详细介绍
石油产品氧化安定性试验仪
OS-F6 / OS-F6+
SH/T 0175
ASTM D2274
ISO 12205
GB/T 12581
ASTM D943
OS-F6氧化安定性试验仪是按照SH/T 0175《馏分燃料油氧化安定性测定法(加速法)》、ASTM D2274《Standard Test Method for Oxidation Stability of Distillate Fuel Oil (Accelerated Method)馏出燃料油的氧化稳定性试验(加速法)》和ISO 12205。同时也对应 GB/T 12581《加YZ剂矿物油的氧化特性测定法》、ASTM D943《Standard Test Method for Oxidation Characteristics of Inhibited Mineral Oils抗氧化剂矿物油氧化性能的测定方法》的技术要求制造的石油产品测试仪器。
由于结构上的特殊设计,本仪器既适用于测定汽轮机油及比水密度小的并含有防锈添加剂和抗氧添加剂的其他类型的油品,例如循环油和液压油的氧化特性,也可适用于用加速氧化法测定馏分燃料油的固有安定性能。
技术规格
恒温槽尺寸:500×190×424mm(长×宽×深)
外形尺寸:870×300×1300mm(长×宽×高)
氧化管试验孔:6个
加热功率:3.0KW
气压调节范围:0KPa - 588KPa(6kg/cm2)
流量调节范围:
国产流量计 1.0 - 4.0 L/h(16.7 - 66 mL/min);
进口流量计 5mL/min - 50 mL/min
流量波动度:进口流量计50±1.6mL/min(环境温度≤20℃)
温度控制范围:(室温+10)℃-100℃
温度波动度:≤±0.1℃
温度均匀性:≤±0.1℃
OS-F6+(+型)是进口流量计的,订购前请说明。
结构及特点
1.本试验仪主要由恒温槽、暗箱和电气控制箱三大部分组成。全部箱体均采用进口不锈钢作材料。
2.一机多用:本试验仪设置了供氧化管冷却的暗箱,恒温槽的后方又有照明装置,前方有可开闭的观察窗,因此它既可满足矿物油GB/T 12581的试验要求,亦可满足馏分燃料油SH/T 0175的试验要求,还可以作为运动粘度等测试的恒温槽使用。
3.恒温槽水位自动控制:本试验仪设有水位自动控制装置。当水位低于该装置规定的液面时,补给水会自动流入恒温槽;当水位高于该装置规定的液面时,补给水会从溢流管排入下水道。
4.独特的加热、搅拌装置:加热管设置在搅拌筒内,循环水流在筒内先经充分换热再同恒温槽内的介质混合,以及搅拌器强迫恒温槽内的介质进行上下循环和横向搅拌,故进一步保证了恒温槽的温度精度。
5.准确、稳定的流量控制:氧化安定性试验仪的试验周期长短不一,长的可达几千个小时,不但有昼夜的变化,还有季节的变化,因此流量的稳定性是该试验方法的困难所在。由本公司专门设计的稳流装置和微型针阀保证了在初始压力或环境温度变化的条件下氧气流量的稳定性。而专门设计的流量计缩小了量值范围,从而提高了它的显示精度。
6.微机控制具有:
a)精确的温度控制;温度波动度和温度均匀性可达±0.1℃。
b)三断(即断电、断水、断气)自动停机保护功能,当“三断"现象消除后又能自动恢复试验。
c)自我诊断功能:
传感器开路或短路报警;
加热器开路报警;
气、水欠压报警.
d)自动计时功能:既自动累计实际试验时间及记忆开始试验的日期,亦自动记录由于“三断"而中断试验的时间和日期。
e)丰富的显示内容:设定温度和实际温度显示;试验开始及结束日期显示;中途停机日期显示;累计试验时间显示;故障显示。
根据需要,公司可未经预告对仪器的规格和外形进行更改,望予以谅解为盼。
1. 概述橡胶测试仪器用于分析、测定橡胶性能指标,是国家规定的用于橡胶产品研制研制新产品、胶料配方检测及检定
超临界流体色谱(SFC)分离是以超临界流体做流动相,依靠流动相的溶剂化能力来进行分离、分析的色谱过程,超
激光粒度仪是通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器,采用Furanhofer衍射及M
尿液分析仪是用干化学方法检测尿中某些化学成分的自动化仪器,是临床实验室尿液自动化检查的重要工具。尿液分析
OS-F6氧化安定性试验仪产品样册
药品稳定性试验箱差异比较表
热分析-热稳定性试验-环
Q1B 新原料药及其制剂光稳定性试验-制药行业恒温恒湿箱
Q1A 新原料药及其制剂的稳定性试验-制药行业恒温恒湿箱
2010版药典_原料药与药物制剂稳定性试验指导原则-制药行
自动润滑油氧化安定性试验器(旋转氧弹法)
自动汽油氧化安定性试验器(诱导期法)单页简介
药品稳定性考察用恒温恒湿箱配置和性能差异表 名称和型号 配置和性能 药品稳定性试验箱
ICH确定新的稳定性试验条件的背景介绍 药学组 张明平 霍秀敏 2003年2月,ICH发布了在第和第气候区药
这里介绍的将环在氮气中以357.510/min的加热速度进行的测定进行反应速度解析时,使用如下的反应速度式
新原料药和新药制剂的I01 稳定性试验指导原则(以下称总指导原则)指出光照试验是强 力破坏试验中的重要组成部
本指导原则是为在欧盟日本和美国申请新药注册而制定的稳定性试验要求它不包括 到世界其他国家和地区注册或出口所要
稳定性试验的目的是考察原料药或药物制剂在温度湿度光线的影响下随时间变 化的规律,为药品的生产包装贮存运输条件
SKY3012-I自动润滑油氧化安定性试验器(旋转氧弹法)是按照ASTM D2272-10Zxin标准的技术
SKY2101-I自动汽油氧化安定性试验器(诱导期法)是按照GB/T8018ASTM D525的技术要求制造
Z近公司买了个综合药品稳定性试验箱频频出现问题,哪位大神给介绍个质量好的Z好能多推荐几家国内Z好的...
人工气候控制箱、药物稳定性试验箱,国外知名,求推荐~!多推荐几个,谢谢~!回答的好有加分~!... 人
重庆哈森环试营销ZX 产品包括:恒温恒湿试验箱、可程序高低温试验箱、高温试验箱、老化试验箱、温度冲击试验箱
包括影响因素试验、加速试验和长期留样试验。影响因素试验的目的是明确药品可能的降解途径、初步确定药品的包装、贮
基因(遗传因子)是具有遗传效应的DNA片段(部分病毒如烟草花叶病毒、HIV的遗传物质是RNA)。基因支持着生
化学物稳定性研究技术指导原则 【H 】G P H 6 -1 指导原则编号: 化学物稳定性研究技术指导原则
稳定性试验的基本要求是: (1)稳定性试验包括影响因素试验、加速试验与长期试验。影响因素试验用1批原料药进行
包括影响因素试验、加速试验和长期留样试验。影响因素试验的目的是明确药品可能的降解途径、初步确定药品的包装、贮