如何设置直流电流表分流器,对于不同大小范围的电流测量,在电流表内设置专用分流器或采用外附分流器,直流电流表用于直接测量微安或毫安数量级的电流。

直流电流表分流器的设置方法

直流电流表一般可直接测量微安或毫安数量级的电流。
对于测量几安的电流,可在电流表内设置专用分流器;对于测量几安以上的电流,则采用外附分流器。
大电流分流器的电阻值很小,为避免引线电阻和接触电阻附加于分流器而引起误差,分流器可制成四端形式,即有两个电流端,两个电压端。
例如,当用外附分流器和毫伏表来测量200A的大电流时,若采用的毫伏表标准化量程为45mV(或75mV),则分流器的电阻值为0.045/200=0.000 225Ω(或0.075/200=0.000 375Ω)。若利用环形(或称梯级)分流器,可制成多量程电流表。
附1,20安的直流电流表应配多大的分流器?
分流器是测量直流电流用的,分流器就是一个阻值很小的电阻,当有直流电流通过时,产生压降,供直流电流表显示;直流电流表实际是电压表,满度值75mV;直流电流表和分流器是配套使用的。
比如:100A电流表配套的分流器阻值为0.00075欧;即100A*0.00075欧=75mV;50A电流表配套的分流器阻值为0.0015欧;50A*0.0015欧=75mV。
因此,分流器应该根据电路额定电流的大小来选择,而不是根据直流电流表的量程来选择的,根据提供的20安的直流表来看,可以选择20安75毫伏的分流器。
附2,直流分流器的作用
为什么直流电流的计量需要经过分流器才能接到电流表上?
在测量较大电流的电流表时,电流很大,导线(应该是铜排了)也很粗,要接到设备面板上的电流表很困难,既不经济,也不安全。
因此,实际上都是接一个分流器,实际上就是一个电阻很小,但阻值很准的小电阻串联在电流回路中。
利用大电流在小电阻上的压降,用一个电压表来测量这个压降值,以电流表的刻度表示实际电流。这个的表头的刻度一定要与分流器的电阻相配。
由于电流表有一定的内阻,直流电有固定的方向性,电流通过它会损耗一定的电能,直接接人后测量出的电流数据具有比较大的误差。