在要求设定温度比室温高的情况下,必须不断供给热量以补偿水浴向环境散失的热量。电加热器的选择原则是热容量小,导热性好,功率适当。如果容量为20dm3的浴槽,要求恒温在20~30℃之间,可选用200∽300W的电加热器。室温过低时,则应选用较大功率或采用两组加热器。
水银接触温度计。水银接触温度计又称水银导电表。
水银球上部焊有金属丝,温度计上半部有另一金属丝,两者通过引出线接到继电器的信号反馈端。接触温度计的顶部有一磁性螺旋调节帽,低温水槽用来调节金属丝触点的高低。同时,从温度计调节指示螺母在标尺上的位置可以估读出大致的控温设定温度值。浴槽温度升高时,水银膨胀并上升至触点,继电器内线圈通电产生磁场,加路弹簧片跳开,加热器停止加热。随后浴槽热量向外扩散,使温度下降,水银收缩并与触点脱离,继电器的电磁效应消失,弹簧弹回,恒温水浴而接通加热器回路,系统温度又开始回升。这样接触温度计反复工作。而且系统温度得到控制。可以说它是恒温浴的中枢,对恒温起着关键作用。
工作原理介绍:
a、在对改产品使用前先把水加入到水箱里面,让后在进行接通电源。
b、在把温度上的选择水浴振荡器开关调到设置的端,在对温度的调试选择调试旋钮,这时还要对数显的读数进行观察,然后设定到所需要的温度值上。
c、当所设定的温度数值达到并且超出水温时,在加热的指示灯就会量,这是说明加热器已开始工作,这时候把所选择的开关调到测试端,在数显上就会对水温的实际参数进行显示,当水温达到所设置的水温时,恒温的指示灯就会亮,在这时候加热器就会停止工作。
e、因为水箱里面的水是静止的,所以在水温的上和下之间就会产生一定的差异,所以要经过一定的加热,当恒温转换成后水温才能恒定的状态。