Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-09-22
Buyer: ASL ROMA 1
Country: IT
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33190000
Estimated value: 1813275 EUR
Submission deadline: 2023-11-06
Award criteria: Mixed

Technical requirements: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023, finalizzata all'affidamento della fornitura di materiale protesico e specialistico
Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023, finalizzata all'affidamento della fornitura di materiale protesico e specialistico necessario all'UOC Maxillo Facciale dell'ASL Roma 1 suddivisa in 23 Lotti
Sistema Modulare per Oncologia e Ortognatica. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire per tutta la durata del contratto lo strumentario dedicato in uso gratuito.
Sistema modulare indicato per chirurgia oncologica in titanio. Spessore placche 0.6 mm, 1 mm e 1,6 mm di grado II per fratture. Diametro viti standard 2.0 mm ed emergenza 2.3 mm; devono essere sia con testa a croce che a brucola anche autofilettanti e autopenetranti con codice colore e le placche devono essere sia bidimensionali che tridimensionali, sia precurvate che a scalino. Le placche rette devono essere a 2, 4, 6, 8, 16 e 40 fori
Sistema modulare indicato per osteosintesi del terzo medio e superiore dello scheletro facciale. Spessore placche 0.6 mm di grado II; 0,5 mm di grado IV e 0,3 mm in titanio CP, diametro viti 1.5mm anche in caricatori sequenziali sterili con lunghezza viti 3.5 mm, 4mm e 5mm. Le placche devono essere sia bidimensionali che tridimensionali compresi pannelli preformati e precurvati di spessore 0.3 mm per orbita e 0.6 mm per massiccio facciale. Le placche rette devono essere a 2 ,4 ,6, 8, 16, 20, 40 fori. Le placche da orbita devono avere almeno 3 lunghezze diverse.
Sistema modulare indicato per chirurgia condilare. Spessore Placche 1.0mm 1.8mm e 2,6mm di grado II. Viti con diametro 2.0mm e 2.4mm standard, emergenza 2.3mm e 2.7mm. Le Placche devono avere almeno 10 diverse configurazioni (sinistra e destra), tra cui le placche per la ricostruzione totale della mandibola/condilo in titanio e della fossa in polietilene in varie misure oltre a placche ambidestre. Le placche devono consentire sia l’avvitamento che il non avvitamento delle viti.
Custom made con tecnologia 3D. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire per tutta la durata del contratto lo strumentario dedicato in uso gratuito.
Kit con manufatti endoprotesici per ricostruzioni dello scheletro facciale customizzate con tecnica di fusione laser comprensive di modelli stereo litografici da TC ad altra fedeltà fusione laser
Kit con manufatti endoprotesici per ricostruzioni dello scheletro facciale customizzate con tecnica di fusione laser comprensive di modelli stereo litografici da TC ad altra fedeltà fusione laser selettiva delle polveri di Titanio, Zirconio,  Peek, Cromo cobalto e Poliammide e Polietilene ad alta densità, anche riassorbibili.  La Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la componentistica di fissaggio e i servizi necessari al processo di progettazione compresi nella fornitura.
Fissatori esterni per fratture di condilo composti da pin di ancoraggio lunghezza 70, 90, 110 mm, morsetti di collegamento diritti o angolati e barre di varie lunghezze. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire per tutta la durata del contratto lo strumentario dedicato in uso gratuito.
Lamine di osso eterologo malleabili con diversa rigidità di impianto a seconda delle esigenze chirurgiche. Misura 25 x 25 mm spessore 0,4 mm ca.
Lamine di osso eterologo malleabili con diversa rigidità di impianto a seconda delle esigenze chirurgiche. Misura 35 x 35 mm spessore 1 mm ca.
Siringhe pre-riempite di osso eterologo equino di gel misto a granuli per riempimento delle cisti mascellari da 1 cc.
Siringhe pre-riempite di osso eterologo equino di gel misto a granuli per riempimento delle cisti mascellari da 2 cc.
Membrana riassorbibile di origine suina bi-strato con una parte liscia ed una parte rugosa per la rigenerazione dei tessuti molli. Misura 25 mm x 25 mm ca

Eligibility requirements: Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Award value: 1813275