棕色线接直流电源(12~24V),靠近金属指示灯亮,离开金属指示灯灭的是常开型(NO)的,反之为常闭型(NC)针对常开型(NO),用万用表测量黑色线的电压,如果靠近金属黑色线为低电平,离开金属为高电平,则是NPN型的,反之为PNP型的针对常闭型(NC),用万用表测量黑色线的电压,如果靠近金属黑色线为高电平,离开金属为低电平,则是NPN型的,反之为PNP型的
欢迎关注@电子产品设计方案,一起享受学习和分享的乐趣。记得点赞和评论哦!