便携式9参数水质检测仪器标准参数配置:

GA-DCS09多参数水质检测仪
1.检测项目:余氯、二氧化氯、总氯、臭氧、浊度、色度,耗氧量CODmn,pH
2.测量误差:≤±5%F.S
3.重复性误差:≤±2%
4.多通道独立检测系统,高精度恒定测试电路,大屏幕中文菜单显示浓度值(C),检测数据999组,热敏行式打印;

9参数水质检测仪工作原理以及国标技术参数规范:

序号
水质检测项目
GB/T5749-2006生活饮用水卫生标准限值要求
GB/T5750-2006生活饮用水标准检验方法
GA-DCS09便携式水质综合检测箱检测方法
感官性状和一般化学指标
pH
不小于6.5且不大于8.5
玻璃电极法
玻璃电极法
色度
15度
铂钴比色法
铂钴比色法
浑浊度
1NTU(水源与净水技术条件限制时为3NTU)
散射法
散射法
耗氧量CODmn
3mg/LO2(水源限制原水耗氧量>6mg/L时为5mg/LO2)
酸性高锰酸钾滴定法
酸性高锰酸钾滴定法/比色法,可选
嗅和味
无异嗅、异味
嗅气和尝味法
嗅气和尝味法
肉眼可见物
无
直接观察法
直接观察法
消毒剂余量
游离余氯
出厂水≥0.3,管网末梢≥0.05
DPD光度法
DPD光度法
二氧化氯
出厂水≥0.1,管网末梢≥0.02
DPD光度法
DPD光度法
微生物指标
菌落总数
100CFU/ml
平皿计数法
平皿计数法
总大肠菌群
每100ml不得检出
滤膜法
滤膜法
水质检测仪器可扩展检测项目:氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、氨氮、硫酸盐、铁、锰、铜、锌、六价铬、镍。