在M系列　CCT　设备的　成人或者儿童模式下,袖带充气压力不能超过　300mmHg(40.0kPa)　,而新生儿模式下,袖　带充气压力不能超过　150mmHg(20.0kPa)　。当除颤器开始充电时,血压测量终止,并且袖　带放气。　12　ZOLL　M　系列操作手册　–　选项插页　进行测量　警告　在M系列　CCT　设备中,在确认患者模式设置适合本患者后,才能开始　NIBP　测量。在成　人患者模式下对儿童或者新生儿患者进行　NIBP　测量,会造成测量结果的不准确,以及对　患者的损伤。使用儿童或者新生儿模式进行成人　NIBP　测量,会造成测量结果的不准确。　当读取显示屏上的血压数值时,应始终记住以下条件可能会影响　NIBP　的测量:　•　患者的位置。　•　袖带相对于患者心脏的位置。　•　患者的生理状态。　•　患者肢体的移动。　•　患者的抽搐或者颤动。　•　脉搏较弱。　•　心室早搏。　•　由于运送车辆而造成的袖带振动。　•　袖带尺寸或放置不正确。　进行单独测量　用户可以按下　NIBP　按钮,随时进行单独测量,但是　M　系列设备已经充电或者正在充电情　况下除外。　当心　在开始新测量时,确认设备没有正在进行测量过程。如果在　M　系列设备进行测量过程中　按下　NIBP　按钮,将会造成测量终止以及袖带排气。　如果需要进行单独测量:　•　按下　NIBP　按钮。　M　系列设备进行血压测量。　ZOLL　M　系列操作手册　–　选项插页　13　无创血压测量(NIBP)　进行　STAT　测量　用户可以设置　M　系列设备,进行　STAT　测量,该方式可以使设备在五分钟内多次进行血压　测量(最多　10　次)　。当M系列设备结束测量过程并且袖带排气后,将会立即开始其他测量　过程。在临床使用中,应该在　STAT　测量序列之间留有几分钟的间隔,以便使接受监护的　肢体完全恢复血液循环。　警告　在短时间内,对同一患者进行多次　STAT　测量,会影响血压的测量读数,限制肢体的血液　循环,并且对患者造成损伤。　当除颤器已经充电或者正在充电过程中,用户不能使用　M　系列设备进行　STAT　测量。对除　颤器进行充电,会终止所有的　STAT　测量,并使袖带排气。　开始　STAT　测量如果需要开始　STAT　测量,可以进行:　•　按下　NIBP　按钮,并保持　2　秒钟,或者　•　按下　NIBP　STAT　功能键。　如果