Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-07-17
Region: PL514
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33141000: Disposable medical supplies
Estimated value: 535308.5 PLN
Award criteria: price, cost

Technical requirements: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku (w tym komis) - postępowanie uzupełniające.Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 zadań – zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do SWZ „Formularz asortymentowo-cenowy”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagane parametry, rozmiar, cecha, j.m., ilość określa FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY - załącznik nr 1 do SWZ. Parametry opisane w Załączniku nr 1 do SWZ, jako parametry wymagane stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.  Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo Warunki Umowne będące załącznikiem nr 5 do SWZ „Wzór Umowy”.Oferowany sprzęt jednorazowego użytku jest wyrobem medycznym i musi być dopuszczony do obrotu i używania  zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z warunkami określonymi   w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 974 z późn.zm.)oraz aktami wykonawczymi do niej, oraz musi posiadać stosowane Certyfikaty CE/Deklaracje Zgodności.
Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r.  - Prawo zamówień publicznych (TJ Dz. U. z 2023r. poz. 1605), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale IX ustawy PZP  (art. 506-576), w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacji została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacji została przekazana w inny sposób niż określony w lit. a.
Strzykawka 20 ML , wytrzymałość do 30ATM  z dokładnością +/- 1ATM , ze zbrojonym drenem wysokociśnieniowym i kranikiem trójdrożnym w komplecie , tarcza fluoroscencyjna ustawiona pod kątem , rękojeść typu „T” , przeźroczysty korpus strzykawki w celu obserwacji pęcherzyków powietrza , mechanizm spustowy w celu wykonania szybkiej deflacji , zabezpieczenie prze przypadkowym uruchomieniem korpusu.
Prowadnik hydrofilny : średnice  0,018’’ , 0,025’’ , 0,032’’ , 0,035’’ ,  0,038’’; dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper )short =1 cm , regular =3 cm , long =5 cm , 8 cm ; końcówka prosta , zagięta 45 stopni typ J , rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie , wykonany z jednego kawałka z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1 , odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej , w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe , trwała powłoka hydrofilna na całej długości , atraumatyczna miękka końcówka z pamięcią kształtu , dostępne w wersji o standardowej sztywności ,półsztywnej i sztywnej ; długość 50,80,120,150,180 cm – ŚR  I DŁ do wyboru przez zamawiającego.
Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,035” (do pracy także z dostępu promieniowego). Semi compliant ( półpodatny OTW ). Balon wykonany z polimeru półkrystalicznego; 3 długości systemów dostarczania 90 cm.,130 cm i 170 cm (dostęp promieniowy); 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu. Kompatybilne z introducerem 5F (3 – 7 mm.) i 6F (8 – 10 mm.), 7F – 12 mm. średnica balonu. Shaft 5,1 – 5,4F, dwuświatłowy, hydrofobowy. Sposób pokrycia balonu: hydrofobowy patchwork - ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu. Ciśnienie nominalne 8 - 9 atm.(w zależności od rozmiaru); RBP 10 – 21 atm. (w zależności od rozmiaru); podatność 1.6 – 6.4%, wydłużanie balonu (NP.vs RBP) 3.51%; przeźroczysty hub.  Zamawiający oczekuje uzupełnienia komisu w 24h maksymalnie 48h. 
Cewniki balonowe wysokociśnieniowe, kompatybilne z prowadnikiem 0,035” (wysokociśnieniowy OTW). Kontrolowana podatność w przedziale 5 – 10%; balon wykonany z materiału Nylon/TPE (typu Pebax); miękki aby nie prostować naczyń podczas inflacji. Dostępne długości systemów dostarczania 40 cm. oraz 75 cm; 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu. Kompatybilne z introducerem 5F (3 – 7 mm.) i 6F (8 – 10 mm.) oraz 7F (12 mm.). Shaft 5,9F, (współosiowy). Wyposażony w urządzenie zwijające ułatwiające przejście podczas drugiej inflacji. Ciśnienie nominalne 14 atm.(śr. 3 –8 mm.) i 12 (śr. 9 –12 mm.); RBP do 27atm., ABP (średnie ciśnienie pęknięcia): 45 atm. dla balonu 3 mm. Złożenie balonu 3 zagięcia (ø 3 – 9 mm); 5 zagięć (ø 10 – 12 mm).  Zamawiający oczekuje uzupełnienia komisu w 24h maksymalnie 48h.


Award value: 687458.44
Number of bids: 5