检测原理 血糖仪试纸区由两片含有敏感化学成分的薄片组成。将血滴到测试区(黄色部分中央)上,将试纸平放一分钟后冲净血,与标准比色板对比所发生的化学反应根据血液中葡萄糖的含量产生不同程度颜色变化。试纸上的葡萄糖氧化酶,过氧化物酶与血液中的葡萄糖发生反应。反应所伴随的颜色指示以及非反应成分将在测试区呈现。 四种检测血糖的酶 葡萄糖氧化酶 Glucose Oxidase。 葡萄糖脱氢酶(PQQ)PQQ-Glucos dehydrogenase。 葡萄糖脱氢酶(FAD)FAD-Glucose dehydrogenase。 己糖激酶 Hexokinase。 试纸分类 血糖仪试纸可以分为六个大类。大致为: 滴血式血糖仪试纸 活力型血糖仪试纸 虹吸式血糖仪试纸 安稳型血糖仪试纸 稳步血糖仪试纸 随手测型血糖仪试纸。 使用环境 用于体外诊断使用。试纸只能在18~35℃(64~95。F)使用。只可以用新鲜的指尖毛细血管全血,耳垂血也可作为血样。不采用静脉血液,血浆或血清。试纸只能一次性使用。不正确计时-将血样留得太久,会增加读值。擦拭血样过早会减少读值。极高的血细胞比容值(>55%)其检测结果可能会低于实际值15%,血细胞比容过低(<35%)其检测结果可能会低于实际值10%。标准比色板可能因批次不同产生色阶,应参阅说明书进行操作。 注意事项 购买要点 在购买血糖仪试纸时,一定要注意:血糖仪试纸和血糖仪是配套使用的,血糖仪试纸应该购买与血糖仪品牌型号相搭配的血糖仪试纸产品。 另外,血糖仪试纸多少钱不是问题,重要的是血糖仪试纸的质量直接影响测量结果,因此大家在关注血糖仪试纸价格行情的同时,更应尽量购买质量好的品牌产品。 使用要点 1、血糖仪试纸储存温度为4-30℃; 2、不使用含碘物品消毒; 3、尽量从包装袋或试瓶,3分钟完成测试,如检测试纸暴露在空气中时间过长,将导致测试偏差; 4、检查血糖仪显示校正代码是相同的测试外包装上校正码一致。如果没有,按“设置校正码”改正; 5、不要尝试吸口紧压缩的手指,否则它会阻止吸血的通道,由于气血不畅,导致错误的结果; 6、打开铝箔包装袋或试瓶试纸,试纸瓶装酒吧后,立即打开盖子的瓶子盖,防止受潮; 7、不感冒,避免潮湿,高温的阳光,没有包装; 8、不要弯曲,剪切或改变试纸; 9、避免污垢,食物或液体的污染测试。只有在你的手中清洁,干燥,可触摸试纸条表面;