PD194E-2S4

具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表
PD194-2S4(9S4)系列产品是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表，能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输，可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级，实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯，采用MODBUS-RTU通讯协议。
型号说明
①含义外形尺寸:
外形	外形代号	面框尺寸mm	开孔尺寸mm	仪表总长mm
16槽形	1	160×80	152×76	80
42方形	2	120×120	112×112	80
6方形	3	80×80	76×76	74
46槽形	4	120×60	112×56	80
5槽形	5	96×48	92×45	74
9方形	9	96×96	92×92	74
61方形	A	72×72	67×67	74
微方形	D	48×48	45×45	74
②表示功能代号:
例如,如果为4表示全电量测量,具体功能请参照选型表.
选型表
型号	测量	显示	外围功能（可选择，订货时说明）
电能脉冲	数字通讯	变送输出	开关模块
PD194-2S4	(120*120外形)	U I P Q等全部电量参数测量及有功无功电能	3排LED显示	有功一路	无功一路	RS485接口	MODBUS-RTU格式 ,IEE-574标准
PD194-2S7	(120*120外形)	四象限电能测量。	2排LED显示	有功一路	无功一路	RS485接口	MODBUS-RTU格式 ,IEE-574标准
PD194-2S9	(120*120外形)	三相电流	四象限电能测量	4排LED显示	有功一路	无功一路	RS485接口	MODBUS-RTU格式 ,IEE-574标准
PD194-9S4	(96*96外形)	U I P Q等全部电量参数测量及有功无功电能	3排LED显示	有功一路	无功一路	RS485接口	MODBUS-RTU格式 ,IEE-574标准
PD194-9S7	(96*96外形)	四象限电能测量。	2排LED显示	有功一路	无功一路	RS485接口	MODBUS-RTU格式 ,IEE-574标准
PD194-9S9	(96*96外形)	三相电流	四象限电能测量	4排LED显示	有功一路	无功一路	RS485接口	MODBUS-RTU格式 ,IEE-574标准
PD194-6S4	(80*80外形)	U I P Q等全部电量参数测量及有功无功电能	3排LED显示	有功一路	无功一路	RS485接口	MODBUS-RTU格式 ,IEE-574标准
PD194-9SY	(96*96外形)	U I P Q等全部电量参数测量及有功无功电能	LSCD显示蓝屏背光	有功一路	无功一路	RS485接口	MODBUS-RTU格式 ,IEE-574标准	带一路可设定电流电压过载监控，过载值，动作时间可设定
SCD194Z-2S4	(120*120外形)	U I P Q等全部电量参数测量及有功无功电能	3排LED显示	有功一路	无功一路	RS485接口	MODBUS-RTU格式 ,IEE-574标准	2路独立变送输出	4路开关量输入	4路开关量输出
技术参数
性能	参数
输入测电压显示	网络	三相三线、三相四线
电 压	额定值	AC100V、400V（订货时请说明）
过负荷	持续：1.2倍 瞬时：2倍/10s
功耗	〈1VA（每相）
阻抗	〉300kΩ
精度	RMS测量，精度等级0.5
电 流	额定值	AC1A、5A（订货时请说明）
过负荷	持续：1.2倍 瞬时：2倍/10s
功耗	〈0．4VA（每相）
阻抗	〈20MΩ
精度	RMS测量，精度等级0.5
频率	40~60Hz,精度0.1Hz
功能	有功、无功、视在功率，精度0.5级
电能	四相限计量，有功精度0.5级，无功精度1级
显示	可编程、切换、循环的2、3、4排LED显示
电源	工作范围	AC、DC 80~270V
功耗	≦5VA
输出	数字接口	RS-485、MODBUS-RTU协议
脉冲输出	2路电能脉冲输出，光耦隔离
环境	工作环境	-10~55℃
储存环境	-20~75℃
安全	耐压	输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1kV
绝缘	输入、输出、电源对机壳>5MΩ
外形	尺寸	120×120×128 96×96×128（长、宽、深）
重量	0．6kg
数字通讯
RS485通讯接口
PD194-2S4(9S4)提供串行异步半工RS485通讯接口，采用MOD-BUS-RTU协议，各种数据记息均可在通讯线路上传送。在一条线路上可以同时连接多达32个网络电力仪表，每个网络电力仪表均可以设定其通讯地址（Address No.），不同系列仪表的通讯接线端子号码不同，通讯连接应使用带有铜网的屏蔽双绞线，线径不小于0.5mm。布线时应使用通讯线远离强电电缆或其他强电场环境，推荐采用型网络的连接方工，。不建议采用星形或其他的连接方式。
MODBUS/RTU通讯协议
MODBUS协议在一根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一地址的终端设备（从机），然后，终端设备发也的应答信号以相反的方向传输给主机，即；在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输所有的通讯数据流（半双工的工作模式）。
MODBUS协议只允许在主机（PC，PLC等）和终端设备之间通讯，而不允许独立的终端设备之间的数据交换，这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路，而仅限于响应到达本机的查询信号。
主机查询
查询消息帧包括设备地址码、功能人码、数据信息码、校验码。地址码表明要选中的从机设备；功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能，例如功能代码03或04是要求从设备读寄存器并返回它们的内容；数据段包含了从设备要执行功能的其它附加信息，如在读命令中，数据段的附加信息有从何寄存器开始读的寄存器数量；校验码用来检验一帧信息的正确性，为从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法，它采用CRC16的校准规则。
从机响应
如果从设备产生一正常的回应，在回应消息中有从机地址码、功能代码、数据信息码和CRC16校验码。数据信息码包括了从设备收集的数据：如寄存器值或状态。如果有错误发生，我们约定是从机不进行响应。
传输方式是指一个数据帧内一系列独立的数据结构以及用于传输数据的有限规则，下面定义了与MODBUS协议-RTU方式相兼容的传输方式。每个字节的位：1个起始位、8个数据位、（奇偶校验位）、1个停止位（有奇偶校验位时）或2个停止位（无奇偶校验位时）。
功能输出
脉冲输出
PD194-2S4(9S4)提供电能计量，2路电能脉冲输出功能和RS485的数字接口来完成电能数据的显示和远传。仪表3排12位LED实现有功是能（正向）、无功电能（感性）1次侧数据的显示，表示正向有功电能数据=369587.28kWh(度)；集电级开路的光耦继电器的电能脉冲（电阻信号）实现有功电能（正向）和无功电能（反向）远传，采用远程的计算机终端、PLC、DI开关采集模块采集仪表的脉冲总数来实现电能累积计量。休用输出方式的输出还是电能的精度检验的方式（国家计量规程：标准表的脉冲误差比较方法）。
电气特性
集电极开关电压VCC≤48V、电流Iz≤50mA。
脉冲常数
3200imp/kWh脉冲速度最快不超过200mS。其意义为：当仪表累积1kWh时脉冲输出个数为N（3200）个，需要强调的是1kWh为电能的2次电能数据，在PT、CT的情况下，相对的N个脉冲数据对应1次侧电能为1kWh×电压变比PT×电流变比CT。
应用举例
PLC终端使用脉冲计数装置，假定在长度为t的一段时间内采集脉冲个数为N个，仪表输入为：10kV/100V、400A/5A, 则该时间段内仪表电能累积为：N/3200×100×80度电能。
应用范围
PD194E和PD194Z系列多功能电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦等电力监控、智能控制、计量考核的应用场合设计的高精度、高可靠、高性价比的智能配电仪表产品。该系列仪表采用高精度专用AD芯片和高可靠的MCU设计，可以测量三相电网中所有电量参数如三相电压（相/线）、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、需量和双向电能计量，具有标准电能脉冲输出和RS485通讯接口，可选多种扩展功能模块。 PD194E系列（LED显示）为标准产品，具有测量和计量功能，配置电能脉冲输出和通讯接口；PD194Z系列（LED显示）在标准功能的基础上增加直流变送输出、开关输入监测、继电器输出、直流输入测量等功能；PD194Z系列（LCD显示）采用图形点阵液晶中英文菜单切换显示，并具有复费率电能计量和自动抄表功能；分体式系列产品是为适应用户现场对安装方式和体积苛刻要求设计，屏装的显示模块和标准导轨安装的主体模块间采用标准串口线连接；PD194E经济型系列，采用系统优化设计，同PD194E系列具有测量和计量功能，并配置电能脉冲输出和通讯接口。产品共有三种外形尺寸可选，面框分别为120*120mm、96*96mm和83*83mm，分体式显示模块有两种外形尺寸，面框分别为83*83mm和76*76mm。