回弹眼压计,又称动态眼压计或撞击眼压计,采用了创新的感应回弹专利技术。探针插入眼压计后被磁化,产生N/S极,仪器内螺线管瞬时电流(持续约30毫秒)产生瞬时磁场,使磁化的探针以0.2米/秒的速度朝向角膜运动(同极相斥原理)。探针撞击角膜前表面、减速、回弹,控电开关监视回弹的磁化探针引起的螺线管电压,电子信号处理器和微传感器计算探针撞击角膜后的减速度,最后将整合信息转换成眼压读数。眼压计可在0.1秒内获得测量。如果眼压升高,探针撞击后的减速度增加,撞击的持续时间减短。