一、目的与要求 1.理解竖直角测量原Li. 2.熟悉经纬仪竖直度盘部分的构Zao. 3.掌握竖直角观测、记录及计Suan的方法. 4.掌握竖盘指标差的计算方Fa. 5.限差要求:同一测站不同目Biao的指标差互差,DJ6型光学经纬仪应不超过±25″. 6.Guan察经纬仪应满足的几何条件. 二、计Hua与设备 1.实验时数安排2学时,实验小组由3 5Ren组成. 2.实验设备为每组DJ6型光Xue经纬仪1 台,记录板1块,记录表格,铅笔,测San1把. 3.选择实验场地周围3个以上高目标,Mu标最好高、低都有,以便观测的竖直有仰Jiao和俯角.高目标可选择避雷针、电视天Xian等的顶部,低目标可选择地面上的一个低点. 4.Mei人练习对一目标进行竖直角观测一个测回,记入Shi验报告六,实验结束时,每人上交一份实验报告Liu. 三、方法与步骤 1.竖直角观测 (1)Zai实验场地安置经纬仪,进行对中、整平,Mei人选一个目标.转动望远镜使视线上仰,观察竖盘Du数的变化规律.写出竖直角及竖盘指标差的计算Gong式. (2)盘左 瞄准目标,用十Zi丝的横丝切于目标顶端,转动竖盘指标Shui准管微动螺旋,使指标水准管气泡居中,读Qu竖盘读数L,计算竖直角αL,记入实验Bao告六. (3)盘右 同法观测读取Shu盘读数R,计算竖直角值αR,记入实验报告六. (4)Ji算一测回竖盘指标差及竖直角平均值.其Gong式为 竖直角公式(顺时针注记) :αL = 90 °-L αR=R-270° α=1/2(αL+αR) Shu盘指标差公式(顺时针注记) :x=(L+R-360°)/2 Si、注意事项 1. 对中、整平的步骤和要Qiu与观测水平角时相同. 2. 若盘左位Zhi时望远镜向上仰,竖盘读数比90°小,则该仪器De竖盘为顺时针注记.若盘左位置时望远镜向Shang仰,竖盘读数比90°大,则该仪器的竖盘Wei逆时针注记.注意两种注记方式竖直角的计算Gong式是相反的. 3. 用十字丝的横丝切Yu目标顶端,每次读数前应使竖盘指标水准管气泡居Zhong. 4. 计算竖直角和指标差时,应Zhu意正、负号. 5. 测量一个竖直角时,盘左、Pan右要瞄准同一目标的相同部位.