Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-10-20
Buyer: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33111000: X-ray equipment
Submission deadline: 2020-11-02
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Zakup,dostawa i uruchomienie aparatu RTG z ramieniem C oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi aparatu.
Zakup, dostawa i uruchomienie aparatu RTG z ramieniem C oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi aparatu.
Sprzęt fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.; zasilanie 230 V ± 10 % 50 Hz, jeden kabel zasilający cały zestaw; głębokość ramienia C min. 67 cm; odległość kołpak – detektor (wolna przestrzeń) min. 83 cm; odległość SID min. 105 cm; zakres ruchu poziomego ramienia C min. 20 cm; zakres ruchu pionowego ramienia C min. 40 cm; zmotoryzowany ruch pionowy; zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) min. 20
Zakres napięć fluoroskopii i radiografii min. 40–120 kV; fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 1 do 25 pulsów/s; prąd fluoroskopii impulsowej min. 200 mA Prąd radiografii cyfrowej min. 200 mA; układ minimalizujący dawkę przy skopii; automatyka doboru parametrów skopii.
Lampa z wirującą anodą, dwuogniskowa; prędkość rotacji anody min. 2 800 obr./min.; wielkość małego ogniska maks. 0,3; wielkość dużego ogniska maks. 0,6; filtracja całkowita min. 4,0 mm ek. Al; pojemność cieplna anody min. 340 kHU; dodatkowy układ chłodzenia cieczą lampy (w układzie zamkniętym, niezależny od systemu chłodzenia olejem anody), pozwalający na nieprzerwaną pracę urządzenia; szybkość chłodzenia anody min. 75 kHU/min; pojemność cieplna kołpaka (uwzględniając ekwiwalent układu chłodzenia) min. 5 000 kHU; kolimator typu Iris: okrągły lub prostokątny; kolimator szczelinowy z obrotem. blendy działające niezależnie od siebie (asymetrycznie); ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania z wizualizacją chwilowej pozycji; lokalizator laserowy na detektorze.
Detektor cyfrowy płaski CMOS [cm]; wielkość pola obrazowego 30 x 30 (± 1 cm); liczba pól obrazowych min. 3; współczynnik DQE [%] min. 70 %; wielkość matrycy detektora (w pikselach) min. 1 900 x 1 900.
Monitory (2 sztuki) min. 19 cali umieszczone na wózku o rozdzielczości min. 1 200 x 1 000; rodzaj monitorów: płaskie TFT, monochromatyczne lub kolorowe, z zaimplementowaną krzywą charakterystyki DICOM według wymagań dla monitorów przeglądowych; kąt widzenia (obrazu min. 170
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000 PLN. Procedura odwrócona art. 24aa Pzp. Zgodnie z art. 93 pkt 1a. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1. Towar dostarczony będzie w odpowiednim opakowaniu zapewniających prawidłowe warunki transportu i przechowania, posiadających informację w języku polskim. Wymagania te muszą znajdować się na opakowaniu lub w formie ulotki (w zależności od produktu), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Wykonawca dostarczy asortyment objęty przedmiotem umowy na własny koszt i odpowiedzialność do wyznaczonego miejsca, tj. do siedziby zamawiającego w dni robocze w godz. od 8.00–14.00. Koszty wykonania i ubezpieczenia asortymentu dostarczanego w ramach przedmiotu umowy do sumy ubezpieczenia równej wartości przedmiotu niniejszej umowy do czasu wydania zamawiającemu przedmiotu umowy pokrywa w całości wykonawca.
3. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o terminie wysyłki i przewidywanym terminie dostarczenia zamawiającemu asortymentu drogą telefoniczną pod numer telefonu zamawiającego: +48 774520435.
Zamawiający na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp podjął decyzję o skróceniu terminu na składanie ofert w niniejszym postępowaniu ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia wynikającą z konieczności doposażenia w nowoczesny sprzęt medyczny aparatu RTG z ramieniem C oraz otrzymaniem informacji z MZ o możliwości otrzymania dofinansowania z programu Profilaktyki Leczenia Układu Sercowo-Naczyniowego Polkard. Procedura zakupu i dostawy musi zakończyć się przed 10.12.2020.
O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ w zakresie wskazanym wyżej. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca musi: w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
a) złożyć aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;