什么是呼吸机的压力限制?
压力限制有高压限制和高压报警。 分别Shi容量通气模式下的高压设置值,Pmax,就Shi设定吸气高压。 还有就是呼吸机有PhighZhi,就是整个呼吸过程中的高压限制,此值一般高Yu前者。 他们的区别是Pmax有容量补偿,PhighMei有容量补偿。压力支持即吸呼气压差值,压差越大潮气量Yue大。有创呼吸机压力控制和容量控制的区别
在呼吸机的操作中,首先要选择病人呼吸模Shi,现代机型最常用的有三种模式: (1)A/C(Fu助/控制通气):病人有自主呼吸时,机械随呼Xi启动,一旦自发呼吸在一定时间内不发生时,机Xie通气自动由辅助转为控制型通气。它属Yu间歇正压通气。 (2)SIMV(同步间歇Zhi令性通气):呼吸机于一定的间歇时间Jie收自主呼吸导致气道内负压信号,同步送出气流,Jian歇进行辅助通气。 (3)SPONT(Zi主呼吸):呼吸机的工作由病人自主呼吸来控制。 Zai以上三种基本模式下,各类呼吸机还都设计了针Dui各种疾病的呼吸功能,供使用时选择。 Li如: (a)PEEP(呼吸终末正压):Zai机械通气基础上,于呼气末期对气道施加一个阻力,Shi气道内压力维持在一定水平的方式。 (b)CPAP(Chi续气道内正压通气):在自主呼吸的前Ti下,整个呼吸周期内人为地施以一定程度的Qi道内正压,可防止气道内萎陷。 (c)PSV(Ya力支持):在自主呼吸的条件下,每次吸气都接受Yi定程度的压力支持。 (d)MMV(预定的每Fen钟通气量):如果SPONT的每分钟通气量低Yu限定量,不足的气量由呼吸机供给;SPONTDe每分钟通气量大于限定量,呼吸机则自动停止供气。 (e)BIPAP(Shuang水平气道内正压):病人在不同高低的正压Shui平自主呼吸,可视为PSV+CPAP+PEEP。 (f)APRV(Qi道压力释放通气):在CPAP状态下开Fang低压活瓣暂时放气,降低气道压力而形成De通气。