这就要弄清楚计量检定与仪器校准的区别:在认证审核过程中,一些审核员经常向受审核方提出偏离标准的要求。其中一个 明显的表现就是不能将校准和检定的概念加以区分。例如,根据实际需要及我国 法制计量管理的规定,组织的测量装置通过校准就可以满足要求,而审核员却开 出了“没有检定”的不合格报告,强制要求组织按检定实施控制,并强制要求组织 到专业的计量部门进行检定,给组织造成了较大的经济损失。 ISO1OO12—1《计量检测设备的质量保证要求》标准将“校准”定义为: “在规定条件下,为确定计量仪器或测量系统的示值或实物量具或标准物质所代 表的值与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。 1.校准结果可用以评定计量仪器、测量系统或实物量具的示值误差,或给任何标尺上的标记赋 2.校准也可用以确定其他计量特性;3.可将校准结果记录在有时称为校准证书或校准报告的文件上;4 有时核准结果 表示为修正值、校准因子或校准曲线。 ISO/IEC 指南25—199O 《校准和检验试验室技术能力的通用要求》将“检定” 定义为: “通过校验提供证据来确认符合规定的要求(ISO 84O2/DADI—3.37,根据本 指南的目的增加了注解)。 1.为了与计量仪器的管理相衔接,检定的目的是校验计量仪器的示值与相对应的已知量值之间的偏差,使其始终小于有关计量仪器管理的标准、规程或规范中所 规定的最大允许误差。 根据检定的结果对计量仪器作出继续使用、进行调查、修理、降级使用或声明报废的决定。任何惰况下,当检定完成时,应在计量仪器的专门记录上记载检 定的情况。‟ 国际计量组织对检定给出的定义是: “查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或) 出具检定证书。” 根据以上定义,可以看出校准和检定有本质区别。两者不能混淆,更不能等同。 现就两者之间的主要区别做如下讨论。 一、目的不同 校准的目的是对照计量标准,评定测量装置的示值误差,确保量值准确,属于自 下而上量值溯源的一组操作。这种示值误差的评定应根据组织的校准规程作出相 应规定,按校准周期进行,并做好校准记录及校准标识。校准除评定测量装置的 示值误差和确定有关计量特性外,校准结果也可以表示为修正值或校准因子,具 体指导测量过程的操作。例如,某机械加工组织使用的卡尺,通过校准发现与计 量标准相比较已大出O.2mm,可将此数据作为修正值,在