记录完毕将电子天平复零;
6.重复5次执行3-5条。记录完毕,将移液器的容量调至下一被检点继续。被检点遵循从小到大的原则进行调整;
移液器的评价标准
表一.移液器容量允许误差和测量重复性
移液器的修正方法
1.将移液器调整至最小量程,按照校准方法得到当前的实际容量值,根据与标示容量值的差值,通过移液器上的调准旋钮进行调整;
2.当调整后测得的实际容量值与标示容量值符合表1要求时,将移液器容量调整至中间量程继续测量。中间量程符合要求时,再调整至最大量程继续测量。
3.如果中间量程或者最大量程有一个不符合表1要求时,则需重新调整至最小量程继续修正。直到3个量程的值都符合表1要求为止。
4.修正完毕的移液器,需重新进行校准。
5.最小量程低于10μL的,不进行修正。如果最大量程和中间量程符合校准要求的,继续使用,否则返厂维修。
移液器的日常维护保养
1.如长时间不使用,要把移液枪的量程调至最大值的刻度,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧;
2.定期清洁移液器外壁,可以用95%酒精或60%的异丙醇,再用蒸馏水擦拭,自然晾干;
3.使用时要检查是否有漏液现象。方法是吸取液体后悬空垂直放置几秒中,看看液面是否下降。如果漏液,则检查吸液嘴是否匹配和弹簧活塞是否正常;
4.当移液器吸嘴内有液体时,严禁将移液器水平或倒置放置,以防液体流入活塞室腐蚀移液器活塞;
5.使用正确的方法安装吸头,切记用力不能过猛,更不能采取剁吸头的方法来进行安装;
小结
需要提醒注意的是:移液器如果需要消毒可以用紫外照,或者用75%酒精擦拭,且不可近火呦