用数字万用表检测电阻器的方法如下:
首先选择测量档位及量程。一般200?以下的电阻器选择“200”量程,200?-2K?的电阻器选择“2K”量程,2?-200?的电阻器选择“200K”量程,大于200K?的电阻器选择“2M”量程,大于2M?的电阻器选择“20M”量程,大于20M?的电阻器选择“200M”量程。 测量。将万用表的表笔分别稳定接触电阻器的两个电极,在显示屏上会显示一个数字。该数字即为电阻器的阻值。
判断好坏
若所测结果与该电阻器的标称阻值相近,则说明该电阻器是好的,若相差太大,则说明有问题。 在测量时,若显示“1”(表示“溢出”),则是量程选 得低了,可选 一个高量程档重测。若无讹用哪个量程测量,显示屏都显示“1”,则表明该电阻器已开路。若显示“00.0”,则可能是量程选 得太大了,可选一个更低的量程重测。对于高值电阻器,可能会出现数字跳变的现象,这时读取一个最小值即可,若数字大范围跳变,则说明该电阻器不可靠、不能再用。
测量电阻时要注意以下几点:
① 测量期间不得将待测部件连接在电压电源上,因为欧姆表使用本身的电压电源并通过电压或电流确定电阻值。
② 待测部件必须至少有一侧与电路分离,否则并联的部件会影响测量结果。
③ 极性无关紧要。