Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-07-08
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31524110 | 33100000 | 33111000: X-ray equipment | 33112200 | 33115000
Estimated value: 12185045.7 RON
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Autoritatea contractantă intenționează să încheie unul sau mai multe contracte de achiziție publică prin intermediul căruia/cărora să achiziționeze echipamente, dispozitive și instrumente medicale, inclusiv instalare și/sau montaj, punere în funcțiune, testare, instruire personal și service în perioada de garanție, respectiv următoarele:
o	Computer tomograf – 1 buc.;
o	Ecograf complet utilat – 1 buc.;
o	Ecograf Urgente – 1 buc.;
o	Ecograf Obstetrica-Ginecologie – 1 buc.;
o	Ecograf Explorari functionale – 1 buc.;
o	Ecograf Interne – 1 buc.;
o	Aparat digital fix de grafie-scopie – 1 buc.;
o	Aparat roentgen digital cu un post grafie – 1 buc.;
o	Aparat de radiologie mobila pentru radiografii la patul bolnavului – 1 buc.;
o	Turn Laparoscopic 4K cu 2 truse laparoscopice – 1 buc.;
o	Aparat anestezie cu monitor inclus – 1 buc.;
o	Lampa scialitica – 2 buc.;
o	Electrocauter – 1 buc.;
o	Electrocauter tip Harmonic – 1 buc.;
o	Defibrilator – 2 buc.;
o	Spalator pentru plosti si urinare – 3 buc.;
o	Aparat ultrasunete pentru spalat si dezinfectat instrumentar – 2 buc.;
o	Masa instrumentar mica bloc operator – 1 buc.;
o	Masa instrumentar mare bloc operator – 1 buc.;
o	Statie centrala de monitorizare terapie intensiva cu 10 monitoare functii vitale – 1 buc.;
o	Sistem video-endoscopie flexibila (videoprocesor, gastroscop, colonoscop, sursa de lumina, monitor, aspirator, sonde biopsie si polipectomie, carucior, masina de spalat ptr endoscoape, si dulap depozitare endoscoape) – 1 buc.;
o	Electrocardiograf – 3 buc.;
o	Holter TA – 1 buc.;
o	Holter ECG – 1 buc.;
o	Aparat pentru identificarea venelor – 2 buc.;
o	Aparat Astrup (analizor gaze si electroliti) necesar in urgenta – 1 buc.;
o	Injectomat – 10 buc.;
o	Infuzomat – 10 buc.;
o	Aspirator pacienti – 3 buc.;
o	Cardiotocograf (monitor fetal si matern) – 1 buc.;
o	Lampa examinare LED – 5  buc.;
o	Spirometru cu imprimanta termica integrata – 1 buc.;
o	Negatoscop – 6 buc.;
o	Pat salon + noptiera – 20 buc.;
o	Brancard radiotransparent – 3 buc.;
o	Troliu medical – 1 buc.

Descrierea completă a echipamentelor, dispozitivelor și instrumentelor medicale, precum și detalierea exactă a specificațiilor tehnice și a activităților necesare se vor regăsi în cuprinsul Caietului de sarcini și a anexelor acestuia (dacă va fi cazul). 
Având în vedere prevederile Directivelor 18/2004, 2014/24/UE și 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi și interpreta „sau echivalent”. Astfel, orice referire în documentele achiziției care indică o anumită origine, sursă, producție, producător, un procedeu special, un standard, un normativ, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs, din perspectiva conceptului, și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii.
În contextul dat, specificațiile în cauză vor fi considerate ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”, iar ofertanții au obligația de a demonstra echivalența produselor/serviciilor ofertate cu cele solicitate, dacă este cazul.
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 18 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Termenele limită de primire a solicitărilor de clarificări, respectiv de transmitere a răspunsului autorității contractante au fost calculate astfel încât operatorii economici sa beneficieze de cele 10 zile prevăzute de Art.161 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (https://e-licitatie.ro/pub).
Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Punctajul se va acorda în funcție de consumul zilnic de energie E (kWh/zi), după cum urmează: pentru cel mai mic consum se vor acorda 20 puncte, pentru alte consumuri punctajul se va calcula potrivit ecuației de proporționalitate pe baza celorlalte valori.
Ofertanții vor lua în considerare la momentul întocmirii ofertei următorul scenariu de utilizare predeterminat pentru care trebuie să indice consumul zilnic de energie: 20 de scanări pe zi și 12 ore în modul „consum redus de energie” pe timpul nopții.
Ofertanții trebuie să furnizeze un raport de testare conform COCIR SRI pentru echipamente imagistice, a se vedea www.cocir.org/site/index.php?id=46, sau unui standard echivalent, care să prezinte datele privind performanța energetică. 
Testele trebuie efectuate în laboratoare, în conformitate cu cerințele generale ale standardelor EN ISO 17025, U.S. 21 CFR partea 820, ISO 13485 sau ale unui standard echivalent, în condițiile de testare menționate.
Detalii privind algoritmul de calcul:
Ofertantul trebuie sa asigure un instructaj incluzand elemente de ajustare si reglaj fin al parametrilor de consum de energie electrica ai echipamentului (de exemplu, modul „standby”), in vederea optimizarii consumului de energie electrica.
