YTP 代表隔膜压力表,YMF 代表法兰式,YML 代表螺纹式 压力表,型号为 Y-100,0-1.6MPa,1.5 级,径向 G1/2A。 普通压力表,直径 100mm,压力值 0-1.6MPa,(16 公斤力/平方厘米),接头方向---径向,接头 螺纹---1/2"(管螺纹) 通用的意义有这些,但具体到不同的厂家还有不同的含意 在仪表型号表示中:Y表示压力,Z表示真空或阻尼,B表示防爆或标准,J表示精密或矩 形,A表示氨表,X表示信号或电接点,XC表示磁助电接点,P表示膜片,E表示膜盒, F表示防腐,N表示耐震,T表示弹簧管,B表示不锈钢等等. 我们常用的有: YTF表示不锈刚压力表, YA表示氨用压力表, YXC表示电接点压力表, YZ表示真空压力表,YY表示乙炔压力表 ,YO表示耐热压力表,YH表示氢气压力表 等等 YQ、YQF 系列两级压力调节器主要适用于输入压力需要精密控制和调整的分析仪器、环保 仪器设备、电力工业、以及其它仪器和设备.还适用于无腐蚀性(YQ 系列)或有腐蚀性(YQF 系列)的纯气及标准混合气体,对钢瓶气体的高压气源进行精密调节后,送入仪器设备。 主要技术参数: 1、型号及参数 技术参数 / 型号 YQ-1 YQ-2 YQ-3 YQ-4 YQ-5 YQF-1 YQF-2 YQF-3 YQF-4 YQF-5 输入压力表量程(Mpa) 0~25 0 ~25 0~25 0~25 0~25 输出压力表量程(Mpa) 0~0.6 0~0.16 0~4 0~0.25 0~1 压力表等级 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 输入压力(Mpa) ≤18.5 ≤18.5 ≤18.5 ≤18.5 ≤18.5 输出压力(Mpa) ≤0.45 ≤0.12 ≤3 ≤0.2 ≤0.75 额定流量(m3/h) 0.6 0.06 1 0.2 0.6 2、稳定性:气源压力在 5~15MPa 范围内,进口压力每变化 1MPa,出口压力的变化不大 于7*10-4MPa 3、流量特性:在进口压力大于 2MPa 时,调节流量在额定范围内变化,输出压力变化不大 于输出压力表测量上限时的 6% 4、安装连接: a.入口端:G5/8"(左、右旋),W21.85 14 牙寸(左、右旋) b.出口端:M10*1; M8*1 软管接头等. 三、适应气体: YQ 系列 H2、O2、N2、C