Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-07-16
Buyer: „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ — София“ АД
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Estimated value: 62876 BGN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за катетеризационна лаборатория към клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД
Предмет на обществената поръчка е доставка на специфични медицински изделия и консумативи за катетеризационна лаборатория към клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна писмена заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, но не по-дълъг от 3 календарни дни от получаване на писмена заявка от възложителя.
Участникът подава само една оферта съгласно условията, посочени в документацията за участие. Предлаганите медицински изделия и консумативи следва да отговарят на минималните изисквания, заложени в спецификацията, изготвена от възложителя.
Коронарен водещ екстеншън катетър с атравматичен връх осигуряват много добър съпорт при преминаването на интервенционални устройства при труднодостъпни лезии. Съвместим с 6,7 и 8 ФР водещ катетър. Съвместимост при 6F водещ катетърс с I.D. ≥ 0,070" (1,78 mm); вътрешен диаметър на екстеншън катетъра: 0,057" (1,45 mm) и външен диаметър на екстеншън катетъра 0,067" (1,71 mm); при 7 F
Коронарен водещ екстеншън катетър с атравматичен връх осигуряват много добър съпорт при преминаването на интервенционални устройства при труднодостъпни лезии. Съвместим с 6,7 и 8 ФР водещ катетър. Съвместимост при 6F водещ катетърс с I.D. ≥ 0,070" (1,78 mm); вътрешен диаметър на екстеншън катетъра: 0,057" (1,45 mm) и външен диаметър на екстеншън катетъра 0,067" (1,71 mm); при 7 F водеща катетър с минимален лумен: 7F I.D. ≥ 0,078" (1,98 mm) и съответно I.D 0.063" (1,60 mm) и O.D 0.073" (1,86 mm); при 8 F водещ катетър с минимален диаметър на лумена: 8F I.D. ≥ 0,088" (2,24 mm) и I.D 0,072" (1,83 mm), O.D., 0,083" (2.11 mm); проксималният шафт е изработен от неръждаема стомана, устойчив на прегъване (сHypotube дизайн). Дисталната част е с хидрофилно покритие —  25 см (Z-Glide™) и двойна оплетка „1х 1“, при 6 F има и удължен вариант 40 см; работна дължина 150 см; има 3 рентгеноконтрасни маркера от платина иридии —  1 дистално на 2 мм от върха и още 2 на 90 и 110 см; рингът, които е на тразнитната зона към проксималната част на водещ катетър е изработен от платина иридиум — до 10 бр.
Водач за измерване на налягане в съдовете; дължина на прилежащите оптични кабели е 2 м; работната дължина на водача е 185 см; тефлоново покритие по цялата дължината на водача; гъвкава дистална част на водача, с хидрофилно покритие с дължина 33 см; оптичният сензор за измерване на налягането е на 3 см дистално от върха на водача; дисталните 3 см на водача са рентгенопозитивни за по-
Водач за измерване на налягане в съдовете; дължина на прилежащите оптични кабели е 2 м; работната дължина на водача е 185 см; тефлоново покритие по цялата дължината на водача; гъвкава дистална част на водача, с хидрофилно покритие с дължина 33 см; оптичният сензор за измерване на налягането е на 3 см дистално от върха на водача; дисталните 3 см на водача са рентгенопозитивни за по-добра видимост; 2 рентгеноконрасни маркера по дължината на водача: на 90 см за радиален достъп и 100 см за феморален достъп — до 20 бр.
Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за катетеризационна лаборатория към клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД


Winner: „Маримпекс-7“ ЕООД
Award value: 62876
Number of bids: 13