为示波管水平偏转板的灵敏度。

电子射线通过垂直和水平偏转板后,按照这两对偏转板上所加电压规律上下左右偏移,最后打在荧光屏上,使荧光屏发出光迹。荧光屏是在示波管玻璃底壁涂荧光剂而成,电子射线轰击荧光剂涂层使它发光,就显示出被测信号波形。可以更通俗地解释为:电子枪的作用如同笔,偏转板的作用如同手,荧光屏的作用如同纸,三者配合起来才能绘出图形。

示波管显示电信号波形的原理

图43-4表示示波管两对偏转板加上不同电压时,荧光屏上光点变化的情况。当两对偏转板均无外加电压时,电子射线不受偏转板的影响,直线运动打到荧光屏的中间,光点出现在荧光屏中央,如(a)图所示。当垂直偏转板加以上正下负的电压时,电子射线因受正电位电场吸引向上移动,光点出现在荧光屏上方,如(b)图所示。当水平偏转板加以右正左负的电压时,光点出现在荧光屏右方,如(C)图所示。当两组偏转板都加上上述直流电压时,则光点出现在荧光屏右上方,如(d)图所示。当垂直偏转板加正弦电压,其频率低于10赫时,可以看到光点按正弦规律上下移动;频率高于104k时,由于荧光物质的残光特性及人眼的视觉暂留,光点的移动形成一条垂直线,如(e)图所示。当水平偏转板加上与时间成正比上升的锯齿波电压时,光点沿水平方向来回移动,形成了一条与时间成正比的水平扫描线,如(f)图所示。如同时在垂直偏转板加正弦电压,水平偏转板加锯齿波电压,两电压变化周期相同或成倍数关系,起始时间又相同,示波管荧光屏上就会显示出正弦波形,如(g)图所示。为了更清楚地说明问题,将加在示波管两对偏转板的周期变化的信号电压划分为20个时间小段,见图43-5。在1-19这段时间内,水平偏转板上锯齿波电压直线上升,光点等速的从左移到右,同时又受到垂直偏转板上所加正弦信号电压的作用,示波管就显示出1-19这段时间的正弦波形;在19到20这段时间,锯齿波电压回到起始电平,示波管上显示的正弦波形也由19回扫到正弦波起始点,接着再开始下一周期显示。如果正弦波信号周期是锯齿波周期的1/2,则示波管上可显示二个周期的正弦波。

简单使用方法:通过使用单一方向、XY合成方向、接地检测法等等可以测量电压电流、频率、相位差(李萨茹图形)等等,但在使用中均需要注意操作规范,避免使用出错。

QQ:849123250,答案不尽完善,请谅解!