上海申安高压蒸汽灭菌锅的使用方法

[导读]1)首先检查锅内蒸馏水量是否充足。仪表盘上高水位指示灯是否亮起,否则.及时加水。在外层锅内加适量的水,使水面与三角搁架相平为宜。2)检查个个阀门及开关是否工作正常。(3)将待灭菌的物品用一层牛皮纸或两层报纸或锡纸包好,- -定要包完整。
(1)首先检查锅内蒸馏水量是否充足。仪表盘上高水位指示灯是否亮起,否则.及时加水。在外层锅内加适量的水,使水面与三角搁架相平为宜。2)检查个个阀门及开关是否工作正常。(3)将待灭菌的物品用一层牛皮纸或两层报纸或锡纸包好,- -定要包完整。500m1溶液瓶和装EP管的器皿要轻微开口。放入锅内,物与物之间一定要有空隙。(4)盖好锅盖,螺母对称拧紧,打开放气阀,关闭安全阀。在是表盘上设定温度121C,时间25^ 30min, 开始加热。(5)待温度上升到90C时,及时关闭放气阀。(6)灭菌结束后,让其自然冷后(50C以下)再慢慢打开排气阀以排除余气, .然后才能开盖取物。(7)物品取出后,关闭电源。