实验三土壤及水中氡浓度的测量
一、实验目的
(一)熟悉使用FD-3017型RaA测氡仪测量氡浓度的原理和操作技术
(二)掌握土壤氡浓度的测量方法
(三)掌握水中氡浓度的测量方法
二、实验内容
(一)FD-3017仪器的工作原理
(二)FD-3017仪器的标定方法
(三)水中氡浓度的测量方法
(二)野外土壤氡浓度的测量方法
图1 FD-3017仪器外观结构图
三、实验基本原理
用抽气泵将地下气体或水样中气体抽入抽筒中,进入抽筒中的气体随即开如衰变,并产生新的子体RaA,它的初始形成的瞬间是为带正电的离子,采用加电场的方式对它进行收集,使RaA离子在电场作用下被浓集在带负高压的金属收集片上,在经一段时间加电收集扣,取出金属片放入到操作台探测器内测量RaA的α放射性,其强度将与氡浓度成正比,按下式即可直接计算氡浓度:
CRn=J•NαRaA
CRn——氡浓度(Bq/m3)
J——换算系数(Bq/m3/脉冲)
NαRaA—— RaA的α计数(脉冲)
四、测量仪器
测量仪器如图1。仪器由两部分组成,抽气系统与测量操作台,收集片的高压由操作台提供。其仪器的各个部件图示已标明。
另外,若为水中氡浓度的测量需要取样瓶,将水样取自瓶中,对一定体积的水样进行氡浓度的测定。若为土壤氡浓度的测量,需要取样打孔设备——钢钎与大锤。
五、操作步骤
一)土壤中氡浓度的测量
1、检查仪器
1)首先开启操作台电源,检查电池电压及校验讯号,面板上的甄别阈旋钮的刻度是否指在本仪器规定的值上,然后将高压时间开关放在2分上,并将高压输出端与抽筒上输入端用电缆连接。
2)检查抽泵密封度
a:.真空法:将真空表直接与进气阀门8相接,提拉抽简至0.5升或1升处,真空度上升至700mm汞柱左右,观察其保持情况,若漏气速率> 2 0 mm H g/分,应检查漏气部位并修复之。若无真空表,也可根据真空度保持时间定性地判断漏气情况。
b.压缩空气法:可用单向鼓气球与进气阀门连接,并压入空气,然后用皂水或清水检查阀门开关、样片盒的密封橡皮口及抽筒上盖等部位的密封情况,找出漏气部位再进行修复。
2、野外操作方法
经上述检查合格后,即可进行野外测量工作,操作程序