宜首先选择混凝土浇筑方向的侧面进行水平方向测试。如不具备 浇筑方向侧面水平测试的条件,可采用非水平状态测试, 或测试混 凝土浇筑的顶面或底面。 混凝土表面受到回弹仪的弹击将产生塑性变形和弹性变形,将弹性变形能量(剩余能量)与弹击能量(初始能量)之比定义为 回弹值,这就是回弹仪的基本工作原理。 根据各测区回弹值,16个点去掉3 个最大值和3 个最小大值后 求平均值,进行非标准状态的修正,查表取得对应测区的混凝土 强度值。最后按下列情况推定结构混凝土的强度。 (1)按单个构件检测时,单个构件的混凝土强度推定值取该构件各测区中最小的混凝土强度计算值; 1nccmf?fcuSfcu?ni?1式中ccu1c2c2(fcu)?n(mfcu)n?1 (3)当同批测区混凝土强度换算值的标准差过大时,批构件的混凝土强度 cmfcu,mincfcu,min,jccu,min1mc?fcu,min,imi?1——批中各构件 中最小测区强度换算值的平均值MPa; 个构件中的最小测区混凝土强度换算值MPa; (4)按批抽样检测时,若全部测区强度的标准差出现下列情况时,则该批构件应全部按单个构件检测和推定强度: c1、当混凝土强度等级低于或等于C20时:Sfcu 4.5(MPa) c2、当混凝土强度等级高于C20时:Sfcu 5.5(MPa) 篇八:实验二回弹法测混凝土强度 使学生了解回弹仪的基本构造、基本性能、工作原理和使用方法。 使学生熟悉和掌握回弹法检测混凝土抗压强度的技术规程,并能根据实验结果分析计算出混凝土的抗压强度。 HT-225型混凝土回弹仪(冲击能量2.207J);GZ16 型钢砧 仪器壳4.指针滑块 刻度尺6.按钮 10.卡环11.尾盖 12.压力弹簧13.挂钩 16.弹击弹簧17.弹簧座 18.密封毡圈19. 20.调整螺栓21.紧固螺母 回弹仪法是利用混凝土的强度与表面硬度间存在的相关关系,用检测混凝土表面硬度的方法来间接检验或推定混凝土强度。