启普发生器结构图以及原理
一种实验室常用的气体发生装置,以荷兰的D.J.启普的姓定名。它用普通玻璃制成,构造见图。实用于块状固体与液体在常温下反响制取难溶的气体,如氢气、二氧化碳,硫化氢等。块状固体在反响中很快溶解或变成粉末时,不能用启普发生器。只要天生的气体难溶于反应液才可,如二氧化碳可溶于水,但难溶于盐酸,故用石灰石与盐酸反响制二氧化碳时可用启普发生器。启普发生器不能加热。 利用前应先检查装置的气密性,要领是,开启旋塞,向球形漏斗中加水,当水布满容器下部的半球体时关闭旋塞,继承加水,使水上升到球形漏斗中。静置半晌,观察水面是否下降,如降落说明漏气。漏气处可能是容器上气体出口处的橡皮塞、导气管上的旋塞或球形漏斗与容器打仗的磨口处。如漏气应塞紧橡皮塞或在磨口处涂一薄层凡士林。 固体试剂由容器上的气体出口参加,加固体前应在容器的球体中参加 一定量的玻璃棉或放入橡皮垫圈,以防固体掉入半球体中。加固体的量不得凌驾球体容积的1/3。液体试剂从球形漏斗口注入,注液要领与上述注水方法相同。液体的量以反响时刚刚浸没固体为宜。 利用时,打开导气管上的旋塞,球形漏斗中的液体进入容器与固体反响,气体的流速可用旋塞调节。停止使用时,封闭旋塞,容器中的气体压力增大,将液体压回球形漏斗,使液体和固体离开接触,反应停止。为保证宁静,可在球形漏斗口加安全漏斗(见图),防备气体压力过大时炸裂容器。 【发明者】 启普(P.J.Kipp,1808—1864)是荷兰人,是一位稍通化学的药物贩子。19世纪初,他在前人事情基础上设计出这种实验室用的气体发生器,不停沿用到今天,基本上没有改型。 【反响原理】 实验室里制取较多的氢气常用启普发生器。它由球形漏斗、容器和导气管三部门组成。最初使用时,将仪器横放,把锌粒由容器上插导气管的口中参加,然后放正仪器,再将装导气管的塞子塞好。接着由球形漏斗口参加稀硫酸。使用时,扭开导气管活塞,酸液由球形漏斗流到容器的底部,再上升到中部跟锌粒打仗而发生反应,产生的氢气从导气管(3)放出。不消时关闭导气管的活塞,容器内继承反应产生的氢气使容器内压强加大,把酸压回球形漏斗,使酸液与锌粒离开接触,反应即自行停止。利用启普发生器制取氢气十分方便,可以实时控制反应的发生或停止。 【利用】 1.发明 启普发生器是化学实验室中最平凡、应用最广的玻璃仪器,它计划上的巧妙,堪称化学仪器中