Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-04-07
Buyer: „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000 | 33140000: Medical consumables
Estimated value: 8400801.26 BGN
Submission deadline: 2020-05-11
Award criteria: Mixed

Technical requirements: Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 2 часа от получаване на писмена заявка от възложителя.
Предлаганите специфични медицински изделия и консумативи следва да отговарят на минималните изисквания, заложени в спецификацията, изготвена от възложителя.
До 10 броя  —  система за балонна кифопластика. Размери на балона —  10, 15, 20 мм. Билатерална. Сет за еднократна употреба, включващ пункционни игли, водачи, работни канюли, свредло, балон катетри с вградени манометри и шприци с вгадени трипътни кранове, апликатори за костен цимент и костен цимент. Костен цимент (20 г прахообразно в-во и 9,4 г течно в-во, инжекционно време 12 min), комплект от ампула с течен мономер и пластмасов флакон с прахообразен полимер, нисък вискозитет. Оптимална рентгенопозитивност на цимента  —  35 % Бариев сулфат.
До 10 броя - Система за билатерална балонна кифопластика. Размери на балона - 10, 15,20 мм. Сет за еднократна употреба, включващ пункционни игли (скосен връх), водачи, работни канюли (с работна дължина 120мм), свредло, балон катетри (издържащи на максимално налягане до 350 PSI), с вградени манометри и шприци, с трипътни кранове, апликатори за костен цимент. Костен цимент (20гр прахообразно в-во и 9,4 гр течно в-во, инжекционно време 22 min), комплект от ампула с течен мономер и пластмасов флакон с прахообразен полимер, среден вискозитет. Оптимална рентгенопозитивност на цимента - 35 % Бариев сулфат.
До 6 броя - Къса транспедикулна стабилизация-4 винта/куки. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al4V. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за редукция и привеждане на пръта към куката или винта. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, заключващ механизъм TOP NOTCH, самонарезни, с двойна резба. Видове: Полиаксиални с едностъпков инер – диаметри 4.35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Полиаксиални с двустъпков инер – диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм с дължини от 25 до 100 мм през 5 мм; Моноаксиални с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипланарни с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Полиаксиални (високи) за репозиция - Ф4.35, 5, 6, 7 мм с дължини от 20 до 55 мм през 5 мм; Педикуларни и ламинарни куки с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, с различни видове ширини/ъгъл/офсет на острието и дължини от 5 до 12 мм; Конектори: напречни – мултиаксиални, за пръчки с диаметър 5,5 и 6,35 мм, различни размери от: 26-28 мм; 28-32 мм; 32-37 мм; 37-41 мм; 41-49 мм; 49-66; 66-100 мм; паралелни и преходни от диаметър 5,5 към 6,35мм или по-малки; Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V или Co-Cr с диаметър 5.5 мм, хексагонален край и дължини от 30 до 600 мм;
До 14 броя - Къса транспедикуларна стабилизация 4 винта/куки за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието.
До 2 броя - Къса транспедикулна стабилизация-4 винта/куки и един конектор. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al4V. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за редукция и привеждане на пръта към куката или винта. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, заключващ механизъм TOP NOTCH, самонарезни, с двойна резба. Видове: Полиаксиални с едностъпков инер – диаметри 4.35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Полиаксиални с двустъпков инер – диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм с дължини от 25 до 100 мм през 5 мм; Моноаксиални с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипланарни с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Полиаксиални (високи) за репозиция - Ф4.35, 5, 6, 7 мм с дължини от 20 до 55 мм през 5 мм; Педикуларни и ламинарни куки с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, с различни видове ширини/ъгъл/офсет на острието и дължини от 5 до 12 мм; Конектори: напречни – мултиаксиални, за пръчки с диаметър 5,5 и 6,35 мм, различни размери от: 26-28 мм; 28-32 мм; 32-37 мм; 37-41 мм; 41-49 мм; 49-66; 66-100 мм; паралелни и преходни от диаметър 5,5 към 6,35мм или по-малки; Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V или Co-Cr с диаметър 5.5 мм, хексагонален край и дължини от 30 до 600 мм;
До 2 броя - Къса транспедикуларна стабилизация 4 винта/куки и един конектор за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм;
До 6 броя - Средна транспедикулна стабилизация-6 винта/куки. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al4V. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за редукция и привеждане на пръта към куката или винта. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, заключващ механизъм TOP NOTCH, самонарезни, с двойна резба. Видове: Полиаксиални с едностъпков инер – диаметри 4.35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Полиаксиални с двустъпков инер – диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм с дължини от 25 до 100 мм през 5 мм; Моноаксиални с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипланарни с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Полиаксиални (високи) за репозиция - Ф4.35, 5, 6, 7 мм с дължини от 20 до 55 мм през 5 мм; Педикуларни и ламинарни куки с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, с различни видове ширини/ъгъл/офсет на острието и дължини от 5 до 12 мм; Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V или Co-Cr с диаметър 5.5 мм, хексагонален край и дължини от 30 до 600 мм;
До 14 броя - Средна транспедикуларна стабилизация 6 винта/куки за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието.
До 1 броя - Средна транспедикулна стабилизация-6 винта/куки и един конектор. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al4V. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за редукция и привеждане на пръта към куката или винта. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, заключващ механизъм TOP NOTCH, самонарезни, с двойна резба. Видове: Полиаксиални с едностъпков инер – диаметри 4.35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Полиаксиални с двустъпков инер – диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм с дължини от 25 до 100 мм през 5 мм; Моноаксиални с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипланарни с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Полиаксиални (високи) за репозиция - Ф4.35, 5, 6, 7 мм с дължини от 20 до 55 мм през 5 мм; Педикуларни и ламинарни куки с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, с различни видове ширини/ъгъл/офсет на острието и дължини от 5 до 12 мм; Конектори: напречни – мултиаксиални, за пръчки с диаметър 5,5 и 6,35 мм, различни размери от: 26-28 мм; 28-32 мм; 32-37 мм; 37-41 мм; 41-49 мм; 49-66; 66-100 мм; паралелни и преходни от диаметър 5,5 към 6,35мм или по-малки; Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V или Co-Cr с диаметър 5.5 мм, хексагонален край и дължини от 30 до 600 мм;
До 1 броя - Средна транспедикуларна стабилизация 6 винта/куки и един конектор за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални конектори с обхват 29-31, 31-35, 35-39, 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм;
До 5 броя - Средна транспедикулна стабилизация-8 винта/куки. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al4V. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за редукция и привеждане на пръта към куката или винта. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, заключващ механизъм TOP NOTCH, самонарезни, с двойна резба. Видове: Полиаксиални с едностъпков инер – диаметри 4.35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Полиаксиални с двустъпков инер – диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм с дължини от 25 до 100 мм през 5 мм; Моноаксиални с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипланарни с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Полиаксиални (високи) за репозиция - Ф4.35, 5, 6, 7 мм с дължини от 20 до 55 мм през 5 мм; Педикуларни и ламинарни куки с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, с различни видове ширини/ъгъл/офсет на острието и дължини от 5 до 12 мм;Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V или Co-Cr с диаметър 5.5 мм, хексагонален край и дължини от 30 до 600 мм;
До 12 броя - Средна транспедикуларна стабилизация 8 винта/куки за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм


Award value: 8400801.26