很荣幸为您推荐UHZ-517C磁翻板液位计是淮安润泰仪表有限公司的重点产品之一,如果您有什么需求或建议的话请联系我们18252328676 UHZ-517C磁翻板液位计 可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、强腐蚀性等“全天候”条件下安全可靠地全程测量液位。如果您选配液位变送传感器,将液位信号转换成二线制(4-20mA)标准信号,即可实现远距离检测,指示记录与控制。UHZ-517C磁翻板液位计的质量好固然重要,日常维护保养也是必不可少的。 UHZ-517C磁翻板液位计的安装维护注意事项: 1、在设计安装连接通道的时候,最好能够在 UHZ-517C磁翻板液位计 与安装接口之间多加装一对截止阀。这对阀门看似增加了少许成本,但作用却是很大的,方便了日后的保养维护与清洗检修,也可以在液位计发生故障时安全方便的进行拆装更换。 2、液位计在使用的过程中,必须保证垂直。如果有倾斜的话,会造成磁浮子元件与测量管内壁摩擦,造成元件的磨损,影响使用效果并有可能造成测量误差。 3、在每次对液位计管体清洗完毕之后,注意缓慢的让被测容器内的液体流入测量管,过快的流速会对浮球造成冲击,严重的话可以使浮球破损,造成无法测量液位的后果。 4、工业生产过程当中各种情况都有可能发生,因为UHZ-517C磁翻板液位计的特殊工作原理,在生产当中需特别注意,不要将带有磁性的电器或原料堆放在液位计附近,这将直接导致测量数据的不准确,严重的还会破坏内部原有元件的磁性,使其无法正常使用。 5、操作人员应该在日常使用当中密切注意是否有漏液的现象发生,应及时对漏液部分的元件进行更换,防止漏出介质对液位计造成腐蚀破坏。 6、被测介质有沉淀现象时,则需要定期定时的对 UHZ-517C磁翻板液位计 进行排污与清洗。多过的沉淀物会使测量数据产生误差,并导致液位计的使用寿命缩短。 7、遇到故障时不要在没有准备的情况下就自行处理,一定要在了解原因之后再加以维修,如果有不明白的情况可以向厂家进行咨询,否则对液位计元件造成损坏就得不偿失了。 8、远传型磁翻板液位计在捆绑时,必须注意的就是禁止使用铁质的材质进行捆绑加固,这么做的结果将会使液位计无法正常工作。