便携压力泵能在一个压力泵上同时产生真空、气压和液压。高压(液压):70MPa(水或油)过压保护调节(3MPa~70MPa)独特的真空注液功能压力泵注意事项:压力泵使用前拧紧透气体,充入适当油液(如1/2变压器油),然后在上紧透气体,反复握紧,放松手柄,赶出油缸内的气体即可使用.校验过程中注意各类连接处保持密封,校验完后在拆卸仪表前要先旋转放油手把打开放油阀,否则易损坏仪器仪表.转换接头也就是我们通常说的38件,是采用优质有锈钢制成,以M20×1.5为基准不同规格互换,能够解决国内外多种仪表检验使用;气体连接管用于气体压力仪表距离校验,连接校验器,配送密封件5个,压力范围是-100KPa~0~800KPa;高压气体连接管:高压气体压力有远距离校验仪表与校验器连接使用。配送密封件10个。压力范围是-100KPa~0~4MPa;高压软管:高压液体压力仪表远距离校验时,仪表与校验连接使用。配送密封件10个。压力范围是0~60MPa;气液分离过滤器:用气压源校验仪表时,过滤杂质排除油液使用。配送密封件10个。压力范围是-100KPa~0~25MPa;液体过滤器:主要滤去压力仪表管腔内的杂质,防止污染压力源。配送密封件5个。压力范围是0~60MPa。注册号国食药监械(进)字2012第1542269号生产厂商名称(中文)产品性能结构及组成该产品由压力泵和延长管组成。