关于达因笔的常见问题
1. 什么是达因笔?
答:达因笔,又名表面张力测试笔、电晕处理笔、或塑料薄膜表面张力检测笔。是薄膜表面电晕度(达因)的测试工具,专门用于测定薄膜及其他 印刷材料受电晕处理后的效果。使用者清楚的了解此薄膜是否适合于印刷,复合或真空镀铝。有效的控制质量及减少因材质不合格所造成的工具延误。它并不仅限于塑料薄膜,还可以测试各种材料的表面张力.
2. 达因笔常用规格有哪些?
答:达因笔一般常用规格有30.32.34.36.38......60(双号). 根据不同的材料和表面处理选择不同的达因值.
3. 达因笔一般用几种颜色?
答:达因笔根据配方的不同,有粉色和蓝色。像ACCU品牌只有蓝色,Arcotest达因笔有粉色和蓝色(粉色较为常见).
4. 达因笔使用有哪些注意事项?
答:达因笔使用后必须马上盖上笔帽。因为墨水挥发很快。另外达因笔开盖后有效期一般为6个月,需在有效期内使用.
5. 达因笔和适用范围有哪些?
答:用于凹版印刷、胶印印刷、UV印刷、丝网印刷、扎染印刷、喷墨印刷、干式复合、挤压复合、吹膜、T型挤出薄膜、拉伸薄膜、涂布、镀铝等
6. 塑料材质一般用多少号达因笔合适?
答:未经处理的 PE 和PP 的表面张力约为 30 达因。处理好的的 PE 和PP 的表面张力应为 约38-41 达因,使其可以用于印刷。 对于表面张力小 于37达因的聚合物塑料,其表面附着力较差。一般38 用于测试对聚烯烃(聚丙烯、 聚乙烯、 丁二醇酯)的处理, 用38 号测试笔,以画线的方式将墨水涂在被测试表面。2 秒后进行观察,如果墨痕没有变化,则表明被测试表面达因值大于等于测试笔达因值。如果材质的表面能为约38 达因或者更高,那么测试笔划过会留下一道片状的痕迹。但是如果表面能低于约 38 达因,笔中测试液在基材表面上会形成小液滴. 表面就必须进行处理,使表面张力上升到 一个确切的点,使其可以用于印刷。