电脑加油机自检 王勇 Hot Tip 标准容器 Contents 穿防静电服装 准备消防器材 工具及验泵卡 纸笔、计算器 4 1 2 3 一、加油机自检前准备工作 Hot Tip 灭火器 灭火毯 装油容器 验泵卡Click to edit title style 计算器 纸笔 关闭阀门 放空量器 进行试运行 注入油品 Click to edit title style 调到最佳水平 用水平仪 标准罐接地 接地 水平 试运行 放空 二、加油机检测前对标准容器调试 Click to edit title style 接地两端要连接牢固 气泡水平仪 将水平仪中气泡调到中心位置为最佳状态 试运行 插入验泵卡;向标准容器里注入适量油品,让容器内挂壁适量油品 排空 将容器内油品放空,关闭阀门 三、开始检测 A、加油机回零 B、调至检定流量 C、注油 D、测量温度 E、示值读取 F、计算误差 G、是否合格 加油机提枪回零,检查视油器是否有气泡 回零 注油 调至检定流量开始注油,要一次性完成 用温度计测量油枪出口温度 量器口油沫和气泡消失后再读数 加油机示值 标准罐示值 游标卡尺的相关知识 游标卡尺 游标卡尺是利用主尺刻度间距与副尺刻度间距读数的。以13-2图0.02mm游标卡尺为例,主尺的刻度间距为1mm,当两卡脚合并时,主尺上49mm刚好等于副尺上50格,副尺每格长为=0.98mm。主尺与副尺的刻度间相关为1-0.98=0.02mm,因此它的测量精度为0.02mm(副尺上直接用数字刻出) 游标卡尺读数分为三个步骤,下面以图13-3所示0.02游标卡尺的某一状态为例进行说明。 2005 2004 2003 在主尺上读出副尺零线以左的刻度,该值就是最后读数的整数部分。图示33mm。 副尺上一定有一条与主尺的刻线对齐,在刻尺上读出该刻线距副尺的格数,将其与刻度间距0.02mm相乘,就得到最后读数的小数部分。图示为0.24mm。 将所得到的整数和小数部分相加,就得到总尺寸为33.24mm。 读一读 左图游标卡尺的读数为( )。 记录并计算误差 加油机是否合格 相对误差小于等于正负千分之三 重复性误差不超千分之1.5 相对误差大于正负千分之三 重复性误差小于千分之1.5 相对误差小于正负千分之三 重复性误差大于千分之1.5 合格 不合格 不合格 四、现场清理 擦拭检定器具 清理检定场地