电能表测试规程对电能表测试的规定 电能计量技术机构应制订电能计量装置的现场检验管理制度。编制并实施年、季 、月度现场检验计划。现场检验应执行 SD109和本标准的有关规定。现场检验应严 格遵守电业安全工作规程。 现场检验用标准器准确度等级至少应比被检品高两个准确度等级,其他指示仪表 的准确度等级应不低于0.5级,量限应配置 合理。电能表现场检验标准应至少每三个 月在试验室对比一次。 现场检验电能表应采用标准电能表法,利用光电采样控制或被试表所发电信号控制开展检验 。宜使用可测量电压、电流、相位和带有错接线 判别功能的电能表现场检验仪。现场检验仪应有 数据存储和通讯功能。 现场检验时不允许打开电能表罩壳和现场调整电能表误差。当现场检验电能表误差超过电能 表准确度等级值时应在三个工作日内更换。 新投运或改造后的I、、、类高压电能计量装置应在一个月内进行首次现场检验。 I类电能表至少每3个月现场检验一次;类电能表至少每6个月现场检验一次;类电能表至 少每年现场检验一次。 2.电能表工作原理 电能表工作时,电压经电阻的分压、电流经电流互感器在取样电阻上取样后,送入 专用电能芯片进行处理,并转化为数字信 号送到CPU进行计算。由于采用了专用的电 能处理芯片,使得电压电流采样分辨率大 为提高,且有足够的时间来更加精确的测 3.如何消除测试误差 电能表误差的影响参数 对电能表误差有误响的因素有下面几方面: 电流,也就是通常所说的线路负荷的大小,负荷越小,误差越大。线路功率因数,功率因数越低,误差越大。 三相电压和负荷的不对称度也影响计量误差。负载的功率因数低,也影响计量误差,检验的时候,没有低于0.5的检验点,而且功率因数过低,对电网运行也不利,引 起较大的能量损耗和电压降落。 4.电能表错误接线及分析 由于一般10kV及以上的高压系统均采用三相三线 的供电方式,所以高压系统大多采用三相两元件电 能表计量电能。