在网上找了好多资料,都没有找到!最后还是请教仪校员得到的。 这个问题再详细说下: 平常我们用外径千分尺,如果是 0 开头:比如是 0-25 范围的,那它在中途误按零后, 可以把两测头旋转到密合,再按零后进行测量。但如果我们使用的是 25-50 或 50-75 这个 大范围的千分尺,中间有空隙,不能拿两测头密合来归零再进行测量,怎么办呢,以下就是 我要告诉大家的: 来先看看图片, 这里有几个按钮, (看千分尺不同,还有 in/mm 及 off/on 键的) ,先按 ORIGIN,它会显 示一个数值,然后你根据显示的数值找出标准块,并转动探头进行测量,记住期间,还是按 住 ORIGIN 不动,等你把块夹好,即放置于测试探头后,再按下 ORIGIN,这样,屏幕上显 示的数值就是你这个块的数值,然后你转动并移动探头即可。 以上,是不是很简单啊,可是,就这么简单,我在网上都没有找到相关资料解决,找 到的全是什么效零。不是这个问题。还有什么把电池拔下,根据没用。 以上。谢谢下载!