Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-06-25
Buyer: „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински — Сливен“ АД
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33000000
Estimated value: 100940 BGN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на описаната в техническите спецификации апаратура и всички нейни компоненти. Доставките включват медицинска апаратура за лечебната дейност на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински — Сливен“ АД, разделена на 12 (дванадесет) обособени позиции. Място на изпълнение: „МБАЛ „Д-р Иван Селимински — Сливен“ АД, гр. Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1. Възложителят ще възложи настоящата обществена поръчка по съответните обособени позиции, чрез определяне на икономически най-изгодната оферта при критерий „Най-ниска цена“. Прогнозната стойност за всяка обособена позиция от поръчката е пределна стойност на финансовия ресурс, който възложителят може да осигури.
Доставка на 1 бр. автоматична миялно дезинфекционна — изсушаваща машина за хирургичен инструментариум и медицински изделия. Възможност за миене и термична дезинфекция на до 8 стандартни DIN кошници, разположени на до 4 нива за стандартен хирургичен инструментариум, потребителски интерфейс (меню) на български език и други технически характеристики, съгласно приложение № 1 — техническа спецификация. Машината да отговаря на следните стандарти: EN ISO 13485; ISO EN-15883; MDD 93/42/EEC. или еквивалентни.
Доставка на автоматичен външен дефибрилатор с дисплей, за бърза помощ за деца – 1 брой. Автоматична дефибрилация; двуфазен импулс, бързо ударно действие – 5 енергийни протокола, вградена функция за автоматично синхронизиране. Апаратът да е окомплектован с: транспортна чанта, USB кабел или USB флаш памет, еднократни подложки за деца. Потребителски интерфейс (меню) на български език.
Доставка на стационарен криостат с вграден капсулован ротационен микротом — 1 брой. Апаратът да е окомплектован с: масички за проби — минимум 10 бр.; топлинен екстрактор за бързо отнемане на топлина от материала при рязане; среда за монтиране на материалите върху масичките — 1 опак.; масло за смазване на криостата — 1 опак. Потребителски интерфейс (меню) на български език.
Доставка на Вертикален хладилник за съхранение на кръв, отговарящ на всички международни стандарти за този тип уреди, с полезен обем за съхранение между 330—450 литра — 1 бр. Съответствие със стандартите за безопасност и: CE марка съгласно директива 93/42/EEC, ISO 13485:2016 или еквивалентни. Окомплектовка: графичен контролер на температурата с графика или принтер с мастилница и/или ленти, хартиени графики или хартиени рула за период от 3 години, дистанционно алармено устройство с кабел от 100 метра, доставчикът трябва да осигури точен контролен термометър, пълен набор от 12 въздушни филтри за предпазване на компресора (ако е необходимо), набор от 3 вътрешни резервни лампи.
Доставка на 1 бр. дванадесет канална пълнофункционална холтер система без компютър и без принтер — 1 брой. Подробен анализ на регистрираните аритмии, ST сегмент, QT, HRT, TWA, HRV, Atrial Fibrillation, OSAS, TBA, дишане-пауза при сън, pacing analysis и други. Апаратът да е окомплектован с всички необходими аксесоари, и консумативи необходими за работата му: Holter + софтуер за анализ + USB интерфейс + ЕКГ кабели — 1 комплект, 2 броя батерии тип АА.
Доставка на 1 бр. холтер за неинвазивно кръвно налягане. Автоматично измерване на кръвното налягане и възможност за допълнително ръчно измерване на кръвно налягане извън зададените периоди, цветен LCD дисплей, измерване на систолично, диастолично и средно артериално кръвно налягане и пулс. Апаратът да е окомплектован с всички необходими аксесоари, и консумативи необходими за работата му: холтер за кръвно налягане + софтуер за анализ + USB интерфейс кабел, маншет за възрастни — 1 брой, 2 броя батерии тип АА.
Доставка на Диагностичен спирометър — самостоятелен апарат — 1 брой . Наличие на цветен дисплей с размер поне 7”, реагиращ на докосване (touch screen) или бутони, за управление на апарата, както и за мониториране на спирометрични изследвания, опция за пулсоксиметрия, включен спирометричен софтуер за архивиране, анализ и печат с безплатно обновяване, бърз и тих вграден принтер с възможност за настройка на вида на разпечатката. Режими за спирометрия — за възрастни и деца. Компютърен режим на работа с използването на спирометричен софтуер с USB връзка. Безжична или кабелна връзка директно към компютъра, осигуряваща в реално време графики Flow/Volume и Volume/Time. Апаратът да е окомплектован с всички необходими аксесоари, сензори и консумативи необходими за работата му: спирометър, многократна турбина, USB кабел, захранващ блок/зарядно за батерии, ролка принтерна хартия, щипка за нос, чанта. Потребителски интерфейс (меню) на български език.
Функция за 24-часов непрекъснат запис. Високо-чувствителни трансдюсери. Основни параметри (FHR, TOCO, FM, AFM). Вграден термопринтер. Апаратът да е окомплектован с всички необходими аксесоари, сензори и консумативи необходими за работата му: FHR трансдюсер с колан — 1 брой, TOCO трансдюсер с колан — 1 брой, FM бутон — 1 брой, AFM функция — вградена в апарата.
Доставка на електрическа моторна система за ото-рино-ларингология — комплект — 1 бр. Системата да бъде окомплектована със следните аксесоари: двоен педал за управление на свързаните наконечници и промивната система — 1 бр., еднократни шлаухи за промивната система, стерилно опаковани — 10 бр., шейвърна ръкохватка за ото-рино-ларингология — права — 1 бр., адаптор за почистване на шейвърна ръкохватка — 1 бр. Подходящ контейнер за стерилизация на шейвърна ръкохватка и ножове, съгласно техническата спецификация, адаптор и четки.
Доставка на пациентен монитор, подходящ за възрастни — 6 броя и за деца — 3 броя, Цветен LCD дисплей ≥ 12 инча и резолюция и резолюция ≥ 800 х 600, Едновременно изобразяване на параметрични графики ≥ 13 криви, акумулаторна Li-ion батерия с автономна работа ≥5 часа, Меню на български език. Апаратът да е окомплектован с всички необходими аксесоари, и консумативи необходими за работата му:
1. Пациентен монитор за възрастни — 6 бр. — 5-изводен пациентен ЕКГ кабел, сензор за пулсоксиметрия — клипс за пръст за възрастни, маншета за кръвно налягане за възрастни, сензор за кожна температура, захранващ кабел;
2. Пациентен монитор за деца — 3 бр — 5-изводен пациентен ЕКГ кабел, сензор за пулсоксиметрия — клипс за пръст за деца, маншета за кръвно налягане за деца, сензор за кожна температура, захранващ кабел.
Доставка на едноканална спринцовкова инфузионна помпа (перфузор) за венозно вливане на течни разтвори — 3 броя. Работа със спринцовки: 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml и 60 ml. Автоматична идентификация на поставения размер спринцовка. Отчитани параметри: скорост/обем, телесно тегло и време. Допълнителни функции:


Winner: „Медицинска техника инженеринг“ ООД
Award value: 100940
Number of bids: 1