TDS 是英文 total dissolved solids 的缩写,中文译名为溶解性总固体,又称总含盐量,测量单位为毫克 / 升( mg/L ) , 它表明 1 升 水中溶有多少毫克溶解性总固体,或者说1 升水中的离子总量。一般可用 公式:TDS=[Ca+Mg+Na+K]+[HCO3+SO4+Cl] TDS 概念是个舶来品,在美国、台湾水处理领域广泛使用, TDS 值的测量工具一般是用 TDS 笔, 其测量原理实际上是通过测量水的电导率从而间接反映出 TDS 值。 在物理意义上来说, 水中溶解物越多, 水的 TDS 值就越大,水的导电性也越好,其电导率值也越大。 TDS 单位:⑴ 毫克(mg)/升表明1升水中有多少毫克溶解性总固体。 ⑵ PPM 溶液百万分率浓度单位。指100万毫升溶液中含有溶质的毫升数或表明100万克溶液中 含有溶质克数。 ⑶ 换算关系:1mg/l=1PPM 国家标准 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》中对饮用自来水的溶解性总固体(TDS)有限量要求: 溶解性总固体≤1000mg/L TDS 值代表了水中溶解物杂质含量, TDS 值越大,说明水中的杂质含量大,反之,杂质含量小。 影响 TDS 值测试的因素: 水温: TDS 笔不可用于测量高温水体(例如:热开水) 水的流速: TDS 笔不能用于测量晃动较大的水体 水质污染: TDS 笔不能用于测量污染浓度较高的水体 (一)测量时的水温应维持在摄氏25度左右,切记,温度过高会使 TDS 值增加,影响正确性。 (二)液晶屏幕所显示的数值即为 TDS 值,若 TDS 计显示100度数字,那代表溶于水中的物质含量正离 子或负离子总数为100ppm(公差为± 5ppm) ,数字愈高,表示水中的物质愈多。 (三)北京市地区自来水平均在250ppm 左右,RO 纯水能减至30ppm 以下,当数值超过30ppm 时,就必 须考虑更换 RO 滤膜或请技术人员验修。