法兰标准,若采用其他法兰标准(如GB、ANSI、DIN等标准)请用户在定货时注明。 对于高压型侧装式磁性液位计连接法兰采用HG20595-用97带颈对焊连接法兰DN25、PN6.0或PNl0Mpa,密封面形式突面或凸面,如有特殊要求可在订货时注明。
第四、UHZ-517磁翻板液位计结构原理:
UHZ-517磁翻板液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的*磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180。,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示
第五、UHZ-517磁翻板液位计产品选型:

型号
UHZ-517
结构特点
接液材质
测量范围
(mm)
适用介质条件
法兰连接(mm)
重量(kg)
温度
压力
(Mpa)
密度
g/cm3
粘度
(Pa.s)
DN
PN
基本
重量
加长
基本
重量
C10
标准型
1Cr18Ni
9Ti0Cr18Ni9
C11
高压型
C12
高温型
高压型
C13
低温型号
(防霜型)
C14
液氨、液
化石油气
型
C15
耐腐型
00Cr17Ni14Mo2
(316L)
C16
防腐型(
PP外层玻
璃钢)
PP
C17
防腐型(
PVC 外层
玻 璃钢)
U-PVC
C18
防腐型
ABS
C19
防腐型(
不锈钢内
衬PP)
PP
C20
防腐型
PE
C21
蒸气夹套
加热型
1Cr18Ni9Ti
C22
高粘度
介质型
0Cr18Ni9
C23
食品专
用型
1Cr18Ni9Ti
配套仪表及附件内容
O
盲板法兰,不配排污阀
L
液位计底部配排污阀
O
无液位报警开关
H
高位报警开关AK-3型,有记忆功能,故障不排除,信号不消除
L
低位报警开关AK-4型,有记忆功能,故障不排除,信号不消除
B
高位、低位报警开关全配,有记忆功能AK-3型和AK-4型
G
高位报警开关,区域型报警AK-1型
附DF-1型转换言放大器壹台
PF113A插座壹只
JSRY-012-22F大功率继电器(单点:壹只,双点贰只)PF083A插座
D
低位报警开关,区域型报警AK-1型
Q
高位、低位报警开关全配,区域型报警AK-1型贰台
S
高位和低位一体化型报警开关,区域型报警AK-2型
O
无液位控制开关
H
上限控制开关,单点干簧CK-1型
L
下限控制开关,单点干簧CK-1型
B
上限、下限控制开关全配,单点干簧CK-1型贰付
W
上限、下限控制开关一体化,双点干簧CK-2型
T
上限控制开关,霍尔型传感器CK-3型
L
下限控制开关,霍尔型传感器CK-4型
E
上限、下限控制开关全配,霍尔型传感器CK-3型贰付
C
上限、下限控制开关一体化,霍尔型传感器CK-4型
O
无远传变送器装置
R
配LB型捆绑式变送器,输出二线制4-20mADC
S
静压式远传变送器,(URS-100)输出二线制4-20mADC
O
普通防水型
B
本质安全型ibⅡCT4,可配齐纳安全栅或IS4041-Ex隔离栅
Bd
隔爆型dⅡCT4
O
不配远传显示仪表
A
数字、光柱显示调节报警仪 XGTH-510(竖式)
B
数字、光柱显示调节报警仪 XGTA-810(横式)
C
数字显示调节报警仪 XMTA-810(横式)
E
双光柱液位显示仪 XGH-202(竖式)
D
智能型液位/容量(重量)显示调节仪XMT-620(横式)
测量范围(mm)
介质密度(g/cm3)
D
开口常压容器
工作压力(MPa)

第六、UHZ-517磁翻板液位计结构如下图所示:
注:当液位计安能装受环境影响,空间位置L1