Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-10-11
Buyer: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Estimated value: 2833456.3 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: www.evergabe.de sowie www.ovgu.de/ausschreibung I) Lieferung,Einbring., Installat., Einarbeit. u.Inbetriebnahme eines „Z“ für PET-Tracer. Das „Z“ muss eine Selbstabschirmung besitzen, die bei max. Strahlstrom im Abst. v. 1m eine Dosisleistung von <10 μSv/h sicherstellt. Das „Z“ soll Protonen mit <10MeV beschleunigen. Lieferumf.inkl.Targets für F-18 (inkl.1 Ersatzkörper), C-11 u. O-15. Der Strahlstrom soll mind.50 μA betragen. II) Lieferung,Einbring., Installat., Validierung (OQ, IQ),Abnahme,Einarbeit. der Betreiber u.Inbetriebn.von Heißlaborequipment:
— 1 Doppelheißzelle für F-18 Standardmod., 1 Doppelheißz. f.Forschungsmod. (größere Inbox) inkl.manuelle Umschalt. zur Verpressung und Dosisüberwachung mit Türsteuerung, Edelstahlverkleid. bis zur Zwischendecke, Bleiglasfenst., seitliches Fach für die Elektronik der Forschungsmod.
— 1 Abfülleinrichtung für PET-Tracer inkl. Materialschleuse RRK B, Abfüllkammer RRK A mit LAF, Abfallcontainer, Ausschleußung der Vials oder Spritzen in einem Transportbeh., halbautom. Abfülleinrichtung für Vials oder Spritzen inkl. Verdünnung einer beliebigen Dosis/ml, Fach für das O-15 Wassermodule RRK C, Bubble-Point-Test, Label-Printer, Verkleid. bis Zwischend., automatisches Belüftungs-Schließsys. für die Haupt-/Vorkammer für die H2O2 Desinfektion, 4 Transportbeh. f. Vials und 4 für Spritzen,
— 1 Isolator für die Herstell. v. Radiopharmaka aus Generatoren, wie Ga-68 usw. inkl. Materialschleuse RRK B, Hauptkammer für die Synthese RRK A, Kammer für 2 Generatoren mit sowie Kammer für Transportbeh. Lifte zur Hauptkammer RRK B inkl. Dosiskalibrator und Abfüllmöglichkeit in 1 Vial, autom. Belüftungs-Schließsystem für die Haupt- und Vorkammer für die H2O2 Desinfektion, Verkleid.
— 1 Abzug mit LAF für die Herstellung von Radiopharmaka aus Generatoren, wie Tc99m und anderen SPECT Tracern, Hauptkammer RRK A inkl. Dosiskalibrator bleiabgeschirmt 10 mm, Generatorfach RRK B für 2 Generatoren mit Lift zur Hauptkammer abgeschirmt, Abfallfach RRK B, Verkleid.
— 1 H2O2 Generator zur Desinfektion von Kammern der RRK A und B unter GMP Bedingungen inkl. Anschluss an den Dispenser und den Isolator sowie PQ Einarbeit.
— 1 Verpressungsanlage 100 l Speichervol. inkl. Anschluss an die beiden Doppelzellen, Marinelli Container mit Dosimeter für das automatische Entleeren (ohne Validierung). III) Lieferung, Einbring., Installat., Validierung (OQ, IQ), Einarbeitung des Betreiberpersonals und Inbetriebn. von Synthesemodulen:
— 2 autom. Synthesemod. f. d. Herstellung von verschiedenen F-18 Tracern möglichst mit Einweg-Kassetten-Technologie, Erstausstattung von 20 Kassetten.
— 1 autom.Synthesemodul für C-11 Tracer mit variabler Programmierbarkeit verschied.Synthesen für die Forschung.
— 1 autom. Synthesemodul für verschiedene Ga-68 Tracer. IV) Lieferung, Installation, Validierung (OQ/IQ) Einarbeitung des Personals u. Inbetriebnahme des Qualitätslabors für Multi F-18 und C-11 Tracer:
Gaschromatograph mit Radiodetektor + PC /Radio(U) HPLC inkl. PC /Radio DC Scanner /PH-Meter /Osmometer /Endotoxin Test /Schmelzpunktbestimmung / Reinstwasser Anlage(Milipore), Analysenwaage(bis 200g), Aktivimeter mit Cs-137 Prüfquelle V) Lieferung, Einbringung, Installation, Einarbeitung des Personals u. Inbetriebnahme des Strahlenschutzequipments:
— 5 ODL Messstellen für die Strahlenschutzüberwachung von Räumen mit Elektronik, in den Laboren GMP gerecht eingebaut, Ampeln 2 x im und 3x vor dem Raum.
— 3 Abluftdetektoren zum Einsatz in Abluftrohren der Lüftung inkl. der Ansteuermöglichkeit für Schnellschlussklappen sowie eine Bilanzierungsmessstelle.
— Computersystem mit Monitor und Drucker sowie entsprechender Software zur Überwachung und zum Nachweis der Messwerte.
— Hand-Fuß-Monitor,Pesonendosimeter(8St.), Mobiler Kontaminationsmonitor VI) Durch den Lieferanten des „Z“ ist eine umfassend …


Winner: GE Healthcare GmbH
Award value: 2833456.3
Number of bids: 1