Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-05-21
Buyer: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33141320 | 33141323 | 33141620 | 33190000
Submission deadline: 2021-06-25
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: 13. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia posiadał wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania, pozwolenia, atesty, certyfikaty.
14. Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał następujące warunki (jeżeli dotyczy to jego specyfiki):
b) na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, że jest to produkt sterylny jednorazowego użytku lub biologicznie czysty jednorazowego użytku;
d) na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data ważności oraz numer seryjny;
Igły do trepanobiopsji, z wbudowanym, wewnętrznym mechanizmem przytrzymującym pobrany materiał, z uchwytem typu motylkowego, ostrzem tulipanowym, w uchwycie port Luer do podłączenie strzykawki, igła z wysuwanym mandrynem z zakończeniem typu trokar, uchwyt mandrynu łączony z uchwytem igły na zatrzask, w komplecie z igłą kaniulą do odłamywania pobranego materiału bez konieczności jej obracania, z jednostronnym wycięciem na końcu kaniuli o długości 32 mm, ze znacznikiem wskazującym jego położenie, dodatkowy mandryn do wypychania pobranego materiału z przesuwanym gumowym pierścieniem, w korpusie igły stopień wewnętrzny do przytrzymywania wyłamanego wycinka, dodatkowa nakładka na uchwyt kaniuli dla ochrony otworu w uchwycie, na nakładce i uchwycie mandrynu elementy przeciwpoślizgowe, osobny łącznik Luer-Luer-Lock dołączany do portu w uchwycie igły, plastikowy łącznik w kształcie klepsydry pozycjonujący mandryn do wypychania pobranego materiału, igła w zdejmowanej osłonie plastikowej, z ruchomym ogranicznikiem głębokości jej wprowadzenia. Średnica – 11 G. Igły sterylne, pakowane pojedynczo na plastikowej wyprasce chroniącej elementy igły podczas transportu. Opakowanie zawierające informację o metodzie sterylizacji lub wskaźnik chemiczny informujący, iż sprzęt jest sterylny. Opakowanie opatrzone znakiem „nie resterylizować”. Opis na opakowaniu w języku polskim.
Igła – elektroda bipolarna do termoablacji i tremoresekcji przerzutowych guzów wątroby, średnica elektrody-uchwytu 18 mm/15 G, dł. kabla 3 m, kompatybilna z urządzeniem typu: Celon Lab IP21 nr 5674-1011 firmy Olympus stanowiącego własność Zamawiającego. Długość elektrody aktywnej 40 mm, długość uchwytu (tubusa) 15 cm. Igły sterylne pakowane pojedynczo. Opakowanie zawierające informację o metodzie sterylizacji lub wskaźnik chemiczny informujący, iż sprzęt jest sterylny. Opakowanie opatrzone znakiem: „nie resterylizować”. Opis na opakowaniu w języku polskim. 10.
Bezpieczny aparat do podaży cytostatyków z zastawką bezigłową typu Intrafix SafeSet: ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, ostry kolec wykonany z przezroczystego materiału, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką, 15 μm zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu, filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, po opróżnieniu opakowania z płynem, pozbawiony ftalanów, DEHP, zamykany odpowietrznik zaopatrzony w filtr baktryjny, zastawka bezigłowa na drenie, poniżej komory kroplowej, umożliwiająca podanie bolusa, dren o dł. 180 cm. 2 000.
Dren infuzyjny do podaży 2 dawek cytostatyku i możliwością przepłukiwania linii, z 3 zastawkami bezigłowymi typu Cyto-Set Infusion: ergonomiczna komora kroplowa wykonana z bardzo przezroczystego materiału, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką, zastawki bezigłowe umożliwiające podanie, co najmniej 2 dawek leku w systemie zamkniętym, podaż leku (infuzja) oraz przepłukiwanie linii możliwe bez konieczności rozłączania jakichkolwiek elementów linii aparatu, zacisk rolkowy z miejscem na kolec dla zabezpieczenia kolca po zakończeniu infuzji, filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, pozbawiony PCV. 2 200.
Dren infuzyjny do podaży 4 dawek cytostatyku i możliwością przepłukiwania linii, z 5 zastawkami bezigłowymi typu Cyto-Set Infusion: ergonomiczna komora kroplowa wykonana z bardzo przezroczystego materiału, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką, zastawki bezigłowe umożliwiające podanie, co najmniej 2 dawek leku w systemie zamkniętym, podaż leku (infuzja) oraz przepłukiwanie linii możliwe bez konieczności rozłączania jakichkolwiek elementów linii aparatu, zacisk rolkowy z miejscem na kolec dla zabezpieczenia kolca po zakończeniu infuzji, filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, pozbawiony PCV. 500.
Przyrząd do przetaczania płynów typu Uni-Ascoset kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego pompą objętościową AP 31 firmy ASCOR. 1 000.
Pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej, igła jednorazowa, końcówka igły echogeniczna, sterylna, ze zintegrowanym, jednorazowym „pistoletem” z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał – z tyłu oraz na lewym boku rękojeści, długość strzału 22 mm, rękojeść owalna, posiadająca plastikowe wypustki zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika podczas wykonywania procedury biopsji, rozmiary oznaczone odpowiednio kolorami na przyciskach strzału, rozmiary: dla średnicy 14 G: 10 cm i 16 cm; 16 G: 10 cm i 16 cm; 18 G: 10 cm, 16 cm, 20 cm i 25 cm; 20 G, 10 cm, 16 cm i 20 cm; opakowanie 5 szt. 20.
Igła ze znacznikiem jednorazowa, sterylna z klipami tytanowymi w różnych rozmiarach i kształtach np. pętli z włóknami polimerowymi do identyfikacji miejsca po biopsji gruboigłowej umieszczone w penie. W rozmiarach 17G długość igły 10 cm i 12 cm, jak również igły z klipami tytanowymi w kształcie pętli, z zastosowaniem przy MR bez włókien polimerowych w rozmiarze 17 G, długość igły 10 cm i 12 cm, pakowane po 5 szt. 40.
Igła do nakłuć lędźwiowych, ostre ścięcie typu Quince, rozmiar 22G, długość 90 mm. Opakowanie zawierające informację o metodzie sterylizacji lub wskaźnik chemiczny informujący, iż sprzęt jest sterylny. Opakowanie opatrzone znakiem: „nie resterylizować”. Opis na opakowaniu w języku polskim. 220.
Igła do nakłuć lędźwiowych, ostre ścięcie typu Quince, rozmiar 22G, długość 150 mm (+/-10 mm). Opakowanie zawierające informację o metodzie sterylizacji lub wskaźnik chemiczny informujący, iż sprzęt jest sterylny. Opakowanie opatrzone znakiem: „nie resterylizować”. Opis na opakowaniu w języku polskim. 100.
Igły do punkcji mostka – rękojeść z blokadą umożliwiającą unieruchomienie mandrynu igły podczas zabiegu, regulowana blokada umożliwiająca określenie głębokości wkłucia z możliwością całkowitego zdjęcia blokady, zakończenie typu Luer, rozmiar 15 G, długość 7,62–10 cm. Igły sterylne, pakowane pojedynczo. Opakowanie zawierające informację o metodzie sterylizacji lub wskaźnik chemiczny informujący, iż sprzęt jest sterylny. Opakowanie opatrzone znakiem „nie resterylizować”. 1 500.