测?几何公差作业指导书 一.常用的几种几何公差 正位?( 平面?( 对称?( 平??( )形式 )形式 )形式 )形式 ???( )形式 直线?( )形式 垂直?( )形式 真圆?( )形式 同心?( )形式 C角(C角) 形式 Checked by: Richard Wu Prepared by: Lanlan Wei 08/12/17 Connector Div. 1 测?几何公差作业指导书 二.测?正位?评估 几何公差 正位?(?件) 单基准 双基准 正位?(成品) 单基准 双基准 仪器 QV三次元 V V V可以直接进?测? V X V X X?宜进?直接测? V X 投影机 Connector Div. 2 测?几何公差作业指导书 三.正位? 的测?方法 单基准表现形式: 双基准表现形式: 双基准:实际?考的datum A与 datum B?个基准的交点在以?? 交点为圆心,0.05mm为半径圆的 区域. 单基准:实际交点与??交点的距 ?绝对值0.1mm. (可以偏移正负 0.10mm) Connector Div. 3 测?几何公差作业指导书 3.1针对?件端子 测?方法:底端端子的 中心线为基准Y,测? 尖部端子中心在X方向 的偏移正负0.08mm。 Connector Div. 4 测?几何公差作业指导书 单基准正位?测?方法: 第一步用夹具将产品水平垂直放置投影机载物台上 第二步依图示X基准为圆孔中心,因投影机抓圆心位置?准确.取圆 孔?线做X基准轴,然后X轴??器归? Connector Div. 5 测?几何公差作业指导书 单基准正位?测?方法: 第三步依?图测?端子根部的Y1&Y2距?即为端子宽?0.194mm 第四步移动X轴到中心0.097再归?(即为Y1&Y2中心线Y基准线) Connector Div. 6 测?几何公差作业指导书 单基准正位?测?方法: 第五步依?图测?端子头部左边(即A值为0.117) 因Y轴存在正负值测?结果取绝对值即可 第?步依?图测?端子头部右边(即B值为0.135) Connector Div. 7 测?几何公差作业指导书 单基准正位?测?方法: 第七步计算正位?结果 A-B=(0.117-0.135)的绝对值为0.018mm(即为单基准正位?) 结果显示端子头部左右?边相对端子根部中心(即Y轴)左偏移 0.018mm. Connector Div. 8 测?几何公差作业指导书 双基准正位?测?方法: 1.如?图要求测?双基准 ,测?输出结果有差? 投影机测?方法同上单基准步骤 2.双基准要求Y中心线到中点(A1&A2),投影机无法测?.故将单 基准测?结果进?转化:原则双基准=单基准/2 3.输出结果为0.018/2=0.009mm满足+/-0.04即为OK品 Connector Div. 9 测?几何公差作业指导书 3.2针对成品铁壳与塑胶正位? 如上图示,以A为基准面,需求铁壳面上下窗口中心的偏移单基准 正位??能超出正负0.10mm. Connector Div. 10 测?几何公差作业指导书 成品铁壳与塑胶正位?(4.55尺寸位置?)测?方法: 第一步:将产品水平垂直粘在铁块上放置於投影机载物台,对齐A基准 面,然后将??器进?X轴归? 第二步:测?铁壳上下铁壳内框中心线(L)到A基准面测?Y轴结果 4.841mm 中心线L Connector Div. 11 测?几何公差作业指导书 成品铁壳与塑胶正位?(4.55尺寸位置?)测?方法: 第三步:依图解4.55位置?是铁壳内框中心线到基准面A相对上 下偏移+/-0.10即为符合品. 第四步:依?图找相关A基准面位置?设计值4.87mm,实际测? 值4.841mm.则位置?为4.87-4.841=0.029mm符合0.10mm要求 结果OK Connector Div. 12 测?几何公差作业指导书 四.对称? 的测?方法 依图示,以实物中线作为基准 线,所测?物件的中心需在 0.03mm的?条平?直线内。 Connector Div. 13 测?几何公差作业指导书 四.对称? 的测?方法 舌片?端的对称?,基准面为 铁壳内窗口C。 投影机:以铁壳内窗口中心线 为基准,分别到舌片?端距? 的差为舌片单基准对称?。 Connector Div. 14 测?几何公差作业指导书 对称?:测?11.34对称?尺寸方法 第一步:将产品水平垂直粘在铁块上放置於投影机载物台,对齐A 基准面,然后将??器进?X轴归? 第二步:移动X、Y轴至铁壳脚C1线归?,再测?到铁壳另一边 C2线。得出测?