导读:就爱阅读网友为您分享以下“手摇兆欧表使用方法_图文”的资讯,希望对您有所帮助,感谢您对92to.com的支 手摇绝缘兆欧表又称摇表。它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的。兆欧表由中大规模集成电路组成。其输出功率大,短路 电流值高,输出电压等级多。兆欧表是电力、邮电、通信、 机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业 企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材 料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。 它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、 电工使用的兆欧表根据所测电压的不同,常用的有500V、 1000V、2500V 三种。在无特殊规定时,设备的工作电压在 500V 及以下的使用500V 的兆欧表测量,若选用高电压的兆 欧表可能会损坏被测设备 的绝缘;在500V以上3000V 以下的使用1000V 的兆欧表测 量;在3000V 及以上的使用2500V 兆欧表测量。 3、开路试验:将兆欧表水平放置,将连接线开路,以每分钟120 转的速度摇动摇柄。在开路实验中,指针应该指到处 (在开路实验过程中双手不能触碰线夹的导体部分,试验完 成后,相互触碰线夹放电),如图5,图6。 4、短路试验:以每分钟120转的速度摇动摇柄,使L 接线桩输出线瞬时短接,短路试验中,指针应迅速指零。(在短路试验中,注意在摇动手柄时不得让L和E短接时间过长, 否则将损坏兆欧表),如图7,图8。 1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。 4、摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。 6、兆欧表应定期校验。