Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-07-08
Buyer: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Country: CZ
Region: Hlavní město Praha
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33112000: Echo and ultrasound equipment | 33152000: Incubators | 38000000 | 38436700 | 38510000
Estimated value: 9115000 CZK
Submission deadline: 2016-08-26
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení ÚMG, divize Biocev. Jedná se vždy o dodávku níže uvedených přístrojů včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, ověření správné funkce přístrojů a jejich seřízení a zaškolení obsluhy, s výjimkou části 8, kde instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, ověření správné funkce přístrojů a jejich seřízení a zaškolení obsluhy není požadováno. Veřejná zakázka je rozdělená na 10 části. V souladu s ustanovením § 98 odst. 4 zákona se ustanovení zákona týkající se postupů zadavatele v zadávacím řízení či práv a povinností dodavatele vztahují na každou jednotlivou část veřejné zakázky, nevyplývá-li ze zákona jinak. Uchazeči mohou podat svoji nabídku na libovolnou část veřejné zakázky, příp. na 2i všechny části veřejné zakázky. Část 1 – Centrifugy; Část 2 – Hybridizační trouba; Část 3 – Chladící kabinet; Část 4 – Inkubátory CO2; Část 5 – Laminární boxy; Část 6 – Mikroskopy; Část 7 – Rozšíření mikroskopu Leica DM 1000 LED pro fluorescenci; Část 8 – Přístroj pro revitalizaci antigenů („decloaking chamber“); Část 9 – Sonikátor Část; 10 – Doplnění systému Vevo2100 pro kardiologii.
Chlazená centrifuga pro zkumavky i destičky 1 kus. Univerzální centrifuga pro cytologii a histologii 1 kus. Bližší popis viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace.
— inkubátor pro hybridizaci na membráně, s držákem lahví umožňujícím jejich řízenou rotaci, tj. s rotissérií – obsahuje uživatelem snadno vyměnitelné držáky lahví, tj. hybridizačních trubic (pro nejméně 2 velikosti lahví), – hřídele opatřené držáky lahví umožňují současné zpracování minimálně 6 membrán v hybridizačních trubicích o průměru min 35 mm a délce min. 20 cm; hřídele musí umožnit i použití kratších trubic – vhodné (kompatibilní) hybridizační trubice o rozměru min. 200 x 35 mm (min. 8 kusů) součástí dodávky, – vybaveno kývací deskovou platformou, která může být v provozu současně s rotissérií. – možnost nastavení teploty v rozsahu od +5 °C nad teplotu okolí do +80 °C nebo větším, s přesností 0,3 °C. – jemná cirkulace vzduchu. – plynulé nastavení rychlosti rotace (maximální otáčky min. 30 rpm), – plynulé nastavení rychlosti kývání, – možnost rotace rotissérie při otevřených dveřích, – minimální rozměr kývací platformy 300 x 250 mm, – maximální vnější rozměry (š x h x v): 430 x 470 x 550 mm, hmotnost do 30 kg, – minimální vnitřní rozměry inkubační komory (š x h x v): 320 x 350 x 370 mm.
— výkonný chladící box pro chromatografická i jiná zařízení, duální, tj. se 2 nezávislými prostorově oddělenými jednotkami (možné řešení v podobě dodávky 2 samostatných boxů) – vnější i vnitřní provedení včetně polic, – kov s antikorozní úpravou (např. práškový lak, plast, nerez), – minimální rozsah nastavení teploty: 2–6 °C, – nucená cirkulace vzduchu uvnitř boxu pro udržení teplotní uniformity v celém prostoru jednotky, mezi oddělenými jednotkami nedochází k míchání vzduchu (zamezení křížové kontaminace), – vnitřní osvětlení v každé jednotce, – každá jednotka vybavena 2 posuvnými skleněnými dveřmi s úpravou proti zamlžení, – celkem 4 prostupy pro kabely uzavíratelné (min. 40 mm průměr, 2 v každé jednotce), – nejméně 4 elektrické zásuvky pro připojení přístrojů uvnitř každé jednotky (se stupněm ochrany min. IP44, pro provoz ve vlhku), – min. 4 police plné hloubky a 2 police poloviční hloubky v každé jednotce, nastavitelná výška umístění polic, možnost pozdějšího rozšíření o další police, – automatické odmrazování, automatické odstraňování kondenzátu, – digitální regulace teploty, alarmový kontakt, možnost připojení na externí monitoring, – maximální hlučnost jedné jednotky do 66 dBA, – minimální vnitřní objem – 1 250 litrů každá jednotka, celkem minimálně 2 500 litrů užitný objem, – maximální vnější rozměry jednotky (š x h x v): 1 450 x 850 x 2 010 mm, – maximální hmotnost 1 jednotky 305 kg.