结果14.19mm(即为铁壳脚内侧宽?尺寸) Connector Div. 15 测?几何公差作业指导书 对称?:测?11.34对称?尺寸方法 第三步:依14.19/2得出中心线移动X轴至-7.095处归?(即为 C1&C2中心线或C基准面) 第四步:移动X轴分别测?舌片左右?边,得出A值5.374mm,B值 5.356mm Connector Div. 16 测?几何公差作业指导书 对称?:测?11.34对称?尺寸方法 第五步:A-B之差为0.018mm,因测?是?边结果?是中心,故对称 ?结果0.018/2=0.009mm Connector Div. 17 测?几何公差作业指导书 五.平面? 的测?方法 平面?图解:测?平面内所有 点在0.05的?个平?平面内。 实物为40PIN端子与4个Nail构 成一个面平面?0.08Max并且 平面上所有点在0.08的?个平 ?平面内。 Connector Div. 18 测?几何公差作业指导书 第一步:将产品平放至卧投载物台上,??器X、Y轴归? 第二步:测?20PIN端子与2个Nail的Y值,同样方法测另一面的尺 寸。每PIN端子与Nail测?Y值结果?可超出0.08mm Connector Div. 19 测?几何公差作业指导书 ?.平?? 的测?方法 面平?:测?平面与基准面平?,而且 所有的点在0.03的平?於基准线的?个 平?空间内。 基准面 线平?:测?的线与基准面平?,而且 线上所有的点在0.10在平?於基准线的 区域内。 基准线 Connector Div. 20 测?几何公差作业指导书 第一步:如?图所示,以基准面A对 齐X轴归? 基准面A 第二步:水平移动至基准面 Z,相对平?0.05mmMAX,?取Y值即可 第三步:同样方法测?另一边,?取最大值&最小值均要在0.05mm内 Connector Div. 21 测?几何公差作业指导书 七.C角的测?方法 C角为?个斜边交点到对应直角边的 距?,在角??等於45?时,C角会 有?个值,在角?等於45?时,C角 只有相等的?个值,表示为2*C0.20 第一步: 如图放置产品至投影机载物台上 Connector Div. 22 测?几何公差作业指导书 第二步: 将L1与L2?线对齐交点O(?斜边的交点),X&Y轴归? 第三步: 将C角移至交点O?出X值即为C角值,同样方法测?,?出Y 值即为C角另一个值 Connector Div. 23 测?几何公差作业指导书 八.直线?的测?方法 一条分散在直线上的点,分布在 距?为0.05相互平?的平面内 第一步:以A为基准面对齐X轴归?,水平移动至L1线。 第二步:测?最高与最低之差绝对值?可超过0.05mm MAX. L1线 Connector Div. 24 测?几何公差作业指导书 九.真圆?的测?方法 测?圆上所分布的点需在?个同 心圆之间的区域内 ?考圆的设计值与R角盘上的圆弧对应重合即为真圆,只能确认是否是 真圆,投影机?适合测?真圆?尺寸.建议用QV测?比较准确. 注意:?图与投影机比??一致,投影机放大倍?除以相应的10&20 &50倍等於图面规格(即测?实际值)。 Connector Div. 25 测?几何公差作业指导书 十.同心?的测?方法 以内圆圆心作为基准,测?外圆圆心与基 准圆心之间的距?差,即为?圆的同心 ?。 如左图示:同心?的区域应在基准为圆 心,0.005为半径为圆的区域内。 第一步:将产品水平垂直粘在铁块上放置於投影机载物台,用R角盘 确定C1圆原点,进?X、Y轴归? Connector Div. 26 测?几何公差作业指导书 十.同心?的测?方法 第二步:用R角盘对圆C2圆弧重合,水平移动X、Y轴结果即为C2圆 心C1原点的X、Y轴偏移? 第三步:计算同心?为X2+Y2=R2 同心?计算得0.052mm R= (-0.004)2+(0.052)2 同心??适合用投影机测?,以上供?考,建议用QV测?较准确 Connector Div. 27 测?几何公差作业指导书 十一.垂直?的测?方法 线的垂直:测?线上所有的点在垂直於基 准线的?条相距0.05mm的 直线间 面的垂直:测?面上所有的点在垂直於基 准面的?平面相距0.05mm的平面间 第一步:将产品水平垂直粘在铁块上放置於投影机载物台, 测? L1线做为基准归? 第二步:基准面到L2线最高点与最低点?差小於0.05mmOK品 L1线 L2线 Connector Div. 28 测?几何公差作业指导书 敬请指教,谢谢!! Connector Div. 29