三鼎 STS-752 系列全站仪快速操作指南 * 按键介绍 USER——“用户自定义”键FNC ——“常用功能”键MENU——“菜单”键PAGE——“翻页 ”键ESC——“退出”键ENT ——“确定” 键MEAS——“快捷测距”键*“快捷测距”键的设置:(测量放样时非常有用!!) 按菜单键 (MENU) ,进入“系统设置” (按F2) ,进入“系统设置 1/4 ”,用下方向键将光标移至 “触发键”, 用左右方向键选择“ 测距” ,点“设定” (按F4),即可。 * 测坐标(数据采集)操作步骤: ( 1)点击“菜单”键 (按MENU),进入“应用程序” (按F1) 。 (2 )选择“测量” (按F1) (3 )“ F1 设置作业”,不用设置,仪器将默认把数据保存在“ DEFAULT”的文件夹内,直接进行 下一步操作即可。 (4 )“设置测站” (按F2) 点击“坐标” (按F3) ,输入测站点坐标: X 、Y、Z,注意:必须输入点名(例如: 01 ),输 入数据后,点“保存” (按F4) ,输入仪器高,点“确认” (按F4)。 (5 )“定向”(也就是确定方位角) (按F3),选择“坐标定向” (按F2),点击“坐标” (按F2),输入后视点坐标: X、Y、Z ,点“保存” (按F4),屏幕显示“坐标定向 1/2 ”,对准后视棱 镜,点“记录” (按F3) , 屏幕提示“确认要进行多余观测吗?”, 切记:点“取消”!!! (按F1),出现“定向结果”,点“确认” (按F4) 。 (6 )“开始” (按F4),屏幕顶部出现“测量 1/3 ”,此时输入“点名”(例如: 03),输入“棱 镜高”,照准棱镜后,点“测存” (按F1),等距离测出之后,再按 (PAGE)键两次 ,屏幕顶部出 现“测量 3/3 ”,此时屏幕显示即为当前点的坐标值。 注意: 仪器会将点名顺序递增,测下一点时无需再输点名,只需根据需要改变“棱镜高”。(坐标数 据不保存时,点“快捷测距”键( MEAS)即可。 * 放坐标(放样)操作步骤: ( 1)点击“菜单”键 (按MENU),进入“应用程序” (按F1) 。 (2 )选择“放样” (按F2) (3 )至( 5 )步与测坐标过程相同。 (6 ) “开始” (按F4),屏幕顶部出现“放样 1/3 ”,再按 “F4”两次 ,将会看到屏幕最底部一 行显示“极坐标 - 放点 - 列表 -P3 ”,点“放点” (按F2),此时输入放样点的三维坐标 X 、Y、Z,再点“确认” (按F4),屏幕显示“ Hz”即为放样方位角度差,转动仪器使之为零,再移动棱镜至 仪器能看到的位置,瞄准后,点“快捷测距”键 (按MEAS),使距离差“ ”值调为零,即为放 样点位置。 放下一点重复此步骤。 * 752R 设置免棱镜: 开机后—“↓” (按F4)—“ EDM” (按F3)-- 光标移至 “反射体”—选择 “无 棱镜” —设定 (按F3) 。