传感器量程的计算公式是在充分考虑到影响秤体的各个因素后,经过大量的实验而确定的。公式如下:C=K-0K-1K-2K-3(Wmax+W)/NC—单个传感器的额定量程W—秤体自重Wmax—被称物体净重的最大值N—秤体所采用支撑点的数量K-0—保险系数,一般取值在1.2~1.3之间K-1—冲击系数K-2—秤体的重心偏移系数K-3—风压系数根据经验,一般应使传感器工作在其30%~70%量程内,但对于一些在使用过程中存在较大冲击力的衡器,如动态轨道衡、动态汽车衡、钢材秤等,在选用传感器时,一般要扩大其量程,使传感器工作在其量程的20%~30%之内,使传感器的称量储备量增大,以保证传感器的使用安全和寿命。