodenausgleich, Schwellen- und Laibungsanarbeitungen, Öffnungen in den Wänden, magn. Eisenabschirmung nach allen Seiten inkl. der hierfür notwendigen Vorleistungen, etc.) welche notwendig sind um die HF- Kabine zu stellen und anzubinden, selbstständig zu erbringen. Alle notwendigen Anschlussleistungen an die derzeit bestehenden elektrischen, datenbezogenen und gebäudeleittechnische Anschlüsse und Leitungen, sowie alle HLS- Anschlüsse (Quenchrohr, Lüftungsnetz, etc.) sind eigenverantwortlich zu realisieren.
Gefordert wird ein kompaktes, hochauflösendes Mehrkern Ganzkörper-Kernspintomographie-System (Magnetresonanztomograph, MRT) der Spitzenklasse mit supraleitendem 3 Tesla-Magneten, der jeweils neuesten Gerätegeneration des Anbieters inkl. Zubehör für die klinische Versorgung und Forschungskooperation im Bereich der interaktiven Echtzeitbildgebung. Das Gerät inkl. Zubehör muss geeignet sein um Untersuchungsanforderungen im Bereich der universitären Maximalversorgung zu erfüllen. Das System muss einen effizienten Workflow ermöglichen durch einfache Lagerung des Patienten, schnellen Spulen-Setup, und einer einfachen Auswertung der geforderten Untersuchungstechniken.
Der Tunneldurchmesser inkl. Einbauten und Verkleidung soll daher an der engsten Stelle ca. 70 cm betragen. Das Gradientensystem muss in jedweder Achse ca. 60 mT/m bei 200 T/m/s erreichen. Das HF-System muss mit mindestens 128 gleichzeitig auszulesenden analogen Empfangskanälen ausgestattet sein, oder über alternative Technologien verfügen, die es erlauben bessere Ergebnisse zu erzielen, was durch wissenschaftlich anerkannten Methoden quantifiziert werden kann.
Der Anbieter soll ein Rücknahmeangebot für ein Siemens Magnetom Sonata aus dem Raum 6212_U1_022 unterbreiten. Sowie ein Angebot für die Umsetzung des Siemens Magnetom Symphony aus Raum 6212_U1_034 in Raum 6212_U1_022. Alternativ kann ggf. eine Umrüstung von Siemens Magnetom Sonata auf Siemens Magnetom Symphony erfolgen. Die Aufstellung des neuen 3T MRT Gerätes soll schnellst möglich, jedoch spätestens im Q2/ 2018 im Raum 6212_U1_034 erfolgen.
Der Anbieter tritt als Generalunternehmer (GU) auf und ist somit verantwortlich für die gesamte notwendige Raumausstattung und sämtliche Anpass- und Anschlussarbeiten, sowie deren kompletter Kostenübernahme. Dies betrifft für die Einbringung der Neugeräte und die Ausbringung der Altgeräte, die hierfür notwendigen Maßnahmen auf den Ein-/ Ausbringwegen (baulich, elektrotechnisch, HLS technisch, brandschutztechnisch, etc.), sowie deren ordnungsgemäße Widerherstellung. Weiterhin sind jegliche Maßnahmen baulicher Art (Fußbodenausgleich, Schwellen- und Laibungsanarbeitungen, Öffnungen in den Wänden, magn. Eisenabschirmung nach allen Seiten inkl. der hierfür notwendigen Vorleistungen, etc.) welche notwendig sind um die HF- Kabine zu stellen und anzubinden, selbstständig zu erbringen. Alle notwendigen Anschlussleistungen an die derzeit bestehenden elektrischen, datenbezogenen und gebäudeleittechnische Anschlüsse und Leitungen, sowie alle HLS- Anschlüsse (Quenchrohr, Lüftungsnetz, etc.) sind eigenverantwortlich zu realisieren.
Im Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie (IDIR) soll im Gesamtkonzept MRT ein System zur Nachbearbeitung der erfassten MRT-Daten inkl. 3D-Rendering beschafft werden. Das System soll eine integrative Lösung mit den bereits vorhandenen bzw. ggf. einzubindenden EDV-Systemen bilden, die folgende übergeordnete Aufgaben abdeckt:
— Empfang von medizinischen Bildern, Filmen und Reporten aus dem vorhandenen PACS (Picture Archiving and Communication System) von anderen Modalitäten zur Ansicht von Vorbefunden,
— Weiterleitung der finalen Bilder und Filme an das PACS des UKJ und damit Bereitstellung für sämtliche Kliniken und medizinisch autorisierten Arbeitsplätze und Personen des UKJ zur Nachbetrachtung.
Dabei sollen zur Kommunikation und Speicherung ausschließlich Standards in der medizinischen Informatik, also DICOM und ggf. HL7, verwendet werden. Die Gesamtlösung darf auch durch Integration multipler Systeme erfolgen. Diese Integration hat dann wiederum nahtlos und unter Nutzung genannter Standards zu erfolgen.


Winner: Siemens Healthcare GmbH
Award value: 0.01
Number of bids: 1