MF-47型指针式万用表的基本测量步骤及数值的读取方法云南大理高级技校电工电子教研组 (二)万用表数值的读取方法 1.电压、电流档数值可以直接读取 例1:直流电压10V,表盘上可以直读出从0-满刻度线的数值: 0、2、4、6、8、10数字 然后计算每个小格的数值 2-0=2÷10(0到2之间所分的份数)=0.2 即每个小格0.2V 例2:直流电压10V,表盘上可以直读出0-满刻度线的数值: 0、10、20、30、40、50数字 然后计算每个小格的数值 10-0=10÷10(0到10之间所分的份数)=1V 即每个小格1V 2.欧姆档(测电阻、测电容量)读取数值的方法是:表盘读数×所选档位的倍率值 例:表盘读数为5,档位选择为R×1档。即5×1=5Ω(电容值读电容刻度线值乘C×10K) 万用表使用口块 六-MF-47型万用表13个基本参数测量方法 (一)直流电流测量 (二)交、直流电压测量 (三)直流电阻测量 (四)通路蜂鸣器检测 (五)红外线摇控发射器检测 (六)音频电平测量 (七)电容测量 (八)电感测量 (九)晶体管放大倍系数测量 (十)电池电量测量 (十一)负载电压LV(V)(稳压)、负载电流LI(mA)参数测量 (十二)标准电阻箱应用 (十三)交流220V火线判别(测电笔功能): MF47表调零及插孔的使用 1.在使用前应检查指针是否指在机械零位上,如不指在零位,应旋转表盖上的调零器使指针指示在零位上。 2.然后将测试棒红黑表笔分别插入“+”“-”插孔中,如测量交直流2500V或直流10A时,红表笔则应分别插到标有“2500”或“10A”的插座中。 (一)直流电流测量 1.测量50μA~500mA时,转动开关至所需电流档。 2.测量10A时,应将红插头“+”插入10A插孔内,转动开关调至 500mA直流量程上。而后将表笔串接于被测电路中(串联)。 单位换算方法: 1A=1000mA 1mA=1000μA 1μA=1000nA 1nA=1000pA 1KA=1000A (二)交、直流电压测量 1.测量交流10~1000V或直流0.25~1000V时,转动开关至所需电压档。测量交直流2500V时,开关应分别旋至交直流1000V位置上,而后将表笔跨接于被测电路两端(并联)。 2.测量交流10V电压时,读数请看交流10V专用刻度(红色)。 3.若配以高压探头,可测量电视机行电压≤25KV的高压。测量时,开关应放在50μA位置上,高压探头的红黑插头分别插入“+”“-”插座中,接地夹现电视机金属底板连接,而后握住探头进行测量。 单位换算关系: 1kV=1000V 1V=1000mV 1mV=1000μV (三)直流电阻测量 1.装上电池(R14型2#1.5V及6F22型9V各一只)转动开关至所需测量的电阻档,将表笔二端短接,调整欧姆旋钮,使指针对准欧姆“0”位上,然后分开测试棒进行测量。 2.测量电路中的电阻时,应先切断电源,如电路中有电容应先行放电。 3.当检查有极性电解电容器漏电电阻时,可转动开关至R×1档,测试棒红表笔必须接电容器负极,黑杆接电容器正极。 注意:当R×1档不能调至零位或蜂鸣器不能正常工作时,请更换2#(1.5V)电池。当R×10K档不能调至零位时,或者红外线检测档发光管亮度不足时,请更换6F22(9V)层叠电池。(演示) 单位换算关系: 1Ω=1000mΩ(毫欧) 1mΩ=1000μΩ(微欧) 1μΩ=1000nΩ(纳欧) 1nΩ=1000pΩ(皮欧) 1KΩ=1000Ω 1MΩ=1000KΩ;1GΩ=1000MΩ;1TΩ=1000GΩ; 欧姆调零;(将两表笔短接,调整欧姆调零电位器, 使指针指向欧姆零位) (四)通路蜂鸣器检测( ) 1.首先将档位开关调至通路蜂鸣器检测档,同欧姆调零一样,将两表笔短接,此时蜂鸣器工作发出约1KHz长鸣叫声,即可进行测量。 2.当被测电路阻值低于10Ω左右时,蜂鸣器发出鸣叫声,些时不必观察表盘即可了解电路通断情况。音量与被测线路电阻成反比例关系,此时表盘指示为R×3(参考值)。 (五)红外线摇控发射器检测( ): 1.该档是为判别红外线摇控发射器工作是否正常而设置。