测量直流偏置。为了测量直流偏置,U2044B假设函数发生器的幅度和频率设置为任意值。示波器设置为直流耦合。
在图8. 71(a)中,函数发生器的直流偏置调节到正的最大值。测量并且记录这个值。
在图8. 71(b)中,直流偏置调节到负的最大值。测量并且记录这个值。
测量三角波输出。选择函数发生器的三角波输出。示波器设置为交流耦合。
在图8. 72(a)中,函数发生器的幅度和频率设置为最小值。测量并且记录这些值。
在图8. 72(b)中,幅度和频率设置为最大值。测量并且记录这些值。
测量脉冲输出。选择函数发生器的脉冲输出。示波器设置为直流耦合。
在图8. 73(a)中,以基线为基准的函数发生器的振幅和频率设置为最小值,占空比调节到最小。测量并且记录这些值。占空比用百分数表示。
在图8. 73(b)中,振幅和频率设置为最大值,占空比调节到最大。测量并且记录这些值。占空比用百分数表示。