Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2024-01-29
Buyer: МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000 | 33112200
Estimated value: 370000 BGN
Submission deadline: 2024-02-29
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД“
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на  медицинска апаратура за нуждите на МОБАЛ“Д-р Стефан Черкезов“АД
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка,  монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционно сервизно обслужване на ехографска апаратура за нуждите на отделение по акушерство и гинекология и отделение по гастроентерология при МОБАЛ“Д-р Стефан Черкезов“АД по две  самостоятелно обособени позиции.
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се открива при условията на чл. 114 от ЗОП (обществена поръчка „под условие“), като към датата на откриване на процедурата, не е осигурено финансиране за изпълнението ѝ.
Медицинският монитор да е с разделителна способност от мин. 1920 х 1080 пиксела и контрастно съотношение от мин. 1000:1.
Тъчскрийн с минимални размери 12 инча с възможност за въвеждане на информация за пациента и избор на режими и настройки за работа.
Апаратът да може да извършва пълно фокусиране на ултразвуковия образ едновременно в цялата дълбочина на зрителното поле.
Апаратът да позволява изключване на режима на пълно фокусиране на ултразвуковия образ, преминавайки в режим на фокусиране с фокална зона.
Оптимизация на фокуса, базиран на алгоритъм за изчисляване скоростта на разпространение на ултразвуковата вълна в зависимост от типа тъкан.
Пространствено и честотно съставно сканиране за подобряване на контрастната разделителна способност и редуциране на зърнисти артефакти, както и подчертаване границите между тъканите.
Автоматична оптимизация на усилването на сигнала (GAIN), времево-компенсираното усилване (TGC), доплеровата скала и базова линия, с натискане на един бутон.
2D (B), М, цветен доплер, пулсов спектрален доплер с мин. обхват на честотата на повторение на импулсите от 0.5 до 52 kHz, мощностен доплер (PD) и високочувствителен цветен доплер с висока пространствена и темпорална резолюция.
Софтуер за генериране на 3D изображение с конвенционален 2D трансдюсер. Да поддържа и цветен доплеров режим.
Софтуер за изчисляване на индекс на васкуларизация на тъканите, представен като съотношение на броя пиксели в 2D режим и пикселите в цветен доплеров режим, в избрана зона на интерес.
Цветен доплеров метод за изобразяване на малки кръвоносни съдове с бавен кръвоток ≤1 мм/сек, притежаващ висока пространствена и времева разделителна способност.  При дълбочина на сканиране 10 см. да постига кадрова честота от мин. 45 кадъра/сек.

Eligibility requirements: Участниците в процедурата  следва да отговарят на изискванията на чл.77 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията или да са производители, установени на територията на Република България. Съответствието на участника с посоченото изискване се удостоверява с посочване на номер и дата на издаване на съответнното разрешително,което  се попълва част ІV, Буква А  от ЕЕДОП. *Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите по т.2.1, чрез който се доказва посочената в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразно провеждане на процедурата. *На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи : - заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия, с приложение за медицинските изделия, за които се отнася.

Award value: 370000