品名:环标刻度吸管、分度吸量管、刻度移液管货号:1630、1630A规格容量:0.1ml 、0.2ml 、0.5ml 、1ml 、2ml、 5ml 、10ml 、15ml、 20ml、 25ml、 50ml用途分类:量出式——用于测量自量器内排出液体的体积,符号为“Ex”量入式——用于测量注入量器(内壁干燥)内液体的体积,符号为“In”准确度:A级和B级,B级比A级的容量允差大一倍。原理:挤压胶头使吸管产生负压以吸入液体刻度吸管是一种精密液体计量仪器。在使用中要注意以下几点:1、 使用前:① 观察吸管有无破损,污渍。②观察吸管的规格:所用吸管的规格应等于或近似等于所要吸取的溶液的体积。③观察有无“吹”字:若有,说明刻度到尖端,放液后需将尖端的溶液吹出,否则不吹。2、 握法:拇指和中指夹拄吸管,食指游离。3、 取液:①垂直入液 ②入液深度适中 ③洗耳球吸取 ④取液高度高于刻度2-3cm ⑤食指按紧吸管上端⑥刻度吸管提离液面⑦观察液内无气泡⑧滤纸擦净管壁。4、放液至刻度:①刻度吸管垂直②右眼与刻度线平行③轻轻松开食指(转动刻度吸管),使液面缓慢降低,直至最低点与刻度线相切。5、 放液至容器:①刻度吸管垂直②容器倾斜45℃③使溶液自然流入容器,注意吹与不吹。6、 一根吸管只吸取一种试剂,用后立即浸入水中