容量瓶的正确使用方法和步骤 容量瓶主要用于准确地配制一定浓度的溶液。它是一种细长颈、梨形的平底 玻璃瓶,配有磨口塞。瓶颈上刻有标线,当瓶内液体在所指定温度下达到标线 处时,其体积即为瓶上所注明的容积数。使用容量瓶配制溶液的方法是: 1、使用前检查瓶塞处是否漏水(新购入清洗后检查)。具体操作方法是:在 容量瓶内装入半瓶水,塞紧瓶塞,用右手食指顶住瓶塞,另一只手五指托住容 量瓶底,将其倒立(瓶口朝下),观察容量瓶是否漏水。若不漏水,将瓶正立 且将瓶塞旋转 180° 后,再次倒立,检查是否漏水,若两次操作,容量瓶瓶塞周 围皆无水漏出,即表明容量瓶不漏水。经检查不漏水的容量瓶才能使用。 2、把准确称量好的固体溶质放在烧杯中,用少量溶剂溶解。然后把溶液转移 到容量瓶里。为保证溶质能全部转移到容量瓶中,要用溶剂多次洗涤烧杯,并 把洗涤溶液全部转移到容量瓶里。转移时要用玻璃棒引流。方法是将玻璃棒一 端靠在容量瓶颈内壁上,注意不要让玻璃棒其它部位触及容量瓶口,防止液体 流到容量瓶外壁上。加入适量溶剂后,振摇,进行初混。 3、向容量瓶内加入的液体液面离标线 0.5~1 厘米左右时,应改用滴管小心滴 加,最后使液体的弯月面与标线正好相切。若加水超过刻度线,则需重新配制。 4、盖紧瓶塞,用倒转和摇动的方法使瓶内的液体混合均匀。静置后如果发现 液面低于刻度线,这是因为容量瓶内极少量溶液在瓶颈处润湿所损耗,所以并 不影响所配制溶液的浓度,故不要在瓶内添水,否则,将使所配制的溶液浓度 降低。 5、开盖回流:混合后,小心打开容量瓶盖,让瓶盖与瓶口处的溶液流回瓶内, 再盖好瓶盖,再用倒转和摇动的方法使瓶内的液体混合均匀。