动态检影时两眼注视 眼前五米以内的目标,并跟随目标的移动而移动。 从上面不难看出动态检影与静态检影的主要区别在于检影时调节与集合 是否处于活动状态,下面我们看看动态检影与静态检影的其他区别。 注视目标的距离不同静态检影要注视大于或等于五米距离的目标,使调节与集合处于相对静 止或在放瞳后调节与集合处于绝对静止状态。 而动态检影则要求注视小于五米的近处目标,并随着距离的改变而改变, 也就是说动态检影时的调节与集合始终处于调节状态。一般目标附加在检影 镜的筒身上。 环境要求不一样静态检影一般要求在暗室进行,因为在按时中调节里才能彻底的放松。 而动态检影则需要一定的照明,以保证被检者能够清楚的看见近处目标,使 调节与集合始终处于活动状态。 检影距离不同静态检影采用固定距离检影也就是说整个检影过程保持一个固定的距离 不变,而被检者始终注视原出的目标。一般检影距离采用 1m、0.67m、0.5m 三种,检影者可根据自己的习惯和身体条件选择合适的距离。 动态检影时检影距离是在不断改变的,而被检者的调节力与集合也要随 着检影距离的改变而改变。也就是说被检者的调节与集合随着检影的进行而 始终处于运动。 检查的目的不同静态检影只是检查屈光不正的度数,就是我们说的验光。而动态检影可 以检查调节功能,并能通过对调节的测定辨别真性近视与假性近视。 六.检影验光中常见问题及解决方法 一.远点与检影距离的关系 (1)在检影验光中远点的位置与检影距离的位置关系 在实际检影验光中如果远点距离等于检影距离,那么此时应该看到的是 逆动像,而非中和像。 由图可以看出,如果远点位置在一米处,而检影位置也在一米处时光线 经过检查者的屈光系统后成像与视网膜前,由检影原理可知,此时的影动应 为逆动。只有检影距离向前移动至焦点正好成像于视网膜上时影动才能变为 不动。所以检影距离应小于远点距离。例如,远点的位置在一米处,要想看 到中和像那么检影距离必须小于一米,此时的检影距离大约在 92~94cm 置上。因此,当你对检影距离与加光感到有疑问的时候千万不必紧张,这只是一个正常的光学现象而已。因此,动态检影中视标的位置应大于检影的距 离,例如放在检影镜的筒身下方。 (2)在检影验光时可能会出现一种假影动。例如已经达到中和点了,但 是经常有人还能看到逆动影动,认为此时还未达到中和点。其实这是因为检 影镜的摇动范围超出瞳孔区