Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-08-24
Buyer: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Estimated value: 1609000 BGN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ "Света Анна" – София АД - Част Първа
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ "Света Анна" – София АД -(част първа) по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя.
Къса транспедикулна стабилизация-4 винта/куки. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al4
Къса транспедикулна стабилизация-4 винта/куки. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al4V. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за редукция и привеждане на пръта към куката или винта. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, заключващ механизъм TOP NOTCH, самонарезни, с двойна резба. Видове: Полиаксиални с едностъпков инер – диаметри 4.35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и  дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Полиаксиални с двустъпков инер – диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм с дължини от  25 до 100 мм през 5 мм; Моноаксиални с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипланарни с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Полиаксиални (високи) за репозиция - Ф4.35, 5, 6, 7 мм с дължини от 20 до 55 мм през 5 мм;  Педикуларни и ламинарни куки с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, с различни видове ширини/ъгъл/офсет на острието и дължини от 5 до 12 мм; Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V или Co-Cr с диаметър 5.5 мм,  хексагонален край и дължини от 30 до 600 мм; - 6 брой
Къса транспедикуларна стабилизация 4 винта/куки за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с
Къса транспедикуларна стабилизация 4 винта/куки за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални  куки с различна дължина и ширина на острието - 14 броя
Средна транспедикулна стабилизация-6 винта/куки. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6A
Средна транспедикулна стабилизация-6 винта/куки. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al4V. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за редукция и привеждане на пръта към куката или винта. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, заключващ механизъм TOP NOTCH, самонарезни, с двойна резба. Видове: Полиаксиални с едностъпков инер – диаметри 4.35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и  дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Полиаксиални с двустъпков инер – диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм с дължини от  25 до 100 мм през 5 мм; Моноаксиални с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипланарни с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Полиаксиални (високи) за репозиция - Ф4.35, 5, 6, 7 мм с дължини от 20 до 55 мм през 5 мм;  Педикуларни и ламинарни куки с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, с различни видове ширини/ъгъл/офсет на острието и дължини от 5 до 12 мм;  Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V или Co-Cr с диаметър 5.5 мм,  хексагонален край и дължини от 30 до 600 мм;  - 6 броя
Средна транспедикуларна стабилизация 6 винта/куки за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове
Средна  транспедикуларна стабилизация 6 винта/куки за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални  куки с различна дължина и ширина на острието - 14 броя
Средна транспедикулна стабилизация-8 винта/куки. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al
Средна транспедикулна стабилизация-8 винта/куки. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al4V. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за редукция и привеждане на пръта към куката или винта. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, заключващ механизъм TOP NOTCH, самонарезни, с двойна резба. Видове: Полиаксиални с едностъпков инер – диаметри 4.35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и  дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Полиаксиални с двустъпков инер – диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм с дължини от  25 до 100 мм през 5 мм; Моноаксиални с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипланарни с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Полиаксиални (високи) за репозиция - Ф4.35, 5, 6, 7 мм с дължини от 20 до 55 мм през 5 мм;  Педикуларни и ламинарни куки с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, с различни видове ширини/ъгъл/офсет на острието и дължини от 5 до 12 мм;Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V или Co-Cr с диаметър 5.5 мм,  хексагонален край и дължини от 30 до 600 мм - 5 броя
Средна транспедикуларна стабилизация 8 винта/куки за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове
Средна  транспедикуларна стабилизация 8 винта/куки за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм - 12 броя
Дълга транспедикулна стабилизация-10 винта/куки. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al4


Winner: ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС ООД
Award value: 1609000
Number of bids: 1