485远传电表工作原理
工作原理电能表主要由两个功能系统组成,即电能测量系统和数据处理系统。
电能测量系统由进口单相计量芯片和外围元件组成,完成电能量到计数脉冲的转换。
工作原理为:由分压器完成电压信号取样,由取样电阻(或电流互感器)完成电流信号取样,取样后的电压电流信号经数字转换器转换为数字信号,由数字乘法器转换为功率计数脉冲信号,经过光电耦合器将脉冲信号送往单片机系统进行处理。
数据处理系统主要由CPU和RS485接口电路组成,CPU采用大规模集成电路设计技术,将振荡、脉冲分频电路、电压检测电路、液晶驱动电路和RS485通讯协议集成在电路上,把从电能测量系统输入的电能脉冲进行处理、计数分频,并输出测试脉冲和液晶驱动信号。RS485接口电路完成数据信号的电平转换和RS485信号的接收处理和发送处理工作,该电路采取防静电和抗干扰设计原则,并采用信号隔离技术,端口与市电电网完全隔离,最大限度保证了端口的可靠性和安全性。