万用表测电容用什么档?数字万用表测电容好坏方法
数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。
000p档,宜于测量小于2000pF的电容;
20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;
200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;
2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容;
20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。
经验证明,有些型号的数字万用表(例如DT890B+)在测量50pF以下的小容量电容器时误差较大,测量20pF以下电容几乎没有参考价值。此时可采用串联法测量小值电容。方法是:先找一只220pF左右的电容,用数字万用表测出其实际容量C1,然后把待测小电容与之并联测出其总容量C2,则两者之差(C1-C2)即是待测小电容的容量。用此法测量1~20pF的小容量电容很准确。
用电阻档检测
将数字万用表拨至合适的电阻档,红表笔和黑表笔分别接触被测电容器Cx的两极,这时显示值将从“000”开始逐渐增加,直至显示溢出符号“1”。
若始终显示“000”,说明电容器内部短路;若始终显示溢出,则可能时电容器内部极间开路,也可能时所选择的电阻档不合适。
检查电解电容器时需要注意,红表笔(带正电)接电容器正极,黑表笔接电容器负极。
选择电阻档量程的原则是:当电容量较小时宜选用高阻档,而电容量较大时应选用低阻档。若用高阻档估测大容量电容器,由于充电过程很缓慢,测量时间将持续很久;若用低阻档检查小容量电容器,由于充电时间极短,仪表会一直显示溢出,看不到变化过程。
备注:
(1) 测量之前应把电容器两引脚短路,进行放电,否则可能观察不到读数的变化过程。
(2) 在测量过程中两手不得碰触电容电极,以免仪表跳数。
(3)测量过程中,VIN(t)的值是呈指数规律变化的,开始时下降很快,随着时间的延长,下降速度会越来越缓慢。当被测电容器Cx的容量小于几千皮法时,由于VIN(t)一开始下降太快,而仪表的测量速率较低,来不及反映最初的电压值,因而仪表最初的显示值要低于电池电压E。
(4)当被测电容器Cx大于1μF时,为了缩短测量时间,可采用电阻档进行测量。但当被测电容器的容量小于200pF时,由于读数的变化很短暂,所以很难观察得到充电过程。
使用数字万用表检测电容好坏:这要看你是测量电容容量,还是测量电容好坏了,如果测量电容容量的话,使用电容挡,测量电容容量,测量前先将电容短接放电以后,然后将万用表打到电容挡(F)选择适应的量程然后将电容插入Cx测试插孔,进行测量电容容量,一般比如100μF的电容,测量电容容量出来是98或99μF都为正常,如果测量电容好坏的话,可以选择用电阻挡或用二极管档通过测量电容两个电极之间的阻值来判断电容是否损坏,如果被测电容两个电极阻值为001说明电容内部击穿。
数字万用表测试电容好坏的步骤如下:
1、判断极性,先把万用表调到100或1K欧姆档,假定一极为正极,让黑表笔与它连接,红表笔与另一极连接,记下阻值,然后把电容放电,即让两极接触,然后换表笔测电阻,阻值大的一次黑表笔连接的就是电容的正极。
2、把万用表调到欧姆档适当档位,档位选择的原则是:1μF的电容用20K档,1-100μF电容用2K档,大于100,μF的用200档。
3、然后用万用表的红笔接电容的正极,黑笔接电容的负极,如果显示从0慢慢增加,最后显示溢出符号1则电容正常,如果始终显示为0,则电容内部短路,如果始终显示1, 则电容内部断路。