查看完整版本请点击这里:
【求助】纯水机电阻率达不到18兆欧的问题
纯水机型号是Milli-Q RG 密理博很早的老纯水机了。用了1年多,电阻率小于17兆欧了。今天换了新买的密理博吸附柱,居然16兆欧都达不到。不理解,想不通?大家有没有遇到过这种问题啊?
查看完整版本请点击这里:
那是电导率要非常小,电阻最好要到18.2兆欧,不过17以上也可以用。lz可以多冲洗看看电阻还往上涨吗?
ztonyc
放置了一天,今天能到17兆欧了。看来新换的柱子得充分用水浸泡才行。后期使用情况,请待更新。
yyaxw84
不是说最好一周开一次机吗!是不是太长时间没用咯!
jingling845
我们天天都在开,换了3根离子交换柱了,不过还是有效果
uuooii
纯水纯化柱装完了都要用超纯水冲洗的,防止一段时间后也要冲洗活化才能达到效果的。
ztonyc
我们的纯水机是天天开,一天用差不多一桶水(18.9L)。今天是第三天了,能到18兆欧了,还没到18.2.
fklo83(2015-3-19 10:35:26)
我们天天都在开,换了10根离子交换柱了,不过还是有效果
牛顿
小了不好吗?
===========================================================================================================
超纯水电阻率25摄氏度是为18.2兆欧厘米,换算成电导率就是0.055微西门子每厘米(1/18.2),所以电阻率越大,水质越好,如果是电导率那就是越小水质越好。
红袖添香