旋至该档时,将红外线发射器的发射关垂直对准表盘左下方接收窗口,(偏差不大于±5°), 2.按下需检测功能按钮。如红色发光管闪亮,表示该发射器工作正常。在一定距离内(1-30cm)移动发射器,还可以判断发射器输出功率状态。 使用该档时注意: 1.发射头必须垂直于接收窗口±5°以内检测。 2.当有强烈光线直射接收窗口时,红色指示灯会点亮,并随入射光线强度不同而变化(此时可做光照度计参考使用)。所以检测红外线遥控器时应将万用表表盘面避开直射光。 (六)音频电平(音频电压) 1.在一定的负荷阻抗上,用来测量放大器的增益和线路输送的损耗,测量单位以分贝(尔)表示。 2.转动开关至相应的交流电压档,指针偏转后读取数值。如被测电路中带有直流电压成份时,可在“+”插座中串接一个0.1μf的隔直流电容器。 3.万用表的电平值是以交流电10V档为基准刻度进行标示,在10V这一点的电平值是+22dB。 如指示值大于+22dB时,可在大于10V以上其它各交流电压挡测量电平值,其示值可用修正值修正。如南京产MF47型万用表在50V以上各量限测量时,(根据厂方说明书)其示值修正值如下表: (七)电容测量 1.使用C(μf)刻度线。 2.首先将开关旋至被测电容容量大约范围的档位(欧姆档)上(见附表),用0Ω调零电位器校准调零。 3.被测电容接在表笔两端,表针摆动的最大指示值为该电容容量。随后表针将逐步退回,表针停止位置即为该电容的品质因数(损耗电阻)值。 注意: 1.每次测量后应将电容彻底放电后再进行测量,否则测量误差将增大。 2.有极性电容应按正确极性接入,否则测量误差及损耗电阻将增大。 单位换算关系: 1法拉(F)=1000000微法(μF)(百万) 1微法(μF)=1000纳法(nF) 1000纳法(nF)=1000000皮法(pF)(百万) (八)电感测量 1.使用L(H)刻度线。电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。 2.首先准备交流10V/50Hz标准电压源一只,将开关旋至交流10V档,需测电感串接于任一测试棒而后跨接于10V标准电压源输出端,此时表盘(LH)刻度值即为被测电感值。 单位有亨利(h)、毫亨利 (mh)、微亨利(μh)等. 1H=1000mH 1mH =1000μH 1μH = 1000nH 1nH =1000pH (九)晶体管放大倍数测量 1.转动开关至R×10hFE处,同Ω档相同方法调零后将NPN或PNP型晶体管对应插入晶体管N或P孔内, 2.表针指示值即为该管直流放大倍数。如指针偏转指示大于1000时应首先检查: 1、是否插错管脚; 2、晶体管是否损坏。本仪表按硅三极管定标,复合三极管,锗三极管测量结果仅供参考。 (十)电池电量测量 使用BATT刻度线,该档位可供测量1.2-3.6V各类电池(不包括钮扣电池)电量用。负载电阻RL=8-12Ω。测量时将电池按正确极性搭在两根表笔上,观察表盘上BATT对应刻度,分别为1.2V、1.5V、2V、3V、3.6V刻度。绿色区域表示电池电力充足,“?”区域表示电池尚能使用,红色区域表示电池电力不足。测量钮扣电池及小容量电池时,可用直流2.5V电压档(RL=50K)进行测量。 (十一)负载电压LV(V) 负载电流LI(mA)参数测量 在被测电路中流过非线性电阻元件的电流称为负载电流用LI表示。该电阻元件两端的电压称为负载电压。 该档主要测量在不同的电流下非线性器件电压降性能参数或反向电压降(稳压)性能参数。如发光二极管、整流二极管、稳压二极管及三极管等,在不同电流下曲线,或稳压二极管性能。测量方法同Ω档,其中0-1.5刻度供R×1~R×1K用,0-10.5V供R×10K档用。(可测量10V以内稳压管)。各档满刻度电流见下表: (十二)标准电阻箱应用(Ω) 在一些特殊情况下,可利用本仪表直流电压或电流档做为标准电阻使用,当该表位于直流电压档时,如1V档相当于20K标准电阻(1.0V×20K=20K),其余各档类推。当该表位于直流电流档时,如5mA档相当于50Ω标准电阻(0.25V÷0.005A=50Ω),其余各档可根据技术规范类推(注意:使用该项功能时,应避免表头过载而出现故障)。 (十三)交流220V火线判别(测电笔功能) 将仪表旋至交流220V火线判别档位,首先将正负表棒插入交流220V插孔内,此时红色指示灯应发亮,将其中任一根表棒拔出红色指示灯继续点亮的一端即为火线端。使用此档时如发光管亮度不足应及时更换9V层叠电池以免发生误判断。 七-注意事项 使用时的注意事项 1.测量高压或大电流时,为避免烧坏开关,应在切断电源情况下,变换量限。 2.测未知量的电压或电流时,应先选择最高量程,待第一次读取数值后,方可逐渐转至适当位置以取得较准读数并避免烧坏电路。 3.如偶然发生因过载而烧断保险丝时,可打开保险丝盖板换上相同型号的备用保险丝。(0.5A/250V,R≤0.5Ω位置在保险丝盖板内)。 4.测量高压时,要站在干燥绝缘板上,并一手操作,防止意外事故。 5.电阻各档用干电池应定期检查、更换,以保证测量精度。如长期不用,应取出电池,以防止电解液溢出腐蚀而损坏其它零件。 6.仪表应保存在室温为0~40℃,相对温度不超过80%,并不含有腐蚀性气体的场所。 7.测量前必须检查表笔是否插紧,必须将转换开关拨到对应的电压档及量程; 8.测量直流参数时,必须注意表笔及被测品的正负极性,以免损坏仪表; 9.测量时应与带电体保持一定的安全距离,并且应带线手套以防发生触电事故; 10.测量电流时万用表必须串联到被测电路中。测量时必须先断开电路后串入万用表。 11.严禁在被测电路带电的情况下测量电阻。 MF-500型万用表测量电压操作视频 12.每转换一次量程时,都应重新进行欧姆 调零。 13.当测量电路中的电阻时,电阻应至少有 一端与电路断开。 14.测量电阻时,应选择适当的倍率档,使 指针尽可能指向标度尺的几何中心,即1/2或2/3处,如果不知道被测值大小应 先选择R×100档。 注意事项 15.测量电阻时不允许用双手同时触及被测电阻两 端,以避免并联上人体电阻。 16.在检测热敏电阻时速度要快,因为热敏电阻 是随着温度系数的变化而改变电阻值的元件。 即NTC(负温度系数) 阻值随温度的增高而降 低,相反PTC(正温度系数)的阻值却随着温度 的升高而增加。 注意事项 * * 1.将万用表水平放置; 2.机械调零; 3.根据测量参数要求插入黑、红表笔; (黑表笔接公用端-COM) (红表笔接+、2500V、10A、mA) 4.选择合适的档位及量程(电压、电流、电阻等); 5.如果选择欧姆档还应进行欧姆调零; 6.将万用表两表笔连接于被测电路中; (注意串联或并联、直流参数还应注意极性) 7.根据选择的档位及量程读取数值; 8.测量完毕后将档位开关调至交流电压最大档或空档; (一)万用表的基本测量步骤 一看------拿起表笔看档位 二扳------对应电量扳到位 三试------瞬间偏摆试档位 四测------测量稳定记读数 五复位---放下表笔及复位 插入表笔 检查机械零位 N L N L 测量相电压L2 L1 测量线电压测量直流电压+24~+56dB 34dB 500V +18~+50dB 28dB 250V +4~+36dB 14dB 50V -10~+22dB / 10V 电平的测量范围 按电平刻度值增加值 量限100μf – 100000μf 10μf – 10000μf 1μf – 1000μf 0.1μf – 100μf 0.01μf --10μf 1000pf— 1μf 测量范围 (μf) C×10K C×1K C×100 C×10 C×1 C×0.1 电容档位 C(μf) C 集电极 基极发射极 集电极 集电极 基极基极发射极 发射极 发射极 基极集电极 0-10.5V 0-1.5V 测量范围LV 7μA 70μA 100μA 1mA 10mA 100mA 满度电流LI R×100K R×10K R×1K R×100 R×10 R×1 开关位置(Ω)档20K 5K 500 50 5 0.5 0.025 标准阻值 (Ω) 1V 50μA 0.5mA 5mA 50mA 500mA 10A 档位 22.5M 9M 4.5M 2.25M 1M 200K 50K 标准阻值 (Ω) 2500V 1000V 500V 250V 50V 10V 2.5V 档位 * *