序号 单位 姓名 卡号 还款金额 628366--3023 13,984.60 628366--7868 5,760.00 628366--4088 1,800.00 628366--3023 1,510.00 谢谢阅读。 2012-6-30 XD-WSS-1型水介式超声波水(液)位计 数据采集、数据传输一体化 1.简介 XD-WSS-1 型水介式超声波水(液)位计产品水文仪器许可证号: XK07-002-00018,为水利部重点科技推广项目。产品由现代超声波技 术、微电子技术、现代通讯技术组合而成,是以水为介质的沉底隐装 型自动水位计量采集和GPRS 无线传输一体化产品,适用于水库、灌 区领域的水位采集,大坝渗漏监测等,是灌区信息化的实用型选择。 2.主要配臵 水位计室内机/水位计外用机(根据客户要求选用其一)b.换能器及缆线 图2-1 水位计及换能器(左为室内机,右为外用机) 3.主要特点 水位数据采集、RTU功能和GPRS 无线传输模块一体化; 安装简便,廉价PVC管替代建造测井的土建工程及费用; 水位测量精度高,有cm级和mm 级二种精度可供选择; 工作量程0.1m—30m (按规格不同) 测量误差1cm、 2mm(按精度要求) 工作频率200—800kHz(按规格不同) 测量盲区10cm—25cm(按频率和量程不同) 数据处理及传输方式RS232/485 串口 GPRS 无线数传 供电电源DC12V 5.仪器系统工作流程 5.1 仪器应用连接示意框图 5.2 仪器工作方式 超声波水位计机内嵌数据处理及 DTU 通讯模块,可由信息中心通 过无线公共网络(GSM/GPRS)向仪器发送测量工作指令, 同时,仪器 将测量的水位数据通过无线公共网络发到中心主站服务器中。 超声波水位计也可由计算机近距离直接控制定时段自动测量,并 将测量数据存贮以备调用。 5.3 仪器具体连线与功能应用 5.3.1 按照仪器室内机背板(图5-2)上的标识连线 将电源DC12V按标识接入插座; 将RS232串口与计算机连接。 10 图5-2 仪器背板 5.3.2 RS232 串口针脚连线定义: 脚用于数据传输;3脚用于计算机向水位计发送测量工作指令; 脚为接地。5.3.3 水位计数据通讯格式 数据通讯格式: $个十百千万 波特率: 9600bps 5.3.4 电脑显示程序安装应用: 电脑显示应用软件由公司用电子邮件的方式传递给客户,客户可 下一载到计算机硬盘。用鼠标直接双击安装程序,不用修改任何设臵 参数,直接点下一步,直至程序安装完成。程序自动安装在 ProgramFiles 目录下。 双击打开软件(见图 5-3),每次运行软件,需要进行“串口设 臵”,才能通过串口接收水位数据。串口设臵时,只需在“串口选择” 的选择框内选择水位计连接的通讯串口编号,其它设臵默认即可(见图5-4)。 图5-3 图5-4 5.3.5 启动工作与调整 11 在仪器与相关设备连接完成后,启动面板上的开关,仪器即处于 待机状态,内嵌的通讯模块接收由信息中心定时发出或人工发出的招 测工作指令,仪器由待机状态转换为工作状态,将测量的水位数据发 送至信息中心。 6.换能器水下固定安装 本水位仪是以水作为测量传播媒介,其换能器隐匿安装于水底, 其声脉冲向上发射至水面返回由换能器接收而进行水位测量。根据应 用现场的不同,有以下几种安装方式。 6.1 梯形断面水位测量点安装方式:(见图6-1、 6-2、6-3、6-4、6-5) 根据现场实际情况,在紧挨渠道的堤坡上垂直埋下一套PVC 构,达到水文测量的静水井功效以取代土建工程井。具体操作是:1、将配件中的Φ75*Φ50 PVC三通管及其它 PVC 附件取出, 根据需要在当地购臵一定长度的Φ75 和Φ50 的PVC 2、根据渠堤面到渠底的垂直高度,合适裁取一定长度的Φ75PVC管和一定长度的Φ50PVC 连通管,一并与三通相连接并垂直埋入渠堤 断面中。Φ75PVC 管底部尽可能与渠底水平并要求较高的垂直度(声 脉冲直线反射运行的需要);过滤网与Φ50PVC 连通管顶端相配接。 3、将相应长度的Φ50 的PVC 管与装配有换能器的Φ50 的PVC PVC静水 管中;另在Φ75 PVC静水管上端锯开一个小口便于电缆线横向隐 匿掩埋至电线杆旁通向仪器箱内。 4、用盖板将Φ75 的PVC 静水管盖住,加土或草皮掩埋即可;一12 旦灌期结束可将其取出带回入库存放,下一年度再放臵应用。 