本文采用高效液相色谱法,对 10%恶唑酰草胺乳油进行了定量分析,该方法操作简单,快速,准确,分离效果好,准确度和精密度均能达到定量分析要求,可以作为企业生产过程质量控制和质检机构分析检测的参考方法。1 实验部分1. 1 仪器与试剂岛津 JC -10 高效液相色谱仪,具有可变波长紫外检测器;N2000 色谱工作站;乙腈(GB/T 683):色谱纯;水(GB/T 6682 -1992):二次蒸馏水,使用前经 0. 45μm 滤膜过滤;恶唑酰草胺标样:已知准确质量分数,≥98. 0%;10%恶唑酰草胺乳油试样。1. 2 色谱条件色谱柱:BDS HYPERSIL - C 18 (250 mm ×4. 6 mm ×5 μm);检测波长:240 nm;流动相:乙腈∶水 =70∶30(v/v);流量:1. 0 mL/min;柱温:室温;进样体积:5μL;保留时间:8. 4min。