下面列举一些近来的新发展:　3.1　远程试验　远程测试的概念在　2000　年前出现。开始是通　过电话系统,将打桩分析仪与手机通过串联接口相　连,测试时通过电话连到另一端的电话或电话数据　机,再通过串联接口连到计算机,该端一般是在办　公室或旅馆。新的打桩分析仪运用常用的计算机操　作系统,如微软(Microsoft)的视窗　(Windows),可像计算机一样操作,使通过网卡　或WIFI　直接联网成为可能。通过因特网和远程控　制软件可在办公室直接操作现场的打桩分析仪。其　优点如下:　\uf0b7　节省旅行费用　\uf0b7　省去旅行时间,既有利于安排测试以便测　试更多的桩、亦能加快数据分析出报告　\uf0b7　有利于防伪　该方法已被很多国家接受并利用。　3.2　快速自动信号拟合-　iCAP®　传统动测的实时分析用的是基于闭合解的　CASE　方法,所得承载力的准确性取决于假设的土　阻尼系数。正确的阻尼系数必须通过和静载试验或　动测信号拟合分析结果比较来得到。因此好的规范　(如AASHTO,2010)会要求作信号拟合分析。传　统的信号拟合分析需较多时间,常常需回到办公室　进行。另外由具有不同经验和知识的工程师来分析,　结果也会不同,这是因为是非线性问题、反分析解　不是唯一的,为此发展出快速自动信号拟合程序　iCAP　【16】　来自动进行快速信号拟合。其优点为:　\uf0b7　快速:如桩不长(30m　内)每锤分析在　1-2　分钟内,这使得多锤分析变得可能　\uf0b7　无人干涉,可减少人为因素的影响　\uf0b7　能求阻力分布　\uf0b7　能求应力分布,更准确地确定拉应力　当前版本的局限为:　\uf0b7　限于均匀桩,木桩例外;假设直径减小率　为1/120.不考虑衔接、间隙或裂缝　\uf0b7　不适用于复杂的土模型,如辐射阻尼　\uf0b7　不能进行残余应力分析　3.3　多通道及万能连接　传统打桩分析仪一般有四个通道能接两个加速　度传感器和两个应变传感器,这满足大多规范的最　低要求。很多情况下需安装四个以上应变传感器以　保证试验的成功率,如测试灌注桩、大型管桩、螺　旋焊接钢管桩及非常规使用截面形状的桩。为此而　生产出八通道的打桩分析仪,四个加速度(两个压　阻式,两个压电式)和四个应变传感器。最新的产　品是八通道的打桩分析仪、每个通道均为万能连接,　即可连接任何传感器。这就更灵活了,如:　\uf0b7　6　个加速度(桩上、桩垫上和锤上各两个)　\uf0b7　6　个应变传感器　(桩顶、中间和桩底各