按测量 -设置报警限 - 测量时间 。 安放位置 通常使用心电监护仪时用的电极以及各电极安放的位置有五个电极安放位置如 下: 右上 (RA) :胸骨右缘锁骨中线第一肋间。 右下 (RL) :右锁骨中线剑突水平处。 中间 (C) :胸骨左缘第四肋间。 左上 (LA) :胸骨左缘锁骨中线第一肋间,左下 (LL) :左锁骨中线剑突水平处。 监护系统临监测心电图时主要观察指标 1. 定时观察并记录心率和心律。 2. 观察是否有 P 波, p 波的形态、高度和宽度如何。 3. 测量 p 一 R 间期、 Q-T 间期。 4. 观察 QRS 波形是否正常,有无"漏搏"。 5. 观察 T 波是否正常。 6. 注意有无异常波形出现。 血压监测 1. 主要功能:它分为自动监测,手动监测及报警装置。手动监测是随时使用随 时启动 START 键;自动监测时可定时,人工设置间期,机器可自动按设定时 间监测。 2. 使用血压监测仪时应注意以下:首先,应注意每次测量时应将袖带内残余气 体排尽,以免影响测量结果。第二,选择好合适的袖带。 经皮血氧饱和度监测: 1. 用经皮血氧饱和度监测仪红外线探头固定在患者指端,监测到患者指端小动 脉搏动时的氧合血红蛋白占血红蛋白的百分比。 2. 注意事项:第一,使用时应固定好探头,尽量使患者安静,以免报警及不显 示结果。第二,严重低血压、休克等末梢循环灌注不良时,可影响其结果的准 确性。 注意事项 1. 在监护中出现报警如示波屏上显示一条线或血氧饱和度不显示可考虑: 2. 是否电源线发生故障,或是患者心跳停止。 3. 是否电极或探头脱落。 4. 护士首先观察病人的情况,心率过快是否与液体速度过快,发热或全身燥动 有关;心率过慢是否与呼吸暂停,呼吸浅有关。 5. 要排除干扰 6. 患儿要静卧,电极板要贴紧。 7. 监护仪要离墙放置。 8. 病床及病员要离开墙壁。 9 其他电器与监护仪要有一定距离。 10. 地线必须完全接地,避免机器漏电,影响人身安全。 11. 监护仪屏幕每周用75% 酒精棉球擦拭。 心电监护时的注意事项 1. 取出心电导联线,将导联线的插头凸面对准主机前面板上的"心电"插孔的凹 槽,插入即可 2.心电导联线带有5个电极头的另一端与被测人体进行连接,正确连接的步骤有: a 用75%的乙醇进行测量部位表面清洁,目的清除人体皮肤上的角质层和汗渍, 防止电极片接触不良。 b 心电导联线的电极头与5个电极片上电极扣扣好。 c.乙醇挥发干净后,将5个电极片贴到清洁后的具体位置上使其接触可靠,不致 脱落。 d.将导联线上的衣襟夹夹在病床固定好。并叮嘱病人和医护人员不要扯拉电极线 和导联线。 3、请务必连接好地线,这将对波形的正常显示起到非常重要的作用。 心电监护仪 - 心电监护仪的日常维护 1、其他电器与监护仪要有一定距离。 2、 监护 仪屏幕每周用 75% 酒精棉球擦拭。 监护仪是一种以测量和控制病人生理参数,并可与已知设定值进行比较,如果 出现超标可发出警报的装置或系统。监护仪与监护诊断仪器不同,它必须24小 时连续监护病人的生理参数,检出变化趋势,指出临危情况,供医生应急处理 和进行治疗的依据,使并发症减到最少达到缓解并消除病情的目的。监护仪的 用途除测量和监护生理参数外,还包括监视和处理用药及手术前后的状况。