Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-08-07
Buyer: Azienda sanitaria locale Barletta – Andria – Trani
Country: IT
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Estimated value: 2249321.2 EUR
Submission deadline: 2020-09-11
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Procedura telematica per l’affidamento della fornitura di materiale vario occorrente alla neurochirurgia del PO di Andria – Canosa di Puglia
Procedura aperta multilotto telematica ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura in somministrazione quadriennale di materiale di consumo e per la fornitura in service gratuito delle relative apparecchiature, necessari alla UOC di neurochirurgia del PO Andria.
Placche e viti riassorbibili in acido poliglicolico per fissaggio lembo cranico. Strumentario necessario per il posizionamento fornito in service gratuito.
Set sterile per chiusura teca cranica interamente in materiale riassorbibile costituito da 6 viti, 3 placche rette con almeno due 2 fori con alloggio per la testa della vite per garantire il basso profilo.
La ditta aggiudicatrice deve fornire gratuitamente per tutta la durata della fornitura lo strumentario (giravite, pinza reggiplacca, eventuali cesoie, punta per tracciamento foro necessario per il posizionamento
Mesh in titanio malleabile per copertura difetti cranici con viti monocorticali. Strumentario necessario per il posizionamento fornito in service gratuito.
Mesh in titanio malleabile e ritagliabile dello spessore di circa 0,5 mm delle dimensioni orientative di circa 40x45 mm corredato da viti monocorticali da 4 mm autoperforanti ed autofilettanti.
La ditta aggiudicatrice deve fornire gratuitamente per tutta la durata della fornitura lo strumentario (giravite, pinza reggiplacca, etc.) necessario per il posizionamento.
Set per stabilizzazione e fissazione rigida delle fratture cranio-facciali e per ricostruzioni complesse
Il kit, interamente in titanio con elementi distinti con codice colore, deve prevedere: viti in titanio a basso profilo, con centro conico, autofilettanti e autoperforanti, cross pin per agevolare il carico e l’inserimento della vite con sganciamento semplice dopo l’inserimento; placche in titanio rigide, a basso profilo per chiusura foro trapano e placche dritte, placche 3D con linguette di estrazione, placche malleabili senza utilizzo di strumenti; rete in titanio micro per difetti maggiori della volta e della base cranica modellabili nelle tre dimensioni ed a basso profilo.
Allo scopo della valutazione si intende come impianto tip oil seguente montaggio: placca chiusura foro trapano in titanio n. 1, viti autoperforanti n. 4, rete in titanio malleabile a basso profilo n. 1.
Sostituto della dura madre biomimetico, sintetico e riassorbibile composta da nanofibre di acido polilattico (PLA). Il patch deve essere impermeabile e non deve aderire al parenchima e deve poter essere applicato sia direttamente sulla dura madre del paziente (onlay) che suturabile. Misure richieste:
Cotonini sterili in rayon per protezione della dura durante l'uso del drill resistenti alla lacerazione. Ogni cotonino deve essere munito di un filo di reperaggio ben ancorato al cotonino, repere Rx-opaco esteso a tutta la lunghezza ed essere costituito da strato assorbente in rayon e strato protettivo in PTFE resistente all'azione delle frese del trapano ad alta velocità. Misure richieste:
Cotonini chirurgici sterili in rayon per protezione e umidificazione encefalo. Cotonini chirurgici sterili con filo per reperaggio nel campo operatorio e repere radiopaco costituiti da struttura assorbente in cotone o rayon e superficie che mantenga una buona umidificazione della superficie cerebrale ed a bassa adesività. Misure richieste:
Pinze bipolari monouso a baionetta in lega leggera isolate della lunghezza complessiva di circa 20 cm con punta smussa e rivestimento per la dispersione del calore antiaderente (non stick). Cavo integrato con attacco compatibile con coagulatore MALIS CMC III in uso alla sala operatoria di Neurochirurgia. Punte da 0.5, 1 e 1.0 mm.


Award value: 2249321.2