Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-03-26
Buyer: Тракийски университет
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33190000
Estimated value: 263506 BGN
Submission deadline: 2020-04-24
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора
„Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“.
Поръчката е обособена в позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Надграждане на видеолапароскопска система“ – 1 брой; - обособена позиция № 2 „Система за интраоперативна сонография“ – 1 брой; - обособена позиция № 3 „Артроскоп“ – 1 брой; - обособена позиция № 4 „Висок клас ехографска система за дерматология и диагностика на тумори“ - 1 брой; - обособена позиция № 5 „Системи за дистанционен трансфер на образ, видео и данни /оборудване за 2 зали/“; - обособена позиция № 6 „Спектрофотометър на отражение VIS“ – 1 брой; - обособена позиция № 7 „Софтуер за оценка на семенна течност“ – 1 брой.
Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11
1. Аспирационно-иригационна помпа за лапароскопия:-1; 1.1. Дебит поне 2 L/min; 1.2. Вградена вакуум помпа; 1.3. Наличие на визуална и акустична обратна връзка;1.4. Възмонжост за монтаж на тролей и на статив; 1.5. Ниво на генерирания шум при работа не по-високо от 80 dB; 1.6. Aспирационно-иригационна ръкохватка с управление с лостчета или бутони; 1.7. Радиочестотна идентификация (RFID) за проследяване на консумативите; 1.8. Аксесоари: комплекти стерилни еднократни маркучи за аспирация, иригация и вакуум с вграден филтър- мин. по 10 бр. 2.Мобилен ендоскопски тролей от медицински клас:- 1, 2.1.Поне три рафта за оборудване; 2.2. Артикулираща стойка за LCD монитор; 2.3. Спирачен механизъм на минимум две от четирите колела
2.4. Електрическо захранване. 3. Пациентна пластина, гумирана за многократна употреба.- 1, 4. Автоклавируем монополярен кабел за лапароскопски инструменти с 4 мм конектор.- 1; 5. Автоклавируем биполярен кабел за лапароскопски инструменти с 4 мм конектор. - 1; 6. Биполярен дисектор тип Мериленд 5х330-350 mm, челюсти 19-21 mm, автоклавируем, ротация на 360?. - 1; 7. Иглодържател- прав, автоклавируем, 5х330-350 mm. - 1; 8. Ултразвукова ножица 5x340 mm, за УЗ скалпел SonoSurg, извита, ВЧ съвместима, подравнена дръжка, автоклавируема. - 1; 9. Ултразвукова ножица 5x190 mm, за УЗ скалпел SonoSurg, закривена, ВЧ съвместима, подравнена дръжка, автоклавируема.- 1; 10. Щипка за биопсия - овална с шип, ротационна, диаметър на работния канал до 2.8mm, дължина на работния канал до 1950 mm, многократна.- 1; 11. Щипка за биопсия - овална с шип, диаметър на работния канал до 2.8мм, дължина на работния канал до 1950 мм, многократна.- 1; 12. Щипка за биопсия - овална с шип, диаметър на работния канал до 2.8мм, дължина на работния канал до 2300 мм, многократна.- 1; 13. Щипка за биопсия - кръгла, диаметър на работния канал до 2.8мм, дължина на работния канал до 1550 мм, многократна.- 1; 14. Щипка за биопсия - кръгла, диаметър на работния канал до 2.8мм, дължина на работния канал до 2300 мм, многократна.- 1; 15. Полипектомична примка - овална, дебелина на жицата до 0,47мм, диаметър на отваряне до 25мм, работна дължина до 2300 мм, многократна с включени дръжка и кожух.- 1;16. Полипектомична примка - овална, дебелина на жицата до 0,47 мм, диаметър на отваряне до 15 мм, работна дължина до 2300 мм, многократна. - 1;17. Двойно действащ нож с функция водна струя- тип топче, дължина на ножа до 1.5 мм, за диаметър на работния канал мин. 2.8мм, работна дължина до 2300мм, еднократен.- 1;18. Дистален накрайник със страничен отвор за ESD процедури.- 10; 19. Дистален накрайник за ESD процедури, мек, прав, външен диаметър поне 12,4 мм, еднократен- 10; 20. Комплект апликатор и предварително зареден многократно отварящ се ротационен клипс, дължина на рамото – поне 11мм, ъгъл на отваряне на челюстите мин. 135 градуса, диаметър на работния кaнал до 2.8 мм, работна дължина поне 2300мм, еднократен.- 5
Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11
1. Режими на работа и основни характеристикиВсички стандартни режими на изобразяване, включително: Спектрален - PW, HPRF PW доплер със скоростен обхват не по-малко от 7,5 м / сек; Спектрален - CW доплер със скоростен обхват не по-малко от 15 м / сек – да е възможно надграждане; Максимална скорост на анализ при спектрален доплер 40 КHz или повече; Цветен доплер с регистрация на максимални скорости не по-малко от 3,5 м/сек, цветен тъканен доплер; Да е налична функция за автоматична корекция на ъгъла в режим Доплер; Мощностен доплер с цветно кодиране на посоката на кръвотока; Друг вид доплер осигуряващ висока разделителна способност с дирекционална функция; Автоматичен Доплер анализ в реално време
