1技术参数
参数
缩写
检测原理
最高范围
20000rpm
定时范围
0-60min
最大相对离心力
25480g
最大容量
300ml
输入功率
810VA
噪音
电源
220V50HZ
外型长尺寸
450x540x 655mm
熔断器规格
T250V 6A
2适用范围
适用于中小实验室作血浆、血清、沉淀物.痰液等分离工作。
3操作步骤
(1)打开盖板,小心将待离心试管放入护管内,注意对称两边护管内的重量应小于1克;
(2)盖上盖板,接通电源,调节到所需的速度和时间,开启电源开关;
(3)时间旋钮回至“0”处时,离心机自动停止工作,完成离心目的;
(4)等旋转停止后,打开盖板取出离心管;
(5)工作日结束时,应拔出电源插头,确保安全。
4样品要求:无特殊要求
5注意事项
(1)为了延长使用寿命,减少故障发生,必须注意对称两边离心管护管内的等重要求;
(2)为确保离心机内气溶胶不造成实验室污染,应在停止旋转后方可打开盖板。
(3)仪器不使用时请罩防尘罩。
(4)注意检查仪器的运行情况,并填写《仪器使用登记表》。
5仪器维护
(1)日常维护——保持机外清洁,注意对称平衡,观察噪音异常;
(2)季维护——每季度用消毒液清洗护管套及机内;
(3)按需维护——根据使用频率及时更换碳刷,勿使碳刷后金属丝磨擦整流子轴柱,造成硬性损坏;
(4)严格按照仪器的关机程序关机。
6期间核查
飞鸽离心机的定标不需要特别的周期间隔,本实验室飞鸽牌离心机由XX市计量质量检测研究所校准。
7相关记录
仪器使用登记表
","force_purephv":"0","gnid":"9da1acfde7478be66","img_data":[{"flag":2,"img":[]}],"novel_author":"","novel_name":"","original":0,"pat":"art_src_6,fts0,sts0","powerby":"pika","pub_time":1622702608003,"pure":"","ra