分光光度计是怎么使用的?先介绍操作界面 如图所示 1、液晶显示屏;2、0%T调节按钮,数字下调按钮; 3、100%T调节按钮,数字上调按钮; 4、模式转换按钮; 5、功能按钮; 6、模式显示;7、波长调节旋钮; 8、波长指示窗; 9、样品槽; 10、样品移动拉杆一、仪器的基本操作 1、预热 为使仪器内部达到热平衡,开机后预热时间不小于30 分钟。开机后预热时间小于30 分钟时,请注意随时操作置0%(T)、100%(T),确保测试结果有效。 注意:由于仪器检测器(光电管)有一定的使用寿命,应当尽量减少对光电管的光照,所以在预热的过程中应打开样品室盖,切断光路。
二、改变波长 通过旋转波长调节手轮可以改变仪器的波长显示值(顺时针方向旋转波长调节手轮波长显示值增大,逆时针方向旋转则显示值减少)。调节波长时,视线一定要与视窗垂直。
三、置参比样品和待测样品 (1)选择测试用的比色皿; (2)把盛好参比样品和待测样品的比色皿放到四槽位样品架内; (3)用样品架拉杆来改变四槽位样品架的位置。当拉杆到位时有定位感,到位时请前后轻轻推拉一下以确保定位正确。
1、置100%(T) 目的: 校正读数标尺的零位,配合置0%(T)进入正确测试状态。 调整时机: 改变测试波长时;测试一段时间后。 操作: 将用作参比的样品置入样品室光路中,关闭掀盖后按 “100%ADJ”键即能自动置 100%(T),一次未到位可加按一次。
四、改变操作模式 本仪器设置有四种操作模式,开机时仪器的初始状态设定在透射比操作模式。 (1)透射比: 测试透射比 (2)吸光度: 测试吸光度 (3)浓度因子: 设定浓度因子 (4)浓度直读: 测试浓度和浓度直读
7)关机。实验完毕,切断电源,将比色皿取出洗净,并将比色皿座架及暗箱用软纸擦净。