很多行业都会使用到二次元影像测量仪,这里就介绍下我使用的时候的一些经验和注意事项!
打开软件后,接着打开总电源开关,然后再打开轮廓光源亮度调节旋钮、表面光源亮度调节旋钮,光源亮度调节至可以清晰的看到检测物
当检测物模糊不清时,按Z轴上升/下降控制按钮四件调节,直至可以清晰看到检测物轮廓(实线)为准。
测量时,必须将检测物进行平行基准校正,以电脑测量显示屏界面的“十”坐标为基准进行校准。
转动X、Y轴传动手轮,将工作台(载物玻璃台)上的检测物要测量的起点位置移动至软体“十”字坐标中心处,当“十”字坐标颜色由红色闪烁成蓝色后,按“X、Y、Z轴”清零按钮清零,选择测量工具,然后再转动X、Y轴传动手轮,将“十”字坐标移至需测量的位置,进行取点测量。
测量结束后,关掉影像测量仪电源开关,关闭程序退出。