简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《精密水准仪的认识和使用--试验内容》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《精密水准仪的认识和使用--试验内容》。

第一篇:精密水准仪的认识和使用--试验内容

实验1:精密经纬仪的认识和使用
一、试验目的和任务:
1. 认识S1水准仪的组成部分和各部分的基本结构。
2.掌握精密水准仪的读数原理和读数方法。
3.熟练操作精密水准仪。
二、领取器材
精密水准仪、三脚架
三、实习内容
1.熟悉精密水准仪的照准部、水准设备和读数系统,并掌握其操作。
2.在合适位置安置水准仪和水准尺,学习并掌握读数的原则和方法。
3.以一组为单元,选址一条闭合的水准路线,并按照水准测量的一般原则进行观测。
四、要求
1. 每人都要观测一个测段、偶数个站,并在实验报告上注明。
2. 水准路线必须往测完成,尽量进行返测。
3. 提交实验报告
(时间: ;地点:大地测量实验室;目的;任务;内容:原理、操作过程、数据集数据分析、总结)
实验2:全站仪的认识和使用
一、试验目的和任务:
2. 熟悉全站仪的组成部分以及其操作。
2.掌握全站仪的工作原理和操作过程。
3.掌握全站仪测角和测距。
4.掌握全站仪进行导线测量。
二、领取器材
全站仪、三脚架、滑竿、棱镜
三、实习内容
1.熟悉全站的照准部、水准设备、读数和测距系统,并掌握其操作;
2.熟悉全站仪储存设备的功能和操作;
3.布设一条闭合导线(起始坐标为100.00m,100.00m),利用已进行观测(每人至少观测二站,观测两个测回)。

第二篇:精密经纬仪的认识和使用--试验内容

实验1:精密经纬仪的认识和使用
一、试验目的和任务:
1. 认识J2经纬仪的组成部分和各部分的基本结构。
2.掌握精密经纬仪的读数原理和读数方法。
3.熟练操作经纬仪。
二、领取器材
J2精密经纬仪、脚架
三、实习内容
1.熟悉精密经纬仪的照准部、水准设备和读数系统,并掌握其操作。
2.在合适位置选择2个点对中、整平仪器,学习并掌握水平角的观测,利用三丝法和中丝法读取垂直角。
四、要求
1. 每人都要利用5分钟的熟悉并熟练操作仪器。
2. 每人练习观测水平角和垂直角的数据三套。(水平角、三丝法垂直角、中丝法垂直角)
3. 提交实验报告
(时间: ;地点:大地测量实验室;目的;任务;内容:原理、操作过程、数据集数据分析、总结)
实验2:方向观测法观测水平角
一、试验目的和任务:
2. 熟悉J2经纬仪的组成部分以及读数原理和读数方法。
2.掌握多方向观测法的度盘配置。
3.掌握利用方向法进行水平角观测。
4.掌握观测数据的读取和记录。
二、领取器材
J2精密经纬仪、脚架
三、实习内容
1.熟悉精密经纬仪的照准部、水准设备和读数系统,并掌握其操作。
2.在合适位置选择5个点对中、整平仪器,学习并掌握方向法观测水平角的方法,并利用中丝法观测垂直角。(五个点要求与测站的距离大致相等,至少有四个点的垂直角在3度之内)
3. 学会观测数据的记录和计算。
四、要求
1. 每人都要学会配置度盘的方法。
2. 每人利用方向法观测水平角,利用中丝法观测垂直角,并提交一份合格的数据。
3. 提交实验报告(内容同实验1:数据以每组一套,一定要做数据分析)

第三篇:精密水准仪操作使用规程

精密水准仪操作使用规程
1.仪器和附件的搬运时应提在手上或者扛在肩上,不得在地上拖行。
2.仪器开箱和装箱时要轻拿轻放。按仪器放置顺序装箱,未按仪器放置顺序放置时不得强行关箱。
3.架设仪器时一定要把中心螺丝拧紧。仪器搬站时必须检查中心螺丝是否拧紧,确认后才能搬站。搬站时不得使仪器处于倒置状态,否则会使仪器补偿器损坏。
4.仪器使用中,调焦手轮、微动手轮、视度调节和脚螺旋当其旋转有紧的感觉时说明其已经到顶了,应该回旋,不得强行旋动,否则容易使其损坏。
5.电子水准仪应注意电池充电,充电前应阅读使用说明书。仪器在使用中更换电池时应先关机。不得在开机状态下更换电池。
6.仪器装箱前一定关机,不得在开启状态装箱。

