Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-03-20
Buyer: УМБАЛ „Света Анна“ — София АД
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Estimated value: 8174086.8 BGN
Submission deadline: 2018-04-23
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна“ — София АД
Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна“ — София АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 2 часа от получаване на писмена заявка от възложителя. Оставащият срок на годност на медицинските изделия и консумативи следва да е не по-малък от 75 % от обявения от производителя към датата на доставката.
Предлаганите специфични медицински изделия и консумативи следва да отговарят на минималните изисквания, заложени в спецификацията, изготвена от възложителя.
До 60 броя — предна шийна стабилизация с титаниева плака. Титаниева плака с дължини от 20 мм до 90 мм, винтове с дължини 12, 14, 16 и 18 мм, диаметър на винта 4 мм.
Цервикална титаниева плака за едно ниво с автоматично заключване на винтове по двойки на всеки прешлен.
До 10 бр.  — цервикална титаниева плака за едно ниво с автоматично заключване на винтове по двойки на всеки прешлен. Размер на плаки: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, и 26 мм. 6 градуса неутрален ъгъл на аксиално ниво, 9 градуса ъгъл на латерално ниво. Допълнителна ангулация до 9 градуса на всяка една посока. До 4 бр. титаниеви винтове със звездовидно захващане с диаметър 4,0 мм и 4,5 мм и дължина от 10 мм до 24 мм.
Цервикална титаниева плака за две нива с автоматично заключване на винтове по двойки на всеки прешлен.
До 10 броя  — цервикална титаниева плака за две нива с автоматично заключване на винтове по двойки на всеки прешлен. Размер на плаки: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 40, 43 и 46 мм. 6 градуса неутрален ъгъл на аксиално ниво, 9 градуса ъгъл на латерално ниво. Допълнителна ангулация до 9 градуса на всяка една посока. До 6 бр. титаниеви винтове със звездовидно захващане с диаметър 4,0 мм и 4,5 мм и дължина от 10 мм до 24 мм.
Цервикална титаниева плака за три нива с автоматично заключване на винтове по двойки на всеки прешлен.
До 10 броя  — цервикална титаниева плака за три нива с автоматично заключване на винтове по двойки на всеки прешлен. Размер на плаки: 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66 и 69 мм. 6 градуса неутрален ъгъл на аксиално ниво, 9 градуса ъгъл на латерално ниво. Допълнителна ангулация до 9 градуса на всяка една посока. До 8 бр. титаниеви винтове със звездовидно захващане с диаметър 4,0 мм и 4,5 мм и дължина от 10 мм до 24 мм.
Цервикална титаниева плака за четири нива с автоматично заключване на винтове по двойки на всеки прешлен.
До 5 броя  — цервикална титаниева плака за четири нива с автоматично заключване на винтове по двойки на всеки прешлен. Размер на плаки: 60, 64, 68, 72, 76, 80 и 84 мм. 6 градуса неутрален ъгъл на аксиално ниво, 9 градуса ъгъл на латерално ниво. Допълнителна ангулация до 9 градуса на всяка една посока. До 10 бр. титаниеви винтове със звездовидно захващане с диаметър 4,0 мм и 4,5 мм и дължина от 10 мм до 24 мм.
Цервикална титаниева плака за пет нива с автоматично заключване на винтове по двойки на всеки прешлен.
До 5 броя  — цервикална титаниева плака за пет нива с автоматично заключване на винтове по двойки на всеки прешлен. Размер на плаки: 85, 90, 95 и 100 мм. 6 градуса неутрален ъгъл на аксиално ниво, 9 градуса ъгъл на латерално ниво. Допълнителна ангулация до 9 градуса на всяка една посока. До 12 бр. титаниеви винтове със звездовидно захващане с диаметър 4,0 мм и 4,5 мм и дължина от 10 мм до 24 мм.
До 60 броя  — предна шийна стабилизация с плака: автоматична едностепенно заключваща се титаниева плака от 10 mm до 100 mm за едно, две, три или четири нива и стъпка от 2 mm до 4 mm в зависимост от нивото; външна ширина 16 mm, вътрешна ширина 11 mm и дебелина 1,8 mm; възможност за фиксирана, подвижна или хибридна конструкция; титаниеви самонарезни фиксирани винтове от 10 mm до 20 mm; диаметър на винта 4,0 mm и 4,5 mm; титаниеви самонарезни подвижни винтове от 10 mm до 20 mm; диаметър на винта 4,0 mm и 4,5 mm; +/- 18


Award value: 8174086.8