4.8.2 射线管组件上应标明固有滤过,所有附加滤过片均应标明其材料和厚度。 4.8.3 医用诊断X 射线设备的所有可更换使用的部件,均应给出清晰 易辨的标记,并在随机文件中有相应说明。 4.8.4 随机文件应说明下列与防护有关的性能: 位于有用线束中床板和滤线栅对X射线束的衰减当量; 移动式和携带式X射线设备不宜做常规检查用; 各种专用和特殊场合使用的X射线设备,应具体指出各应用条件 下采取的相应防护措施。 射线设备机房防护设施的技术要求