1, 孔板流量计中,在管道上安装孔板,如果将方向装反了会造成什么影响...
孔板装反的话,正压端与负压端互换,流量数值无法正常显示。孔板流量计结构:节流部件:标准孔板、标准喷嘴、大口径喷嘴、1/4圆孔板、双孔板、偏心孔板、圆孔板、圆孔板等取压装置:环腔、取压法兰、卡环、导管及其他连接法兰(国家标准、各标准及其他设计部门的法兰)、紧固件。测量管。孔板流量计的安装要求:直管段的要求通常是前10d,后5d,因此在选择孔板流量计时,必须根据现场工矿的实际情况,选择适合现场工矿的流量计。充有管道的流体,当它们在管道中流过节流装置时,横梁会在节流装置的节流部分形成局部收缩,从而增加流量。孔板流量特点:1、节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用寿命长,价格低廉。2、孔板计算采用国际标准并进行处理。3、它有着广泛的应用。可以测量所有单相流,也可以应用一些可混相流。4、标准节流装置无需实际流量标定即可投入使用。5、整体式孔板安装简单,可直接与差压变送器、压力变送器连接,无需压力管道。6、高精度、完善的自诊断功能。7、可同时显示累计流量、瞬时流量、压力和温度。参考资料来源:百度百科-孔板流量计
2, 一体化内藏孔板流量计安装方向怎么确定
详细看下说明书上 安装注意事项,保证直管段和远离干扰源。安装基本要求:4.1.1对于新设管路系统,必须先经吹扫管道后再安装节流装置。4.1.2安装前应仔细核对节流装置的编号、位号、规格是否与管道情况、流量范围等参数相符。在取压口附近标有“+”的一端应与流体上游管段联接,标有“—”的一端应与流体下游管段联接。4.1.3节流装置的中心线应当与管道中心线同轴。4.2对管道的要求:4.2.1节流装置前后应配有一段测量管,至少保持前10D、后5D的等径直管段,以保证测量精度。4.2.2在节流件前后若需安装阀门,最好选闸阀且在运行中全开;调节阀则应在下游5D之后的管路中。对差压引出管路的要求:5.1引压管路的内径与管路长度和介质脏污程度有关,通常在25米以内用内径为8-12mm的管子。测量煤气可适当加粗到DN15。5.2测量液体流量时引压管水平段应在同一水平面内。若是在垂直管道上安装节流件,引压短管之间相距一定的距离(垂线方向),这对差压变送器的零点有影响,应通过“零点迁移”来校正。5.3引压管路应有e68a84e799bee5ba