石墨可能堵塞毛细管适配器　石墨压环的位置　沿压环安装管的管口切去预留的一小段毛细柱后,即可卸去压环安装夹具。石墨压环位置如下图　ECD　检测器侧插入长度　37mm　FPD　检测器侧插入长度　82mm　石墨压环种类　1.　内径　0.5mm　(221-32126-05)　对应于Ф0.32　及Ф0.25　的毛细柱　2.　内径　0.8mm　(221-32126-08)　对应于Ф0.53　的宽口径毛细柱　使用分流衬管作　不分流进样时　分流/无分流WBI　进样口柱　插入长度　FID/FTD　检测　器侧柱插入长　TCD　检测器侧　柱插入长度　石墨压环　毛细管柱　进样口侧螺母　(无开槽)　221-16325-01　检测器侧螺母　(带开槽)　221-32705　GC-2010　硬件基本操作　第19　页共20　页　岛津企业管理(中国)有限公司　常见问题　1.　Room　temperature　is　out　of　range　房间温度超出范围　当仪器放置地温度在　5~40℃时仪器会报警并拒绝正常工作。使用空调或加热器等使仪器附近温度　在5~40℃以内,然后重新开机,即可正常工作。　2.　CAR1　prim　is　out　of　range　出现该错误提示通常为载气到仪器处压力超出正常范围　解决方法,检查减压阀输出压力　He　N2　Ar　为载气时　0.5~0.9MPa　H2　为载气时　0.3~0.5MPa　报错后仪器仍能工作,但每次进样时会再次报警。　3.　CARx　AFC　leaks　载气泄漏(进样口无法到达设定的压力值)　原因及解决方法:　a.　总流量设定值太低,压力上升速度慢导致报警,可先提高总流量,待压力稳定后改回原值　b.　进样口漏气(进样垫、衬管密封、毛细管柱进样口侧不良)　,更换或拧紧相应的部件　4.　CARx　purge　leaks　隔垫吹扫气流路漏气　原因及解决方法:　a.　柱头压设定值太低,隔垫吹扫气无法输出设定的流量导致报警,可将吹扫流量改为柱头压　力值(单位　kPa)1/5　以下的整数值(例如:柱压为　7.7kPa,则吹扫流量设为　1ml/min)　b.　当CARx　AFC　leaks　报警出现后会停止进样口供气,隔垫吹扫气无法输出设定的流量导致　报警,待解决进样口漏气后,会恢复正常的。　5.　CARx　septum　counter　is　over　进样隔垫计数器超出