HT-TC电缆故障测试仪、电缆故障检测仪、高压电缆故障测试仪、电缆故障仪、定点仪、路径仪、电缆故障寻径仪、电缆故障寻踪仪、便携式电缆故障定位系统 、电缆故障闪测仪、电缆故障定点仪、电缆路径仪 1、应用范围及用途 此电缆故障检测仪可测试各种型号的电力电缆(电压等级1KV~35KV)和市话电缆、调频通信电缆、同轴电缆 及金属架空线路上发生的短路、接地、高阻泄漏,高阻闪络性故障和电缆的断线、接触不良等故障。并可测 试电缆的长度和电波在电缆上的传播速度。 2、最远测试距离:32km(明线可达100千米) 3、探测盲区:1m 4、读数分辨率:1m 5、功耗:5VA 6、使用条件:环境温度:0℃~+40℃ 极限温度:-10℃~+50℃ 相对湿度:≤90%RH 7、体积:225×165×125mm3 8、重量:2kg 1、电缆故障测试仪使用方法 2、电缆故障测试仪有什么特点 3、直埋电力电缆故障点的查找方式 4、电力电缆故障点测试几则 5、电缆故障点的四种实用测定方法 电缆故障的测试是基于电波在传输线中的传输时遇到线路阻抗不均匀而产生反向的原理。 根据传输线理论,每条线路都有其一定的特性阻抗Zc,它由线路的结构决定,而与线路的长度无关。在均匀传输线路上,任一点的输入阻抗等于特性阻抗,若终端所接负载等于特性阻抗,线路发送的电流波或电压波沿线传送,到达终端被负载全部吸收而无反向。当线路上任一点阻抗不等于Zc时,电波在该点将产生全反射或部分反射。反射的大小和极性可用反射系数P表示,其关系式如下: 式中:Zc为传输线的特性阻抗 Zo为传输线反射点的阻抗 (1)当线路无故障时,Zo=Zc,P=0,无反射。 (2)当线路发生断线故障时,Zo=∞,P=1,线路发生全反射,且反射波与入射波极性相同。 (3)当线路发生短路时,Zo=1,P=-1,线路发生负的全反射,反射波与入射波相性相反。 当线路输入一个脉冲电波时,该脉冲便以速度V沿线路传输,当行Lx距离遇到故障点后被反射折回输入端,其往返时间为T,则可表示为: V为电波在线路中的传播速度,与线路一次参数有关,对每种线路它是一个固定值,可通过计算和仪器实测得到。将脉冲源的发射脉冲和线路故障点的反射波以一显示器实时显示,并由仪器提供的时钟信号可测得时间T。因此线路故障点的距离Lx便可由(2)式求得。不同故障时的波形图如图1所示。 对电缆的低阻性接地和短路故障及断线故障,及冲法可很方便地测出故障距离。但对高阻性故障,因在低电压的脉冲作用下仍呈现很高的阻抗,使反射波不明显甚至无反射。此种情况下需加一定的直流高压或冲击高压使其放电,利用闪络电弧形成瞬间短路产生电波反射。