Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-09-30
Buyer: Krankenhaus Neuwerk „Maria von den Aposteln“
Country: DE
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 33113000: Magnetic resonance imaging equipment
Estimated value: 1039310 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Die St. Augustinus-Service GmbH beabsichtigen für den Standort Mönchengladbach, Neuwerk, die Beschaffung eines Ganzkörper Magnetresonanz- Tomographen (MRT) der jeweils neuesten Generation des jeweiligen Anbieters.
Die St. Augustinus-Service GmbH beabsichtigen für den Standort Mönchengladbach, Neuwerk, die Beschaffung eines Ganzkörper Magnetresonanz- Tomographen (MRT) der jeweils neuesten Generation des jeweiligen Anbieters. Gefordert wird ein hochauflösendes MRT, mit supraleitendem 1.5 Tesla – Magneten mit einer Gantryöffnung von 70 cm sowie einer Gradientenfeldstärke von mind. 33 mT/m je Raumachse und einer nominellen Slewrate von mind. 125 MT/m/s. Das HF-System muss mit mind. 32 unabhängigen Empfangskanälen ausgestattet sein und ggf. vor Ort auf eine höhere Ausbaustufe erweiterbar sein.
Zur Erhöhung der Scangeschwindigkeit muss die max. mögliche Ausstattung angeboten werden. Die Anlage muss über neuste Beschleunigungstechniken wie Compressed Sensing (CS) oder gleichwertig verfügen. Gefordert wird die Kontrastreiche Bildgebung mit höchstmöglichem Signal-zu-Rausch-Verhältnis am gesamten Körper (Kopf, Hals, Thorax, Abdomen, Becken, Extremitäten, Wirbelsäule und Gelenke). Umfangreiche Spulenausstattung in Phased-Array- Technik Parallele Bildgebung zur deutlichen Erhöhung der Scangeschwindigkeit, MRT- Bedien- und Auswertekonsole, ausgelegt auf die spezifischen Anforderungen in der MR- Diagnostik. Die diagnostischen Anforderungen des Systems liegen insbesondere auf den Gebieten der Orthopädie, Wirbelsäule, Onkologie, der kontrastmittelfreien MR-Angiografie, kontrastmittelfreie Perfusion (ASL), der abdominellen Bildgebung und der Ganzkörperbildgebung. Die neurologische und kardiologische Bildgebung soll optional angeboten werden. Das System muss standardisierte Schnittstellen für die bidirektionale Anbindung an das RIS-/PACS-System (Visus) bieten und einen effizienten Workflow ermöglichen. Der Workflow wird durch einfache Lagerung des Patienten, schnellen Spulen-Setup, Ganzkörper-Untersuchungen (ohne Umlagerung während der Untersuchung) Und einer einfachen Auswertung der geforderten Untersuchungstechniken gewährleistet. Die Systemschnittstellen sind im aktuellen DICOM-Format gefordert. Eine Multimodale Hochleistungs-Workstation für anspruchsvollste Auswertungen ist ebenso sowie Patientenmonitoring im MRT-Raum (EKG, Pulsoximetrie),
Kameraüberwachung des Patienten mit Monitor im Schaltraum, zusätzliche Kamera zur Überwachung des Wartebereichs, Möglichkeit zur Musikwiedergabe und ein umfassendes Beleuchtungskonzept sind im Lieferumfang enthalten. Systemschnittstellen im Format DICOM (IHE), Virtuelle Workstation/Viewing- Software (mind. 3er Lizenz) zur Ansicht und Nachverarbeitung von DICOM Bilddaten auf Microsoft Windows(R) für anspruchsvollste Auswertungen sind im Lieferumfang enthalten.
Der gebotene Patientenkomfort muss höchsten Ansprüchen genügen. Das System verfügt über ein möglichst großes Messfeld mit ? 50 cm bei größtmöglicher Homogenität des Magneten, Auch müssen die verwendeten Spulen möglichst leicht sein und sollten eine flexible und bequeme Lagerung der Patienten ermöglichen. Das Angebot umfasst die Lieferung, Einbringung, Abbau und Übernahme der Altanlage, Installation inkl. Unterkonstruktion, HF-Kabine mit Fenster, ohne Stufe. Der Anschluss und die Planung (Verlauf) der Quenschleitung ist ebenfalls Gegenstand des Angebotes. Mind. 14 Tage Schulung und mind. 4 Tage Nachschulung für die Einarbeitung des Personals. Die behördliche und Sicherheitstechnische Abnahme bis zur Übergabe der voll funktionsfähigen Anlage einschließlich allen zum Betrieb erforderlichen Zubehörs (z. B. Anschluss durch Seperator an zentrale Kühlwasserversorgung, oder Chiller) an den Betreiber und einer Gewährleistung von mind. 24 Monaten nach förmlicher Abnahme, sind im Angebot enthalten. Das System muss alle relevanten Zulassungen nach den jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen besitzen (z. B. CE, MPG etc.). Grundsätzlich gilt, dass alle Maße vor Ort durch den Anbieter/Auftragnehmer nachzuprüfen sind bzw. der Anbieter für das Aufmaß verantwortlich ist. Kosten, die aus einem Versäumnis an dieser Stelle entstehen, sind vom Auftragnehmer zu tragen.
1) Der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen über dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) Mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen.


Winner: Siemens Healthcare GmbH
Award value: 1039310
Number of bids: 2