Public procurement notice: Additional Information
Published: 2022-01-21
Buyer: Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Submission deadline: 2022-01-31
Award criteria: Mixed

Technical requirements: Amennyiben az adott részben több termék szerepel, úgy a részben szereplő összes termékre ajánlatot kell tenni.
1. Újszülöttek és csecsemők részére több rekeszű / legalább 3 kamrás/ merev falú milliliter beosztású (legalább 10 milliliterenkénti beosztású és az első 100 milliliterig milliliterenkénti beosztású) legalább 2000 ml befogadó képességű egyszer használatos, vízzáras félszáraz zárt mellkasi szívórendszer mechanikus szeleppel. Saját steril filtere van a vér és vízrendszer között. Automata pozitív és negatív nyomású szeleppel rendelkezzék, mely a beteg és a tartály közötti nyomáskiegyenlítést szolgálja. Rendelkezzen autoregulációs szeleppel mely a vákumrendszer és a tartály közötti nyomáskiegyenlítést szolgálja. A hozzátartozó csőrendszer latexmentes legyen, a distalis végen beépíthető Heimlich szeleppel. Felfüggesztve és állítva is használható.
3. A fenti kritériumoknak megfelelő zárt mellkasi szívórendszer, mely 120 mikronos filtert tartalmaz, zárt rendszerben rigid vérvisszaadó tartállyal rendelkezik, mely 40 micron nagyságú filtert tartalmaz. A tartály speciális szerelékkel van ellátva, mellyel a szívást a beteg felől folyamatossá lehet tenni. A vér adalék hozzáadása nélkül adható vissza a betegnek.
A felhívás VI.3) 18. pontja szerint becsatolandó/benyújtandó a beszerzendő áru leírása és mintapéldánya.
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Aj.kérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása aj.tevőt terheli.
1. Újszülöttek és csecsemők részére több rekeszű / legalább 3 kamrás/ merev falú milliliter beosztású (legalább 10 milliliterenkénti beosztású és az első 100 milliliterig milliliterenkénti beosztású) legalább 2000 ml befogadó képességű egyszer használatos, vízzáras félszáraz zárt mellkasi szívórendszer mechanikus szeleppel. Saját steril filtere van a vér és vízrendszer között. Automata pozitív és negatív nyomású szeleppel rendelkezzék, mely a beteg és a tartály közötti nyomáskiegyenlítést szolgálja. Rendelkezzen autoregulációs szeleppel mely a vákumrendszer és a tartály közötti nyomáskiegyenlítést szolgálja. A hozzátartozó csőrendszer latexmentes legyen, a distalis végen beépíthető Heimlich szeleppel. Felfüggesztve és állítva is használható.
3. A fenti kritériumoknak megfelelő zárt mellkasi szívórendszer, mely 120 mikronos filtert tartalmaz, zárt rendszerben rigid vérvisszaadó tartállyal rendelkezik, mely 40 micron nagyságú filtert tartalmaz. A tartály speciális szerelékkel van ellátva, mellyel a szívást a beteg felől folyamatossá lehet tenni. A vér adalék hozzáadása nélkül adható vissza a betegnek.
A felhívás VI.3) 18. pontja szerint becsatolandó/benyújtandó a beszerzendő áru leírása és mintapéldánya.
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Aj.kérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása aj.tevőt terheli.
Felnőtt betegek számára több rekeszű /3-4 kamrás/ merevfalú milliliter beosztású (legalább 10 milliliterenkénti beosztású és az első 100 milliliterig milliliterenkénti beosztású), legalább 2000 ml befogadóképességű egyszer használatos, vízzáras, vagy félszáraz zárt mellkasi szívórendszer mely a szív és mellkasi műtétek posztoperatív időszakában mind vér, mind folyadék, mind a levegő eltávolítására és mennyiségének monitorizálására szolgál a pleura űrből és a mediasztinumból. Legalább 40 cm H2O negatív nyomás generálására alkalmas legyen. A szívóerőt folyamatosan szolgáltassa, ne legyen szükség egy kieresztő szelep manuális nyomására a draincsövek kézi kiürítése után. Alkalmas arra, hogy helyreállítsa és fenntartsa a fiziológiás intrathoracalis nyomásgrádienst, mely lehetővé teszi a tüdők expandálását. Függesztve és állítva is használható. Szekvenciális "cső-elzáró lap" és automata negatív nyomású szelep akadályozza meg a levegő bejutását a mellkasba. A hozzá tartozó csőrendszer latex mentes.
A felhívás VI.3) 18. pontja szerint becsatolandó/benyújtandó a beszerzendő áru leírása és mintapéldánya.
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Aj.kérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása aj.tevőt terheli.
Felnőtt betegek számára több rekeszű /3-4 kamrás/ merevfalú milliliter beosztású (legalább 10 milliliterenkénti beosztású és az első 100 milliliterig milliliterenkénti beosztású), legalább 2000 ml befogadóképességű egyszer használatos, vízzáras, vagy félszáraz zárt mellkasi szívórendszer mely a szív és mellkasi műtétek posztoperatív időszakában mind vér, mind folyadék, mind a levegő eltávolítására és mennyiségének monitorizálására szolgál a pleura űrből és a mediasztinumból. Legalább 40 cm H2O negatív nyomás generálására alkalmas legyen. A szívóerőt folyamatosan szolgáltassa, ne legyen szükség egy kieresztő szelep manuális nyomására a draincsövek kézi kiürítése után. Alkalmas arra, hogy helyreállítsa és fenntartsa a fiziológiás intrathoracalis nyomásgrádienst, mely lehetővé teszi a tüdők expandálását. Függesztve és állítva is használható. Szekvenciális "cső-elzáró lap" és automata negatív nyomású szelep akadályozza meg a levegő bejutását a mellkasba. A hozzá tartozó csőrendszer latex mentes.
A felhívás VI.3) 18. pontja szerint becsatolandó/benyújtandó a beszerzendő áru leírása és mintapéldánya.
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Aj.kérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása aj.tevőt terheli.