全 站 仪 后 方 交 会 法 的 具 体 操 作 步 骤 1.野外作业前准备工作: (1)检查全站仪是否在鉴定证书合格期内,确定是否为可用正 常设备; (2)检视全站仪脚螺旋和微调等螺旋是否在初始零位置;仪器箱内量高钢尺, 海拔仪和温度计等工具是否齐全; (3)在全站仪中新建项目,将已知控制点坐标和放样 点设计坐标上传到全站仪的新建项目中。 2.到达作业现场后,打开仪器箱,在已知控制点 处架设全站仪,并开机预热 2-3 分钟,查看海拔仪和温度计,读取气压和温度,并输入全站 仪的指定项目中。 3.对中整平全站仪,进行测站定向工作。 (1)输入测站点点号 A,全 站仪自动提取对应已知控制点的坐标和高程,确认后量取和输入仪器高; (2)询问和输 入后视点点号 B, 全站仪自动提取对应已知控制点的坐标和高程, 询问和输入后视点棱镜高, 最后回报确认后视点点号及棱镜高。 (3)望远镜瞄准后视点棱镜,然后按测量键并确认, 完成测站后视定向工作。 (4)定向起算边长的检核:使用全战仪内的放样功能,放样后 视点 B,检查起算边长误差是否符合精度,通常实测边长与坐标反算边长的相对误差应小于 1/4000。否则,测站点或后视点就有问题。 4.开始放样工作。 (1)输入放样点点号,全 站仪自动提取对应已知控制点的坐标和高程,并显示放样点与测站点的方向和距离。 (2) 将水平度盘旋转到放样点方向,并锁定水平度盘,使用望远镜粗瞄,指导司尺员到达预定放 样点方向上, 通知司尺员面对仪器方向向左/向右移动棱镜杆。 (3) 指导司尺员调整棱镜, 使棱镜在望远镜视线以内,最终到达全战仪望远镜十字丝附近,然后测量距离,全战仪显示 当前棱镜位置的前后偏距,并通知司尺员相对仪器延长/缩短的距离。 (4)接近放样点设 计坐标位置处时,望远镜瞄准棱镜杆根部,指导司尺员调整方向,使得棱镜杆根部位于望远 镜竖丝方向上,然后搏动竖直方向瞄准棱镜,再次测量距离,再次通知司尺员相对仪器延长 /缩短的距离,直至最终放样点的方向和距离的偏距都满足放样精度要求。 (在以上放样过 程中, 水平度盘始终锁定在放样点的方向上, 测量员须指导司尺员来调整棱镜位置到达指定 的方向) (5)确认并通知司尺员钉桩,在桩位处再次立好棱镜后,询问棱镜高,测站修 改棱镜高后,进行测量并记录实际放样点的坐标和高程。 5.向甲方现场人员指认放样点桩 位,并在放样交验单上签字确认。 6.放样完成后,回到室内从全战仪导出放样点桩位的实 测坐标和高程,并编写放样报告书,如放样交验单,放样点坐标表等。