1.酸式滴定管,容量瓶的检漏操作。
表现位置距离瓶口是否太近,瓶塞是否漏水
方法:加自来水指标线附近,一手用试纸按住塞子,其余手指握住瓶颈标线上部分另一手用指夹托住平地边缘倒立2min如不漏水将瓶直立并将平旋转180°后,再以同方法倒立试验,如还不漏水即可使用。
酸式滴定管检漏
方法:将滴定管装一定量清水,竖直夹在滴定管上静置2min,观察旋钮周围及管夹处有无水漏出,若无漏水则将旋旋转180°再竖直夹滴定台上2min,观察旋钮周围及管夹处有无水伸出,如有漏水则重新进行涂油,涂油后操作正确依旧漏水则可能是滴定管本身问题,只能更换滴定管
碱式滴定管的检漏
方法:使用前检查乳胶管是否老化变质,玻璃珠是否完整成球状,大小是否适合(过大不易操作,过小会漏水):向滴定管加适量水,用滴定管夹将滴定管固定在铁架台上,观察是否漏水,若不漏水,对于碱式滴定管轻轻挤压玻璃球,放出少量液体,再次观察滴定管是否漏水。
2. 滴定管、移液管、容量瓶、的正确使用过程
滴定管:1 检漏 2洗涤 3 加标准液 4排净尖嘴内气泡 5 调整液面高度到0刻度以下。
移液管:1 洗涤 2润洗(2~3次) 3溶液的移取
容量瓶:1检漏 2洗涤 3溶液的配置 4 用容量瓶稀释溶液 5溶液的保存 6容量瓶的存放
3.滴定的正确的正确读数操作,移液管的正确放液操作
在滴定管装满活放出液体后必须等1~2分钟(注意关好活塞并观察有无漏水)使附着在内壁的液体流下后再度数,如果放出液体的速度较慢(如接近终点时)等0.5~1分钟后开始度数,每次读数前都要观察管壁是否有水珠,管的出口夹嘴处是否有悬挂液滴,管嘴有无气泡。
当页面上升至标线以上时,迅速移去洗耳球,并用右手食指按住管口,左手该拿洗涤容器。
将移液管提高液面然后将容器倾斜45°流出时管口接触接受容器内壁放开食指,使液体沿内壁自然留下。待下降液面静止后再停留15秒,取出移液管。除非少数移液管著有“吹”字的时候否则管夹最后留有的少量溶液不应吹入接受容器。
4.已知准确浓度的a标准溶液稀释成一定浓度的b标准溶液应选择那些仪器?
答案:量筒,胶头滴管,玻璃棒,容量瓶,烧杯。
5.在滴定分析实验中,如何控制滴定的速度,滴加半滴该如何操作。
答案:若在锥形瓶中低价半滴使溶液