万用表的使用范围广泛,下面给大家讲述下万用表基本的使用方法及口诀。万能表的使用方法
(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
(2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
(3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
(4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
(5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
在使用模拟万用表时分别将两只测量表笔的一端按红接正(+)、黑接负(-)的要求插到测量端,然后确认指针是否在“0”位。指针应与刻度盘左侧的端线对齐,如果不一致,则要进行零位调整。在进行电流和电压测量之前,要先估计一下待测电流和电压的范围,先设在较大的挡位,然后再调到合适的挡位,以避免过大的电流将万用表烧坏。
在进行测量时,要考虑到万用表内阻的影响。例如,为了测量电压,要将表笔接到被测电路上,这时万用表内的电阻上也有电流流过,这对测量值有一定的影响。测量同一点的电压时,若使用不同的挡位,万用表的内阻不同,影响程度也不同。
在测量晶体管电子电路时,以直流挡选20kΩ/V的内阻比较好,这个数值通常标注在万用表刻度盘上。另外,晶体管电路往往还需要测量低值电压,例如0.1V,这时所选万用表要具有1V挡的测量范围。
万用表的使用说明
以下以MF30型万用表为例,说明万用表的读数。第一条刻度线是电阻值指示,最左端是无穷大,右端为零,当中刻度不均匀。电阻档有R×1、R×10、R×100、R×1K、R×10K各档,分别说明刻度的指示再要乘上的倍数,才得到实际的电阻值(单位为欧姆)。
例如用R×100档测一电阻,指针指示为“10”,那么它的电阻值为10×100=1000,即1K。第二条刻度线是500V档和500mA档共用,需要注意的是电压档、电流档的指示原理不同于电阻档, 例如5V档表示该档只能测量5V以下的电压,500mA档只能测量500m