由本公司专门设计的稳流装置和微型针阀保证了在初始压力或环境温度变化的条件下氧气流量的稳定性。而专门设计的流量计缩小了量值范围,从而提高了它的显示精度。
6.微机控制具有:
a)精确的温度控制;温度波动度和温度均匀性可达±0.1℃。
b)三断(即断电、断水、断气)自动停机保护功能,当“三断"现象消除后又能自动恢复试验。
c)自我诊断功能:
•传感器开路或短路报警;
•加热器开路报警;
•气、水欠压报警.
d)自动计时功能:既自动累计实际试验时间及记忆开始试验的日期,亦自动记录由于“三断"而中断试验的时间和日期。
e)丰富的显示内容:设定温度和实际温度显示;试验开始及结束日期显示;中途停机日期显示;累计试验时间显示;故障显示。