8.1.12 标本检测:为了验证手动与自动模式,每日随机取2份新鲜血标本进行close与open模式结果比对, 以close为靶值(close-open)/close来计算偏移(CV%)符合比对要求,以上检测通过后进行病人样本检测。8.1.13 操作中注意个人安全,如标本需打开盖子,应戴好防护镜口罩或在有机玻璃挡板后打开。8.2 每日维护:(完成每日的测定后,关机前维护。)8.2.1分析完毕,屏幕显示“Ready”字样,READY LED绿灯亮时,按[Shutdown]键。8.2.2将CELLCLEAN放入手动移液针上,按START开关。 8.2.3在READY LED 灯灭,且蜂鸣声停止时,移开CELLCLEAN。9.检验结果的判断与分析:9.1 P-LCR参考范围:序列号 参数 男 女 单位1 P-LCR 18.5-42.3 17.5-42.3 %9.2 当出现血小板计数异常、分布异常或形态异常时,计算参数无法准确获得,需进一步镜检确认。10. 质量控制:10.1 每天开机后先做质控及两种进样模式结果比对,在控时方可进行标本分析和结果的报告。10.2 质控品须在质控模式下进行测定,不能在样本模式下进行测定。(质控操作规程详见室内血液质控作业指导书。) 10.3 储存条件: 2℃~8℃10.4 使用期限:Sysmex e-CHECK(XS)质控开瓶后14天。10.5 质控品开启后应注明开启日期,失效期并签名。10.6 质控频度:每天开机后在标本检测前进行一次质控品的分析。