Q1 2N6659 NMOS 管的伏安特性测试电路 2.3.11 失真分析仪 THD 失真分析仪的操作界面和图标 功能说明如上图所示,失真分析仪的操作界面包括Signal Noise Distortion (SINAD) 文本框、Start 按钮、Stop 按钮、Fundamental Freq. 文本 框、Resolution Freq.文本框、Controls 复选框和Display 复选 SignalNoise Distortion(SINAD)文本框:显示测量电路的信 Start按钮:启动分析。 Stop 按钮:停止分析。 Fundamental Freq.文本框:设置基频。 ResolutionFreq.文本框:设置频率分辨率。 Controls 复选框:包括THD 按钮、SINAD 按钮和Set THD按钮:单击该按钮,表示分析电路的总谐波失真。 SINAD 按钮:单击该按钮,表示分析电路的信噪比。 Set 按钮:单击该按钮,弹出Settings 对话框,如下图所示。 Settings 对话框 如上图所示,Settings 对话框包括THD Definition 复选框 (用来设置THD 定义标准,可选择IEEE 和ANSI/IEC HarmonicNum.(设置谐波次数)和FFT Points(设置谐波 分析的取样点数)。 Display 复选框:设置显示方式,包括%按钮和dB 按钮。 %按钮:按百分比方式显示分析结果,常用于总谐波失真分 dB按钮:按分贝显示分析结果,常用于信噪比分析。 应用示例创建电路 Vcc XDA1 THD R21k Rc 0.7958uF C1 C2BJT_NPN_V IRTUA DegVin 3141mFCe 1k Rl 166.7 Re失真分析仪测试电路 测量结果 单击运行按钮,双击失真分析仪图标XDA1,分析结果 总谐波失真 信噪比 失真分析仪分析结果 2.3.12 频谱分析仪 XSA1 功能说明图形显示窗:显示信号的频谱图形。 状态栏:显示光标指针处对应的频率和幅值。 Span Control 复选框:设置测量信号频谱的范围。 Set Span 按钮:手动设置频率范围。 Zero Span 按钮:设置以中心值定义的频率。 Full Span 按钮:设置全频段为频率范围。 Frequency 复选框:设置频率范围。 (5