血压计常见故障的排除与维修 凌瑞疆 (广西医科大学第一附属医院 [中图分类号】TH789 [文献标识码】B 设备科,广西南宁530027) [文章编号]1002—2376(2010)07—0081—02 (摘要]本文就水银柱式血压计在临床应用中可能存在的影响血压计维护和计量问题,以及相应的解决 方法和使用注意事项做一探讨。 (关键词]血压计;计量;故障维修 血液在血管内流动对血管壁产生的压力,称为 血压。血压是人体的重要生命体征之一,在临床上 具有十分重要的意义。血压计是测量血流压力的器 它所测量出来的值才是准确可靠的。 1.2血压计玻璃管内壁污物 血压计玻璃管内壁污物是血压计不合格的主要 原因,在0~20mmHg刻度范围内最为常见。出现 这种现象的原因是,在血压计使用后,没有将其倾 械,根据测量方式不同,血压计分为三类:水银柱 式血压计、气压表式血压计和电子血压计,其中水 银柱式血压计最准确,最稳定。医院门诊病房主要 使用水银柱式血压计,使用规模大,使用频率高, 是国家规定强制检定计量器具之一。如今,随着人 民生活条件的改善和保健意识的增强,百姓家庭拥 有一台或多台血压计已经较为普遍。但是,近几年 的血压计检定维修过程中发现,很多人对血压计的 使用不太正确,一些小故障不会排除,导致测得的 血压值不准。本文就水银柱式血压计在临床应用中 可能存在的影响血压计维护和计量的问题,以及相 应的解决方法和使用注意事项做一探讨。 1临床应用中常见故障的排除与维修 斜450以上,使水银反流回水银壶中,致使玻璃管 中的水银长时间与空气接触发生氧化反应,在玻璃 管内壁上生成黑色的氧化汞。使用时由于无法看清 楚玻璃管内的水银柱的凸面是否在零刻度上,致使 血压计的读数产生误差,影响测量的准确性。处理 的方法是将玻璃管卸下,将一根长细铁丝一端拧上 校棉球,另一端穿出玻璃管,牵拉棉球擦拭玻璃管 内壁,如遇顽固渍可以蘸适量的酒精。应注意清洁 时戴上口罩和手套,避免吸入黑色的氧化汞粉末。 1.3血压计不能正常充气 血压计出现这种情况,说明胶管、臂带,和气 阀有漏气现象,要分部进行检查:打压到高位,将 臂带以前的胶管捏住,看是否漏气。如果漏气,说 明胶管或胶管与水银壶接口处漏气;如果不漏气, 再捏住气袋以后的胶管,此时漏气说明臂带漏气。 这时,用“鱼皮胶”粘补或更换新臂带。如果不 漏,就是气阀或橡胶球有漏气现象,最为常见的 有:(1)橡胶管或橡胶球老化产生的裂缝,可更换 橡胶管和橡胶球。(2)前气阀压气轴圆锥面与气阀 身孔圆锥面不契合或气阀帽中的顶针磨损严重,应 设法提高圆锥面接触面的光洁度或更换前气阀。 (3)前气阀内的小橡皮胶漏气是由于:①胶质老 化;②有丝状物堵塞,使小橡皮豁El变大,直接更 换小橡皮即可。(4)后气阀漏气直接更换新的后气 阀。(5)臂带年久老化开胶出现裂缝所致即更换臂 带。 81 1.1如何正确读取血压计上的血压数值和单位 根据国家《计量法》规定,血压测量的法定单 位是kPa,而旧的以国际mmHg为单位的水银柱式 血压计目前也仍然在广泛使用中,两者的换算关系 是l kPa=7.5 mmHg。国标GB305393规定,其标 尺、标度盘,标度的最小分度分别为O.5 kPa和 2mmHg。目前医院还使用很多按旧国标生产的血 压计,即1个刻度标尺2个计量单位供用。