产品简介

品牌自营品牌价格区间1-5千
产品种类容积介质分类气体
产地类别国产应用领域石油,电子

DN32过热蒸汽流量表是采用压电应力式传感器,性能可靠性高,可在-20℃~+250℃的流体温度范围内工作。工作压力损失较小,量程范围宽,对饱和甲烷测量量程比可达30比1,涡街流量计测量技术成熟的产品。具备了模拟标准信号、数字脉冲信号输出,可以与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。

详细介绍

DN32过热蒸汽流量表-- 金湖华普自动化仪表有限公司
DN32过热蒸汽流量表--生产车间
一,过热蒸汽流量表--概述:
HP-LUGB型过热蒸汽流量表是采用压电应力式传感器,在柱体下游便形成了交错排列的两列旋涡即“涡街"。传感器输出的电压脉冲信号送到连于一体的就地显示仪。就地显示仪采用微功耗CPU,测量涡街传感器输出的频率信号,是以全新的设计理念,将温度、压力、流量信号集于一体,通过智能数字处理器将三种信号混合处理后输出一个补偿后的标准流量,从而实现了对气体、蒸汽的温压补偿功能。由于采用了智能一体化的设计理念,因此,LUGB温压补偿智能型涡街流量计具有结构紧凑、安装使用维护方便的特点。
二、过热蒸汽流量表技术指标:
连接方式:法兰卡装式、法兰式、插入式
被测介质温度:常温–25℃~100℃,高温–25℃~150℃ -25℃~250℃
输出信号 脉冲电压输出信号 高电平8~10V 低电平0.7~1.3V
脉冲占空比约50%,传输距离为100m
脉冲电流远传信号 4~20 mA,传输距离为1000m
仪表使用环境 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃
防爆等级 本安型iaIIbT3-T6,防护等级 IP65。
三,过热蒸汽流量表技术参数:

公称通径(mm)
15、20、25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式)
公称压力(MPa)
DN15-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货)
介质温度(℃)
压电式:-40~150,-40~260,-40~330;电容式: -40~400,-40~500(协议订货)
本体材料
1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货)
允许振动加速度
压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g
精确度
±1%R,±1.5%R;插入式:±2.5%R,
范围度
供电电压
传感器:DC +12V,DC +24V;变送器:DC +12V ,DC +24V;电池供电型:3.6V电池
输出信号
方波脉冲(不包括电池供电型):高电平≥5V,低电平≤1V;电流:4~20mA
压力损失系数
符合JB/T9249标准 Cd≤2.4
防爆标志
本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5
防护等级
普通型IP65 潜水型 IP68
环境条件
温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa
适用介质
气体、液体、蒸汽
传输距离
三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型 (4~20mA) ≤1500m;负载电阻≤750Ω; RS485/HART≤1200m

四,过热蒸汽流量表产品优点:
1、双排液晶同时显示累计流量和瞬时流量;
2、内部锂电池供电,无需外部电源;
3、微功耗设计,两节+3v锂电池可连续工作一年半以上;
4、传感器内无可动部件,结构简单而牢固,压损小、维扩量小、使用寿命长。
5、精度等级:液体,指示值的±1.0%;气体,指示值的±1.0%;蒸汽,指示值的±1.5%。
6、输出信号:a.oc门脉冲输出; b.电流4-20ma(两线制/三线制)。
五,过热蒸汽流量表产品特点:
安装简便,维护十分方便;
结构简单牢固,无可动部件,长期运行十分可靠;
量程范围宽,量程比可达1:15;
压力损失小,运行费用低,更具节能意义;
应用范围广,液体、气体、蒸汽均可测量;
检定周期长,一般为两年;
在一定雷诺数范围内,输出信号不受被测介质物理性质和组分变化的影响,仪表系数仅与旋涡发生体的形状和尺寸有关,调换配件后一般无须重新标定仪表系数;
可现场显示,也可远距离传输,还可与计算机控制系统联网;
检测探头不直接接触被测介质,性能更稳定。
六、过热蒸汽流量表注意事项:
1.传感器安装点的上游较近处若装有阀门,不断地开关阀门,对传感器的使用寿命影响极大,非常容易对传感器造成性损坏、
2.传感器尽量避免在架空的非常长的管道上安装,这样时间一长后,由于传感器的下垂非常容易造成传感器与法兰间的密封泄露,若不得已要安装时,必须在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置。
3.流量计入口与出口直管段部分:为了确保完整的功能,入口处的流型应不受干扰。上游直管段部分的长度应为流量计口径(D)的大约15倍,下游直管段部分的长度应为流量计口径(D)的大约5倍。以确保仪表在变化的过程条件下符合其精度指标
安装示意图:
七,过热蒸汽流量表安装:
仪表对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响介质在管道中的流场,影响仪表的测量精度。仪表的上下游直管段长度要求见图(三) DN为仪表公称口径 单位:mm

传感器上游
管道型式
前后直管段长度
传感器上游
管道型式
前后直管段长度
同心收缩
全开阀门
一个90度
弯头
同一平面两
个90度弯头
不同平面两
个90度弯头
同心扩管
调节阀半开
阀门(不推荐)

1.测量液体时,为了保证管内充满液体,所以在垂直或倾斜管道安装仪表时,应该保证液体流动方向从下而上。若管道内含少量气体,为了防止气体进入仪表测量管,仪表应安装在管线的较低处
金湖华普自动化仪表有限公司是,主营气体流量计、液体流量计、电磁流量计、变送器、调节阀等相关系列产品,为各行各业提供了满意的成套系统
提示:供货周期为:3个工作日,欢迎前来洽谈与合作
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。