容量瓶是为配制准确的一定 物质的量浓度的溶液用的精确仪器。常和移液管配合使用。 以把某种物质分为若干等份。通常有25,50,100,250,500,1000mL等数种规格,实验中常用的是100和250mL的容量瓶。在使用容量瓶之前,要先进行以下两项检查:1)容量瓶容积与所要求的是否一致。2)为检查瓶塞是否严密,不漏水。具体操作: 在瓶中放水到标线附近,塞紧瓶塞,使其倒立2min,用干 滤纸片沿瓶口缝处检查,看有无水珠渗出。如果不漏,再把塞子旋转180°,塞紧,倒置,试验这个方向有无渗漏。这样做两次检查是必要的,因为有时瓶塞与瓶口,不是在任何位置都是密合的。密合用的瓶塞必须妥为保护,最好用绳把它系在瓶颈上,以防跌碎或与其他容量瓶搞混。