定 义如下 驱动信号 90% T1 T2 10% 响应 实验内容 一 液晶扭曲角的测量 按照激光器、偏振片(起偏器) 液晶合、偏振片(检偏器) 功率计探头的顺序,在导轨摆好光 激光器、偏振片(起偏器) 液晶合、偏振片(检偏器) 功率计探头 、液晶合 、功率计探头 激光器 、 、 路。连接各种设备之间的导线。 半导体激光器 起偏器 液晶合 检偏器 功率计探头 导轨滑块 光学实验导轨 1、 打开激光器 仔细调整各个光学元件的高度和激光器的方向, 激光器, 尽量使激光从光学元件的中心 穿 激光器 过,进入功率计探头。 2、旋转起偏器 起偏器,使通过起偏器的激光最强。 起偏器 3、打开液晶驱动电源 液晶驱动电源,将功能按键置于连续 连续状态。驱动电压 驱动电压调整到 12V。 液晶驱动电源 连续 驱动电压 4、旋转检偏器 液晶盒,找到系统输出功率最小的位置,记下此时检偏器 检偏器和液晶盒 检偏器的位置(角度) 。 检偏器 液晶盒 检偏器 5、关闭液晶驱动电源 液晶驱动电源,此时系统通光情况将发生变化,再次调整检偏器 检偏器位置,找到系统通光功率 液晶驱动电源 检偏器 最小的位置,记下此时检偏器的位置(角度) 。 步骤 5 与 6 之间的角度位置差,就是该液晶合在该波长下的扭曲角。 二 对比度 1、重复上一实验的 1、2、3、4 步,记下最小功率值。为 Tmin。 2、关闭液晶驱动电源 液晶驱动电源,记下此时的系统输出功率。为 Tmax。 液晶驱动电源 3、对比度 C=Tmin/Tmax,动态范围 DR=10logc(dB)。 三 上升沿时间 T1 与下降沿时间 T2 的测量 1、重复实验一的 1、2、3、4 步。 2、旋转检偏器 液晶合 检偏器和液晶合 检偏器 液晶合,找到系统输出功率较小的位置。 3、用光探头换下功率计探头,连接好 12V 电源线(红为+,黑为-,红对红,黑对黑) 。 将示波器的 CH1 通道用信号线与液晶驱动信号相连,CH1 做触发。CH2 通道上的示波器表笔 与光电二极管探头 光电二极管探头相连(地线与 12V 的地相连,挂钩挂在探头线路扳的挂环上) 。 探头 4、打开示波器电源,功能置于双综显示,CH1 触发。 5、观察示波器上的 CH1 通道波形。了解液晶驱动电源的工作条件。 6、将功能按键置于间歇 间歇状态,调整间歇频率 间歇频率旋钮,观察系统输出光的变化情况,和示波器上波形 间歇 间歇频率 的情况,体会液晶电源的工作原理。 7、根据定义,在示波器上测量上升沿时间和下降沿时间。 通过测量衍射角推算出特定条件下, 四 通过测量衍射角推算出特定条件下,液晶的结构尺寸 1、取下实验一中的检偏器 功率计探头 检偏器和功率计探头 检偏器 功率计探头。 2、打开液晶驱动电源 液晶驱动电源,将功能按键置于连续 连续,将驱动电压置于 6V 左右,等待几分钟,用白屏 白屏观 液晶驱动电源 连续 白屏 察液晶合 液晶合后光斑的变化情况。应可观察到类似光栅衍射的现象。 液晶合 3、仔细调整驱动电压 液晶合 驱动电压和液晶合 驱动电压 液晶合角度,使衍射效果最佳。 4、用尺子量出衍射角,用光栅公式求出这个液晶“光栅”的光栅常数。 观察测量衍射斑的偏振状态。 五 观察测量衍射斑的偏振状态。 1、重复实验 4 的 1、2、3 步。 2、紧靠液晶合放置检偏器 检偏器。 检偏器 3、用白屏 白屏观察检偏器 检偏器后衍射斑。 白屏 检偏器 4、旋转检偏器 检偏器,观察各衍射斑的变化情况,指出其变化规律。 检偏器 主机箱面板功能: 主机箱面板功能: 主机箱“液晶驱动电源”主要功能为液晶合的工作电压、间歇频率、驱动频率的调节,以及 液晶合的工作状态等。