胶水是连接两种材料的中间体,多以水剂出现,属精细化工类,种类繁多,主要以粘料、物理形态、硬化方法和被粘物材质来进行分类。常见的有瞬间胶(常见的-1203瞬干胶-氰基丙烯酸乙酯强力瞬间接着剂是一种)、环氧树脂粘结类、厌氧胶水、UV胶水(紫外线光固化类)、热熔胶、压敏胶、乳胶类等。
一、胶水固含量(不挥发物含量)检测方法
胶水固含量是指在规定条件下干燥后,是指胶水总量的质量百分率其余部分.实际上,所谓的“非挥发物含量”是更精确的.根据GBT 2793胶粘剂不挥发物含量的测定。
1.胶水固含量(不挥发物含量)烘箱检测方法及计算公式
(1)按照要求称取胶黏剂试样,精确到0.001g,放入鼓风恒温烘箱内加热,取出试样,放入干燥器中冷却,称其重量
(2)胶水固含量(不挥发物含量)计算公式:
X=m1/m*100
式中:X-不挥发物含量%
m1-加热后试样的质量g
m-加热前试样的质量g
试验结果取两次平行试验的平均值,试验结果保留三维有效数字
2.胶水固含量快速检测仪使用:
(1)开机:安装相关的配件,连接好电源线,打开仪器后部的电源开关,屏幕几秒钟后自动跳转到设置“温度”页面;
(2)设定温度:按仪器屏幕【+】【-】键设定加热温度和恒重时间,加热时间为自动,结果表示方式为0-100%;单点为微调,长按为快速调节;
(3)校准:点击【下一步】进入到校准界面,样品盘空置的情况下,放入20g砝码,看是否是20.00g;若不是,按“校准”键,仪器自动校准到20.00g,则校准完成;
(4)取样:取样到样品盘,仪器自动显示样品重量,取出样品盘将样品均匀铺于盘上,再放回样品室;
(5)测试中:取好样品后按“开始测试”键,仪器自动测试,显示屏右下角显示“测试中”,待完成干燥后,显示屏上有提示“测试结束”字眼提示;
(6)测试结束:读取显示屏上水分含量%数字,如选配有打印机功能的状况下,可自动打印出水分含量。
二、胶水固含量检测的意义