Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-08-11
Buyer: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000 | 33111720 | 33141200
Estimated value: 3397677 PLN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Sukcesywne dostawy materiałow dla Zakładu Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy.
1. Dostępne średnice zewnętrzne: 6F; 6.5F, 7F, 7.5F , 8F, 8.5F;     światło wewnętrzne co najmniej 0,071” dla 6F; 0.070” dla 6.5F, 0,081” dla 7F i 7.5 F oraz 0,090” dla 8F i 8.5F; miękka, atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii końcówka; odporny na załamania i zagięcia; zachowujący niezmienne światło na całej długości, łącznie z końcówką; metalowy, zbrojony, składający się z drutu oplot, zapewniający bardzo dobre podparcie dostępna wersja „bezkoszulkowa” o bardzo dużym świetle wewnętrznym przy zachowaniu zewnętrznego wymiaru na poziomie 6F i mniejszym do zabiegu z dostępu promieniowego; cewnik powinien charakteryzować się dużą siłą podparcia, pamięcią kształtu.	szt.	100
1. Prowadnik ciśnieniowy przystosowany do wykonywania badań przy użyciu angiografu Siemiens Artis One; łączność z aparatem do pomiaru FFR; warunkiem realizacji przetargu jest bezpłatne udostępnienie aparatu do pomiaru FFR, bezpłatne przeglądy techniczne oraz bezpłatny serwis gwarancyjny. Dodatkowe cechy: długość robocza prowadnika – 185cm średnica prowadnika – 0.014” ( większe/równe 0.36mm), końcówka 3 cm dobrze widoczna w skopii, do manualnego kształtowania; możlwość demontażu i zastosowania prowadnika pormiarowego jako prowadnika angioplastycznego 0,014”; zakres pracy od -45mmHg do 300mmHg
1. Mikrocewnik do naczyń wieńcowych przedłużający dla cewnika prowadzącego; dostępny w średnicach 5F, 6F, 7F, 8F; do zastosowania z cewnikami prowadzącymi 5F, 6F, 7F i 8F; konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie i kontynuację zabiegu przez Y-konektor połączony z cewnikiem – matką, miękki, elastyczny i atraumatyczny koniec roboczy cewnika; długość użytkowa 150 cm; długość przedłużającego segmentu RX  25 cm dla średnic 5, 6,7, 8F; oraz 40 cm dla 6F long, dystalnie umieszczony marker dobrze widoczny w skopii; światło wewnętrzne min. 0,057” (dla cewnika 6F), min. 0,063” (dla cewnika 7F), min. 0,072” (dla cewnika 8F)
1. Cewniki o zakresie średnic 5F i 6F; dwuwarstwowa ściana z PTFE, przy czym warstwa zewnętrzna bardziej miękka warstwa wewnętrzna sztywniejsza i twardsza; przepływ kontrastu 4-22 ml/sek; odporność na wysokie ciśnienie przepływu kontrastu do 1000 psi; zbrojony podwójnym oplotem stalowym, z miękką końcówką atraumatyczną o długości 2-4 cm dla ściany naczynia; średnice wewnętrzne, 5F – min. 0,047”,  6F –  min. 0,051”; zakres długości od 100 do 125 cm; wybór krzywizn spośród co najmniej JL, JM, JR, AL, AR, by-pass L, by-pass R, MP, BLK, łącznie z dedykowanymi krzywiznami z dostępu promieniowego typu TIG, TIG II oraz BLK; możliwość wykonania jednym cewnikiem diagnostyki prawej i lewej tętnicy wieńcowej przez lewy dostęp promieniowy.
1. Cewnik balonowy pokrywany lekiem antyproliferacyjnym do leczenia restenozy w stencie, rozmiary: 2,5 /15mm 2,5/20, 3/15, 3/20, 3,5/15, 3,5/20, 4/15, 4/20 mm. Dawka leku 2 ug na mm2. Profil końcówki natarcia 0.017"
1. Kopułka do przetwornika ciśnień typ SP-844, kompatybilna z czujnikiem do aparatu Simens Artis One zmożliwością rejestracji dwóch lini ciśnień.	szt.	2 000
1. System składający się z filtra w kształcie koszyczka i niezależnego prowadnika; wysoce elastyczny filtr koszyczkowy o średnicy od 2,5 do 7,0 mm; koszyczek (o średnicy porów filtra 120 mikrometrów) dobrze widoczny w skopii, prowadnik ruchomy niezależny od koszyczka, posiadający minimum 5 stopni sztywności.
1. Prowadnik ciśnieniowy przystosowany do wykonywania badań przy użyciu angiografu Simens Artis One łączność z aparatem do pomiaru FFR; warunkiem realizacji przetargu jest bezpłatne udostępnienie aparatu do pomiaru FFR, bezpłatne przeglądy techniczne oraz bezpłatny serwis gwarancyjny.  Dodatkowe cechy: hydrofilny prowadnik ciśnieniowy średnicy 0,014'', sygnał ciśnienia dystalnego przesyłany światłowodem,dryft (dokładność pomiaru) <1mmHg na godzinę długość prowadnika 175cm, konstrukcja prowadnika z rdzeniem nitinolowym, umieszczonym w tubie ze stali nierdzewnej 3,5cm widoczna w skopii i elastyczna końcówka.
1. Prowadniki o średnicy 0,014”; końcówka prosta i J; długość 190 i 300 cm; różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian – ponad 20 rodzajów prowadników o minimum 10 stopniach sztywności; różne sztywności części proksymalnej i środkowej; dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej	szt.	300
1. Cewniki do ultrasonografi wewnątrzwieńcowej (IVUS). Warunkiem realizacji przetargu jest bezpłatne udostępnienie aparatu do IVUSa, bezpłatne przeglądy techniczne oraz bezpłatny serwis gwarancyjny.  W przypadku awarii sondy bezpłatna wymiana w ciągu 3 dni. Dodatkowe cechy: kompatybilność z prowadnikiem angioplastycznym średnicy 0,014'',kompatybilny z cewnikiem prowadzącym F6; wyposażony w element wyciągający (tzw. pullback) z min. 3 prędkościami przesuwu - w tym: 0,5; 1 mm/s i szybszy; maksymalna długość jednoczasowej akwizycji: 120mm; opcja wyboru częstotliwości - co najmniej dwie częstotliwości, w tym jedna mniejsza/równa 60 MHz; Budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150 mm bez zmiany pierowtnego położenia cewnika
Dystalna część prowadnika upleciona z 13 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika, rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip o sztywności końcówki 0,5 i 0,7g
Prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii oraz do zabiegów w ciasnych zmianach.
Prowadniki do angiopalstyki wieńcowej do rekanalizacji przewlekłych okluzji wieńcowych (CTO)(Prowadniki do PCI do CTO I rzutu)
Dostępne prowadniki o sztywność końcówki 0,5g, 0,6g; 0,8g; 1,0g; 3g; 3,5g; 4,5g; 6g; 9g; 12g,  z powłoką hydrofilną, płaszczem polimerowym i częścią dystalną pokrytą silikonem oraz z dystalną częścią uplecioną z 8 drutów zapewniającą wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika.


Winner: Tietze Medical Sp. z o.o.
Award value: 3397677
Number of bids: 2