Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-12-15
Buyer: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000 | 33112200 | 33195100
Submission deadline: 2018-12-20
Award criteria: Mixed

Technical requirements: A kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő orvostechnikai eszközök ajánlatkérő (AK) általi megvásárlása több részajánlati kör biztosítása mellett. Kizárólag új termék ajánlható meg, melynek meg kell felelnie 4/2009 (III. 17) EüM rendeltnek.
Szakmai ajánlatként az ajánlatnak tartalmaznia kell részenként valamennyi megajánlott termék (fantázia)nevét, gyártóját, típusát, valamint a megajánlott termék nettó ellenértékét (HUF/db).
1 darab - Ajánlatkérő által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - monitorrendszer adásvétele.
Ajánlatkérő elfogad kiegészítő közbeszerzési dokumentumban(KKD) meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő egyenértékű eszközöket a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdése szerint. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia.
Kizárólag új termék ajánlható meg, melynek meg kell felelnie 4/2009 (III. 17) EüM rendeltnek.Valamennyi megajánlott termék esetén minimum 12 hónap garanciát szükséges vállalni.
Legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer.Ponthatárok:0-10. KÉ 2016. évi 147. szám alapján
Egyenes arányosítás:ágy melletti monitor, transzport monitor és betegmonitor sokktalanítóba: monitor min 5,5" legyen; ágy melletti monitor és betegmonitor sokktalanítóba működési ideje min 4 óra legyen
Pontkiosztás: valamennyi szempontnál a horizont megtelítés pillanatnyi és rövidtávú intervallumon belül változási tendenciát folyamatosan mutató megjelenés; valamennyi szempontnál a végtagi és mellkasi elvezetések ST értékeinek grafikus megjelenítési lehetősége minden páciensnél külön-külön radar grafikonon, melyen nyomon követhető az aktuális ST érték és annak rövid időben történt változása; valamennyi szempontnál a transzport modulok transzport alatt (offline) mért adatokat, trendeket tárolják és a következő monitorra helyezéskor (online) az adatok feltöltik a központba; vérnyomás mérések a központból indíthatók; ismétlődő képernyő csatlakozók megléte; nem használt betegszektor lekicsinylési lehetősége, amivel több görbe jeleníthető meg más szektorban; a betegállapot értékelés támogatásának (Scoring, EWS) megléte; a szepsis irányelvek (SSC) alkalmazásának támogatásának megléte; a megtekinthető munkaállomások kialakításának lehetősége
1 darab - Ajánlatkérő által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - monitorrendszer adásvétele.
Ajánlatkérő elfogad kiegészítő közbeszerzési dokumentumban(KKD) meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő egyenértékű eszközöket a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdése szerint. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia.
Kizárólag új termék ajánlható meg, melynek meg kell felelnie 4/2009 (III. 17) EüM rendeltnek.Valamennyi megajánlott termék esetén minimum 12 hónap garanciát szükséges vállalni.
Legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer.Ponthatárok:0-10. KÉ 2016. évi 147. szám alapján
Egyenes arányosítás:ágy melletti monitor, transzport monitor és betegmonitor sokktalanítóba: monitor min 5,5" legyen; ágy melletti monitor és betegmonitor sokktalanítóba működési ideje min 4 óra legyen
Pontkiosztás: valamennyi szempontnál a horizont megtelítés pillanatnyi és rövidtávú intervallumon belül változási tendenciát folyamatosan mutató megjelenés; valamennyi szempontnál a végtagi és mellkasi elvezetések ST értékeinek grafikus megjelenítési lehetősége minden páciensnél külön-külön radar grafikonon, melyen nyomon követhető az aktuális ST érték és annak rövid időben történt változása; valamennyi szempontnál a transzport modulok transzport alatt (offline) mért adatokat, trendeket tárolják és a következő monitorra helyezéskor (online) az adatok feltöltik a központba; vérnyomás mérések a központból indíthatók; ismétlődő képernyő csatlakozók megléte; nem használt betegszektor lekicsinylési lehetősége, amivel több görbe jeleníthető meg más szektorban; a betegállapot értékelés támogatásának (Scoring, EWS) megléte; a szepsis irányelvek (SSC) alkalmazásának támogatásának megléte; a megtekinthető munkaállomások kialakításának lehetősége.
AK a 3. részben meghatározott, „Transzport monitor”-hoz rendelt műszaki követelményeket módosította, azaz a "Az akkumulátor akár telepes működés közben is cserélhető-Igen" elvárást TÖRÖLTE. Megajánlott terméknek tehát nem kell megfelelnie a törölt minimumkövetelménynek. AK tájékoztatja érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy külön, egybeszerkesztett kiegészítő közbeszerzési dokumentumot nem ad ki, mely következtében a benyújtandó nyilatkozat esetében is kéri figyelmen kívül hagyni a hivatkozott minimumkövetelményt.