传感器安置在动物的胸部一个例证是提供给读者的,其中传感器被定位为,从而获得图像清晰的认识。也包括在超声实验室的建立的照片强调适当的设备,特别是超声换能器中使用和麻醉的方法的重要性。的2D / B模式,M模式,并且正常和异常阀,左,右心室,和主动脉根部的颜色和多普勒显示器被适当标记。虽然不是常规进行应变率成像的例子也包括在内。
二尖瓣关闭不全的特点是在个高,一般非层血流速度(镶嵌着色)通过阀门ystole(图5)。从左心室这种马赛克彩色多普勒模式的横跨的MV左心房,之后在心电图跟踪QRS复合发生的存在,允许MR的明确诊断。当这种情况发生在无主动脉瓣关闭不全和/或左心功能不全的,这可以被定性为孤立的二尖瓣脱垂。如果有左心室显著扩张(由于实验诱导的心脏衰竭或麻醉的过度深度),这可以被表征为缺血性二尖瓣反流(或返流继发于心脏功能障碍)。的脉冲波的频谱多普勒显示可用于确认血流返流的存在和定时。
一个正常的主动脉瓣有打开,每个心动周期中充分密三薄,柔韧性尖。主动脉瓣尖分离是在2D引导测在长轴视图主动脉瓣的M型。电子卡尺用于从右侧主动脉尖向左主动脉尖的前缘(图3)的前缘测量。在正常小鼠的主动脉瓣尖点的间隔距离为0.9至1.3毫米。彩色多普勒示出在心脏收缩期间通过阀门并进入主动脉根部的层流。紊流可以在增加的流动,条件可以理解,例如在主动脉瓣关闭不全,或增加的压力,如在主动脉瓣狭窄。这表现为在流出道的马赛克的着色。即使是少量的主动脉瓣关闭不全,可导致峰值跨瓣流速对高动力心脏功能显著增加,增加左室前负荷。在正常小鼠中的范围的峰主动脉速度为0.90米/秒至1.50米/秒。 > 5米的峰值主动脉瓣流速/ s已被记录在与严重主动脉瓣狭窄的小鼠。
12(图8)的索引。肺动脉加速时间是从收缩期肺动脉流向峰值流速的发生的时间间隔。右心室射血时间是正确的心室射血发作在其中有收缩期肺动脉收缩期血流停止点之间的时间间隔。的缩短的肺动脉加速时间与肺动脉加速时间为右心室射血时间的比率的降低的结合表明的肺动脉高压的存在下(其可使用肺动脉或右心室压力的侵入性或直接的措施来确认) 。