JJG 266-1996《卧式金属罐容积》检定规程规定对加 油站卧式金属罐采用几何法测量罐体计量容积,需对油罐清理 后检测人员进入罐内测量,得到的计量结果的测量不确定度为 0.4%。 随着石油销售企业对加油站油品数质量精细化管理水平 的不断提高,加油站对地埋罐容积表准确度的要求也在不断提 高,石化行业油品计量管理要求均不大于 0.3%。在原有计量检 定规程未进行修订的情况下,石化行业自行对加油站卧式罐进 行计量测试,目前试行的地埋卧式金属罐的检测方法主要由两 大类:几何法和容积比较法。