Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-12-14
Buyer: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Estimated value: 104220.83 BGN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: „Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“
Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти  за нуждите на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ разделена в позиции и съответните подпозиции,  подробно описани в ГЛАВА  ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
17.01. Херниално платно от фини полипропиленови нишки с размер 3,7mils,  тегло 45g/m, размер на порите 38 mm, възможност за изрязване в подходяща форма. Размер на платното: 7,6х15 см
17.02. Херниално платно от фини полипропиленови нишки с размер 3,7mils,  тегло 45g/m, размер на порите 38 mm, възможност за изрязване в подходяща форма. Размер на платното:  15х15 см
17.03. Херниално платно от фини полипропиленови нишки с размер 3,7mils,  тегло 45g/m, размер на порите 38 mm, възможност за изрязване в подходяща форма. Размер на платното: 25х25 см
17.04. Херниално платно от фини полипропиленови нишки с размер 3,7mils,  тегло 45g/m, размер на порите 38 mm, възможност за изрязване в подходяща форма. Размер на платното: 35,6х30 см
17.05. Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размер на порите  2,7 мм. Размери на платното: 6 см/ 11 см
17.06. Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размер на порите  2,7 мм. Размери на платното: 10 см/ 15 см
17.07. Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размер на порите  2,7 мм. Размери на платното: 15 см/ 15 см
17.08. Устройство за фиксиране на платна с 25 резорбируеми клипси, тип рибарска кукичка, 5 мм диаметър
22.01.Линеарен съшивател  за рязане и  едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване - 98 mm и дължина на шевната линия  - 102 мм. Снабден с пълнител  с 4 реда скоби от титаниева сплав  с  височина   в отворено състояние - 4,5 mm. Височина на затворените скоби - 1,5 мм. Диаметър на скобите - 0,23мм. Механизъм за паралелно затваряне на челюстите при активация. Стерилен инструмент  с възможност за  многократно презареждане .  бр.5
22.02.Линеарен съшивател  за рязане и  едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване - 98 mm и дължина на шевната линия  - 102 мм. Снабден с пълнител  с 4 реда скоби от титаниева сплав  с височина   в отворено състояние - 4,5 mm.Височина на затворените скоби - 2 мм. Диаметър на скобите - 0,23мм.  Механизъм за паралелно затваряне на челюстите при активация.Стерилен инструмент  с възможност за  многократно презареждане .  бр.5
22.03.Линеарен съшивател за рязане и  едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 55 mm. Възможност за избор и настройка на височината на затворените скоби - 1,5/1,8/2,0 мм и използване само на един вид пълнител с 6-реда скоби от титаниева сплав  с   височина   в отворено състояние - 4,4 mm. Триизмерна формация на скобите за по-голям тъканен обхват и по-добра хемостаза. Механизъм за паралелно затваряне на челюстите при активация. Ергонимична дръжка с грапава, гумирана повърхност за максимално стабилен захват.  Подходящ за активация с лява и дясна ръка. Стерилен инструмент  с възможност за  многократно презареждане .  бр.5
22.04.Линеарен съшивател за рязане и  едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 75 mm. Възможност за избор и настройка на височината на затворените скоби - 1,5/1,8/2,0 мм и използване само на един вид пълнител с 6-реда скоби от титаниева сплав  с еднаква  височина   в отворено състояние - 4,4 mm. Триизмерна формация на скобите за по-голям тъканен обхват и по-добра хемостаза. Механизъм за паралелно затваряне на челюстите при активация. Ергонимична дръжка с грапава, гумирана повърхност за максимално стабилен захват.  Подходящ за активация с лява и дясна ръка. Стерилен инструмент  с възможност за  многократно презареждане .  бр.5
22.05.Циркулярни ушиватели, извити, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите  от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 21 ммбр.1


Winner: ЕКОС-МЕДИКА ООД
Award value: 104220.83
Number of bids: 1