参考　《pH　值测定用缓冲溶液的制备方法》　(GB/T　27501-2011)　。　具体如下:　B1　0.05　mol·kg-1　四草酸氢钾溶液:　称取在　(54±3)　℃下烘干　4~5　h　的四草酸氢钾　12.61　g,溶于蒸馏水中,于25℃下在容量瓶中稀释至　1　L。　B3　25℃饱和酒石酸氢钾溶液:在磨口玻璃瓶中装入蒸馏水和过量的酒石酸氢钾粉末　(大于　7　g/L)　,温度控制在(25±3)℃,剧烈摇动　20　min~30　min,溶液澄清后,用倾泻　法取清液备用。　B4　0.05　mol·kg-1　邻苯二甲酸氢钾溶液:称取(105~110)℃下烘干　2h　的邻苯二甲酸　氢钾　10.12　g,溶于蒸馏水中,于25℃下在容量瓶中稀释至　1　L。　32　B6　0.025　mol·kg-1　磷酸氢二钠和　0.025　mol·kg-1　磷酸二氢钾混合溶液:分别称取先在　(110~120)℃下烘干　2h　的磷酸氢二钠　3.53　g　和磷酸二氢钾　3.39　g,溶于蒸馏水,于25℃　下在容量瓶中稀释至　1　L。　B9　0.01　mol·kg-1　硼砂溶液:称取硼砂　3.80　g(注意:不能烘)　,溶于蒸馏水,于25℃　下在容量瓶中稀释至　1　L。　B12　25℃饱和氢氧化钙溶液:在玻璃磨口瓶或聚乙烯塑料瓶中装入蒸馏水和过量的氢　氧化钙粉末(大于　2　g/L)　,温度控制在(25±3)℃,剧烈摇动　20　min~30　min,溶液澄清　后,用倾泻法取清液备用。　B9　和B12　两种碱性溶液,应装于聚乙烯瓶中保存。其他标准溶液一般放入冰箱可保存　2~3　个月,若发现有混浊、发霉或沉淀等现象,不能继续使用。上述　6　种pH　标准溶液也可　直接购买市售合格产品。根据实际工作需要,水样一般分酸性、中性和碱性三类,因此常选　择B4、B6　和B9　三种　pH　标准溶液来校正仪器,当被测样品　pH　值过高或过低时,再选择配　制与其　pH　值相近似的标准溶液校正仪器。与原标准的差异见表　21。　表21　与原标准标准溶液配制的差异　主要差异　标准溶液　pH　标准溶液配制方法　原标准　甲(pH　4.008,25℃)　乙(pH　6.865,25℃)　丙(pH　9.180,25℃)　甲:邻苯二甲酸氢钾　10.12　g　乙:磷酸二氢钾　3.388　g+磷酸氢二钠　3.533　g　丙:硼砂　3.80