故障原因分析:1号凝汽器热井选用UHZ型磁翻板液位计,在上位机显示凝汽器热井液位出现快速大幅度波动、显示异常时,实际液位不可能出现这么大的波动,但是现场翻板指示器上的红、白双色磁性小翻板在大幅度、快速地翻转变红、变白,说明浮筒内部的磁浮子确实是在上、下快速运动,使远传变送器的输出直流电流信号也大幅度的波动,从而形成了液位波动的假象。通过关闭磁翻板液位计的上闸阀后,液位波动停止,可以判断为:磁浮子的上、下运动是由于气、水混合物和负压环境相互作用所致。即气体从液位计底部进入,带动磁浮子上升,液位计上部与凝汽器的负压(真空)环境相通,当液位计内部气体穿破水面被负压环境吸入后,由于体积变小而使磁浮子回落,如此反复,造液位大幅度波动的假象和成磁浮子的损坏。从把液位计再次投用后,把下闸阀的压盖螺母、阀盖螺母全部紧了一遍,故障现象消失的情况,也可以看出来是下闸阀存在密封不严、漏气的问题。
解决措施:对下闸阀进行更换。另外在对磁翻板液位计进行检修的同时,还要对连接管路、阀门和法兰进行检查,发现隐患,及时处理。