所在地
更新时间:浏览次数:9026次
氧化安定性试验仪
OS-F6 / OS-F6+
OS-F6氧化安定性试验仪是按照SH/T 0175《馏分燃料油氧化安定性测定法(加速法)》、ASTM D2274《Standard Test Method for Oxidation Stability of Distillate Fuel Oil (Accelerated Method)馏出燃料油的氧化稳定性试验(加速法)》和ISO 12205。同时也对应 GB/T 12581《加抑制剂矿物油的氧化特性测定法》、ASTM D943《Standard Test Method for Oxidation Characteristics of Inhibited Mineral Oils抗氧化剂矿物油氧化性能的测定方法》的技术要求制造的石油产品测试仪器。
技术规格
恒温槽尺寸:500×190×424mm(长×宽×深)
外形尺寸:870×300×1300mm(长×宽×高)
氧化管试验孔:6个
加热功率:3.0KW
气压调节范围:0KPa - 588KPa(6kg/cm2)
流量调节范围:
•国产流量计 1.0 - 4.0 L/h(16.7 - 66 mL/min);
•进口流量计 5mL/min - 50 mL/min
流量波动度:进口流量计50±1.6mL/min(环境温度≤20℃)
温度控制范围:(室温+10)℃-100℃
温度波动度:≤±0.1℃
温度均匀性:≤±0.1℃
OS-F6+(+型)是进口流量计的,订购前请说明。
结构及特点
1.本试验仪主要由恒温槽、暗箱和电气控制箱三大部分组成。全部箱体均采用进口不锈钢作材料。
2.一机多用:本试验仪设置了供氧化管冷却的暗箱,恒温槽的后方又有照明装置,前方有可开闭的观察窗,因此它既可满足矿物油GB/T 12581的试验要求,亦可满足馏分燃料油SH/T 0175的试验要求,还可以作为运动粘度等测试的恒温槽使用。
3.恒温槽水位自动控制:本试验仪设有水位自动控制装置。当水位低于该装置规定的液面时,补给水会自动流入恒温槽;当水位高于该装置规定的液面时,补给水会从溢流管排入下水道。
4.独特的加热、搅拌装置:加热管设置在搅拌筒内,循环水流在筒内先经充分换热再同恒温槽内的介质混合,以及搅拌器强迫恒温槽内的介质进行上下循环和横向搅拌,故进一步保证了恒温槽的温度精度。
5.准确、稳定的流量控制:氧化安定性试验仪的试验周期长短不一,长的可达几千个小时,不但有昼夜的变化,还有季节的变化,因此流量的稳定性是该试验方法的困难所在。