该产品具有几大特点。首先是在紫外区采用新型高能量氙灯(臭氧氙灯),增强对紫外区的信号捕捉能力,满足低紫外波长激发应用,大大提高灵敏度。比如水质检测中河水及湖泊水中有机腐殖质的检测是当前热点,在应用三维荧光光谱扫描时,普通荧光在紫外区激发光强度较弱,而有机腐殖质类样品的激发处于紫外区,因此在进行此类样品检测时会受到限制,FL970 Plus在紫外区比普通氙灯能量提高约50%,超过众多进口产品,可有效满足河水中有机腐殖质的三维荧光测试分析。许多用户对紫外区灵敏度增强的功能非常赞赏。为环保考虑,FL970 Plus还增加了国内首创的高效除臭氧设计。
采用天美 FL970Plus 测得的河水三维荧光光谱图
其次是独一无二的光谱校正功能。此前很多荧光光谱仪仅针对一类光源和光栅设计,扣除光源背景和各种元件产生的误差,用一套标准方法套用到每一台仪器上,适用性不佳。比如某品牌荧光光谱仪使用荧光标物物质罗丹明B和副标准光源的方式实现全波段的校正,其在短波区的校正方法是以罗丹明B作为量子计数器实现背景校正,但罗丹明B适用范围是250~600nm,在250nm以下罗丹明B本身的荧光量子效率已经偏离了250~600nm之间的常数,使得250nm以下的校正并不够准确,而且这是一种静态校正方式,任何外部的变化(温度、光源等)均需重新进行光谱校正。FL9700Plus采用爱丁堡的高端荧光产品中的实时背景扣除方式,内置参比检测器,实时接收和校正信号,获取样品真实信息,而且该功能涵盖全全波段动态扣除更真实更彻底。并且 FL9700 Plus出厂时经过覆盖全波段的5种标准荧光物质验证,保证全波段的校正准确性。该设计涵盖了硬件和软件,源于爱丁堡高端荧光的独特技术。
第三是FL 970 Plus配置了业界最丰富的附件,可满足多种分析需求,包括:超大样品仓,恒温水浴支架、一体化液体/粉末支架、通用型粉末支架、微量粉末支架、高温粉末附件、半导体电子控温附件、偏振附件、片形可变角附件、耦合激光器附件。此外,FL 970 Plus具有极佳性能,灵敏度高达450:1(P-P)/1400:1(RMS),最高达 30,000 nm/min 超快扫描速度,标配宽范围光电倍增管(波长至 900 nm)。
国产第一台具有高性能积分球的紫外
天美UV 2600 紫外分光光度计
张海蓉还介绍了