实验一 通风管道风压的测定 一、实验目的及内容 1�了解压力计、皮托管的构造原理�掌握使用方法。 2. 掌握风管中点压测定方法�验证不同状态�压入式通风与抽出式通风�下�全压、动压、静压间的关系。�即静 动 全� � h h h � 二、实验所用仪器构造原理 YYT—200B斜管压力计是一种可见液体弯面的多测量范围液体压力计。如原理示意图所示� 原理示意图 当测量压力时�需要把测量压力的空间和宽广容器相连接。而当测量负压力时�则与倾斜管相连通。在测量压力的情况下则把较高的压力和宽广容器接通�把较低的压力和倾斜管接通。 设在所测压力的作用下�与水平线之间有倾斜角度α的管子内的工作液体在垂直方向升高了一个高度1h �而宽广容器内的液面下降了2h �这时在仪器内工作液体高度差将等于� 2 1h h h � � �1� 式中� � nSin h �1 �2� 假如�1F —管子的面积 2F —宽广容器的截面积 那么有 2 2 1h F nF � �3� 也就是在倾斜管内所增加的液体体积1nF �等于宽广容器内所减少的液体体积2 2 hF 。 把式�2�和式�3�所得的1h 和2h 的数值代入式�1�中可得到� ) (21FFSina n h � 或 ) (21FFSind n h P � � � � � 式中�P—所测水柱高度�毫米� n—倾斜管上的读数�毫米� � —工作液体的比重�克/3cm ��酒精 0.8 克/3cm 三、实验方法及仪器 1.试验方法�采用皮托管压差计法。 每组试验设备可同时容纳两组�每组 5 人�每套装置两侧各一组�每组使用抽出段、压入段测点各一个。 2�每组仪器� YYT—200B 型斜管压力计 1 台 皮托管�4mm� 2 支 胶皮管 4 支 钢卷尺 1 把 3.实验步骤� �1�将皮托管传压置于中心点处�管头迎着风流方向。 �2�将仪器控制阀门置于“校正”位置后�调平仪器底盘。�将底盘上的水准泡调至圆环中央� �3�根据测定压力值大小�选定仪器倾斜系数。�选定时要有足够余量�以免酒精溢出� �4�旋动零位调节装置�调节斜管中酒精液面�使之刚好与零刻度相切。 �5�按所测压力�用胶管连接仪器端口和皮托管相应端。 �6�开动风机读取相应压力值。 �7�测定上述压力后�将仪器控制开关置于校正位置后�更换胶管连接法�按上述方法测其余压力。 四、实验报告内容 1.绘出不同通风方式时�测定风管中心点风流的静压、动压、全压所用的仪器连接示意图及斜管压力计水面位置关系�斜管计用 U形管表示�。 2.按下表填入测量数据� 表 1 通风 方式 全 压 动 压 静 压 风管测 点号码 仪 器 倾斜系数 读数 压力 仪 器 倾斜系数 读数 压力 仪器倾斜系数 读数 压力 抽出式 压入式 3.将实验结果带入下式�一般Δ值不应超出±5�。 % 100) (�� �� �全静 动 全hh h h 4.验证�静 动 全� h h h � 2005 级试验时间� 2008 年 3 月 7 日 2006 级试验时间� 2009 年 3 月 2 日 实验一 通风管道点压测定 一、实验目的及内容 掌握风管中点压测定方法�验证不同通风方式�压入式通风与抽出式通风�下�全压、动压、静压间的关系�即静 动 全h h h � � �。 要求有数据计算过程。 二、实验方法及仪器 1�实验方法 �1�采用皮托管压差计法 本实验如图 1 所示。每台实验设备同时容纳学生 4-6 人�分成两组�每组 2-3人。每组使用抽出段�1、2、3、4��压入段测点�5�6�各一个。 图 1 点压测定 �2�每组仪器�YYT 1 台�皮托管 2 支�胶皮管 4 支。 2�实验步骤 �1�将皮托管传压头置于风管中心点处�管头迎着风流方向。 �2�将仪器控制阀门置于“校正”位置后�调平仪器底盘�将底盘上的水淮泡调至指标圆环中央�。 �3�根据测定压力值大小�选定仪器倾斜系数�选定时要有足够余量�以免酒精溢出。没有把握时�选最大系数�再由大向小调整�以增加精度。 �4�旋动零位调节装置调节斜管中酒精液面�使之酒精孤面刚好与零刻度线相切。 �5�按所测压力用胶管连接仪器端口和皮托管相应端。 �6�开动风机�读取相应压力值。 �7�测完上述压力后�将仪器控制开关置于校正位置后�更换胶管接法�按上述方法测定其余压力。 注意�测定压入式三个压力时�将出风口闸门关闭 2/3。 3�实验要点 �1�为了增加测定的准确性�仪器内的酒精必须经常更换�否则�使用前必须对仪器进行校正。 �2�实验者必须通晓仪器的原理及结构�具有判明仪器指示是否正常的能力。排出斜管中气泡时�要监视斜管液面�以免将酒精吹出。 �3�连接仪器接口前必须正确判明压力大小�保证仪器“+”端�接高压力�“-”端接低压力。 �4�按实验报告内容逐项记录�仪器读数乘以仪器倾斜系数即所测压力值�水柱。 �5�酒精内一般不宜添加颜色。 �6�将实验结果代入下式�计算误差 S�一般 S 的值不应超出 � 5%范围。 %hh h hQJ D Q100 S �� �� 式中 Qh ——全压�帕� Dh ——动压�帕� Jh ——静压�帕。 4�实验图表 压力 测项 通风 方式 全 压 动 压 静 压 仪器倾斜系数 读数 (毫米) 压力 �帕� 仪器倾斜系数 读数(毫米) 压力�帕� 仪器倾斜系数 读数(毫米� 压力�帕� 抽出式 0.4 6 23.25 0.4 45 176.4 0.4 50 196 压入式 0.4 124 486.08 0.4 42 164.64 0.4 84 329.28 抽出式� Qh =0.4×6×9.8=23.52 Dh =0.4×45×9.8=176.4 Jh =0.4×50×9.8=196 检验� %hh h hQJ D Q100 S �� �� =0.16% 压入式� Qh =0.4×124×9.8=486.08 Dh =0.4×42×9.8= 164.64 Jh =0.4×84×9.8= 329.28 % 100 . 23.52 . 196 176.4 23.52 � � � � 检验� %hh h hQJ D Q100 S �� �� =-1.6% % 100 . 486.08 329.28 . 164.64 486.08 � � � �