个人资料
西安煤油哪家好
博客等级:
博客积分:0博客访问:6,900关注人气:6获赠金笔:0支赠出金笔:0支荣誉徽章:
相关博文
谁看过这篇博文
加载中…
电导率仪电极常数K关系式。电导率仪测量电导率的原理:主要是引起离子在被测溶液中运动的电场是由与溶液直接接触的二个电极产生的。电导率的测量需要弄清两方面:1、溶液的电导,2、溶液中1/A的几何关系,电导可以通过电流、电压的测量得到。
电导率仪测量电极(电导电极)必须由抗化学腐蚀的材料制成。实际中经常用到的材料有不锈钢等。由二个电极组成的测量电极被称为尔劳施(Kohlrausch)电极。电极的常数K=L/A,这一测量原理在当今直接显示测量仪表中得到应用。
K=L/A;A——测量电极的有效极板;L——两极板的距离;K这一值则被称为电极常数。在电极间存在均匀电场的情况下,电极常数可以通过几何尺寸算出。当两个面积为1cm2的方形极板,之间相隔1cm组成电极时,此电极的常数K=1cm-1。如果用此对电极测得电导值G=1000μS,则被测溶液的电导率K=1000μS/cm。
一般情况下,电导率仪电极常形成部分非均匀电场。此时,电极常数必须用标准溶液进行确定。标准溶液一般都使用KCl溶液这是因为KCl的电导率的不同的温度和浓度情况下非常稳定,准确。0.1mol/l的KCl溶液在25℃时电导率为12.88mS/CM。非均匀电场,也称作杂散场,漏泄场,没有常数,而是与离子的种类和浓度有关。因此,一个纯杂散场电极是最糟糕的电极,它通过一次校准不能满足宽的测量范围的需要。