仪器型号就不和你说了,全站仪人家当然不会借给你了好几万一个了,下面说说怎么测,全站仪其实就是经纬仪加测距仪,还有就是内部内置一套坐标换算1架设仪器在一个已知点上在设站点坐标上输入本点坐标和高程,还有仪高,仪高是从点上量到仪器侧面中心位置的点上(斜的量就对的。)然后照准另一个坐标点,输入后视杆高,然后就可以测量了。要是精度要求不告的话用测图模式测就可以了,要是精度要求高那就还是测角度,距离自己计算坐标
假设已知点a坐标为1000,1000高程为10.00已知点b坐标为1200,1000,高程为9.20测量第三点坐标,
两种方法第一种精度比较低,用全站仪的测图功能,直接测出坐标,
1在a点假设仪器,对中整平,然后开机输入设站点坐标,为1000.000,1000.000。