要自行校准,没有扭矩仪是不太可能的,除非你有物理实验室的那些设备。
如果一定要说,你精确测量出力臂大小之后(轴心到施力点的距离),可以用弹簧秤/砝码加力,计算出实际施加扭矩,再和扭矩扳手的示值比较。这样校验精确度低,而且基本只能适用于表盘式扭力扳手,如果是折弯式或者响声式,则误差会非常大。
舍不得花钱买校验仪的话,可以考虑送计量所检定,或者联系你的供应商,让他们帮你想办法。
另:意大利Beta的扭力扳手都是可以免费回厂校准的。