利用产品配备的“专用板钳” 将接长杆螺孔内的“螺圈”旋出、拿下“压缩弹簧”,并小 心将“内量杆”取出,用螺丝刀松开 “紧固螺钉”(红色油 漆封口处),再用钎丝杆插入 “调整测头”小孔内并来回 转动该测头即进行“内量杆”尺寸大小的调整。 此调整须严格按《国家检定规程》要求 “等温”!为确保调整尺寸的准确性, 该项调 整可能会反复多次。 ①零位不准 若零位不正确则应调整,其调整方法与外径千分尺相 同。 · 测量前,必须校对深度千分尺“零位”。 深 度 千 分 尺 ②压线或离线 A.将“固定套管”上的“螺钉”(M2.5 发黑螺钉)松开,利 用“扳手”(产品附件)来回转动并沿轴向 “前、 后”移动“固 定套管”。向前(即向左)则调整压线,向后(即向右)则调 整离线。 B.当“压线或离线”差异比较大时,其调整参见外径千 分尺“压线或离线(b)种方法。 · 在更换“测量杆”时,由于拧紧程度不 同,将直接影响深度千分尺的“示值误 差”(即测量精度)。因此,在更换“测 量杆”后,必须用“校对量杆”(产品附 件)或“量块”校正。 ·“表盘”零刻线旋转范围在“活动测 砧”中心线的垂直方向正负 l0 格刻度线 内,若超过此范围则示值稳定性视为“超 差”。 · 用于“比较测量”时的调整方法。即: 转动“微分筒”至被测工件尺寸的“公称 尺寸”,紧固“锁紧旋钮”。将“量块 组”(等于公称尺寸)放在两测量面间, 按几下“按钮”,当“指针”稳定后转动 “调零机构”,使表盘零刻线与指针重 合。此时,再按几下“按钮”,使指针与 零刻线重合稳定后,即可以进行测量。 · 在测量过程中应经常注意检查“零位” 的正确性,如发现有误应及时重新调整。 · 测量前,应按被检工件螺纹的螺距、牙 型角,选择相应规格的一组“测头”。