Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-11-24
Buyer: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables | 33183100 | 33184100
Submission deadline: 2023-12-27
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do przeszczepów do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, zwanego dalej Zamawiającym. Szczegółowy opis zamówienia został opisany w Formularzu Ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ
1. Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej, łokcia i wyrostka łokciowego zmiennokątowe			a "Płytka do wyrostka łokciowego . Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco - kompresyjna  blokowana zmienno-kątowo. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku  do 15 stopni, o średnicy 2.7mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM.  Na trzonie płyty od spodu i bocznie znajdują się podcięcia ułatwiające domodelowanie płyty. Na trzonie również  otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt  otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej  a podłużny otwór blokująco-kompresyjny  umożliwia  pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej.  Średnica rdzenia dla śrub:  blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm;  korowych 3.5mm wynosi  2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM  z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm.  Implanty stalowe  wykonane z materiału  dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego.  Płyty na wyrostek  dostępne w trzech wersjach: małym, średnim i dużym zakończeniem na wyrostek łokciowy . Płyty prawe i lewe:
b " Płytki  do dalszej nasady kości ramiennej. W głowie płyty znajdują się zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku o 15 stopni,  o średnicy 2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.2NM.  Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt  otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej  a podłużny otwór blokująco-kompresyjny  umożliwia  pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej.  Średnica rdzenia dla śrub:  blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm;  korowych 3.5mm wynosi  2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.2/1.5NM ; dynamometr 1.2/1.5NM  z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO .  System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm.  Implanty stalowe. Wykonane z materiału  dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego.
1 "Gwoździe śródszpikowe elastyczne do złamań trzonowych i przynasadowych. Gwóźdź prosty na całej długości ze spłaszczonym końcem wygiętym pod różnym kątem w zależności od średnicy gwoździa, ułatwiającym wprowadzanie. Wykonane z tytanu i kodowanie kolorystyczne w zależności od średnicy.
e Wkręt do stopy płasko-koślawej, wprowadzane do zatoki stępu z wizjami celownika pod kontrolą rtg z dostępu nieinwazyjnego. Średnica od 7,0 do 15,0mm co 1mm szt. 50
1) Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy instrumentarium do implantacji oraz usuwania gwoździ elastycznych i wkrętów do zatoki stępu.
2) Wykonawca utworzy u Zamawiającego “bank” gwoździ i wkrętów do zatoki stępu w zakresie asortymentowym i wymiarowym ustalonym między stronami.
2 Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości.  szt. 10
3 Jednorazowy bezwęzłowy set do naprawy AC Joint. System złożony z guzika w kształcie prostokąta założonego na jednorazowy podajnik przeładowany mocną nicią #6 do blokady zespolenia. szt. 1
4 System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach. Śruba biokompozytowa do mocowania przeszczepu w kanale, zbudowana w 30% z dwufosforanu wapnia i 70% z PLDLA. Śruba z miękkim gwintem na całej długości. Gniazdo śruby stożkowe (w celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania). Rozmiary:  Długość 23 mm o średnicach 6, pakowane z tulejką osłaniającą. szt. 50
5 Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie szt. 8
6 Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania, bądź ubijania kości celem utworzenia loży. Kotwica w wersji przeładowanej jedną biało-czarną taśmą zakończoną pętlą o szerokości 1,7mm oraz jedną taśma biało-niebieska o szerokości 1,3mm. Taśmy wykonane z poliestru oplecionego UHMWPE -  polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. szt. 18
* Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy instrumentarium, które jest niezbędne do przeprowadzenia zabiegu.
• endobutton ovalny w rozmiarach 9x16 mm, 11x18 mm, 15x21                                             •  płytka z  8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym  oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10  mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu."	10
2 Endobutton w postaci guzika, do mocowania piszczelowego, o ultra niskim profilu, w kształcie zbliżonym do okręgu, w trzech rozmiarach ( 12, 15, 18 mm) z regulowaną pętlą, do kanałów piszczelowych o średnicach od 4.9 do 13 mm, zaprojektowany w celu ochrony przeszczepu podczas redukowania pętli, poprzez minimalizację względnego ruchu przeszczepu i uniknięcia efektu "piłowania". Możliwość redukowania pętli za pomocą jednej ręki. Wstępnie zmontowany, zintegrowany z nicią #2 i igłą - w zestawie. Do zabiegów "all inside" ACL. Również wersje endobuttona do fiksacji ścięgna mieśnia czworogłowego, BTB i QT-B. szt. 3