Public procurement notice: Additional Information
Published: 2021-02-01
Buyer: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33190000
Submission deadline: 2021-02-12
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wyrobów medycznych stosowanych terapii ECMO, którego szczegółowy opis i zakres zawarto w Załączniku nr 1–5 do SIWZ.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za ofertę równoważną Zamawiający będzie uważał osprzęt kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego, o parametrach jakościowych nie niższych niż opisane oraz funkcjonalności, przeznaczeniu i zastosowaniu wymaganym w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania pozycji, w których zastosowano rozwiązania równoważne.
4. W przypadku gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy produktów, normy – Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych równych lub wyższych od określonych w dokumentacji.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do produktów opisywanych przez Zamawiającego ...
Układ pacjenta dla dużych przepływów. Oksygenator membranowy jednorazowy z zestawem drenów, kopułką pompy, zintegrowanymi przetwornikami ciśnień połączony fabrycznie i wyposażony w układ do szybkiego wypełniania/odgazowania. Złącza do kaniul zabezpieczone przed przypadkowym zakażeniem w kasecie. Układ przystosowany do przepływów krwi w przedziale min. 1,1 -7 L/min. Pojemność krążenia pozaustrojowego ok. 670 ml. Zintegrowany wymiennik ciepła, czynna powierzchnia wymiany gazowej nie mniejsza niż 1,8 m˛. Porty gazu w standardzie wejścia 1/4” wyjścia 3/8”; porty krwi w standardzie 3/8”; kopuła pompy o wypełnieniu maks. 17 ml. Układ pokryty jałową powłoką albuminowo-heparynową do długotrwałego stosowania – min. 28 dni, do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Novalung. 20 szt..
Kaniula dwuświatłowa z powłoką heparynizującą w rozmiarach: 18F - 170 mm i 24F – 240 mm. W zestawie zintegrowany poszerzacz, prowadnik, 2 zaciski, skalpel, igła punktująca; Porty krwi w standardzie 3/8”; Kaniula w pełni obracalna – nie wymaga kontroli umiejscowienia za pomocą echa przezprzełykowego; Port odpowietrzający. Kaniula pokryta jałową powłoką albuminowo-heparynową do długotrwałego stosowania – min. 14 dni. 10 szt.
Układ pacjenta dla dużych przepływów. Oksygenator membranowy jednorazowy z zestawem drenów, kopułką pompy, zintegrowanymi przetwornikami ciśnień połączony fabrycznie i wyposażony w układ do szybkiego wypełniania/odgazowania. Złącza do kaniul zabezpieczone przed przypadkowym zakażeniem w kasecie. Układ przystosowany do przepływów krwi w przedziale min. 1,1–7 l/min. Pojemność krążenia pozaustrojowego ok. 670 ml. Zintegrowany wymiennik ciepła, czynna powierzchnia wymiany gazowej nie mniejsza niż 1,8 m˛. Porty gazu w standardzie wejścia 1/4” wyjścia 3/8”; porty krwi w standardzie 3/8”; kopuła pompy o wypełnieniu maks. 17 ml. Układ pokryty jałową powłoką albuminowo-heparynową do długotrwałego stosowania – min. 28 dni, do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Novalung. 20 szt.
Kaniula dwuświatłowa z powłoką heparynizującą w rozmiarach: 18F – 170 mm i 24F – 270 mm. W zestawie zintegrowany poszerzacz, prowadnik, 2 zaciski, skalpel, igła punktująca; porty krwi w standardzie 3/8”; kaniula w pełni obracalna – nie wymaga kontroli umiejscowienia za pomocą echa przezprzełykowego; port odpowietrzający. Kaniula pokryta jałową powłoką albuminowo-heparynową do długotrwałego stosowania – min. 14 dni. 10 szt.