要确保报告心搏停　止和　室颤报警,甚至在停用　HR　报警监测和心律失　常监测功能时也进行报告,请在警报管理　对话框窗　口中将　ASY/VF　报警　选项设置为时时打开(请参见　第204　页)　。　所选的心律失常模式(请参见第　107　页)控制监测　哪些心律失常参数以及如何显示这些参数。　可以在参数特定的设置页面中配置　ARR　监测功能　(请参见第　110　页)　。　在执行任何监测功能之前,请参阅　“为了您和患者　的安全”一节,从第　9　页开始。　警告　如果停用了　HR　报警和　ARR　监测,　将ASY/VF　报警　设置设为和　HR　相同,则监护仪不会生成　ASY/VF　报警。　要确保始终生成　ASY/VF　报警,　请将　ASY/VF　报警　设置设为时时打开。　注意　只要将　HR　报警关闭,就会在标题栏的最右侧字　段中显示　HR　报警关闭　标题。　如果停用了心律失常监测,将ASY/VF　报警　功能　设置为和　HR　相同　并停用了　HR　报警,则会显示　HR、　ASY、　VF　关闭　标题。　注意　如果启用了法国　NFC　模式　(请参见第　206　页)　,　则无法停用　HR　报警。　ECG、心律失常和　ST　段106　使用说明　Infinity　Acute　Care　System　–　M540　患者监护仪软件版本　VG2　选择　ARR　导联　为准确地进行　ARR　监测,　选择合适的导联是至关重　要的。最好分配两个最好的　ECG　导联作为　ARR　监　测导联。可以使用以下两个选项:　–　ECG1(单通道选项)–　专门使用选择作为　ARR　导联　1　的导联进行处理。　–　ECG1　和2(双通道选项)–　根据选择作为　ARR　导联　1　和ARR　导联　2　的导联确定心率和　ARR。　选择　ARR　导联　1　触摸　HR　参数框以直接选择　ECG　对话框窗口。　2　触摸设置　选项卡　>　ECG　2　选项卡。　3　触摸　ARR　导联　1　或ARR　导联　2　选项卡。　4　触摸相应的导联,　然后触摸　X　以关闭对话框窗口。　注意　将M540　插接到　IACS　配置时,　Cockpit　中的最上　面两个　ECG　波形通道就是　ARR　导联　1　和ARR　导联　2。　使用说明　Infinity　Acute　Care　System　–　M540　患者监护仪软件版本　VG2　107　ECG、心律