Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2020-07-16
Buyer: Universitätsklinikum Bonn AöR
Country: DE
Contract type: Supplies
CPV classification: 33100000

Technical requirements: Das UKB plant ein neues Uroskop zu beschaffen. Das UKB hat den Markt eruiert und ist zu dem Ergebnis gelangt, dass das benötigte Uroskop nur bei der Firma Siemens zu erhalten ist. Daher ist geplant nach Ablauf von 10 Kalendertagen nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung das Uroskop „Uroskop Omnia Max" bei der Firma Siemens zu kaufen.
Das Uroskop umfasst folgende technische Details: Die Universitätsklinik Bonn AÖR, Venusberg-Campus 1 in 53127 Bonn beabsichtigt für die Klinik und Poliklinik für Urologie und Kinderurologie die Anschaffung eines digitalen Durchleuchtungs- und Röntgensystems zur Diagnostik und Therapie in der Urologie. Das System wird insbesondere für transurethrale (z. B. transurethrale Resektion von Blasentumoren, transurethrale Resektion der Prostata, Zystoskopie, Doppel-J-Anlage, Ureterorenoskopie) und perkutane (z. B. perkutane Nephrostomie, perkutane Nephrolithotripsie) Operationen, sowie Videourodynamische Untersuchungen und radiologisch-urologische (z. B. Abdomen-Übersichtsbildgebung, i. v. Pyelografie, retrograde Pyelographie, retrograde Urethrografie, Miktionszystourethrogramm) und pädiatrische Röntgen-Untersuchungen eingesetzt. Der Urologische Röntgenarbeitsplatz muss nahtlos in die vorhandene System- und Netzwerklandschaft des Universitätsklinikums Bonn integriert werden können.
a) Konstruktiv unterscheidet sich das System von allen anderen am Markt erhältlichen und vom UKB evaluierten urologischen Röntgentischen durch eine abgewinkelte Säule zum Röntgenstrahler. Dadurch entsteht hinter dem Patientenlagerungstisch zusätzlicher Freiraum für den Operateur, hierdurch ist die Hygiene während des Eingriffs deutlich verbessert. Die Arbeitsabläufe werden durch automatisierte Funktionen unterstützt. Mit jeweils nur einem Tastendruck können folgende motorischen Bewegungen zeitgleich ausgeführt werden:
— Längsbewegung des FD und des Strahlers, sowie Querverfahrung des Strahlers in bzw. aus der Parkposition und Ein- und Ausblenden der Tiefenblenden.
c) An die Organprogramme für Kinder sind automatisch die Vorfilter (Kupfer) und die motorische Verfahrung des Rasters in die Parkposition gekoppelt. Dies vermeidet eine erhöhte Strahlenbelastung der Kinder, da bei allen anderen dem UKB bekannten Systemen die Filter manuell einfügen werden müssen.
d) Das Uroskop kann für die Urodynamik eingesetzt werden. Dies ist grundsätzlich auch bei anderen Systemen möglich, allerding kann nur bei dem Siemenssystem die Messung des Harnstrahls erfolgen kann, da die hierfür notwendige Messeinrichtung bei allen anderen dem UKB bekannten Systemen bedingt durch das Design des Stuhls nicht montiert werden kann. Da die Neurourologie ein klinischer Schwerpunkt der Klinik, ist diese Einsatzmöglichkeit eine zwingende Voraussetzung für das zu beschaffende System.
Die Nutzung des Gerätes im Rahmen der Urodynamik stellt ein Alleinstellungsmerkmal des Systems dar. Bei den anderen auf dem Markt befindlichen Systemen ist bedingt durch eine fest angebrachte Stufe die Registrierung des Uroflow nicht möglich. Diese Möglichkeit wiederum ist notwendig für die Leitliniengerechte Durchführung urodynamischer Untersuchungen, die auf anderem Weg nicht realisiert werden kann.
Es wird auf die im § 160 GWB dargestellten Grundsätze, die es bei der Einreichung von Nachprüfungsanträgen bei der Vergabekammer einzuhalten gilt, verwiesen. Insbesondere auf die Rügeobliegenheit.