第二章误差和分析数据处理 指出下列各种误差是系统误差还是偶然误差?如果是系统误差,请区别方法误差、仪器和试剂误差或操作误差,并给出它们的减免方法。 答:砝码受腐蚀: 系统误差 ;更换砝码。天平的两臂不等长: 系统误差 ;校正仪器。容量瓶与移液管未经校准: 系统误差 ;校正仪器。在重量分析中,试样的非被测组分被共沉淀: 系统误差 ;修正方法,严格沉淀条件。试剂含被测组分: 系统误差 ;做空白实验。试样在称量过程中吸潮: 系统误差;严格按操作规程操作;控制环境湿度。 化学计量点不在指示剂的变色范围内: 系统误差 ;另选指示剂。读取滴定管读数时,最后一位数字估计不准: 偶然误差;严格按操作规程操作,增加测定次数。 在分光光度法测定中,波长指示器所示波长与实际波长不符: 系统误差 HPLC测定中,待测组分峰与相邻杂质峰部分重叠系统误差 ;改进分析方法11、两人测定同一标准试样,各得一组数据的偏差如下: 0.3-0.2 -0.4 0.2 0.1 0.4 0.0 -0.3 0.2 -0.3 0.10.1 -0.6 0.2 -0.1 -0.2 0.5 -0.2 0.3 0.1 标准偏差能突出大偏差。第一组数据精密度高。 13、测定碳的相对原子质量所得数据: 12.0080 、12.0095 、12.0099 、12.0101 、12.0102 12.0106、12.0111 、12.0113 、12.0118 12.0120。求算:平均值;标准偏差;平均 值的标准偏差;平均值在 99%置信水平的置信限。 0.00120.00038 3.25 25 查表置信限= 464620 16、在用氯丁二烯氯化生产二氯丁二烯时,产品中总有少量的三氯丁二烯杂质存在。分析表明,杂质的平均含量为1.60%。改变反应条件进行试生产,取样测定,共取6次,测定杂质含量分别为:1.46%、1.62%、1.37%、1.71%、 1.52%及1.40%。问改变反应条件后,产品中杂质百分含量与改变前相比,有明显差别吗?(α=0.05时) 1.51%1.7 查表2-2 5,0.05=2.571 所以,改变反应条件后,杂志含量与改变前无明显差别。17. 解:HPLC数据 98.1%,99.9 %,99.3 97.2%,98.1%(6 化学法数据:97.8 %,97.7 %,98.1 %,96.7 %97.3 检验两种