我行我show!中国医院管理案例评选,医院卓越管理实践大秀场。点击查看
监护仪一般都是由包含各种传感器的物理模块和内置计算机系统构成。各种生理信号由传感器转换成电信号,经前置放大处理后送入计算机进行结果显示、存储和管理。
监护仪一般都是由包含各种传感器的物理模块和内置计算机系统构成。各种生理信号由传感器转换成电信号,经前置放大处理后送入计算机进行结果显示、存储和管理。多参数监护仪可以同时监护心电、呼吸、体温、血压、血氧等参数。用户可按照自己的要求选购不同的插件模块来组成一个适合自己特殊要求的监护仪。
呼吸监护
多参数病人监护仪中的呼吸测量大多是采用胸阻抗法,人体在呼吸过程中的胸廓运动会造成人体体电阻的变化,变化量为0.1Ω~3Ω,称为呼吸阻抗。
监护仪一般是通过ECG导联的两个电极,用10~100kHz的载频正弦恒流向人体注入0.5~5mA的安全电流,从而在相同的电极上拾取呼吸阻抗变化的信号。这种呼吸阻抗的变化图就描述了呼吸的动态波形,并可提取出呼吸率参数。
胸廓的运动,身体的非呼吸运动都会造成体电阻的变化,当这种变化频率与呼吸通道的放大器的频带相同时,监护仪也就很难判断出哪是正常的呼吸信号,哪是运动干扰信号。因此,当病人出现严重而又持续的身体运动时,呼吸率的测量可能会不准。
有创血压(IBP)监护
在一些重症手术时,对血压实时变化的监测具有很重要的临床价值,这时就需要采用有创血压监测技术来实现。其原理是:先将导管通过穿刺,植入被测部位的血管内,导管的体外端口直接与压力传感器连接,在导管内注入生理盐水。
由于流体具有压力传递作用,血管内压力将通过导管内的液体被传递到外部的压力传感器上。从而可获得血管内压力变化的动态波形,通过特定的计算方法,可获得收缩压、舒张压和平均压。
在进行有创血压测量时要注意:监测开始时,首先要对仪器进行校零处理;监测过程中,要随时保持压力传感器部份与心脏在同一水平上;为防止导管被血凝堵塞,要不断注入肝素盐水冲洗导管,由于运动可能会使导管移动位置或退出。因此要牢牢固定导管,并注意检查,必要时进行调整。
体温监护
监护仪中的体温测量一般都采用负温度系数的热敏电阻作为温度传感器。一般监护仪提供一道体温,功能高档的仪器可提供双道体温。体温探头的类型也分为体表探头和体腔探头,分别用来监护体表和腔内体温。
测量时,操作人员可以根据需要将体温探头安放于病人身体的任何部位,由于人体不同部位具有不同的温度,此时监护仪所测的温度值,就是病人身体上要放探头部位的温度值,该温度可能与口腔或腋下的温度值不同。
在进行体温测量时,病人身体被测部位与探头中的传感器存在一个热平衡问题,即在刚开始放探头时,由于传感器还没有完全与人体温度达到平衡,所以此时显示的温度并不是该部位真实温度,必须经过一段时间达到热平衡后,才能真正反映实际温度。还要注意保持传感器与体表的可靠接触,如传感器与皮肤间有间隙,则可能造成测量值偏低。
心电监护
心肌中的"可兴奋细胞"的电化学活动会使心肌发生电激动。使心脏发生机械性收缩。心脏这种激动过程所产生的闭合、动作电流,在人体容积导体内流动,并传播到全身各个部位,从而使人体不同表面部位产生了电流差变化。
心电图(ECG)就是把体表变动着的电位差实时记录下来,导联的概念是指人体两个或两个以上体表部位之间的电位差随心动周期变化的波形图。最早定义的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ导联在临床上称为双极标准肢导联。
后来又定义了加压单极肢体导联,aVR、aVL、aVF和无极胸前导联V1、V2、V3、V4、V5、V6,这几个导联是目前临床上采用的标准ECG导联。因为心脏是立体的,一个导联波形表示了心脏一个投影面上的电活动。这12个导联,将从12个方向反映出心脏不同投影面上的电活动,即可综合诊断出心脏不同部位的病变。
目前,临床上所使用的标准心电图机在测量心电波形时,其肢体电极是要放在手腕和脚腕处,而作为心电监护中的电极则等效地安放在病人胸腹区域,虽安放位置不同,但它们是等效的,其定义也是相同的。因此,监护中的心电导联与心电图机中的导联是对应的,它们具有相同的极性和波形。
打开健康界APP,查看更多医健资讯