信号发生器和示波器的一个特点在维修接线时要引起特别注意,那就是信号的参考点即接地端是实际接大地的,也就是说,信号发生器的信号输出两根线其中有一根信号屏蔽线是通过电源线和接地端相连的,示波器的输入屏蔽线也是和电源线的地线相连的,所以如果维修的电路板使用的是交流市电,信号发生器给定信号或示波器测量波形时不可直接测试,否则电路板的零线和信号发生器示波器的屏蔽线会形成回路,造成短路,此类电路板应该使用1∶1的隔离变压器供电才不受影响。另外如果没有电源隔离,也可以使用示波器差分探头来测试信号,但是差分探头价格昂贵,和购买一台新的示波器的价格差不多。
手持式示波器也叫示波表,示波表便于携带,电池供电,无需和被测部分的电源隔离,现场测试非常方便。
使用示波器时应该留意示波器能够测试的最高电压,如果被测电压超过示波器的最高电压,有可能引起示波器损坏。这种情况下,可以使用示波器高压探头(图2.24)来对信号衰减后再测试。
示波器高压探头
文章信息