当仪器需要设置药敏或有故障及重新安装操作系统时,应将该开关打开。 当该开关打开后,接通电源,仪器在起动自检时会提示用户按静音键,然后进入正常操作界面,各项功能基本一致。在主界面上按温度图标下的软键,此时显示来自仪器机箱及三个检测架各个温度传感器,实际所测的温度。 用户可在整段模式下进行药敏设置。 当用户在更换定标管后,可在此界面下同时按静音键和最左边的软键激活仪器自检状态(共5次),以确定新安装的定标管是否正常。如仪器5次自检后,定标管仍然不正常,用户应通知工程师进行检测下的清洁。具体的清洁方法:用长的棉签擦拭检测板的光电探头及定标管的底部。 当仪器出现故障如E10时,如果无法排除则需重新安装系统软件。具体的安装方法:在主界面下同时按静音键和第六个软键仪器将重新启动。关机并插入安装盘,重新开机,仪器将自动安装。 ! – +