(1) 根据国标要求 ,确定除颤能量标准值 :确定工作电容容量 :用标准电容测试仪器测量工作电容容量 ;确定电容充电电压 :用标准高压电压表测量电容充电电压 ;① 根据标准图 ,计算电容器存储的能量 :如图 2 所示 :48　　　　　　　《计量与测试技术》2009 年第 36 卷第 5 期 图 2 　 电容器存储能量图根据电容能量充放电公式 :E(焦耳) = 1/2 ×C(法拉) ×V2(伏特)= 1/ 2 ×42 ×10- 6×50002= 400(焦耳)② 根据标准要求 ,求电容能量释放分流系数确定模拟负载阻值 :用已知标准电阻模拟负载阻值(R3) ;如图 3 所示 :图 3 　 能量旁路测试图电路中 Rx= R2+ R3和 R1为并联 , R1 中通过电容器的放电能量 E1为 :E1= Rx/ R1+ Rx× E根据标准测试规定 ,如仪器的外接负载 R3 阻值为1000Ω ,则 :Rx= R2+ R3= 400 + 1000 = 1400Ω 阻抗 ,③ 根据电路能量分流旁路计算 ,则 :外接 1000 阻抗 ,分流后的能量值 E1为 :E1= ( Rx/ R1+ Rx) × E = 3731 3 (J)根据以上计算方式 ,测试分流能量的标准负载 R3阻值分别为 100、500、1000、1500 及 5100Ω 时 ,其分流后的标准能量 E1 计算值分别应为 :R2 = 100Ω 时 , Rx = 100Ω + 400Ω = 500Ω , E1 =3331 3 ( J) ; R2 = 500Ω 时 , E1 = 360 ( J) ; R2 = 1000Ω 时 ,E1 = 3731 3 ( J) ; R2 = 1500Ω 时 , E1 = 380 ( J) ; R2 =5000Ω 时 , E1 = 3921 7 (J) 。(2) 除颤能量测试仪能量测试校验计量方法 :按图 4 分别接入功率为 50VA 以上的上叙已知标准测试负载进行测试 ,每一点的测试结果数值与每一点的计算数值相比较 ,如误差值不超过仪器规定误差 ,则可认为被检验的除颤能量测试仪能量测试数值为合格。 按此类推 ,可以增加测试点 ,也可以只测合格点 ,确定测试结果合格与否。图 4 　如果以上计量测试方法成立 ,有类似的情况 ,在无条件校验计量测试时 ,也可以进行设备的定期自 行计量检验 ,判断设备使用状况及可否继续使用 。