Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-08-25
Buyer: Universitätsklinikum Münster
Country: DE
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000
Estimated value: 1 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Vorbemerkung: Beschafft werden sollen drei Pipettierautomaten zur Probenvorbereitung von RNA- und DNA basierten Bibliotheken für die Next-Generation-Sequenzierung. Zwei Pipet-tierautomaten sind für den Einsatz in der Humangenetik, ein Pipettierautomat für den Einsatz in der Pathologie bestimmt. Alle Abschnitte dieses Leistungsverzeichnisses einschließlich der Anforderungen an die wissenschaftliche und technische Kooperation beziehen sich auf diese Geräte. Der Abschnitt "Allgemeine Leistungsbeschreibung" und die Tabelle sind gerätespezi-fisch und sind jeweils einzeln zu betrachten und zu beantworten.
Der Umfang der Anforderungen an die Systeme ist durch die untenstehenden Leistungsbe-schreibungen definiert. In den beiliegenden Tabellen werden Parameter abgefragt.
Bitte vermerken Sie zu jeder Position oder Teilposition, ob die jeweilige Anforderung im An-gebot enthalten ist, oder ob es gegen Aufpreis erworben werden kann. Im letzteren Fall geben Sie bitte den Aufpreis mit an.
Es werden drei modular aufbauende Pipettierautomaten mit hoher Pipettiergenauigkeit und Reproduzierbarkeit für eine RNA/DNA-basierte Bibliothekserstellung für die Next-Generation-Sequenzierung benötigt. Hierbei müssen die Protokolle zur Vorbereitung von folgenden Biblio-theken durchführbar sein:
Ferner müssen die Pipettierautomaten für die Verwendung verschiedener, herstellerunab-hängige Flüssigkeiten ausgelegt sein und eine genaue Einstellung des Pipettiervorgangs ohne manuelle Intervention ermöglichen. Für die Probenaufbereitung muss eine Aufreinigung von PCR-Produkten nach der "Magnetic Bead" Methode möglich sein. Der Probenlauf muss über eine frei durch den Anwender wählbare Probenanzahl verfügen und an definierten Start/Stopp Punkten gestartet, weitergeführt oder beendet werden können.
Folgende Mindest-Anforderungen und Funktionen müssen eingehalten werden (Pipettierau-tomat 1; 2x ? Humangenetik und GDI für Pathologie):
- Konfigurierbare Deckpositions-Arbeitsfläche für Spitzenboxen, Mikrotiterplatten und andere Labware.
- Flexibler 8-Kanal Pipettierkopf mit einem Arbeitsvolumen von mindestens 1000µl und kapazitiver Füllstandsmessung.
- Orbital-Schütteleinheit (min. 1800 U/min) mit Klemmvorrichtung für (Flachboden, Deep-Well, 96- und 384-Well-PCR-Platten)
Folgende Mindest-Anforderungen und Funktionen müssen eingehalten werden (Pipettierau-tomat 2; 1x ? Humangenetik):
- Konfigurierbare Deckpositions-Arbeitsfläche für Spitzenboxen, Mikrotiterplatten und andere Labware.
- Orbital-Schütteleinheit (min. 1800 U/min) mit Klemmvorrichtung für (Flachboden, Deep-Well, 96- und 384-Well-PCR-Platten)
Die Systeme müssen nahtlos in eine LIMS-Umgebung eingebunden werden. Die modalitä-tenseitige Integration ist Bestandteil des Auftrags.
Die Aufstellung der zu beschaffenden Systeme soll am Institut für Humangenetik, Vesalius-weg 12-14 und am Gerhard-Domagk-Institut für Pathologie, Domagkstraße 17 erfolgen. Er-setzt werden am Institut für Humangenetik zwei Biomek 3000 der Firma Beckman & Coulter aus den Jahren 2009 und 2012. Die Demontage und Entsorgung erfolgt durch den Auftrag-geber. Die Räumlichkeiten können besichtigt werden, alle notwendigen Auskünfte werden erteilt. Grundrisspläne für den Raum liegen vor. Weitere Informationen können erfragt wer-den.


Winner: Beckman Coulter GmbH
Award value: 1
Number of bids: 1