优点及用途1、单一的离子阱可实现多级串联质谱MSn;2、结构简单,性价比高;3、灵敏度高,较四极质量分析器高10~1 000 倍;4、质量范围大(商品仪器已达6 000)。这些优点使得离子阱质谱计在物理学、分析化学、医学、环境科学、生命科学等领域中获得了广泛的应用。原理:用一个脉冲将离子源中的离子瞬间引出,经加速电压加速,它们具有相同的动能而进入漂移管,质荷比最小的离子具有最快的速度因而首先到达检测器,质荷比最大的离子则最后到达检测器。飞行时间质量分析器既不用电场也不用磁场,其核心是一个离子漂移管。离子源中的离子流被引入漂移管,离子在加速电压V的作用下得到动能。然后离子进入长度为L的自由空间,即漂移区,假定离子在漂移区移动的时间为T。。可以看出,离子在漂移管中飞行的时间与离子质荷比的平方根成正比,对于能量相同的离子,质荷比越大,达到检测器所需的时间越长,根据这一原则,可以把不同质荷比的离子因其飞行速度不同而分离,依次按顺序到达检测器。漂移管的长度L越长,分辨率越高。飞行时间分析用具有大的质量分析范围和较高的质量分辨率,尤其适合蛋白等生物大分子分析。优点:a)从原理可知,飞行时间质谱计检测离子的质荷比是没有上限的,这就特别适合于生物大分子的测定。如:用TOF测定单克隆的人免疫球蛋白,分子量已高达982000 2000u。 b)飞行时间质谱计要求离子尽可能“同时”开始飞行,适合于与脉冲产生离子的电离过程相搭配,分析适用于脉冲离子化方式(如MALDI)的大分子量的多肽、蛋白质。 c)扫描速度快,适于研究极快的过程。 d)结构简单,便于维护。