因为人的体温,一般在掖下测量时也在35摄氏度以上,测量前,水银柱指示在35度以下,即使采用掖下测量的方式,水银膨胀时也能将断开处连接起来,所以甩的标准,只要在35度以下就行。 刚刚做了一个对比试验:用一支量程为100度的酒精温度计测量一个大保温杯内的水温,调整水温为37度时,用同一体温表在测量前甩到低于37度以下不同位置,再放置到37度的水中,一分钟后读数,基本为37度;当水温下降到36度时,原指示37度的体温表放入后读数仍为37度,只有在将体温表甩到哪怕35度多,再放入36度的水中时,才能得到36度的读数,所以,体温表使用前将原有温度指示通过甩一下,使其指示低于预期温度(测掖温在寒冷环境可能低于35度,舌下温度与肛温受环境影响较小,不会低于35度),实际测量时水银柱都能接着上升到体温,读数不会有大误差,也就是随便甩到少于35度都可以(何况凭各人手甩,也没多少准头啊)。