1、地磅出现跳数或不稳定时,请检查接线盒是否泡水,进水,受潮。
2、地磅不能称重或者归零时要先检查线路,看看线路是否因为各种原因:比如被压断,破坏,老化等等,导致受损,从而形成接触不良;相对应同样容易造成接触不良的原因还有看焊点是否脱落,接线盒子内传感器主线是否松动。这些往往都会造成整个机器接触不良,故时而可以读数,时而却不能称重不显示,跳数,或者不归零。
3、地磅称重不准,有角差:这种现象往往是出现误差的秤台面地下传感器线路跑偏,倾斜导致,或有杂物侵扰进秤体,使其顶住了秤体钢板,从而导致了坍塌,甚至有更甚的,两边碰装螺丝跟墙壁完全顶住也有发生,这往往是使用过于暴力,长久后螺丝松动造成的,肉眼可见,发现后排除即可。如没有上述现象,则往往是传感器自身损坏,可用万能表测试地磅传感器的阻值跟其他正常的传感器阻值对比,来确定是否是传感器损伤。传感器如只有小范围的阻值变化,可在接线盒内调试可调电阻来调节脚差。如阻值变化太大可能需要更换传感器。