从回弹仪的基本工作原理看,通过回弹距离推断混凝土的强度有很大的局限性。因为回弹距离与弹簧击锤的动能和动能被吸收的方式有关。混凝土吸收的能量与其应力应变有关,也就是与混凝土的强度和硬度有关。强度和硬度都较低的混凝土所吸收的动能比强度和硬度都较高的混凝土所吸收的动能多,作用于弹击锤使其回弹的动能就少,因此回弹距离短。这样就带来了一个问题,如果混凝土的强度不同而硬度相同,回弹距离有可能是相同的。因此测定的强度也可能是相同的,更有甚者,如果混凝土的强度降低而硬度高,回弹仪测得的强度可能大于哪些强度高而硬度低的混凝土。