(1)心内导管电极:在盲端导管的远侧装有白金电极环,宽2mm,电极间距离为10mm.记录希氏束图的通常用三极电导管,每个电极在导管内有一导线从导管尾端通出连接记录导线,导管直径以7f较为合适。如欲在 心房、心室内同时进行刺激或记录,应另准备二极或四极导管,前者只作刺激或记录用,后者一对电极作记录用。 (2)食管导管电极:为一特制的z极电极导管,经鼻腔送入食管,在距鼻孔35cm左右(32-37cm)即达左心房水平,如再向下送4-5cm,则电极达左室后壁水平。以上为可进行心房或心室调搏的位置。前极必须用浮地式隔离放大器,参见下表。 希氏束电图及其他部位心内心电图放大器有关指标项目希氏束放大器其他部位心内心电图放大器频率范围35~500hz0.05~100hz共模抑制比≥86db≥80db本机噪声≤5μv(p-p)≤30μv(p-p)输入信号幅度80~100μv(p-p)3~10mv(p-p)输出幅度0.5~2v(p-p)2~8v(p-p)镉-镍蓄电池供电±12.5v12.5v多导程示波器(与记录仪的导程相同),其移动速度自25-200mm/s.检查时连续监测。以16道以上较为合适。