实基金项目: 作者简介: 沈阳医学院高教立项课题,编号: 2013027; 201204。 奥氏粘度计测量液体粘滞系数先用待测液体清洗粘度计,放入盛好水的烧杯中, 粘度计的 刻线需在水面以下,参考中垂线,调整粘室主任,主要从事医学物理学、 医学电子学教学, 医学仪器研发, 高教研究。 收稿日期: 2014 奥氏粘度计测量液体粘滞系数的改进研究度计放在铅直方位上,将温度计插入水中。 将一定量的待测液体 一般取8ml) 注入,再把吸球嘴与 刻线为止。用手捏住胶管,取下吸球。 捏胶管的手指放开,让待测液体液面下降。当液 面降到 刻线时,秒表开始计时;液面降到 线终止计时。记下时间 时的待测液体密度ρ,已知液体的密 蒸馏水的容器瓶 将改进的实验装置在铁架台上安装好,将已知液体放入 中,待测液体放入10 将待测液体10 放到毛细管 底端,用洗耳球对准胶管 底端。拿掉洗耳球,A泡的液体在重 力作用下开始下降,当液面降到 刻线时开始计时,当液面降到 的时间t,重复实验三次。 代入中,求得待测液体的粘滞系数 玻璃制品,底部极其脆弱,因而清洗、装卸过程中极易损坏。 通过毛细管的液面高度差实时相等,需要准确称量倒入粘度计中的已知液体和待测液体的体积相等,因 而存在称量误差; 清洗粘度计时残留在 管中的定量比较液体体积不等,产生了测量误差。 型管垂直夹在试管架上,这在清洗后再安装时很难做到一致,会造成误 鉴于上述存在的问题,对原实验装置及测量过程进行了改进。 时的待测液体密度ρ、已知液 体密度的密度 奥氏粘度计的毛细管部分通过塞口 里边,使之玻璃毛细管部分受到保护不易损坏。整体装在铁架台 固定好后,不用反复拆卸,有效减少了操作误差。 刻线之间的体积,无需称量需测量液体的体积,减少了测量误差; 残留在 实验精度高、误差小,实验效果好;利用损 奥氏粘度计的毛细管、饮料瓶等为原料,仪器成本低。 测量数据分析下面是用蒸馏水做比较液体,测量酒精的粘滞系 记录与处理实验装置及测量方法的改进 实验装置改进后的测量液体粘滞系数的实验装置如图 查得25 时水的密度 待测液体存储容器酒精的密度 读得,粘滞系数 将毛细管7,温度计 温度时间 平均值102. 。查得25 时酒精的粘滞系数标准值为 10〃 09 10百分误差: 10〃09 99%学报 自然科学版),2013,13 ,赵大源〃医用物理学 北京:高等教育出版社, 2004 航,李玉生〃医用物理学实验 北京:科学出 版社,2009〃 北京:高等教育 出版社,2004〃 北京:高等教育出版社,2 00 奥氏粘度计是测量液体的粘滞系数常用仪器之一,由于其为全玻璃制品,实验中稍有不慎很容易被损坏。 利用奥氏粘度计损坏所剩的毛细管部分设计了一种新 的实验装置,本装置固定在铁架台上后不用频繁拆卸 操作,有效保持了毛细管的竖直方位,消除了液体垂 直高度差变化不一致产生的测量误差,也使实验的操 作过程大为简化; 由于毛细管部分装在盛满水的容器 中受到保护,使整个装置坚固耐用;实验中减少了液 体体积测量的中间量,有效提高了测量精度,减少了 测量误差。本装置在实际应用中取得满意的实验效果, 有进一步推广应用价值。 大学物理实验,2011,24 液体粘滞系数测量原理分析及仪器研制 欢迎订阅欢迎投稿 《高校实验室工作研究》 是由西北五省区高校实验室管理研究会合办,教育部主管,由教育部直属、 国家 “211 工程” 重点建设学校———陕西师范大学主办。创办于 1983 年,是西北地区唯一的一家在全国 高等院校和科研院所交流的综合技术性读物。多年来,我们始终坚持以专业性,知识性,实用性、可读 性及前瞻性为导向; 以西北五省区为基地,面向全国,在高等院校和主管部门范围内,就实验教学,实 室建设与管理,技术物资管理,实验新技术与方法,新成果的推广开展学术探索,沟通信息,交流经验,研究问题。旨在服务于高校的实验教学与改革,实验室的建设与发展; 服务于提高教学质量和科研 平,人才培养工作,并为社会传播、积累科学文化知识与研究成果。