在色谱定量分析中,选用峰高法还是选用峰面积法呢?这主要取决于在检测器的线性范围内,峰高和峰面积测量的准确性与重复性。除了归一化法最好用峰面积法外,其他三种定量方法中峰高和峰面积都可用作精确的定量方法。 如何准确测量峰高与峰面积 在检测器的线性范围内,峰高和峰面积测量的准确性受色谱分离度的影响,要准确地测量峰高和峰面积,色谱分离应达到一定的分离度才行。图2-3-18至图2-3-22给出了峰高比1:1至16:1时的标准分离度曲线,每张图上的黑点表示了每个峰峰尖的真实位置,此黑点与图中所示的峰尖的垂直位移就是测量误差。峰高比越大,要求能准确测量峰高的分离度也越大。峰高比为1:1和2:1时,峰高能得到准确测量的最低分离度为0.8;峰高比为4:1时,峰高能得到准确测量的最低分离度为1.0;峰高比16:1时,峰高能得到准确测量的最低分离度为1.25。关于分离度对峰高测定准确度的影响大致可认为:当分离度Rs-1.0时,相对峰高从128......阅读全文
在定量测定中可根据样品的具体情况采用峰面积法或峰高法当用下列方法或内标法测定杂质总量时应使用峰面积法。 面积归一化法 用无校正因子的峰面积归一化法测定供试品(或经导数处理的供试品)中杂质和杂质的总量限值。计算每个杂质峰的面积和其总和,并计算总峰值面积的百分比。但溶剂峰不包括在内色谱图的记录时间应根据
方案优势	由于色谱技术具有快速、正确、高效的特点,故得到广泛地应用。近几年来的有关报道,反映了我国气相色谱理论研究和气相色谱应用取得了很大成就。在塑料软包装行业,因为公众对食品包装溶剂残留的要求越来越高,色谱技术已成为行业广泛使用分析检测手段之一。