此欧姆龙产品是根据日本欧姆龙医疗保健有限公司的严格质量体系生产的。该单元满足EC指令93/42 / EEC(医疗器械指令)和欧洲标准EN ISO 80601-2-56:2012的规定:对体温测量用体温计的基本安全性和基本性能的特殊要求。有关电磁兼容性(EMC)的重要信息
随着诸如PC和移动(蜂窝)电话之类的电子设备数量的增加,正在使用的医疗设备可能容易受到来自其他设备的电磁干扰的影响。 电磁干扰可能会导致医疗设备误操作,并造成潜在的不安全状况。
医疗设备也不应干扰其他设备。 为了规范EMC(电磁兼容性)的要求,以防止出现不安全的产品情况,EN60601-1-2标准已经
已实施。 该标准定义了抗电磁干扰的级别以及医疗设备的最大电磁辐射级别。 欧姆龙医疗制造的这种医疗设备在抗扰性和排放方面均符合该EN60601-1-2:2007标准。
但是,需要注意以下特殊注意事项:
•请勿在医疗设备附近使用会产生强电场或电磁场的移动(蜂窝)电话和其他设备。 这可能会导致设备操作不正确,并造成潜在的不安全状况。 建议最小距离为7 m。 如果距离较短,请验证设备的正确操作。
可以在OMRON HEALTHCARE EUROPE上找到符合EN60601-1-2:2007的更多说明文件,其地址为本说明手册中提及的地址。
也可以从www.omron-healthcare.com获得文档。
正确处置本产品(废弃电气电子设备)
产品或其文献上显示的此标记表明,不应在使用寿命结束时将其与其他生活垃圾一起处理。 至
防止不受控制的废物处理可能对环境或人类健康造成的危害,请将其与其他类型的废物分开并进行回收
负责任地促进物质资源的可持续再利用。
家庭用户应联系购买该产品的零售商或当地政府部门,以了解他们在何处以及如何使用这些产品的详细信息。
可以将此物品用于环保回收。
商业用户应联系其供应商并检查购买合同的条款和条件。 本产品不得与其他产品混合
商业废物处理。
废旧电池的处置应按照国家有关处置电池的规定进行。
6.一些有用的信息
前额温度计MC-720的工作方式
该单元通过感测被测点皮肤的红外线发射来测量前额表面的温度,然后根据实际体温测量数据使用独特的算法来计算口腔等效值。
关于体温