由于套损影响感应电流的大小,产生的感应电动势E将反映套损状况。单层管柱产生的感应电动势E1与管柱壁厚h1、磁导率u,电导率σ等参数有关,双层管柱产生的感应电动势E2除与上述参数有关外,还与外管柱壁厚度h2有关。同时测E1、E2时,就可以计算出内、外管柱的厚度。在管壁上有损坏,其u、σ将发生变化,测得的感应电动势将反映损坏情况,可计算出损坏部位的平均壁厚(视厚度)。 电磁探伤测井仪可以与自然伽马仪、温度仪组合测井,后二者用于“校深”和测量井内流体温度场的变化。 1、套管或者油管中测量; 2、仪器能下入到测量井深; 3、井筒干净无污物。 1、测井前准备,准备施工基础数据、井筒状况、仪器工具等。 2、到达井场,摆放测井车辆,连接和检査仪器,测前刻度,仪器下井。 3、到达测量井段以下后,按规定的速度匀速上提测井仪至测量井段上界以上。 4、测井完成,检查资料,起出仪器,资料送达资料解释室,解释处理。