尊敬的客户:您好! 非常感谢您选购本公司的产品。 为使您更正确、有效地使用 EXL系列重量选别机。请在使用前仔细阅读本说明书。 使用条件: 工作电压:220V±15% 50HZ 使用现场:不得有大的振动源 风速不得大于 1 米/秒 温度范围:-5℃—+40℃ 相对湿度:≤85% 操作使用说明书 Ver 5.2 目 录 1 概叙 .................................................................................. 3 1.1 概述 ..............................................................................................................................................3 1.2 基本工作原理 ..............................................................................................................................3 1.3 功能与特点 ..................................................................................................................................3 1.4 基本参数与型号 ...........................................................................................................................4 2 设备安装与试运行 ...................................................................... 5 2.1 开箱检查 ......................................................................................................................................5 2.2 拆除包装取出机器 .......................................................................................................................5 2.3 安装电器箱(本产品电控箱已经按装一体,不需执行此步) ..................................................5 2.4 调整机器安装位置 .......................................................................................................................5 2.5 安装电器插头 (本设备无需安装插头) ...................................................................................6 2.6 检查光电开关 ..............................................................................................................................6 3 使用方法 .............................................................................. 7 3.1 试运转 ..........................................................................................................................................7 3.2 参数设定操作: ...........................................................................................................................7 3.2.1 更换产品代码 ........................................................................................................................... 7 3.2.2 标定 ........................................................................................................................................... 8 3.2.3 系统参数设定 .......................................................................................................................... 9 3.2.4 改变参量数值操作方法 ........................................................................................................ 10 3.3 运行参数设定操作 ..................................................................................................................... 10 3.4 检测运行 .................................................................................................................................... 11 3.4.1 手动去皮 ................................................................................................................................ 12 3.4.2 显示检测段重量 .................................................................................................................... 12 3.4.3 计数器清零 ............................................................................................................................ 13 3.4.4 待机功能使用 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 3.5 如何检测? ................................................................................................................................. 