硫酸流量计

电磁感应式流量仪表
RTLDE系列硫酸流量计是一种电磁感应式流量仪表，它由传感器和智能信号转换器组成。
产品介绍
硫酸流量计
它能测量各类导电液体的体积流量，所测量的介质包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体,原水，冷却水、纸浆、泥浆、煤浆、矿浆、糖浆、玉米浆、纤维浆、粮浆、石灰乳、双氧水、海水、啤酒、麦汁、牛奶和各种饮料等导电液体及固液两相液体。该产品主要应用于石化、钢铁、电力、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业及市政环保、水利等领域。
二　产品分类
RTLDE系列硫酸流量计由传感器和智能信号转换器组成，根据转换器与传感器的装配形式可分为一体式和分体式二种结构。
一体式 : 转换器与传感器直接装配成一个整体，不可分离。常用于环境状况较好的现场。
分体式 : 转换器通过一根专用电缆与传感器组成一台产品，传感器安装在现场，转换器安装在条件较好的场所。常用于环境状况较差的现场，如地井里，高温旁，人员不便到达的地方。
三　测量原理
工作原理是基于法拉第电磁感应定律。即：导电体在磁场中作切割磁场运动时，导体中产生感应电动势，其感应电动势UE为
■　传感器结构简单，无节流装置，不堵塞，适合各种含有固体颗粒、纤维、悬浮物的液体测量。
■　接液材质可有多种选择，能用于各种腐蚀性液体测量。
■　可水平、垂直、倾斜方式安装，只要保证测量管内充满液体和没气泡即可。
■　测量范围宽，量程比100∶1，量程可修改。
■　现场可零点校准，不影响测量精度。
■　功耗低，小于7W。
■　现场液晶显示瞬时流量、累积流量、流量百分比、流体流速、故障报警。
■　中文菜单，可按提示进行参数查看和修改，四个按键功能由软件随时设定，方便易学。
■　故障自诊断，可实现空管判断报警、励磁故障报警、超量程报警、输出信号故障报警。
■　可正向流量累积、反向流量累积、双向流量差累积。
■　计量单位、小数点位自动转换。
■　防爆等级高，防爆标志Exd(ia)iaqⅡCT6。
■　多种信号输出备选　4～20mA、0～1kHz、HART、RS485等。
■　可订制无衬型电磁流量计。
■　一键恢复出厂参数设定。
五　产品特点
■　传感器部分
□　适用管径：DN15～DN1000，其它口径为非标，可按用户要求订制。
□　测量管内衬材质：F46（聚全氟乙丙烯、聚四氟乙烯），P0（聚稀烃），PUR（聚氨酯）
□　电极材质：316L、Hc（哈氏合金c）、Hb（哈氏合金b）、Ti（钛）、Ta（钽）
□　工作压力：DN15～DN80口径：4.0MPa(标准）
DN100～DN150口径：1.6MPa(标准）
DN200～DN1000口径：1.0MPa(标准）
超过上述压力标准的为非标型，可按用户要求订制。
□　流体温度：P0衬：-20℃～80℃；PUR衬：0～50℃
F46衬：-40℃～130℃（宽温型）、130℃～180℃（高温型）
□　工艺连接法兰：本册法兰标准为GB/T9119－2000，也可按用户要求订制其它标准法兰。
□　接地环材质：304、321、316、Hc、Ti、Cu
■　转换器部分
□　测量范围：流速0.1～10m/s，各口径流量=管横截面积×流速
□　精度等级：0.3级、0.5级（流速≥0.5m/s），1.0级（流速<0.5m/s），2.0级（流速<0.2m/s）
□　输出信号：4～20mADC，负载≤750Ω
0～1000Hz脉冲输出，有源24V，>10mA
RS485
HART
□ 工作电源：220VAC±10%，50Hz±1Hz；24VDC±10%
□ 防爆等级：Exd(ia)iaqⅡCT6
，Exd(ia)iaqⅡBT4
□ 外壳防护：一体式：IP65；分体式：传感器IP68、 转换器IP65
□ 环境温度：-25℃～60℃（防爆型至50℃）
□ 电气接口尺寸：M20×1.5，1/2NPT（电缆外径Φ6～Φ10）
六　硫酸流量计不同口径对应的流量范围
口径mm	流量范围m3/h	口径mm	流量范围m3/h
φ15	0.06~6.36	φ450	57.23～5722.65
φ20	0.11～11.3	φ500	70.65～7065.00
φ25	0.18～17.66	φ600	101.74～10173.6
φ40	0.45～45.22	φ700	138.47～13847.4
φ50	0.71～70.65	φ800	180.86～18086.4
φ65	1.19～119.4	φ900	228.91～22890.6
φ80	1.81～180.86	φ1000	406.94～40694.4
φ100	2.83～282.60	φ1200	553.90～55389.6
φ150	6.36～635.85	φ1600	723.46～72345.6
φ200	11.3～1130.4	φ1800	915.62～91562.4
φ250	17.66～176.25.	φ2000	1130.4～113040.00
φ300	25.43～2543.40	φ2200	1367.78～136778.4
φ350	34.62～3461.85	φ2400	1627.78～162777.6
φ400	45.22～4521.6	φ2600	1910.38～191037.6
七、主要技术数据：	整机和传感器技术数据	执行标准	JB/T 9248—1999	公称通径	15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000	最高流速	15m/s	精确度	DNl5～DN600	示值的：±0.3%流速≥1m/s；±3mm/s流速	DN700—DN3000	示值的±0.5%流速≥0.8m/S；±4mm/s流速	流体电导率	≥5uS/cm?	公称压力	4.0MPa	1.6MPa	1.0MPa	0.6MPa	6.3、10MPa	DNl5～DN150	DNl5～DN600	DN200～DN1000	DN700～DN3000	特殊订货	环境温度	传感器	—25℃—十60℃	转换器及一体型	—10℃—十60℃	衬里材料	聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯F46、加网PFA	最高流体温度	—体型	70℃	分离型	聚氯丁橡胶衬里	80℃；120℃订货时注明	聚氨酯衬里	80℃	聚四氟乙烯衬里	100℃；150℃订货时注明	聚全氟乙丙烯F46	加网PFA	信号电极和接地电极材料	不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨	电极刮刀机构	DN300—DN3000	连接法兰材料	碳钢	接地法兰材料	不锈钢1Crl8Ni9Ti	进口保护法兰材料	DN65—DNl50	不锈钢1Crl8Ni9Ti	DN200～DNl600	碳钢十不锈钢1Crl8Ni9Ti	外壳防护	DNl5～DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器	IP65或IP68	其他传感器、——体型流量计和分离型转换器	IP65	间距分离型	转换器距离传感器一般不超过100m
注意事项
为了使变送路工作可靠稳定，在选择安装地点时应注意以下几个方面的要求：
⑴尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备（如大电机、大变压器的等），以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。
⑵应尽量安装在干燥通风之处，不宜在潮湿、易积水的地方安装。
⑶应尽量避免日晒雨淋，避免环境温度高于60℃及相对湿度大于95%。
⑷选择便于维修，活动方便的地方。
⑸流量计应安装在水泵后端，决不能在抽吸侧安装；阀门应安装在流量下游侧。