Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-12-15
Buyer: Тракийски университет
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000
Estimated value: 68609.99 BGN
Submission deadline: 2018-01-18
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора.
Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора. Поръчката е обособена в 7 (седем) позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Аналитична везна“; обособена позиция № 2 „Денситометър със софтуер за анализ на 1-D и 2-D колориметрични гелове — документационна система“; обособена позиция № 3 „Апарат PCR с градиентен и чувствителен на допир дисплей“; обособена позиция № 4 „Компактна водна баня със загряване до 100
Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.
1 (един) брой апарат със следните характеристики: – режим за приготвяне на буфери: вградени рецепти за не по-малко от 10 от най-често използваните буфери; – режим на работа за приготвяне на стандартни разтвори по молекулна маса и автоматично изчисляване на необходимото количество вещество; – функция рецепти – възможност за предварително задаване на рецепти и изпълнението им от оператор чрез следване стъпките на дисплея на везната; – капацитет: Не по-малък от 120 g; – точност: Не по-лоша от 0.1 mg; – възпроизводимост: Не по-лоша от 0.1 mg; – линейност: Не по-лоша от 0.2 mg; – размер на блюдото: Не по-малко от ?90mm; – Автоматична вътрешна калибрация – стабилност на чувствителността по отношение на температурата: ±2 ppm/
Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.
1 (един) брой със следните характеристики: – образи на различни колориметрични проби в 1-D и 2-D гелове: колориметрични петна, слота, ивици, филмови химиолуминесцентни блота и авторадиограми; – 1-D и 2-D А4 скенер с високо качество с възможности за улавяне на преминала и отразена светлина (with transmittance and reflectance modes); – оптична резолюция: 2400dp; – максимална големина на геловете: 20.9x28.5cm (reflectance) и 19.7x23.7cm (transmittance); – резолюция: 16-bit сива скала; 48-bit цветна скала; – обхват на сканираната оптична плътност (OD) – 3.8 OD; – обхват на спектър за сканиране – 430-745nm;
— интерфейс: USB 2.0, Firewire; – 240VAC; – анализиращ софтуер (Analysis software..) за количествен гел анализ на 1-D и 2-D гелове след документирането на геловете с възможности за мултиплексен анализ.
Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.
1 (един) брой със следните характеристики: – възможности за амплифициране на ДНК (PCR анализ) в стандартен и градиентен температурен режим (с градиентен бок); – формат на блока: 96 х 0,2 ml единични PCR епруветки и една 96-ямкова микроплака и 12х 8 стрипа по 0.2 ml с опции за взаимно заменяне на блока; – режим на работа: стандартен и градиентен PCR; – 6 пелтиер елементи или повече (8); – 6 контролни вериги с термодвойки или повече (8); – ниво на макс. загряване и охлаждане 40 С/ сек; – баланс на блока: ±0.250С; – температурен обхват на термоблока: 4 до 105
Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.
1 (един) брой със следните характеристики: – загряване до точка на кипене (1000 С) с директно потапяне на пробите (епруветките); –осигурява постоянна, постоянна работа при 100
— резервоар от неръздаема стомана – 5 л или повече литра; – аналогов контрол (управление); – регулируем регулатор на енергията, осигуряващ стабилно кипене; – аксесоари за различни видове проби: епендорф епруветки, 10 мл епруветки, 50 мл епруветки; – 230VAC 50/60Hz Euro plug.
Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.
1 (един) брой със следните характеристики: 1. Автоматичен ELISA анализатор за изследователска лабораторна работа: – диапазон – не по-малък от 340–800nm; –светлинен източник – Волфрам-халогенна лампа; – работа с 12, 24, 48 и 96-ямкови плаки; – динамичен обхват – не по-малък от 0–3.2 OD; – точност – 0.5 % при 1 OD при 450 nm; – репродуктивност/прецизност – 0.8 % при 0.1–2.0 OD при 450 nm; – оптична система на основата на монохроматор – без необходимост от филтри; –автоматична калибрация и самодиагностика; – детекционна система – 2 силиконови диода – един за измерване и един референтен; – скорост на отчитане: не повече от 35 s; – вградена функция за разклащане на плаките – в не по-малко от 4 режима на работа; – вграден USB интерфейс за връзка с принтер и РС; – възможност за допълнително предоставяне на валидационна плака; Подходящ за следните приложения:
— абсорбционни измервания – ELISA, количествено определяне на протеини, клетъчна пролиферация, клетъчна преживяемост и др. – кинетични измервания на ензими чрез автоматично измерване през времеви интервали, – клетъчно-базирани измервания изискващи постоянно разбъркване на пробата, – измервания на чистота на пробата, – определяне на замърсеност, абсорбционен пик, формиране на продукт чрез сканиране при различни дължини на вълната, – софтуер за контрол на апарата, потребителско администриране, създаване на методи, управление и съхранение на данни; – без необходимост от експорт на данни в Excel. 2 .Автоматично измиващо устройство (уошер) – система без вакуум и налягане; – възможност за обработка на 96- и 384-ямкови плаки; – не по-малко от 4 различни линии за течности и бутилки, позволяващи гъвкави комбинации между измиващи и изплакващи разтвори; – 8 канала с шлаухи за миене и изплакване на 96-ямкови плаки; – възможност за доокомплектоване с 12 или 16 канала за 96/384-ямкови плаки; – измиване без докосване на ямката благодарение на автоматичното разпознаване на дълбочината й; – 3 различни изплакващи начина; – остатъчен обем в ямките – не повече от 1 μl; – регулируем обем за накапване (впръскване) – в диапазон не по-малък от 50 до 2000 μl избираем със стъпка 50 μl; – цветно кодирани шлаухи за лесна смяна,

Eligibility requirements: Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

Award value: 68609.99