1.调整(1) 在接通电源前,应对仪器的安全性进行检查,电源线接线应牢固,接地线通地要良好,各个调节旋钮的起始位置应该正确,然后再接通电源.
(2) 将灵敏度旋钮调至“1”档(放大倍率最小).调波长调节器至所需波长.
(3) 开启电源开关,指示灯亮,选择开关置于“T”,调节透光率[100%T]旋钮使数字显示[100.0]左右,预热20min .
根据溶液浓度大小,选择液层厚度合适的吸收池.
2.校正(!)打开吸收池暗室盖(光门自动关闭),调节[0% T]旋钮,使数字显示为“00.0”,盖上吸收池盖,将参比溶液置于光路,使光电管受光,调节透光率[100% T] 旋钮,使数学显示为“100.0”.
(2)如果显示不到“100”,则可适当增加电流放大器灵敏度档数,但应尽可能使用低档数,这样仪器将有更高的稳定性.当改变灵敏度 后必须重新校正“0”和“100”.
(3)按(1)连续几次调整“00.0”和“100.0”后,如将选择开关置于“A”,调节吸光度调零旋钮,使数字显示为“.000”,即可进行下面吸光度A的测量;如将选择开关置于“C”,将标准溶液推入光路,调节浓度旋钮,使得数字显示值为已知标准溶液浓度数值,即可进行下面浓度c的测量.
3.测定(1) 吸光度A的测量.将要测A的试样溶液推入光路,显示值即为待测样品的吸光度值A.
(2) 浓度c的测量.将要测c试样溶液推入光路,即可读出待测样品的浓度值c.
4.结束测量完毕,关闭电源,将各调节旋钮恢复至初始位置.取出吸收池洗净,晾干,存于专用盒内.
注意事项:(1) 使用前,使用者应该首先了解本仪器的结构和原理,以及各个旋钮之功能.
(2) 仪器接地要良好,否则显示数字不稳定.
(3) 如果大幅度改变测试波长时,在调整“00.0”和“100”后稍等片刻(因光能量变化急剧,光电管受光后响应缓慢,需一段光响应平衡时间),当稳定后,重新调整“00.0”和“100”即可工作.
(4) 仪器左侧下角有一只干燥剂筒,应保持其干燥,发现干燥剂变色应立即更新或烘干后再用.
(5) 当仪器停止工作时,关掉电源,电源开关需同时切断,并罩好仪器
希望以上对你有所帮助.