南方NTS-332R全站仪采用激光测距、编码及双轴补偿等新技术,极大降低故障率,提高测量作业效率。对所有的相关零件都进行了重新设计和改进,防水、防潮、防尘等问题***解决。测距电路由原来两块电路板改为一块电路板,可靠性提高,易于维修。
具备六大技术特点:
更长的测程:无棱镜测距达350M;更快的测距速度:测距速度经实测比同类产品快两倍;更长的电池使用时间:***电源管理系统,省电30%以上;更便捷的人性化设计:SD卡存储功能,自动温度气压传感器;具有防爆资质;更好的防水性能:防水等级IP55。
技术参数:

仪器型号
NTS-332R
距离测量(有合作目标)
测程
单棱镜
5000M
反射片(60mm×60mm)
1000M
精度
±(2mm+2×10·D)
测量时间
精测0.35秒、跟踪0.25秒
免棱镜距离测量(无合作目标)
测程(柯达灰,90%反射率)*
350m
精度
±(3mm+2×10·D)
角度测量
测角方式
编码测角技术
码盘直径
79mm
***小读数
1”/5”可选
精度
探测方式
水平盘:对径 竖直盘:对径
望远镜
成像
正像
镜筒长度
154mm
物镜有效孔径
有效孔径:50mm
放大倍率
***小对焦距离
1m
系统综合参数
补偿器
双轴液体光电式电子补偿器(补偿范围:±4’,精度:1”)
气象修正
温度气压传感器自动修正
棱镜常数修正
输入参数自动改正
水准器
管水准器
30”/2mm
圆水准器
8’/2mm
光学对中器/激光对中器可选
成像
正像
放大倍率
调焦范围
0.5m~∞
视场角
显示部分
屏幕类型
320×240点阵高清高亮显示屏
屏幕尺寸
2.7英寸
数字显示
:99999999.9999 ***小:0.1mm
机载电池
电源
可充电镍氢电池,21Wh(可选7.4V锂电池,23Wh)
电压
直流6V
连续工作时间
8小时
尺寸及重量
尺寸
200mm×180mm×350mm
重量
6.0kg

*良好天气:阴天、微风、无雾、能见度不小于20km
产品推荐