使用欧姆档时:(1)选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。 (2)使用前要调零。 (3)不能带电测量。 (4)被测电阻不能有并联支路。 (5)测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。 (6)用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。