原创 赵喜同学 XI区 前言本文为付费阅读内容,付费用户可以赠送一位朋友免费阅读此文的机会。
心脏CT扫描是最近20年CT发展的重要成果。随着设备的不断进步,目前最快的单扇区时间分辨率已经达到66ms(SOMATOM Force)。时间分辨率的提升是CT发展的重要方向,最有效的方法就是提高机架的旋转速度。
最早的心脏CT成像,主要采用心电门控技术,回顾性地在心脏运动相对静止的位置选取图像,进行重建,因此称为回顾性心电门控扫描技术。
什么是回顾性心电门控扫描技术?
回顾性心电门控模式(retrospective ECG-gating)就是我们通常说的“后门控”,回顾性心电门控技术是利用ECG和CT扫描的同步采集技术,获得连续螺旋扫描数据和心脏运动的同步资料,扫描完成后可以根据同步记录的心电图选择心动周期中所需的任意时相进行重建。
根据CT扫描仪的设置,相位定义为相对-相对间隔的百分比(如75%)或绝对延迟值(如700毫秒)。(参见:)。已知运动伪影最少的心脏相位对于每个冠状动脉和患者之间并不相同。一般来说,在低心率(即