在分析测量中,高分辨率和低漂移决定了磁通计的作用。480的高分辨率是由一个低噪音背景增强的。可配置的滤波器有助于过滤一些读数。自动和手动漂移调整模式有助优化积分器的低漂移特性。480有IEEE-488和串口计算机接口,可进行自动数据采集。
交流磁场
感应线圈对交流磁场是敏感的,但很多传统的求积分的磁通计是不能测量交流磁场的。480型磁通计具有交流测量模式,使用一个简单的感应线圈,可以测量频率范围很宽的磁场。对于大体积磁场或比线圈大的磁场应用是有限制的,这是进行低漂移交流磁场测量的经济的方式。
漂移调整
模拟积分器的调整或指零是很费时间的,这也许是使用积分磁通计仅有的让人不合意的部分。LakeShore对此作了改进。480有一个内置的漂移运算法则,当仪器和线圈不使用时可以继续调整漂移。当你要进行精准的低漂移测量时,它已经准备好了。在磁通积分期间,这个调整运算法则是没有影响的。手动漂移调整也是可以的。
*480接线盒