DUALSCOPE®FMP100
非铁金属上的油漆、阳极氧化层、瓷漆或塑料涂层
铝上的阳极氧化层
钢或铁上的仪器、 瓷漆或塑料涂层
钢或铁上的非铁金属镀层
数据储存
统计计算
打印口/RS232 接口
USB interface
无线传输
可更换插入式智慧型探头
测量范围(μm) [mils]FD10双功能探头测量参数:磁感应:测量范围:0~1500μΜ(0~60 mils)测量精度:0~50 μΜ:0.2 μΜ 50~1500μΜ: 1 %。涡流:测量范围:0~1200μΜ(0~48 mils)测量精度:0~100 μΜ:0.5 μΜ,100~1200μΜ: 0.5 %
电源交流电或电池
重量[g]395
规格(170 x 89 x 40)
装运的标准内容订单号
•测量仪器及配件
DUALSCOPE®FMP100 604-140
DUALSCOPE®FMP150 604-518
•软件FISCHER DataCenter 604-575
可选配件
•充电电池组FMP100 604-144
•接口电缆FMP / USB闪存驱动器604-147
•保护盖FMP100 604-149
•打印机FPT100 604-412
•设置纸张FMP打印机600-410
•软件数据中心IP 604-576
•软件数据中心IP-Multi 604-577
•测量台V12 602-260
•测量台V12 MOT(电机驱动)604-374
探头选择:
类型适用范围测量范围名称/部件号测量原理
适用于电镀、涂料、油漆层的厚度测量0-2000μm
FGAB1.3
磁
感
应
探
头
适用于孔洞、管子、细槽,直径≥ 9 mm.0-1600μm
FGABI1.3-150
适用于电镀、涂料、油漆层的厚度测量。由于探针较
大,也适用于表面比较粗糙的工件
0-1500μm
FGA2H
双触点探头可以在粗糙表面上测得较好的重复性。
其可靠的放置性和恒压力,也适合于软镀层
0-2000μm
V7FKB4
双触点直角探