摇表是靠自身发电产生电流来测量电阻的,被测物体不得带电,测试前就要先放电,不然会影响测试结果。请问用摇表测负载的绝缘电阻标准是多少?一般测量超过1MΩ就合符低压设备绝缘要求。 现在的标准好像是380v 0.5M以上。根据电压确定的,可以用欧姆定律解释。就是说导线上的电压除以绝缘层的电阻等于导线外部的电流。能保证摸上去没有危险就可以了。约1000v=1M 如何用摇表测电机的电阻判断电机的好坏我告诉你如何判断电机的好与坏,拆开连片以后,一,先用万用表测三相绕组的直流电阻,【其实绕组的阻值很小,咱普通的表基本上看不出大小,除非很小的电机,就是看看通不通即可】二,如果三相绕组都通,再用摇表的一根线接电机的外壳,另一根线分别测量三相绕组对地阻值是否正常,【阻值最低不得低于0.5兆欧】三,如果三相绕组对地阻值都正常,最后就是测相间绝缘阻值了,你把摇表的一根线随便接在一相绕组的接线柱上,另一根分别接其他两根接线柱,【注意不要同时接两根,要分开接】测完之后,在把摇表线分别对调测量其它两相的绕组【测相间的过程只测上边或者下边3根接线柱即可,阻值不得低于0.5兆欧】。将摇表的两个表笔一个夹在接线盒的接线柱上,一个夹在外壳上,均匀地摇动摇表的手柄,得到的读数就是电机的对地绝缘电阻,一般在200K~2M左右为合格。将摇表的两个表笔分别夹在接线盒不同相的接线柱上,均匀地摇动摇表的手柄,得到的读数就是电机相间的绝缘电阻。一般在100K以上为合格
2, 摇表的原理
绝缘电阻测试仪 又称兆欧表、摇表、梅格表。绝缘电阻表主要由三部分组成。第一是直流高压发生器,用以产生一直流高压。第二是测量回路。第三是显示。(1)直流高压发生器测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻表国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V…直流高压的产生一般有三种方法。第一种手摇发电机式。目前我国生产的兆欧表约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式兆欧表采用的方法。第三种是利用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的绝缘电阻表采用的方法。(2)测量回路在前面讲的摇表(兆欧表)中测量回路和显示部分的合二为一的。它是有一个流比计表头来完成的,这个表头中有两个夹角为60°(左右)的线圈组