表 1三种灭菌方法比较腔镜20 g/L 戊二醛浸泡灭菌过氧乙酸灭菌过氧化氢等离子低温灭菌采样数合格率( % )采样数合格率( % )采样数合格率( % )膀胱镜6100810010100胸腔镜410061006100宫腔镜310051008100腹腔镜810010100121003讨论低温等离子体灭菌器技术是一种将过氧化氢气体灭菌与低温等离子灭菌结合的新型消毒技术。 其工作原理是过氧化氢溶液在真空状态下的灭菌腔内进行汽化的过程中,对微生物有致死作用,随后射频激发出等离子体,干扰和破坏微生物的生成功能,一旦射频停止, 等离子体就转化成无害的水汽和氢。