此为必填字段。
Invalid
零件型号
仅为在线购买价格|不含包含0增值税
根据要求提供报价
购买信息
在线购买安东帕仪器
加入购物车
交货时间:%1$s – %2$s 工作日%1$s – %2$s 周%1$s – %2$s 月
Lovis 2000 M/ME 是一种落球黏度计,可根据 Hoeppler 落球原理测量滚球滚过透明和不透明溶液的时间。该仪器主要在制药和化工行业的研发中,用于测量低黏度液体的黏度。使用 Lovis 2000 M/ME 可以测量聚合物及其他物质的动力黏度、特性黏度、摩尔质量。

关键功能

用于研发工作

样品用量少(最低 100 μL)样品可回收温度测量范围宽(-30 °C 至100 °C/-22 °F 至212 °F)黏度测量范围宽(0.3 mPa.s 至10000 mPa.s)高准确度多种倾斜角度,便于测试与剪切相关的流动特性

用于制药和医疗实验室

已包含在美国药典内制药认证文件可供购买可选择其他安东帕测量仪器模块进行组合,以测量密度、折光率、浊度和 pH 值流通式装填可提高样品处理量

用于化工行业

适用于挥发性或有毒样品的密封系统高耐化学性(硼硅玻璃或 PCTFE)特殊的聚合物测量和评估功能使用自动进样器自动装填样品测试不透明样品

技术规格

黏度
黏度范围0.3 mPa.s 至10,000 mPa.s
重复性标准偏差最高可达 0.1 %1)
准确度最高可达 0.5 %1) 2)
温度
温度范围+5 °C 到100 °C
重复性标准偏差0.005 °C
准确度0.02 °C
测量时间
精度0.001 s
准确度0.05 %
更多技术参数
测试时间最短 30 秒,通常为 3 分钟
样品量0.1 mL 至0.8 mL
倾斜度15° 至80°(倾斜幅度为 1°)
重复性标准偏差0.02 °
准确度0.1 °
剪切速率0.5 s-1到1000 s-1
受毛细管大小和倾斜度的影响
1)取决于样品类型和测量设置,
无需更换滚球
2)适用于确定校准常数的范围,
不包括参考标准物质的不确定性

标准

全部打开
关闭所有

ASBC

啤酒-32:黏度(国际方法)
麦汁-13B:黏度滚球方法

DIN

DIN EN ISO

U.S. Pharmacopoeia (USP)

911 - 黏度(毛细管黏度计方法)
913 - 滚球黏度计方法

药典欧洲

2.2.49 - 落球黏度计方法

安东帕认证服务

安东帕在服务和支持方面的质量:全球超过 350 名制造商认证的技术专家以当地语言提供的合格支持在您的整个生命周期中保护您的投资
Chemicals | Lovis 2000 M/ME: Low Temperature Viscosity Measurements for Battery Electrolytes应用报告 en
Chemicals | Quality control of raw materials for epoxy resin production应用报告 en
Chemicals | Viscosity and Density Measurement of Ionic Liquids/Solvent Mixtures应用报告 en
Cosmetics, Food, Pharma | Determining the half-life of essential oils using viscosity应用报告 en
Food, Pharmaceuticals | Determination of the Molar Mass as Quality Control Parameter of Chitosan应用报告 en
Medical | Lovis 2000 M/ME and DMA 4500 M: Viscosity Measurement of Whole Blood应用报告 en
Micelle Characterization by DLS: Bringing Viscosity into the Equation应用报告 en
Pharma | Lovis 2000 M/ME and pH ME: Viscosity and pH of Nasal Sprays or Eye Drops应用报告 en
Pharma, Cosmetics | Lovis 2000 M/ME: Intrinsic Viscosity of Hyaluronic Acid应用报告 en
Polymers | Intrinsic Viscosity Measurements for Quality Control of PET应用报告 en
Polymers | Measuring Intrinsic Viscosity for Optimized Plastic Processing应用报告 en
Printing Ink: Gauging the Viscosity to Fine-Tune the Particle Size Calculation应用报告 en
Software Features of Anton Paar Instruments for the Pharma Industry应用报告 en

附件

附件

附件

附件

附件
并非所有商品都可以在特定国家/地区在线购买。
要想知道您是否可以从您所在的位置在线购买,请查看下面的在线可用性。
并非所有项目都可以在线购买。
仅为在线购买价格|不含包含0增值税

加热自动进样器:Xsample 610

目前不可用
加入购物车
交货时间:%1$s – %2$s 工作日%1$s – %2$s 周%1$s – %2$s 月

加热自动进样器:Xsample 630

目前不可用
加入购物车
交货时间:%1$s – %2$s 工作日%1$s – %2$s 周%1$s – %2$s 月
零件型号: 186612

自动进样器:Xsample 320

目前不可用
加入购物车
交货时间:%1$s – %2$s 工作日%1$s – %2$s 周%1$s – %2$s 月
零件型号: 184347

自动进样器:Xsample 330

目前不可用
加入购物车
交货时间:%1$s – %2$s 工作日%1$s – %2$s 周%1$s – %2$s 月
零件型号: 184370

自动进样器:Xsample 340

目前不可用
加入购物车
交货时间:%1$s – %2$s 工作日%1$s – %2$s 周%1$s – %2$s 月
零件型号: 164759

自动进样器:Xsample 520

目前不可用
加入购物车
交货时间:%1$s – %2$s 工作日%1$s – %2$s 周%1$s – %2$s 月
零件型号: 185550

自动进样器:Xsample 530

目前不可用
加入购物车
交货时间:%1$s – %2$s 工作日%1$s – %2$s 周%1$s – %2$s 月
零件型号: 105700