1 摇表的选择1)摇表的额定电压,一定要与被测电气设备或线路的工作电压相适应。一般额定电压在500伏以下的设备,选用500伏或1000伏的摇表;额定电压在500伏及以上的设备,选用1000~2500伏的摇表。2)摇表的测量范围,要与被测绝缘电阻的范围相符合,以免引起大的读数误差。
2 摇表的检查开路试验在摇表未接通被测电阻之前,摇动手柄使发电机达到120r/min的额定转速,观察指针是否指在标度尺“∞”的位置。短路试验将端钮L和E短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标度尺的“0”位置。
3 被测设备的检查观测被测设备和线路是否在停电的状态下进行测量。并且摇表与被测设备间的连接导线不能用双股绝缘线或绞线,应用单股线分开单独连接。
4 接线摇表有三个接线端钮,分别标有L(线路端钮)、E(接地端钮)和G(屏蔽端钮)。当测量电力设备对地的绝缘电阻时,应将L接到被测设备上,E可靠接地即可。
5 摇动手柄摇动手柄时应由慢渐快至额定转速120r/min。
6 读数正确读取被测绝缘电阻值大小。同时,还应记录测量时的温度、湿度、被测设备的状况等,以便于分析测量结果。