Inkubátory CO2 s objemem 160 l – 10 kusů. Stolní inkubátory CO2 – 2 kusy. Bližší popis viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace.
Laminární box Biohazard 120 cm se stojanem – 5 kusů. Laminární box Biohazard 150 cm se stojanem – 1 kus. Bližší popis viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace.
Mikroskopy pro tkáňové kultury: a) Varianta bez fluorescence, b) Varianta s fluorescencí. Stereomikroskop s kamerou: a) Sestava s jedním objektivem, b) Sestava se dvěma objektivy. Mikroskop pro patologa: a) Pokročilý stereomikroskop pro preparace a pozorování větších objektů – 2 kusy, b) Badatelský motorizovaný stereomikroskop robustní konstrukce – 1 kus. Bližší popis viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace.
— komora, která umožňuje kontrolovaně a reprodukovatelně ohřívat histologické vzorky (mikroskopická skla) pod kontrolovaným tlakem (za účelem teplem indukované revitalizace antigenů, optimální pro imunohistochemická barvení preparátů) – minimální rozsah nastavované teploty: 50–115 °C, uživatelem programovatelné kroky/časy expozice, předprogramované teploty v min. rozsahu 60–110 °C, – kapacita – nejméně 3 l pufru, zpracování nejméně 60 skel současně – možnost kontroly pH pufru, – vnitřní systém kontroly kvality dosažené teploty, – přehledný displej, zobrazení informace o průběhu ohřevu, včetně teploty, tlaku, času expozice skel, – indikátor tlaku, – bezpečnostní přetlakový ventil, – možnost monitorování teploty, tlaku a časů v průběhu procesu, možnost nahrávání získaných dat, přenos pomocí USB paměti, – možnost dvoukrokové deparafinizace a revitalizace, – zvukový alarm ohlašující ukončení procesu, – maximální rozměry: 40 x 40 x 40 cm.
— ultrazvukový homogenizátor – přístroj je určen k homogenizaci biologických preparátů a musí být vhodný minimálně pro následující plánované aplikace: příprava proteinových vzorků, homogenizace tkáně, homogenizace bakteriálních pelet při izolaci rekombinantních proteinů, příprava chromatinové DNA pro chromatinovou-IP analýzu, – systém s konstantní amplitudou zaručující reproducibilitu homogenizace – dynamické nastavení s ovládáním pomocí digitálního panelu nebo PC, nastavení/ovládání amplitudy min. v rozmezí 20 až 100 %, – možnost stálé/aktuální kontroly ultrazvuku a kontroly opotřebení sondy, – výkon nejméně 100Weff, – nastavitelná pulzace pro potřeby udržování nízké teploty vzorku, – Integrovaný časovač, – nástavec pro nepřímou sonikaci, – teplotní senzor, – možnost zpracování vzorků o objemu nejméně v rozsahu 0,5–25 ml, – sonikační sondy pro různé aplikace jsou vyměnitelné, možnost různých nástavců a mikrohrotů, součástí dodávky: sonda s mikrohrotem průměru 1–2 mm pro nejmenší objemy, dále 4–6 mm pro střední objemy a 10–15 mm pro větší objemy, – sonikační sondy pro nejmenší a střední objemy musí mít délku a šířku kompatibilní se zkumavkami až 120 mm dlouhými a 13 mm širokými (standardní 15 ml zkumavky s kónickým dnem), pro větší objemy je požadovaná délka sondy min. 20 cm. V případě, že jsou sondy kratší musí být součástí dodávky příslušný prodlužovací nástavec, – dodání včetně odhlučňovací skříně a stojanu. – Možnosti rozšíření: – nástavec, s nímž lze homogenizovat zároveň nejméně 12 vzorků, – pedál pro ovládání.
