光柱控制仪XMZG-S4厂家技术支持功能特点

输入功
数字显示仪有自动校准和人工校准功能
多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高
良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能
智能显示调节仪的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、数字显示仪系统升级非常方便

光柱控制仪XMZG-S4厂家技术支持主要技术指标

基本误差:或±1个字
报警输出:二限报警或四限报警,报警方式、报警灵敏度可设置,继电器输出触点容量 AC220V/3A或AC220V/1A。
变送输出: 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 精度:±
通讯输出:接口方式--隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem
波特率--300~9600bps内部自由设定
馈电输出:DC24V/30mA
电源:开关电源 85~265VAC 功耗4W以下
智能数字显示控制仪说明书
光柱控制仪XMZG-S4厂家技术支持接线应该符合每个的国标,电源线应使用600V聚氯乙烯绝缘线(J1SC33。 红线:电源正(+5V)
本产品是以单片微型计算机为核心、大规模集成电路为部件组成的高精度测控仪表,软、硬件采用多种抗干扰技术,采用EEPROM存储现场的工作数据,具有停、掉电数据不丢失,使用可靠性高的特点。
功能简介:显示测量值设定控制值及输出控制方式可自由设定显示量程及小数点位数测量值变送输出,自由设定变送输出量程范围(可选功能)通过输入被测液体密度值实现不同液体液位的测量(可选功能)
光柱控制仪XMZG-S4厂家技术支持技术指标:开口尺寸:76*152;152*76;92*92;68*68;92*44共5种输入信号:线性电流信号或线性电压信号精度等级:级采样速度:3次/秒电源电压:AC220V-10%--AC220V+10% 消耗功率: