本贴为华谊PEAKMETER MY65万用表测评第二部分,第一部分请看:华谊PEAKMETER MY65万用表测评(一)
三、电阻测试
1、测试夹内阻
2、0.33R,由于此款万用表为四位半精度,这里对小于1欧的电阻也做了测试,由于基准中没有小于1欧的电阻,所以找了一个0.33欧的水泥电阻用电桥测试做对比。
3、1R
4、10R
5、100R
6、1K
7、10K
8、100K
9、910K
10、电阻基准
11、电阻对照表
从电阻的测试中,我们看到总体情况还可以,只有0.33欧姆测试略有超标,其他数值测试都能满足厂家给定的精度指标。
四、电容测试
关于用万用表测试电容,我个人始终认为,电容测试涉及的指标很多,也比较复杂,在使用万用表测试电容这一点上,与电桥测试电容完全是两回事,万用表测电容,只能说是大概了解一下情况,尤其是小于100p以下的电容,许多万用表都测不准,也测不了,即使有测试数值,也相差很大,没有参考价值。所以我一般对万用表测电容无论是测试数值还是精度都相对比较宽容。虽然MY65是四位半精度,但从电容测试的情况看,结果很不理想。