GDS1000A-U　系列　GDS-1072A-U　|GDS-1102A　-U|GDS-1152A-U　数字储存示波器,　是固纬针对实用性测试要求推出的低价位的高性能数字储存示波器,以其精准的测试和低廉的价位占据工厂的生产测试,工程维修,教育科研市场很重要的市场份额,经过多年的客户使用检验证明是目前低端数字示波器产品的性价比的选择!目前主要有三个型号　GDS-1072A-UGDS-1102A-UGDS-1152A-U　带宽分别:7　0MHz　、　100MHz　、　150MHz　,同时客户选购　GDS1000A　享有固纬的“终身保修计划”。　GDS-1000A-U　系列数字示波器　1GSa/s　高速实时取样速度　,　全新的　MemoryPrime　technolog　更优化一般数字示波器因为长内存可能导致的波型更新率下降的问题　,　让您在zui有效率的状况下全速分析波型的细节　.　*　2通道,　150　/　100　/　70　MHz頻寬　*　雙取樣模式:　1GSa/s即時取樣率以及25GSa/s等效取樣速度　*　內建2M取樣記憶體　*　垂直電壓提供:　2mV~10V/div範圍　*　水平時間掃描範圍1ns~50s/div　*　全系列5.7”彩色無亮點TFT面版　*　支援27項自動量測功能　*　數學運算功能:+,-,x,FFT,FFTrms,Zoom　FFT　*　支援USB　Host　及USB　Device　介面　*　資料紀錄器　*　Go/NoGo　測試功能　*　終身保固　GDS-1072A-U　GDS-1102A-U　GDS-1152A-U　垂直系統　通道數　頻寬　DC　~　70MHz　(-3　dB)　DC　~　100MHz　(-3　dB)　DC　~　150MHz　(-3　dB)　上升時間　<約5ns　<約3.5ns　<約2.3ns　靈敏度　2mV/div　~　10V/div　(1-2-5　步進)　精確度　±(3%　x　|讀出數值|+0.1　div　+　1mV)　輸入耦合　交流,　直流　&　接地　輸入阻抗　1MΩ±2%,　~15pF　極性　一般,　反相　zui大輸入　300V　(DC+AC　peak),　CATII　波形信號處理　+　,　-　,　x,　FFT,　FFTrms　,Zoom　FFT　偏移範圍　2mV/div　~　50mV/div　:　±0.4V　100mV/div　~　500mV/div　:　±4V　1V/div　~　5V/div　:　±40V　10V/div　:　±300V　頻寬限制　20MHz　(-3　dB)　觸發系統　觸發源　CH1,　CH2,　LINE,　EXT　觸發模式　自動,　一般,　單次,　TV,　邊緣,　脈衝寬度　觸發耦合　AC,　DC,　低頻抑制,　高頻抑制,　雜訊抑制　靈敏度　DC　~　25MHz　:　約0.5div　或5mV　;25MHz~70/100/150MHz:　約1.5div或15mV　外部觸發　範圍　DC:±15V　,AC:±2V　靈敏度　DC　~　25MHz　:　~　50mV　;　25M　~　70/100/150MHz　:　~15mV　輸入阻抗　1MΩ±2%　,　~　15pF　zui大輸入　300V　(DC+AC　peak)　,　CATII　水平系統　掃瞄範圍　1ns/div　~　50s/div　(1-2.5-5　步進);　滾動模式　:　50ms/div　~　50s/div　顯示模式　主時基,　視窗,　視窗放大,　滾動模式,　X-Y　準確度誤差　±0.01%　前置觸發　zui大10　div　後置觸發　1000　div　X-Y　模式　X-軸輸入　通道　1　Y-軸輸入　通道　2　相位移　±3°　在100kHz　時　信號獲取系統　即時取樣率　zui大1GSa/s　等效取樣率　zui大25GSa/s　垂直解析度　8位元　記錄長度　zui大2　Mega點　獲取模式　一般,　峰值偵測,　平均　峰值偵測　10ns　(500ns/div　~　50s/div)　平均次數　2　,　4　,　8　,　16　,　32　,　64　,　128　,　256　游標及測量系統　電壓測量　Vpp　,　Vamp　,　V　avg　,　Vrms　,　Vhi　,　Vlo　,　Vmax　,　Vmin　,　Rise　Preshoot/Overshoot　,　Fall　Preshoot/Overshoot　時間測量　頻率,　週期,　上升時間,　下降時間,　正脈寬,　負脈寬,　週期比　延遲測量　8種時間延遲量測　游標測量　ΔV,　ΔT,1/ΔT　頻率計　解析度:　6　位,頻寬範圍　:2Hz　到每機種zui大輸入頻寬　精確度:　±2%　信號源:　除視頻觸發模式下,　所有可用觸發源　控制面板功能　自動設定　自動調整垂直系統,水平系統,觸發電平　面板設定存儲　15組面板設定條件　波形存儲　15　組波形　顯示系統　TFT　LCD　5.7　英吋　顯示器解析度　234　x　320　點　顯示格線　8　x　10　格　顯示亮度　可調整　介面　USB　Device　介面　相容USB1.1　&　2.0　全速模式,　支援USB　PictBridge印表機　USB　Host　介面　圖像(BMP),　波形數據(CSV),　設置(SET)　電源　線性電壓範圍　交流　100V　~　240V,　48Hz　~　63Hz,　自動選擇　其他功能　多國語言選單　有　在線幫助　有Go/NoGo　測試功能　有　資料記錄器　有　尺寸和重量　310(W)　x　142(H)　x　140(D)mm;　約2.5kg　GDS-　1　000　-U　/1000　A-U　系列　数字示波器　GDS-10　52-U　50　MHz　数字存储示波器　,　TFT　真彩色　LCD　屏幕,　2　CH　,　250M　S/s　,支持　U　盘存储　GDS-10　72-U　70　MHz,　数字存储示波器　,　TFT　真彩色　LCD　屏幕,　2　CH　,　250M　S/s　,支持　U　盘存储　GDS-1　102-U　100　MHz,　数字存储示波器　,　TFT　真彩色　LCD　屏幕,　2　CH　,　250M　S/s　,　支持　U　盘存储　GDS-1　072A-U　70　MHz,　数字存储示波器　,　TFT　真彩色　LCD　屏幕,　2　CH　,　1G　S/s　,,　支持　U　盘存储　GDS-1　102A-U　100　MHz,　数字存储示波器　,　TFT　真彩色　LCD　屏幕,　2　CH　,　1G　S/s　,　支持　U　盘存储　GDS-1　152A-U　150　MHz,　数字存储示波器　,　TFT　真彩色　LCD　屏幕,　2　CH　,　1G　S/s　,　支持　U　盘存储　手机:15864209202|电话:0532-83820267|邮政编码:266000　