导读:就爱阅读网友为您分享以下“ICP-MS原理介绍” 的资讯,希望对您有所帮助,感谢您对92to.com的支持! 质量数的不同元素离子,则无法辨别,这也是四极杆质谱的一个弱点,因此在质量分析中形成了大量的同位素和多元 子分子干扰。 四极杆对低动能离子更为有效,如果离子能量太高,则离子通过四极杆的速度将加快,最终导致峰将展宽。在四极杆的 入口和出口处,仅施加射频可以使全谱离子通过,但可以使 离子向中心聚焦。 四极杆有两个工作模式,即顺序扫描方式和跳峰方式,如下图所示: 连续变化,每个时刻都选择对应的连续变化的核质比的离子通过。当工作在跳峰模式,两个电压也不连续的跳变,每个 时刻都选择感兴趣的某个核质比的离子通过。 每个时刻,通过四极杆的离子流可以认为具有单一的核质比,检测器的目的是对这些离子计数,来得到离子的相对的 强度。 它的结构类似于光电倍增管,由很多串联的电极板构成,这些电极称为打拿极(dynode),每两个打拿极都均匀分担着 外加的高压。当离子入射到第一个打拿极时,和电极碰撞, 离子消失,同时产生了自由电子,电子在电场作用下向下一 级电极板移动,并打出更多的电子,如此形成了倍增效应。 当一个离子入射时,将最终在输出端形成一个脉冲信号。 检测器通过对一定时间内的脉冲信号的计数可以得到离子强度的相对值,检测器工作在数字检测方式。当离子强度较 大时,达到产生的电子脉冲互相重叠时,脉冲数目便无法计 算了,即达到了饱和,此时检测器可以切换到模拟检测方式 (累计信号),如下图所示。 低含量选择:PC电子脉冲检测方式,当离子强度较大时, 达到产生的电子脉冲互相重叠时,脉冲数目便无法计算即达 到了饱和,此时检测器可以切换到模拟检测方式(累计信 ICP-MS中文培训资料 ICP-MS原理部分 ICP-MS是一种灵敏度非常高的元素分析仪器,可以测量 溶液中含量在ppb ppb以下的微量元素。广泛应用于半导 体、地质、环境以及生物制药等行业中。 ICP-MS全称是电感藕合等离子体质谱,它是一种将 ICP 技术和质谱结合在一起的分析仪器。ICP 利用在电感线圈上 施加的强大功率的高频射频信号在线圈内部形成高温等离 子体,并通过气体的推动,保证了等离子体的平衡和持续电 ICP-MS中,ICP 起到离子源的作用,高温的等离 子体使大多数样品中的元素都电离出一个电子而形成了一 价正离子。 质谱是一个质量筛选和分析器,通过选择不同质核比(m/z)的离子通过来检测到某个离子的强度,进而分析计算出某种 元素的强度。 ICP-MS的发展已经有20 年的历史了,在长期的发展中, 人们不断的将新的技术应用于 ICP-MS 的设计中,形成了 各类ICP-MS。