Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-09-02
Buyer: Klinikum Hanau GmbH
Country: DE
Contract type: Supplies
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 33100000 | 33110000: Imaging equipment for medical use | 33111610
Submission deadline: 2017-10-04
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Lieferung und Instandhaltung eines 1.5 TESLA MRT-Systems für das Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie des Klinikums Hanau. Weitere Beschreibung siehe Ziffer II.2.4.
Lieferung und Instandhaltung eines 1.5 TESLA MRT-Systems für das Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie des Klinikums Hanau. Benötigt wird ein digitales 1.5 MRT-Tomographie-System mit Tunnelöffnung von mindestens 700 mm und effektivem maximalen Messfeld-Durchmesser (FoV) von mindestens 500 mm. Das MRT muss für die gesamte klinische MRT-Routinediagnostik sowie für die Routine-Funktionsmessung einsetzbar sein. Mindestanforderungen an das MRT-System sind u. a.: Gradienten mit einer Amplitude von = 45 mT/m (effektiver Achswert: = 70 mT/m) und einer gleichzeitigen Slewrate von bis zu 200 mT/m/ms (ca. 345 mT/m/ms effektiv). Digitale HF-Hochfrequenzsender und -empfänger, Anzahl der unabhängigen Empfangskanäle = 48. Patienten-Lagerungssystem mit Tischplatte von hoher Tragkraft, d. h. mindestens 220 kg. Benötigt werden zudem ein MRT-tauglicher Kontrastmittelinjektor (digitaler MR-Kontrastmittelinjektor) und eine HF-Kabine für die Nutzung und Betrieb des angebotenen 1.5 TESLA MRT-Systems. Zum 1.5 TESLA MRT-System und zum MR-tauglichen KM-Injektorsystems ist die Instandsetzung (Vollwartung) für einen Zeitraum von 10 Betriebsjahren anzubieten. Weitere anzubietende Dienstleistungen sind Projektierung, Projektüberwachung, Personal- / Nutzertraining etc. Die Altanlage ist abzubauen und zu verwerten. Die angebotenen Sequenzen müssen auf einer separaten Workstation eines im Klinikum bereits vorhandenen MRT-Systems ausgewertet werden können. Dazu ist ggf. zusätzlich benötigte Hard- und/oder Software für die Auswertung ggf. zu entwickeln und mitanzubieten. Werden Komponenten außerhalb des Geltungsbereichs der Medizinprodukte-Betreiberverordnung angeboten, ist die Beschaffung bzw. Miete zusätzlich abzustimmen. Für die bereitzustellende Hard- und/oder Software haben die Bieter konzeptionelle und innovative Lösungen anzubieten.
1. Umsätze der letzten 3 Geschäftsjahre über mit dem Auftrag vergleichbare Leistungen (vgl. Ziffer III.1.2). Die angegebenen Umsätze der Geschäftsjahre werden zusammengerechnet. Der Bewerber mit der höchsten Summe erhält 5 Punkte, die übrigen Bewerber erhalten proportional weniger Punkte. Die erreichte Punktzahl wird mit dem Faktor 1 gewichtet, sodass maximal 5 Punkte erreichbar sind.
2. Anzahl der vergleichbaren Referenzen (vgl. Ziffer III.1.3) Nr. 1); Vergleichbarkeit setzt mindestens Lieferung und Instandhaltung eines 1.5 TESLA MRT-Systems voraus. Der Bewerber mit den meisten Referenzen erhält 5 Punkte, die übrigen Bewerber proportional weniger Punkte entsprechend der Anzahl vergleichbarer Referenzen. Die erreichte Punktzahl wird mit dem Faktor 1 gewichtet, sodass maximal 5 Punkte erreichbar sind.
3. Anzahl der deutschsprachigen Mitarbeiter der (Service-) Dienststelle(n) im Geschäftsbereich Lieferung und Instandhaltung von 1.5 TESLA MRT-Systemen (vgl. Ziffer III.1.3) Nr. 2), wobei der Bewerber mit der höchsten Anzahl 5 Punkte erhält, die übrigen Bewerber proportional weniger Punkte entsprechend ihrer Anzahl. Die erreichte Punktzahl wird mit dem Faktor 1 gewichtet, sodass maximal 5 Punkte erreichbar sind.
