设备概述
扬州华辉检测仪器有限公司的拉力试验机是对金属及非金属材料进行力学性能测试的高精度、多用途的材料试验机,可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果。可计算最大力、屈服力、平均剥离力、最大变形、屈服点、弹性模量等参数;可进行曲线处理、多传感器支持、图形图像化的界面、灵活的数据处理、MS-ACCESS数据库支持,使系统功能更为强大。可用于科研部门、大专院校和工矿企业对各种材料进行力学性能分析和生产质量检验。
技术指标
扬州华辉检测仪器有限公司的拉力试验机主要技术指标
1、测量最大负荷5KN
2、力值精度:示值的±0.5%以内
3、拉伸速度范围:15-500mm/min(特殊要求另定)
4、有效拉伸距离:900 mm
5、位移测量精度:示值的±0.5%以内
6、打印功能:可打印测试后的最大力值、位移值、最大拉伸强度、拉伸伸长率等。
7、电源电压:AC220V±5% 50Hz
使用条件
扬州华辉检测仪器有限公司的拉力试验机使用环境及工作条件
1、 温度在0-40ºC范围内
2、 相对温度低于80%
3、 有独立接地线,
4、 在无冲击、无震动的环境中
5、 在无明显电磁场的环境中
6、 试验机周围应留有不小于0.7m的空间,其工作环境整洁、无灰尘
7、 底座及机架水平不超过0.2/1000
工作原理
扬州华辉检测仪器有限公司的拉力试验机的系统组成与工作原理
1、 系统由主机和电脑控制系统组成
2、 工作原理
2.1机械传动原理
主机是由电机及控制器、操作盒、丝杆、导柱、移动横梁、限位装置等组成。机械传动顺序如下:
电机-----同步带轮-----丝杆-------试台
2.2测力系统:在主机移动横梁上装有拉力传感器。传感器下端与上夹持器连接,试验过程中试样受力情况通过力传感器变为电信号输入到电脑采集控制系统。
2.3伸长自动跟踪装置:此装置用于测量试样变形,是由两个阻力极小的跟踪夹夹持在试样上,随着试样受到拉力而变形,两跟踪夹之间的距离也相应增大,跟踪夹通过线绳和滑轮将直线运动变为旋转运动,并通过跟踪编码器将位移变成电信号输入进微电脑采集控