6) 在做程序升温操作时,载气中的某些杂质,在低温时保留在色谱柱中,当拄温升高时不但引起基线漂移还可 能在谱图上出现比较宽的"假峰"。
7)仪器影响 a. 各类过滤器加速失效; b. 调节阀(稳压阀,稳流阀,针形阀)被污染,气阻堵塞,调节精度降低或失灵; c. 气路系统被污染,若要恢复仪器在高灵敏度情况下操做,有时要吹洗很长时间(可能一周以上)污染严重时有时再也无法恢复。 d. 检测器的寿命,实践表明,对ECD和TCD的寿命影响最明显,应引起用户特别注意。