SG1646A多功能函数信号发生器使用 武汉市交通学校 张新洲 使用前的准备 将函数信号发生器的电源线插头一端插入电源插座内,另一端插入到信号发生器的电源输入端。把信号发生器的输出线即双夹线的同轴电缆端接到电压输出口,另一端接到示波器的探头上,具体接法为:红头夹接到示波器探头的钩尖端,黑头夹接到示波器探头的接地线。按下函数信号发生器的电源开关,使其进入工作状态。 使用前的准备 用函数信号发生器输出波形 在波形选择按键中选择三角波,利用示波器观测函数信号发生器输出的三角波波形,切换波形选择按键,选择正弦波、方波和脉冲波,并观察示波器上的波形变化。 用函数信号发生器输出波形 调节输出波形的幅度 顺时针旋转幅度调节旋钮,从示波器上看到波形振幅渐渐增大,当旋转到尽头时输出振幅最大;逆时针旋转幅度调节旋钮,从示波器上看到波形振幅渐渐减小,当旋转到尽头时输出波形最小。从显示幅度窗口可以看见幅值的变化。 调节输出波形的幅度 调节输出波形的频率 调节频率? 通过“频率倍乘按键”和“频率调节旋钮”的配合使用,调节输出波形的频率。首先选择“频率倍乘按键”,确定所需要的频率范围,然后调节“频率调节旋钮”,选择所需要的频率。可以通过显示频率窗口读出输出信号的频率值。 频率微调:? 通过“频率调节旋钮”和“频率微调旋钮”的配合使用,能够更精确的调节输出信号的频率。 调节输出波形的频率 衰减按钮的作用 通过衰减按键,可以根据自己的需要调节信号幅值的大小 1.衰减-20dB 先将输出波形的幅度调节到16.6,按下“20”衰减按键,观察显示幅度窗口的幅度变化。2.衰减-40dB 先将输出波形的幅度调节到16.6,按下“40”衰减按键,观察显示幅度窗口的幅度变化。3.衰减-60dB 先将输出波形的幅度调节到16.6,同时按下“20”“40”衰减按键,观察显示幅度窗口的幅度变化。 衰减按钮的作用 直流偏置旋钮的使用 拉出此旋钮可设定任何波形电压输出的直流工作点,顺时针方向为正,逆时针方向为负,将此旋钮推进则直流电位为零。 以正弦波为例,拉出直流偏置旋钮,顺时针旋转,从示波器上可以看到波形向上移动,逆时针旋转,则波形向下移动。当直流偏置旋钮推进去时,波形回到原位。 直流偏置旋钮的使用 占空比调节 占空比定义:T为脉冲周期时间,为高电平时间,则占空比为。。 占空比调节 改变脉冲信号的占空比:首先把“占空比