如选择该项下小项按确认键(ENTER) ,按(G/N)键则直 接进入 F2 大项。 F1.1:XXXXXX 初始:000000 目标值 F1.2:XXXXXX 初始:000000 大投提前量。定量过程中,若称重值≥目标值-大投提前量, 则关闭大投。 F1.3:XXXXXX 初始:000000 中投提前量。定量过程中,若称重值≥目标值-中投提前量, 则关闭中投。 F1.4:XXXXXX 初始:000000 落差值。定量过程中,若称重值≥目标值-落差值,则关闭小 投。 F1.5:XXXXXX 初始:000000 零区值。定量过程中,若称重值≤零区值,则起动 t5 卸料延 时定时器。 电磁流量计快速操作指南 一、按键功能说明: 一体式四个按键为:设定、左上键、右上键、确定 分体式四个按键为:设定、减少、增加、确定 设定键为复合键:不能单独使用,和其他键共同使用时,必须先按复合键,再按另外键。 减少键、左上键:在显示状态下,按此键可循环选择屏幕下显示内容;在设定状态下,输入 数时按此键光标处数字减 1(循环) ,现按复合键再按此键,光标左移,反复按此键, 可循环项下选择要设定的内容。 增加、右上键:在显示状态下,按此键可循环选择屏幕下显示内容;在设定状态下,输入数 时按此键光标处数字加 1(循环) ,现按复合键再按此键,光标右移,反复按此键,可 循环项下选择要设定的内容。 确认键:在显示状态下,按复合键和此键,进入设定状态;在设定状态下,按此键进入子菜 单,再按此键确认退出子菜单。 二、测量状态的说明 屏幕显示: (共三行) 第一行:显示瞬时流量 第二行:显示报警信息和瞬时流量单位 FQH-------流量上限报警 FQL-------流量下限报警 FGP-------流体空管报警 SYS-------系统励磁报警 第三行显示累计流量 三、如何从自动测量状态进入参数设定状态 要进行仪表参数设定或修改, 必须使仪表从测量状态进入参数设置状态。 在测量状态下, 按一下“复合键+确认键” ,仪表进入到功能选择画面“参数设置” ,然后按确认键进入输入 密码状态“00000” ,输入密码“07206”后按一下“复合键+确认键”进入参数设置画面。 四、参数设置菜单 共有 54 个菜单,用户应根据具体情况设置参数。 五、退出参数设置状态 1、在任意参数设定状态下,连续按下确认键两秒钟,则