大华电子台秤的使用方法,有谁知道大华电子台秤的使用方法,本文着重介绍了大华电子台秤从开机、置零、去皮等功能的使用方法。
开机:
(1)将秤置于结实、平稳的平面上,插上电源插头,开启仪表开关,电子秤依次闪烁自检显示“8.8.8.8.8.8.”,型号显示“dh3.3”,电压显示“dc--XX”。
(2)电子秤正常工作电压为3.8—4.5V,在没有交流电的场合时,当电池电压到3.8V时,电池灯亮;当电池电压到3.7V,窗口显示“Lo”,表示电池电压不足,此时无法称重,需插上交流电源充电。电子秤可边充电边称量。充电时只要插入交流电源,即可充电。也可一边工作一边自动充电,一般充10小时即可。充电时交流指示灯亮。
置零:
当重量窗不显示“0.000”时,可以用【置零】键将数据恢复零位,但重量不能超过满量程的4%。例如:150kg的秤,置零的最大范围为6000g,否则不能置零。
去皮:
当被称物品需要去皮时,重量窗不在“0.000”,可以按【去皮】键使之为“0.000”。