Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-08-24
Buyer: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Estimated value: 118500 BGN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ "Света Анна" – София АД - Част Четвърта
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ "Света Анна" – София АД ( част четвърта) по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не по-дълъг от 2 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя.
Тораколумбални титаниеви универсални винтове; нископрофилна глава; 5,5mm ширина на отвора и 9,9mm дълбочин
Тораколумбални титаниеви универсални винтове; нископрофилна глава; 5,5mm ширина на отвора и 9,9mm дълбочина на отвора на главата; 16mm височина на главата;  диаметър на винта от 4.0 до 8,5 mm, през 0,5mm; дължина на винта от 20mm до 90mm, през 0,5mm;  30° ротация на винта спрямо главата; титаниева фиксираща шапка с 90° заключжащ се механизъм; 5,5 Nm на затягане;  титаниеви прави пръчки с дължина от 35mm до 600mm с многоъгълен край; титаниеви профилирани пръчки с дължина от 30mm до 150mm; ;  система интегриранa с невромониторинг;  съвместима с биокомпоненти;  съвместима със задна шийна стабилизаци.- 15 броя
Автоматична едностепенно заключваща се титаниева плака от 10mm до 100mm за едно, две , три или четири нива и ст
Автоматична едностепенно заключваща се титаниева плака от 10mm до 100mm за едно, две , три или четири нива и стъпка от 2 mm до 4 mm в зависимост от нивото; външна ширина 16mm, вътрешна ширина 11mm  и дебелина 1,8mm; възможност за фиксирана, подвижна или хибридна конструкция; титаниеви самонарезни фиксирани винтове от 10mm до 20mm; диаметър на винта 4.0 mm и 4.5 mm; титаниеви самонарезни подвижни винтове от 10mm до 20mm; диаметър на винта 4.0 mm и 4.5 mm; +/- 18 ° подвижност на винтовете; ъгъл на подвижните винтове - цефало-каудален 10°/0° и медиален 6°;  система интегрирана с невромониторинг;  съвместима с биокомпоненти - 5 броя
Саморегулираща се клапна система за деца и възрастни. Клапен механизъм работещ на три етапа – Етап 1 – при скоро
Саморегулираща се клапна система за деца и възрастни. Клапен механизъм работещ на три етапа – Етап 1 – при скорост на потока 5 ml/час, отговарящ на налягане от 30 до 120mm/H2O; – Етап 2 - при скорост на потока 20 ml/час, независимо от разликата в налягането, отговарящ на налягане от 120 до 300mm/H2O;  – Етап 3 - незабавно възстановяване на нормално ICP при неочаквано повишение на налягането, отговарящ на налягане над 300mm/H2O. Дължина на клапния механизъм 36mm; ширина 12,5mm; височина 5,8mm. Синтетичен рубинов щифт. Силиконова диафрагма. Синтетична рубинова основа. Без метални компоненти. 100% съвместима с MRI. Нископрофилен antechamber; интегриран полисулфонатен конектор;  дренажен катетър с отворен край и маркери (110 cm, F7); отделен прав вентрикулен катетър (15cm, F8) с рентгеноконтрастни точки на всеки 2 см; прав, полипропиленов конектор; Luer конектор; водач под прав ъгъл; насочвач. Без необходимост от добавяне на GCA или ASD /аксесоар за налягане или антисифонен механизъм/ - 10 броя
Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ "Света Анна" – София АД - Част Четвърта


Winner: Вес Корект ЕООД
Award value: 118500
Number of bids: 1