正确接线:
三相四线制测量是指使用三个功率元件实现对三相线路的测量,相当于在电路中分别接入三只电流表(分别串联在A、B、C三相)、三只电压表(分别并联在A、B、C各相对N相之间)和三只功率表(电流线圈分别串联在A、B、C相,电压线圈分别并联在A、B、C对N之间)
三相四线制接线各相电压和电流信号分别一一对应接到相应的端子上, Ia+、Ib+、Ic+为电流流入端,Ia-、Ib-、Ic-为电流流出端;接到如用钳形互感器测量,则只须将各相的钳形互感器插到有相应标号的接口上,然后用钳形互感器卡住对应的电流线即可(注意:极性一定要接正确,钳形电流互感器标有A、B、C的一面为电流流入端,N的一面为流出端)。
三相三线制接线三相三线制接线只有三根电压线Ua、Ub、Uc,其中Ub代替Uo接到了标有Un的端子上;电流只有两相Ia、Ic。接到如用钳形互感器测量,则只须将A、C相的钳形互感器插到有相应标号的接口上,然后用钳形互感器卡住对应的电流线即可(注意:极性一定要接正确,钳形电流互感器标有A、B、C的一面为电流流入端,N的一面为流出端)。
三相三线制线路接线正确时矢量图如右图,错误接线的分析方法参照三相四线制线路。