先概略整平仪器,然后在水准仪的一个方向精确整平管水准气泡,把仪器旋转180度,看气泡是否还在中心,如果还在中心则表示气泡没有问题,否则需要校正,校正是用改针,旋转气泡下面的螺丝,使得气泡移动至中心距离的一半,再把仪器精确整平,旋转180度,看是否已经校正好,如果没有则继续按前面所说的方法校正,直到完全校正好为止。