以免损害仪器 练习题 1.本实验中,某同学欲按要求先在荧光屏上调出亮斑,为此,他进行了如下操作:首先将辉度调节旋钮逆时针转到底,竖直位移和水平位移旋钮转到某位置,将衰减调节旋钮置于 1 000 挡,扫描范围旋钮置于“外 x”挡.然后打开电源开关(指示灯亮),过 2 min后,顺时针旋转辉度调节旋钮,结果屏上始终无亮斑出现(示波器完好).那么,他应再调节下列哪个旋钮才有可能在屏上出现亮斑( ) A.竖直位移旋钮 C.聚焦调节旋钮 3.欲使屏上出现一条竖直亮线,应怎样调节示波器? 4.在《练习使用示波器》的实验中,关于竖直位移旋钮“↓↑”和 Y 增益旋钮的作用,下列说法中正确的是( ) A.竖直位移旋钮用来调节图象在竖直方向的位置,Y 增益旋钮调节图象在竖直方向B.竖直位移旋钮用来调节图象在竖直方向的幅度,Y 增益旋钮调节图象在竖直方向 C.竖直位移旋钮和 Y 增益旋钮都是用来调节图象在竖直方向的位置 D.竖直位移旋钮和 Y 增益旋钮都是用来调节图象在竖直方向的幅度 A.扫描电压的周期等于信号电压的周期 B.扫描电压的周期是信号电压周期奇数倍 C.扫描电压的周期是信号电压周期偶数倍 D.扫描电压的周期是信号电压周期整数倍 的幅度 的位置 B.水平位移旋钮 D.辅助聚焦旋钮 2.用示波器观察某电压信号时,发现屏上的图像不稳定.那么,怎样调节才能使图像稳定? 5.用示波器观察交流信号时,为了能在荧屏上呈现稳定的波形,必须满足的条件( ) 6.若在示波器的“Y 输入”和“地”之间加上如图 15-3 所示的电压,而扫描范围旋钮置于“外 X”档,则此时屏上应出现的情形是下图乙中的( ) A B C 图实 15-3 D 7.某学生用示波器观察按正弦规律变化的电压图线时,他将扫描范围旋钮置于第一挡(10Hz~ 100Hz)。把衰减调节旋钮置于“”挡,把同步极性选择开关置于“+”位置,调节扫描微调旋钮,在屏上出现了如图实 15-4 甲所示的正弦曲线。后来他又进行了两步调节,使图象变成如图乙所示的曲线,这两步调节可能是 ( ) A.将衰减调节旋钮换挡并调节标有“↓↑”的竖直位移旋钮 B.将衰减调节旋钮换挡并调节 Y 增益旋钮 C.调节扫描范围旋钮和调节 Y 增益旋钮 D.将同步极性选择开关置于“-”位置并调节 Y 增图实 15-4 益旋钮 8.示波管是示波器的核心部 件,它由电子枪、偏转电极 和荧光屏组成,如图实 15-5 所示。如果在荧光屏上 P 点 出现亮斑,那么示波管中的 ( ) 9. 如图实 15-6 所示,右图是示 波器面板,左上图是一个信号源。 ⑪若要观测此信号源发出的正弦 交流信号的波形的应将信号源的 a 端与示波器面板上的______接 线柱相连,b 端_____接线柱相 连。⑫若示波器显示的输入波形 如左下图所示,要将波形上移, 应调节面板上的__________旋 钮;要使此波形横向展宽,应调图实 15-6 A.极板 X 应带正电 B.极板 X　应带正电 C.极板 Y 应带正电 D.极板 Y　应带正电 图实 15-5 节__________旋钮;要使屏上能够显示 3 个完整的波形,应调节_________旋钮。 10.如图实 15-7 所示,图中为示波器面板,屏上显示的 是一亮度很低、线条较粗且模糊不清的波形。 (1)若要增大显示波形的亮度,应调节___________ 旋钮。 (2)若要屏上波形线条变细且边缘清晰,应调节 ___________旋钮。 (3)若要将波形曲线调至屏中央,应调节___________ 与___________旋钮。 参考答案: 1. AB 2.先将扫描范围旋钮置于合适挡位,再调节扫描 微调旋钮. 图实 15-7 3.在屏上已出现亮线(或亮斑)的前提下,将扫描范围旋钮置于“外 x”挡,衰减调节旋钮置于“∞”挡(若在其他挡位,也可从“Y 输入”加一变化较快的电压). 4. A 5.D 6.C 7.BD 8. AC 9.Y⑪ 输入,地 6⑫ ,X 增益,扫描范围和扫描微调。 10. (1)辉度调节;(2)聚焦或辅助聚焦;(3)竖直位移旋钮;水平位移