1. Ultrazvuková sonda pro myši MS400: 38 MHz MicroScan transducer – Rozsah frekvence: 18 MHz – 38 MHz, – Aplikace: Kardiovaskulár myší, abdominum potkanů, králičí oko, veškerý vaskulár (myši, potkani, králíci), – Max. 449 fps, – šířka obrazu: 15,4 mm, – hloubka obrazu: 20 mm, – Axiální rozlišení: 50 μm.
2. Vysokorozlišovací ultrazvuková sonda – MS550S: 55 MHz MicroScan transducer – Rozsah frekvence: 32 MHz – 56 MHz, – Aplikace: embryologie myší/potkanů, abdominum myší, reprodukce, epidermální zobrazování, zobrazování nádorů (do 13 mm v průměru), zobrazování vaskulárního systému myší a malých potkanů, abdominal (ledviny), ophthalmologie – mělká fokální zóna, – max. 557 fps, – šířka obrazu: 14,1 mm, – hloubka obrazu: 15 mm, – Axiální rozlišení: 40 μm.
3. Stolek pro potkany – stolek pro polohování, manipulaci a zahřívání potkanů, pro monitoring fyziologických funkcí, – obsahuje rychlokonektor na koulový kloub (který je součástí stávajícího systému), – součástí dodávky i 14 mm hadice s nosním trychtýřem pro potkany, kompatibilní s anestetickou jednotkou Visualsonics. – Kompatibilní s „Advanced Physiological Monitoring Unit“ (součástí stávajícího systému).
Základní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který splňuje veškeré zákonné požadavky dané § 53 odst. 1 zákona. Základní kvalifikační předpoklady dodavatel prokáže dle § 53 odst. 3 zákona. Dle § 54 písm. a), b). Výpis z obchodního rejstříku. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Dle § 50 odst. 1 písm. c) předloží uchazeč čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, přičemž přílohou tohoto seznamu musí být:

Eligibility requirements: Základní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který splňuje veškeré zákonné požadavky dané § 53 odst. 1 zákona. Základní kvalifikační předpoklady dodavatel prokáže dle § 53 odst. 3 zákona. Dle § 54 písm. a), b). Výpis z obchodního rejstříku. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Dle § 50 odst. 1 písm. c) předloží uchazeč čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, přičemž přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Za poskytnutí významné dodávky zadavatel považuje řádně (tj. předaná objednateli bez nevypořádaných reklamací) ukončené plnění spočívající v dodávce: 1)  centrifugy – dodávka shodného typu s předmětem v ceně alespoň 500 000 CZK bez DPH/1 ks, 2) hybridizační trouba – dodávka shodného typu s předmětem v ceně odpovídající alespoň 40 000 CZK bez DPH/1 ks, 3) chladící kabinet – dodávka shodného typu s předmětem v ceně alespoň 150 000 bez DPH/1 ks, 4) inkubátory CO2 – dodávka shodného typu alespoň s jedním uvedeným typem, v ceně alespoň 500 000 CZK bez DPH/1 ks, 5) laminární boxy – dodávka shodného typu s předmětem v ceně alespoň 600 000 CZK bez DPH/1 ks, 6) mikroskopy – dodávka shodného typu s předmětem v ceně alespoň 500.000,- Kč bez DPH/1 ks, 7) není požadováno, 8) není požadováno, 9) sonikátor – dodávka shodného typu s předmětem v ceně alespoň 80 000 CZK bez DPH/1 ks, 10) doplnění systému Vevo2100 pro kardiologii – dodávka shodného typu alespoň s 1 uvedeným typem v ceně alespoň 500 000 CZK bez DPH/1 ks. Zadavatel v této souvislosti stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje pro výše uvedené významné dodávky předložit alespoň 1 kus osvědčení, popř. náhradního dokladu, a to ve smyslu § 56 odst. 5 písm. c) zákona pro části 1, 2, 3, 9 a 10 veřejné zakázky a 2 kusy osvědčení, popř. náhradního dokladu, a to ve smyslu § 56 odst. 5 písm. c) zákona pro části 4, 5 a 6 veřejné zakázky. Podrobně vymezeno viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace.
