Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-12-21
Buyer: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Γ.Ν. «Βενιζέλειο»
Country: GR
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33122000: Ophthalmological equipment
Estimated value:  EUR
Submission deadline: 2018-02-22
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Κασέτα μικρής τομής φακοθρυψίας κλειστού τύπου, για αντλία συστήματος ventury μη μετατρεπόμενη σε περισταλτική, που λειτουργεί με συμβατικούς υπερήχους στα 28,5 Khz. Με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης χωρητικότητας τουλάχιστον 300 ml και φίλτρο που να διασφαλίζει την ασφάλεια της επέμβασης όταν χρησιμοποιείται πολύ υψηλή αναρρόφηση. Να περιέχει κάλυμμα τραπεζίου και οθόνης μηχανήματος, δυο standard sleeve έγχυσης, κλειδί βελόνας φακοθρυψίας (tip), θάλαμο δοκιμών και φίλτρο σταθεροποίησης θαλάμου για επεμβάσεις υψηλής αναρρόφησης μιας χρήσεως.
Kασέτα υαλοειδεκτομής, πλήρης, με δοχείο συλλογής υγρών επέμβασης 300 ml, λειτουργία έγχυσης με τη χρήση βαρύτητας. Να περιέχει ενδοφωτισμό ευρείας γωνίας, στειλεό υαλοειδεκτομής τύπου γκιλοτίνας 23 g, σετ τροκάρ, κάνουλα και βαλβίδα σκληρού χιτώνα 23 g, συμπληρωματική γραμμή αναρρόφησης, γραμμή έγχυσης, σύριγγα 10 cc luer lock, δοκιμαστικό θάλαμο σιλικόνης, συνδετικό με δυο άκρα αρσενικά luer, κάλυμμα τραπεζιδίου οθόνης και τηλεχειριστηρίου, για μηχάνημα με αντλία ventury μη μετατρεπόμενη σε περισταλτική, με δυνατότητα υαλοειδεκτομής 5.000 κοπών / λεπτό, διαθερμία, ενσωματωμένο σύστημα endolaser, διπλή πηγή φωτός και ειδικά φίλτρα κατά της φωτοτοξικότητας της πηγής ενδοφωτισμού για τη μέγιστη δυνατή προστασία του αμφιβληστροειδούς (κίτρινο, πράσινο, πορτοκάλι), μιας χρήσεως.
Συνδυαστική κασέτα υαλοειδεκτομής, πλήρης, με δοχείο συλλογής υγρών 300 ml, επέμβασης λειτουργία έγχυσης με τη χρήση πεπιεσμένου αέρα. Να περιέχει ενδοφωτισμό ευρείας γωνίας, στειλεό υαλοειδεκτομή τύπου γκιλοτίνας 25 g, σετ τροκάρ, κάνουλα και βαλβίδα σκληρού χιτώνα 25 g, συμπληρωματική γραμμή αναρρόφησης, γραμμή έγχυσης, σύριγγα 10 cc luer lock, δοκιμαστικό θάλαμο σιλικόνης, συνδετικό με δυο άκρα αρσενικά luer, κάλυμμα τραπεζιδίου οθόνης και τηλεχειριστηρίου, συσκευή διάνοιξης ορού, δυο standard sleeve έγχυσης, κλειδί βελόνας φακοθρυψίας (tip), για μηχάνημα με αντλία ventury μη μετατρεπόμενη σε περισταλτική, με δυνατότητα υαλοειδεκτομής 5.000 κοπών / λεπτό, διαθερμία, ενσωματωμένο σύστημα endolaser, διπλή πηγή φωτός και ειδικά φίλτρα κατά της φωτοτοξικότητας της πηγής ενδοφωτισμού για τη μέγιστη δυνατή προστασία του αμφιβληστροειδούς (κίτρινο, πράσινο, πορτοκάλι), μιας χρήσεως.
Εστιακός ενδοφωτισμός 25 g χωρίς χρήση αντάπτορα για μηχάνημα με αντλία ventury μη μετατρεπόμενη σε περισταλτική, με δυνατότητα υαλοειδεκτομής 5.000 κοπών / λεπτό, διαθερμία, ενσωματωμένο σύστημα endolaser, διπλή πηγή φωτός και ειδικά φίλτρα κατά της φωτοτοξικότητας της πηγής ενδοφωτισμού για τη μέγιστη δυνατή προστασία του αμφιβληστροειδούς (κίτρινο, πράσινο, πορτοκάλι), μίας χρήσεως.
Σύστημα αφαίρεσης ελαίων/ σιλικόνης με σύριγγα για χρήση με μηχάνημα με αντλία ventury μη μετατρεπόμενη σε περισταλτική, με δυνατότητα υαλοειδεκτομής 5.000 κοπών / λεπτό, διαθερμία, ενσωματωμένο σύστημα endolaser, διπλή πηγή φωτός και ειδικά φίλτρα κατά της φωτοτοξικότητας της πηγής ενδοφωτισμού για τη μέγιστη δυνατή προστασία του αμφιβληστροειδούς (κίτρινο, πράσινο, πορτοκάλι), μιας χρήσεως.
