两台J2459型学生用示波器的故障,同样都出在水平扫描部分阻容补偿衰减器的云母电容C19上。局部电路见附图所示。
故障一:X增益调至最大,水平扫描线只能展开一格半。
在检查确定电位器W8完好后,分析该故障可能是由于水平放大器放大量不足而引起。首先检查电压放大和差动放大电子管G5、G6的直流工作电压均正常;把扫描开关置于“外X”挡,Y衰减开关置于“1000”挡,用手摸外X接线柱,同时调整X增益电位器W8,此时波形的X方向能大幅度展开或缩小。由此可见,故障点不在本级而在前级。然后用一台完好的示波器查C17两端的锯齿波扫描电压,显示结果有正确的10VPP信号,说明扫描发生器和耦合电容C17也无问题。于是将故障点缩小到衰减器的K4C、R31、C19和C18的范围。据分析C18只影响频率补偿或短路R31,同故障现象无关,只有R31断路或阻值变大;K4C、C19对地漏电才有可能产生此故障。测量R31阻值为5.1MΩ,正常;测量C19的直流电阻仅为500Ω,已严重漏电。更换C19后故障排除。
故障二:扫描波形失真(锯齿波失真)。经检查电子管G4、G5、G6的直流工作点和各输入输出连接点的波形无异常。只是发现当用表笔触扫描发生器或衰减器的某一点时,故障即可消除。遂用一台完好的示波器,探头接在C17和R31电路的连接点处,检查扫描发生器的锯齿波无失真和波动。而将检查点移到衰减器的K4C上,便发现此处的波形有失真和跳动,故判断出问题在衰减器上。测量R31无接触不良,试换C18也不奏效,更换C19后,故障排除。
在扫描发生器输出电路中,由R31、W8、C18、C19等组成的衰减器,在更换C19后,需对其进行频率补偿性能的校正。校正时,将Y衰减开关置于“∞”挡,扫描开关置于“10—100”挡,调扫描微调旋钮,使示波器荧光屏上显示出稳定的正弦波。适当调节X增益,使水平方向显示小于10格。如波形起始部分出现失真可调节C18半可变电容器来改善波形。并且,当扳动同步极性开关时,所显示波形正/负即翻转。工作性能均已恢复正常。
福建 张柏兴