工作原理:直流电流表主要采用磁电系或电动系测量机构,这些测量机构的测量基本量是电流,可用来直接测小电流。对于大量值的直流电流,磁电系测量机构要使用分流器,也就是并联电阻。
直流电流表的作用是将大部分被测电流分流。对约10A以下的电流多采用内附分流器;对更大的电流值,则使用专用分流器。
采取四端结构,具有两个电流端,两个电位端。其电阻值的选择条件为:当标称电流通过该分流器时,其电位端间的电压为45mV或75mV;以量程为45mV或75mV的磁电系毫伏表测此电压值,而表盘上则以电流值刻度。
直流电流表电路图:
扩展资料
直流电流表的主要参数
1、量程:即满刻度时的电流值,以Im表示,实验室常用的直流电流表有时有几个量程可供选择,相应地有两个以上的接线柱,一个是公用端,另外几个接线柱上标有对应的量程:
2、内阻:电流表的内阻非常小,用以减小测量时电流表上的压降。
3、精度等级:按国家标准规定,电流表一般分为7个准确度等级,不同准确度等级的电流表测量结果具有不同的精度。
参考资料来源:搜狗百科--电流表
参考资料来源:搜狗百科--直流电流表