造成标定错误原因有 2 点: 画 面画 面 ,然 后画 面 , 图 3.8 放置砝码 与 提击 画 图 3.9 标定出错 8 操作使用说明书 Ver 5.2 在『图 3_7 标定』画面时称重皮带上放有砝码或者其它物品。 在排除上叙 2 点故障后,再重新按照画面提示进行标定操作。标定操作正确完成后,机器自动返回到『图 3.5 系统主菜单』画面。 ② 模 拟 电 压 处 理 有 故 障 。( 参 考 第 5 章 故 障 及 处 理 方 法 )。 3.2.3 系统参数设定 系统参数是与机器运行有关联。它包含 6 个参量设定: ① 分检速度(由变频器改变运行速度) ② 检测时间 ③ 检测长度 ④ 装箱计数(本机此功能无效) ⑤ 剔除保持时间 下面分别描叙: 分检速度:由分检速度参数设定 检测时间:此值是设置物品检测时间。 一般设置原则:__物品越重,数值设置越大。物品越轻,数值设置越小。根据物品类别分别对待设置。设置后通过物品检测试运行,再根据“检测精度”结果来调整此设定值。用户也可以提供被检测物品及要求,由我们代为选择设置参数。 有效取值范围在 1—255 之间选取 检测长度:此值设置检测物品的检测有效长度,它和分检速度及物品长度长度有关。一般设置原则:__被检测物品长度短 取大值;被检测物品长度长 取较小的值。设置后通过物品检测试运行,再根据“检测精度”结果来调整此设定值。此值取得越大,检测精度稳定性越好,但不可以取的太大,这样会样使检测物品落到选别机检测带外面,反而会造成检测不准确。它通常取值范围在 80—400 之间选取。这个参量要结合被检测物品长度,和分选皮带速度结合综合考虑。用户可以提供被检测物品及要求,由我们代为选择设置参数。 有效取值范围 1—400。之间选择 ① 装箱计数: (本机此功能无效) ② 剔除保持时间: ③ 启动剔除时间: 图 3.10 系统参数设定 9 操作使用说明书 Ver 5.2 3.2.4 改变参量数值操作方法 对需要设定或修改某个参量值的操作方法: 如需要改动某个参量值,只要点击画面中将要改动参量显示字符框。