1。测量方法如图5所示。 精度也就越高。同时,孔径的选择对测量结果也有 十分重要的影响。实际上测量孔径起了一个滤波器 的作用.孔径越小,测得的分辨率也就越高,但更容 易受噪声影响。对噪声的抑制能力也越差。孔径越 大,测量的分辨率越差,但同时它却相当于一个平滑 窗口的作用,对噪声的抑制能力也就越好.测量精度 便可以相应提高。如果想得到较好的分辨率,同时 还希望测量的噪声的抑制能力相当好,则需要进行 多次平滑处理,这样便牺牲了测量的速度。可见,在 测量中常常需要在测量的速度、精度和分辨率之间 图5 AgiIent公司的矢量混频器校准(VMC进行权衡和考虑。 误差分析模型方法示意图 囤6 3端口大信号矢量同络分析仪结构图 3.2基于载波调制的方法 法是测量的唯一选择。当调制信号频率远小于载波 基于载波调制的方法是由网络的包络时延引出 频率,即可以满足窄带假设时,包络时延就可以近似 的。对于内部本振无法接入的频率变换器件,调制 表示群时延。调制法测量群时延是通过由一个较低 中国宇航学会计量与测试专业委员会2006年学术交流会 ·47· 频率的正弦渡对RF载波调幅(AM)调频(FM)或凋 相(PM)实现的。BF在一段频率上进行扫频,IF输 出的信号被解调,将解调信号的相位和原来的基带 HP71500A微波传输参数分析仪是应用调制法测量 1500A微 信号(可以对输入到DUT的射频信号直接进行解调频率变换器件群时延的典型应用。以HP7 得到)的相位比较。当载波通过DUT扫频时,调制波传输参数分析仪为例,它采用了AM或FM调制 信号的相位变化而器件本身的相位响应成比例地变 技术测量频率变换器件酌群时延特性,测量的频率 化。群时延可以通过下面的式子计算出来: 覆盖范围达40GHz。采用该方法的测量精度大约在 i0—20ns左右。这种测量的测量孔径是两倍的基 C,d=一彰/(360謇厶) (3) 带信号的带宽。测量孔径越大,对噪声抑制越好,同 其中:钟为原始基带信号同输出解凋信号之间的相 时测量的分辨率降低№】。测量的原理图如图7所 位差,而山为被调制的基带信号的频率。 示。 圈7 AM动态调制法测量变频器件群时延图 不久前,国内提出了采用扩频漏制技术测量频 出信号解调,恢复基带信号。然后通过脉冲整形,恢 率变换器件的群时延特性。其本质上仍属于动态调 复出比较理想的伪码信号。将恢复的