首都医药2013年12月(下) 医用外科口罩滤材非油性颗粒过滤效率与细菌过滤效率的相关性分析摘要:目的 评价医用外科口罩滤材的非 油性颗粒过滤效率(PFE)和细菌过滤 效率(BFE),探讨两者检测数值的相关 性。方法 分析比较两种测试方法的目 的、原理、过程,根据行业标准YY 0469- 2011《医用外科口罩技术要求》中相关规 定,对41批医用外科口罩滤材的PFE和BFE 的测试结果进行比较。结果 当医用外科 口罩滤材的非油性颗粒过滤效率达到86% 以上时,细菌过滤效率可达98%以上。结 医用外科口罩非油性颗粒过滤效率和细菌过滤效率测试结果数值呈正相关,依 照试验结果,可以进一步探讨用较高的非 油性颗粒过滤效率作为细菌过滤效率替代 方法的可行性。 关键词:医用外科口罩;非油性颗粒过滤 效率;细菌过滤效率;气溶胶 中图分类号:R1 文献标识码:A 文章编号:1005-8257(2013)12-0008-02 口罩的作用是将有害气溶胶,包括粉 尘、烟、雾、细菌、毒气等经滤料吸附、 阻挡,而不被人体所吸入,从而达到阻隔 有害物质的目的。不同的口罩根据其特定 使用者、使用环境有不同的设计要求、质 量评价指标和方法。 医用外科口罩是临床医务人员在有创 操作等过程中所佩带的一次性口罩。这种 口罩可以覆盖住使用者的口、鼻及下颌, 为防止病原体微生物、体液、颗粒物等的 直接透过提供物理屏障。 临床医务人员在外科手术等有创操作 环境中佩戴医用外科口罩的目的,既是为 保护患者,降低口罩佩戴者呼气所携带的 微生物进入空气环境,污染患者创面,也 可以防止患者产生的污染性体液喷溅导致 穿透口罩,威胁佩戴者。根据这一目的, 医用外科口罩的行业标准对口罩的过滤效 率规定了具体要求:非油性 颗粒过滤效率(PFE)不低于 30%;细菌过滤效率(BFE) 不低于95%。 非油性颗粒过滤效率(PFE)1.1 非油性颗粒过滤效率测 试目的 医护人员的工作环境 中主要存在的是各种不同粒 径的非油性颗粒物,这些颗 粒有的直径小于0.1μm,有 些直径则大于10μm。其中, 直径小于5μm的颗粒能通过 呼吸道直接进入肺泡,对人 体健康的影响最大。而颗粒 过滤效率项目是评价其隔离 效果的重要指标之一。 1.2 非油性颗粒过滤效率 测试原理 一般会认为越小 的颗粒越难被过滤,但从滤 材对颗粒物的过滤机制而 言,主要有下列4种(示意图 略):扩散沉积:粒子布朗 运动扩散位移到过滤纤维, 受分子引力作用而被吸附。 最易捕捉小尺度粒子、细纤 维和低速运动的粒子。截 留沉积:随气流运动的较大 粒子被过滤材料的机械筛滤 作用截留。粒子直径与滤膜 纤维的直径的比率影响拦截效率。惯性 沉积:粒子通过过滤材料弯曲的网状通 道时,粒子由于惯性作用脱离气流撞击过 滤纤维,并受分子引力作用被截留。大粒 子、高密度、速度快时截留效果好。静电 吸引沉积:粒子被过滤纤维的静电作用产 生的沉积。颗粒越小时,沉积效应越 强;颗粒越大时,效果越好,所以并 非越小的颗粒越难被过滤。滤材对颗粒物 的过滤是综合4种过滤机制协同作用的结 果,一般机械性滤料最易穿透粒径MPPS (Most Penetrating Particleize)的范围是 0.1μm~0.3μm(模式图略),而静电性滤 料的MPPS