采用数据存储技术,。采用射频电容测量及微控制器技术,可以检测固体颗粒、粉料和液体(包括导电介质和非导电介质)尤其是可测量强腐蚀性介质;,。能克服探头上粘附层及物料喷溅对测量的影响。在这些场合,均不会产生误动作。只需按动设定按键,即可完成报警点的设置。设定按键还具有防振动特点,避免报警点被不必要地修改。上限报警方式和下限报警方式可灵活设置。采用聚四氟乙烯保护探极,适用于高温、高压环境。环境温度:-30~70℃;环境湿度:≤95%RH;防护等级:IP65;电 源:220V AC±10%或24V.DC±15% ;继电器触点容量:220V AC/3A或24V.DC/5A;相对介电常数:ε≥1.6;延迟时间:0 、2 、4 、8 、1 6 、3 2 秒;功 耗:≤1W;防爆等级:ExdⅡCT4电气接口:M20×1.5;探极长度:350mm或由用户指定;过程温度:普通-20~80℃;高温-25~180℃;过程压力:-0.1~4.0MPa。