所有的测量结果都有误差,为了减小测量误差,提高测量的准确度,需要明确测量误差的主要来源以便估计测量误差和进行相应的处理来控制测量误差。造成误差的原因是多方面的。
误差的主要来源
误差名称
来源说明
实例
仪器误差
仪器本身及其附件设计、制造和装配等的不完善以及使用过程中元件的老化、机械磨损等引起的测量误差
零点偏移、刻度不准确、仪器内标准量性能不稳
影响误差
一次测量结果的偶然误差没有规律,但多次测量中的偶然误差是服从统计学规律的。测量次数越多,其测量值就越接近于实际值
温度、湿度、电源电压、电磁干扰等
方法误差
测量方法不完善、理论不严密、用了近似公式或近似值测量结果造成的误差
普通万用表电压挡测高内阻回路的电压,用均值表测非正旋电压
人为误差
测量者的判断能力、固有习惯、视觉疲劳等因素引起的误差
读错刻度、计算错误等
使用误差
在一起使用过程中出现的误差
暗转、调节和使用不当
误差分类
误差可分为三大类:系统误差、偶然误差和疏失误差。
1.系统误差
系统误差是指在相同的测试条件下,多次测量同一量时,测量误差的绝对值和符号保持恒定,或在测量条件改变时,测量误差按某种确定规律变化的误差。
产生系统误差的主要原因有:测量设备有缺陷或测量仪器本身不准造成的误差,未能满足仪器规定的使用。
2.偶然误差
偶然误差是一种大小和符号都不固定的具有偶然性的误差。产生偶然误差的原因很多,例如温度、湿度、磁场、电场、电源频率等的偶然变化,都会引起偶然误差。所以,在完全相同的条件下,以同样仔细程度重复进行同一个量的测量时,测量结果往往不完全相同。
3.疏失误差
疏失误差由测量中的疏失所引起。是指由于测量人员在测量过程中,操作、读数、记录、计算等错误引起的误差,含有这种误差的数据是不可靠的,应当删除不用。