Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-02-26
Buyer: Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33111000: X-ray equipment
Estimated value: 173220000 HUF
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: A berendezés minimum 9 kW-os Cu Kα forgóanódos röntgenforrással felszerelt, amely által biztosított intenzitás alkalmas nagyfeloldású diffrakciós mérésekre (XRD), mikro diffrakciós vizsgálatokra, súrlódó beesésű röntgenszórás (GISAX) és reflektometriás (XRR) mérések elvégzésére.
[Amennyiben a röntgenforrást hűteni kell, úgy az ehhez szükséges hűtőrendszernek is a szállítani termék részének kell lennie, továbbá amennyiben a berendezés vákuumszivattyú üzemeltetését is megköveteli, úgy annak olajmentes száraz szivattyúnak („scroll”) kell lenni.]
A rendszer olyan 2D detektorral felszerelt, mely vonal és pontdetektorként is üzemel és az optikai tengely körül 90 fokkal elforgatható.
A berendezésnek rendelkezni kell minimum az alábbi mérési lehetőségekhez szükséges kiegészítőkkel. [A kiegészítőknek tartalmazniuk kell valamennyi olyan be és kilépő optikai komponenst, ami az adott méréstípus elvégzését lehetővé teszi, valamint az ehhez szükséges megfelelő adatgyűjtő és kiértékelő programnak is rendelkezésre kell állnia.]
— diffrakciós adatok felvétele a mintatartón vízszintesen elhelyezett minta felületének síkjában történő pásztázással úgy, hogy a belépő röntgen nyaláb folyamatosan súrlódó szögben éri a minta felületét („In-Plane” mérés 2Θ χ/φ),
— 2 kristályos monokromátor (2-bounds) mind a forrás oldalon, mind a detektor oldalon, chi bölcső, párhuzmos nyaláb analizáló rés, Soller rések a belépő és kilépő oldalon (2.5o, 5o, nyitott), kollimátor (0.15 és 1 mm).
— öt körös goniométer: a forrás az optikai tengely síkjában dönthető (ω), a detektor az optikai tengely síkjában dönthető (2Θ) és mozgatható a minta felületével párhuzamosan is, amikor a detektor mozgása merőleges a ω -2Θ síkra (2Θ χ), a minta forgatható az optikai tengellyel párhuzamos (χ) és arra merőleges tengely körül (φ),
— a vizsgálandó különböző magasságú minták miatt z irányban felszerelhető és 0–20 mm között változtatható magasságot biztosító távtartók,
A sugárforrás és a mintatartó közötti oldal olyan modulárisan behelyezhető optikával rendelkezik, amely ki-/beszerelés és mindenféle utólagos beállítás nélkül a komponensen belüli réscserével biztosítja a Bragg-Brentano és a párhuzamos-nyaláb geometriák közötti oda-vissza váltást.
A szállítandó termék képes vonal fókuszú párhuzamos nyaláb és a nagy intenzitású pont fókuszú nyaláb közötti váltásra a röntgenforrás pozíciójának módosítása nélkül.
A berendezéshez tartozik egy magas hőmérsékletű méréseket lehetővé tevő kamra, mellyel vákuumban is lehetséges a minták röntgen-diffrakciós szerkezeti vizsgálata „in-plane” mérési elrendezésben is.
A konfigurációnak tartalmaznia kell a vákuum létrehozásához szükséges szivattyúkat (turbó és/vagy száraz elővákuum szivattyú), valamint a mintatartó-asztalhoz való rögzítéshez szükséges közdarabot.
— számítógép minimális felszereltsége: újgenerációs processzor, min. 8 GB RAM, 1 TB HDD, 2 USB port, 2 db Ethernet interface kártya, 4 db PCI kártya fogadóhely,
— Lézernyomtató: színes, A4-es nyomtató, 18 lap/perc fekete-fehér nyomtatási sebesség, 4 lap/perc színes nyomtatási sebesség, 800 MHz CPU, 128MB, 2 400 x 600 dpi, USB 2.0, LAN.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során sem környezetvédelmi, sem szociális szempontot nem érvényesített.


Winner: NANOTEST Hungary Kft.
Award value: 173220000
Number of bids: 1