应最好采用电子灼烧灭菌装置对微生物接种环灭菌。　11.3　气溶胶　实验室工作行为的设计和执行应能减少人员接触化学或生物源性有害气溶　胶。　样本只应在有盖安全罩内离心。　所有进行涡流搅拌的样本应置于有盖容器内。　在能产生气溶胶的大型分析设备上应使用局部通风防护,在操作小型仪器　时使用定制的排气罩。　在可能出现有害气体和生物源性气溶胶的地方应采取局部排风措施。　饲养、操作动物应在适当的动物源性气溶胶防护设备中进行,工作人员应　同时使用适当的个人防护设备。　有害气溶胶不得直接排放。　11.4　生物安全柜、安全罩　在实验室员工接触危害等级Ⅰ和Ⅱ的场所,生物安全柜内的空气在排放前　只要通过高效过滤器可以再循环;在实验室员工接触可能有危害等级Ⅲ或以上　的生物因子的场所,禁止将空气再循环。动物实验室禁止将空气再循环。　对于新安装的生物安全柜和安全罩及其高效过滤器的安装与更换,应由有　资格的人员进行,安装或更换后应按照经确认的方法进行现场生物和物理的检　CNAS-CL05:2006　第23　页共　33　页2006　年06　月01　日发布　2006　年07　月01　日实施　测,并每年进行验证。　实验室应时常监测生物安全柜以确保其设计性能能够符合相关要求。应保　存检查记录和任何功能性测试结果。在安全柜上应有作为检查证明的标记。　所用生物安全柜的放置、设计和类型应符合安全工作所要求的风险防护级　别。　所有生物安全柜之使用方式应避免降低其功能。　生物安全柜、化学安全罩的通风应符合微生物和/或化学的风险级别及符合　安全要求。　12　化学品安全　在实验室中,对化学品的存放、处理、使用及处置的规定和程序均应符合　良好化学实验室行为标准。　应按照相关标准在每个储存容器上标明每个产品的危害性质和风险性,还　应在“使用中”材料的容器上清楚标明。　对化学、物理及火灾危害应有足够可行的控制措施。应定期对这些措施进　行监督以确保其有效可用。应保存监督结果记录。　应要求所有人员按安全操作规程工作,包括使用被认为适用于所从事工作　的安全装备或装置。　对实验室内所用的每种化学制品的废弃和安全处置应有明确的书面程序。　其应包括对相关法规的充分及详细说明,以保证完全符合其要求,使这些物质　安全及合法地脱离实验室控制。　13　放射安全　在批准使用放射性核素之前,实验室负责人应对使用的理由、限度和地点　进行评估。　实验室