20. 距离丈量是用相对误差来衡量其精度的,该误差是用分子为1的分数形式来表示。
21. 用平量法丈量距离的三个基本要求是尺子要拉平、标杆要立直且定线要直、对点投点和读数要准确。
22. 直线的象限角是指直线与标准方向的北端或南端所夹的锐角,并要标注所在象限。
23. 某点磁偏角为该点的磁北方向与该点的真北方向的夹角。
24. 某直线的方位角与该直线的反方位角相差180 。
25. 地面点的标志,按保存时间长短可分为临时性标志和永久性标志。
26. 丈量地面两点间的距离,指的是两点间的水平距离。
27. 森林罗盘仪的主要组成部分为望远镜、罗盘盒和基座。
28. 某直线的方位角为123°20′,则它的正方位角为30320 。
29. 水准仪的检验和校正的项目有圆水准器的检校、十字丝横丝垂直与仪器竖轴、水准管轴平行于仪器竖轴。
30. 水准仪主要轴线之间应满足的几何关系为水准管轴平行于视准轴、圆水准管轴平行于竖轴、十字丝中丝垂直于竖轴。
31. 由于水准仪校正不完善而剩余的i角误差对一段水准路线高差值的影响是后视距和与前视距和之差的大小 成正比的。
32. 闭和水准路线高差闭和差的计算公式为 fh=∑hi-(hB-hA)。
33. 水准仪的主要轴线有圆水准器轴、仪器竖轴 、望远镜视准轴、水准管轴。
34. 水准测量中,转点的作用是传递高程,在同一转点上,既有本站前视读数,又有下站后视读数。
35. 水准仪上圆水准器的作用是使仪器竖轴铅垂,管水准器的作用是使仪器视线水平。
36. 通过水准管零点与内壁圆弧的切线为水准管轴。
37. 转动物镜对光螺旋的目的是使目标影像清晰。
38. 一般工程水准测量高程差允许闭和差为±40√L或±12√n。
39. 一测站的高差 0’000hab为负值时,表示A点高,B点低。
40. 用高差法进行普通水准测量的计算校核的公式是∑h=∑a-∑b=H终-H始。
41. 微倾水准仪由望远镜、水准器、基座三部分组成。
42. 通过圆水准器内壁圆弧零点的法线称为圆水准器轴。
43. 微倾水准仪精平操作是旋转望远镜微倾螺旋使水准管的气泡居中,符合影像符合。
44. 水准测量高差闭合的调整方法是将闭合差反其符号,按各测段的水准路线长度成比例分配或按测站数成比例分配。
45. 用水准仪望远镜筒上的准星和照门照准水准尺后,在目镜中看到图像不清晰,应该物镜对光螺旋,若十字丝不清晰,应旋转目镜对光螺旋。
46. 水准点的符号,采用英文字母BM表示。
47. 水准测量的测站校核,一般用双面尺法或变换仪高法。
48. 支水准路线,既不是附合路线,也不是闭合路线,要求进行往返测量,才能求出高差闭合
差。
49. 水准测量时,由于尺竖立不直,该读数值比正确读数偏大。
50. 水准测量的转点,若找不到坚实稳定且凸起的地方,必须用尺垫踩实后立尺。
51. 为了消除i角误差,每站前视、后视距离应大致相等,每测段水准路线的前视距离和后视距离之和应大致相等。
52. 水准测量中丝读数时,不论是正像或倒像,应由小到大 ,并估读到mm数。
53. 测量时,记录员应对观测员读的数值,再复诵一遍,无异议时,才可记录在表中。记录有误,
不能用橡皮擦拭,应划掉重记。
54. 使用测量成果时,对未经校核与调整的成果,不能使用。
55. 从A到B进行往返水准测量,其高差为:往测3.625m;返测-3.631m,则A、B之间的高差hAB=3.628m.
56. 已知B点高程为241.000m,A、B点间的高差hAB??1.000m,则A点高程为240.000m.
