电子称只有kg(公斤)和lb(磅)两种称量单位,没有“斤”这个单位,如果重10几斤就是把开关错拨到LB(英磅)那边了。要打开后盖放电池的地方,将秤底开关拨动到kg(公斤)位置,这样才显示正确。
输入特定的按键组合,可以进入参数设置界面,在里面可以调零位偏移量和放大系数。但还要有标准砝码,且校验方法也要正确。不同品牌的电子秤进入参数设置的方式会有所不同,要有生产厂的内部校验手册。
一般情况下,电子秤长时间不用的话,第一次称重会出现误差,第二次和第三次一样或者微差,你的连续3次都不一样只有2种可能,一是称坏了;二是站在上面乱晃,第一次靠前,第二次靠后,第三次靠左,重心不稳造成的微差。
电子秤应该水平放置在地板,可如果电子秤一边高一边低,或与水平面存在仰角,也会导致秤重不准。电子秤出厂前是在水平台面上通过校机的,而客户在不平整或不水平的台面上使用时,就会出现秤重不准。最好是在相对平整或水平的台面上使用,并在此位置上重新校机,这样就可以避免因台面不平整而导致称重不准问题。另外,使用时应将秤置于平整坚硬的地面上,且秤下面无杂物。