一、实验目的了解电表改装的原理和方法 二、实验原理: 1、将量程为Ig =1mA,内阻为Rg 的毫安表的量程扩大为I=10mA的电流表的原理图及理论计算 公式 Rs Ig=Rg 可以在微安表上找到。其次校准分流Ig 将标准表调到 5.00mA, 同时改装表应指向满刻度 (这时可能需要改变分流电阻) 指电表读数由高到低逐点进行校准,“上行”则相反。 2、将量程为Ig =1mA,内阻为Rg 的毫安表的量程扩大为V=10V的电压表的原理图及理论计算公 先计算分压电阻Rm Rg,Ig 为改装后电压量程。再校准分压电阻Rm :将标准表调到 10.00V,同时改装表则调到满 刻度 (可改变分压电阻 Rm ,同时记下实际分压电阻;最后按照数据记录表校准改装表的等级。 3、将1mA量程的待改装电流表改装为串连分压式欧姆表的原理图及理论叙述 时,毫安表读数为0.5mA,这一电阻成为“中值电阻” 值标定表面刻度,从而可见,欧姆表的刻度是反向的:1mA 图并连成光滑曲线。三、实验仪器: 改装电表集成箱(电流表头,标准电流表,标准电压表,电阻箱,电源,单刀双掷开关,导四、实验内容和步骤:1、测定待改装表的电阻Rg 连线图及步骤 调节R1,Rw, 电源电压,当标准表的读数为1mA且待改装表读数为0.5mA时,则Rg=R1 2、将量程为Ig =1mA,毫安表的量程扩大为I=10mA的连线图及实验步骤 计算分流电阻RS 的理论值,校对量程,记录分流电阻RS 的实际值 校对其他整刻度,让改装表的指针对准相应刻度,从标准表读数 3、将量程为Ig =1mA毫安表的量程扩大为V=10V的电压表的连线图及实验步骤 计算分压电阻Rm 的理论值,校对量程,记录分流电阻Rm 的实际值 校对其他整刻度:让改装表指针对齐刻度,读标准表的读数 4、将1mA量程的待改装电流表改装为串连分压式欧姆表的连线图及实验步骤 调节中值电阻,调节V=1.5v,表头满偏 R3+Rw+Rg=1500 ;姓名1、待改装表的电阻Rg 2、将量程为Ig=1mA,毫安表的量程扩大为I=10mA的实验数据 原电流表量程:Ig mA改装后量程:I =_10_ mA 理论分流电阻:Rs= 46.67 校对改装电流的数据:改装表理论读数/mA 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 标准表读 数/mA 下行(读数减少) 2.02