1.1 通用计算公式: 其中Q----体积流量,Nm3/h; K----系数; d----工况下节流件开孔直径,mm; P----实际差压,Pa;ρ----介质工况密度,kg/m3。 公式(2)中的介质工况密度ρ 和温度、压力有关,根据克拉珀龙方 ----气体常数。相同(一定)质量的气体在温度和压力发生变化时,有: P1----某种状态下气体压强,Pa;V1----某种状态下气体体积,m3; T1----某种状态下气体绝对温度,K;又: 其中K´为常数。这样,从式(9)可以看出,流量的变化随压力、 温度和孔板前后差压变化而变化。该公式涉及到很多参数,计算过程 复杂,不利于检查。 1.2 简易计算公式 其中Qmax----设计最大流量,Nm3/h; 标----标准大气压力,一般取0.101MPa;P----实际工作压力,MPa; t----实际工作温度,; ----设计工作温度,。该公式是通过将差压、压力、温度的实际值和设计值的比值来计算流 量,公式简单明了,有利于记忆和检查。而且,在实际使用过程中计 量准确,和通用公式计算出来的结果相比较,误差很小。 2#高炉氮气总管、2#高炉氧气、2#高炉空气总管和2#高炉齿轮箱 氮封氮气孔板为例,用通用计算公式和简易计算公式分别计算并加以 比较,可以看出,误差很小。 先查看各孔板设计计算书上给出的详细参数。 2#高炉氮气总管流量孔板参数 结语从表达式看,和通用公式对比,简易公式更直观明了;从测量准确度 来看,简易公式和通用公式基本一致;从编程和数据处理上,使用简 易公式将可大大降低工作量。