有关恒温箱的用法,在使用恒温箱时,一定要做好恒温箱的内外检查,注意通电指示灯是否正常,在使用完毕后,等箱内温度不很高时,才允许打开箱门。

恒温箱的使用方法

1、使用前做好内、外检查,箱内如有他人存物,取出放好。试验开关、调温手柄等是否灵活好用。打开风* (排气孔),插好温度计。
注意:电源和铭牌上标称电压是否相符。箱壳要接好地线,以防漏电。
2、通电后指示灯亮,如加热指示红灯不亮应将调温旋钮顺时针方向转动至红灯发亮。恒温箱如有辅助加热丝及鼓风马达,应将它们的开关都打开。若时间充裕,可关掉主加热丝以延长其使用寿命。
3、当箱内温度稳定在所需要温度后放入待干燥或待培养(保温)样品。温度计指示*上层网架中心2/3面积的近似温度,所以样品尽童放在这个部位,其他层次和部位实际温度要偏高一些。
4、等箱内温度不很高时才可以打开箱门,以防骤然降温造成玻璃门破裂。
5、调温旋钮所指刻度并非箱内温度。每次恒温后可把恒温温度及旋钮所指刻度对应记录,以后使用时作为参考,可以节省时间。
6、当箱内温度(由温度计读出)接近所需温度时,关掉辅助加热丝,只在主加热丝继续加热,箱内温度即将达到所需的温度时,反时针旋转调温旋钮使红灯刚灭,绿灯刚亮。
待红绿灯自动交替明灭时,表示箱内温度已处在恒温状态。由温度计读数看是否为所需温度,如有偏差可稍调节调温旋钮。
7、使用完毕,关掉各个开关,并把调温旋钮反时针退回零位。
以上介绍了恒温箱的使用方法,以及相关的注意事项,希望对大家有所帮助。