Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-12-11
Buyer: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables | 33141120
Estimated value: 2124869 PLN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z rozładunkiem staplerów oraz jednorazowych końcówek do noża harmonicznego na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój.
1. Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego – dł. ramienia 36 cm lub 23 cm, cm śr. 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada trzy przyciski aktywujące „min.” dla minimalnego poziomu mocy, „maks” dla maksymalnego poziomu mocy. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. op. 40
2. Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego – dł. ramienia 45 cm, śr. 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada trzy przyciski aktywujące „min.” dla minimalnego poziomu mocy, „maks” dla maksymalnego poziomu mocy i zaawansowana hemostaza dla zamykania dużych naczyń do 7 mm włącznie. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. op. 10.
3. Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 28 cm, 34 cm, 44 cm. op. 100
4. Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki cienkiej (wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki standardowej (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm), ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia. op. 100.
5. Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego artykulacyjnego oferujące technologię zwiększonej przyczepności tkanki, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Zszywki zamykające się do 1 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, 2 mm, 2.3 mm (zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywki przy składaniu zamówienia). op. 50.
6. Jednorazowy bezostrzowy trokar zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 12 mm, dł. 100 mm umożliwiający wprowadzenie instrumentów o średnicy od 5 mm do ok. 12 mm. Przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji, rowkowana (nie gwintowana) ze ściętym szczytem.Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. op. 10.
7. Jednorazowa kaniula trokara o średnicy 12 mm, dł. 150 mm, umożliwiający wprowadzenie instrumentów o śr. od 5 mm do ok. 12 mm. Przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji, rowkowana (niegwintowana) ze ściętym szczytem. Yrokar umożliwiający insuflację i desuflację. op. 10.
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój.
1. Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) op. 10.
2. Jednorazowy endoskopowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Stapler uszczelniony w kolorze czarnym (zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) op. 3.
3. Jednorazowy stapler zamykająco-tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 30–40 mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej (zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia). op. 12.
4. Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 30–40 mm. Ładunek do tkanki standardowej, grubej (zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). op. 1.
5. Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm lub 81 mm. Rączki staplera bez ładunku (zamawiający każdorazowo określi długość staplera przy składaniu zamówienia). op. 2.


Winner: Johnson&Johnson Poland sp. z o.o.
Award value: 2124869
Number of bids: 1