第四篇:第八节 精密水准仪、自动安平水准仪和电子水准仪

第八节 精密水准仪、自动安平水准
仪和电子水准仪
一、精密水准仪简介
1.精密水准仪
精密水准仪与一般水准仪比较,其特点是能够精密地整平视线和精确地读取读数。为此,在结构上应满足:
(1)水准器具有较高的灵敏度。如DS1水准仪的管水准器τ值为10″/2mm。 (2)望远镜具有良好的光学性能。如DS1水准仪望远镜的放大倍数为38倍,望远镜的有效孔径47mm,视场亮度较高。十字丝的中丝刻成楔形,能较精确地瞄准水准尺的分划。
(3)具有光学测微器装置。可直接读取水准尺一个分格(1cm或0.5cm)的1/100单位(0.1mm或0.05mm),提高读数精度。
(4)视准轴与水准轴之间的联系相对稳定。精密水准仪均采用钢构件,并且密封起来,受温度变化影响小。
2.精密水准尺
精密水准仪必须配有精密水准尺。这种尺一般是在木质尺身的槽内,安有一根因瓦合金带。带上标有刻划,数字注在木尺上。精密水准尺须与精密水准仪配套使用。
精密水准尺上的分划注记形式一般有两种:
一种是尺身上刻有左右两排分划,右边为基本分划,左边为辅助分划。基本分划的注记从零开始,辅助分划的注记从某一常数K开始,K称为基辅差。
另一种是尺身上两排均为基本划分,其最小分划为10mm,但彼此错开5mm。尺身一侧注记米数,另一种侧注记分米数。尺身标有大、小三角形,小三角形表示半分米处,大三角形表示分米的起始线。这种水准尺上的注记数字比实际长度增大了一倍,即5cm注记为1dm。因此使用这种水准尺进行测量时,要将观测高差除以2才是实际高差。 3.精密水准仪的操作方法
精密水准仪的操作方法与一般水准仪基本相同,只是读数方法有些差异。在水准仪精平后,十字丝中丝往往不恰好对准水准尺上某一整分划线,这时就要转动测微轮使视线上、下平行移动,十字丝的楔形丝正好夹住一个整分划线,被夹住的分划线读数为m、dm、cm。此时视线上下平移的距离则由测微器读数窗中读出mm。实际读数为全部读数的一半。
二、自动安平水准仪
自动安平水准仪与微倾式水准仪的区别在于:自动安平水准仪没有水准管和微倾螺旋,而是在望远镜的光学系统中装置了补偿器。
1.视线自动安平的原理
当圆水准器气泡居中后,视准轴仍存在一个微小倾角α,在望远镜的光路上安置一补偿器,使通过物镜光心的水平光线经过补偿器后偏转一个β角,仍能通过十字丝交点,这样十字丝交点上读出的水准尺读数,即为视线水平时应该读出的水准尺读数。
由于无需精平,这样不仅可以缩短水准测量的观测时间,而且对于施工场地地面的微小震动、松软土地的仪器下沉以及大风吹刮等原因,引起的视线微小倾斜,能迅速自动安平仪器,从而提高了水准测量的观测精度。
2.自动安平水准仪的使用
使用自动安平水准仪时,首先将圆水准器气泡居中,然后瞄准水准尺,等待2~4秒后,即可进行读数。有的自动安平水准仪配有一个补偿器检查按钮,每次读数前按一下该按钮,确认补偿器能正常作用再读数。
三、电子水准仪简介
电子水准仪的主要优点是:
(1)操作简捷,自动观测和记录,并立即用数字显示测量结果。 (2)整个观测过程在几秒钟内即可完成,从而大大减少观测错误和误差。 (3)仪器还附有数据处理器及与之配套的软件,从而可将观测结果输入计算机进入后处理,实现测量工作自动化和流水线作业,大大提高功效。
1.电子水准仪的观测精度
电子水准仪的观测精度高,如瑞士徕卡公司开发的NA2000型电子水准仪的分辨力为0.1mm,每千米往返测得高差中数的偶然中误差为2.0mm;NA3003型电子水准仪的分辨力为0.01mm,每千米往返测得高差中数的偶然中误差为0.4mm。
2.电子水准仪测量原理简述
与电子水准仪配套使用的水准尺为条形编码尺,通常由玻璃纤维或铟钢制成。在电子水准仪中装置有行阵传感器,它可识别水准标尺上的条形编码。电子水准仪摄入条形编码后,经处理器转变为相应的数字,在通过信号转换和数据化,在显示屏上直接显示中丝读数和视距。
3.电子水准仪的使用
NA2000电子水准仪用15个键的键盘和安装在侧面的测量键来操作。有两行LCD显示器显示给使用者,并显示测量结果和系统的状态。
观测时,电子水准仪在人工完成安置与粗平、瞄准目标(条形编码水准尺)后,按下测量键后约3~4秒既显示出测量结果。其测量结果可贮存在电子水准仪内或通过电缆连接存入机内记录器中。
另外,观测中如水准标尺条形编码被局部遮挡