TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
② 유량계는 반드시 기기 특성에 맞도록 설치하여야 한다.
③ 유량계를 설치할 때 상·하류측에 필요한 수평 직관 거리를 띄우고 설치하여야 한다.
④ 물의 흐름 상태의 방향이 있는 유량계는 물 흐름방향과 일치하도록 설치하여야 한다.
⑤ 유량계를 설치하기 전에 관을 잘 씻어서 관내의 토사 기타 작업 중의 이물질을 제거해야 한다.
⑥ 유량계를 설치하였을 때는 유량계내의 공기를 배제해야 한다.
변환기반은 습기 및 이물질의 영향을 최소화하기 위하여 필히 현장 제어반내에 설치하여야 하며, 다음 사항에 주의하도록 한다.
⑦ 낙뢰 피해 방지를 위해 피뢰기 및 접지 설비를 설치하여야 한다.
2.6.2 재료
2.6.3 시공
2.7 수위계 설치공사
시방서는 수위계 설치공사에 적용한다.
2.7.2 재료
(1) 초음파 수위계
① 검출방식 : 초음파를 이용해 수위를 측정하는 방식
② 검출기 재질 및 구조 : 공정 및 주변 조건 등을 고려하여 형식 선정
③ 출력신호 : 4∼20mA
④ 기타 부속설비 일체를 공급한다.
(2) 투입식 수위계
① 검출방식 : 수두압을 이용하여 수위를 측정하는 방식
② 검출기 재질 및 구조 : 공정 및 주변 조건 등을 고려하여 형식 선정하되 검출기는 방수형이어야 한다.
(3) 플로트식 수위계
① 검출방식 : 수면에 플로트를 띄워 플로트의 위치를 이용하여 수위를 측정하는 방식
① 전송기에 노이즈 방지를 위하여 동력용 전원, 대용량 변압기, 동력선 등의 노이즈원과 격리하여 배선하여야 한다.
② 단자 상자는 방수구조로 하며 공사 시에는 전기 배선구를 통하여 우수가 들어가지 않도록 전기 배선구에 전선관 등을 사용하여 우수의 침입방지 대책을 세워야 한다.
③ 피뢰기 내장형의 경우는 전송기 가까이에 접지공사를 하여야 한다.
④ 설치 및 보수 작업이 용이하도록 설치하여야 한다.
⑤ 옥외설치 시 직사광선이 닿지 않도록 설치하여야 한다.
(2) 초음파 수위계 검출부
① 1m 이상 불감대를 설정하여 수신과 측정 시 안전성을 확보하여야 한다.
② 측정면까지의 사이에 장애물이 없도록 설치하여야 한다.
③ 부착성이 강한 잔여물과 거품이 많은 곳은 피하도록 타 공종과 협의하여야 한다.
(3) 투입식 수위계 검출부
① 설치장소에 물의 흐름 등 물의 움직임이 있는 경우에는 무거운 추를 부착하거나 또는 보호관을 설치하여 검출부가 흐르지 않도록 하여야 한다.
② 검출부는 강한 충격을 받지 않도록 하여 감압소자가 파손되는 것을 방지하여야 한다.
(4) 플로트식 수위계 검출부
① 흐름이 있는 장소나 기포가 있는 장소에는 방파관을 설치한다.
② 부유물 등의 발생이 우려되는 장소에 적용 시에는 이에 대한 대책을 마련하여야 한다.
③ 동절기에 가동부 동결 방지를 고려하여야 한다.
(5) 변환기
① 진동이 없고 보수 작업을 용이하게 실행할 수 있는 장소에 설치하여야 한다.
② 부식성 가스가 방출될 우려가 없는 곳에 설치하여야 한다.
③ 온도 변동이 적은 장소에 설치하여야 한다.
④ 직사광선 및 풍우를 받는 장소는 가능한 피하여 설치하고, 피할 수 없는 경우에는 차양 등을 설치하여야 한다.