螺旋CT和普通CT的区别
(1)螺旋CT与传统CT在供电方式和扫描方式上的区别:供电方式上由传统的电缆供电转为采用滑环技术;扫描方式由传统的往复旋转改为向一个方向连续旋转扫描,同时受检体向一个方向连续匀速运动通过扫描野。
X线管向一个方向连续旋转扫描,受检体(检查床)同时向一个方向移动,X线连续曝光并采集数据。X线管相对于受检体的运动为划过一柱面螺旋线形轨迹。
(2)数据采集
SCT采集的数据是一个连续空间内的容积数据,获得三维信息,称为容积扫描 。 没有扫描间隔的暂停时间(死时间),可进行连续扫描,解决了传统扫描时的层隔问题。 提高了扫描速度,可减少运动伪影。在断层与断层没有采集数据的遗漏,可进行多轴面重建、三维重建和回顾性重建。
螺距较小时,增加原始扫描数据量,提高了重建图像的质量;但增加扫描时间和受检体的辐射剂量。
螺距较大时,加快扫描速度,受检体的辐射剂量减少;但所获得的原始扫描数据量减少,重建图像的质量下降。
(3)图像重建算法
传统CT:扫描架旋转一周,采集到某个断层各方向的投影数据。
螺旋CT:在受检者连续移动的过程中采集投影数据,每次采集的投影数据都来自不同的平面。