一、信噪比更高
从理论上讲,信号与主磁场强度的平方成正比,而噪声也会呈线性增加。这意味着,在理想的系统中,3T系统的信噪比(SNR)将是1.5T的两倍。但由于大多数组织在3T场强中磁敏感效应的增加,实际的3T信噪比仅比1.5T提升约30%-60%的范围内,而不是100%,也就是说3T信噪比大约是1.5T的根号2倍,而不是2倍。但尽管这样,3T信噪比的增加使得图像的空间分辨率更高,更清晰,发现小病灶的能力较1.5T大大提高。
二、T2对比度更高,扫描时间更快
对于T2对比度,氢质子的共振频率随场强线性增加,1.5T下的氢质子共振频率是63.9MHz,3T是127.8MHz。更快的共振频率使氢质子的相位周期更快,失相位就更快,T2相应缩短,因此,3T下可以用更短的TE加快采集速度,不但有助于减少伪影,且T2WI的对比度较1.5T更好。
对于T1对比度,我们可以这样来理解:磁共振成像信号产生的过程中,90°射频脉冲把宏观磁化矢量Mz“放倒”到水平面上,此时Mz为0;射频脉冲关闭后,Mz开始从0以特定的弛豫速率T1恢复到初始最大值,在此过程中仍受到主磁场B0的牵制和反作用力,所以B0越大,反作用力越大,恢复速度越慢,其T1值越大。表现在图像上,所有物质的T1值都延长了!在完全一样的TR条件下,很多1.5T上短T1的组织看上去变成了等T1或者甚至长T1,T1对比度下降,这在脊柱、头颅表现最为明显。因此,为了获得好的T1对比,3T下T1加权像的TR就得相应延长,延长大约1.5T下的30%。
就此看来,3T的T2WI扫描时间快于1.5T,而T1WI似乎比1.5T慢!?但实际上,由于3T系统采用了更先进的并行采集技术、优化的序列参数和插值算法、更多通道的线圈,以及光纤传输等众多加快数据采集和传输的技术,在相同信噪比的情况下,3T的扫描速度要快于1.5T,也就是我们说的3T的时间分辨率要高于1.5T,这也使得在腹部尤其是肝脏增强检查时采集动脉早期和动脉晚期成为可能。相同条件下,同一序列3T比1.5T节省约20%的扫描时间。
三、增强效果更好
Gd对比剂通过缩短组织的T1达到T1WI的强烈对比,3T下组织的T1时间比1.5T长,而Gd制剂在1.5T和3T下的T1驰豫增强效应相对恒定,因此,3T增强后组织的T1缩短比1.5T更多,因此,3T组织增