采用穿心式升流器,如果标准和被试也是穿心的,那么可以将三者叠　在一起穿心,　这样穿心导线最短,　电抗最小,　所需升流器的容量也可明显地减小。　如果穿心导线不是用一根而是用　10~20　根分别穿心,并且均匀布满穿心窗口,　那么穿心导线的电抗近似与导线根数成反比地下降。例如　LSZ12-12　升流器,输　入电压　250V,　输出电压每匝　1V,　输出电流与匝数乘积　12000　安匝,　容量　12kVA,　10000/5　穿心式,将三者叠在一起用　10　根导线均匀穿心,　电流升到　10kA　时,　只需　8kVA,　正好可以升到　120%I1n=12kA,　容量约为　12kVA。　比上述用一般升流器所需的　50~100kVA　减小容量　84%~92%。　测大电流互感器的误差需要容量很大的升流器,　在现场测试要运去这样笨重　的升流器和调压器是极不方便的。　有一种可以在二次电流次下测误差的的大电流　互感器,它是用环形铁心加屏蔽铁心绕制的穿心式双级补偿电流互感器,其二次　绕组内阻抗(绕组均匀绕制,电抗近似等于零)由屏蔽铁心感应电势供电,误差由　二次负荷所需感应电势即环形铁心励磁电流决定。　因此测出二次绕组励磁电流与　二次电流之比,就是这种电流互感器的复数误差和相应的比值差和相位差,测试　线路图　40　所示。