\ue50a2016-11-23　\ue50b\ue50a来源:　eefocus　\ue50b\ue50a关键字:　\ue50b\ue50a示波器　\ue50b\ue50a产生误差　\ue50b　信号完整性与示波器及其输入有关。大多数DSO的增益不准确度是1%至5%,这是对直流来说的。对于高频的绝对增益很少有所规定,但是示波器的整个高斯型滚降特性保证瞬态响应是良好的。DSO显示的相对增益准确度受前置放大器、衰减器和模傲转换器(ADC)的影响,除非采用模拟示波器的静电偏转或阴极射线示波管,准确度不受显示系统的影响。模拟示波器由于偏转放大器和阴极射线示波管有误差引人,总的增益误差达到2%至3%。　LCD屏和磁偏转阴极射线示波管以电视的速率驱动,复合信号包括全部标志、菜单文本、图形和波形。因而,波形至格子的相对准确度不受显示器件线性度的影响。　格子线的绝对准确度可能有误差,但是信号会准确定位在每条格子线上。相反地,模拟示波器的静电偏转阴极射线管的格子是腐蚀在玻璃上的,因此,任何偏转放大器或阴极射线管的非线性都会增加总的增益误差。　大多数民妇只有8位分辨率,少数DSO提供10或12位。例如对于生物医学信号,由于含有未知的偏移电压,采用10或12位系统的较大动态范围是有好处的。如果复杂信号要求垂直放大以便检验微细的部分,也需要更高的分辨率。　更高分辨率可由平均方式来获得,这种方式的根据是大量无机噪声出现在处理过程中,产生典型的均方根关系,例如采集信号16次可使信号分辨率改善4倍。　一种更可靠的办法是加入定量的特别加权噪声来扰动ADC输入。在每次取样过程中,ADC输入从实际输入信号值偏移一点点,扰动的偏移量、方向和分布是预置的,以便保证扰动过程的平均高分辨率数据不会产生频谱失真。　带来的问题是扰动使ADC的峰一峰值范围降低,其幅值与扰动信号值相等。因为分辨率的改善程度与扰动信号和求平均的样本数成正比,所以能够实现的改进有一定限制。　关键字:　示波器　产生误差　编辑:什么鱼　引用地址:　http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016112318285.html　关注eeworld公众号　快捷获取更多信息　关注eeworld服务号　享受更多官方福利　推荐阅读　泰克科技日前宣布推出TekDrive™,这是第一个原生示波器到云端软件解决方案,可以在示波器、个人电脑、手机或平板电脑上方便地实现全球数据协同工作。T