流量测量节流装置检定规程(试行)
(角接取压、法兰取压标准孔板和角接取压标准喷嘴)
本规程适用于节流件为角接取压、法兰取压标准孔板和角接取压标准喷嘴的节流装置的检定.
一、概述
1 节流装置包括节流件、取压装置和前后测量管.
2 流体条件
2.1流体必须充满圆管和节流装置,并连续地流经管道.
2.2流体必须是牛顿流体,在物理上和热力学上是均匀的、单相构(或者可以认为是单相的),包括混合气体、溶液和分散性粒子小于o.1
m的胶体.在气体流中有不超过2%(质量成分)均匀分散的固体微粒,或者液体流中有不超过5%(体积成分)均匀分散的气泡,也可认为是单相流体,但其密度应取平均密度.
2.3流体流经节流件时不发生相变.
2.4流体流量不随时间变化,或其变化非常缓慢。
2.5流体在流经节流件以前,其流束必须与管道轴线平行,不得有旋转流.
2.6本规程不适用于脉动流和临界流的流量测量.
3 本规程所用符号见表1.凡表1中未列出的符号见有关说明.
4 工作原理
若在管道内部装有孔板或喷嘴等节流件,则在流体流经节流件时其上下游侧之间就会出现静压力差.
若未经标定的节流装置与已经过充分试验标定的节流装置几何相似和动力学相似,则在有关参数已知的条件下,该静压力差与流过的流体流量之间有确定的数值关系,这关系可
符号表
用基本公式进行计算。
5 基本公式
5. 1 节流装置的流量计计算基本公式为:
式中,对不可压缩性流体:
=1
对可压缩性流体: