液压电器控制系统 (详见液压和电器原理图)安装在底层固定架内,是测试台的控制部分,在与电器联合控制下使各机构能协调动作,满足测试程序要求。 阀门测试台-三、使用注意事项和要求　一、设备安装:校好设备安置水平或用混凝土固定底脚螺栓。 二、选用N32—46#普通液压油,N32—46#抗磨液压油或20—30#机械油,注入油箱,油量不能低于油位计下限。 三、接通电源,按油泵启动按钮,检查电机转动方向,是否正确(顺时针方向)进行5—1 O分钟空载运转后,调节油泵压力在5 0MPa进行试机,各种动作,检查各管路有无泄漏,发现不良现象,应立即停机排除。 四、试验的介质:水具有方便,不污染环境等优点,因而应用 广泛,要确保对被试阀门不会腐蚀及在测试机介质要求所需要。在水箱中,添加防锈剂或者常用油作试验介质。 五、测试阀门时,首先根据被试阀门试验压力,要求参照《压紧油缸所需压力对照表》中液压压紧系统压力值,进行增压压力调节,严禁增压压力值超高、防止被试阀门变形损坏。 六、液压供压水泵开始工作前,先调节好电接点压力表与被试验阀门压力相同,然后进行工作。 铸铁阀门不得用锤击,阀门在试验中,操作人员应注意安全,正确使用,特别注意测试铸铁阀门时介质压力过高破损,阀门试验完毕,应将阀门内压力排尽后才可放松轴向压机。 七、压力试验装置的压力表必须经当地计量部门鉴定合格其合格证应在有效期内,压力表的量程不能低于测试压力15倍,精度不低于 1.5级。