电导电极的 电导电极 的电极常数与盐分的测定 方建安 南京传滴仪器设备有限公司, ( 南京传滴仪器设备有限公司,Tel.025-83356385) ) FJA-09 型 不锈钢电导电极 是由 塑料支干末端二根不锈钢针 和 作为温补的 2.5K 欧的热 是由塑料支干末端二根不锈钢针 塑料支干末端二根不锈钢针和 敏电阻组成 , 主要用于湿土壤原位电导率和盐分的 敏电阻 组成,坚固耐用 ,主要用于湿土壤原位 电导率和盐分的 测定 ,也可 以用作 溶液 组成 的电导率和盐分的测定。 的电导率和盐分的测定 。 的测定方法: 一、电导电极常数 的测定方法 : 1 、 用 一定浓度的 KCL 溶液 来校正 根据公式 K=S/G, , 电极常数 K 可以通过测量电导电极在一定浓度的 KCL 溶液中 来求得, 是已知的。 的电导 G 来求得 ,此时 KCL 溶液的电导率 S 是已知的 。由于测量溶液的浓度和温度 不同,以及测 量仪器的精度和频率也不同 量仪器的精度和频率也不同, 有时会出现较大的误差, 不同 ,以及测量仪器的精度和频率也不同 ,电导电极常数 K 有时会出现较大的误差 , 使用一段时间后,电极常数也可能会有变化 , 使用一段时间后 ,电极常数也可能会有变化,因此 ,新购的电导电极 ,以及使用一段 电极常数应重新测量标定。 时间后的电导电极 , 电极常数应重新测量标定 。 2、用已知电极常数的电导电极来校正 、 如果有一支已知电极常数的电导电极如 可以用同一个仪器, 如果有一支已知电极常数的电导电极如 K 为0.99 ,可以用同一个仪器,同一个溶液分别 可以用同一个仪器 测定他们的电导率, 然后求出电极常数。 测定他们的电导率 , 然后求出电极常数 。 如已知电极常数的电导电极测得的电导率为 355?S/cm,而未知电极常数的电导电极测得的电导率为 340?S/cm, 而未知电极常数的电导电极测得的电导率为 , 则新电导电极的电极常数 为: K=355?S/cm /0.99/340?S/cm =1.055。 。 二、如何用电导率仪来测定溶液的盐分含量 许多用户在购买了普通数字电导率仪后, 许多用户在购买了普通数字电导率仪后,如何用电导率仪来测定溶液的盐分含 量感到有些困难, 现将测量的工作原理与测量方法介绍如下, 以DDB-2 或DDB-3 数字电 并 量感到有些困难,