14 3.5.1 检测前的准备 ........................................................................................................................ 14 3.5.2 检测需要满足的条件 ............................................................................................................ 14 3.5.3 开始检测 ................................................................................................................................ 14 3.5.4 停机后处理 ............................................................................................................................ 14 4 设备保养 ............................................................................. 15 4.1 日常保养 .................................................................................................................................... 15 5 故障及处理方法 ....................................................................... 17 5.1 常见故障 .................................................................................................................................... 17 5.2 更换输送皮带方法 ..................................................................................................................... 18 5.3 更换动力皮带方法 ..................................................................................................................... 18 5.4 其它不可预见故障 ..................................................................................................................... 18 5.5 常用易损件的准备 ..................................................................................................................... 18 5.6 常用易损件 ................................................................................................................................ 19 6 特殊功能详细说明 ..................................................................... 20 6.1 自动/手动去皮功能设置方法 .................................................................................................... 20 6.2 分检误差设定的计算 ................................................................................................................. 20 1 操作使用说明书 Ver 5.2 6.2.1 每种测量 ................................................................................................................................ 20 6.2.2 重复测量误差 ........................................................................................................................ 20 6.2.3 不合格产品的选别 ................................................................................................................ 20 6.3 范例 ............................................................................................................................................ 20 6.3.1 以一个 40.0g 标准袋装物品为例,机器本身测量误差± 0.5g ........................................ 20 6.3.2 如有某个产品它基准重量 40g , 要求误差 ±3g , ........................................................... 21 6. 4 实际检测 误差带的定义方法 ................................................................................................... 21 6. 4.1 产品对计量要求严格。 ....................................................................................................... 22 6. 4.2 产品对计量要求不严格。 ................................................................................................... 22 6. 4.3 产品对下误差控制严格 ,对上误差要求不严格。 ............................................................... 22 6. 4.4 产品对上误差控制严格 ,对下误差要求不严格。 ............................................................... 22 7 资料附录(仅供参考,因机型变动,部分数据有所变化) ................................... 