益阳市资阳区保鑫生物科技有限公司

参考价面议

具体成交价以合同协议为准
型号品牌厂商性质其他所在地
联系我们时请说明是制药网上看到的信息,谢谢!

益阳市资阳区保鑫生物科技有限公司

经营模式:其他
商铺产品:16条
所在地区:
注册时间:2020-12-18
最近登录:2020-12-18

暂无信息
暂无信息

联系我们

联系人:
李经理
商铺网址:
来自制药网

产品简介

5000-500升发酵罐机械搅拌发酵罐

详细介绍

罐体参数说明

名称
优点
功能说明
备注
罐体容积与高比径装料系数
各种体积大小的玻璃罐都有,并能订做非标尺寸发酵罐
公称容积:5升到100000升
径高比:
装料系数:65%到80%。
提供订制不常用尺寸发酵罐服务。
罐主体体部分
耐腐蚀,轻便,操作简单。
玻璃桶:耐高温、耐酸碱、耐腐蚀的硅硼玻璃筒,
罐上下盖或者封头为316L的不锈钢,操作清洗很方便;不锈钢镜面抛光;与物料接触部分保证是316L,符合GMP标准。
提供订制功能服务。
罐体接口
接口齐全并且布局合理方便操作
进气灭菌过滤器、排气冷凝器、含空气分布器的进气系统、火焰接种口(也是投料口与清洗口)、放料口、取样口、补料口;PH电极、DO电极、消泡电极、温度电极口。

控制器说明

名称
优点
功能说明
备注
主控制器
控制参数稳定精密、寿命长,方便操作。
西门子西门子plc和触摸屏不锈钢机箱或者烤漆箱。
提供订制功能服务。
数据功能
数据曲线都有,导出方便,使用方便。
能显示所有参数的历史和实时曲线;
能存储、显示、所有参数的历史曲线,报表并能导出到U盘或者保存到计算机;
提供订制功能服务。
远程控制功能
集中监测参数,远程随时随地修改发酵罐参数和监测发酵罐参数使用方便
能实现:上位机集中控制,远程手机APP控制所有参数和监测所有参数。
提供订制功能服务。

控制功能说明

名称
优点
功能说明
备注
搅拌转速自动控制
调数范围宽、低噪音、耐高温、高湿、恒力矩、寿命长;
转速可调范围:50~1000rpm无级变速;控制精度:±1rpm;
此功能为标配功能,提供订制功能服务。
温度自动控制
带限温装置使温度控制,使得升温速度快,温度控制精准。
控制模式:自动/手动控制;
智能PID控制,温度控制范围水温加5度到45度;
控制精度正负0.1度;
加热冷却方式:电加热,水冷却,循环泵循环控温;
此功能为标配功能,提供订制功能服务。
PH自动控 制
内部智能程序控制能精确控制高粘度到低粘度发酵液的pH值。
采用智能PID控制蠕动泵自动补酸/碱;可使酸碱度的控制性能非常优良;控制范围:2~12ph; 控制精度:±0.02ph,分辨率:0.01ph;
此功能为标配功能,提供订制功能服务。
DO检测与自动控制
可通过转速、补料等进行联动控制。亦可以与别的参数关联控制
可通过转速、补料等进行联动控制。智能PID控制,使溶解氧这个以往较难控制的参数,也达到了很理想的控制效果。控制范围:0~150%±1%
控制器可实现:DO值曲线分析、批报表分析
(根据发酵时间,DO自动变量控制,至少10段)
此功能为标配功能,提供订制功能服务。
泡沫自动控制
自动检测泡沫,蠕动泵自动添加消泡剂大大降低劳动强度。
自动检测泡沫,蠕动泵自动添加消泡剂
此功能为标配功能,提供订制功能服务。
补料控制
自动流加补料物质
蠕动泵控制,自动流加
此功能为标配功能,提供订制功能服务。
空气控制
方便使用性价比高
空气手动控制,转子流量计显示。选配质量流量计。
此功能为标配功能,提供订制功能服务。
罐压控制
性价比高
手动阀门控制,压力表显示。选配压力传感器比例调节阀或开关量调节阀。
此功能为标配功能,提供订制功能服务。
其它功能
功能齐全并提供订制服务
罐重、罐盖提升、cip自动清洗、补料称重、尾气检测二氧化碳、氧气、甲烷、甲醇、乙醇、有机酸、单糖、多糖、氨基酸、等在线检测以及其它控制参数。
包括其它未列出功能。

服务说明

名称
优点
说明
备注
发酵罐使用培训
通俗易懂,培训全面细致,使使用人员快速上手。
发酵罐使用安全注意事项;
发酵罐使用基本技能和技巧;
怎样预防染菌和提高发酵产量
释疑关于发酵罐使用的疑难问题
整机质保3年
质保周期长,售后服务响应速度快。
整机质保3年(除ph溶氧电极和搅拌电机外)耗材成本价收取,
全国范围内24小时做出售后反应。
延长质保5000元每年

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,制药网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
益阳市资阳区保鑫生物科技有限公司 - 主营产品: 发酵罐