TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
⑴ 이 시방서는 상수도 시설을 운영하기 위해 설치되는 유량계의 설계, 제작, 시험, 운반, 설치 및 검사에 대하여 적용한다.
KS B 5260 전자유량계
KS B 5325 액체용 유량계 측정 오차 시험 방법
KS B 5640 다회선 초음파 유량계의 시험 방법
KS B ISO 11631 유량측정-유량계 성능 규정 방법
KS B ISO TR12765 관로내에서의 액체 유량 측정-전파시간 초음파 유량계를 이용한 방법
유량계의 구성품들은 완전한 형태의 시스템으로 구성되고, 유량계의 각 단위는 기본센서, 변환기 등 필요한 부속품들을 포함한다.
2.2.1 전자식유량계
⑴ 측정범위 : 0~0.3-10m/s
⑵ 정 도 : ±0.5％ FS(유속 0.3m/s 이상)
⑶ 유량계크기 : 관경에 및 유속에 따라 결정
⑷ 출력신호 : 4~20mADC, 적산펄스
⑸ 부가기능 : 필요 시 정역류 측정 및 다중레인지(자동)
⑹ 전 원 : AC 80~250V
⑺ 기타 부속설비 일체를 공급한다.
2.2.2 초음파식유량계
⑵ 정 도 : 관경 300mm 이하 ±1.5％ FS 이내
350mm 이상 ±1.0％ FS 이내
⑶ 출력신호 : 4~20mADC, 적산펄스
⑷ 부가기능 : 필요 시 정역류 측정 및 다중레인지(자동)
⑸ 전 원 : AC 80~250V
⑹ 기타 부속설비 일체를 공급한다.
3.2.2 전자유량계
⑴ 검출기·변환기간의 전용 케이블의 최장거리는 장치 및 유체의 도전율에 따라 다르므로 반드시 확인 후 설치한다.
⑵ 검출기는 측정 유체가 항상 만관으로 되는 곳에 설치하여야 한다.
⑶ 검출기 상류측 10D, 하류측 5D의 직관부가 확보되도록 설치하는 것이 바람직하다.
⑷ 보수점검을 위해 검출기 상·하류측에 게이트 밸브를 설치하고, 필요 시 바이패스관을 설치한다.
⑸ 검출기·어스링의 접지는 제3종접지로 한다.
⑹ 유속이 느릴 경우에는 검출기의 전후에 레듀사를 설치하고 구경의 축소를 고려한다.
3.2.3 초음파유량계
⑴ 유속분포 영향이 크기 때문에 상류측 10D(펌프 출구 50D, 밸브 30D), 하류측 5D 이상의 직관부를 확보한다.
⑵ 측정관내에는 유체가 항상 만관이 되어 있도록 설치한다.
⑶ 유체에 부유물, 기포 등이 많은 장소에는 대책을 마련한다.
⑷ 저 유속에서는 정도가 떨어지기 때문에 측정레인지 유속 범위를 확보한다.