Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-02-11
Buyer: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33000000
Estimated value: 2073243.75 PLN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
Zakup w formie ratalnej wyposażenia medycznego pomieszczeń Pododdziału Ginekologii Onkologicznej i Endoskopowego Leczenia Endometriozy oraz Bloku Operacyjnego Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.
Zakup w formie ratalnej wyposażenia medycznego pomieszczeń Pododdziału Ginekologii Onkologicznej i Endoskopowego Leczenia Endometriozy Szpitala oraz Bloku Operacyjnego Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. w sprzęt medyczny wraz z montażem, uruchomieniem, usługami serwisowymi i szkoleniem personelu obsługującego. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2018 - 2019), niepowystawowy, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, bezpieczny dla pacjentów i personelu medycznego. Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jako wyrób medyczny musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego – Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca przeszkoli personel medyczny w zakresie obsługi.
Aparat do znieczulania ogólnego -1 szt. Parametry ogólne: Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny, uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, reduktory do butli O2 i N2O nakręcane z przyłączami do aparatu Zasilanie gazami z sieci centralnej: O2, N2O, Powietrze
System oddechowy podgrzewany, zasilanie wewnętrzne bez zewnętrznych przewodów zasilających, możliwe wyłączenie podgrzewania przez użytkownika Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 100 minut. Duży blat roboczy, pozwalający na wygodne prowadzenie dokumentacji. Wbudowane regulowane oświetlenie blatu typu LED Szuflada na akcesoria z trwałym zamknięciem (typu: zamek na klucz, blokada mechaniczna) Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25 % udział O2 w mieszaninie z N2O Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów, Elektroniczny mieszalnik apewniający utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta Prezentacja przepływomierzy w formie graficznej na ekranie aparatu, tzw. wirtualne przepływomierze Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) Wentylacja pacjentów ze wszystkich grup wiekowych nie wymaga użycia odmiennych elementów systemu oddechowego i czujników z wyłączeniem rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum Wbudowany niezależny przepływomierz O2 do podaży tlenu przez maskę lub kaniulę do nosową Miejsce aktywne do zamocowania min. 1 parownika anestetyka Aparat przygotowany do pracy z jednorazowymi zbiornikami pochłaniacza, w dostawie co najmniej 6 zbiorników jednorazowych, objętość pochłaniacza jednorazowego minimum 1200 ml.Respirator, tryby wentylacji Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym Wentylacja kontrolowana objętościowo Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo Wentylacja synchronizowana w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowym CPAP/PSV Tryb wentylacji z gwarantowaną objętością typu Auto Flow, PRVC; synchronizacja oddechów pacjenta z oddechami obowiązkowymi Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji np. na czas odsysania śluzu), regulacja czasu trwania pauzy przez użytkownika, prezentacja czasu pozostałego do zakończenia pauzy Automatyczne przełączenie na gaz zastępczy:-po zaniku O2 na 100 % powietrze-po zaniku N2O na 100 % O2 -po zaniku Powietrza na 100 % O2 we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się) Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze Regulacje Zakres regulacji częstości oddechowej min. od 5 do 100 odd/min Zakres regulacji plateau co najmniej od 0 % do 50 % Zakres regulacji I:E co najmniej od 4:1 do 1:4 Zakres regulacji objętości oddechowej min. od 10 do 1500 ml Zakres regulacji wyzwalacza przepływowego min. od 0,3 l/min do 15 l/min Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie min. od 5 do 80 hPa (cmH2O) Wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie min. 3 cmH2O do 60 cmH2O Regulacja czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu), pozwalająca na kształtowanie nachylenia fali oddechowej, podać zakres Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 20 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF) Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika
Aparat USG 1 szt. Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z panelu operatora. Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta. Zasilanie urządzenia min. 230V 50 MHz Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół Fabrycznie wbudowany kolorowy monitor LCD wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z podświetleniem LED, o parametrach min.: przekątna 23”; rozdzielczość 1920x1080; Aparat wyposażony w panel dotykowy z podświetleniem LED min. 10 cali, rozdzielczość 1280x800 Regulacja panelu sterowania min.: góra /dół 180 mm; lewo/prawo +/- 30
Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych) Tryb B Głębokość penetracji min.:2-38 cm Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych Dynamika systemu min.: 255dB
Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu min.:8 Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach JEDNOCZEŚNIE Prędkość obrazowania (frame rate) min.: 2100 fps Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. Możliwość rotacji obrazu o 360
• transkranialne• urologicznych• naczyniowych Pomiary podstawowe na obrazie min.:• pomiar odległości, • obwodu, • pola powierzchni, • objętości. Szczegóły w części IV SIWZ.
Defibrylator 1 szt. Model fabrycznie nowy nie starszy niż 2019 rok Urządzenie do monitorowania i defibrylacji Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej min. 7’’Możliwość wyświetlania na ekranie min. 3 krzywych dynamicznych.Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej Dwufazowa fala defibrylacji Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej Czas ładowania do energii maksymalnej 200J poniżej 3 sekund Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji
Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodny z aktualnymi wytycznymi ERC/AHA z 2015 roku Energia defibrylacji w trybie AED min. od 10 do 360 J W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J Defibrylacja w trybie AED min. za pomocą elektrod jednorazowych Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii
Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora Możliwość wykonania kardiowersji Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń a. Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie min.: 15-350 B/min. b. Wzmocnienie sygnału min.: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; Auto Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna min.:a. tryby stymulacji: sztywny i na żądanie b. natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA c. zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp/min Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych a. Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie Pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NIBP): metoda pomiaru oscylometryczna, zakres pomiaru min. 10-290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów Wbudowana drukarka termiczna o parametrach min.: Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG Eksport danych za pomocą pamięci typu Pendrive Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 4 godzin Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi Czas pracy na bateriach dla urządzenia min. 360 minut monitorowania Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V
Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testów bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test)
Łóżko pacjenta z szafką 22 szt. Szafka przyłóżkowa 22 szt.Szerokość całkowita: 1030mm +/- 10mm Długość całkowita: 2110mm +/- 10mm Wymiary leża 2000x900mm +/- 10mm Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych lakierem proszkowym Leże łóżka czterosegmentowe; trzy segmenty ruchome Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą farbą poliestrowo-epoksydową o wielkości oczek 5x10mm Siatka metalowa w leżu montowana na stałe Łóżko wyposażone w pilot przewodowy Pilot przewodowy z możliwością zablokowania wszystkich funkcji elektrycznych łóżka Regulacja wysokości elektryczna sterowana pilotem przewodowym w zakresie min. 410-800mm Regulacja segmentu pleców w zakresie 0-70
Szafka wyposażona w jedna szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami Między szufladą i komorą wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta o wysokości min. 90mm .Szczegóły w części IV SIWZ.


Winner: BFF MEDFinance S.A.
Award value: 2073243.75
Number of bids: 2