RTK测量怎么保证精度,我用RTK测量的图根点有时候会有2-3公分的误差。
回答:
1、RTK测量的精度各厂家标称的一般都是1cm+1ppm,ppm是10的负六次方,本身就存在1cm的误差;
2、RTK测量的时候对中杆有对中误差,这个误差和对中杆的气泡还有对中杆的高度有关系,对中杆伸得越高,误差越大。气泡如果总是不调校,那气泡的误差造成的影响也会很大,圆气泡的精度是8分的。所以别把对中杆用个十年八年从来不管它,经常调校一下有好处的;
3、RTK如果是好的,那精度一般就不会存在问题,测量的精度不够狠有可能是点校正造成的,一般来讲,做点校正的控制点最好是能够覆盖整个测区。举个比方说,我如果做道路放样,用RTK来做,我图方便,做点校正的时候采用道路起始点附近的两个控制点,这两个控制点间隔只有300米,那我估计在离起始点五六百米的位置开始,误差就会越来越大。正确的做法是用来做点校正的控制点应该是从道路的起始点到终点都有选择,起始点一个,中间一个,终点附近一个,这样才能保证RTK操作的精度。做测图的时候同样如此,甚至如果测区太大,还得分成几片来做点校正。