安装含有插入的浴室中的样品台(在内部从一个有机玻璃块钻)的脑切片制备。此标本表不能连接到显微镜,即,必须将固定在空气台和显微镜应根据它的机动性。摩两个(或更多,如果需要)的高精度微操作,能够在所有三个维度上移动。上的操纵器安装膜片钳前置放大器和它们连接到主放大器。
注:如果需要额外的操纵器可以被安装为例如两个以上的前置放大器,细胞外刺激电极,药物输送系统等。将浴室中的样品台。安装解决方案的入口和出口,并将它们连接到灌注系统。使用蠕动泵以保持该记录室用人工脑脊液的灌注(ACSF;表1),在4以稳定的流量- 6毫升/分钟为最佳切片生存能力。
注意:不要超过这个流量显著,因为它会导致动荡ASCF和切片,因此运动。