应变片的温度效应补偿 普通应变片使用时,用胶粘贴在弹性元件上,利用电桥测出阻值以获得应变或压力。电 阻应变片会受到环境和温度的影响,其原因,一是应变片电阻本身具有电阻温度系数;二是 弹性元件与应变片两者的线膨胀系数不同,即使无外力作用,即无应变现象,由于环境温度 的变化也会引起应变片电阻值的改变,从而产生测量误差。所以必须采取适当的温度补偿措 施。 通常应变片的测量电路采用应变电桥,应变片作为电桥的部分或全部桥臂电阻。能把应 变片电阻值的微小变化转化成输出电压的变化。