智能电导盐密测试仪

针对电力系统防污闪点检测而研制的用于测量绝缘子等值盐密度和测量溶液的电导率的专用测量仪器
智能电导盐密测试仪是针对电力系统防污闪点检测而研制的用于测量绝缘子等值盐密度和测量溶液的电导率的专用测量仪器。
仪器特性
1、 直读式，绝缘子表面盐密度直接显示
2、 采用进口铂电极，稳定可靠
3、 测量范围大，盐密测量范围为0.0001mg/cm2～ 9.9999mg/cm2
4、 仪器带微型打印机，方便现场准确、真实、有效地记录结果
仪器内置大容量充电锂电池，并带有电量显示功能。方便野外使用
5、 具有温度自动补偿功能。溶液电导值自动补偿为20℃时的取值
6、 测量数据准确，盐密分辨率0.0001位
7、 具有系统自动校验功能，开机自动校验，提高测量准确度
8、 采用旋转鼠标菜单操作，操作简单易学，方便使用
9、 全量程自动切换。提高了低盐密度时的准确度
10、中文液晶显示（可以根据客户需要定制全英文显示）
11、显示屏具有背光功能
技术参数
测量范围
盐 密：0.0000mg/cm&sup2;～ 9.9999mg/cm&sup2
温 度：0℃ ～ 50℃
电导率：0 ～ 100000us/cm&s 测量精度　盐 密：分辨率0.0001位，满量程精度优于±2%
温 度：分辨率0.1位，精度优于±0.5℃
电导率：分辨率为所用电极量程的1/1000，满量程精度≤±2%
注意事项
本电极是二个镀铂黑的铂片(铂黑电极)构成，其电极常数为0.80～1.20范围。电导电极的电极头容易损坏。测量时，小心勿碰撞容器，以免损坏。电导电极在测量很低电导率的溶液时，应选用溶解度小的中性玻璃，石英或塑料材质的容器。为防止镀铂黑电极使用时产生铂黑的惰化，必须在使用前与使用后浸在蒸馏水中。一旦发现镀铂黑的电极产生惰化，可用蒸馏水冲洗或重新配置铂黑电极。
附录
1. GB/T 1634-1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准》中有关线路和发电厂、变电所污秽等。
污染	等级	污 湿 特 征	盐密（mg/cm&sup2;）
线 路	发电厂、变电所
0	大气清洁地区及离海岸盐场50Km以上无明显污染地区	≤0.03	/
Ⅰ	大气轻度污染地区，工业区和人口低密集区，离海岸盐场10—50Km地区，在污闪季节中干燥少雾（含毛毛雨）或雨后较多时。	>0.03-0.06	≤0.06
Ⅱ	大气中等污染地区，轻盐碱和炉烟污秽地区，离海岸盐场3—10Km地区在污闪季节中潮湿多雾（含毛毛雨）但雨量较少时。	>0.06-0.10	0.06-0.10
Ⅲ	大气污染较严重地区，重雾和重盐碱地区，近海岸盐场1—3Km地区，工业与人口密度较大地区，离化学污源和炉烟污秽300—1500Km的较严重污秽地区。	>0.10-0.25	0.10-0.25
Ⅳ	大气特别严重污染地区，离海岸盐场1Km以内，离化学污源和炉烟污秽300M以内的地区。	0.25-0.35	0.25-0.35
2. 污秽等级下的爬电比距规定
污染	等级	爬电比距（ cm / kV ）
输电线路	发电厂、变电所
220kV以下330	330 kV以下	220 kV以下	330 kV以下
0	1.39（1.60）	1.45（1.60）	/	/
Ⅰ	1.39-1.74	（1.60-2.00）	1.45-1.82	（1.60-2.00）	1.60	（1.84）	1.60	（1.76）
Ⅱ	1.74-2.17	（2.00-2.50）	1.82-2.27	（2.00-2.50）	2.00	（2.30）	2.00	（2.20）
Ⅲ	2.17-2.78	（2.50-3.20）	2.27-2.91	（2.50-3.20）	2.50	（2.88）	2.50	（2.75）
Ⅳ	2.783.30	（3.20-3.80）	2.91-3.45	（3.20-3.80）	3.10	（3.57）	3.10	（3.14）
注： 1）线路和发电厂、变电所爬电比距计算时取系统最高工作电压，上表（ ）内数字为按额定电压计算值。
2）计算各污级下的绝缘强度时仍用几何爬电距离。由于绝缘子爬电距离的有效系数需根据大量的人工与自然污秽试验的结果确定，目前难以——列出，见参考件3。
3）对电站设备0级（220KV及以下爬电比距为1.48CM/KV、330KV及以上爬电比距为1.55CM/KV），目前保留作为过渡时期的污级。
3. 发电厂、变电所设备的盐密测量建议
发电厂、变电所中运行的设置各种各样，具有代表性的一种是棒形支柱绝缘，其盐密测量方法可采取：
1) 测量盐密的取样设备为普通型悬式绝缘子，而变电设备取样应逐步过渡到以支柱绝缘子为主。在测量棒式支柱小绝缘子的盐密时，原则上也测上、中、下三个伞裙，取其平均值。每个伞裙从上一个伞裙的下边缘到下一个伞裙的上边缘。
2) 需测量变电所其它型式的绝缘子的盐密时，也要考虑与普通棒形支柱绝缘子的差别。例如直径大的套管的瓷表面的盐密则比支柱绝缘子的小。
3) 在支柱绝缘子测量盐密值（在普通支柱绝缘子上取样）确定污秽定级一般应：
