参考章节 4.4 “ 锁定 / 解锁操作 ” (? ? 21)。 ? 加载的压力必须在传感器的标称压力范围内。参考铭牌信息。 ? “LEVEL SELECTION / 液位模式选择 ”、 “CALIBRATION MODE / 标定方式 ”、 “LEVEL MODE / 液位测量方式 ”、 “EMPTY CALIB. / 空标 ”、 “FULL CALIB / 满标 ”、“SET LRV / 输入最低液位 ” 和 “SET URV / 输入最高液位 ” 功 能参数适用于现场显示单元或远程操作,例如:FieldCare。 ? ? 仪表参数功能的详细信息请参考 《操作手册》 BA00274P (CD 光盘中 )。 28 Endress+Hauser Deltabar S PMD70, PMD75, FMD76, FMD77, FMD78 4...20 mA HART 调试 1) 执行位置调整。 设置量程下限 ( 空标 )。 空罐时仪表所受压力 (“EMPTY PRESSURE / 最低液位时压力 ”)。 ? 按下 “-” 键,并保持 3 s。 ? 电子插件上的 LED 指示灯是否短 暂亮起? 是 ? 将当前压力值 保存为量程下 限 (“EMPTY PRESSURE / 最低液位时压 力 ”),并对应 到液位值 下限 (“EMPTY CALIB. / 空标 ”)。 否 ? 量程下限未被 接收,注意量 程范围。 设置量程上限 ( 满标 )。 满罐时仪表所受压力 (“FULL PRESSURE / 最高液位时压力 ”)。 ? 按下 “+” 键,并保持 3 s。 ? 电子插件上的 LED 指示灯是否短 暂亮起? 是 ? 否 ? 当前仪表所受的压力。 ? 按下 “E” 键,并保持 3 s。 ? 电子插件上的 LED 指示灯是否短 暂亮起? 是 ? 完成调零。 否 ? 调零失败,注 意量程范围。 将当前压力值 量程上限未被 保存为量程上 接收,注意量 限 (“FULL 程范围。 PRESSURE / 最高液位时压 力 ”),并对应 到液位值上限 (“FULL CALIB. / 满标 ”)。 1) 注意 “ 警告 ” 信息 (? ? 22) 5.4 流量测量 进行 Deltabar S 标定前,必须首先清洗取压管,并注满填充液 5.4.1 流量测量方式的快速设定菜单 – 带现场显示单元 ! 注意 ! 参考章节 4.2.3 “ 操作单元的功能 ” (? ? 16) 和章节 4.3 “ 通过现场显示单元进行现场操 作 ” (? ? 17)。 Endress+Hauser 29 调试 Deltabar S PMD70, PMD75, FMD76, FMD77, FMD78 4...20 mA HART ??? ??? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ?? ?? ???? ???????? ???? P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-zh-147 图 11: 流量测量方式的快速设定菜单 现场操作 测量值显示 现场显示单元:按下 F 键,从测量值显示切换至 “GROUP SELECTION / 组选择 ”。 GROUP SELECTION / 组选择 选择 “MEASURING MODE / 测量方式 ”。 MEASURING MODE / 测量方式 选择 “Flow / 流量 ” 选项。 GROUP SELECTION / 组选择 选择 “QUICK SETUP / 快速设定 ” 菜单。 POS. ZERO ADJUST / 调零 仪表的安装位置可能会导致测量值偏差 。 通过 “POS. ZERO ADJUST / 调零 ” 功能参数,并选择 “Confirm / 确认 ” 选项,校正 “MEASURED VALUE / 测 量值 ”,例如:将 0.0 设置为当前压力。 MAX. FLOW / 最大流量 输入一次装置的最大流量 ( 参考一次装置的设置参数表 )。 MAX. PRESS FLOW / 最大差压时的流量 输入一次装置在最大流量时的差压值 ( 参考一次装置的设置参数表 )。 DAMPING TIME / 阻尼时间 输入阻尼时间 ( 时间常数 ?)。 阻尼时间影响后续单元的响应速度,例如:现场显示屏、测量值和电流输出对压力变化的响应速度。 30 Endress+Hauser Deltabar S PMD70, PMD75, FMD76, FMD77, FMD78 4...20 mA HART 调试 5.4.2 现场操作 – 未连接现场显示单元 未连接现场显示单元时,可以通过电子插件或仪表外部的三个按键实现下列功能: ? 位置调整 ( 调零 ) ? 设置最大压力值,并设置为对应的最大流量值 ? 仪表复位,参考章节 4.2.2 “ 操作单元的功能 ” (? ? 15) ! 注意 ! ? 仪表的标准设置为压力测量方式。 通过 “MEASURING MODE / 测量方式 ” 功能参数可以切换测量方式。 ? S 键无效。 ? 必须解锁操作。