图6-1 梯形断面安装示意图 6-2 PVC 套筒安装细节示意图 6-3 PVC 套筒实物拼装示意图(1) 6-4 PVC 套筒实物拼装示意图(2) 6-5 PVC 套筒实物拼装示意图(3) 6.2 闸、渠垂直建设物水位测量点安装方式 闸壁、渠壁等设安装点, 可将换能器固定在 50mm—70mm PVC静水管底部,并直接将PVC 管垂直固定在建设物壁面上即可(安装方 式一),也可将换能器配装在 型弯角件上,长边部分直接固定在建筑扬垂直面上(安装方式二)。 图6-3 垂直渠壁安装示意 13 6.3 水库、湖泊、干渠的水位测量点安装方式: 将换能器直接安装在水尺桩上(方式一),或在低水位处垂直埋 设专制的固定插件,将配装有换能器的L 型弯角件与其固定(安装方 式二),电缆线沿堤坡掩埋,仪器臵于机房内或选用外用机型予以掩 埋在堤坡处。(见图6-4) 图6-4 换能器、外用机安装示意 6.4 安装应注意的问题 1、安装换能器时,其表平面必须尽量调整到水平向上,便于声 波的垂直发射和接收; 2、安装换能器时尽量满足能测量最低水位,同时顾及到超声波 有一定的测量盲区(从声换能器表面向上一段距离无法测量)的原理 特性,量程在10m 以内的仪器盲区约为20cm。 3、安装换能器时注意不能靠近水底淤泥,以免被淤埋影响正常 使用。 4、外用机是全密封防水的,掩埋时注意用重物压住填实,以免 涨水时漂浮到水面,造成盗损。 6.5 仪器测量调整与渠底0 位值设定 根据水利渠系流量、水位计量要求,一般以渠底设定为0 水位, 本仪器内装臵有用于0 水位调整设定功能的拨码条。 仪器和换能器安装完成后,在有一定水位高程的情况下开机计量 14 调试,此时显示出的计量数据为换能器表面到水平面的距离;此数据 与从渠底到水面的实际水位高度有一定的差值,这就需要用拔码装臵 将仪器测量并显示的数据与实际水位数据调整一致。 拨码块装臵在仪器的下层电路板上,打开仪器盒,旋掉上层线路 板螺钉,水平拔起上层线路板,即可在下层电路板进行拨码设定操作。 图6-5 拨码块示意图 6.5.1 拨码数值计算 实际水位高度-水位计当前显示距离=差值(拨码数值) 根据计算出的拨码数值,运用二进制或十进制的加法,将相对 应的数字键拨至ON 位,都可以达到准确显示出实际水位的目的。 例:假设当水位计安装好后测量显示的水位值为 225cm,而当 时水位的实际高度为317cm 时,317-225=92,即二个数的差值为92cm。 例图6-6 6.5.2 二进制数值拔码具体操作步骤: 运用机算机中windows 附件的“计算器”,将上述计算十进制“差值”转换成二进位数表示值。 打开计算器,点击“查看”工具条,选择“科学型”,在计算器 中输入十进制差值数“92”,点击“二进制”, 计算器数值结果显示 窗出现二进制转换表示值”1011100”。 15根据二进制数值,从低位到高位把1 对应的拨码键拨到ON 对应的拨码键保持原位不变,例:二进制数101100 对应的是低位拨 号键,将这几个键位拔到ON即可。(见图6-7) 6-7 拨码92cm 实际例图 注意:拔码操作时请注意实物拔码块和示意图的方向差别 设定完成后,将电路板按原样插回,再次启动仪器测量,此时仪 器显示数据与实际水位值可保持一致。 重新将仪器盒装好,如是外用机,合盖时一定须对称旋紧密封盖 板上的螺钉,以防有水渗入,造成电路短路。 6.5.3 十进制数值拨码操作步骤 如没有十进制与二进制数值进行转换的条件,则可使用相对繁琐 的十进制数值拔码方法。参照拨码键位上方对应的数字,如果没有相 同的数字,则选择比它小且最接近的数字作为减数,直至结果为0。 以上例中92 为例进行拔码操作: 1、根据拨码原则(选择比设定值小且最接近),因为 92 没有直 接对应的数字位,所以,在拔码盘中首先选择比 92 小且最接近的数 值是64,其对应键位是2,将键位2 的滑动块拨到ON 方向即可; 用92 减去最大接近值64 92-64=2816 2、同理,再选择比余数 28 小且最接近的数值是 16,其对应的 键位是4,将键位4 的滑动块拨到ON 方向; 用28 减去最大接近值16 28-16=123、以此类推,余数12 的最大接近值8 所对应的是键位5 键位5的滑动块拨到ON 方向; 12-8=4 4、余数4 有直接对应的键位是6 号,将键位6 的滑动块拨到ON 方向,此时余数为0 即完成拔码程序 4-4=0;5、拨码完成后,拔动结果与二进制拔动结果一致(见图6-7)。