TopSURV后方交会测量操作入门 拓普康(中国)技术中心 1. 开机,运行TopSURV软件 按[POWER]键,开机,等待片刻,进入如下界面。 该系列全站仪操作系统是WinCE.NET,和计算机的 Windows操作系统基本相同,一切可以按照操作 Windows的步骤来进行。 拓普康(中国)技术中心 86-10-67802799 双击桌面上TopSURV图标,打开TopSURV软件: 拓普康(中国)技术中心 86-10-67802799 稍后进入TopSURV作业操作,界面如下图: 拓普康(中国)技术中心 86-10-67802799 2. 创建一个新作业/或者打开已存在的作业 用触笔点击[作业]菜单,会出现如下下拉菜单列表,选择[新建] 创建一个新作业或者[打开]继续一个已存在的作业均可。 拓普康(中国)技术中心 86-10-67802799 3. 输入进行后方交会的已知点的坐标 用触笔点击[编辑],出现如下下拉菜单: 点击[点],进入如下界面,进行 已知点的输入 拓普康(中国)技术中心 86-10-67802799 点击[增加],输入已知点(注意要选中控制点) 点击[确定],一个新的已知点输 入完成 重复以上步骤输入所有参与 后方交会的已知点的坐标。 拓普康(中国)技术中心 86-10-67802799 示例:一个简单后方交会的示意图 3 4 7(测站点) 在后面的操作中,我们假设3号点和4号点的三维坐标已知, 需要通过后方交会观测求解测站点7的坐标。 拓普康(中国)技术中心 86-10-67802799 4. 进入后方交会界面(两种方式) (一)由菜单直接进入 在主菜单点击[测量],弹出下拉菜单,如下图所示: 点击[后方交会], 拓普康(中国)技术中心 86-10-67802799 输入测站点点号,棱镜高HR和仪器高HI, 点击?继续?进入后视定向界面 拓普康(中国)技术中心 86-10-67802799 4. 进入后视定向界面 (二)由测站设置界面进入 用触笔点击[测量],出现如下下拉菜单: 拓普康(中国)技术中心 86-10-67802799 点击[测站设置],弹出后视定向的设置页面 拓普康(中国)技术中心 86-10-67802799 在后视测量界面 用触笔点击该按 钮。 拓普康(中国)技术中心 86-10-67802799 弹出如下所示的下拉菜单: 选择[后方交会]菜单项,进入后视定向界面 拓普康(中国)技术中心 86-10-67802799 6. 进行后方交会设置 后方交会测量界面如下图所示: 拓普康(中国)技术中心 86-10-67802799 点击该按钮弹出一下拉菜单, 拓普康(中国)技术中心 86-10-67802799 选中[选项]菜单项, 拓普康(中国)技术中心 86-10-67802799 进入后方交会设置界面,如图所示设置好各个选项, ?交会类型:三维; ?启用[估算尺度比]选项; ?启用[使用计算的比例因子]选项; 注:尺度比就是拓 普康全站仪以前的 术语“比例因子”, 为了和GPS统一, 现在称为“尺度 比”。 点击[确定],重新返回后方交会的主界面。 拓普康(中国)技术中心 86-10-67802799 7.对输入的已知点进行观测 输入第一个已知点的点号,当前棱镜高(RH),并精确 照准该已知点;按[ENT]键,进行角度和距离观测并同时 进行记录。 示例:3号点和4号点是 我们的已知点;这里是 对3号点进行观测。 拓普康(中国)技术中心 86-10-67802799 对下一个已知点,重复步骤7进行观测(按[ENT]键) 。 示例:对4号点进行观测。 拓普康(中国)技术中心 86-10-67802799 8.查看观测结果集并进行后方交会计算 参与后方交会的已知点全部观测完毕以后,点击[观测集] 切换到观测结果列表。 1 拓普康(中国)技术中心 86-10-67802799 查看残差/标准差/比例因子(图 1,2,3),如果观测误差可以 接受,点击[采用]按钮,即进行 后方交会计算。 2 3 拓普康(中国)技术中心 86-10-67802799 9.保存后方交会结果 点击[采用]后,计算结果显示如下: 示例:测站点保存为7号点 输入点号,然后点击[确定],即可保存 后方交会结果。 拓普康(中国)技术中心 86-10-67802799 拓普康(中国)技术中心 86-10-67802799 TOPCON 北京技术中心 86-10-67802799