Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-04-01
Buyer: Klinikverbund Südwest
Country: DE
Contract type: Supplies
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 33113000: Magnetic resonance imaging equipment
Estimated value: 2 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Gefordert wird ein neues kompaktes, hochauflösendes Kernspintomographie-System der Spitzenklasse mit supraleitendem 1,5 Tesla-Magneten und mind. 70 cm Innendurchmesser der Gantryöffnung. Lieferumfang ist das 1,5 T System mit Patientenliege, Patientenüberwachung, Kontrastmittelinjektor und Spulenlagerung. Der Leistungsumfang umfasst die Lieferung, Installation, behördliche und sicherheitstechnische Abnahme bis hin zur Übergabe der voll funktionsfähigen Anlage einschl. Zubehör. Das System muss einen effizienten Workflow ermöglichen durch einfache Lagerung des Patienten, schnellen Spulen-Setup, und einer einfachen Auswertung der geforderten Untersuchungstechniken. Für den Nutzer müssen Spulen für Kopf/Hals, Knie, Hand, Fuß, Body, Schulter und eine Spule vom Abdomen/Becken bis Fuß zur Verfügung stehen. Die verwendeten Spulen müssen möglichst leicht sein und sollten eine flexible und bequeme Lagerung der Patienten ermöglichen. Das System muss umfangreiche Protokolle für die Untersuchungsregionen enthalten. Schnittstellen im DICOM-Format für die Anbindung an ein RIS-/PACS-System sind im Lieferumfang vorhanden
Der Anbieter hat ein Komplettsystem gemäß den von der MRT-Herstellerfirma geforderten Spezifikationen anzubieten. Zur Berechnung der Kosten für die freistehende HF-Kabine liegt ein Grundriss HB-KH-00-Radio BTD.pdf bei. Für den MRT wird ein Raum, bestehend aus Raum Nr. KD 00.R005.0 und KD 00.R004.0 geschaffen. Der Technikraum KD 00.X001.0 bleibt bestehen. Für die Kabine ist ein HF-abgeschirmtes Beobachtungsfenster mit doppeltem Bronzegitter, mit geringem Moire-Effekt, Lichtmass mind. 1200 x 900 mm sowie eine leichtgängige HF-abgeschirmte Tür, Lichtmass mind.  2100 x 1200 mm. Für die Einbringung des MRT-System ist ein ausbaubares Paneel min. 2100 x 2700 mm zu berücksichtigen. Weiter werden Rahmenöffnungen für Zu- und Abluft, Heliumabsaugung, Druckausgleich, Medizingasdurchführungen, Elektro- und Datenleitungen sowie Filterplatte benötigt. Im Kabineninneren sind Befestigungspunkte für Notschalter, Kamera, Steckdosen usw. zu berücksichtigen. Ein integriertes Beleuchtungskonzept, mind. 10 Doppelsteckdosen, davon 2x oberhalb des Magneten, und 6 EDV-Dosen sind Lieferbestandteil. Der angebotene Schallschutz ist auch ohne Optionen nicht mehr zu erhöhen.
(1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen.
(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.
(3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.
(4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.


Winner: Philips GmbH
Award value: 2
Number of bids: 2