负压吸引器分为传统电动吸引器和集中控制吸引器。相对于 传统电动吸引器的噪音大,占用患者身边空间多的缺点,集中控制吸引器 利用设备带和中心吸引站,以其小巧方便、噪音低、集中化智能化的优点、 是以后发展的必然趋势。它装置简单,运行安全可靠,可24h 连续不断地 供各病房使用,并且克服了电动吸引机需带机搬动,不能多人共用、消毒 不方便等缺点,而且不占用病房空间也无噪声,是现代理想的吸引系统设 4.1系统原理 医用负压吸引系统 是由真空泵组作为负压源,通过机 械旋转抽吸使整个负压管路达到需要的负压力,在使用终端产生负吸力, 连续不断的负值大气压将吸引头外的物质向内挤压,吸走患者体内的各种 污染物,医疗废气等,从而达到医疗效果。 4.2 系统组成 负压吸引系统一般是由中心吸引站、输气管路、监控报 警装置和终端吸引设备四部分组成。中心吸引站一般在独立的机房,由一 组水环式真空泵,真空罐,负压仪表,医用真空容器,水箱,除菌过滤器, 集污罐,电控柜等组成。输气管路由吸引干线、表阀箱、楼层总管、支管、 检修阀、分支管、流量调节阀、吸引终端等组成;吸引设备为负压吸引瓶; 监控报警装置由电接点真空表、报警装置、情报面盘等组成(图3)。通过电控柜的手动或自动控制,使真空泵协调工作,从而控制其产生 需要的负压值 ,通过管道和终端装置作用在患者身上。 4.3 终端 终端一般由设备带(图1)连接,设备带上设有负压插拔式 自封快速接头,接头可连接导管,电动吸引器及其他吸引装置,方便快捷 且多元化使用。 4.4 安全负压区间及控制 实际负压值太小,达不到医疗效果;太大, 易对患者造成伤害甚至生命危险。一般负压系统真空度在 0.04MPa~ 0.67MPa 范围内波动最适合我国医疗系统的使用。 中心吸引站设有自动装置,当电控柜在自动模式时,真空泵组的工作 是根据当时负压仪表数值与设定值的关系来决定,自动调节实际负压值。 当实际负压值低于设定的负压值下限时,真空泵组启动,产生负压力, 使整个系统实际负压值加大; 当实际负压值大于高于设定的负压值上限时,真空泵组断电,由于系 统正常微量泄漏和医院使用,实际负压值缓慢变小,从而控制实际负压值 在安全有效的范围内,保障系统的正常使用。 而且设有报警装置当站内负压低于-400mmHg 或高于-670mmHg 警箱能自动发出声光报警,提醒值班人员及时采用相应的措施。