电阻是基本电参数之一,其阻值R可按伏安特性定义,即R=U/I,其中U为电阻两端的电压,I为流过电阻的电流或者按功率p来定义,即R=p/(I^2)。。
可见测量热电阻必须在热电阻两端连接导线,而导线的阻值以及阻值随温度变化的特性以及引入的其它干扰,必然会影响测量结果。而要消除这种影响,就必须知道引线的状况,在对热电阻进行测量的同时,从引线的两端对引线进行监测。在两根引线参数一致的前提下,要知道其中一根的状况,至少需要增加一根导线,用来将测量引线中的一根的现场端连接到仪表端。这就是热电阻的三线制连接的由来。