Public procurement notice: Additional Information
Published: 2021-11-12
Buyer: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 18930000 | 31711140 | 33100000 | 33130000: Dental instruments and devices | 33140000: Medical consumables
Submission deadline: 2021-11-23
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: 1 Czujnik SpO2 typ MAX-I-I NELLCOR op. Po 24 szt. od 3 do 20 kg, Wymagane dołaczenie 3 szt próbek. op.67 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 1 do SWZ.
2 Czujnik SpO2 typ MAX-N-I NELLCOR op. Po 24 szt. poniżej 3kg i powyżej 40 kg. Wymagane dołaczenie 3 szt próbek. op. 109 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 1 do SWZ.
3 Czujnik jednopacjentowy sterylny, nie zawierający lateksu, bez DEHP, samoprzylepny dla dorosłych powyżej 30kg, w kształcie „8” do aplikacji na palec, dł. Kabla min 40 cm (bez wtyczki i plastra), sensor w technologii OxiMAX - tożsamość z Oximax potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem orginalnego wytwórcy technologii Oximax ( certyfikat/ oświadczenie dołączyć do oferty ), kalibrowany cyfrowo i analogowo zapewniający dokładność ( %SpO2) w zakresie 70- 100 % - 2 cyfry, w zakresie 60% - 80% – 3 cyfry – dokładność dla obu zakresów SPO2 potwierdziona w dokumentach rejestracyjnych lub w instrukcji obsługi zaoferowanych czujników – wymagane dołaczenie dokumentów potwierdzających do oferty). Prawidłowa identyfikacja czujnika przez pulsoksymetry z funkcją wyświeltalania nazwy poprzez wyświetlenie nr katalogowego podłączonego czujnika zgodnego z nr katalogowym na opakowaniu czujnika. Potwierdzone w dokumentach rejestracyjnych lub instrukcji obsługi zaoferowanych czujników wskazanie do stosowania u pacjentów pobudzonych, w ruchu oraz z niską perfuzją - wymagane dołaczenie potwierdzenia do oferty). Fotodetektor czujnika zabezpieczony miedzianą osłoną Faraday'a w celu redukcji interferencji elektromagnetycznych. Czujnik zatwierdzony do użycia przez producenta w instrukcji obsługi pulsoksymetrów będących w posiadaniu Zamawiającego.. Wymagane dołaczenie 3 szt próbek. op. 10
4 "Czujnik wielorazowy SpO2 Typ DY-S dla pacjentów powyżej 1 kg. Czujnik działący w technologii NellCor Oxi-Max wypełniajacy wszsytkie cechy tej technologii.
5 "Czujnik wielorazowy SpO2 Typ DS.-100A dla pacjentów powyżej 1 kg. Czujnik działący w technologii NellCor Oxi-Max wypełniajacy wszsytkie cechy tej technologii.
6 Czujnik wielorazowy SpO2 Typ OXI-P/I NELLCOR dla dzieci i niemowląt 3-40 kg Czujnik działący w technologii NellCor Oxi-Max wypełniajacy wszsytkie cechy tej technologii. szt. 4
7 "Czujnik temperatury naskórna sonda do pomiaru temperatury wyposażona w niskoalergizujący przylepiec.
8 Czujnik temperatury - sonda uniwersalna przełykowo-odbytnicza, bezlateksowa dostępna w rozmiarach 9 i 12 Ch 50 szt w opak op. 2
9 Cewnik Foleya z czujnikiem temperatury w rozmiarach od 8Ch do 18Ch w zależności od potrzeb Zamawiajacego. Pakowany po 12 szt w opakowania zbiorcze z jednego rozmiaru. Wykonany w 100% z silikonu, pozbawiony lateksy, sterylny. op. 10
10 Czujnik temperatury - Sonda wewnątrzuszna umiejscawiana w kanale słuchowym naprzeciw błony bębenkowej. Bezlateksowa 50 szt w opak op. 2
1 Czujnik SpO2 typ MAX-I-I NELLCOR op. Po 24 szt. od 3 do 20 kg, Wymagane dołaczenie 3 szt próbek. op.67 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 1 do SWZ.
2 Czujnik SpO2 typ MAX-N-I NELLCOR op. Po 24 szt. poniżej 3kg i powyżej 40 kg. Wymagane dołaczenie 3 szt próbek. op. 109 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 1 do SWZ.
3 Czujnik jednopacjentowy sterylny, nie zawierający lateksu, bez DEHP, samoprzylepny dla dorosłych powyżej 30kg, w kształcie „8” do aplikacji na palec, dł. Kabla min 40 cm (bez wtyczki i plastra), sensor w technologii OxiMAX - tożsamość z Oximax potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem orginalnego wytwórcy technologii Oximax ( certyfikat/ oświadczenie dołączyć do oferty ), kalibrowany cyfrowo i analogowo zapewniający dokładność ( %SpO2) w zakresie 70- 100 % - 2 cyfry, w zakresie 60% - 80% – 3 cyfry – dokładność dla obu zakresów SPO2 potwierdziona w dokumentach rejestracyjnych lub w instrukcji obsługi zaoferowanych czujników – wymagane dołaczenie dokumentów potwierdzających do oferty). Prawidłowa identyfikacja czujnika przez pulsoksymetry z funkcją wyświeltalania nazwy poprzez wyświetlenie nr katalogowego podłączonego czujnika zgodnego z nr katalogowym na opakowaniu czujnika. Potwierdzone w dokumentach rejestracyjnych lub instrukcji obsługi zaoferowanych czujników wskazanie do stosowania u pacjentów pobudzonych, w ruchu oraz z niską perfuzją - wymagane dołaczenie potwierdzenia do oferty). Fotodetektor czujnika zabezpieczony miedzianą osłoną Faraday'a w celu redukcji interferencji elektromagnetycznych. Czujnik zatwierdzony do użycia przez producenta w instrukcji obsługi pulsoksymetrów będących w posiadaniu Zamawiającego.. Wymagane dołaczenie 3 szt próbek. op. 10
3 Zestaw do aparatu Infinity C19112-01 Alcon, kaniula, HYDRODISSCTIOR 25G, obłożenie stolika 140x140cm,cystotom, IRR 25 G, obłożenie pacjenta 100x120cm,w/pch Infiniti, Basic Cassette, osłonki 0.9 No TIP, nóż sideport, DB 1.2mm, nóż HP Slit 2.6 mm, osłonka plastikowa na oko, mikrogąbki 6S, tip, Micro
TS 0.9 MMAB,30'KELM, kieliszek 60 CC, fartuch L, ocznik, gaziki 8PLY, 5x5cm, przylepce 2.5x13cm, ręcznik papierowy. szt. 36