Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-04-05
Buyer: Deutsche Forschungsgemeinschaft e. V., Zentrale Beschaffungsstelle
Country: DE
Region: Erlangen, Kreisfreie Stadt
Contract type: Supplies
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 38580000
Submission deadline: 2017-05-03
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Es ist ein multifunktionales Röntgendiffraktometer mit Cu-Röhre und Mehrachsengoniometer zu beschaffen, welches für qualitative und quantitative Phasenanalysen, Strukturanalysen, hochaufgelöste Röntgenbeugung zur Erstellung von Rockingkurven und reziproken Gitterkarten, Beugung unter streifendem Einfall und Eigenspannungs- und Texturmessungen eingesetzt werden kann. Hierfür müssen Bragg-Brentano- und Parallelstrahlmessungen mit monochromatischer Cu-K„alpha“1 Strahlung durchgeführt werden können. Für in-situ Untersuchungen im Vakuum bei Temperaturen <=1 100°C wird eine Dom-Heizkammer benötigt. Bei detektorseitigen Sekundäroptiken soll zwischen unterschiedlichen, modularen Strahloptiken gewechselt werden können. Zur Detektion der Röntgenstrahlen werden ein 1D-Detektor m. hoher Energieauflösung u. ein 2D-Detektor zum Erfassen großer Winkelbereiche benötigt. Software zur Komponentenerkennung, -steuerung u. -justage u. Datenerfassung/-Auswertung ist neben einer Datenbank ebenso erforderlich.
Es ist ein multifunktionales Röntgendiffraktometer zu beschaffen, welches für folgende Untersuchungen eingesetzt werden kann:
Das Röntgenvollschutzgerät soll mit einem 3 KW-Generator, einer internen Kühleinheit u. einer Cu-Röhre (bis zu 2,2 KW) ausgestattet sein. Ein leichter Wechsel zwischen Punkt- und Strichfokusmessungen sowie ein automatisierter Wechsel zwischen Bragg-Brentano- und Parallelstrahlgeometrie müssen durchgeführt werden können. Out-of-plane und In-plane Messungen mit streifenden Einfall müssen ohne Geräteumbau u. anschließender Justage möglich sein.
Die Erzeugung des monochromatischen Cu-K„alpha“1-Parallelsstrahls kann mit einem Göbel-Spiegel und einem Zweifach-(Ge022)-Monochromator realisiert werden. Außerdem wird eine Glaskapillare (Polykapillare) zur Erzeugung eines Parallelstrahls für Punktstrahlmessungen benötigt. Für Untersuchungen mit streifenden Einfall an dünnen Schichten und Oberflächen werden auch Strahlformer, z. B. Soller-Kollimatoren benötigt.
Das Mehrachsen-Theta/2Theta- (bzw. Omega/2Theta-) Goniometer mit zentrischer Eulerwiege und Probentisch soll folgende Eigenschaften aufweisen:
Eine weitere essentielle Komponente ist eine Dom-Heizkammer zur Durchführung von in-situ Untersuchungen bei Temperaturen <=1 100°C. Ein Vakuum von 10^-4 mbar Druck oder besser sollte erzielt werden können. Hierfür wird eine Hochvakuumeinrichtung benötigt (Hochvakuum-Messeinrichtung, -Turbomolekularpumpe und -Drehschieberpumpe).
Bei den detektorseitigen Sekundäroptiken soll zwischen unterschiedlichen, modularen Strahloptiken (drei integrierte Strahlenpfade) automatisch gewechselt werden können.
Ein energiedispersiver, ortsempfindlicher Siliziumstreifendetektor für 1D-Messungen soll folgende Eigenschaften haben:
— Hohe Energieauflösung <=450 eV aufgrund der Probenfluoreszenz. Dies kann auch durch Optiken erreicht werden;
Ein Detektor für 2D-Messungen zum zeitgleichen Erfassen großer Winkelbereiche u. schneller Veränderungen bei Hochtemperaturuntersuchungen soll folgenden Eigenschaften besitzen:
Des Weiteren werden verschiedene, gegebenenfalls notwendige Standardkomponenten, z. B. eine Röhrenhalterung, Blenden, Blendenbaugruppen, optische Bänke, Glasspalt, Justierwerkzeuge, dynamischer Szintillationszähler, Detektorhalter, Absorber, Filter, Mikromasken, Referenzmaterialien, etc. für die diversen Konfigurationen und beschriebenen Untersuchungen benötigt.
Die Software zur Steuerung muss die Komponenten automatisch erkennen und justieren können. Zum Erfassen und Auswerten der Daten ist eine Software erforderlich, mit welcher eine Phasenidentifizierung und -analyse durchgeführt werden kann und die diverse Fitmethoden und Profilanpassungsverfahren nutzt. Es muss mindestens eine, wünschenswert wäre eine zweite, Datenbank (z. B. COD- u. ICDD- o. ICSD-Datenbank) vorliegen.
Es müssen Rockingkurven, reziproke Gitterkarten und Polfiguren aufgezeichnet und die Messergebnisse evaluiert werden können. Insgesamt sollen 10 Lizenzen für alle Pakete für eine ausreichende Anzahl an parallel arbeitenden Benutzern vorliegen (z. B. durch 5 Software-Dongle). Eine automatische Komponentenerkennung, Konfiguration und Kalibrierung der Komponenten und eine Konflikterkennung durch die Software sind erforderlich bzw. wünschenswert.
Zu II.2.7): Es handelt sich um einen einmaligen Lieferauftrag OHNE Laufzeiten, das Formular erfordert in diesem Feld jedoch eine Eingabe.
Anzahlungen bis zur Höhe von max. 50 % des Kaufpreises werden nur gegen unbefristete Bankbürgschaft nach deutschem Recht geleistet.