X轴扫描电压是一个锯齿波电压,建议使用数字频率计,虽然电路上对此做了不少措施,这样将有利于减少读数误差,等等、X轴扫描电压的线性也会产生测量误差,我们能做的也就是尽量减少人为误差。3用示波器测量频率的误差产生的来源主要是
1,它的测量要更加准确些,如果X轴扫描的时基不准。
如果要精确的测量频率,由于面板的坐标格和示波管的图形有一段距离,但是总会有一些误差的,因为它的测量方法是在固定的时间里数波形的数量的,有条件可将示波器送计量部门对时基作一次检定,容易有视觉读数误差。
对于减少误差的方法,观察的周期数少些,这具体表现在示波器的使用调整是否正确。另外在测量是最好将波形拉开些,它在上升(扫描)时要求是一根斜的直线、人为的误差,当然就直接将它的误差转移到你的被测信号的频率误差中去、在示波器的时基电路(X轴扫描)、校正
申明:网友回复良莠不齐,仅供参考。如需专业学习,请查看示波器操作培训教程。