Public procurement notice: Voluntary Ex Ante Transparency Notice
Published: 2021-12-22
Buyer: Syddansk Universitet
Country: DK
Contract type: Works
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 33930000 | 33933000 | 33936000 | 33937000 | 33940000
Estimated value: 19930000 DKK

Technical requirements: Beskrivelse af de tekniske specifikationer mv. er angivet under henholdsvis II.2.4 (udvidet beskrivelse af opgaven) og VI.3 (yderligere oplysninger) grundet begrænsninger på antal tegn i de respektive felter i bekendtgørelsen.
- Vognen skal kunne hæve/sænke bakkerammen med elektrisk drevet løftemotor og disse skal være IP66 godkendt
- Alle elektriske dele skal være afskærmet med rustfast stål i en tæthedsgrad, der tillader afvaskning, da der vil forekomme spild af væske fra bakkerne
- Der skal kunne afleveres i forskellige højder, da der er flere højder på cuvetterneDobbeltkammer cuvetter, tekniske specifikationer
- Cuvetterne skal udføres med dobbeltkammer med direkte afløb til det lukkede afløbssystem, så der i tilfælde af lækage ikke kan udledes 30 % sprit i det åbne rum, og der ikke er åbne afløbssystemer, der skal efterses og renses
- Eksisterende cuvetter skal ombygges til dobbeltkammer, så der opnås ensartet brandstrategi og vedligeholdBakkesystem, tekniske specifikationer
- Bakker til de afsjælede kroppe skal være stabile ved maksimum belastning uanset om bakken er i cuvetten eller på dissektionsborde. Det samme gælder ved transport på løfteborde, hvor bakken skal være stabil når bakken drejes på løftevogn
- Bakker skal udføres med afløbshuller og med fald indbygget i drænbakken mod drænhullet. Der må ikke være skarpe kanter eller grater på flader, kanter og huller
- For at minimere brug af materialer og antal af cuvetter, så skal der også leveres halve bakker til mindre dele. Bakkerne skal udføres så der kan være to halve bakker på hver hylde i cuvetten, så pladsen optimeres og de halve bakker skal udføres så de griber hinanden når de skubbes i cuvetten (så den yderste bakke trækker den bagerste bakke med ud). Krav til skarpe kanter er som ved hele bakker. Der må ikke være områder som ikke kan rengøres med børsteSugekasser/indblæsningskasse (Laminar Flow), tekniske specifikationer
- Der blæses luft ud i siden, der ledes ned og kan justeres for at skabe et luftgardin for at presse luften ned mod dissektionsbordet
- Kasserne skal konstrueres med en koblingsramme, der kobles på loftet. Selve kassen monteres direkte på koblingsrammen, som en tæt samling. Kassen skal udføres med tætte inspektionslåger og geometrien på kassen skal være den samme som på koblingsrammen. Der må ikke komme luft ud fra området mellem dissektionsbordet og kassen. Da rumventilationen i dissektionsrummene sker med diffus ventilation, hvor der dannes overtryk over loftet, presses luften ligeligt ned gennem loftkassetterne. Det er yderst vigtigt, at kasse og koblingsramme er fuldstændig tætte i forhold til loftet, så der ikke kommer utilsigtet luftstrømme foran dissektionsbordet og skaber hul i det beskyttende laminarflow.
Cuvetter og dissektionsborde samt udstyr til plastinering  kan kun leveres af én bestemt økonomisk aktør af tekniske årsager. Der er
en objektiv og forholdsmæssig grund til at udarbejde specifikationer, som resulterer i, at der kun er
én leverandør. Muligheden for, at der er andre potentielle leverandører, der kan levere det samme, er objektivt udelukket ved markedsafdækning.
Dissektionsborde er fremstillet med henblik på anatomisk undervisning med donerede legemer, der er injiceret med balsameringsvæske. Væsken indeholder en mild opløsning af formaldehyd, glycerin, ethanol og vand. Legemerne er placeret på en bakke, der har været opbevaret i cuvetter nedsænket i 30 % ethanol.


Winner: Flowtech A/S
Award value: 19930000