校正因子原理及计算公式

1)校正因子是什么意思

校正因子(色谱法的专业术语,一般常用于气相色谱GC和液相色谱HPLC)由于同一检测器对不同物质的响应值不同,所以当相同质量的不同物质通过检测器时,产生的峰面积(或峰高)不一定相等。为使峰面积能够准确地反映待测组分的含量,就必须先用已知量的待测组分测定在所用色谱条件下的峰面积,以计算定量校正因子。

2)校正因子的计算公式

气相色谱质量校正因子的测定方法:准确称取一定的待测组分的纯物质(mi)和标准物质的纯物质(ms),混合后,取一定量(在检测器的线性范围内)在实验条件下注入色谱仪。出峰后分别测量峰面积Ai,As,
计算公式为:
绝对校正因子fi=mi/Ai
相对校正因子f=fi/fs=(mi/Ai)/(ms/As)=(As*mi)/(Ai*ms)

3)液相色谱中什么是校正因子?

绝对校正因子f;f=M/A,(其中M代表被测物质的量,A代表检测器信号响应,可以是峰面积或峰高),其意义为单位响应所反映的物质量。一般用于外标法。
日常操作中我们都是以:M标/A标=M样/A样直接计算样品含量了,所以没太注意有什么校正因子,事实上只要将公式作一个简单的变形:M样=A样*(M标/A标),不难看出式中的(M标/A标)其实正是定量校正因子f,那么M样=A样*f了。(简单来说可以理解为标准曲线的斜率)。
此外,也有用它们的倒数来表示的,简称为响应值。如下图的响应因子,即为峰面积与浓度的比值,及单位浓度的峰面积。
相对校正因子f';f'=fi/fs=(Mi/Ai)/(Ms/As)=(Mi*As)/(Ms*Ai),(其中i代表被测定物质,s代表选定的基准物质)。
及目标物的校正因子和内标物的校正因子比值。常用于内标法。
例如