Public procurement notice: Voluntary Ex Ante Transparency Notice
Published: 2023-04-21
Buyer: Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH, Goethestraße 89, 4020 Linz an der Donau
Country: AT
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 33111000: X-ray equipment
Estimated value: 262000 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Lieferung, Inbetriebnahme, betriebsbereite Übergabe und Einschulung eines mobilen Durchleuchtungssystems am MedCampus der Kepler Universitätsklinik
Lieferung, Inbetriebnahme, betriebsbereite Übergabe und Einschulung eines mobilen Durchleuchtungssystems am MedCampus der Kepler Universitätsklinik für die Kardiologie mit Device-Schwerpunkt soll ein spezieller Arbeitsplatz geschaffen werden, der aus einem Hochleistungs-C-Bogen, einem mobilen, strahlentransparenten OP-Tisch und einem Großflächen-Display mit mehreren Eingängen besteht.
Das zu beschaffende C-Bogen – System des präsumtiven Zuschlagsempfängers verfügt über technische Alleinstellungsmerkmale gemäß § 36, Abs 1, Z3, lit a, BVergG 2018.
Folgende Funktionalitäten, welche von den Nutzern/Anwendern aufgrund des geplanten Einsatzbereiches und –Einsatzumfangs zwingend gefordert werden, begründen diese technischen Alleinstellungsmerkmale:
- Das Durchleuchtungssystem soll sich im Setting und Handling möglichst wenig von einer stationären Großgeräte-Angiographie unterscheiden. Deshalb muss der C-Bogen über eine vollmotorische Verstellung in zumindest 4 Funktionen (Lift vertikal, Shift horizontal, Rotation und Angulation) verfügen. Hierbei müssen die Bewegungen mittels Joysticks vom OP-Tisch aus (bedside remote) feinfühlig steuerbar sein, und das System muss über zumindest 3 Positions-Speichertasten verfügen, die der Untersucher mit beliebigen Stellungen des C-Bogens belegen kann. Begründung: Optimale Unterstützung der Anwender bei der Implantation von Devices (PSM, ICD, BIVP, BIV-ICD) durch möglichst gleiches look-and-feel im Vergleich zu den vorhandenen Großgeräten in der Herzkatheter-Angiographie.
- Generator und Strahler des Hochleistungs-Systems müssen über zumindest 30 kW Pulsleistung, bzw. 10 Mio HU Wärmespeicherfähigkeit verfügen. Begründung: Geringere Bewegungsartefakte durch hohe Pulsleistung bei kurzer Pulslänge. Hohe Leistungsreserven sind bei komplexen Eingriffen mit längeren Durchleuchtungszeiten (bspw. BIV-ICD) zwingend erforderlich.
- ein großer Bildempfänger (Flachdetektor) mit mind. 31 x 31 cm Eingangsformat und einer möglichst niedrigen Eingangsdosis, basierend auf modernster CMOS-Technologie. Begründung: Vorteile bei der Untersuchung längerer Gefäßabschnitte durch größeres Field-of-view, sowie Strahlen-schonende Anwendungen mit geringerer Belastung, gleichermaßen für Patient und Untersucher
- dieser Flachdetektor muss zudem über eine hervorragende Auflösung verfügen, darf also bei einer 3k-Matrix (Forderung) eine Pixelgröße von 110 µm nicht überschreiten. Begründung: Feinste Strukturen im Durchleuchtungsbild (wie Katheter- oder
Eine umfassende Marktrecherche ergab, dass die vom Nutzer aufgrund des geplanten klinischen Einsatzgebietes als zwingend definierten Mindestkriterien gegenwärtig nur von einem Produkt erfüllt werden können. Eine akzeptable Alternative oder Ersatzlösung ist angesichts dieser Mindestanforderungen weder aktuell, noch in naher Zukunft am Markt verfügbar. Der mangelnde Wettbewerb ist auch nicht auf eine willkürliche Auswahl, oder Einschränkung der Anforderungen zurückzuführen, sondern ausschließlich auf die Nutzeranforderungen, basierend auf dem geplanten klinischen Einsatzgebiet. Aus diesen Gründen soll der Auftrag für die Lieferung, Inbetriebnahme, betriebsbereite Übergabe und Einschulung des genannten Hochleistung C-Bogen-Systems samt mobilem OP-Tisch und Großflächen-Display an die Firma Ziehm Imaging Austria GmbH vergeben werden.
Lieferung, Inbetriebnahme, betriebsbereite Übergabe und Einschulung eines mobilen Durchleuchtungssystems am MedCampus der Kepler Universitätsklinik
Bei dem unter V.2.1) bekanntgegebenen Datum handelt es sich um den Tag der Absendung dieser Bekanntmachung. Da es sich um eine Transparenzbekanntmachung gemäß den Bestimmungen § 58 BVergG 2018 handelt, wurde der Vertrag noch nicht abgeschlossen. Der Zuschlag wird nach Ablauf einer Frist von 10 Tagen (gerechnet ab dem Tag der erstmaligen Verfügbarkeit dieser Bekanntmachung) erteilt.


Winner: Ziehm Imaging Austria GmbH
Award value: 262000