Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-10-13
Buyer: Powiat Białogardzki, Starostwo Powiatowe w Białogardzie
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31524110 | 33100000 | 33111000: X-ray equipment | 33112200 | 33162000: Operating theatre instruments
Estimated value: 846759.26 PLN
Award criteria: The most economic tender
EU fund: ESF

Technical requirements: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla RCM w Białogardzie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpit...
Zakup sprzętu medycznego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "„Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych, zakup i modernizacja sprzętu medycznego”. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu medycznego:
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2020. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych itp. Napęd stołu elektrohydrauliczny, Konfiguracja blatu stołu:
Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia.
Przechyły boczne w obie strony: min. po 300 (< 350 - 0 pkt, ≥ 350 - 5 pkt). Przesuw płynny, bezstopniowy, bezskokowy, zapewniający zablokowanie blatu w dowolnym położeniu (na całym zakresie przesuwu) (< 330 mm - 0 pkt, ≥ 330 mm - 5 pkt). Możliwość podłączenia pilota do stołu od strony głowy pacjenta (TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt). Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C na całej długości stołu- – prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska. Dopuszczalne obciążenie robocze (dynamiczne): min. 180 kg (< 200 kg - 0 pkt, ≥ 200 kg - 5 pkt). Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 300 kg (< 350 kg - 0 pkt, ≥ 350 kg - 5 pkt). Wyposażenie stołu:
— oparcie boczne z dźwignią z korpusem zaciskowym. Służące do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej. Składające się z materaca oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej z wykończeniem matowym, umożliwiającej regulację wysokości i odległości od pacjenta - 1 kpl
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2020. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych itp. Konfiguracja blatu stołu:
Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia.
Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem
Przechyły boczne w obie strony: min. po 300 (< 350 - 0 pkt, ≥ 350 - 5 pkt). Ręczny przesuw wzdłużny blatu: min. 300 mm. Przesuw płynny, bezstopniowy, bezskokowy, zapewniający (< 330 mm - 0 pkt, ≥ 330 mm - 5 pkt). Możliwość podłączenia pilota do stołu od strony głowy pacjenta(TAK - 5 pkt, NIE - 0 pkt). Dopuszczalne obciążenie robocze (dynamiczne): min. 180 kg (< 200 kg - 0 pkt, ≥ 200 kg - 5 pkt). Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 300 kg (< 350 kg - 0 pkt, ≥ 350 kg - 5 pkt).Wyposażenie stołu:
— oparcie boczne z dźwignią z korpusem zaciskowym. Służące do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej. Składające się z materaca oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej z wykończeniem matowym, umożliwiającej regulację wysokości i odległości od pacjenta - 1 kpl
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry) znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ PAKIET nr 1.
Lampa fabrycznie nowa, rok produkcji 2020. Lampa diagnostyczna ledowa na statywie jezdnym. Oprawa oświetleniowa min z 8 diodami LED (≤ 9 diod - 0 pkt, > 9 diod - 5 pkt). Oświetlenie na poziomie min 92 000 luksów z odległości 50 cm (≤ 99 000 lux - 0 pkt, > 99 000 lux - 5 pkt.). Oświetlenie na poziomie min 30 000 luksów z odległości 100 cm (≤ 39 000 lux - 0 pkt, > 39 000 lux - 5 pkt.). Port USB umożliwiający podłączenie dodatkowego źródła światła (TAK - 5 pkt, NIE - 0 pkt). Ergonomiczny uchwyt zapewniający łatwość regulacji lampy. Elastyczne ramię zapewniające duży zakres ruchowy. Wskaźnik oddawania barw Ra 96 +/- 5 %. Temperatura barwowa 4400 +/- 5 % K. Średnica pola roboczego d10 285 mm. Zakres regulacji natężenia oświetlenia (%) 15-100 %. Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym I. Żywotność źródła światła min 45 000 h (≤ 45 000 h - 0 pkt, > 45 000 h - 5 pkt). Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej
Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi urządzenia przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry) znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ PAKIET nr 2.


Winner: FAMED Żywiec Sp. z o. o.
Award value: 846759.26
Number of bids: 1