Широколентово тъканно хармонично изобразяване от последно поколение; Широколентово контрастно хармонично изобразяване от последно поколение – да е възможно надграждане; Триплекс режим; Мултидирекционален М-режим в реално време с 3 или повече симултантни плана, цветен м-режим; Едновременно изобразяване на 2Д и 2Д+Цветен доплер в реално време
Сива скала - 4000 или повече нива; Честотен обхват на системата - до 16 MHz в хармоничен режим; Динамична аподизация при обработка на сигналите; 2. Характеристики на изобразяване: Максимална честота на кадрите да достига над 900 кадъра / сек
Дълбочината на изобразяване да може да достига 30 см; Да е възможна корекция на образа спрямо скоростта на ултразвука в изследваната тъкан; Да е възможно изобразяване едновременно на образ с нормална и образ с намалена скорост в реално време в 2Д и цветен доплер режими; Функция за премахване на зърнисти артефакти (Speckle reduction); Функция за изграждане на композитен образ от поне 3 образа получени при сканиране под различен ъгъл; Да е възможен избор на ъгъл на сканиране при изграждане на композитен образ; Функция панорамен / трапецовиден образ; Функция томографско изобразяване чрез продължително сканиране вкл. в режим цветен доплер; функция за автоматична оптимизация на образа с една команда
Функция за оптимизация видимостта на гранични структури с избор ниво на действие –поне 8 нива; 3D изобразяване, приложимо при работа с конвенционален конвексен и линеарен трансдюсер; Анализ на 3D образ - мултисрезови изображения - избор на брой срезове и разстояние между тях; Анализ на 3D образ - многопланови изображения в 3 равнини със свободно преместване на всеки план в пространството; Вертикално усилване на образа (TGC) в избрани сегменти с възможност за запаметяване на настройката; Апаратът да притежава големи възможности за оптимизиране на образите при сканиране на различни типове пациенти и различни дълбочини чрез адаптация на работната честота - поне 4 изборни работни честоти за всеки от режимите на работа - 2Д, цветен доплер, PW доплер; Избираеми от оператора минимум 4 работни честоти на трансдюсерите за хармонично сканиране; Възможност за промяна параметрите на образа след Freeze (усилване, контраст и др); Филтър за движение на съдовите стени при цветен доплер с поне 15 нива на действие. 3. Измервания и калкулации: Апаратът да съчетава оптимални възможности за интраоперативна ехография и разширени възможности за анализ и специализирани изследвания; Апаратът да разполага с пълен пакет стандартни и специализирани програми за изчисление в диагностиката на коремни органи, нефрология, урология, повърхностни структури, периферни съдове. Да е възможно автоматично измерване дебелина на комплекс интима/медия; Програма за изчисление обем на бъбрек,пикочен мехур,остатъчен обем на урина, кортикална дебелина, семенно мехурче, специализирани програми за ренални артерии,дебит на кръвоток, ПЗП, надбъбрек;Рапорт; Програма за контрастно усилена ехография, да е възможен тригерен режим и режим натрупване – да е възможно надграждане, вкл. софтуер за анализ на образи от КУЕ - криви време / интензитет, субтракция. 4. LCD Touch (сензорен) панел за контрол на работните менюта с диагонал над 25 см; Мониторт - LCD, размер не по-малко от 17 инча, променливи посок и др.
Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11
1. Ендокамерен блок с интегриран LED светлинен източник; Видеоендоскопски процесор с HDTV резолюция 1080p, формат на образа 16:9 или 16:10. TV система PAL; Автоматично регулиране нивото на осветеност в зависимост от повърхността на обекта и разстоянието до него; Избор за менюта с настройки и на български език; Възможност за управление на функциите и въвеждане на данните и от отделна клавиатура; Минимум един USB изход за преносима Флаш памет; Електронен ZOOM; управление на иригационна помпа; Управление на видео принтер; Управление на система за архив; Функция за структурно подобрение на образа; USB изход за преносима Флаш памет; Цветови филтър за визуализация на тъканни изменения и анализ на туморна прогресия; Съвместимост с хирургични глави за камери и флексибилни ендоскопи за интубация с висока резолюция (HD) на чипа в дисталния край; Поне един изход за SDTV сигнал и един изход за HDTV сигнал. 2. Монитор с диагонал поне 27 (двадесет и седем) инча и плосък екран: Резолюция: минимум 1920х1080. 3. Мобилен ендоскопски тролей: Поне три рафта за оборудване; Стойка за LCD монитор; Спирачен механизъм на минимум две от четирите колела; Електрическо захранване. 4. Олекотена глава за камера с Моаре филтър: Минимум 2 програмируеми бутона; Максимално тегло (без кабела): до 45 грама; Адаптер за бързо съчленяване с телескопи. 5. Автоклавируем телескоп с ъгъл на зрение 30
Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

Eligibility requirements: Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

Award value: 263506