20 mA HART 安全指南 1 1.1 安全指南 指定用途 Deltabar S 是差压变送器,用于差压、液位和流量测量。 由于不恰当使用,或用于非指定用途而导致的设备损坏,制造商不承担任何责任。 1.2 安装、调试和操作 ? 必须由经授权的合格专业技术人员 ( 例如:电工 ) 进行设备的安装、电气连接、调 试和维护;必须严格遵守 《简明操作指南》 、应用规范、法律法规和证书 ( 取决于 应用条件 ) 中的各项规定。 ? 技术人员必须阅读 《简明操作指南》 ,理解并遵守其中的各项规定。如仍有任何疑 问,必须阅读 《操作手册》 (CD 光盘中 )。 《操作手册》提供设备 / 测量系统的详 细信息。 ? 仅允许进行 《操作手册》 (CD 光盘中 ) 中明确允许的设备改动或维修。 ? 故障无法修复时,设备必须停用,防止误调试。 ? 不得操作已损坏的设备,并对已损坏的设备进行标识。 1.3 操作安全和过程安全 ? 必须采取交替监控措施,确保设备在设置、测试和维护过程中始终满足操作安全和 过程安全的要求。 ? 设备的制造和测试符合最先进、最严格的安全要求。出厂时,完全符合技术安全要 求。遵守相关应用规范和欧洲标准的要求。 ? 请注意铭牌上的技术参数。 ? 在危险区域中使用的设备带附加铭牌。设备需安装在防爆危险区域中使用时,必须 遵守证书、国家和当地法规的规范要求。设备带单独成册的防爆 (Ex) 文档资料,防 爆 (Ex) 手册是 《操作手册》的组成部分。必须遵守防爆 (Ex) 手册中列举的安装规 范、连接参数和安全指南要求。同时,附加铭牌上还标识有 《安全指南》文档代 号。 ? 在具有整体安全性要求的应用场合中使用设备时,必须完全遵守单独成册的功能安 全手册的要求 (CD 光盘中 )。 Endress+Hauser 3 安装 Deltabar S PMD70, PMD75, FMD76, FMD77, FMD78 4...20 mA HART 1.4 返回 返回设备的详细信息请参考 《操作手册》 (CD 光盘中 )。 1.5 图标 安全图标 说明 警告! “ 警告 ” 图标表示:操作或步骤执行错误将导致人员受伤、安全事故或设备损坏。 小心! “ 小心 ” 图标表示:操作或步骤执行错误可能导致人员受伤或设备功能错误。 注意! “ 注意 ” 图标表示:操作或步骤执行错误可能会间接影响操作,或导致设备发生意外响应。 # " ! 2 2.1 安装 常规安装指南 # ! 警告 ! 禁止将密封圈压紧在过程隔离膜片上,否则会影响测量结果。 注意 ! ? Deltabar S 的安装位置可能导致测量值偏差。例如:在空容器中测量时,显示的测量 值并非为 0。直接按下仪表上的 “E” 键,或通过远程操作可以进行零点迁移校正 ? 参考章节 4.2.1 “ 操作单元的位置 ” (? ? 14)、 章节 4.2.2 “ 操作单元的功能 ” (? ? 15) 和章节 5.1 “ 位置调整 ” (? ? 23)。 ? FMD77 和 FMD78:请参考章节 2.3 “ 带隔膜密封系统的仪表的安装指南 ” (? ? 6)。 ? FMD77 的保温层厚度有限制。 ? 取压管的常规安装要求请参考 DIN 19210 标准 “ 流体测量方式;流量测量设备的差压 管道 ”,或相关国家或国际标准。 ? 无需中断过程,使用三阀组或五阀组即可简便地进行仪表调试、安装和维护。 ? 在户外安装取压管时,应采取充足的防冻保护措施,例如:进行管道伴热。 ? 取压管路的安装倾斜度应至少为 10%。 ? 请勿使用坚硬或尖锐物品清洁或接触隔膜。 ? 外壳的最大旋转角度为 380°,确保现场显示单元具有最佳可读性。 ? 现场显示屏可以 90° 旋转。 ? Endress+Hauser 提供仪表的柱式或壁式安装支架。 4 Endress+Hauser Deltabar S PMD70, PMD75, FMD76, FMD77, FMD78 4...