价格面议
起批量≥1 台
最小起订电询
供货总量电询
发货地址湖北省武汉
建议售价￥面议

武汉*************公司
企业认证:备
注册资本:500元(人民币)
企业性质:其他有限责任公司
主营产品:公司主营产品:CT、彩超、宫腹腔镜、妇科设备、产科设备、男科设..
公司地址:洪山区保利心语三期创意天地工坊10栋301室
委托采购
手机查看
一键电话致商家
分辨率: 见产品彩页
型号: BS-620
品牌: 迈瑞
加工定制: 否
重量: 见产品彩页
测量范围: 见产品彩页
外形尺寸: 1190mm×1155mm×720mm
迈瑞BS-620全自动生化分析仪报价?
一、仪器概述
迈瑞BS-620全自动生化分析仪、型号:BS-620、类型:全自动生化分析仪
分析速度:恒速600T/H(选配ISE)、续写经典*创新.融合专业设计,日常工作更顺畅、突破多种*技术,检测流程更科学、独特的功能设计,工作更高效、新型国际先进光学,检测结果更可靠。
二、生化检测意义
生化分析仪(HF)用于检测、分析生命化学物质的仪器,给临床上对疾病的诊断、治疗和预后及健康状态提供信息依据。
测项目
肝功:谷丙转氨酶(ALT/GPT)、谷草转氨酶(AST/GOT)碱性磷酸酶(ALP)总胆红素(T.BIL)直接胆红素(D.BIL)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)
肾功:尿素氮(BUN)、肌酐(Cre)、二氧化碳结合力(CO2)、尿酸(UA)
血脂:总胆固醇(CHO)、甘油三脂(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)
血糖:葡萄糖(GLU
三、性能参数
分析速度:恒速600T/H(选配ISE)
样本位:90个样本位,可拓展
试剂位:80个试剂位,内外圈均可发放置R1或R2,可扩展试剂盘具
24小时不间断制冷功能
尺寸:1190mm×1155mm×720mm(长×宽×高)
四、产品结构及组成
由分析部分(主机)、操作部分(计算机系统)、结果输出部分(打印机)、附件及耗材组成。
五、标准技术规格表
整机性能
仪器类型:全自动随机任选分立式,急诊优先检测
分析速度:生化:恒速600测试/小时;
可选配ISE模块
测试原理:比色法,比浊法(均相免疫法),离子选择电极法(ISE)
分析方法:终点法、固定时间法(两点法)、动力学法(速率法),
支持单/双波长和1-4种试剂项目,线性和非线性校准,
支持项目间演算
同时分析项目:生化78个,ISE3个(选配),血清指数3个
样本单元
样本位:90个,可拓展
样本管规格微量杯:Φ14×25mm,0.5ml;Φ14×25mm,2ml;
Φ12×37mm,2ml
试管:Φ12×68.5mm;Φ12×99mm;
Φ12.7×75mm;Φ12.7×100mm;
Φ13×75mm;Φ13×95mm;Φ13×100mm
样本条码选配
加样技术:液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测,
支持样本稀释测试,可设置稀释倍数
试剂单元
试剂位:80个,可拓展,支持装载特种稀释液,24小时不间断制冷
试剂条码:选配
试剂针:液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测
反应单元
反应杯:*性石英比色杯及非晶型UV杯任选
反应盘恒温:固体直热,37±0.1℃,日常免保养
反应杯清洗:自动8阶清洗,清洗水预加温,支持测试前强化清洗,
支持自动清洗管路和自动维护功能
废液处理:高低浓度废液两级分流,具有废液容量报警功能
光学系统
单色器:光栅后分光
波长:340-800nm,共12个波长
校准与质控
校准方式:单点线性、两点线性、多点线性、Logit-Log4P、
Logit-Log5P、Exponential5P、Polynomial5P、
Parabola、Spline
校准追踪:自动描绘校准K值趋势图
质控规则:Westgard多规则质控、Twinplot等
失控处理:记录原始数据及失控原因、质控失控样本测试结果报警
功能
溯源性:符合国际量值溯源体系要求
操作系统
操作软件:全中文多媒体操作系统
数据处理功能:自动校准、自动质控、自动重测、测试组合、试剂
效期管理、血清指数、反应全过程监测、酶线性拓
展、空白扣除、脏杯记忆回避、防交叉污染程序、
病人信息记忆与联想输入、自动报告审核、数据模
糊查询、报表统计与打印、参考范围分级、报警信
息分级、用户操作权限分级管理、自动休眠与唤醒、
自动定时开/关机
报告打印:中文报告,8种格式可选,支持用户自定义模式
系统接口:TCP/IP网络接口、标准RS-232C
其他:
主机体积≤1190mm(W)x1155mm(H)x720mm(D)
重量≤300kg
电源及功率220V,50/60Hz;≤1700VA
耗水量≤28L/h
支持海拔-400m-4000m
六、产品特点
融合专业设计,日常工作更顺畅
高效率
?生化恒速:600T/H,可选配ISE模块
智能样本/试剂管理系统
?90个样本位,内圈设质控、定标、清洗液位,可扩展
样本盘旋转状态指示
?80个试剂位置,内外圈均可放置R1或R2,可扩展
?试剂盘具有24小时不间断制冷功能
反应杯免维护
?反应杯采用“固体直热”温控技术,升温快,免维护
七、产品优势
突破多种*技术,检测流程更科学
智能液面变频加样技术
变频精控超微量样本分注,针与液面最小接触,携带污染小,杜绝空吸发生
最小加样量低至1.5μl
先进的气泡/堵针检测技术
利用电频传感、压力阈值准确诊断气泡和堵针发生率,使加样、加试剂引发的错误率降至*
智能平面浆式搅拌设计
步进电机搅拌,保证转速准确性和平稳性;
搅拌电机转速检测,实时监控搅拌速度,保证搅拌效果
先进的脱气高压温水清洗技术
真空脱气,高压温水清洗,防止气泡干扰测试结果,有效降低携带污染
清洗剂和清洗水预加热,温度精确控制,减小对反应盘的温度冲击
反应盘八阶温水清洗,保证低残留、低交叉污染、稳定水空白和高可靠性
独特的功能设计,工作更高效
酶线性拓展功能,对超线性范围的异常高值样本在不重复稀释情况下获取可靠结果
具有定标追踪监控,反应过程曲线监测功能
具有测试结果追溯功能
支持样本预稀释及自动稀释功能
新型国际先进光学,检测结果更可靠
全息凹面光栅后分光,有效避免了外在杂散光的干扰,减少高值样本的干扰
*的光斑控制技术,总反应体积低至100μl,试剂用量更为节省
光源灯加压曲线平滑设计,光源灯的孵育时间仅需5分钟,空闲时自动休眠,
延长光源灯寿命
八、企业介绍
武汉盛世达医疗设备有限公司全国民营医疗提供整体采购解决方案,坚持“为顾客提供优质的产品,快捷的售后服务”彻底解除您的后顾之忧。产品销售以胃肠肛肠科、超声影像科、放射科、检验科、手术室、理疗康复科、骨科、耳鼻喉科、皮肤美容科、妇科、男科等专科设备为主导、试剂配件耗材为辅。
此外,公司还与国内外众多知名医疗设备制造商建立了紧密的合作关系,并取得国内外多家厂商全国民营医院*代理如:奥林巴斯胃肠镜和腔镜系统、深圳迈瑞全线产品、山东玉华氩气高频电刀、北京万东、德国德尔格麻醉呼吸机、桂林优利特全线产品等。