数字钳形电流表的使用　学习要点认识数字钳形电流表操作前检查及注意事项使用方法测量中的注意事项　数字钳形电流表　特点:数字钳形表与指针式钳形表相比,其准确度、分辨力和测量速度等方面都有着极大的优越性。　指针式钳形电流表　数字式钳形电流表　钳形电流表　基本原理:钳形电流表的结构是由开口电流互感器和电流表组成,当按下钳口扳张开钳口卡入待测负荷或电源的一根单独导线,使被测导线不必切断就可进入电流互感器的铁心窗口,这样被测导线相当于互感器的初级绕组,而次级统组中将出现感应电流,与次级相连接的电流表指示出被测电流的数值。　数字钳形电流表　①钳口　②电流互感器③钳口扳　④功能转换开关⑤数字显示屏　1　2　3　4　数字万用表　电流互感器　5　数字钳形电流表附加功能　二极管导通电压测量;通断测试;直流电压测量;交流电压测量;电阻测量;数据保持;最大值保持;自动切换量程;自动关机;　①、将转换开关置于除OFF挡外的任一档位置,即在开机状态检查电池电压,如果电池电压不足,　将显示在显示器上,这时,则应更换电池;②、将功能开关放置于所需量程上;③、测量36V以上交流时为保证安全手指不能越过挡手部分;④、进行电流测量前确保已将测试线从仪器上取下。　操作前检查及注意事项　挡手部位　使用数字钳形表测量电流　将量程开关转到适当位置,在不知负荷电流情况下应将量程切换开关放在最大档;　使用数字钳形表测量电流　按下钳口扳,打开钳口并将其钳在所测导线上;进行电流测量时,务必保持钳口完全闭合,否则将不能保证测量精度;　钳口完全闭合　使用数字钳形表测量电流　测量火线或接地线时,只要钳在一根导线上。为了更精确的测量,应尽量使被测导线位于闭合钳口的中央;　使用数字钳形表测量电流　待显示器数据稳定下来后读　取测量数据。　使用数字钳形表测量泄漏电流　测量泄漏电流时,除了接地线外应钳在所有导线上。　如果被测电路泄漏电流太小,在钳口允许的情况下可将被测载流导线在钳口部分的铁心上缠绕几圈再测量,然后将读数除以穿入钳口内导线的匝数即为实际泄漏电流值。　测量中的注意事项　①、在电压高于交流　600V回路中测量,会造成电击事故或仪器损坏;②、进行电流测量前,取下仪器上所有测试线,避免触及带电导体;③、应尽量避开强磁场,以避免强磁场影响测量数据的准确性;　　测量中的注意事项　④、钳口不能完全闭合时,不要强制将其闭合,可打开钳口后重