通常我们工地上使用的导线是四等水准导线,对于四等水准测量的相关技术要求如下:
当然有些规范上的要求对视距有些不同,好像有一种规定是视距不大于80m,这里我们取100m,依照老规范。
四等水准测量观测应在通视良好、望远镜成像清晰及稳定的情况下进行。一般采用一对双面尺和DS3级水准仪。这里介绍一下
DS3级水准仪的技术参数:即为每一公里水准测量的中误差为±3mm,物镜有效孔径不小于28mm,放大倍数不小于38倍,水准管划分值:20″/2mm,
由于四等水准测量要求视距不大于100m,所以视线长度一般为30m—50m左右。最为适宜。安置水准仪的测站至前、后视立尺点的距离,应该用步测使其相等。
另外对四等水准的要求如下:
视线高度>0.2m,前后视视距差≤3m, 前后视视距累计差≤10m,红黑面读数差≤3mm,红黑面高差之差≤5mm.
1、三等水准一个测站的观测步骤:后-前-前-后,即为黑-黑-红-红
(1) 照准后视尺黑面,精平,分别读取上、下、中三丝读数,并记为(1)、(2)、(3)。
(2) 照准前视尺黑面,精平,分别读取上、下、中三丝读数,并记为(4)、(5)、(6)。
(3) 照准前视尺红面,精平,读取中丝读数,记为(7)
(4) 照准后视尺红面,精平,读取中丝读数,记为(8)
这四步观测,简称为“后一前一前一后(黑一黑一红一红)”,这样的观测步骤可消除或 减弱仪器或尺垫下沉误差的影响。对于四等水准测量,规范允许采用“后一后一前一前(黑一 红一黑一红)”的观测步骤,即可以忽略仪器下沉而造成的对数据精度的影响。
2、测站数据的计算与检核:这里我们把前后视读数记作以m为单位:
后视距 (9)=[(1)—(2)] ×100m
前视距 (10)=[(4)—(5)]×l00m
对于视距的要求,四等视距S≤100m
前、后视距差 (11)=(9)—(10)
对于视距差的要求,四等视距差S≤±3m
前、后视距差累积 (12)=本站(11)+上站(12)
对于视距差累计的要求,按照表中,四等视距差∑S≤±10m
同一根水准尺黑面与红面中丝读数之差:
前尺黑面与红面中丝读数之差(13)=(6)十K—(7)
后尺黑面与红面中丝读数之差 (14)=(