Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-11-29
Buyer: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Estimated value: 22000 BGN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"  разделена в 19 броя позиции и съответните подпозиции,  подробно описани в ГЛАВА  ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
19.02.Комплект за ПТКА.  Y-конектор 9.5F , включващ: прав лумен и лумен за страничен достъп. Хемостатична клапа, разположена на проксималния край на правия лумен с бутон " PUSH-CLICK". Дистален край с въртящ се мъжки накрайник тип LUER. Лумен за страничен достъп, позволяващ монтиране на налягане и вливане. Въвеждаща игла с тъп накрайник  за въвеждане на водачи (до 0.018"). Ротатор за управление на водачи от 0.010" до 0.014"бр.100
19.04.Покривка за маса 150 x 240 cm, с абсорбираща част 75 x 140 cm; Целулозна кърпа 19 x 25 cm; Абсорбирационна подложка 56 x 80 cm; Адхезивна кърпа 50 x 50 cm; Ангиографски чаршаф
19.05.Ангиографски чаршаф за феморален и радиален достъп с подсилена абсорбираща зона, с два прозрачни панела по дължината на двете страни - 240 х 340 cm - 1 бр.; чаршаф с адхензиф 50 х 50 cm - 1 бр; чаршаф за инстументална маса 150 х 200 cm - 1 бр;  медицински кърпи 40 х 40 cm - 4 бр; подсилени предпазни престилки - 2 бр.бр.1000
19.07.Трипътно кранче с удължител с налягане до 4 bar; въртене на 360 градуса; радиално и аксиално подвижно фиксиране; прозрачен корпус; дължина 25cm.бр.300
19.08.Трипътно кранче с налягане до 4 bar; въртене на 360 градуса; радиално и аксиално подвижно фиксиране; прозрачен корпус.бр.100
19.10.Интравенозна система за различни контейнери 180 cm, с пластмасова игла с въздуховзимащ канал с бактериален филтър и капаче, хидрофобен филтър предпазващ от протичане и контаминация позволяващ автоматично обезвъздушаване; винтова връзка към пациента; устойчива на налягане 2 bar; не съдържаща DEHPбр.80
19.11.Канюла за инфузия без инкорпориран порт, тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил. Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина на катетъра, без крилца 20 G, (1.1 x 32 mm), 60 ml/min (PUR)бр.2000
19.12.Трипътно спирателно кранче за високо налягане - до 72  bar/1050 psi с ротационен адаптер / десен/ с луер лок бр.400
19.13.Трикомпонентна перфузорна спринцовка (съвместима с перфузор Браун), Тип Луер-лок, без игла. Материал – полипропилен, специално обработени плъзгащи повърхности, розрачен цилиндър; неизтриваща се градуировка нанесена под 45 градуса спрямо положението на спринцовката в помпата. Обем 50 ml.бр.20
19.14.Трансдюсер комплект камера за измерване на кръвно налягане за еднократна употреба. 150 cm, 3 cc/час, прозрачен, валидиран чрез Габарит тест за прецизност, стерилен,непирогенен, без латекс. Съвместим с хемодинамична станция "Notocord", използваща интерфейсен кабел тип BP с четири пина.бр.40
19.15.Перфузионен катетър за първична ангиопластика с Dotter ефект позволяващ реканализация на артерията без фрегментация на тромба с профил от 0.017 - 1.45 mm. Диаметър на проксималния шафт 2.3 F. Диаметър на дисталния шафт 4.35 F. Дължина 138 - 140 cm.бр.2
19.16.Тромб - аспирационен катетър, скосен връх, термично обработен връх; Наличие на метална оплетка в стената за добър контрол при въртене. Два диаметъра на катетъра, съвместими с 6 F и 7 F въвеждащи катетри, със съответно дължини 140 cm и 145 cmбр.10
19.17.КАТЕТЪР биполярен пейсиращ с дезиле. Електод за временна кардио стимулация биполярен. Дължина на електрода 110см. Материал стоманен покрит с ренгено позитивен полимер. С размер 5F - ангулиран; правбр.20


Winner: ИНФОМЕД ЕООД
Award value: 22000
Number of bids: 6