指针式万用表的结构主要由表头、转换开关(又称选择开关)、测量线路等三部分组成。 转换开关:选择被测电量的种类和量程(或倍率)。 测量线路:将不同性质和大小的被测电量转换为表头所能接受的直流电流。 表头: 转换开关: 万用表的使用—调零 红表笔与“+”极性插孔相连,黑表笔与“—”或“*”或“COM”极性插孔相连。 测量直流量时,注意正、负极性,以免指针反转。 测电流时,仪表应串联在被测电路中;测电压时,仪表应并联在被测电路两端。 测量晶体管时,应牢记万用表的红表笔与表内电池的负极相接;黑表笔与表内电池的正极相接。 测电压时应将转换开关放在相应的电压挡;测电流时应放相应的电流挡等。 选择电流或电压量程时,最好使指针处在标度尺三分之二以上位置;选电阻量程时,最好使指针处在标度尺的中间位置。 测量时,不确定被测数值范围时,应先将转换开关转至对应的最大量程,然后根据指针的偏转程度逐步减小至合适的量程。 电流的测量: 选挡与调零:测电阻时先选择合适的电阻挡,然后将表笔短接,调节“”调零器使指针回0(每次换挡都应重新进行调零)。 挡位:选择使指针指在满刻度的1/3~2/3间的挡位,以减小测量误差 。 表笔极性:万用表中电池在测电阻时起作用,电池“+”与面板上“-”相连。利用万用表电阻挡判别二极管、整流元件正反向或仪器正负端时应注意表笔极性,电流从黑表笔流出,经外接元件从红表笔返回。 测量电路中电阻:必须断电测量。当不能确定被测电阻是否有并联电阻存在时,必须先使电阻一端与电路断开,如电路中有电容应先行放电,然后进行测量。 检查电解电容漏电阻:转动开关置R×1K挡,测试棒红杆必须接电容负极,黑杆接电容正极。 三极管直流放大倍数hFE测量 选择ADJ挡,将表笔短接,调节欧姆调零器,使得指针指向300hFE。 选择hFE挡,将被测三极管脚分别插入相应的三级管测试插座的E、B、C内,指针偏转所示数值约为三极管的直流放大倍数。 N型管插NPN型管座,P型管插PNP型管座。 三极管反向截止电流Iceo、Icbo测量: Iceo:集电极与发射极间反向截止电流(基极开路)。 Icbo:集电极与基极间反向截向电流(发射极开路)。 转动开关R×1K挡,两表笔短路,调节零欧姆电位器,使指针回零(此时满度电流值约90μA)。 分开表笔,将被测三极管按图示放入插座,指针指示的刻度乘以12即约为三极管反向截止电流值。 当Iceo>90μA时,可用R×100挡测量(此时满度电流值约为900μA)。 二极管是一种具有明显单向导电性或非线性伏安特性的半导体二极管器件。通常小功率锗二极管的正向电阻值为300~500,反向电阻为几十千欧;硅二极管正向电阻约为1k或更大,反向电阻在500k以上。