Instructajul se evaluează conform celor menționate în continuare. Astfel, se vor puncta corespunzator, componentele programului de instruire in domeniul optimizarii energetice care trebuie asigurat, ce va avea urmatorii subfactori de evaluare (instructajul va fi inclus in forma clinica si tehnica pe care o va asigura ofertantul): 
a)	Pentru instruire introductiv-generală în domeniul optimizării energetice – 3 puncte:
o	Durata: min. 2 ore;
o	Grup țintă: min. 2 persoane.
b)	Pentru instruire ce include cele de la punctul a) + instruire la locul de muncă – metode și tehnici de optimizare consumuri de energie               electrică – 6 puncte:
o	Durata: min. 3 ore;
o	Grup țintă: min. 2 persoane.
c)	Pentru instruire ce include cele de la punctul b) + instruire periodică pentru actualizarea cunoștințelor – 10 puncte:
o	Durata: min. 3 ore și min. 1 oră instruire periodică;
o	Grup țintă: min. 2 persoane;
o	Frecvența instruirii periodice: la fiecare 6 luni, pe perioada garanției;
o	Suport online/platformă de e-learning.
Ofertanții vor furniza un set de informații privind următoarele aspecte ale instructajului: 
- Descrierea detaliată a echipamentului și a modului său de funcționare;
- Identificarea modurilor de consum de energie electrică, inclusiv modul „activ” sau alte moduri de economisire a energiei;
- Instrucțiuni clare privind modul de ajustare a setărilor pentru a optimiza consumul de energie în timpul utilizării și în modul „standby”.
- Instrucțiuni/exemple practice pentru reglarea fină a parametrilor pentru a obține un echilibru optim între eficiența operațională și consumul de energie.
Instructajul pentru optimizarea eficienței energetice aferent echipamentului menționat nu este obligatoriu, fiind punctat suplimentar în cadrul procedurii.
Pentru ofertele care nu vor furniza informațiile justificative se vor acorda 0 puncte.
Ofertele care nu respectă cerințele minime vor fi declarate neconforme. Ofertele care prezintă caracteristici tehnice de performanță superioare cerintelor minime solicitate pentru computerul tomograf, respectiv avantaje suplimentare cerințelor solicitate prin caietul de sarcini, vor fi punctate astfel:
CERINTA 1: (Gantry) Deschidere de minim 70 cm
Punctajul se acorda astfel: 
a)	Deschidere gantry = 70 cm – se declară oferta conformă și nu se acordă punctaj (0 puncte)
b)	Deschidere gantry > 70 cm, dar <= 76 cm – se vor acorda 3 puncte
c)	Deschidere gantry > 76 cm – se vor acorda 6 puncte
CERINTA 2: Accesibilitate masa pacient: poziție inferioara a blatului mesei fata de podea maxim 50 cm
Punctajul se acorda astfel: 
a)	Poziție inferioara a blatului mesei fata de podea = 50 cm – se declară oferta conformă și nu se acordă punctaj (0 puncte)
b)	Poziție inferioara a blatului mesei fata de podea < 50 cm dar >= 40 cm – se vor acorda 3 puncte
c)	Poziție inferioara a blatului mesei fata de podea < 40 cm – se vor acorda 6 puncte
CERINTA 3: Lățimea blatului mesei: minimum 40 cm
Punctajul se acorda astfel: 
a)	Lățimea blatului mesei = 40 cm – se declară oferta conformă și nu se acordă punctaj (0 puncte)
b)	Lățimea blatului mesei > 40 cm dar <= 45cm – se vor acorda 3 puncte
c)	Lățimea blatului mesei > 45cm – se vor acorda 6 puncte
CERINTA 4: Rezoluția contrast scăzut (0,3%): doza necesara pentru detecția unui obiect de 5 mm: maxim 10 mGy. Măsurătorile efectuate cu fantoma CATPHAN 20 cm, pentru o grosime slice de 10 mm
Punctajul se acorda astfel: 
a)	Doza necesara pentru detecția unui obiect de 5 mm = 10 mGy – se declară oferta conformă și nu se acordă punctaj (0 puncte)
b)	Doza necesara pentru detecția unui obiect de 5 mm < 10 mGy dar >=5 mGy – se vor acorda 3 puncte
c)	Doza necesara pentru detecția unui obiect de 5 mm < 5 mGy – se vor acorda 6 puncte
CERINTA 5: Algoritm de reconstrucție iterativa a imaginii pentru îmbunătățirea calității imaginii si reducerea dozei minim 60% aplicabil tuturor protocoalelor de scanare, inclusiv scanărilor pentru întreg corpul
Punctajul se acorda astfel: 
a)	Algoritm de reconstrucție iterativa a imaginii pentru îmbunătățirea calității imaginii si reducerea dozei = 60% – se declară oferta conformă și nu se acordă punctaj (0 puncte)
b)	Algoritm de reconstrucție iterativa a imaginii pentru îmbunătățirea calității imaginii si reducerea dozei > 60% dar <= 70% – se vor acorda 3 puncte
c)	Algoritm de reconstrucție iterativa a imaginii pentru îmbunătățirea calității imaginii si reducerea dozei > 70% – se vor acorda 6 puncte.


Award value: 12185045.7
Number of bids: 1