Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-04-27
Buyer: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego – SPZOZ w Bydgoszczy
Country: PL
Region: Bydgosko-Toruński
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33000000
Estimated value: 2536967.33 PLN
Submission deadline: 2016-06-02
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
Igły zaostrzone, rozmiar zewnętrzny 18G, rozmiar wewnętrzny kompatybilny z prowadnikiem o średnicy do 0,035”, długość 7 cm szt. 130.
ICewnik balonowy semi-compliant posiadający powłokę balonu hydrofilną; profil wejścia 0,017”; długość systemu doprowadzającego 145 cm; szaft proksymalny: 2,1F; szaft dystalny2,4/2,3F; przedział średnic 1,5 do 5,0 mm z rozstawem średnic co 0,25 mm w zakresie 2,0 do 4,0 mm; długości: 6, 8, 12, 15, 20, 25 i 30 mm; przedział długości od 6 do 30 mm dla wszystkich oferowanych średnic w przedziale od 2,0 do 4,0 (7 długości dla każdej średnicy z przedziału); profil przejścia balonu 0,021” dla średnicy 3,0 mm; ciśnienie nominalne 8 atm; RBP 14 atm dla wszystkich rozmiarów; dostępne systemy RX i OTW szt. 280.
Cewniki balonowe posiadające powłokę hydrofilną odporną na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu; system doprowadzający typu RX; materiał balonu – Pebex; profil wejścia 0,018”; balon o minimalnej podatności, dla balonu o średnicy 2,0 nie więcej niż 2,10 mm przy RBP; długość systemu doprowadzającego 143 cm; profil przejścia balonu 0,027” dla średnicy 3,0 mm; długości: 6, 8, 12, 15, 20 i 25 mm; przedział średnic 1,5 do 5,0 mm z rozstawem średnic co 0,25 mm w zakresie 2,0 do 4,0 mm; ciśnienie nominalne 12 atm; RBP 18 atm dla wszystkich rozmiarów. Depozyt 50 szt szt. 350.
Balon niskociśnieniowy o średnicach od 1,2 do 4,0 mm (1,20, 1,50, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00); dla śrenic 1,20 i 1,50 mm dostępne dwie sztywności shaft'u do zmian krętych i CTO (Push); dostępne długości od 8 do 20 mm (8, 12, 15, 20) oraz 30 mm dla średnic 2,0 do 4,0 mm; dostępne dwa typy balonów: Monorail i OWT we wszystkich rozmiarach; hydrofilne pokrycie shaft'u; ciśnienie nominalne 6 at.; ciśnienie RBP 18 atm dla 1,2 mm, 14 atm dla 1,5 do 3,25 mm oraz 12 atm dla 3,5 do 4,0 mm; profil końcówki natarcia (lesion entry profile) 0,017” dla wszystkich rozmiarów; możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 6 % dla wszystkich rozmiarów. Depozyt 50 szt szt. 225.
Balon wysokociśnieniowy o średnicach od 2,0 do 5,0 mm ( 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0); dostępne długości od 6 do 21 mm ( co najmniej 5 różnych długości ) oraz 30 mm dla średnic 2,0 do 4,0 mm; dwusegmentowa budowa shaft'u wewnętrznego; ciśnienie nominalne 12 atm; ciśnienie RBP 20 atm dla średnic 2,0 do 4,0 mm; 18 atm dla średnic 4,5 do 5,0 mm; profil końcówki natarcia (lesion entry profile) 0,017” dla wszystkich rozmiarów; duża niepodatność (precyzja doprężania stentu); przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 5,5 % dla wszystkich rozmiarów (dla rozmiaru 3,0 – 3,16 mm). Depozyt 45 szt szt. 440.
Cewnik balonowy tnący o średnicy od 2,0 mm do 4,0 mm ( 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00 ), dostepne długości od 6,00 mm do 15 mm ( 6, 10 15 ), ciśnienie nominalne 6 atm, ciśnienie RBP 12 atm, profil końcówki natarcia lesion entry profile – 0,020” dla wszystkich rozmiarów, liczba aterotomów ( ostrzy ) naobwodzie: 3 dla rozmiarów 2,00 do 3,25 mm i 4 dla rozmiarów 3,50 do 4,00 mm. Depozyt 10 szt. szt. 17.
Cewniki typu Launcher standardowe o dużej średnicy wewnętrznej; 5F – 0,058”, 6F – 0,071”, 7F – 0,081”, 8F – 0,090”; oferowane średnice od 5F do 9F; metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika; miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii; stabilność krzywizny w temp 37ºC przez okres całego zabiegu; odporność na skręcanie i złamania; dobra pamięć kształtu; dobra manewrowalność; wysoka trwałość cewnika; pełna gama krzywizn typowych i nietypowych (89 w każdej średnicy): Judkins L&R, Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R,MAC – Multi Aortic, Champ, 3DRight – umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramiennej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń; możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami; długość 45, 90, 100, 110 cm szt. 875.
