天然气是一种高效、 清洁燃料和优质化工原料,随着我国环境保护工作和节能减排工作的不断深入开展,天然气的利用将越来越广泛,而天然气流量的准确计量则为生产企业的节能减耗以及用气效率等提供数据支撑,因此对于使用天然气作燃料的工业企业十分关注天然气流量计量的准确度。目前天然气流量计量主要采用标准孔板流量计,它由节流装置和二次测量仪表组成,它的优点是结构简单、性能稳定、易于制造、安装和维护。
下面我们就来谈谈在测量天然气流量的时候怎样提高流量的精准度。
1,为获得可靠的、较高的准确度,必须严格按照SY/T 6143-2004标准规定的各项技术规范,对标准孔板节流装置进行设计加工、校检、安装和使用。尤其是要加强对孔板直角入口边缘尖锐度和测量管直管段内壁粗糙度的加工和检验,同时开发标准统一的孔板计算软件,以提高节流装置设计和仪表选型的效率和水准。
2,标准孔板流量计作为测量天然气流量的计量装置,要确保其准确度必须进行量值溯源,其方式可以是长度、压力、温度、时间、质量和气质分析等单参数溯源,同时也可采用单参数量值和天然气流量量值相结合的阀室溯源。
3,安装和使用误差是在安装时或长期使用中由于流体介质腐蚀、磨损、沾污等造成的。因此,应严格按技术要求流量计量系统,消除安装误差。在使用过程中,操作人员应做好系统的检修、维护、保养工作,延长其使用寿命,减小计量误差。
4,孔板流量计计算方式不当与配置不同的二次测量仪表构成不同的流量计算方法,流量计算中未考虑压力、温度和天然气组分变化的补偿,造成测量准确度下降。
5,当孔板流量计前后的直管段长度根据孔板前阻力件形式和孔径比β值所配的直管段长度、孔板和孔板夹持器偏离标准规定时,特别是孔板入口直角尖锐度和测量管内壁粗糙度未达到标准,这些因素均会引起气流流态改变而使流出系数C值达不到标准要求。
由于孔板流量计在使用中,产生误差的因素很多,所以要求计量技术人员加强计量系统在现场的安装要求和仪表选型以及软件组态,对产生的误差要及时地应用科学方法修正,保证天然气贸易结算正常运行。
关于我们
公司简介企业资质联系我们
新闻中心
新闻动态技术支持人才招聘
联系方式