对于圆柱型罐这个方法很好,如果是卧罐和锥体罐以及不规则的罐行么? 对于横截面随高度变化而变化的储罐,由于容积(容量)除了液位高度之外还有一个容器截面变量。 而在采用差压、沉筒类液位计,当介质密度发生变化时,所得到的液位不准;若采用浮球、雷达等以气液界面为识别对象的液位计又无法克服介质密度变化的影响。所以在单独使用一台液位计时,即使根据相互关系推出容积(容量)也很容易失准。 所以这类容器的重量直接使用称重仪表获得更为直接方便。

标准罐就容易了,特殊罐体还得找特殊的方法,计算好分度

有液位、密度,在组态时体积乘以密度不就是质量了

5m^3的立式搪瓷罐,用什么方式监控液位呢?本身高度小,而且物料不断从底阀排出。

100%