GB19。危险货物包装标志　GB　5099钢质无缝气瓶　GB/T5832.　2气体中微量水分的测定第2部分:露点法　GB　7144气瓶颜色标志　GB14193液化气体气瓶充装规定　GB15258化学品安全标签编写规定　GB/T　16483化学品安全技术说明书内容和项目顺序　气瓶安全监察规程(2000年版)固定式压力容器安全技术监察规程(2009年版)技术要求　工业液体二氧化碳的技术要求应符合表1规　定。*1技术要求　项目指标二载化碳含盘‘(体积分数)/　1　0　一》　99　99.　5　99.　9　油分按4.　4检验合格　按4.　4检验合格　按4.　4检验合格　一氧化碳、硫化复、磷化氢及有机还原物“按4.　6检验合格　按4.6检验合格　气味无异味无异味无异味水分礴点/℃《-60-65游离水无.焊接用二氧化碳含A应)99　.5　X　1　。　一,.“焊接用二氧化碳应检验该项目,工业用二氧化碳可不检验该项目.GB/T　6052-2011　4　试验方法　4.　1抽样　瓶装二氧化碳以产品批量的2%　随机抽样进行检验,抽样数量不应少于2瓶　、　不应多于5瓶　。　当检验结果有任何一项指标不符合本标准技术要求时,应自该批产品中重新加倍随机抽样检验,若仍有任何一项指标不符合本标准技术要求时,则该批产品不合格。大容积容器包装的液体二氧化碳应对每一容器进行检验,当有任何一项指标不符合本标准要求时,则该产品不合格。4.　2水分的测定　4.2.　1游离水的测定　游离水的测定应先于二氧化碳含量和油分测定。瓶装液体二氧化碳采用倒置法测定。将被测样品钢瓶倒置约10m　in后,微开瓶阀,无游离水流出为合格。大容积容器包装的液体二氧化碳从容器底部放液测定,无游离水流出为合格。4.2.2水分礴点的测定　水分测定应从包装容器中的气相采样,按GB/T5832.2的规定进行测定。4.3二权化碳含It的测定　4.　3.　1原理　将二氧化碳用氢氧化钾溶液吸收。吸收前后气体体积之差,即为二氧化碳含量。4.　3.　2试荆和溶液　氢氧化钾,分析纯,300g/L溶液:称取300g氢氧化钾,溶于适量水中,稀释至1000m　L,　密闭保存备用。　4.　3.　3仪器　二氧化碳快速测定仪,参见附录A.1,　测定仪的吸收器容积为100.　00　mL,在98　mL-100　mL处的最小分度为0.　05　mL,其允许差　为士0.　01