TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
⑴ 이 시방서는 상수도 시설을 운영하기 위해 설치되는 압력계의 설계, 제작, 시험, 운반, 설치 및 검사에 대하여 적용한다.
KS A 0083 측정, 교정방식 통칙
압력계의 구성품들은 완전한 형태의 시스템으로 구성되고, 압력계의 각 단위는 기본센서, 변환기 등 필요한 부속품들을 포함한다.
2.2.1 다이어프램식압력계
⑴ 형 식 : 다이어프램식(STS 316)
⑵ 측정범위 : 0~1MPa(0~10kg/cm2)
⑶ 출력신호 : 4~20mA DC
⑷ 설 치 : 현장 설치 상황에 따라 지정
⑸ 정 밀 도 : ±0.25% F.S
⑹ 지 시 : 4-Digit LCD Display
⑺ 기타 압력계 부속설비 및 설치 부속 설비 일체 공급
2.2.2 차압식 압력계
⑵ 측정범위 : 0~2MPa(0~2kg/cm2)
⑶ 출력신호 : 4~20mA DC, 2선식
⑺ 기타 차압식 압력계 부속설비 및 설치 부속 설비 일체 공급
다음에 명시하지 않은 사항은 이 시방서 “KCS 57 95 05 상수도 계측제어공사 일반사항” 및 “KCS 57 95 60 도압배관공사”에 따른다.
3.2.1 압력계
⑴ 압력 취출구는 수평보다 아래쪽으로 45° 이내로 하여 소켓을 용접하여야 한다.
⑵ 부식성 유체의 경우 내식 재질의 파이프를 사용하여야 한다.
⑶ 도압 배관은 내부를 잘 청소한 후 배관하여야 한다.
⑷ 액체가 동결할 우려가 있는 경우에는 보온하여야 한다.
3.2.2 차압식 압력계
⑴ 도압 배관은 2/10 이상의 윗방향, 하부는 1/10 이상의 윗방향으로 기울어지도록 한다.
⑵ 도압 배관의 구부러짐은 반경 80mm 이상으로 하고 적당한 지지구에서 고정하여야 한다.
⑶ 액체가 동결할 우려가 있는 경우에는 보온하여야 한다.