57. A点在大地水准面上,B点在高于大地水准面100m的水准面上,则A点的绝对高程是0m,B
点的绝对高程是100m。
58. 在水准测量中,水准仪安装在两立尺点等距处,可以消除i角误差、地球曲率的影响、大气折光的影响及望远镜对光调焦运行的误差。
59. 已知A点相对高程为100m,B点相对高程为?200m,则高差hAB?_+300m;若A
点在大地水准面上,则B点的绝对高程为-300m。
60. 在进行水准测量时,对地面上A、B、C点的水准尺读取读数,其值分别为1.325m,
1.005m,1.555m,则高差hBA=-0.32m,hBC=-0.55m,hCA=+0.23m
61. 经纬仪的安置工作包括对中、整平。
62. 竖直角就是在同一竖直面内,视线与水平线之夹角。
63. 用J6级经纬仪观测竖角,盘右时竖盘读数为R?260?00?12??,已知竖盘指标差
’x??12??,则正确的竖盘读数为260000’24’.
64. 经纬仪的主要几何轴线有视准轴、水准管轴、竖轴、横轴。
65. 经纬仪安置过程中,整平的目的是使水平度盘水平使仪器竖轴铅垂,对中的目的是使仪
器中心与测站点位于同一铅垂线上。
66. 根据水平角的测角原理,经纬仪的视准轴应与横轴相垂直。
67. 当经纬仪的竖轴位于铅垂线位置时,照准部的水准管气泡应在任何位置都居中。
68. 整平经纬仪时,先将水准管与一对脚螺旋连线平行,转动两脚螺旋使气泡居中,再转动照
准部90 ,调节另一脚螺旋使气泡居中。
69. 经纬仪各轴线间应满足下列几何关系LL⊥VV,CC⊥HH ,HH⊥VV ,十字丝竖丝垂直于HH、光学对中器的光轴与仪器竖轴重合。
70. 竖盘指标差是指当视线水平,指标水准管气泡居中时,指标没指向90或90的整数倍所
产生的读数差值。
71. 用测回法测定某目标的竖直角,可消除指标差误差的影响。
72. 经纬仪竖盘指标差计算公式为X=1/2(α右-α左)=1/2(R+L-360)。
73. 水平制动螺旋经检查没有发现问题,但在观测过程中发现微动螺旋失效,其原因是没有将水平制动螺旋制紧
74. 竖盘读数前必须将竖盘指标水准管气泡居中,否则该竖盘读数是错误的。
75. 测微尺的最大数值是度盘的最小刻划。
76. 经纬仪由照准部、水平度盘、基座三部分组成。
77. 经纬仪是测定角度的仪器,它既能观测水平角,又可以观测竖直角。
78. 水平角是经纬仪置测站点后,所照准两目标的视线,在水平投影面上的夹角。
79. 竖直角有正、负之分,仰角为正,俯角为负。
80. 竖直角为照准目标的视线与该视线所在竖面上的水平线之夹角。
81. 经纬仪在检、校中,视准轴应垂直与横轴的检验有两种方法。它们分别为横尺法和读数法。
82. 经纬仪竖盘指标差为零,当望远镜视线水平,竖盘指标水准管气泡居中时,竖盘读数应为
90或90的倍数。
83. 用测回法观测水平角,可以消除仪器误差中的视准轴误差、横轴误差、度盘偏心差。
84. 观测误差按性质可分为系统误差和偶然误差两类。
85. 测量误差是由于仪器本身误差、观测误差、外界自然条件影响三方面的原因产生的。
86. 直线丈量的精度是用相对误差来衡量的。
87. 相同的观测条件下,一测站高差的中误差为m=±√([ΔΔ]/n)。
88. 衡量观测值精度的指标是中误差、容许差和相对误差。
89. 对某目标进行n次等精度观测,某算术平均值的中误差是观测值中误差的0.797倍。
90. 在等精度观测中,对某一角度重复观测多次,观测值之间互有差异,其观测精度是相同的。
91. 在同等条件下,对某一角度重复观测n次,观测值为l1、l2、?、000000ln,其误差均为m,
则该量的算术平均值及其中误差分别为∑Li/n和±√([ΔΔ]/n)_。
92. 在观测条件不变的情况下,为了提高测量的精度,其唯一方法是提高仪器的等级。
93. 当测量误差大小与观测值大小有关时,衡量测量精度一般用相对误差来表示。
94. 测量误差大于极限误差时,被认为是错误,必须重测。
95. 用经纬仪对某角观测四次,由观测结果算得观测值中误差为±20″,则该角的算术平均
值中误差为±10″.
