Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2022-08-03
Buyer: Universitätsklinikum Aachen AöR
Country: DE
Contract type: Supplies
CPV classification: 33100000
Estimated value: 1 EUR

Technical requirements: Zwecks Unterrichtung des Marktes über die Auftragsvergabepläne führt die Uniklinik Aachen ein Markterkundungsverfahren durch.
Das Uniklinikum Aachen benötigt für bestimmte Zwecke zwei CE-zertifizierten, mehrkanäligen Nahinfrarot Spektroskopie (NIRS) Geräte mit den nachstehend beschriebenen Eigenschaften und möchte diese in der Zukunft beschaffen. Aus Sicht des Universitätsklinikums kann der Bedarf aktuell nur durch einen Marktteilnehmer gedeckt werden. Zur Verifizierung dieser Annahme wird diese Markterkundung durchgeführt.
Das Universitätsklinikum Aachen beabsichtigt den Kauf von zwei CE-zertifizierten, mehrkanäligen Nahinfrarot Spektroskopie (NIRS) Geräts. Die Geräte werden vornehmlich zur Messung von Gehirnaktivität benötigt und muss daher Messungen von mindestens 16 Lichtsensoren und 16 Detektoren ermöglichen. Um einen flexiblen Einsatz zu gewährleisten (z.B. Messung am Bett des Patienten), muss das Gerät drahtlose und mobile Messungen erlauben. Weiterhin muss das Gerät eine Erweiterungsmöglichkeit haben für eine kombinierte, simultane Messung in einem Magnetresonanztomographen (MRT). Zwecks Messung bei Kindern werde zudem Silikon photodiode (SiPD) active sensors und LED-Aktivquellen benötigt
Wir benötigen zwei NIRS Geräte, mit mindestens 16 Lichtsensoren und 16 Detektoren sowie 16 kurze Trennkanälen (short distance channel) zur Erfassung und Korrektur extrazerebraler physiologischer Aktivität. Zudem muss die Möglichkeit bestehen, dass mehrere NIRS Geräte des gleichen Typs möglichst einfach zu kombinieren sind, um synchronisierte Messungen in mehreren Versuchspersonen durchzuführen (d.h. Fähigkeit für Hyperscanning). Desweiteren benötigen wir eine entsprechend kompatible Erweiterung (add-on), welche Messungen in Kombination mit MRT ermöglicht.
- Für Echtzeitmessungen (Neurofeedback Training, Brain Computer Interfaces) ist es notwendig, dass kurze Trennkanäle (short-distance channel) für sämtliche Messkanäle (long distance channel) vorhanden sind, um extracerebrales Rauschen bereits bei Datenakquise zu filtern
- Vorhandensein einer Softwarelösung zur Darstellung der Oxy-, Deoxy- und Totalhemoglobin-Veränderungen auf einem 3D Cortex-Modell während der Datenerfassung (Echtzeitdarstellung von Aktivierungsmustern),
- Darstellung der Zeitverläufe von Stimulus-locked Oxy-, Deoxy- und Totalhemoglobinveränderung (Echtzeitdarstellung von Block-Averages),
- Sehr leicht kombinierbare simultane Messungen mit MRT, welche die zeitgleiche fNIRS Messung mit kurzen Trennkanälen ermöglicht.
- Kopfhauben in den gängigen Kopfgrößen für Erwachsene (Kopfumfang: 54, 56, 58, 60cm) sowohl für ein 24 x 24 wie auch ein 48 x 48 Setup, wie auch für Neugeborene/Säuglinge/Kinder (Kopfumfang: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 cm)
- Zeitlich hochauflösende Messrate zur optimalen Synchronisation mit simultanen EEG-Messungen, bei einer Konfiguration von 16 Lichtsensoren und 16 Detektoren eine Abtastrate von mindestens 14Hz (zur Erfassung Alphafrequenzen)
- Kombinationsfähigkeit von bis zu 5 Geräten zur Ermöglichung von simultanen Messungen von bis zu 10 Probanden (d.h. Hyperscanning)
- Hardware erweiterbar zur Aufzeichnung weiterer peripher-physiologischen Signale wie Hautleitfähigkeit (GSR), SpO2, EKG, Respiration, Temperatur und EMG
- Hauben erhältlich für unterschiedliche Anwendungen, insbesondere für Messungen an Säuglingen und Kindern sowie multi-modale-Messungen mit fMRT, TMS, eye-tracking und motion-tracking
- Gefederte Optodenhalter (mit unterschiedlichen Federungsstärken) zur Verbesserung der Signalqualität und ein besseres Handling bei unterschiedlichen Populationen (wenig/kein Kopfhaar vs. viel Kopfhaar)
- Datenformat muss kompatibel sein für die Analyse mit Matlab-basierten Standardtoolboxen (z.B., NIRs toolbox)


Award value: 1