热电偶的热端置于装置内的热源中,冷端置于装置的外面,那么回路内就会产生热电动势,即热电势。因为此热电势是微弱的毫伏直流电压信号,所以有正负极性之分。热电偶的热电极识别
看。未有万用表的情况下,若铠装热电偶未接补偿导线,看热电偶传感器接线盒内有两个接线端子,在两个端子附近分别会标记+字样和 -字样,也可看接线端子的引出线颜色,一般红色引出线为正极,黄色或其它色的引出线为负极。若热电偶已接补偿导线,直接看补偿导线颜色。补偿导线红色线为正极,由于热电偶型号不同,负极补偿导线的颜色也有所不同,有绿蓝黑棕紫白等颜色。
测。有万用表的情况下,无论接不接补偿导线,直接用万用表的毫伏档位测量其毫伏电压,正负极性会显得很明了。
假如上述情况都不具备的条件下,根据热电极的物理特性来判断。
K型热电偶(镍铬-镍硅)和N型热电偶(镍铬硅-镍硅),正极材料不亲磁,负极材料稍亲磁。E型热电偶(镍铬-康铜),正极材料颜色暗绿,负极材料颜色亮黄。S型热电偶(铂铑10-铂),正极材料亮白较硬,负极材料亮白柔软。R型热电偶(铂铑13-铂),正极材料较硬,负极材料柔软。T型热电偶(铜-康铜),正极材料红色,负极材料银白色。