4.8、使用时应缓慢均匀升流,搬运时应避免过大的震动。 4.9、调压器与电刷接触表面应保持清洁,视情况用 90%酒精蘸棉纱擦拭干净。 4.10、做冲击试验时,在11、仪器应置于清洁、通风、干燥和室内保存。4.12、注意防潮、防腐蚀性的气体等。 5、使用范围 750kV 至10kV 电压等级的电流互感器升流实验用 6、验收及技术培训 6.1 交货后供方须派技术人员指导用户进行1 次现场实测,以验证仪器性能。 6.2 卖方应负责对买方进行现场培训,并提供相应的培训资料。 技术服务7.1 设备的免费质保期不低于1 7.2设备3 年免费检定; 7.3 设备终身维修; 7.4 系统软件终身免费升级; 7.5 卖方对售后服务的需求必须在24 小时答复,在48 小时内提供技术服务; 7.6 卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。 仪器配置表 产品名称 型号 、规格 数量 单位 电流互感器升流器