计数器分辨率指的是计数器读书的最　低位(LSB)　。一些频谱仪允许计数器模式于　delta　markers　一起使用。在这种情况,计数器　分辨率和固定频率的影响将会是双倍的。　本章小结　在这章里,我们描述了射频超外差频谱分析仪。我们仔细讨论了其原理框图,并解释　了各种因素如何对我们的测量产生影响。我们讨论幅度精确度、灵敏度和动态范围,最后还　有频率精确度。下一章我们将会看到如何扩展频率范围,使得我们可以分析微波信号。　频谱分析仪原理基础　【Agilent　_Spectrum　Analysis　Basics　_Application　Note　150】　潘裕友　译53　53　第三章　扩展频率范围　谐波混频　第二章中,我们描述了调谐到　2.9GHz　的单边带频谱分析仪。现在我们希望能调谐到　更高的频率范围,或许到　22GHz。为了达到这么高的范围,最经济的方法是采用谐波混频。　但是之前让我们先采取一些其他措施。第二章里,推导调谐方程的时候,我们发现需　要图　7　中的低通滤波器,以便防止更高频的信号落入混频器。结果是,得到一个唯一响应、　单边带的调谐到　2.9GHz　的频谱仪。现在我们希望观察和测量更高频率的信号,因此,必须　去掉低通滤波器。　推导调谐方程时我们考虑的另外一个因素是,本振　LO　和中频　IF　的选择。我们确定中　频频率不能落在频谱仪测量范围内,　因为不然的话它会在测量范围内产生一个洞,　在这个频　率上无法做测量。因此我们选择了　3.6GHz,把中频移到测量范围(2.9GHz)最高点的上方。　而既然新的调谐范围要高于　2.9GHz,　那么把新的中频频率移到　2.9GHz　以下似乎是比较合乎　逻辑的。安捷伦的高调谐频率范围的频谱仪中,典型的第一中频是　321.4MHz。在我们的例　子中将会使用这个频率。总之,对于低频段,直到　2.9GHz,我们的第一中频是　3.6GHz;对　更高的频段,　我们必须切换到第一中频为　321.4MHz。　注意,　图10　中的第二中频是　321.4MHz,　因此我们需要做的只是,当希望调谐到更高频率时,把第一中频旁路掉,如图　57　所示。　图57　低频段高中频与高频段低中频切换示意图　第二章中,我们使用数学的方法得出结论,那就是,需要一个低通滤波器。正如我们　看到的,　在这儿的情况中,　事情变得更加复杂,　因此,　我们采用更加容易理