Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-10-18
Buyer: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33190000
Estimated value: 55153.11 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Wirówka laboratoryjna stołowa				kpl.	4				  1.	Posiada znak CE. 2.	Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. 3.	Wymiary zewnętrzne nie mogą przekroczyć następujących wartości: (szer. x głęb. x wys.) 44 cm x 55 cm x 39 cm. 4.	Maksymalna masa bez rotorów 40 kg +/- 5%. 5.	Prędkość wirowania co najmniej 4500 rpm.  6.	Max przyspieszenie 3509 xg 7.	Urządzenie posiada efektywny systemem wentylacji. 8.	Urządzenie posiada możliwość ustawienia prędkości obrotowej, przyśpieszenia i czasu wirowania. 9.	Urządzenie posiada automatyczne przeliczanie RPM na RCF. 10.	Urządzenie posiada kontrolę niewyważenia wirnika.  11.	Urządzenie posiada możliwość programowania czasu wirowania w zakresie od 30 s do 99 min, skok co 30sek. 12.	Obroty RPM regulowane w zakresie od 100 do 4500, skok max 100 RPM. 13.	Urządzenie posiada funkcję krótkiego wirowania bez nastawiania parametrów (short). Funkcja obsługiwana oddzielnym przyciskiem. 14.	Urządzenie posiada silnik indukcyjny, bezobsługowy, nie wymagający konserwacji. 15.	Urządzenie wyposażone w termiczne zabezpieczenie silnika. 16.	Komora wirówki wykonana z metalu, odporna na korozję. Komora zapewniająca bezpieczeństwo podczas wystąpienia awarii rotora. 17.	Urządzenie posiada zabezpieczenie przed otwarciem komory podczas wirowania. 18.	Urządzenie posiada możliwość awaryjnego otwierania komory w przypadku awarii. 19.	Urządzenie posiada zabezpieczenie pod postacią blokady startu pracy przy otwartej pokrywie.  20.	Urządzenie posiada sterowanie mikroprocesowe z czytelnym wyświetlaczem. 21.	Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD. 22.	Wirówka wyposażona w rotor wychyłowy na probówki o wymiarach 13 x 82 mm i 16 x 106 mm, umożliwiający jednoczesne wirowanie 28 sztuk probówek o podanych wymiarach 23.	Rotor oraz pojemniki  metalowe na probówki , kompletne z możliwością autoklawowania. 24.	Wymiana rotoru we własnym zakresie przez użytkownika wirówki. 25.	Urządzenie posiadające możliwość zastosowania:        -rotoru horyzontalnego na płytki titracyjne lub bloki o RCF min. 2600xg,         -rotoru horyzontalnego z pojemnikami 4x200ml, RCF min 3300xg,         -rotor kątowy z pojemnikami na probówki 25ml, min 12 szt, RCF min 2600. 26.	Zasilanie prądem zmiennym 230 V/50 Hz. 27.	Urządzenie posiada akustyczną sygnalizację włączenia do sieci. 28.	Urządzenie będące wyrobem medycznym, posiadającym stosowną deklarację zgodności. 29.	Produkt zgodny z normami EN-61010-1, EN-61010-2-020, EN-61010-2-101. 30.	Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. 31.	Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu, nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.  32.	Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 33.	Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. 34.	Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. 35.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych ( obejmujących koszty pracy serwisu , dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez Zamawiającego. 36.	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin. 37.	Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni.  38.	Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym.


Winner: MPW MED. INSTRUMENTS” SPÓŁDZIELNIA PRACY
Award value: 55153.11
Number of bids: 2