扩展资料
压力表精度等级是压力表精确度等级或准确度等级的简称,(GB/T1226-2001《一般压力表》国家标准称之为仪表的精确度等级,JJG52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》称之为仪表的准确度等级。
在参比工作条件下,压力表精度等级检验应包括以下四个项目:
1、示值误差
在测量范围内,示值误差应不大于表二所规定的允许误差。
2、回程误差
在测量范围内,回程误差应不大于表二所规定的允许误差的绝对值。
3、轻敲位移
轻敲表壳后,指针示值变动量应不大于表二所规定的允许误差绝对值的1/2。
4、指针偏转平稳性
在测量范围内,指针偏转应平稳,无跳动和卡住现象。
参考资料来源:搜狗百科-回程误差