为求得测量仪器仪表的最终的计量示值,必须对直接显示的示值相乘的一个系数,这个系数就是仪器仪表常数。严格来说,仪器和仪表又有所不同,因此仪器仪表常数也有仪器常数和仪表常数,这两种常数统称为仪器仪表常数。
仪器仪表
仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属于仪器仪表。严格来说,仪器和仪表又有所不同。
仪器,指科学技术上用于实验、计量、观测、检验、绘图等的器具或装置。通常是为某一特定用途所准备的一套装置或机器。仪器通常用于科学研究或技术测量、工业自动化过程控制、生产等用途,一般来说专用于一个目的的设备或装置。仪器构造较为复杂,由多个部件组成的。仪器体积、重量、形状有各种各样,最小的可以直接拿在手中操作,较大体积的仪器一般被称为装置或设备。
仪表一般只是用来指示数据用的仪器,分为压力仪表、温度仪表、流量仪表、电工仪器仪表、电子测量仪器等。
一般来看,仪器是一种组合意义上的机器 ; 里面一般会至少含有几种仪表,仪表一般只是用来指示数据用
仪器仪表常数简介
为求得测量仪器仪表的最终的计量示值,必须对直接显示的示值相乘的一个系数,这个系数就是仪器仪表常数。注:当直接显示的示值等于被测的计量值时,测量仪器仪表的常数为 1。
电能表的仪表常数仪表常数的定义
家用或工业用的电能表,一般用液晶计度器和光脉冲及电脉冲向外界传输电能计量的信息。其中光脉冲的作用一是供给人们观测仪表是否在正常工作的指示,二是提供给人们对仪表进行电能计量准确度测试时的采样信号。液晶计度器的作用是记录电能计量仪表在一段时间间隔所记录的被测试累计用电量的大小。
电能表国家标准中对仪表常数的定义是 " 表示仪表记录的电能与相应的测试输出数值间的数值 ",意思是指电能表在一段工作时间内向外界输出的光脉冲或电脉冲(光脉冲是由电能表标牌上会闪烁的 LED 指示灯发出,电脉冲是由在电能表输出端子间有变化规则的电压或电流信号)的数量与电能表的液晶计度器记录累计用电量的走字变化数之间的比值。仪表常数既是电能表产品的一项重要的技术参数,又是这类产品准确度特性的一项顶级重要的技术指标,一般用 imp/kWh 或Wh/imp 来表示。
仪表常数测试方法
传统的电能表不具有仪表常