电子体重秤使用前请先将秤底部的电池盖打开,连接好电池,然后将秤底部的单位转换开关打到“kg”位置。
开机
1、振动开机:将秤平放在平整坚实的地面上,用脚轻敲秤面,即可开机。开机后液晶屏幕将显示“8888”,稍后回零显示“0.0”,此时被测人即可站到秤面上进行称重。注意在未归零之前,人不要站到秤 电子体重秤面上或触动秤体,否则将影响测量结果。
2、压力开机:将秤平放在平整坚实的地面上,用脚轻压秤面(大于5kg的力),即可开机归零,然后在上秤称重。
3、AUTO-ON开机:人直接上秤,秤会自动开机并且称重。
4、按键开机:部分秤会有专门的按键开机,一般为SET键开机。
测试
人站上秤面稳定后,液晶显示器将显示体重测量值(液晶闪烁3次后锁定显示所测体重值)。此时受测人可以走下秤面,稍后液晶显示器回零,可以进行下一次体重测试。
自动关机
如果1分钟内不进行任何操作,仪器将自动关机。
注意事项
1 、人不得手持秤体开机,如果手持秤体开机,则零点不准,需将秤体放置在地面上,等一分钟自动关机后重新开机使用,或卸下电池,按正确的使用方法重新装上电池开机使用。
2、秤底部有一拨动开关,测量单位可选择公斤或磅,公斤将显示“kg”;磅将显示“lb”。
3、当显示“O-LD”时,表示超载,即重量已经超出150kg。超载时人走 电子体重秤下秤面,秤即可恢复正常工作,“O-LD”也随之自动消失。
4、当LCD显示“LO”时,表示电池电压过低,请立即更换新电池继续使用,欠电状态下,仪器测量精度不被保证。
5、若长期不用,请及时将电池取出,以免电解液泄漏腐蚀秤体和秤内元件。
6、电子称是精密的电子衡器,应小心保管并正确使用,避免受潮、跌落碰撞、重压及暴晒。不得用水直接冲洗,如外表污秽请用软布沾清水清洗,严禁使用苯类、硝基类溶液或液态烧碱清洗。
7、 携带与运输时必须轻拿轻放,外壳遭外力击打容易破损。
为保证测量精度,操作时请遵循以下两点:
1、使用时,将秤置于平整坚硬的地面上,且秤下面无杂物。
2、称重时,人直立在秤面中间,身体不得晃动。