GB/T 10064-2006。测量体积电阻率 时,尽量采用圆板试样及三电极系统。其中有一个电极是保护电极。试样任何两处的厚度偏差不应大 于平均厚度的 5%。电极尽量是圆形的。由烧熔导电涂料或经蒸发或喷涂于试样表面而制成的导电覆 层组成电极。金或铅是合适的电极材料。银不能用,因为高温下银要迁移。薄层的金在较高温下会产 生烧结作用,从而降低导电率。对多孔的试样不应采用蒸发或喷镀电极,为了减小试样边缘表面的影 响,若不用保护电极,推荐电极至试样边缘的最小距离为 5 mm。
4 试验设备 4. 1 电阻测量(见图1) 应采用灵敏度和准确度符合要求的合适装置进行测量(见GB/T 1410-2006) 。
4.2 加热室 应采用合适的电热烘箱或电炉加热试样,其结构应能使整个试祥均匀受热,温度的波动要尽量小。 用合适的隔热罩遮蔽试样,避免试样受到加热元件的直接辐射。隔热罩可以用陶瓷做成,例如氧化铝或 类似于这类的材料。烘箱内要安装银、不锈钢或类似材料的接地金属屏蔽,防止加热回路与测量回路之 间发生漏电流。在试样电阻很高的情况下,测量期间必须断开加热兀件电源,以免测量受到千扰。
4.3 试样架 试样应紧密地放在加热室内两块金属电极之间,金属电极及它的引线丹1耐高温抗氧化及足够机械 稳定性的金属或合金制成,如不锈钢等。此外,试验也可在惰性气体中进行,两块电极应具有足够的厚 度,以防翘曲并保证试样和两块电极温度均等。两块电极的接触面的尺寸等于试样上的电极尺寸,其中 一块可以移动,以使试样可插入或取出。
4.4 测量导线 为防止泄漏电流影响试验结果,采用带有绝缘的测量导线穿过高电阻的陶瓷绝缘子而进入加热室 内,绝缘子应处在冷的区域中并要有合适的保护。 注也可以通过炉顶或炉墙上的孔引人接线(炉身应接地) .若用硬导线作接线,则导线能依附在支撑物 L接线仅 与支撑物接触,该支撑物是较冷的.可用任何硬质绝缘材料制成。 l GB/T 10581-2006/IEC 60345 ,1971 4.5 温度控制 应采用一种温度控制措施,温度公差接 GB/T 10580-2003 的要求。推荐用两支热电偶或温度计, 其中一支放在加热室内用来控制温度,另→支用来直接测量试样温度。 测量试样温度用的热电偶,应放在离试样尽可能近的地方,并使在测量电阻时不产生电场干扰。例 如热电偶可直接