波美度(°Bé)是表示溶液浓度的一种方法。把波美比重计浸入所测溶液中,得到的度数就叫波美度。这个是百度百科对波美度的解释。所以波美度又叫波美浓度,很多用户误认为这个浓度是百分浓度,比如40波美度,会叫做40%浓度,或者40%含量,这是完全错误的。
那么这个波美度是如何得到的呢?最直观的一种方法就是用波美比重计测量。
波美比重计
是的,上图这个就是波美比重计。在量筒或者深的容器中注入适量的水玻璃溶液,选择正规厂家生产的刻度清晰的波美计,将波美计垂直放入溶液中。等波美计静静浮在溶液上,平视波美计读数,那么这个读数就是这个水玻璃的波美度了。非常简单易懂易操作的一种方法。
测量波美度
当然,在这简单操作中也有以下几个注意事项:
1.波美计使用前必须全部清洗擦干。(用肥皂或酒精擦洗干净表面)
2.经过清洁处理干净后的波美计,手不能拿在分度的刻线部分,必须用食指和拇指轻轻拿在干管顶端,并注意不能横拿,应垂直拿,以防折断。
3.必须把盛液体之用的筒清洗干净,以免影响读数。
4.要充分搅拌液体,等气泡消除后再把波美计轻轻漂浮于液体里,使波美计在检测点上、下三个分度内浮动,待有良好之弯月面进读取读数,否则读数不准。
5.要看清波美计读数方法,除浮计内的小标志上标明“弯月面上缘读数”外,其他一律用“弯月面下缘读数”。
6.液体温度与浮计标准温度(一般为20摄氏度)不符时,其读数应予补正。一般来说,温度每相差1度,波美度则相差0.054度。温度高于标准时加,低则减。
7.如发现分度纸位置移动、玻璃裂痕、表面有污秽物附着而无法去除时,该波美计应立即停止使用。
还有一种方式是通过密度换算而来。用密度计测量水玻璃密度,对照以下表格找到水玻璃的波美度。
密度和波美度对照表
分享到:
取消
分享至微信分享
打开微信分享“扫一扫”
即可分享到微信分享
水玻璃波美度用什么方法测量