本文章主要介绍了:压力表检定国家标准,压力表检定报告和校准报告,压力表校验工立足岗位展风采,压力表检定国家标准等信息(压力表检定 国家标准)
A 压力测量范围:(-0.1~250)MPa
(请参考《智能数字压力模块选型表》选定具体量程)
准确度:±0.05%F.S;±0.025%F.S(部分量程)
B 电量测量:0~25V;0~25mA
准确度:±(0.02%R.D+0.003%F.S)
C 压力接入:智能数字压力模块前端为标准M20×1.5外螺纹
外形尺寸及质量
A 便携式:290mm×260mm×100mm 重量:1.5kg
B 手持式:180mm×70mm×43mm 重量:0.4kg
(压力表检定 国家标准)
(压力表检定 国家标准)
A 压力测量范围:(-0.1~250)MPa
(请参考《智能数字压力模块选型表》选定具体量程)
准确度:±0.05%F.S;±0.025%F.S(部分量程)
B 电量测量:0~25V;0~25mA
准确度:±(0.02%R.D+0.003%F.S)
C 压力接入:智能数字压力模块前端为标准M20×1.5外螺纹
外形尺寸及质量
A 便携式:290mm×260mm×100mm 重量:1.5kg
B 手持式:180mm×70mm×43mm 重量:0.4kg
(压力表检定 国家标准)
使用温度(0~50℃)
电源及功耗:内制6V镍氢(锂离子)电池,功耗