Σύστημα έγχυσης ελαίων/σιλικόνης για χρήση με μηχάνημα με αντλία ventury μη μετατρεπόμενη σε περισταλτική, με δυνατότητα υαλοειδεκτομής 5.000 κοπών / λεπτό, διαθερμία, ενσωματωμένο σύστημα endolaser, διπλή πηγή φωτός και ειδικά φίλτρα κατά της φωτοτοξικότητας της πηγής ενδοφωτισμού για τη μέγιστη δυνατή προστασία του αμφιβληστροειδούς (κίτρινο, πράσινο, πορτοκάλι), μίας χρήσεως.
Ενδοδιαθερμία 23 g για μηχάνημα με αντλία ventury μη μετατρεπόμενη σε περισταλτική, με δυνατότητα υαλοειδεκτομής 5.000 κοπών / λεπτό, διαθερμία, ενσωματωμένο σύστημα endolaser, διπλή πηγή φωτός και ειδικά φίλτρα κατά της φωτοτοξικότητας της πηγής ενδοφωτισμού για τη μέγιστη δυνατή προστασία του αμφιβληστροειδούς (κίτρινο, πράσινο, πορτοκάλι), μίας χρήσης.
Chandelier 25 g με ρυθμιστή έντασης φωτός από τη λαβή (χωρίς να γίνονται αλλαγές από το μηχάνημα), χωρίς χρήση αντάπτορα, για μηχάνημα με αντλία ventury μη μετατρεπόμενη σε περισταλτική, με δυνατότητα υαλοειδεκτομής 5.000 κοπών / λεπτό, διαθερμία, ενσωματωμένο σύστημα endolaser, διπλή πηγή φωτός και ειδικά φίλτρα κατά της φωτοτοξικότητας της πηγής ενδοφωτισμού για τη μέγιστη δυνατή προστασία του αμφιβληστροειδούς (κίτρινο, πράσινο, πορτοκάλι) μίας χρήσεως.
Στυλεός backflush αναρρόφησης 23 g με ατραυματικό άκρο σιλικόνης με male luer slip ή female για χρήση χωρίς ή με μηχάνημα με αντλία ventury μη μετατρεπόμενη σε περισταλτική, με ενσωματωμένο σύστημα endolaser, διπλή πηγή φωτός και ειδικά φίλτρα κατά της φωτοτοξικότητας της πηγής ενδοφωτισμού για τη μέγιστη δυνατή προστασία του αμφιβληστροειδούς (κίτρινο, πράσινο, πορτοκάλι), μίας χρήσεως.
Στυλεός backflush αναρρόφησης 25g με male luer slip η female για χρήση χωρίς ή με μηχάνημα με αντλία ventury μη μετατρεπόμενη σε περισταλτική, με ενσωματωμένο σύστημα endolaser, διπλή πηγή φωτός και ειδικά φίλτρα κατά της φωτοτοξικότητας της πηγής ενδοφωτισμού για τη μέγιστη δυνατή προστασία του αμφιβληστροειδούς (κίτρινο, πράσινο, πορτοκάλι), μίας χρήσεως.
Βελονοαναρρόφηση πυρήνα καταρράκτη τύπου fragmatome 20ga για χρήση με μηχάνημα με επιλογή αντλίας ventury η περισταλτική, με δυνατότητα υαλοειδεκτομής 7.500 κοπών / λεπτό, διαθερμία, ενσωματωμένο σύστημα endolaser με διπλή πηγή φωτός, μίας χρήσης.
Ίνες ενδοφωτισμού τύπου torpedo για αμφίχειρες τεχνικές για χρήση με μηχάνημα με επιλογή αντλίας ventury η περισταλτική, με δυνατότητα υαλοειδεκτομής 7.500 κοπών / λεπτό, διαθερμία, ενσωματωμένο σύστημα endolaser με διπλή πηγή φωτός, μίας χρήσης.
Ενδοδιαθερμία μονοπολική 23/25g για χρήση με μηχάνημα με επιλογή αντλίας ventury η περισταλτική, με δυνατότητα υαλοειδεκτομής 7.500 κοπών / λεπτό, διαθερμία, ενσωματωμένο σύστημα endolaser με διπλή πηγή φωτός, μίας χρήσης.
Στυλεός ενδοφωτισμού 25GA διάχυτος με κρύσταλλο ζαφειριού για χρήση με μηχάνημα με επιλογή αντλίας ventury ή περισταλτική, με δυνατότητα υαλοειδεκτομής 7.500 κοπών / λεπτό, διαθερμία, ενσωματωμένο σύστημα endolaser με διπλή πηγή φωτός, μίας χρήσης.
Καλώδια διαθερμίας οφθαλμολογικά υγρού πεδίου για χρήση με μηχάνημα με επιλογή αντλίας ventury ή περισταλτική, με δυνατότητα υαλοειδεκτομής 7.500 κοπών / λεπτό, διαθερμία, ενσωματωμένο σύστημα endolaser με διπλή πηγή φωτός.