污秽等级	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
盐密（mg/cm&sup2;）	≤0.02	0.02-0.05	0.05-0.1	0.1-0.2
注：0级盐密值小于0.02
常用绝缘子表面积及泄露距离一览表
序号	绝缘子型号	上表面积	cm2	下表面积	cm2	总表面积	cm2	泄露距离	mm
1	FC70～FC120/146（127）	566	1083	1649	320
2	BC8～BC12/146（127）	566	1083	1649	320
3	FC160/155（146，170）	825	1492	2317	380
4	BC160/155（146，170）	825	1492	2317	380
5	FC210/170	854	1458	2312	400
6	FC300/195	1020	2157	3177	485
7	FC7P～FC12P/146	611	1392	2003	400
8	BC8P～BC12P/146	611	1392	2003	400
9	FC70P～FC120P/146	881	1646	2527	450
10	BC80P～BC120P/146	881	1646	2527	450
11	FC16P/155（170）	895	1794	2689	450
12	FC160P/170（155）	1198	2541	3739	550
13	FC210P/170	1183	2536	3719	550
14	FC300P/195	1627	3718	5345	690
15	FC70D～FC120D/127（146）	1184	1203	2387	365
16	FC160D/146（155）	1500	1769	3269	380
17	FC210D/155（170）	1433	1468	2901	375
18	LXY-70	LXY4-70	648	862	1510	320
19	LXY-100	548	862	1410	320
20	LXY-120	648	862	1510	320
21	LXY-160	LXY3-160	LXY4-160	773	1325	2098	380
22	LXY3-210	859	1459	2318	390
23	LXY-240	859	1459	2318	390
24	LXY-300	1097	2041	3138	485
25	LXHY-70	LXHY4-70	870	1378	2248	400
26	LXHY5-70	975	1601	2576	450
27	LXHY4-100	975	1601	2576	450
28	LXHY4-120	975	1601	2576	450
29	LXY3-210	859	1459	2318	390
30	LXY-240	859	1459	2318	390
31	LXY-300	1097	2041	3138	485
32	LXHY-70	LXHY4-70	870	1378	2248	400
33	LXHY5-70	975	1601	2576	450
34	LXHY4-100	975	1601	2576	450
35	LXHY4-120	975	1601	2576	450
36	LXHY3-160	LXHY4-160	993	1806	2799	450
37	LXHY5-160	LXHY6-160	1256	2415	3671	545
38	LXHY4-210	1256	2415	3671	545
39	LXAY-120	946	784	1730	360
40	LXZY-160	1256	2415	3671	545
41	LXZY-210	1256	2415	3671	545
42	LXZY-300	1811	3152	4963	635
43	XP-70	674	917	1591	295
44	XP-100	670	807	1477	295
45	XP-160	681	891	1572	305
46	XP-210	874	1112	1986	335
47	XP2-210	950	1337	2287	370
48	XP1-300	127	1994	2121	485
49	XWP1-70	1162	861	2023	400
50	XWP2-70	1162	861	2023	400
51	XWP2-100	1288	1208	2496	450
52	XWP2-160	1551	1208	2759	450
53	XWP-210	1423	1360	2783	450
54	XDP-70C	336	382	718	160
55	XDP-70CN	336	382	718	160
56	XWP-7	1210	803	2013	410
57	X-4.5	645	805	1450	300
58	XP-7	685	715	1400	290
59	XP-10	645	805	1450	295
60	LXP-7	685	715	1400	290