1.氧气出口处的氧气有异味
这种故障有两种可能性:1)如果是新使用的氧气吸收管,可能是因为用于制造氧气吸收管的材料,硅胶管和ABS塑料管发出的气味是正常的。气味无毒,经过一段时间后会自然消失,所以不用担心。第二种,如果不是新的氧气管,可能是因为加湿水箱长时间没有清洗或长时间没有换水,导致水箱中的气味。通常,在清洁加湿罐和氧气吸收器后将其消除。
2.有水滴流出氧气出口。
这种故障有两种可能性:1)加湿罐中的水太满,超过最高水位,导致水滴进入氧气管道。只要倒出水,就不会超过最高水位,并且可以减轻故障。 2该物种是在长期使用制氧机后,气流中的水蒸气凝结管壁。在加湿罐中的水倒出后,当没有水从氧气管中流出时,水被重新填充。再装水,这样故障一般是可以得到解决的。
3.启动机器后,制氧机正常工作,但流量计显示为“0”或小。
这种故障有三种可能性:1)由于流量计关闭或关闭,流量计可以调高。 2)氧气管可能扭结或堵塞,氧气管可以合理化。 3)如果不满足上述两个条件,可能是氧气管的内部连接管脱落或破裂。此时,应切断电源并与专业维护人员联系进行维护。