L-733几何校准系统
我们设计了L-733精密三扫描激光器,将我们的机床几何激光器的创新力量引入到诸如水射流和激光切割机等精度较低的应用中,钢铁厂和纺织厂轧辊校准和大型加工构件校准。它具有L-743的所有省时和有用的特性,但有几个小的例外:精度低,价格低和一个中等的调整底座。
通常只需要一次安装
像L-743一样,L-733提供了3个自动旋转的激光平面,不仅可以测量,而且还可以在常规方法所需时间的一小部分内修正对准误差。在大多数情况下,它只需要一次安装来校准加工中心。
高精度,低30%的价格
由于价格低了30%,L-733是我们高精度机床校准激光器的一个负担得起的替代方案。它的特点是两个垂直和一个水平连续旋转的激光平面,俯仰,滚动和偏航(中级)调整基座,用于设置平行于基准点的激光平面,2角秒级的水平仪和强磁底座。
任何激光系统的关键部件之一是激光束或平面的直线度或平面度,因为这是测量的基准。L-733激光激光平面(360°扫描)和垂直度是2叫秒(0.00012“/英尺或0.01mm/M),在90°扫描时,激光平面平面度至1角秒。
用新的无线测量靶测量尺寸
激光准直系统的另一个关键部分是测量靶的分辨率。这决定了测量的距离。
对于更高精度的应用,我们的无线测量靶(A-1519-2.4ZB和A-1520-2.4ZB)是理想的选择。测量靶的测量范围可达1“(25毫米),分辨率低至0.00002”(0.0005毫米),可使用100英尺(30.5米)的读数(R-1355-2.4ZB),它使用一个加固的Nomad PDA和彩色软件同时显示多达5个测量靶。
准直应用
对于公差为0.00015“/英尺或(0.01mm/M)或更高的准直,L-733几何校准系统可快速测量和纠正机器几何参数,只需为下列应用小的安装:
机床加工中心(HBM, VBM, VTL, VMC, HMC, 龙门, 平面磨床)
水射流和激光切割机
立式和卧式压力机
辊筒校准(橡胶,钢铁,纺织和低精度胶带生产线)
航空器组装(座椅导轨,水位线,机身纵位和站位平面,机翼到机身,机身到机身对接准直,等等。)
锯木厂
机床床身和导轨调平
检查大型轴承表面的校准和加工
测量和校准:
几乎任何水平或垂直表面(垂直、框架、导轨、法兰、圆圈等)的平面度或者轴线。
垂直轴和水平轴的直线度
任何垂直机械轴或表面到水平轴或表面的垂直度
任意两个垂直表面或轴的垂直度
垂直或水平面的平行度,即使这些表面是100英尺(相距30.5米)
垂直面间的导轨扭曲和平行度
水平表面之间的的导轨扭曲和平行度
检查垂直表面的铅锤达30.5米
用一步安装测量表面高达200英尺(61米)长
彩色校准软件
对于无线记录和分析校准数据,我们彩色的三维平面度和直线度分析软件Plane5或机床几何,简化和简化了数据分析过程。Plane 5可以在一个项目设置文件中测量多达7个不同的表面,并用彩色的三维图形给出每个表面的平面度和垂直度分析。机床几何软件可以测量对四种不同的加工中心式机床进行了分析.您也可以添加您自己的机器配置!