Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-06-12
Buyer: Azienda ospedaliero-universitaria «San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona» di Salerno
Country: IT
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables | 38000000
Estimated value: 1932300 EUR
Submission deadline: 2018-07-25
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Fornitura di durata triennale, con le modalità di conto deposito, di dispositivi da destinare all'U.O.C. di Neuroradiologia
Fornitura di durata triennale, con le modalità di conto deposito, di dispositivi da destinare all'U.O.C. di Neuroradiologia.
Introduttore Lungo: indicato per l’introduzione di dispositivi interventistici nei vasi periferici, coronarici e neurovascolari. Corpo realizzato in Nylon, Pebax ed Uretano (con armatura in acciaio inox) e rivestimento interno in PTFE per tutta la lunghezza; disponibile in diverse versioni dritto e Multipurpose, lume interno da 0,088” e 6F, lunghezza 80 e 90 cm. Zona flessibile distale disponibile in quattro lunghezze, con rivestimento idrofilo negli ultimi 12 cm per facilitarne il posizionamento.
Catetere guida per PTA/catetere portante Adatto a navigazioni tortuose in assi vascolari ateromasici e dotato di ottimale stabilità prossimale e distale. Memoria affidabile di forma. Punta distale altamente radiopaca, in tecnologia multisegmento a doppio intreccio di fili in acciaio a sezione tonda e piatta (armatura IBRIDA). L’armatura ibrida garantisce ampio lume con un supporto e torque adeguato. Misure 6 F: 0.070" 7 F: 0.078" 8 F: 0.088" 9 F: 0.098" 55 cm o 90 cm a seconda dei modelli7/8/9 French.
Catetere guida 8F a rigidità variabile a doppio lume dotato di palloncino per l’occlusione dei vasi e il blocco temporaneo di flusso sanguigno. Corpo interno del catetere con fili di rinforzo intrecciati, corpo esterno in pebax con 5 zone di transizione a durometria variabile. Estremità distale con palloncino compliante e permeabile ai gas da 10 mm x 10mm. Volume di gonfiaggio max 0,6 ml. Marker radiopaco distale. Lume interno 0,084”, lunghezze da 85 cm e 95 cm.
Sistema di accesso intracranico realizzato in Nylon, Pebax ed Uretano (con armatura in acciaio inox), rivestimento interno in Ptfe disponibile in 2 diverse versioni, 6 F prossimale 6 F distale con lume interno da 0.070” e 6F prossimale rastremato a 5 F distale con lume interno da 0.053”, lunghezza 95, 105 e 115 cm. Zona flessibile distale disponibile in 3 lunghezze, 6, 8, 12 cm. Possibilitá di essere utilizzato in coassiale con il proprio catetere selettivo disponibile in 3 diverse configurazioni (BER, SIM, H1).
Cateteri Tromboaspirazione catetere per accesso distale da utilizzare singolarmente o in combinazione con un catetere guida portante; compatibileper l’aspirazione/rimozione di emboli o trombi. Per garantire un eccellente controllo di torsione ed una elevata resistenza al kinking, il catetere deve avere struttura rinforzata a doppio strato: spiralatura in acciaio e maglia metallica, nonché punta dritta arrotondata atraumatica radiopaca. Misure: 6F, lume interno 0,70 inch, lunghezza 125 cm e 131 cm Assenza di lattice Assenza di prodotti d’origine animale o biologica.
Catetere ad ampio lume di aspirazione (0.068"), lunghezza 132 cm, armatura in acciaio prossimale e nitinol distale con 14/16 segmenti a flessibilitá progressiva. Compatibile con pompa di aspirazione, con regolazione del vuoto, dotata di serbatoio di raccolta liquidi (non sterile) filtro e Tubo di Aspirazione (sterile) di interconnessione pompa-micro catetere con valvola RHV.
Catetere a singolo lume con corpo a durometria variabile con 15 sezioni a flessibilità differente per garantire supporto prossimale e flessibilità e morbidezza distale, disponibile con segmento distale retto flessibile da 14 cm. Lume interno da 0.060” con diam ext prossimale 6F e distale 5,4F. Armatura in Nitinol, resistenza al kinking e all’ovalizzazione del lume.Rivestimento idrofilico esterno per ridurre la frizione durante l’utilizzo nel sistema vascolare. Marker radiopaco distale per una corretta visualizzazione e posizionamento durante la scopia, raccordo tipo luer prossimale che permette di effettuare gli attacchi per l’irrigazione e l’aspirazione. Lunghezza 132 cm. Misure 0.060", lunghezza 132 cm.
Microcatetere da riperfusione, microcatetere idrofilico per tromboaspirazione, armato in nitinol dotato di marker radiopaco sulla punta. Necessario diametro interno da 0,025”, 0.035", 0.041"per trattamento vasi medio-distali intracranici. Assenza di lattice. Assenza di prodotti d’origine animale o biologica.
Kit per recupero trombi intracranici per il trattamento di ictus ischemico Sistema di recupero trombi intracranici a forma di stent non distaccabile, in Nitinol autoespandibile completamente radioopaco e totalmente visibile in scopia, dotato di 2 o 3 marker radiopachi sulla sezione distale a seconda del diametro. Struttura tubolare con maglie chiuse orientate verticalmente per l’inclusione del trombo.
Dotato di forza radiale differenziata, maggiore nella fase iniziale di apertura e decrescente in maniera progressiva, fino al raggiungimento del diametro massimo per una minore traumaticità sul vaso. Dotato di uno spingitore con diametro di 0.015” e 0.018” e lunghezza 180 e 190 cm, rivestito nella parte distale da una spirale in acciaio inossidabile per maggiore supporto. Diametri da 3mm, 4mm e 6mm; lunghezze 20mm, 25mm, 30mm. Possibilità di avere una configurazione con sezione a spirale nella parte distale. Possibilità di kit con microcatetere per il rilascio dedicato con diametro interno 0.017”, 0.021” e 0,027” e lunghezze 150 e 157 cm.
Stent Retrivier: Lo stent deve essere in Nitinolo, auto-espandibile, a celle chiuse, completamente retraibile e può essere posizionato da un singolo operatore Lo stent deve presentare 3 o 4 markers radiopachi distali (a seconda delle misure, per una migliore valutazione nelle differenti acquisizioni angiografiche) e un marker prossimale che ne delimitano la lunghezza complessiva, oltre che markers all’interno delle maglie del dispositivo, distanziati a 5, 6 oppure 10mm. Misure:
Sistema di recupero trombi intracranici a forma di stent in nitinol autoespandibile a celle chiuse, anello prossimale chiuso che definisce la struttura tubolare non aperta, non deformabile durante l’uso. Disponibile anche in nitinol completamente radiopaco. Presenta 1 marker radiopaco prossimale e 2 distali, ricatturabile e riposizionabile. Disponibile nelle misure da mm 4x20, 5x40 e 6x30, compatibili con microcatetere da 0.021”, e mm 3x20 e 4x20, compatibile con microcatetere da 0.0165”.
Sistema di recupero trombi intracranici: dispositivo stent-retriver auto-espandibile in nitinolo a celle chiuse. Dispositivo non impiantabile.

Eligibility requirements: Per tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.

Award value: 1932300