薄片数显千分尺常见故障及修理 姜建波 ( 山东省荣成市计量所, 荣成 264300) 杨爱芬 王警卫 日 本三丰薄片数显千分尺(测砧为薄片型, 以下 简称千分尺) 是以容栅作为传感器, 经集成电路处 理, 液晶直接显示测量数值 , 与计算机联接进行数据 输出, 可实现对数据的采集 、 处理。我们通过多年修 理经验的积累, 总结出以下常见故障及修理方法。 1. 故障现象: 示值不稳、 超差。 原因分析: 1)直行测杆上测砧松动; 2)传感器导 向螺钉没有在导向槽里。 维修方法: 1)将测砧用 502 胶粘牢; 2)将传感器 导向螺钉旋入到导向槽 内。 2. 故障现象: 测力值不稳或超差。 原因分析 : 塑料测力筒磨损。 维修方法: 更换测力筒( 由于此类配件在国内买 不到 , 可用青海量刃具厂生产的金属测力筒 替换, 替换后的效果比原先的更佳) 。 3. 故障现象: 直行测杆转动量大(两测量面错位)。 原因分析 : 位于左光孔处 的导向螺钉没有进入 直 行测杆的导向槽 内。 维修方法: 将导向螺钉旋人到直行测杆的导向 槽内。 4. 故障现象 : 直行测杆串动量大。 原因分析 : 测杆尾端调整螺母不到位。 维修方法 : 让调整螺母到位 。 5. 故障现象 : 测微部分转动不流畅甚至转不动。 原因分析: 1)千分尺从工作台上跌落造成右光孔 与螺孔不同心; 2)千分尺从工作台上跌落造 成左 、 右光孔不同心。 维修方法 : 1) 用小木锤或螺丝刀木把 , 在微分筒 上按 90。 的间隔进行敲击, 边敲击边检查; 2)将螺孔套管从尺弓上旋下, 在保证右光孔 与螺孔同心的前提下, 重新把螺孔套管打胶 装上弓架, 找到一个合适的位置即可。 6. 故障现象 : 转动千分尺测微头显示器上 只有“ 一” 和末位数闪动, 其他位数数字不变。 原因分析: 电路中有开焊断路现象。 维修方法 : 查明后可将其焊牢 。 7. 故障现象: 千分尺由水平位置倾斜 45。 后显示器 上数值变化 。 原因分析: 传感器的自由量过大。 维修方法: 松开弹簧上的顶丝, 传感器在弹簧力的 作用下被短管向右顶住, 将传感器上的导向螺 钉旋紧到底。旋转微分简使之前行 10~1 2 个 分度 值, 即传 感器 动轮 向左移 动 了 0. 10~ 0. 12(rren), 将弹簧上的顶丝上紧, 传感器导向 螺钉反旋30。 ~45。 , 再旋紧防松动压丝即可。 另外 , 在维修时有必要把液晶显示器整体取下 时一定要不怕麻烦。测微螺杆部分有几处是胶合 的, 在维修时千万要注意, 一旦开胶没有专用设备很 难恢复原有的精度。 《 计 量 技 术 》 杂 志 欢 迎 大 家 踊 跃 投 稿 《 计量技术》 杂志以实用性、 权威性、 及时性为主要特色; 坚持面向生产, 面向基层 , 理论与实践相结 合的编辑方针; 着重报道计量、 测试、 检验、 质量保障等方面的新技术、 新产品、 新动态、 综合评述、 经验介 绍等内容。