钳形电流表与普通电流表不同,它由电流互感器和电流表组成。可在不断开电路的情况下测量负荷电流。但只限于在被测线路电压不超过500V的情况下使用。如何正确使用钳形电流表,本人谈几点看法,供同行参考。1.使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级和电流值档位。测量时,应戴绝缘手套,穿绝缘鞋。观测数值时,要特别注意人体与带电部分保持足够的安全距离。2.测量回路电流时,应选有绝缘层的导线上进行测量,同时要与其他带电部分保持安全距离,防止相间短路事故发生。测量中禁止更换电流档位;
3.测量低压熔断器或水平排列的低压母线电流时,应将熔断器或母线用绝缘材料加以相间隔离,以免引起短路。同时应注意不得触及其他带电部分。
4.测量前,应先检查钳形铁心的橡胶绝缘是否完好无损。钳口应清洁、无锈,闭合后无明显的缝隙。
5.测量时,应先估计被测电流大小,选择适当量程。若无法估计,可先选较大量程,然后逐档减少,转换到合适的档位。转换量程档位时,必须在不带电情况下或者在钳口张开情况下进行,以免损坏仪表。
6.测量时,被测导线应尽量放在钳口中部,钳口的结合面如有杂声,应重新开合一次,仍有杂声,应处理结合面,以使读数准确。另外,不可同时钳住两根导线。
7.测量5A以下电流时,为得到较为准确的读数,在条件许可时,可将导线多绕几圈,放进钳口测量,其实际电流值应为仪表读数除以放进钳口内的导线根数。
8.每次测量前后,要把调节电流量程的切换开关放在最高档位,以免下次使用时,因未经选择量程就进行测量而损坏仪表。
9.值班人员在高压回路上使用钳形电流表进行测量工作,应由两个人进行,非值班人员测量时,应填第二种工作票。
10.在高压回路上测量时,严禁用导线从钳形电流表另接表计测量。
11.测量时如需拆除遮栏,应在拆除遮栏后立即进行。工作结束后,应立即将遮栏恢复原位。
12.使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防短路或接地。
观测表计时,要特别注意,保持头部和带电部分的安全距离。
13.测量低压可熔保险器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相保险器和母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其它带电部分。
14.在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在