兆欧表的额定电压为250,500,1000,2500V等,量程为500,1000,2000MΩ等。
(1)通常具有500,1000,2500兆欧表几伏。该装置的电压电平应该选择哪个预定兆欧表。
(2) 测量技术设备的绝缘材料电阻时,必须先切断工作电源。对具有影响较大提高电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路),必须先发展进行分析放电。
(3)应该被放置在水平位置兆欧表,前摇动兆欧表UNWIRED第一,以查看是否指针“∞”处,则“L”和“E”的两个端子短路,慢慢摇动兆欧表,以查看是否指针指“零”。泛欧的半导体型短路检查表不应当被使用。
(4) 兆欧表进行引用线用多股软线,且应有一个良好的绝缘。
(5)在雷雨时或双回路架空线路和母线不能完全停电的情况下。当被测电路的感应电压超过12伏时,不得测量与架空线路相连的架空线路和电气设备。
(6)测量电容器,电缆,变压器和大容量电动机,具有一定的充电时间,电容量变化愈大,充电学习时间应愈长。一般来说兆欧表读数主题的旋转后一分钟。
(7) 在摇测绝缘材料电阻时,应使兆欧表进行保持基本额定工作转速,一般为120转/分, 当被测物体电容较大时,为避免指针摆动,可适当提高转速(如130rpm)。
(8)测得的表面应该被擦拭干净,没有污垢,以免影响测量漏极的精度。
(9) 兆欧表没有一个停止转动和设备未放电产生之前,切勿用手触及测量系统部分和兆欧表的接线柱,以免发生触电。
摇表和兆欧表的区别
摇表,以避免事故的发生,为兆欧电阻测量仪测量各种电气设备的绝缘电阻。
兆欧表(Megger)俗称摇表,兆欧表测量大多都是采用人工手摇发电机进行供电,故又称摇表, 其规模为兆(MΩ)单位,电工通常用作测量仪器。兆欧表主要可以用来检查电气工程设备、家用电器或电气控制线路对地及相间的绝缘电阻,以保证我们这些技术设备、电器和线路管理工作在正常发展状态,避免企业发生触电伤亡及设备损坏等事故。