廿世纪八十年代数字示波器异军突起,成果累累,大有全面取代模拟示波器之势,模拟示波器的确从前台退到后台。　选型指南　1、带宽(输出频率范围)　仪器的带宽是指模拟带宽,与采样速率等无关,信号源的带宽是指信号的输出频率的范围,并且一般来讲信号源输出的正弦波和方波的频率范围不一致,例如,某函数发生器产生正弦波的频率范围是1mHz　~　240MHz,而输出方波的频率范围是1mHz~120MHz。　2、频率(定时)分辨率　频率分辨率,即最小可调频率分辨率,也就是创建波形时可以使用的最小时间增量。　3、频率准确度　信号源显示的频率值与真值之间的偏差,通常用相对误差表示,低档信号源的频率准确度只有1%,而采用内部高稳定晶体振荡器的频率准确度可以达到108~1010。例如,某信号源的频率准确度为1ppm。　4、频率稳定度　频率稳定度是指外界环境不变的情况下,在规定时间内,信号发生器输出频率相对于设置读数的偏差值的大小。频率稳定度一般分为长期频率稳定度(长稳)和短期频率稳定度(短稳)。其中,短期频率稳定度是指经过预热后,15分钟内,信号频率所发生的最大变化;长期频率稳定度是指信号源经过预热时间后,信号频率在任意三小时内所发生的最大变化。　5、输出阻抗　信号源的输出阻抗是指从输出端看去,信号源的等效阻抗。例如,低频信号发生器的输出阻抗通常为600Ω,高频信号发生器通常只有50Ω,电视信号发生器通常为75Ω。　6、输出电平范围　输出幅度一般由电压或者分贝表示,指输出信号幅度的有效范围。另外,信号发生器的输出幅度读数定义为输出阻抗匹配的条件下,所以必须注意输出阻抗匹配的问题。　维护保养　示波器在使用的过程中也会产生一定的污垢以及磨损,所以对于示波器的保养是必不可少的。　1、为了保证设备正常使用,请务必在产品说明书规定环境范围内使用;　2、当探头或测试导线与电源线相连接时,请勿随意插拔;　3、尽量减少搬动,且要小心轻放:液晶屏是示波器最容易损坏的部件,由于其结构特殊,在使用中要避免受硬物敲击和剧烈的震动,不宜带电移动,也不能刚断电就立即搬动。如果一定要搬动,切记先切断电源后稍等片刻再搬动;　4、避免阳光直射显示屏:阳光曝晒,不仅影响观察,而且还会使液晶屏老化,发光率下降,寿命缩短,平时放置时最好用深色布罩套住;　5、尽量减少开关次数:仪器每一次开机,会受到一次瞬间大电流冲击,另外,由于电路上使