24 7.1 电器插头线号表 ......................................................................................................................... 24 7.2 电器接线图 ................................................................................................................................ 27 2 操作使用说明书 Ver 5.2 1 概叙 1.1 概述 EXL 系列重量选别机是一种在线、高速、高精度的动态称量选别设备,在生产线上对已包装好物品进行重量检测,把不符合要求的产品分检出来。分选出不合格包装物品进行自动剔除(多种剔除方式),使出厂的包装达到要求。本设备广泛适用于食品、制药、日化、轻工等行业使用。 1.2 基本工作原理 EXL 系列重量选别机采用了性能优异的高精度传感器,采用高速、高精度 A/D 转换器,再结合先进动态称重软件算法技术,使系统精度高,其质量识别精度最高能达到± 0.1g~±1.0g(分选精度视物品的重量范围及产量,而略有差别)。本着高效、合理、精巧、易维护等设计原则,机器加工精细,外型美观。 1.3 功能与特点 本设备采用了友好的人机对话式操作界面,因此体现了以人为本的设计理念,操作时更方便、更快捷。 本设备配有相关接口附件和专用软件,可与工厂管理中心(上位机、局域网)进行产品质量数据通讯,通过上位机也能查询到任何时间的检测结果,通过相关表格可以提供产品班产量﹑台时产量、精度等级等资料,并能形成多种数据统计报表,可随时直接调用、打印,对于这些数据可保存 10 年以上。 本设备可对多达 50 个品种的参数数据进行储存、调用,只要一次性分别输入多个包装品种的参数数据,当改变包装品种物时, 只要调出原存储的信息即可使用,无需每次重新输入繁锁的参数数据,极大地方便用户,节约了宝贵的时间。 本设备采用『LCD 触摸键 彩色』 显示终端。传送带整体方便的拆卸给清洁带来了更加快速方便。 3 操作使用说明书 Ver 5.2 1.4 基本参数与型号 型 号 EXL-100 EXL-200/300 EXL-400-800 检测重量范围 10-250g 50-2000g 10kg-50kg 分 辨 率* 0.1g-0.5g 0.3g-1.5g 5g-25g 最高分选速度 150 袋/分钟 150 袋/分钟 30 袋/分钟 功 率 250W 300W 1KW 电 源 AC220V 50Hz *注:分选精度随被分检物品的长度和分检速度而不同。 对您的特殊要求可与我们工程技术人员联系,我们将提供解决方案。 4 操作使用说明书 Ver 5.2 2 设备安装与试运行 2.1 开箱检查 重量选别机是包装在一个封闭的木箱中进行运输。用户收到货物后必须先看包装箱是否完好无损,如有损坏请及时与运输单位接洽并通知我公司,以便向运输部门索赔。 2.2 拆除包装取出机器 在包装无损情况下,打开包装箱清点所有部件是否完好。包装箱应有 2 个部件: ⒈ 剔除执行机架部分 (本机不包含此部件) ⒉ 选别机架部分(含电控制箱),撤除包装箱 4 边护板,从包装箱底部撤除 4 个 M16*30 运输固定螺栓,取出机器。 2.3 安装电器箱(本产品电控箱已经按装一体,不需执行此步) 取出电控箱,打开电控箱后门按照『图 2.1』将电器箱用 4 只 M6*25 螺栓固定在检测机架上。(部分产品采用整体装配方式出厂,无须此安装步骤) 背面工作面水平机箱固定螺丝调节螺母、螺杆 图 2 ﹒ 1 安 装 电 器 箱 示 意 图 2.4 调整机器安装位置 按照图 2﹒2 将机器放置到使用位置,调节机架下的活动升降螺栓。 ⒈ 通过调节升降螺栓校正水平使机器保持横向、纵向水平。把剔除执行机架﹑选别机架 2 个机架调到高低一致。 5 操作使用说明书 Ver 5.2 ⒉ 调节重量选别机与生产线﹑进料皮带高低一致。不要产生高低不平现象。达到这 2点要求机器可以认为机械安装完成。 2.5 安装电器插头 (本设备无需安装插头) 2.6 检查光电开关 完成上面各项工作后,检查光电开关是否对正光电开关对面的反射板,如没有对正调整固定螺栓,使它对正反射板。开机后光电开关的绿﹑黄色指示灯应该全亮,表示正确。见『图 2.3 电源开关位置图』 图 2.3 单绿灯亮(不正确) 绿﹑黄灯全亮(表示正常) 6 操作使用说明书 Ver 5.2 3 使用方法 OFF3.1 试运转 在完成第 2 章全部工作后,可以进行开机试 ON 运行。把随机提供的电源线接入 220V 单相电源(出口型按用户供电电压配置)。检查接线正确后即可通电试运行,(电源开关在设备的右侧面位置),出厂时手柄位置是在OFF 状态,扳动电源开关位置至 ON 位置。机器接通电源,屏幕在显示全绿﹑全红颜色后,接着出现『图 3.2 公司简介』画面,表示机器开机正常。大约1分钟后显示器显示『图 3.3 系统等待』画面机器开始对系统部件进行测试,同时对负荷传感器进行予加热。在测试过程中如发现系统内部故障,则显示:『图 3.4 系统出错』画面,机器停止一切操作等待检修。(见第 5 章节_故障及处理方法)。 0 OFF 断开 1 ON 接通 图 3.1 电源开关位置图 『图 3.2 公司简介』如机器自检正常,大约在 2 分钟后机器进入『图 3.3 系统等待』画面。2 分钟后机器自 动进入『图 3.5 系统主菜单』画面。在系统主菜单中可以进行各种有关运行参量设置﹑更换产品代码﹑标定等操作。如不改变各项设定值,也不愿等待机器加热等待过程,想尽快进入检测状态(适合在调试机器时)可以点击画面上【直接进入】键,机器直接进入运行画面。在一般正常工作情况下开机后应该保持预热 20 分钟左右,才能开始物品检测运行。 机器会自动跳到运行状态,20 分钟后点击 『图 3.12 系统运行』画面中【去皮】键, 然后开始检测产品。 图 3.6 选择产品代码 73.2 参数设定操作: 3.2.1 更换产品代码 产品代码的设置目的是解决不同的产 操作使用说明书 Ver 5.2 品在检测中使用的检测参数不同,避免每次分选产品前都要预先设置运行参数带来的烦琐,所以“设置产品代码”功能,解决了不同被检测产品的检测参数预存储问题。 操作方法:在『图 3.5 系统主菜单』画面上点击【更换产品代码】键,进入选择产品代码设定页面『图 3.6 选择产品代码』。每按动【调整▲】键/【调整▼】一次,代码值从 0..1..2…40 之间循环变化,也可以使用产品编号来填写(最多字符为 8 个字符),当到达需要的代码后,点击画面上【确认】键完成设定。返回到『图 3.5 系统主菜单』画面。 在产品代码设定后,所有在此代码下设定的检测参数设定值都存储在这个产品代码下。当更换不同的检测产品时只要更换产品代码即可,无需再重复设置检测参数,从而可以直接投入检测选别运行。本机基本型提供存储 20个不同产品参数的设定值。(也可根据用户需求扩展到 100 个不同产品数据存储)。 3.2.2 标定 标定功能是让机器对“标准重量”的识别记忆,是进行重量检测的基础,它很重要。每次新的不同重量的产品更换时都要进行标定操作。一旦完成标定后,机器会记忆标准重量,无需每次开机进行标定操作。 操作方法:在『图 3.5 系统主菜单』上点击【标定】键,出现『图 3.7 标定』在这个时候称重带上不要放置任何物品,点击【继续】键出现『图 3.8 放置砝码』根据机器提示砝码重量,在检测带上放置示相同重量的标准砝码。放置好砝码,点面上【完成】键,机器自动返回到『图 3.5 系统主菜单』画面,标定功能全部完成。 其数据也存储到设定的产品代码数据区。此操作只要产品规格不更换,无需每次开机进行此项操作。 如在标定过程中如出现『图 3.9 标定出错』画面后又返回到『图 3.8 放置砝码』画面,表示在标定过程中有错误,机器无法正常进行标定工作。