Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-10-09
Buyer: Тракийски университет
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33190000
Estimated value: 212530.31 BGN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет — гр. Стара Загора
Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет — гр. Стара Загора.
— обособена позиция № 1 „Видеоендоскопска система за горна и долна ендоскопия (видеогастроскоп и видеоколонскоп)“,
Доставката ще се извърши франко на адреса на Медицински факултет — гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.
1. ендоскопски процесор — 1 брой: технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата чрез вграден специализиран оптичен филтър; минимум 1 USB изход за преносима флаш памет на предният панел; възможност за управление на видео принтер; архивираща изображения система; регулатор за въглероден двуокис; меню за настройки и на български език; електронен ZOOM; възможност за управление на иригационна помпа; вграден светлинен източник със светодиодна (LED) лампа; поддръжка на видеоендоскопи с интегриран чип в ендоскопа и фиброоптични ендоскопи за гастроентерологични и бронхологични изследвания и терапия; поддръжка на ендоскопи с висока резолюция (HD) на CCD чипа в дисталния край; да има минимум следните изходи: D-SDI (SMTPE 292M), SD-SDI, 9SMPTE 259M) или DVI (WUXGA, 1080P или SXGA);
Доставката ще се извърши франко на адреса на Медицински факултет — гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.
1 брой със следните минимални и задължителни характеристики и състояща се от електрохирургично задвижване; натоварване минимум 360 кг; минимални размери на плота 2000 мм/500 мм; всички секции на плота да са рентгено прозрачни; движение на плота по хоризонтал (слайдинг) — да осигурява възможност за цялостно сканиране на тялото: мин. 350 мм— 235 мм от центъра към главата и 115 мм от центъра към краката; движение на плота по вертикал мин. 685—1135 мм; латерален наклон с електрически контрол мин. +/20 градуса; тренделенбург/обратен тренделенбург с електрически контрол мин. 30 градуса; флекс/рефлекс с електрически контрол мин. 220/100 градуса; механично движение на секция глава горе/долу мин. 60/90 градуса; електрическо движение на секция гръб горе/долу мин. 80/40 градуса; бордът на масата да е изработен от пресован алуминий; управлението да е чрез подвижно дистанционно с дълъг гъвкав кабел; да разполага с функция за самонивелиране на масата чрез 4 хидравлични крачета; да има възможност за смя
Доставката ще се извърши франко на адреса на Медицински факултет — гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11.
1. електрохирургична платформа: захранване — 220—240 V, 50—60 Hz; клас на защита CF, клас 1; високочестотни електрохирургични режими: монополярни режими — чисто рязане, хемостатично рязане, импулсно рязане, мека коагулация, форсирана коагулация, спрей коагулация; биполярни режими — биполярно рязане, рязане в солеви разтвор (резекция 0,9 % NaCl), мека коагулация, коагулация с автоматичен старт, коагулация с автоматично спиране, коагулация в солеви разтвор (0,9 % NaCl); ултразвукови режими: режим на ултразвуково рязане на принципа на инструмент с осцилиращ (хармоничен) активен електрод; режим на едновременно прилагане на биполярна и ултразвукова енергия през единичен инструмент; номинална честота на електрохирургичната функция: 350—700 KHz; номинална честота на ултразвуковата механична функция 47—55 KHz; изходи на мощност: минимум 2 монополярни; минимум 2 биполярни; минимум 1 за ултразвуково рязане; мини
Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет — гр. Стара Загора в основно меню „Профил на купувача“ на адрес:


Winner: „Инфомед“ ЕООД
Award value: 212530.31
Number of bids: 1