Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-05-29
Buyer: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Country: LT
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Estimated value: 795619.05 EUR
Submission deadline: 2018-07-09
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Vienkartinis balioninis kateteris. Skersmuo 0,9–1,1 mm, ilgis 38–42 cm. Suderinamas su Karl Storz „Lotta“ tipo endoskopu. Sterilus.
Vienkartinis, rentgenokontrastinis, plėšomas trokaras ilgalaikiam pleuros ertmės drenavimui pagal Seldingerio techniką. Trokaro plėtėjo storis 16G, ilgis 10–15 cm. Trokaro plėtėjo mova plyštanti. Sterilus.
Sterilus, didelių dalelių talkas (>15 μm), skirtas emulsinei pleurodezei per dreną arba pudravimui per torakoskopą. 50–55 ml buteliuke 4–5 g talko.
Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: 10–30 ml talpos mėgintuvėlio formos rezervuaras, užkimštas kamštelių su dviem vamzdeliais (trišakė sistema), piltuvėlio tipo jungtimis, atsarginis kamštelis, lipni etiketė.
Implantų tinkleliai pilvo sienos plastikai. Anatomiškai suformuotas, monofilamentinis, didelių porų, lengvo svorio, polypropileninis. Kairys, dešinys.
Švirkštas vienkartinis, sugraduotas maksimaliai 13 atm. spaudimui, 60 ml tūrio. Privalo tikti su ligoninėje naudojama daugkartine įstatoma rankena (pripūtimo sistemos Alliance II).
Žemo spaudimo manžetė, reguliuojami sparneliai, obturatorius, juostelė. Sienelėje inkapsuliuota metalinė spiralė. Vidinis diametras 8 mm. Išorinis diametras 10,9–11,0 mm. Manžetės plotis 30–32 mm, maksimalus ilgis 95 mm. Galiukas – rentgenokontrastinis.
Žemo spaudimo manžetė, reguliuojami sparneliai, obturatorius, juostelė. Vidinis diametras 8,9–9,1 mm. Išorinis diametras 12,1–12,3 mm. Manžetės plotis 34,0–34,2 mm, maksimalus ilgis iki 106 mm.
Kliniškai švari. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso, fiksuojama norimoje padėtyje. Rinkinį turi sudaryti: 2 vamzdeliai, sujungti Y formos sujungikliu, alkūninė jungtis su „Luer Lock“ tipo (arba lygiaverte) anga, papildoma 1,4–1,6 m atšaka su kūginėmis jungtimis 22F-22F, 2,0–2,1 l kvėpavimo maišas su jungtimi 22M, apsauginis dangtelis paciento pusėje, papildoma jungtelė rezervinio maišo pajungimui 22M-22M. Sistemos ilgis kintamas – 2,0 m ±5 cm (ištempus). Sistemos diametras – 21–23 mm. „Luer lock“ tipo (arba lygiavertė) anga turi būti su fiksuotu dangteliu (kad atidengus dangtelį jis nepasimestų). Visos jungtys turi būti kūginės: aparato pusėje 22F, paciento 22M/15F. Gaminio pakuotė turi būti praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Supakuotos po 1 rink.
Aortos vožtuvo valvuloplastikai ir perkateterinio vožtuvo implantavimui skirta viela dvigubos kilpos galu. Medžiaga: plienas, diametras 0,035”, ilgis 260–290 cm. Distalinės dvigubos kilpos konfigūracija: labai maža, maža ir didelė (kilpos diametrai atitinkamai 28–32 mm, 38–42 mm, 48–52 mm). Plonėjantis distalinis galas: labai mažos ir mažos kilpų mažėjantis iki ne didesnio nei 0,15 mm (0,006”), didelės kilpos mažėjantis iki ne didesnio nei 0,18 mm (0,007”). Trombogeniškumą mažinanti ir slydimą gerinanti danga „Lubrigreen“ (PTFE) arba analogiška.
Aortos stentavimui. Susideda iš introdiuserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus. Introdiuserio ilgis ne mažiau 29 cm, obturatoriaus ilgis ne mažiau 41 cm. Lankstus, dengtas hidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035±0,003 colio viela. Vožtuvas turi užtikrinti visišką hermetiškumą po daugkartinio maksimalaus dydžio priemonių įvedimo ir ištraukimo. Dydis 18F.
Pagamintas iš pilnai permatomos medžiagos – kraujavimo kontrolei stebėti. Selektyviai užspaudžiama a. radialis prileidžiant oro į du specialius balionus. Užspaudėjas fiksuojamas prie rankos specialiu lipniu segtuvu. Užspaudėjo vieta, kuri dedama ant punkcijos vietos, pažymėta specialiu žymekliu (pvz., tašku). Užspaudėjo konstrukcija: diržas, palaikomoji juostelė ir du oro balionai. Užspaudėjas turi užtikrinti gerą a. ulrinalis arterinę kraujotaką bei leisti išvengti nervų užspaudimo. Oro prileidimas kontroliuojamas specialiu slėgio kontrolės balionu: nominalus tūris – 13 ml, maksimalus – 18 ml. Oras prileidžiamas švirkštu (švirkštas pridedamas komplekte). Užspaudėjas sterilus. Užspaudėjas dviejų dydžių: „Standard“ ir „Large“. Pateikti klinikines studijas / mokslinius straipsnius, įrodančius radialinės arterijos okliuzijų skaičiaus sumažėjimą ir teigiamą užspaudėjo poveikį pacientui.
4) mažiausi balionai pritaikyti 0,014" arba 0,018" nukreipiančiosioms vieloms, didelio diametro kateteriai pritaikyti 0.035" nukreipiančiosioms vieloms;
5) iki 8 mm baliono diametro imtinai kateteriai suderinami su ≤4F kaniule (introdiuseriu), maksimalus ribinis slėgis ≥5ATM;
6) iki 30 mm baliono diametro imtinai kateteriai suderinami su ≤10F kaniule (introdiuseriu), ribinis slėgis ≥2ATM;

Eligibility requirements: Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas.

Award value: 795619.05