Dle § 50 odst. 1 písm. c) předloží uchazeč čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, přičemž přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Za poskytnutí významné dodávky zadavatel považuje řádně (tj. předaná objednateli bez nevypořádaných reklamací) ukončené plnění spočívající v dodávce: 1)  centrifugy – dodávka shodného typu s předmětem v ceně alespoň 500 000 CZK bez DPH/1 ks, 2) hybridizační trouba – dodávka shodného typu s předmětem v ceně odpovídající alespoň 40 000 CZK bez DPH/1 ks, 3) chladící kabinet – dodávka shodného typu s předmětem v ceně alespoň 150 000 bez DPH/1 ks, 4) inkubátory CO2 – dodávka shodného typu alespoň s jedním uvedeným typem, v ceně alespoň 500 000 CZK bez DPH/1 ks, 5) laminární boxy – dodávka shodného typu s předmětem v ceně alespoň 600 000 CZK bez DPH/1 ks, 6) mikroskopy – dodávka shodného typu s předmětem v ceně alespoň 500.000,- Kč bez DPH/1 ks, 7) není požadováno, 8) není požadováno, 9) sonikátor – dodávka shodného typu s předmětem v ceně alespoň 80 000 CZK bez DPH/1 ks, 10) doplnění systému Vevo2100 pro kardiologii – dodávka shodného typu alespoň s 1 uvedeným typem v ceně alespoň 500 000 CZK bez DPH/1 ks. Zadavatel v této souvislosti stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje pro výše uvedené významné dodávky předložit alespoň 1 kus osvědčení, popř. náhradního dokladu, a to ve smyslu § 56 odst. 5 písm. c) zákona pro části 1, 2, 3, 9 a 10 veřejné zakázky a 2 kusy osvědčení, popř. náhradního dokladu, a to ve smyslu § 56 odst. 5 písm. c) zákona pro části 4, 5 a 6 veřejné zakázky. Podrobně vymezeno viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace.
Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, přičemž přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Za poskytnutí významné dodávky zadavatel považuje řádně (tj. předaná objednateli bez nevypořádaných reklamací) ukončené plnění spočívající v dodávce: 1)  centrifugy – dodávka shodného typu s předmětem v ceně alespoň 500 000 CZK bez DPH/1 ks, 2) hybridizační trouba – dodávka shodného typu s předmětem v ceně odpovídající alespoň 40 000 CZK bez DPH/1 ks, 3) chladící kabinet – dodávka shodného typu s předmětem v ceně alespoň 150 000 bez DPH/1 ks, 4) inkubátory CO2 – dodávka shodného typu alespoň s jedním uvedeným typem, v ceně alespoň 500 000 CZK bez DPH/1 ks, 5) laminární boxy – dodávka shodného typu s předmětem v ceně alespoň 600 000 CZK bez DPH/1 ks, 6) mikroskopy – dodávka shodného typu s předmětem v ceně alespoň 500.000,- Kč bez DPH/1 ks, 7) není požadováno, 8) není požadováno, 9) sonikátor – dodávka shodného typu s předmětem v ceně alespoň 80 000 CZK bez DPH/1 ks, 10) doplnění systému Vevo2100 pro kardiologii – dodávka shodného typu alespoň s 1 uvedeným typem v ceně alespoň 500 000 CZK bez DPH/1 ks. Zadavatel v této souvislosti stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje pro výše uvedené významné dodávky předložit alespoň 1 kus osvědčení, popř. náhradního dokladu, a to ve smyslu § 56 odst. 5 písm. c) zákona pro části 1, 2, 3, 9 a 10 veřejné zakázky a 2 kusy osvědčení, popř. náhradního dokladu, a to ve smyslu § 56 odst. 5 písm. c) zákona pro části 4, 5 a 6 veřejné zakázky.
Podrobně vymezeno viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace.