Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-10-22
Buyer: Universitätsklinikum Jena, Stabsstelle Vergabe
Country: DE
Region: Jena, Kreisfreie Stadt
Contract type: Supplies
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 33111610 | 33113000: Magnetic resonance imaging equipment
Submission deadline: 2016-11-18
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Im Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie (IDIR) ist die Ersatzbeschaffung des vorhandenen, ausfall-gefährdeten 1,5 Tesla Magnetresonanztomograph (1,5T MRT) kurzfristig – Anfang 2017 einzuordnen.
Die langfristige Geräteplanung ist auf eine gemischte Clusterlösung ausgerichtet, bei der in jedem Bauabschnitt perspektivisch jeweils ein 1,5 Tesla und ein 3 Tesla MRT zur Patientenversorgung zu Verfügung stehen. Dabei sieht die aktuelle Geräteplanung für 2019 die Anschaffung eines weiteren 1,5 Tesla Magnetresonanztomograph (1,5T MRT) im Geb. C vor. Die Beschaffung eine 3 T MRT im Geb. C steht unter Vorbehalt der anteiligen Finanzierung (80 %) durch das TMWWDG und wird vorerst nur als Option bekanntgemacht.Die Leistungen werden als separat abrechenbare Leistungen losweise ausgeschrieben, jedoch unter dem Aspekt der Gewährleistung eines einheitlichen und durchgängigen Bedien- ,Service- /Wartungs- und Ausfallkonzeptes nur an einen Anbieter als Gesamtleistung vergeben.
Gefordert wird ein kompaktes, hochauflösendes Ganzkörper-Kernspintomographie-System (Magnetresonanztomograph, MRT) der Spitzenklasse mit supraleitendem 1,5 Tesla-Magneten, der jeweils neuesten Gerätegeneration des Anbieters inkl. Zubehör. Das Gerät inkl. Zubehör muss geeignet sein um Untersuchungsanforderungen im Bereich der universitären Maximalversorgung zu erfüllen. Der Tunneldurchmesser inkl. Einbauten und Verkleidung soll daher an der engsten Stelle ca. 70 cm betragen. Das Gradientensystem muss in jedweder Achse ca. 33 mT/m bei 120 T/m/s erreichen. Das HF-System muss mit mindestens 24 gleichzeitig auszulesenden analogen Empfangskanälen ausgestattet sein, oder über alternative Technologien verfügen, die es erlauben bessere Ergebnisse zu erzielen, was durch wissenschaftlich anerkannten Methoden quantifiziert werden kann. Der Anbieter soll ein Rücknahmeangebot für ein Siemens Magnetom Sonata unterbreiten. Der Anbieter trägt als Generalunternehmer die Kosten für die Ausbringung des Altgeräts und die notwendigen baulichen Veränderungen zur Einbringung des Neugeräts, so wie die Instandsetzung infolge dessen und die Ausstattung der Räume inkl. HF-Kabine und möblierter Schaltplatzausstattung. Die Aufstellung des Gerätes soll schnellstmöglich, spätestens jedoch im Q1/2017 erfolgen.
Umfang und Qualität der wesentlichen in den letzten 3 Jahren erbrachten analogen Leistungen für vergleichbare medizinische Einrichtungen in Deutschland.
Gefordert wird optional ein kompaktes, hochauflösendes Ganzkörper-Kernspintomographie-System (Magnetresonanztomograph, MRT) der Spitzenklasse mit supraleitendem 3 Tesla-Magneten, der jeweils neuesten Gerätegeneration des Anbieters inkl. Zubehör. Das Gerät inkl. Zubehör muss geeignet sein um Untersuchungsanforderungen im Bereich der universitären Maximalversorgung zu erfüllen. Der Tunneldurchmesser inkl. Einbauten und Verkleidung soll daher an der engsten Stelle ca. 70 cm betragen. Das Gradientensystem muss in jedweder Achse ca. 45 mT/m bei 200 T/m/s erreichen. Das HF-System muss mit mindestens 64 gleichzeitig auszulesenden analogen Empfangskanälen ausgestattet sein, oder über alternative Technologien verfügen, die es erlauben bessere Ergebnisse zu erzielen, was durch wissenschaftlich anerkannten Methoden quantifiziert werden kann. Der Anbieter soll ein Rücknahmeangebot für ein Siemens Magnetom Symphony unterbreiten. Der Anbieter trägt als Generalunternehmer die Kosten für die Ausbringung des Altgeräts und die notwendigen baulichen Veränderungen zur Einbringung des Neugeräts, so wie die Instandsetzung infolge dessen und die Ausstattung der Räume inkl. HF-Kabine und möblierter Schaltplatzausstattung. Die Aufstellung des Gerätes soll schnellstmöglich, spätestens jedoch 2017 erfolgen.
Gefordert wird ein kompaktes, hochauflösendes Ganzkörper-Kernspintomographie-System (Magnetresonanztomograph, MRT) der Spitzenklasse mit supraleitendem 1,5 Tesla-Magneten, der jeweils neuesten Gerätegeneration des Anbieters inkl. Zubehör. Das Gerät inkl. Zubehör muss geeignet sein um Untersuchungsanforderungen und interventionelle Aufgaben im Bereich der universitären Maximalversorgung zu erfüllen. Der Tunneldurchmesser inkl. Einbauten und Verkleidung soll daher an der engsten Stelle ca. 70 cm betragen. Das Gradientensystem muss in jedweder Achse ca. 45 mT/m bei 200 T/m/s erreichen. Das HF-System muss mit mindestens 48 gleichzeitig auszulesenden analogen Empfangskanälen ausgestattet sein, oder über alternative Technologien verfügen, die es erlauben bessere Ergebnisse zu erzielen, was durch wissenschaftlich anerkannten Methoden quantifiziert werden kann. Der Anbieter soll ein Rücknahmeangebot für ein Siemens Magnetom Symphony unterbreiten. Der Anbieter trägt als Generalunternehmer die Kosten für die Ausbringung des Altgeräts und die notwendigen baulichen Veränderungen zur Einbringung des Neugeräts, so wie die Instandsetzung infolge dessen und die Ausstattung der Räume inkl. HF-Kabine und möblierter Schaltplatzausstattung. Die Aufstellung des Gerätes soll spätestens in Q1/2019 erfolgen.
Umfang und Qualität der wesentlichen in den letzten 3 Jahren erbrachten analogen Leistungen für vergleichbare medizinische Einrichtungen.
— Aktuelle Bankerklärung zur gegenwärtigen Finanz- und Liquiditätslage – Gesamtumsatz de Unternehmens der letzten 3 Geschäftsjahre und insofern zutreffend der Umsatz der für den Auftrag relevanten Unternehmenssparte.
— Liste der wesentlichen in den letzten Jahren erbrachten analogen Leistungen für vergleichbare Einrichtungen mit Bezeichnung und Umfang der Leistung sowie Leistungszeitraum und Ansprechpartner (mit Kontaktdaten).
Die Vergabeunterlagen sind zum kostenlosen download auf dem Vergabeportal des DTVP eingestellt (http://www.dtvp.de/Center/).
Die Vergabestelle weist nachfolgend auf die zulässigen Rechtsbehelfe und durch einen Bieter einzuhaltenden Fristen hin.
Statthafte Rechtsbehelfe sind gemäß §§ 155 ff. GWB die Rüge sowie der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens
Statthafter Rechtsbehelf ist gemäß §§ 155 ff. GWB der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens vor der
1. der Antragsteller den Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in

Eligibility requirements: — Nachweis Eintragung Handels- oder Berufsregister.