加热时间:仪器提供了三种方式:1.(推荐使用)自动 Auto模式:当水分测定仪通过检测称量结果变化,在60秒内样品失重少于1mg时就会自动停止。2.手动模式 :用户通过按①4 -键来停止进行中的测试,如果测试时间少于30秒的情况下停止测试,则测试无效。3.定时模式: 手动设定加热时间,即加热到设定的时间后自动停止加热,结束此次分析。设定范围: (0~99分钟)