变比测试界面 十、变比测试屏 (9)测试_485界面 这个界面用来对全电子式多功能电能表进行485通讯接口正常与否和各个功能参数的测试; 共分四屏,按F1可调出现场表各费率点及总的电能参数。 十一、测试_485 电能 按F2显示各费率点及最大功率需量。 十二、测试_485 需量 按F3可调三相电压、电流、有功功率、无功功率、功因数。 十三、测试_485 电测 按F4显示现场表的工作状态如最近编程时间、需量清零时间、编程次数、需量清零次数、电池工作时间、电表日期、系统时间、最大需量周期、滑差时间、自动抄表日期等。 十四、测试_485 状态 (10)波形显示界面 十五、波形显示屏 (11)频谱分析界面 十六、频谱分析屏 如图十六所示:此屏以柱状图的形式显示出各相电压、各相电流的谐波含量分布情况,还能显示出谐波失真度和各次谐波含量数值。通道 UA -UB-UC-IA-IB-IC提示当前通道(可通过←、→键来改变所选通道),1%-10%为各谐波分量百分比(当所有次数的谐波含量都小于10%时进行放大显示,即以10%做为满刻度;当有一项以上的谐波含量大于10%时,正常显示,即以100%做为满刻度),05-30指示的是谐波的次数,右侧数值显示总谐波畸变率THD、有效值和32 次谐波。无失真的信号应显示第一次谐波(基波)。 (12) 谐波分析-电压谐波界面 十七、谐波测试屏 (13)历史数据界面 如图十八所示,此屏显示内存中已存储记录的各项数据,包括:总记录条数、当前查阅的记录排号、测试的日期时间、被测表号、实测电能误差、接线方式、三相电压和电流相角数值、三相电压和电流向量图、三相电压幅值、三相电流幅值、三相有功功率、三相无功功率。 十八、历史数据屏 (14)系统校准界面 此界面为调试专用界面,仅供出厂前调试用,用户无法进入