4. Qualifikation der Mitarbeiter im Bereich Lieferung und Instandhaltung von 1.5 TESLA MRT-Systemen (vgl. Ziffer III.1.3) Nr. 3). Die Qualifikation wird als Ganzes bewertet. Eine als sehr hoch bewertete Qualifikation erhält 5 Punkte, etc., eine als ungenügend bewertete Qualifikation 0 Punkte. Die erreichte Punktzahl wird mit dem Faktor 1 gewichtet, sodass maximal 5 Punkte erreichbar sind.
5. Qualitätssicherung im Bereich der Lieferung und Instandhaltung von 1.5 TESLA MRT-Systemen (vgl. Ziffer III.1.3) Nr. 4). Eine als sehr gut bewertete Qualitätssicherung erhält 5 Punkte, etc.; eine als ungenügend bewertete Qualitätssicherung 0 Punkte. Die erreichte Punktzahl wird mit dem Faktor 1 gewichtet, sodass maximal 5 Punkte erreichbar sind.
Im Leistungsverzeichnis werden als fakultativ gekennzeichnete Merkmale bzw. Komponenten lediglich nachrichtlich nachgefragt, d. h. der Auftraggeber behält sich eine Beauftragung dieser Merkmale/Komponenten vor.
1. Kopie eines Auszugs aus dem Handels- bzw. Berufsregister; der Auszug darf nicht älter als 3 Monate sein, gerechnet vom Schlusstermin für den Eingang der Teilnahmeanträge (vgl. Ziffer IV.2.2)). Ausländische Bewerber legen einen gleichwertigen Nachweis vor.
2. Eigenerklärung zum Nichtvorliegen der Ausschlussgründe nach § 123 Abs. 1 Nr. 1 bis 10, Abs. 2 und 3 und Abs. 4 Nr. 1 GWB und zum Nichtvorliegen der Umstände nach § 124 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GWB.
3. Eigenerklärung, dass die Verpflichtungen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 19.12.2014 (GVBl. 2014, 354) bekannt sind und beachtet werden, insbesondere die gemäß § 7 HVTG geforderten Erklärungen auf Verlangen des Auftraggebers vor Beendigung des Vergabeverfahrens abgegeben werden.
Die vorstehend geforderten Erklärungen und Unterlagen sind bei Bewerbergemeinschaften für jedes Mitglied einer Bewerbergemeinschaft gesondert vorzulegen.
Eigenerklärung mit Angabe der Umsätze des Unternehmens in den letzten 3 Geschäftsjahren aus dem Geschäftsbereich medizinische Bildgebung mit 1.5 TESLA MRT-Systemen, aufgeschlüsselt nach Umsätzen für Lieferung und für Instandhaltung.
1. Eigenerklärung zu Referenzen über Lieferung und Instandhaltung von 1.5 TESLA MRT-Systemen in den letzten 3 Jahren in Deutschland mit Angaben zu Auftraggeber, Leistungsumfang (z. B. Lieferung und Instandhaltung MRT-System, MRT taugliches km-Injektorsystem, HF-Kabine, Abbau- und Verwertung der Altanlage).
2. Eigenerklärung zur Qualifikation der vorstehend aufgeführten deutschsprachigen Mitarbeiter (Angaben in Vollkräfte) der (Service-) Dienststelle(n) im Geschäftsbereich Lieferung und Instandhaltung von 1.5 TESLA MRT-Systemen.

Eligibility requirements: 1. Kopie eines Auszugs aus dem Handels- bzw. Berufsregister; der Auszug darf nicht älter als 3 Monate sein, gerechnet vom Schlusstermin für den Eingang der Teilnahmeanträge (vgl. Ziffer IV.2.2)). Ausländische Bewerber legen einen gleichwertigen Nachweis vor. 2. Eigenerklärung zum Nichtvorliegen der Ausschlussgründe nach § 123 Abs. 1 Nr. 1 bis 10, Abs. 2 und 3 und Abs. 4 Nr. 1 GWB und zum Nichtvorliegen der Umstände nach § 124 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GWB. 3. Eigenerklärung, dass die Verpflichtungen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 19.12.2014 (GVBl. 2014, 354) bekannt sind und beachtet werden, insbesondere die gemäß § 7 HVTG geforderten Erklärungen auf Verlangen des Auftraggebers vor Beendigung des Vergabeverfahrens abgegeben werden. Die vorstehend geforderten Erklärungen und Unterlagen sind bei Bewerbergemeinschaften für jedes Mitglied einer Bewerbergemeinschaft gesondert vorzulegen.