Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-06-27
Buyer: Országos Közegészségügyi Intézet
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 38580000
Estimated value: 63779527 HUF
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Ajánlatkérő egy darab, kis állatok (egér, patkány, stb.) és sejtkultúrában növő sejtek besugárzására alkalmas, röntgenbesugárzáson alapuló, új (mások által használatba még nem vett) besugárzó készüléket szerez be, amit a szerződéskötéstől számított 120 napon belül kell átadni. A beszerzés magában foglalja a szükséges engedélyek ajánlattevő (továbbiakban: AT) általi rendelkezésre bocsátását, a készülék leszállítását, üzembe helyezését, a próbaüzemet, a teljesítést követő minimum 12 hónapos garanciális szervizellátást és ingyenes karbantartást (beleértve a felmerülő anyag-fogyóeszközöket, az esetleges hibaelhárítással kapcsolatos minden ktg.-et). A készülék olyan sugárvédelmi követelményekkel kell rendelkezzen, hogy ne igényeljen speciális helyiségben való elhelyezést. AT-nek a sikeres üzembe helyezést követően 5 fő részére biztosítani kell a berendezés használatának oktatását OKK OSSKI telephelyén. AT-nek i vállalni kell a szerződéskötéstől számított legalább 10 éven keresztül tartalék alkatrész biztosítását.
3. A készülék lehetőséget nyújt cserélhető, dózis teljesítményt beállító, szabályozó szűrők elhelyezésére.
4. Az alapkonfigurációhoz biztosított olyan dózisteljesítményt befolyásoló szűrő / szűrő kombináció, amelynek névleges felezőréteg vastagsága megfelel HVL = 1 mm Cu-nak.
5. A készülék alapkonfigurációjához biztosított olyan dózisteljesítményt befolyásoló szűrő / szűrő kombináció, amelynek névleges felezőréteg – vastagsága HVL = 3,5 mm Cu vagy több.
12. A röntgen cső megfelelő szűrővel állítható 5 Gy/perc, vagy nagyobb dózisteljesítményre a csőhöz legközelebbi besugárzási pozicióban, és állítható megfelelő szűrővel 0,06 Gy/perc (60mGy/perc), vagy kisebb dózisteljesítményre a csőhöz legtávolabbi besugárzási pozícióban
13. A készülék lehetőséget nyújt operátor általi állíthatóságra: a feszültség állíthatósága 10 Kv felett minimum 1 kV-onként, és az áramerősség állíthatósága 1 mA felett minimum 1 mA-enként, és az expoziciós idő állíthatósága 1 és 6 000 másodperc között 1 másodpercenként.
B.) A készülék – a fenti műszaki minimum követelményeken túl, AT ajánlatától függően, – megfelelhet az alábbi követelményeknek (ezek közül egynek, többnek, vagy akár mindnek) Ha AT olyan terméket ajánl meg, amely az alábbi tulajdonságokkal (felsoroltak közül eggyel, vagy több-el, esetleg minddel) rendelkezik, azt AT a Közbeszerzési Dokumentumok (Ált.inf.) I.11.2. pontjában meghatározottak szerint értékeli.
8. A kötelezően vállalandó 2 db sugárzás dózisteljesítményét beállító szűrőkön kívűl további szűrők felajánlása.
9. Az alapkövetelményekben meghatározott besugárzási kamra méretnél minden irányban legalább 10 cm-el nagyobb kamra.
Röntgen-besugárzáson alapuló kisállat – besugárzó készülék határidős adásvétele és installálása – adásvételi szerződés keretében
2. Izinta Kereskedelmi Kft., címe:1121 Budapest Konkoly – Thege Miklós út 29–33., adószáma: 10814505-2-43.


Winner: BioTech Hungary Kft.,
Award value: 63779527
Number of bids: 3