千分尺的使用制作\ue006广西交通运输学校机电科滕满高 • 问题\ue006假如用精度为0.02mm的游标卡尺测量一个工件外圆\ue005该外圆的尺寸要求为0.02 \ue008 0.01mm。• 判断\ue006测量出该尺寸是否合格\ue007• 思考\ue006判断不合格\ue005而实际尺寸是合格的\ue005原因何在\ue007一、复习旧课引入新课教学流程一 • \ue0031\ue004用途\ue006测量加工精度要求较高的工件的尺寸。• \ue0032\ue004按用途\ue006可分为外径千分尺、内径千分尺、深度千分尺等等。知识点1、千分尺的用途和分类教学流程二二、利用课件内容完善 APFTGHKK’A、固定小砧F 、尺架G、固定尺K、旋钮\ue003又称微分筒\ue004K′微调旋钮P、测微螺杆T、锁紧装置H、可动尺教学流程二知识点2、外径千分尺的结构\ue006 • 螺母和螺杆制成的装置能用于测量零件尺寸吗\ue007思考\ue006• 工件测量演示教学流程二知识点2、外径千分尺的结构\ue006 012固定刻度\ue006每刻度为1毫米微分筒每转1圈\ue00350格\ue004\ue005测微螺杆就沿轴线直进\ue003或退\ue0040.5毫米\ue005那么微分筒转过1格\ue005螺杆移动了0.01mm\ue005即千分尺的精度为0.01mm。45400可动刻度\ue00650等分主尺上的0.5毫米\ue005每等分为0.01毫米半刻度教学流程二知识点3、外径千分尺的读数原理\ue006 012固定刻度\ue006读固定尺的上排刻度与微分筒交界处的值\ue005记整数。45400可动刻度\ue006读微分筒与中线对齐的格数\ue006格数×0.01mm 。测量读数=固定刻度+半刻度+可动刻度半刻度\ue006读固定尺的下排刻度与微分筒交界处的值\ue005记0.5mm小数。