项目技术指标及参数备注测量范围1μΩ~20KΩ测试电流0.02Ω0.2Ω2Ω20Ω200Ω2K20KΩ10A10A1A100mA10mA1mA0.1mA测量准确度±0.2%(满量程)显示方式128×64点阵显示电阻显示为4 1/2位操作方式手动及自动切换量程最大分辨率1μΩ0.02Ω档校准方式自动校准电源AC 220V±22V,50Hz±2 Hz保险管5A最大功耗200W测试电流为10A时工作环境环境温度:0°~40°相对湿度:≤80%项目参数备注体积350╳310╳230 (mm)重量7kg带配件