差压变送器
使用说明
一、简介
本公司生产的3051系列电容式变送器是采用进口压力传感器自行开发和生产的压力变 送器。采用特有的抗干扰技术、电路线性和温度补偿技术,使其抗干扰超强、线性更好、温 漂系数更低或超低, 其温漂系数远低于国内同类通用型产品, 适用于气体、液体、蒸汽压力
的测量和各类腐蚀性介质。广泛用于石油、化工、冶金、电力、轻工、机械等领域。 可在
现场调节零点、满量程。可配置线性 100%旨针表或31/2液晶显示表头。本公司的宗旨是:
以质量求生存、以信誉求发展。
、技术指标
量程:-0.1~25MPa(具体产品的量程详见产品铭牌 )
测压形式:GP-表压、AP-绝压、DP-差压
补偿温度:-10~70 C
工作温度:-20~85 C
综合精度:0.25、0.5
输出选择:4~20mA
电源电压:24VDC
三、智能型接线如下图所示:
24VDC
S
Z
OUT
记录仪
电源
24VDC
指示仪
四、3051变送器典型安装形式
五、零点和满点调节
(注意:变送器在出厂前已按用户需要将量程、精
度、线性调至最佳状态,一般不需要现场调节。 )
1、对于模拟型变送器,零点、量程调节在
变送器上面的铭牌下。调节时,卸下产品铭
牌,即露出零点、满程调节电位器。其中 Z为
零点调节,S为满程调节。
3051S / 3051T按键详细操作指南
按键功能概述
按键模式说明
标准的H3051S和H3051T表头上都有三个按键,分别为“ M'、“S” “Z”。也支持外部扩 展干簧管接口,实现不开盖调整。此时支持两个按键,分别为 “S”、“Z”
针对这两种应用,本产品支持“双按键”和“三按键”两种操作模式。
“三按键”操作模式:操作更快捷,适用于 LCD上具备3个按键的产品。
Z键用于进入提示数据设置界面和移位;
S键用于进入数据设置界面、增加数字和数据保存;
M键用于数据保存。
注:在三按键模式下,任何时候都可以按下“ M “键,保存当前的设置数据。
“双按键”操作模式:这种操作模式通常用于外部只有 2个非接触按键的情况。
Z键用于进入提示数据设置界面和移位;
S键用于进入数据设置界面、增加数字和数据保存。
注:在双按键模式下,输入数据时,必须等左下角的下箭头闪烁时, 才能通过按下“ Z”
键保存设置数据。
按键功能
输入操作码
操作码及对应功能
现场使用按键组态时,LCD左下角“ 88”字符用于表示当前设置变量类型,也就是当前 按键所执行的设置功能。其对应关系为:
左下角“ 88 ”字符显示
设置变量
0或空
:正常显示
输入操作码(可以直接输入和下面功能对应的数字, 以直接进行相应功能的设置)
设置单位
设置量程下限
设置量程上限
:设置阻尼
:主变量调零
零点迁移与量程迁移[调零和调满]
输出特性【设置线性输出、或者开方输出】
注:通过输入各个功能对应的操作码,可以快速进入对应功能。
例如输入“ 5”,直接进入设置阻尼功能。 例如输入“ 8”,直接进入设置输出特性。
操作码输入方法
图例说明:
均以当前采集值1 kPa,量程为0〜100kPa为例
空心显示的数字、字母、符号,表示当前是闪烁显示
在实时正常显示状态,按下 Z键进入组态数据设置状态。 此时左下角显示“ 1 ”。同时数字区第1个“ 0”开始闪烁。
按下Z键,依次向右移动闪烁位,直到最后一个“ 0”开
按下S键,最后一位数字开始从 0增加。这是输入的数字
就是操作码,根据输入的操作码不同, 将进入不同的功能。
以进入设置主变量单位为例,进行说明:
3.等到增加到“ 2”时,按下“ Z”键,此时左下方
有一个箭头开始闪烁。
J 0 0 0 0 2
4.此时按下“ S”键,则进入“设置单位”菜单,
此时左下角显示“2”。冋时下方显示当前的单位。 说明:如果是 3按键,则在显示“ 00002 ”时,直接按下 “ M'键,就可以进入“设置单位”。
2 k P a
如果输入操作码不同,则进入相应的菜单,例如:
设置量程下限
输入“ 3”,进入设置量程下限。
3 k P a
设置阻尼
输入“ 5”,进入设置阻尼。
5 S
输入“ 6”,进入调零。
调零
1.