Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-02-16
Buyer: Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro
Country: IT
Region: Napoli
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33190000
Submission deadline: 2016-04-13
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per elettrofisilogia art. 82.
Lotto: 1 Elettrocateteri diagnostici bipolari. Cateteri in stabilente o poliuretano per studi elettrofisiologici 6Fr, Bipolari. Elettrodi in platino con curve Josephson e Cornard. Diverse spaziature interelettrodiche completi di cavi raccordo con pin protetti per sistema di registrazione.
Lotto: 2 Elettrocateteri diagnostici tetrapolari. Diametro corpo da 4F, 5F e 6F. Corpo in poliuretano. Lunghezza 120 cm circa. Disponibilità di curva Josephson, Cournand e Damato. Punta flessibile, soffice e non armata. Elettrodi in Platino. Spaziatura interelettrodica varie. Controllo 1-1 della torsione e mantenimento della forma in vivo.
Lotto: 3 Elettrocateteri diagnostici tetrapolari orientabili. Diametro corpo da 6F e 7F. Corpo in poliuretano. Lunghezza di 115 cm circa. Punta flessibile, soffice e non armata di lunghezza non superiore a 10 cm. Elettrodi in Platino. Spaziatura interelettrodica: varie. Impugnatura possibilmente con anello rotante e controllo micrometrico del movimento della punta e meccanismo automatico di blocco della punta.
Lotto: 4 Elettrocateteri diagnostici decapolari.Diametro corpo da 6F e 7F. Corpo in poliuretano. Lunghezza di 65 cm e 120 cm circa. Elettrodi in platino. Punta flessibile, soffice e non armata di lunghezza non superiore a 10 cm. Varie curve. Curva specifica per l'incannulazione del Seno Coronarico. Possibilità di versione da 7F con lume interno per infusione.
Lotto: 5 Elettrocatetere diagnostico per studi elettrofisiologici a punta dinamica 6 FR corpo in poliuretano ed elettrodi in platino. Meccanismo di controllo possibilmente a pistone. Curva Large. Varie distanze interelettrodiche in configurazione quadripolare, esapolare ottopolare e decapolare completi di cavi di raccordo con pin protetti per sistema di registrazione. Struttura del catetere con tiranti connessi direttamente alla punta del catetere per un ottimo controllo del movimento della punta.
Lotto: 6 Elettrocateteri Diagnostici Decapolari orientabili per Studi Elettrofisiologici decapolari 5F, 6F e 7F. Diametro corpo da 5F, 6F e 7F. Corpo in poliuretano. Lunghezza di 115 cm circa. Elettrodi in Platino, Punta flessibile, soffice e non armata di lunghezza non superiore a 10 cm. Spaziatura interelettrodica 2 mm, 5 mm, 2-5-2 mm. Possibilità di scelta tra varie curve distali con massimo angolo di 180° e massimo angolo di 270°; Curva specifica per l'incannulazione del Seno Coronarico. Impugnatura con anello rotante e controllo micrometrico del movimento della punta e meccanismo automatico di blocco della punta.
Lotto: 7 Elettrocatetere quadripolare e decapolare diagnostico a curva fissa con punta morbida atraumatica con le seguenti caratteristiche: Disponibilità di diversi tipi di curve: Multipurpose, Josephson, Cournad, Damato — Lunghezza parte morbida distale 10 cm meno traumatico. Lunghezza 100 cm. Diametro corpo del catetere 5F e 6F. Spaziatura interelettrodica del catetere 2 mm, 5 mm, 2/5/2 mm, 2/8/2 mm. Maglia di acciaio intrecciato con rivestimento in poliuretano che permette un maggiore controllo della torsione e favorisce l'inserimento. Materiale elettrodi Platino/Iridio.
Lotto: 8 Elettrocatetere decapolare diagnostico a steerable unidirezionale con punta morbida con le seguenti caratteristiche: Tipo di curva: Standard (270°) e Longest. Lunghezza non superiore a 105 cm. Diametro corpo del catetere 6F. Spaziatura interelettrodica del catetere 2/5/2 mm, 5 mm,10 mm Manipolo a pistone push & pull che permette micromovimenti e controllo preciso della punta con marcatore del piano di attuazione della curva Maglia di acciaio intrecciato con rivestimento in poliuretano che permette un maggiore controllo della torsione e favorisce l'inserimento.
Lotto: 9 Elettrocateteri ventipoli, steereable. Diametro corpo da 7F. Corpo in poliuretano. Elettrodi in Platino. Spaziatura interelettrodica 5 mm, 2-5-2 mm. Punta flessibile, soffice e non armata di lunghezza non superiore a 10 cm. Spaziature irregolare speciale per il mappaggio del flutter atriale. Impugnatura possibilmente con anello rotante e controllo micrometrico del movimento della punta e meccanismo automatico di blocco della punta.
Lotto: 10 Elettrocatetere duodecapolare diagnostico steerable bidirezionale con punta morbida atraumatica con le seguenti caratteristiche: disponibilità di diversi tipi di curve: superlarga e media; lunghezza non superiore a 100 cm (curva superlarga) 109 cm (curva media); diametro corpo del catetere 7F; Diverse spaziature interelettrodica del catetere. Meccanismo ad orientamento meccanico, micromovimenti e controllo preciso della punta, facilità di utilizzo con due dita, possibilità di maggior contatto della punta grazie alla manopola per il controllo della tensione, marcatore del piano di attuazione della curva, con punta morbida atraumatica; materiale catetere: elastomero termoplastico PEBAX; materiale punta del catetere: poliuretano; materiale elettrodi platino/iridio.
Lotto: 11 Elettrocateteri multipolari, deflectable, per il mappaggio circonferenziale delle vene polmonari. Configurazione da 10 e 20 poli. Punta orientabile ed anello a raggio variabile. Deflessione corpo bidirezionale. Corpo in pebax da 7F ed anello da 5F. Spaziatura interelettrodica varie. Elettrodo puntale da 1 mm. Lunghezza di 120 cm circa. Impugnatura ergonomica con deflessione a bilanciere con controllo micrometrico della curva e meccanismo automatico di blocco della punta.
Lotto: 12 Elettrocateteri diagnostici decapolari e ventipolari per il mappaggio circonferenziale delle vene polmonari Elettrocateteri diagnostici decapolari e ventipolari per il mappaggio circonferenziale delle vene polmonari deflectable, lunghezza non inferiore a 115 cm,7F con anello in nitinolo di 4F posizionato sulla punta distale del catetere. Disponibile nella versione a diametro variabile tra i 15 mm e i 25 mm al fine di potersi adattare alle diverse conformazioni anatomiche. Meccanismo di deflessione a pistone, in poliuretano con armatura a fili in acciaio. Integrabile con sistema di mappaggio elettroanatomico.
Lotto: 13 Catetere diagnostico per il mappaggio dell'atrio e delle vene polmonari con le seguenti caratteristiche: Struttura a basket./struttura a cestello con diversi diametri per il mappaggio delle camere striali destra,sinistra,e delle vene polmonari. Diametro catetere 8F Lunghezza catetere 120 cm circa Spaziatura elettrodica: varie Numero di elettrodi 64. Materiale catetere elastomero termoplastico PEBAX. Materiale punta del catetere Poliuretano termoplastico Pellethane. Materiale elettrodi platino iridio. Possibilità di registrazione simultanea(unipolare e bipolare)in 3 D dell'attività elettrica della Camera striale destra,sinistra e delle vene polmonari.

Eligibility requirements: Come da disciplinare di gara. Come da disciplinare di gara. Come da disciplinare di gara.
Come da disciplinare di gara.