应该会导致实验剂不能分离成两种主色吧 柱色谱分离操作 ⑴ 柱色谱装置 柱色谱装置包括色谱柱、滴液漏斗、接受瓶。 色谱柱有玻璃制的和有机玻璃制的,后者只用于水做展开剂的场合。 色谱柱下端配有旋塞,色谱柱的长径比应不小于7-8:1。 ⑵ 分离操作 ① 装柱: 色谱柱的装填有干装和湿装两种方法。 干装时,先在柱底塞上少许玻璃纤维,再加入一些细粒石英砂,然后将 准备好的吸附剂用漏斗慢慢加入干燥的色谱柱中,边加入边敲击柱身,务必使吸附剂装填均匀,不能有空隙。 吸附剂用量应是被分离混合物量的30-40倍,必要时可多达100倍。加够以后,在吸附剂上覆盖少许石英砂。 湿装时,将准备好的吸附剂用适量展开剂调成可流动的糊,如干装时一样准备好色谱柱,将吸附剂糊小心地慢慢加入柱中,加入时 不停敲击柱身,务必使吸附剂装填均匀,不能有气泡和裂隙,还必须使吸附剂始终被展开剂覆盖。 ② 洗柱: 干柱在使用前要洗柱,目的是排除吸附剂间隙中的空气,使吸附剂填充密实。 洗柱时从柱顶由滴液漏斗加入所选的展开剂,适当放开柱下端的旋塞。加入时先快加,再放慢滴加速度,使吸附剂始终被展开剂覆盖。洗柱时也要轻敲柱身,排出气泡。 ③ 装样和洗脱: 将待分离的混合物用最小量展开剂溶解,小心加入柱中。待混合物溶液液面接近吸附剂上的石英砂时,旋开滴液漏斗旋塞,滴加展开剂。滴加速度以1-2滴/秒为适度。整个过程中,应使展开剂始终覆盖吸附剂。 。