表一 各种物品灭菌参照表

灭菌物
保温时间(分)
蒸汽相对温度(℃)
相对蒸汽压力(MPa)
橡胶类

对灭菌室温度均匀性要求高的灭菌物品,在灭菌过程中须将灭菌器左下方排气排水总阀向左旋转开启少许,有少量的蒸汽不断排出为宜,使灭菌室上,中,下温度均匀。
注:此总阀向左转为排汽,向右转为排水。
当采用人工控制,将控制面板上的温度设定**129℃,灭菌器压力(温度)将有安全阀泄压,自动计时无效,须人工控制灭菌时间。安全阀**高工作压力为0.165 MPa + 0.014 MPa时,应立即更换合格的安全阀,否则导致锅内压力超压,造成爆裂事故。
灭菌完成,自动关闭加热系统(手动控制除外);保温时间结束自动切换成End显示,此时,应将电源开关按**OFF;关闭电源。
开启安全阀或排气排水总阀,放净灭菌室内余汽,待压力表指针回落零位止。
2.2.8干燥
有些物品灭菌后需要迅速干燥,须打开安全阀或将排汽排水总阀向左旋转**“开”位置,让灭菌器内蒸汽迅速排出,是物品上残留水蒸汽迅速挥发。灭菌液体时严禁使用干燥方法。
2.2.9起盖
提示:开盖前**先将灭菌器内蒸汽排出(液体、器皿除外),待压力表归零,并切断电源。
压力表指针归零后按逆时针转动手轮数圈,直**转动到顶,使灭菌器盖充分提起,拉起左立柱上的保险销,向右推开横梁移开锅盖,一个灭菌周期结束。