NTS—312 B/312R/312R+/332R/332R+ 简易使用手册 第一部份:仪器操作及注意事项 第二部份:放样测量 第三部份,坐标测量 广州南方测绘仪器有限公司 2010 年 12 月 1 一、仪器操作部份 1,测量前首先要进行仪器精确对中及整平, 2,进行温度气压设定 A,按数字面板上的星号键 B,按功能面板上的 F3(对应的是 S/A) C,按 F3 进行温度设定,以当天的温度为准。 D,按 F4 进行气压设定,以当地气压为准 (天津地区通常设为 1013Pa)【一般不用设置】 3,棱镜常数设定 A,按数字面板上的星号键 B,按功能面板上的 F3(对应的是 S/A) C,按 F1 进行棱镜常数设定(常为-30 或者 0) 4,有棱镜测量和无棱镜测量设定(NTS-312B 无此功能) A,按数字面板上的星号键 B,按功能面板上的 F1(对应的是模式) C,按 F1 设为有棱镜测量 D,按 F3 设为无棱镜测量 进行完上述设定后,你可以进行放样测量了, 2 二,放样测量 1,按数字面板上的 S.O 键 2,输入一个文件名,然后按 ENT 键确定,按 F3 进行字母/数字 切换。例如:FN:JIANWEI 3,按 F1 输入测站点坐标, 然后输入测站点名,例如:点名:1 4,按 F4 输入测站点坐标数字, (对应:坐标) 5,按 ENT 键确定, (N,E,Z,各确定一次) 6, 输入仪器高,以实际仪器高为准,例如:仪高:1.5m (通常不设,直接按 ENT 键确定) 7,按 ENT 键确定, 8,按 F2 输入后视点坐标, 然后输入后视点名,例如:点名:2 9,按 F4 输入后视点坐标数字, (对应:坐标) 10,按 ENT 键确定, (N,E,各确定一次) 11, 照准后视点,然后按 F4 键, (例如:照准?是,对应 F4 键) 该步一定要注意,一定要照准后视点才能点 F4 12,按 F3 输入放样点坐标, 然后输入放样点名,例如:点名:3 13,按 F4 输入放样点坐标数字, (对应:坐标) 14,按 ENT 键确定, (N,E,Z,各确定一次) 15, 输入棱镜高,以实际棱镜高为准,例如:镜高:2.15m (通常不设,直接按 ENT 键确定位) 16,按 ENT 键确定, 17, 按 F4 继续(对应:继续) 3 18,转动仪器,将角度差调为零,然后锁定水平手轮, ※即:dHR=000000 19, 按 F2, (对应:距离) 20, 按 F1, (对应:测量) 21,前后移动棱镜杆, ※使:dH=0 m 22,按 F3(对应:坐标) 注意:将此时测出的坐标 NEZ,对比输入的放样坐标 NEZ, N,E 尾数误差为±5mm 以内 23,一个点放样完成,接着放下一个点。 24,按 F4 (对应:换点) 25,重复第 12 步,以此类推。 4 三,坐标测量 1,按数字面板上的 2,按 F1 M 键 (对应:数据采集) 3,输入一个文件名,然后按 ENT 键确定,按 F3 进行字母/数字 切换。例如:FN:NANFAN 4,按 F1,(对应:输入测站点) 然后按 F1 输入测站点名, 例如:点名:1 ,按 ENT 键确定,注:点名,编码,仪高, 各确定一次,通常编码仪高不用输任何数字。 5,按 F3 (对应:测站) 6,按 F4 输入测站点坐标数字, (对应:坐标) 7,按 ENT 键确定, (N,E,Z,各确定一次) 8, 按 F4 , (对应:记录) 9,按 F4 键确定是, (对应:是) 10,按 F2,(对应:输入后视点) 然后按 F1 输入后视点名, 例如:点名:2 ,按 ENT 键确定,注:点名,编码,镜高, 各确定一次,通常编码镜高不用输任何数字。 11,按 F3, (对应:后视) 12,按 F4 输入后视点坐标数字, (对应:坐标) 13,按 ENT 键确定, (N,E,各确定一次) 14, 照准后视点,然后按 F4 键, ※例如:照准?是,对应 F4 键,该步一定要注意, 一定要照准后视点才能点 F4 5 15,按 F4, (对应:测量) 16,按 F1, (对应:角度) 17,按 F3, (对应:测量) 18,按 F1,输入点名 例如:点名:3 ,按 ENT 键确定, 注意:点名,编码,镜高,各确定一次,通常编码仪高不用 输任何数字。 19,按 F3, (对应:测量) 20,按 F3, (对应:坐标) 21,此时测出来的坐标 NEZ 就是我们需要的坐标。 22,按 F4, (对应:记录) 23,继续测量下一个坐标点,按 F4 以此类推进行坐标测量。 (对应:同前),记录, 6