谷物水分测定仪故障解决方法: 谷物水分测定仪具有自诊断功能,当仪器出现故障和操作方法错误时,会显示出错信息,如下所示: 显示“U-L”或仪器操作时没有反映,表示干电池耗尽,换干电池或检查电源。 显示“Er1”、“Er2”、“Er4”,分别表示仪器的水分测量电路、温度补偿电路和称量电路出现故障,需修理。 只显示一个小数点,表示在仪器使用干电他的情况下,于5分钟内来进行任何操作而自动进入省电状态,按任意键可恢复到开机状态;如果仪器使用交流电源时,不会出现此省电状态,而是自动每间隔5分钟对测量系统校正一次零位。 显示“Er3”,表示三点定标中间水分样品与高、低水分标样的差值小于1%,应取消三点定标。 出现“- - -”和小数点交替显示,表示开机时传感器内有物体,取出物体几秒内仪器将会正常开机。