Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-02-20
Buyer: Тракийски университет
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33190000
Estimated value: 314751 BGN
Submission deadline: 2019-03-26
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет — гр. Стара Загора
Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет — гр. Стара Загора.
Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет — гр. Стара Загора на адрес гр. Стара Загора, Студентски град
Оптичната система да осветява и детектира флуоресценция от всяка ямка чрез минимум 6 броя филтрирани фотодиода (по един за всеки канал), които да извършват осветяване и диференциална детекция на емисии.
Системата да може да работи самостоятелно чрез сензорен дисплей (Touch screen), без да е свързана с компютър.
Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град
1бр. - Закалено предно стъкло с електрическо задвижване. - Работна зона от неръждаема стомана, основa лесна за почистване.- Контролен панел с LCD дисплей. Всички функционални и оперативни параметри да са посочени едновременно.- Дистанционно управление (максимално разстояние 6 метра). Необходимо при възникване на аварийни ситуации.- Енергоспестяваща работна светлина.- UV-лампа в работната камера.- 2 гнезда за захранване.- Електронно управляван въздушен поток.- Аларми за различни показатели.- Таймер за START, STOP, UV лъчение.- Звуково съобщаване на аларми и различни условия на работа.- Максимални външни размери (Ш х Д х В mm) – до 700 x 650 x 1230. Външните размери са съобразени с предвиденото за ламинарния бокс място в лабораторията.- Минимален размер на работната камера (Ш х Д х В mm) - 600 x 500 x 540.- Основен филтър: HEPA
— Изходен филтър: HEPA .- Въздушна циркулация: най-малко 70 %.- Изход на въздух: не по-малко 30 %.- Микропроцесорен контрол на системата.- Ниво на чистота - минимум Clas 10.- Ниво на шума: не повече от 65 dB.- Вибрации: не повече от ? 5 ?m.- Захранване: 230/ V 50Hz.- Максимална ел. мощност: 800 W.- Максимална интензивност на светлината: не по-малко от lux> 670
— Скорост на входящ поток: не повече от 0.53 m/s.- Downflow скорост: не повече от 0.33 m/s.- Обем на циркулация: не по-вече от m3 /h25.- Да покрива изискванията за сигурност съгласно EN12469 или еквивалент.- Обучение на място и въвеждане в експлоатация.- Гаранция: минимум 24 месеца.
Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град
1бр. - Максимална скорост в rpm не по-малко: 15 000 min-1. - Максимална rcf не по-малко: 21 382. - Да има стъпка за регулиране на оборотите: през 10 единици RCF/RPM. - Да има таймер от 1 sec до 99 min 59 sec; непрекъснат режим на работа и бутон за кратки цикли на центрофугиране. - Температурен обхват: от -20
— Максимални размери: 346 x 395 x 520 mm. - Тегло не повече 31 kg. - Захранване: 200-240 V; 50 Hz. - Мощност: 800 WA. - Гаранция: минимум 24 месеца.
Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град
1 бр. Буферен обем не повече – 500 мл. Окомплектована с ваничка с размери не по-малко от 15 см x 15 см и не повече от 18 см x 18 см*, минимум 2 гребени, упътване за работа и изливане на гелове. *Размерите са съобразени с налична фотодокументационна техника. - Максимални размери на електрофорезата Ш х Д х В: 17,5 х 41 х 9 см.Включено захранване със следните параметри:
— Дисплей: LCD.- Изходно напрежение - 5 - 300V / 1V.- Изходен ток - 1 - 700mA / 1mA.- Изходна мощност - 150W / 1W.- Да има изход за константно напрежение, ток и мощност.- Предварително настройване на програмата- до шест стъпки, поне 30 програмирани файла.- Таймер с програмируем режим и аларма. - Номинално напрежение в диапазон: 100-240V.- Гаранция: минимум 24 месеца.

Eligibility requirements: Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

Award value: 314751