万用表测量交流与测量直流应该测的都是有效值,即均方根值。
如何用万用表测交流电与直流电
数字万用表测交流电压:将黑表笔接—或地(表笔插孔内标示有),红笔接AC(或V字母下加一~)孔;档位指到AC~栏的750(有的是1000)(假如是测市电220V)量程。然后两笔分别接触电源插座的两孔,读数即为交流电压值。
指针表测交流电压:黑表笔接负或地,红笔接+,档位拨到AC~500V,同数字万用表插入两笔测,指针所指数字需对应右边的最大量程而读:即选的是500V档,则读数时要看读盘右边最大数标记为50的那排,如果指针指到的是20,那么读数为200V。
数字万用表测直流电压:同测交流,只是红笔接+孔,红笔也接触电源+极,档位在DC(或V字母下有一短横线的)档,量程视具体情况而定,从大到小。比如测一只5号电池,那么选2V量程。若极性测反了,则读数前会有一-负极显示。
指针万用表测直流电压:同数字万用表测法,读数同上述测交流电压;当不能确定直流电压的正负极时,可先将其当成交流电来测,但并不关心读数,只是将表笔对调极性测,看两次测量中哪一次指针要偏转,那么这次表笔所接触的即为正确正负极性。然后再将档位拨到直流电压的合适量程再测读数。
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。