工业流程色　配,最好是在注射器最大容量下使用。工业流程色　谱分析和大批量样品的常规分析上常用自动进样　谱分析和大批量样品的常规分析上常用自动进样　器,重复性很好。在毛细管柱气相色谱中,由于毛　器,重复性很好。在毛细管柱气相色谱中,由于毛　细管柱样品容量很小,一般采用分流进样器,进样　细管柱样品容量很小,一般采用分流进样器,进样　量比较多,样品汽化后只有一小部分被载气带入色　量比较多,样品汽化后只有一小部分被载气带入色　谱柱,大部分被放空。汽化室的作用是把液体样品　谱柱,大部分被放空。汽化室的作用是把液体样品　瞬间加热变成蒸汽,然后由载气带入色谱柱。　瞬间加热变成蒸汽,然后由载气带入色谱柱。　\uf06e　\uf06e　汽化室:　汽化室:　\uf06e　\uf06e　对于液体、固体样品在进样之前一般要用　对于液体、固体样品在进样之前一般要用　合适的溶剂进行稀释　合适的溶剂进行稀释　\uf06e　\uf06e　温度:要求将样品各组分能够气化,一般　温度:要求将样品各组分能够气化,一般　在在240　240℃　℃　以上　以上　\uf06e　\uf06e　分流比:以保证有良好的峰形　分流比:以保证有良好的峰形　\uf06e　\uf06e　要适时保持清洁　要适时保持清洁　分离系统　分离系统　分离系统主要由色谱柱组成,是气相色谱仪　分离系统主要由色谱柱组成,是气相色谱仪　的心脏,它的功能是使试样在柱内运行的同时得　的心脏,它的功能是使试样在柱内运行的同时得　到分离。　到分离。　样品在色谱柱内分离示意图　气相色谱填充柱　气相色谱填充柱　\uf06e　\uf06e　气固吸附色谱:以具有活性的多孔性固体(吸附　气固吸附色谱:以具有活性的多孔性固体(吸附　剂)、高分子多孔聚合物等固体为固定相,所能　剂)、高分子多孔聚合物等固体为固定相,所能　分析的样品主要是永久性气体和低分子量的烃类　分析的样品主要是永久性气体和低分子量的烃类　等气态混合物。　等气态混合物。　\uf06e　\uf06e　气液分配色谱:固定相是涂在惰性固体担体(载　气液分配色谱:固定相是涂在惰性固体担体(载体)上的一层很薄的高沸点有机液体。　体)上的一层很薄的高沸点有机液体。　二者均以惰性气体为流动相　二者均以惰性气体为流动相　\uf06e　\uf06e　毛细管柱　毛细管柱　\uf06e　\uf06e　1957　1957年,美国学者　年,美国学者Golay　Golay在填充柱的基础上提出了　在填充柱的基础上提出了　毛细管色谱气相色谱法　毛细管色谱气相色谱法　\uf06e　\uf06e　渗透性大,分析速度快传质阻力小,可