Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-09-01
Buyer: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33112000: Echo and ultrasound equipment
Estimated value: 29888000 HUF
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Adásvételi szerződés - multifunkcionális ultrahang diagnosztikai készülék beszerzése az EFOP-2.2.19-17-2017-00055 azonosítószámú, "A járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése Lentiben" elnevezésű projekt keretében.
A Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet programjának átfogó, stratégiai célja az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járó beteg szolgáltatások fejlesztése Lenti járás vonatkozásában és a minden személy számára egyenlő eséllyel hozzáférhető, emelt szintű járó beteg szakellátás elérhetőségének biztosítása az érintett projektterületen.
A program - és ennek keretében jelen közbeszerzési eljárás - célja az önálló járó beteg intézmény infrastrukturális körülményeinek és műszerezettségének javítása, egy felső kategóriás multifunkciós ultrahang diagnosztikai berendezés, általános radiológia diagnosztikára és speciálisan a szakellátások (nőgyógyászati, urológiai, ortopédiai, kardiológiai, érsebészeti, proktológiai, stb.) vizsgálati igényeinek, diagnosztikájának elvégzésére.
A Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet programjának átfogó, stratégiai célja az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járó beteg szolgáltatások fejlesztése Lenti járás vonatkozásában és a minden személy számára egyenlő eséllyel hozzáférhető, emelt szintű járó beteg szakellátás elérhetőségének biztosítása az érintett projektterületen.
A program célja az önálló járó beteg intézmény infrastrukturális körülményeinek és műszerezettségének javítása, a radiológia szakmacsoport fejlesztésén belül multifunkcionális ultrahang diagnosztikai készülék beszerzése.
A beszerezni kívánt termék meghatározása: felső kategóriás multifunkciós ultrahang diagnosztikai berendezés, általános radiológia diagnosztikára, és speciálisan a szakellátások (nőgyógyászat, urológia, ortopédia, kardiológiai, érsebészeti, proktológiai stb.) vizsgálati igényeinek, diagnosztikájának elvégzésére.
A multifunkciós ultrahang diagnosztikai berendezéssel szemben támasztott legfontosabb követelmények az alábbiak:
- minimum 21” LCD monitor, amely szabadon mozgatható minden irányba forgatható, dönthető szabad karon,
- áramlás nagyfelbontású ábrázolása (pl. Dynamic flow, Fine flow, e-flow vagy ezeknek megfelelő üzemmód)
- alkalmazható üzemmódok: 2D, Color, Power Doppler, irány érzékeny Power Doppler, PW Doppler, CW Doppler, szöveti doppler, THI (TissueHarmonicImaging), Triplex üzemmód (realtime 2D+Color+PW), Real timecompound technika, panoráma képalkotás lineáris vizsgálófejekkel, trapezoid képalkotási mód lineáris vizsgálófejekkel.
A multifunkciós ultrahang diagnosztikai berendezéssel szemben támasztott követelmények (technikai paraméter, alkalmazási területek, általános információk, alkalmazható üzemmódok és részletes elvárások, vizsgálófejek, mérések, archiválás, szervíz) részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki adatlapban találhatók!
A teljesítésre vonatkozó speciális szabályokat az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet határozza meg. AT a megajánlott eszköz megfelelőségét az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni.
- a megajánlott termék műszaki jellemzőit, paramétereit a műszaki adatlap megfelelő sorában rögzíteni.
- csatolni a termék magyar nyelvű gyártói leírását, amelyből a megajánlott termék műszaki adatlapon rögzített valamennyi műszaki jellemzője, paramétere tételesen ellenőrizhető.
Eladó feladata az adott eszköz beszerzése, leszállítása, teljes körű telepítése, üzembe helyezése, a kezelőszemélyzet betanítása (a próbaüzem ideje alatt, napi 8 órában minimum 5, maximum 10 fő), valamint 14 napos próbaüzem lefolytatása is. A betanításra ezen túlmenően szükség esetén évente vagy új felhasználó esetén köteles az Eladó a garanciális felülvizsgálat ideje alatt, napi 8 órában a Vevő által meghatározott létszámban, ami minimum 2, maximum 5 fő lehet.


Winner: Promedica Healthcare Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Award value: 29888000
Number of bids: 1