Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-07-03
Buyer: "Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33141000: Disposable medical supplies | 33141200 | 33141210
Estimated value: 492274 BGN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба
Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
Периодична доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология. Поръчката е разделена на 40 обособени позиции, подробно описани в Приложение №1-Техническа спецификация от документацията. Посочените в Техническата спецификация количества по отделните обособени позиции са прогнозни и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят за минимално или максимално общо количество.Място на изпълнение: Аптека на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.
Срок за изпълнение на обществената поръчка – 24 месеца, чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество.
Сет инфлатор-дефлатор: помпа инфлатор-дефлатор - 20 cc спринцовка и 30 атм. налягане; гъвкава свързваща линия 30 см, найлон и мрежа, трипътно кранче за високо налягане; с ротиращ луер-лок адаптор.   Прогнозно кол-во 200 бр.
Медикамент излъчващ коронарен стент - Сиролимус, за бърза смяна, кобалт-хром L605, TransferWise нанотехология полагане на медикамента , дебелина на стратовете 75µm, съвместим с водач 0,014", съвместим с водещ катетър 5F, NP 9-11 atm, RBP-16 atm, ABP-22 atm, размери: диаметър  2.00, 2.25, с дължина: 9, 14, 16, 19, 24, 29, 34, 39мм., диаметър 2.5, 2.75, 3.0, 3.5,4.0 мм и  с дължина: 9, 14, 16, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49 мм., диаметър 4.5 с дължина: 14, 16, 19, 24, 29, 34, 39мм. Работна дължина на катетъра 142 см . Прогнозно кол-во 300 бр.
Коронарен катетър за екстракция на тромб, 6 F, съвместим, с възможност за улавяне на различен размер тромб от малък до голям ( до 0.99.мм2), полезна дължина 140 см, профил на входа 0.021”, съвместим с 0.014” на водача.  Прогнозно кол-во 60 бр.
Линия за високо налягане  - максимално налягане 83 bar. Дължина - 180 см., твърда, с  ротиращ, луер лок адаптор.  Прогнозно кол-во 1720 бр.
Нитинолов периферен саморазгъващ се стент, осигуряващ висока флексибилност и проходимост. Дизайн на стента - хомогенна геометрия, тип"отворена клетка". 4 бр. танталови маркера,  Препоръчителен водач: 0.035 "Интрoдюсер: 6F, Препоръчителен водещ катетър: 8F, диаметър: 5.0, 6.0, 7.0 мм и дължина: 40, 60, 80, 100, 150 и 200мм. диаметър 8.0 мм и дължина: 40, 60, 80, 100, 150мм, диаметър 9.0, 10.0 и дължина: 40, 60, 80, 100 мм. Работна дължина на катетъра: 80 или 130 см.  Прогнозно кол-во 200 бр.
Периферен медикамент-излъчващ балон (Паклитаксел). OTW,TransferTech нанотехология полагане на медикамента. Налягане (atm) : NP = 7atm, RBP=16 atm, ABP 22 atm, Профил на върха: 0,017 мм.; Диаметър: 1,5мм ,Дължина: 40, 60, 80 мм. Диаметър: 2, 2.5, 3, 3.5мм; Дължина: 40, 60, 80, 120, 150 и 200 мм., Диаметър: 4мм,  Дължина: 40, 60, 80, 120 мм, работна дължина на катетъра: 100 или 150 см. Прогнозно кол-во 200 бр.
РТА балон катетър, подходящ за ренална, илиачна, феморална, поплитеа и инфрапоплитеална артерии. Съвместим с водач 0.035”, OTW платформа. NP6-7 atm., RBP 13-16 atm, ABP 19-24 atm. Профил на върха – 0.036”, маркери – 2 броя от платина и иридий. Хидрофилно покритие - Hydrax. За работна дължина на катетъра 80 и 140 см размери: за диаметри: 3.0, 4.0, 5.0,6.0  - дължини: 20, 40, 60, 80, 120, 150 и 200мм , за диаметър 7.0 - дължини: 20, 40, 60, 80, 120мм,  за диаметри:8.0, 9.0 - дължини: 20, 40, 60, 80 мм, за диаметри: 10.0, 12.0 - дължини: 20, 40, 60 мм. За работна дължина на катетъра 170 и 200 см размери: за диаметри: 6.0, 7.0, 8.0,9.0, 10.0 и 12.0  - дължина: 20 мм.  Прогнозно кол-во 100 бр.
РТА балон катетър, подходящ за: ренална, феморална, поплитеа и инфрапоплитеална артерии. Съвместим с водач 0.014”, OTW платформа  NP 7 atm., RBP 16 atm, ABP 22 atm. Профил на върха – 0.017”, маркери платина и иридий за Ø ≥ 2.5 мм и тунгстийн за Ø ≤ 2.0. Хидрофилно покритие - Hydrax. Работна дължина на катетъра 100 и 150 см. Размери: за диаметър 1.25 - дължини: 10, 15, 20 мм, за диаметър 1.5 - дължини: 10, 15, 20, 40, 60, 80 мм, за диаметър 2.0- дължини: 10, 15, 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200 мм,за диаметри 2.5, 3.0 ,3.5 - дължини: 40, 60, 80, 120, 150, 200 мм, за диаметър 4.0mm дължини - дължини: 40, 60, 80, 120 мм. Прогнозно кол-во 100 бр.
„Периодична доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология“, Обособена позиция 11: Стерилно покривало за апаратура
„Периодична доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология“, Обособена позиция 15: Инфлатор за налягане до 30 атм.-СЕТ
„Периодична доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология“, Обособена позиция 18: Коронарен лекарство излъчващ стент


Winner: БУЛМАР МЛ ООД
Award value: 492274
Number of bids: 3