在平时的测量工作中,正确使用万用表,可以快速准确地判断出故障部位,并能防止电器设备及万用表本身的损坏,这里分享下万用表使用的经典口诀,对每个口诀的用法做了详细说明,有需要的朋友参考下。

万用表的使用口诀

1、测量先看挡,不看不测量
每次拿起表笔准备测量时,必须再核对下测量类别与量程选择开关是否拨对位置。为了确保测量过程的安全,必须养成检查与确认的好习惯。
2、测量不拨挡,测完拨空挡
在测量过程中,不能任意拨动选择旋钮,尤其是在测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,需要将量程选择开关拨到“?”位置。
3、表盘应水平,读数要对正
使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。
4、量程要合适,针偏过大半
选择量程,如果事先无法估计被测量大小,则最好是选较大的量程,然后根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止。
5、测R不带电,测C先放电
严禁在被测电路带点的情况下测电阻。检查电器设备上的大容量电容器时,应先将电容器短路放电后再测量。
6、测R先调零,换挡需调零
测量电阻时,先将转换开关旋到电阻挡,把两表笔短接,旋“Ω”调零电位器,使指针指零欧后再测量。每次更换电阻挡时,都应重新调整欧姆零点。
7、黑负要记清,表内黑接“+”
红表笔为正极,黑表笔为负极,但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极。
8、测I应串联,测U要并联
测量电流时,将万用表串接在被测电路中;测量电压时,将万用表并联在被测电路的两端。
9、极性不接反,单手成习惯
测量电流和电压时,需要特别注意红、黑表笔的极性不能接反,一定要养成单手操作的习惯,以确保安全。