怎样让高低温试验箱节能
1、减小送风温差和加大送风量
送风温差和送风量的大小取决于冷负荷(对低温试验箱)或热负荷(对高温试验箱)的大小。以低温箱为例,当低温箱已处于某一低温下的恒温状态时,此时的冷负荷应与送人工作室风的制冷量相等,即
Q=V/3600·ρ·γ·t(w)
∴V=3600Q/·ρ·γ·t(m3/h)
式中V送风量(m3/h)
ρ干空气的密度(kg/m3)
γ空气的定压比热(J/kg·℃)
t送风温差,等于出风口温度减工作室温度(℃)
Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6
式中Q1箱体围护结构传热产生的冷负荷(w)
Q2观察窗、穿线孔等局部传热的冷负荷(w)
Q3风机转动由机械能转为热能的冷负荷(w)
Q4照明灯发热而产生的冷负荷(w)
Q5发热试品,由于工作时发热而产生的冷负荷(w)
Q6其它冷负荷(w)
Q总的冷负荷(w)
在一定的恒温状态下,ρ、γ为常数,送风量与送风温差成反比,为了提高箱内温度均匀性和减小温度波动,就需减小At,从而增加送风量v。但是,t过小则v会太大,从而增加运行费。或使箱内的风速过高,不符合试验方法标准的要求。一般送风温差可取t=1~3℃为宜。
对于高温试验箱,道理是一样的。公式(1)仍适用,只是冷负荷改为热负荷,而热负荷所包含的内容有所变化而已。
2、提高高低温试验机结构设计的合理性、完善性。