天然气流量计误差正负多少?

你流量计上的标牌上有标注的,一般的话在0.5%-2%之间。

天然气计量零位允许误差是多少?

首先明确几个概念:真值:与给定的特定量的定义一致的值。2.实际值:把高一等级的计量器具测得的值称为实际值。3.测量误差=测量值-真值由于现实当中真值往往无法获得。所以一般用( t测量误差=测量值-实际值最大允许误差=满刻度值*精度/100 比如说,超声波流量计精度为0.5( -),测量范围0~1000立方米。那么允许误差=1000*0.5/100=5立方米(正负),只要在这个范围内就是合格的。

天然气流量计的进口压力和计量有关系吗?

有关系: 天然气流量计一般显示为体积流量,即立方米每小时。当天然气流量计的进口压力不同,则天然气的密度会有所不同,因此,实际计量状态的计量值(读数)如果没有进行修正的话,与流量计的标定基准值会产生误差。这种误差的产生不仅来自压力的不同,也来自温度、天然气气质的变化或差异。 没有关系: 就一般用户来讲,无论是燃气表厂、燃气公司在选用流量计时,均会考量实际的使用环境条件,通过流量计自动修正、或者严格控制运行工况稳定的手段,确保流量计误差在允许范围内。