常用的雾化器按照结构的不同分为几类,常用的雾 化器有同心圆雾化器和直角雾化器。如图4所示: 在X-7ICP-MS中,使用的是同心圆雾化器,同心圆雾化 器与直角雾化器相比,可以提供极佳的稳定性和灵敏度,尤 其适合检测浓度较低的溶液,缺点是容易堵塞,耐盐性较差。 其它的一些公司(如VG)采用的雾化器可以提供最大高达 20%的耐盐性,但是由于在等离子产生后通过的采样锥和截 取锥的孔径非常的小,样品中溶质量必须小于 0.2%,最好 小于0.1%因此,雾化器的耐盐性并不能提高ICP-MS 由于等离子体对直径较大的微粒的放电效率较差,因此要求进入炬管的气溶胶状的样品液滴有均匀和细小的几何尺寸。 为了达到这个目的,仪器中采用了雾室,雾室是一个气体流 过的通道,当气溶胶通过时,直径大于10um的液滴将被冷 凝下来,从废液管排出。雾室的另一个目的是柔化雾化器喷 出的气溶胶,最终使其均匀的进入等离子体。目前主要的雾 室设计是圆柱型雾室,在X-7ICP-MS 中采用的是一种独 特的锥型雾室,雾化气溶胶在雾室中撞击到一个玻璃球上, 大直径的液滴将被沉积下来,从玻璃球上流下,并被到处雾室,较小的液滴绕过玻璃球,从雾室尖端的小孔中流出。这 种雾室的设计很好的避免了死体积的影响。