1、可定量测量各种型号真空开关灭弧晃码低室内的真空度; 2、现场测量时不需拆卸真空开关; 3、测试结果准确可靠; 4、液晶汉字显示,操作更加简单方便; 5、可保存、打印、查看测试的历史试验数据; 6、仪器带有RS232通讯接口,可以连接计算机,实现通过计柱岔算机对仪器控制颂掩与操作等多种功能; 7、仪器重量轻,携带方便;
1、电 源: AC220V+15%,50Hz; 2、测量范围: 10-4~10-1Pa;最高分辨率:10-5Pa; 3、电场电压∶ 20KV; 4、磁场电压∶ 1600V; 5、测试精度:5% 6、使用环境: -10℃~40℃; 7、外形尺寸: 460mm×335mm×330mm。 8、主机重量: 12kg;
本仪器采用磁控放电法进行测量。