96. 某线段长度为300m,相对误差为1/1500,则该线段中误差为±0.2m。
97. 有一N边多边形,观测了N-1个角度,其中误差均为±10″,则第N个角度的中误差是_____。
98. 导线的布置形式有闭合导线、附和导线、支导线。
99. 控制测量分为平面和高程控制。
100.闭和导线的纵横坐标增量之和理论上应为零,但由于有误差存在,实际不为零,应为
______。
101.小三角锁近似平差的主要步骤是角度闭合差的计算和调整、基线闭合差的计算和调整。 102.导线测量的外业工作是踏堪选点、测角、丈量边长。
103.丈量基线边长应进行的三项改正计算是_尺长改正、温度改正、倾斜改正。
104.闭和导线坐标计算过程中,闭合差的计算与调整有角度闭合差的计算和调整、坐标增量闭合差的计算和调整。
105.观测水平角时,观测方向为两个方向时,其观测方法采用测回法测角,三个以上方向时采用方向观测法测角。
106.小区域平面控制网一般采用小三角网和方格网。
107.小三角网的布置形式有单三角锁、中点多边形、大地四边形、线形三角形。 108.一对双面水准尺的红、黑面的零点差应为4.687m、4.787m。
109.四等水准测量,采用双面水准尺时,每站有8个前、后视读数。
110.在方向观测法中,2C互差是同一测回各方向之间是2C误差之差值。
111.地面上有A、B、C三点,已知AB边的坐标方位角为35o23′,又测得左夹角为89o34′,
则CB边的坐标方位角为124°57′。
112.设A、B两点的纵坐标分别为500m、600m,则纵坐标增量 ΔXBA=-100m. 113.设有闭合导线ABCD,算得纵坐标增量为?xAB=+100.00m,?xCB??50.00m,
?xCD??100.03m,?xAD??50.01m,则纵坐标增量闭合差f=0.02m. x114.在同一幅图内,等高线密集表示坡陡,等高线稀疏表示坡缓,等高线平距相等表示坡度均匀。
115.平板仪的安置包括对中、整平、定向三项工作。
116.等高线是地面上高程相等的相邻点的连线。
117.地形图测绘方法有经纬仪测绘法、大平板仪测绘法、小平板仪与经纬仪联合测绘法、光电测距测绘法。
118.在碎部测量中采用视距测量法,不论视线水平或倾斜,视距是从仪器横轴中点到十字丝所照准目标点之间的距离。
119.平板仪测图是采用正射投影方法和图上图形与地面图形相似的原理成图的。
120.若知道某地形图上线段AB的长度是3.5cm,而该长度代表实地水平距离为17.5m,则
该地形图的比例尺为1:500,比例尺精度为50mm。
121.圆曲线的测设元素是指切线长、曲线长、外距、切曲差。
122.圆曲线的主点有圆曲线起点、中点、终点。
123.用切线支距法测设圆曲线一般是以曲线的起点或终点为坐标原点,以切线方向为x轴,以垂直于切线方向的半径方向为y轴。
124.纵断面图地面线是根据中桩里程和地面高程绘制的。
125.已知后视A点高程为Ha,A尺读数为a,前视点B尺读数为b,其视线高为Ha+a,
B点高程等于Ha+a-b。
126.在施工测量中测设点的平面位置,根据地形条件和施工控制点的布设,可采用直角坐标法、极坐标_法、角度交会法和距离交会法。
127.建筑场地的平面控制,主要有建筑基线、建筑方格网和导线等形式;高程控制在一般情况下,采用四等水准测量方法。
128.建筑物定位后,在开挖基槽前一般要把轴线延长到槽外安全地点,延长轴线的方法有两种,即龙门板 法和轴线控制桩法。
129.高层楼房建筑物轴线竖向投测的方法主要有吊锤法、经纬仪投测法和激光铅锤仪法。