一、差压液位计的迁移 为变送器的正常输出曲线,即输入0~100% 时对应 0~100% 输出 为变送器负迁移(量程的)100%的输出曲线,其量程仍为100%,但输入范围则成为 -100~0% 为变送器正迁移100%的输出曲线,输入范围为100~200% 为变送器负迁移50%的输出曲线,输入范围为-50~+50% 一、差压液位计的迁移3、变送器的“硅油” 我们一般在选择单、双法兰压力、差压变送器时,主要是根据操作温度来选择膜片的硅油类型,根据操作压力来选择膜片连接法兰的磅级 、连接形式。 但是,很多选型人员总是忽略硅油选型不单单以操作温度为依据,还要注意操作压力对于硅油允许范围的影响。 一、差压液位计的迁移 3、变送器的“硅油” 一、差压液位计的迁移 3、变送器的“硅油” 从上面三家国际知名品牌的硅油技术数据表中,我们可以看到,不同厂家硅油在不用操作压力范围下,允许的温度范围也不相同。 在温度超过操作温度超过190的正压工况,就需要考虑选择标号较高的硅油; 一、差压液位计的迁移3、变送器的“硅油” 对于操作温度超过300的工况,我们一般不建议使用法兰膜片测量的方式,无论是可修理式焊接还是全焊接式。 工艺温度超过300,就会引起硅油膨胀,当超过硅油的蒸气压点,硅油就发生蒸发。可考虑导压管或者磁致伸缩液位计。 对于真空高温应用场合,不推荐使用毛细管远传方式。因为毛细管会随环境温度的升高,而引起变送器的响应时间延迟。建议使用全焊接 直连法兰型。 如果是190以内的真空和负压的工况下,选用毛细管在安装时,必须保证变送器去最低取压嘴位置在同一水平或低于最低取压嘴。并且 ,在选型时要注意,毛细管长度要大于上下法兰间距至少1米。 一、差压液位计的迁移 3、变送器的“硅油” 3.3、硅油比重与液位测量量程的计算关系我们在计算单、双法兰的量程时,必须考虑到不同厂家不同的硅油比重 。