教育

实验室仪器

文化

旋片式真空泵

真空泵

真空泵使用方法和注意事项
1、拆开包装,在泵体与电机的联轴节处用手指按箭头的方向尽力旋转;
2、打开真空泵油箱上面的加油螺塞,将配好的真空泵油倒进泵内,油位应该在油标可见部位的二分之一与三分之二之间。若油位过高会导致喷油的现象,如果过低会影响真空度,还会导致温度上升的同时也会增加噪音,会影响泵的性能。泵油选用一号真空泵油即可;
3、打开进气口和排气口上的黑色橡胶盖,从进气口加入少量(一小勺)真空泵油便于启动,连接真空泵与真空系统(真空泵进气口必须低于被抽仪器之出气口),被抽仪器与真空泵连接的管道不适宜太过于长,连接管的口径不能小于真空泵进气口的内径,否则会影响抽速,但必须小于进气口的外径,否则影响密封度。被抽容积不能过于大,一般会选用泵的抽速以秒为单位的15-20倍。在活动的接头处,最好涂上真空脂,以增强其密封度;
4、接上电源,装接电线时,要注意电机铭牌上的接线规定的要求;
5、三相电机要注意电机旋转方向应与泵支架上的箭头方向一致。或在连接管道之前,先接线试车然后用手堵住进气口,看是否有吸力,若是有吸力,则接线正确,不然调换任意的两根接线即可以改变其转向(注:对三相电机确定转向时,必须在瞬间进行);
6、检查所有阀门开关是否处于关闭状态,确认关闭后通电试车;
7、通电起动真空泵后,从真空泵最近的阀门开关开始,依次打开阀门开关;
8、真空泵的工作环境温度:-50C—400C范围内,相对湿度小于85%,进气口压力小于一个大气压力条件下工作。如果环境温度过低于真空泵则难以起动、过高会影响真空度;如果相对湿度较高,可以考虑在进入真空泵之前使用干燥过滤器,以防止大量的水分进入真空泵,从而造成影响真空度;
9、真空泵抽气口连续敞通大气运转,不得超过2分钟(油泵润滑除外);
10、真空泵必须安装在通风并且使泵体保持一定的水平,确保真空泵运转平稳、振动小的位置;
11、在真空泵的排气咀上,最好用皮管接到室外,以免油蒸汽污染环境,同时也可降低。