真空泵在实验室中极为常见,同时也广泛用于石油、化工、冶金、纺织等工业。但是很多人并不清楚使用真空泵时需要注意的问题有哪些?如何正确使用真空泵?使用真空泵的正确步骤又是什么?接下来小编就带领大家一起,去更加全面的认识使用真空泵的注意事项和使用步骤。
真空泵
一、使用真空泵的注意事项
1. 正常运传前,真空泵应先做一次试运转,检查真空泵有无异常振动及冲击声响。初次使用的真空泵还要测定真空泵的极限压强,应符合技术规范。真空泵在长期工作的条件下,真空泵温不应超过70度。至于抽速的测定.由于比较复杂,一般不作检查。
2. 需要通冷却水的机械真空泵.在开机前应先通冷却水,然后再启动。冷却水的出口水温不宜超过30度。
3. 首次安装真空泵时,应检查电机是否正转,也就是电机与真空泵内转子转向一致,一般电机上方标有电机正常运转方向。
4. 真空设备应安装在清洁、干净的环境里,不宜有杂物、粉尘、水源,温度过高的地方也不适合。
5. 拆洗和装配机械真空泵时必须注意不要碰伤密封面,不要损失螺钉,清洗干挣的部件要吹干或供干(温度不宜过高、时间不宜过长。装配时真空泵壁抹上少量油脂,尽可能消除死空间,油量以油线为淮,过量会喷油。
6. 连续真空泵与被抽系统的管道应尽可能短而粗,管道内径一般应不小干真空泵进气口直径,以避免由干管道阻力而影响抽气速率。
7. 使用前,检查机械真空泵油是否到视窗的油标线位置。同时,必须检验电动机皮带轮的旋转方向。观察者正对皮带轮,皮带轮应按顺时针方向旋转,若反方向旋转时,可把相电源中任意二相接头对换一下即可。否则,旋片真空泵不起抽气作用反而会把真空泵油和大气打入被抽系统,造成严重污染。
8. 长时间停机启动真空泵前,应断续多次启动真空泵。
真空泵
9. 要注意防止坚硬物质(金属屑、玻璃碎片等)落入真空泵内,划伤真空泵的运动部件。真空泵长期停止使用时,应存放在干燥、请洁的环境中,并将抽气口和排气口堵死,防止污物落入。
10. 为保持工作室内清洁卫生,有利于工作人员的身体健康,应用皮管将排出的气体直接引到室外。
11. 在长期停用真空泵时,应对真空泵进行放油处理。
12. 工作结束后.应先关高真空阀,后关低真空阀.再停旋片真空泵,然后对其放气(如使用电磁真空带放气阀,可以自动放气)以防止油返回到真空系统,最后切断总电源。
13. 真空泵在工作第一个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。
14. 定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
15. 真空泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
16. 经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。
17. 真空泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保管。
18. 检查管道接口处螺纹与进气口螺纹是否一致。
真空泵
二、真空泵的使用步骤
1.使用真空泵时,首先取下进气帽,连接被抽容器,所用管道宜短。
2.然后检查进气口连接处是否并紧,被抽容器及所用管道是否密封可靠,不得有渗漏现象。
3.取下捕集器上的排气帽,打开电源开关,泵开始启动运行。
4.泵使用结束后,关闭泵喝被抽容器间的阀门。
5.关闭泵上的电源开关,拔下电源插头。
6.拆除连接管道。
7.最后盖紧进气帽及排气帽,防止赃物或者漂浮颗粒进入泵腔。