确认中止。如果中止了校准,那么上次　完成的校准结果会依然有效。　124　SIDOR　·　操作说明书　·　8015208/XN20/V2.3/2015-05　·　©　SICK　AG　校准　如有更改　,　不另行通知　8.6　校准数据的显示　功能　可以单独查看各测量组分上次校准中获得和保存的数据。　步骤　1　选择　main　menu　→　calibration　→　show　cal.　data,　主菜单　→　校准　→　显　示校准数据。　show　cal　data　1　CO　2　SO2　3　O2　选择所需的测量组分。　-Z-　-S-　D:　31.08.04　31.08.04　T:　11.30.00　11.31.30　C:　0.00　300.00　V:　0.68　300.09　Drift　in　%　abs.:　0.23　-0.20　dif.:　0.02　-0.03　Back:ESCAPE　←　零点　/　灵敏度　(表格标题)　←　上次校准结束时的日期　←上次校准结束时的时间　←上次校准的标称值　←上次校准的测得真实值　←　绝对漂移　(解释→　第61　页,　§6.3.6)　←　漂移值相对上次校准的差异[1]　要退出该显示,按[Esc]。　[1]=“　百分点　”　(差异　X　=　绝对　X　–　绝对　X-1)　•　当漂移值越来越大时,不推荐继续采用计算漂移补偿。当绝对漂移变得　很大时,应当检查并重新调节相关分析仪模块　(例如,要进行清洁或基　本校准)　。　•　可为自动漂移监测进行限值设置　(→　第119　页,　§8.5.5)　。有了这个功　能,当漂移超过了所设定的漂移限值时,会自动产生故障消息。　当进行漂移重置　(→　第125　页,　§8.7)或基本校准　(→　第127　页,　§8.8.2)时,不会显示校准数据,直到完成新的校准为止。　(对于崭新　的分析仪也是这样。　)　漂移差表示测试值与标称值之比。对于灵敏度漂移,漂移差总是依据两个　值中较小者。　–　例1:标称标准气值等于　100　ppm。　校准过程中的测试值等于　102　ppm。　算得的灵敏度漂移　=　(102-100)　/100　=　+2.00%　–　例2:标称标准气值等于　100　ppm。　校准过程中的测试值等于　98　ppm。　算得的灵敏度漂移　=　(98-100)　/98　=　-2.04%　采用这种方法,正负物理漂移计算