模拟式万用表亦称指针式万用表,主要由测量机构、测量线路、转换开关三部分组成。测量机构的作用是把过渡电量转换为仪表指针的机械偏转角,万用表的测量机构通常采用磁电系直流微安表,其满偏电流为几微安到几百微安。满偏转电流.越小的测量机构灵敏度越高,万用表的灵敏度一般用电压灵敏度来表示。
测量线路的作用是把各种不同的被测电量(如电流、电压、电阻等)转换为磁电系测量机构所能接受的微小直流电流(即过渡电量)。转换开关的作用是把测量线路转换为所需要的测量种类和量程,万用表的转换开关一般采用多层多刀多掷开关。图1-1为MF47型和MF500型万用表的外形图。
其中,M表示模拟,F表示复用,万用表的基本工作原理主要是建立在欧姆定律和电阻串并联规律的基础之上。