G1/Q35.　GCsolution、GCMSsolution　导出　AIA　文件和　TXT　文件后导入中　药相似度评价软件不成功可能的原因?　G1/A35.　a、AIA　文件导出前,数据文件没有正确积分。　b、TXT　文件　输出项目不正确。需要在输出时选择峰值表和色谱图这两个参数导出。　c、TXT　文件格式编辑不正确。　TXT　文件不能直接导入相似度软件,需　要进行相应格式编辑,具体编辑方法可以搜索相关操作方法,另外,相　似度软件自带　TXT　文件模板,可以把相应参数按照模板进行编辑后,　导入。　G1/Q36.　目标峰分离效果很好,但是在　GCsolution　报告中显示部分组　分的分辨率是　0?　G1/A36.　用户发过来的数据部分分辨率显示为　0,通过修改积分参数,　即把最小峰面积及斜率　改小,分辨率就可以显示出来了。　G1/Q37.　GCsolution　数据处理时,两个相邻的色谱峰,保留时间相差　0.4　分钟,不管怎么修改时间窗或时间带,软件只识别一个组分?　G1/A37.　用户处　GC　是双塔进样,双流路分析　,用两根不同极性的色谱　柱,　由于柱子极性不同,　这两个相邻组分在另一个方法中分离得比较开,　在加载方法时用户加载错了流路　(即方法),故不管怎么修改时间窗或时　间带,在那个保留时间范围内只有一个组分,因此软件只识别一个组分。　G1/Q38.　GCsolution、GCMSsolution　更改报告谱图上线条的粗细?　G1/A38.　右键单击报告色谱图-属性-常规参数-颜色和线-图表-线-更该　磅数。　G1/Q39.　如果仪器型号为　GCMS　QP2010　SE,没有节能模式,能否自建　一个节能模?　G1/A39.　可以,　具体操作是自己编辑一个节能方法　(包括较低的温度,　较小的流量),在分析程序走完后最后调用一下这个方法,下载参数即　可。　G1/Q40.　GCsolution、GCMSsolution　重装软件后,如果色谱图界面变成　了灰色,看不到谱图信息怎么办?　G1/A40.　打开辅助栏-系统配置-仪器-选择流路-确定-设置即可。　G1/Q41.　GCsolution　软件调用自建的方法采集数据,没有做曲线,但采　集后的数据都有浓度,且浓度都不准确?　G1/A41.　原因是　客户在建立　分析方法的时候　没有新建,　在原来的方　法　上进行的更