Cewnik prowadzący bezkoszulkowy przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego; dostępne średnice 6,5F, 7,5F i 8,5F; duże średnice wewnętrzne: 6,5F – 0,070”, 7,5F – 0,081”, 8,5F – 0,090”; pokrycie hydrofilne szt. 10.
Prowadniki hydrofilne posiadające rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie; wykonany z jednego kawałka; z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1; odporny na odkształcenia i złamania struktury podłużnej; trwała powłoka hydrofilna na całej długości; atraumatyczna miękka końcówka z pamięcią kształtu; w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe; końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia; długości 50, 80, 120, 150, 220, 260 i 300 cm; średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032', 0,035”; dostępne w wersji z kształtowaną końcówką szt. 75.
Prowadniki o średnicy 0,014”; końcówka prosta i J; długość 190 i 300 cm; różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian – ponad 20 rodzajów prowadników o minimum 10 stopniach sztywności; różne sztywności części proksymalnej i środkowej; dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej szt. 1 140.
Prowadniki o średnicy 0,014”; wykonane z jednego kawałka stali 316L; dystalna część prowadnika upleciona z 13 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność; różne sztywności końcówek roboczych; pokrycie hydrofilne oraz hydrofobowe; kształty końcówki: prosty i J; szaft prowadnika pokryty PTFE; dostępne długości: 180 cm, 300 cm oraz 330 cm; dostępne prowadniki do udrożnień minimum 10 rodzajów szt. 120.
Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy do ciasnych i krętych naczyń; o obecności w stopie Ni ≤12 %; budowa stentu otwarta-komórkowa; długość systemu doprowadzającego ≥145 cm; minimalny wymagany przedział średnic od 2,0 do 4,0 mm (minimum 7 średnic); minimalny przedział długości od 8 do 32 mm dla średnic 2,75 do 4,0; minimalny przedział długości od 9 do 24 mm dla średnic 2,0 do 2,5; RBP minimum 15 atm (dla średnic 2,0 – 3,5 mm); profil przejścia dla średnicy 3,0 mm ≤ 0,033”, dla średnicy 2,0 mm ≤ 0,031”; grubość ścian stentu ≤0,0020” dla średnic 2,0 – 2,5 mm i ≤0,0024” dla wszystkich pozostałych rozmiarów; profil wejścia ≤0,016”; shaft proksymalny ≤1,9F dla wszystkich rozmiarów; shaft dystalny ≤ 2,5F dla wszystkich rozmiarów; skrócenie stentu dla średnic 2,75/4,0 mm – 0 %. Depozyt 50 szt. szt. 30.
Stent o budowie stolled tube, ze stopu kobaltowo-chromowego, którego podstawę w 50 % stanowi kobalt a żelazo nie przekracza 3 %; pokrywany ewerolimusem; grubość ściany stentu 0,0032” dla wszystkich rozmiarów; długość systemu doprowadzającego 143 cm; duża siła radialna stentu: 26 PSI; system doprowadzający typu RX; przedział średnic: 2,25 do 4,0 mm (2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0); wymagane długości dla średnicy 3,0 – 8, 12, 15, 18. 23, 28, 33, 38, 48 mm (minimalny zakres długości dla wszystkich oferowanych rozmiarów 8 do 28 mm); RBP 16 do 18 atm; profil przejścia stentu osadzonego na balonie 0,041” przy średnicy 3,0 mm; stenty kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F we wszystkich oferowanych rozmiarach; dobry dostęp do bocznic (maksymalna średnica otwarcia pojedynczej celi stentu dla średnicy 3,0 mm wynosi 4,0 mm); długość stent-to-shoulder (STS) 0,8 mm; skrócenie stentu po inplantacji 0,3 % dla 3,0 mm. Depozyt 80 szt szt. 456.
Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające sirolimus; konstrukcja hybrydowa łącząca stenty pasywnie pokrywane substancją przyspieszającą gojenie naczynia, zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu i ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do ścian naczynia oraz kontrolowanie uwalniające sirolimus; pokryte biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA (Poly-L-Latic Acid); dawka leku 50 do 250 µg w zależności od średnicy i długości; dostępne długości 9, 13, 15, 18, 22, 26 i 30 mm; dostępne średnice 2,25 2,5 2,75 3,0 3,5 4,0 mm; różne grubości strutów stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej) dla średnic 0,06mm/60µm/0,0024” dla 2,25 do 3,0 mm (71µm wraz z polimerem), 0,08mm/80µm/0,0031” dla 3,5 do 4,0 mm (91µm wraz z polimerem); crossing profile 0,039” dla średnicy 3,0 mm; ciśnienie nominalne 8 atm; ciśnienie RBP 16 atm; czas biodegradacji polimeru ok 24 miesiące; konstrukcja „double helix” (podwójna spirala); skracalność po rozprężeniu 0 %; możliwość doprężenia: do 3,5 mm dla średnic 2,25 do 3,0 mm, do 4,65 mm dla średnic 3,5 do 4,0 mm. Depozyt 50 szt szt. 330.

Eligibility requirements: Zgodnie z art. 22 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 4.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 4.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia, 4.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 4.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: Ocena spełniania warunków w SIWZ.

Award value: 2536967.33