在汽车装配等机械工程领域,扭力扳手是非常常见的工具,那如何校准呢,这里介绍扭力扳手校准仪的使用方法

工具/原料

扭力扳手
校准仪

方法/步骤

一、 按钮操作流程
1、模式按钮使用
A、按压模式按钮,屏板显示最近应用的操作模式
B、持续按压模式按钮更换操作模式,获得所需模式后松开按钮
C、轨迹模式(显示”TRAC”模式),显示如下应用扭矩值:
仪表模式(显示“DLAL”模式)屏板显示已应用的扭矩峰值,按RESET钮清除屏幕,适用于仪表型和电子型扭矩扳手。
2、单位按钮使用:按UNIT更换测量单位
3、重设按钮使用:按RESET,重设显示模式,同时传输输出峰值的系列数据
4、限制按钮使用:
A、按LIMIT进入目标扭矩值设定,显示“SET”和目标值之间闪烁:按MODE扭增大目标设定值,按UNIT扭减小目标设定值。
B、按按LIMIT进入从1%到10%+/-公差百分比设定,键入0即无限制,按MODE扭增大公差百分比设定,按UNIT扭减少公差百分比设定。
C、结束按LIMIT。屏板显示“FIN”一分钟。
二、操作及保养流程
1、接通电源、选择合适的操作模式。
2、选择合适的变径套、将扳手与仪器连接,与指定方向操作扳手。移去扳手,同时按下RESET和LIMIT将显示归零。屏板显示“SETO”1分钟。
3、将扳手连接在仪器上,与指定方向操作扳手。进行核实,确定扳手值与仪器设定值一致。
4、定期对设备进行保养。

注意事项

1、使用设备前首先检查电器插座是否安全可靠。
2、仅使用额定的电源供应
3、本仪器准确度校核为一年