选择产品时,也需要注意一点:热成像人体测温设备的覆盖宽度、检测距离,与分辨率关系不大,更多和镜头焦距有关。所以,如果您需要覆盖更宽的通道,可以选择更小的焦距设备;如果您需要检测更远的距离,可以选择更大的焦距。这一点大家在选择产品的时候也需要注意一下。
希望各厂家能理性引导用户正确安装和使用人体测温产品,而不是利用黑体精度或理想环境精度来误导用户。
红外热成像FAQ
Q:黑体是什么?
A:简单说就是一个恒温目标,用于给摄像机不停地做矫正,以保证测温精度。
Q:体温检测精度能够达到±0.3℃?
A:目前不加黑体通常无法满足±0.3℃要求。
Q:非接触系统如此昂贵,手持的为何才几百块?
A:手持的需要人员近距离采集及配合;手持的容易接触感染,有接触风险。
Q:目前行业价格水平?
A:主流厂家,包括HZ,GD,AR,HK,UNV等,在5—10万间。
Q:一个摄像机可以同时抓拍几个人脸温度?
A:需要一米线规划人员路径,通常单通道每分钟流量10—20个(配合安检流控或者其他身份核验,不会因为人员流量漏测或拥堵问题)。
Q:测温数据可以作为发热的判断依据吗?
A:不能,热成像摄像机用来做体温初筛,是指通过热像摄像机初步通过非接触式对人体表面温度进行测量,发现温度异常的个体之后再对其进行专业的医学体温测量。医学测量复核后还是发热,客户按照他们的应急预案处理。
Q:是否可以室外安装?
A:不能,不建议安装在室外或室内与室外直通的区域,这些区域由于环境原因,会影响测温的准确性。建议室内相对封闭无风的环境。
Q:非接触红外热成像测温主要厂家?
A:大立、高德、大华、海康、宇视等。