�线(屏蔽线)接至真空管的动触头上。
4、设置管型。选择“设置管型”功能后,按确认键,屏幕会进入设置管型界面。此时,按“↑”键或“设置”键即可进行管型设置,具体的管型设置参数表如下: 灭弧室直径≤80mm 1号管型 80<灭弧室直径≤100mm 2号管型 100mm<灭弧室直径≤110mm 3号管型 110mm<灭弧室直径 4号管型 注意:一般情况下玻璃管的壁厚为5mm,陶瓷管的厚度为10mm。 先测量出真空管的周长L,然后算出真空管的直径(L/3.14),再用直径减去2倍真空管的壁厚即为灭弧室直径。 5. 真空度测量。 在进行测量前必须先进行管型设置(参见第四步)。按确认键返回界面3,选择“测量”按确认键,进行真空度测量,仪器的显示如界面4: 其中××表示充电所需要的时间。当充电时间从60秒降到0秒后,仪器停止充电,随即仪器输出脉冲高压并同时输出脉冲磁场电压。随后屏幕上会显示被测真空开关的真空度的值,测量结束后仪器将显示界面5(2.3E-03Pa即为0.0023Pa)。
选择执行“保存”命令可保存当前液晶显示的数据,选择执行“打印” 命令即可打印出当前液晶显示数据,如果想再次进行测量,按“复位”键或者是按“↑”或“设置”键让光标置于“返回”后,再按“确认”键仪器即可返回到界面3。 6.测量结束后,关闭仪器电源,并等待5秒后方可拆线。拆线时应先拆除与仪器相连的测试线,再拆除与真空管、磁控线圈的连线。