采用差压式水位计测量锅炉汽包水位时,平衡容器的作用?
双室平衡容器是由正压补偿管、水杯、漏斗等零件焊接而成。工作过程中,饱和蒸汽因为凝结而释放的热量同时对正压补偿管和负压管加热,并且平衡容器的外层保温减少了热量的损失,从而使正压补偿管内水的重度在任何工况下都近似等于汽包(或受压容器)内水的重度;又由于正确的选用正压补偿管的高度,不论容器内压力如何变化,正压补偿管的压力与负压管的压力变化值均相等,因此双室平衡容器输出的差压不变,即低置水位指示的水位不变。一旦水位发生变化,则输出的差压也随之变化,所以低置水位指示可以适时显示容器内的水位。为提高双室平衡容器测量的准确性,设计中特别强调增大正压容器的截面积(以保证杯内水量的减少对水位影响较小。)
从原理上说是很好,但不知道为什么现在很多锅炉厂成套供货的汽包液位计还采用冷凝灌的形式,而不用双室平衡容器呢!
回复3楼 从原理上说是很好,但不知道为什么现在很多锅炉厂成套供货的汽包液位计还采用冷凝灌的形式,而不用双室平衡容器呢!
厂家为了省钱,没办法时建设方只好另外外购。
有图吗,上个图看看,好像有点似懂非懂。
就是为了防止虚假水位,我的理解.
我认为平衡容器的名字就是他的作用,目的就是让两段不同高度的导压管内静压达到一致。