第三、UHZ-517磁翻板液位计技术参数:
1、 测量范围:300~15000mm
2、准确度: ±10mm,±16mm
3、 翻柱直径:10mm,16mm
4、 工作压力:≤2.5Mpa(2.5MPa以上可另行设汁) 防腐型≤0.6Mpa
5、介质密度(g/cm3):0.5~2
6、 介质温度:-20℃ +250℃(特殊要求可达450℃)
7、介质粘度:≤0.4Pa•S,对于粘度大的介质或温度低时易结品的介质,可根据用用 户要求选 用加热型夹套式液位汁。
8、 环境振动:频率≤25Hz,振幅≤0.5mm
9、 跟随速度:≤0.08m/s
10、安装方式:侧装式、顶装式、底装式
11、防护等级:IP65
12、防爆等级:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型)
13、传输方式:4~20mA 或 开关量
14 、连按法兰: HG20592~20635-97