滴定管分 酸式滴定管和 碱式滴定管 酸式滴定管的下端为一玻璃活塞。 碱式滴定管的下端用橡皮管连接一支带有尖嘴的小玻璃管。 对于易见光分解的溶液,有棕色滴定管。 还有一种滴定管为通用型滴定管,它是带有聚四氟乙烯旋塞的。一、构造特点 酸式滴定管-------玻璃活塞-------量取或滴定酸溶液或氧化性试剂。 2、上边的刻度小(有0刻度),下边的刻度大。 3、精确度是百分之一。即可精确到0.01ml。 4、下部尖嘴内液体不在刻度内,量取或滴定溶液时不能将尖嘴内的液体放出。 二、注意事项与方法 1、使用时先检查是否漏液。 2、用滴定管取滴液体时必须洗涤、 润洗。 3、读数前要将管内的气泡赶尽、尖嘴内充满液体。 4、读数需有两次,第一次读数时必须先调整液面在0刻度或0刻度以下。 5、读数时,视线、刻度、液面的凹面最低点在同一水平线上。 6、读数时,边观察实验变化,边控制用量。 7、量取或滴定液体的体积==第二次的读数-第一次读数。 8、用于盛装酸性溶液或 强氧化剂液体(如 KMnO4溶液),不可装碱性溶液。 三、误差分析 由于中和滴定的计算原理为: 中υ(待测)/υ(标准)为计量数之比,由化学方程式确定,而V(待测)与C(标准)均为确定值,所以只有V(标准)影响着C(待测)的计算结果;故在实验中由操作中的各种误差将会对V(标准)值有影响,从而对C(待测)的计算产生了误差,V(标)增大,最后的结果偏高;V(标)减小,最后的结果偏低。这样我们在中和 滴定误差分析的步骤是:不正确操作 → 直接后果 → 对V(标)的影响 → 滴定误差。 四、酸式滴定管的举例 例:若用标准氢氧化钠来滴定待测盐酸溶液, 分析下列操作会对滴定结果产生什么影响: (1)碱式滴定管水洗之后未用标准碱溶液 润洗。 分析:不正确操作:未用标准碱溶液润洗碱式滴定管。直接后果:稀释了标准碱溶液。对V(标)的影响:使用的标准碱溶液增多,V(标)增大。造成的滴定误差:使最后的结果偏高。 (2)a、滴定前碱式滴定管中未将气泡赶尽,滴定后气泡消失。 分析:不正确操作:未将滴定管中的气泡赶尽,滴定后气泡消失。直接后果:经读数后计算出的体积并非实际滴定用标准溶液的体积。对V(标)的影响:使V(标)增大;造成的滴定误差:使最后的结果偏高。 b、滴定前碱式滴定管中已将气泡赶尽,但滴定时由于操作上的错误,碱式滴定管内进了气泡。 分析:不正确操作:滴定时由于操作上的错误,碱式滴定管内进了气泡。直接后果:经读数后计算出的体积并非实际滴定用标准溶液的体积;对V(标)的影响:使V(标)减小;造成的滴定误差:使最后的结果偏低。 (3)锥形瓶水洗后用待测酸液润洗,将会对滴定结果产生什么影响? 分析:不正确操作:锥形瓶水洗后用待测酸液润洗。直接后果:使待测液的体积增大。对V(标)的影响:使V(标)增大;造成的滴定误差:使最后的结果偏高。 (4)若使用的锥形瓶水洗之后未干燥,即注入酸并进行滴定,对滴定结果有何影响? 不会对V(标)造成影响,也不会造成滴定误差。 (5)a、滴定读数时,开始是平视,结束时读数仰视将对滴定结果有何影响? 分析:不正确操作:滴定结束时读数仰视。直接后果:滴定结束时的读数大于了正确操作时的读数。对V(标)的影响:通过公式:滴定标准溶液的体积==第二次的读数-第一次读数,可以看出,V(标)增大;造成的滴定误差:使最后的结果偏高。 b、结束时读数俯视将对滴定结果有何影响?略。　滴定管为一细长的管状容器,一端具有活栓开关,其上具有刻度指示量度。一般在上部的刻度读数较小,靠底部的读数较大。