1.真空环境大大降低了需要驱逐的液体的沸点,所以真空干燥可以轻松应用于热敏性物质; 2.对于不容易干燥的样品,例如粉末或其他颗粒状样品,使用真空干燥法可以有效缩短 干燥时间; 3.各种构造复杂的机械部件或其他多孔样品经过清洗后使用真空干燥法,完全干燥后不留任何参与物质; 4.使用更安全――在真空或惰性条件下,完全消除氧化物遇热爆炸的可能; 5.与依靠空气循环的普通干燥相比,粉末状样品不会被流动空气吹动或移动。 1.带定时功能的数显微电脑温度控制器,干燥箱控温精确可靠。 2.长方体工作室,干燥箱使有效容积达到最大。 3.钢化、干燥箱防弹双层玻璃门观察工作室内物体,一目了然。 4.箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度。 5.工作室采用不锈钢板或拉丝板制成,干燥箱确保产品经久耐用。 6.带有“D”系列为智能型十段可编程序液晶控制器。 7、储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,所以不会氧化。 8、最短加热时间,与传统真空干燥箱比加热时间减少50%以上。 干燥箱为可设定保持温度恒定,将湿的玻璃器皿烘干的大体积的容器。烘箱内的温度可以用前面板上的控制旋钮设定。实际的温度可由附于其中的温度计直接读出。因为水的沸点为摄氏一,故一的温度必可使玻璃器皿很快烘干。但是在八十度以上时,水的蒸气压即相当大,足可令湿的器皿很快的烘干。而且,即使在做定量分析的实验中,所有烘干的器皿也都要在室温的情形下使用,故温度太高的器皿要恢复到室温所需的时间也会拉长;因此干燥箱的使用温度不必一定要设定在水的沸点之上。 干燥箱也可用来干燥化学药品之用,此时若是要排除吸附在化合物表面上的小分子,则干燥箱的温度就必须设定在摄氏一百二十度以上加热两小时,才足以使水分子驱走,如此才可测得该物的真正重量。 干燥箱因为是由电力提供热能,而湿的物品是会导电的,故在使用上宜小心不要有漏电的现象发生,故一般干燥箱都要接地使用,以保安全。若没有地线也要确认烘箱没有漏电的现象;若有轻微的漏电现象,可试着将插座拔起后将插脚以相反方向再插入,若没有漏电现象可小心使用,若仍有漏电现象则应立即停用。 1.将待干燥物品放入箱内,放入规定的干燥剂,关闭箱门,关闭放气阀,开启真空阀,接通真空泵电源开始抽气。 2.当箱内真空度达到2.67kPa(压力表指示约小于倒数1.3小格时),关闭真空阀,再关闭真空泵电源。 3.打开干燥箱电源开关,设定温度和定时时间。 (1)温度设定:按“SET”键,按“▲”键或“▼”键,在SV显示窗将温度调到所需值,再按“SET”键使设备进入正常工作状态。 (2)定时时间设定:观察PV显示窗温度显示,当温度达到设定值后,按“▼”键,显示窗出现时间界面,“time”指示灯亮,按“SET”键,按“▲”键或“▼”键设定好定时时间,再按一下“SET”键启动定时功能。定时结束后,加热输出关闭,蜂鸣器鸣叫,按任意一键停止蜂鸣。定时范围为0~999分钟,当不需要定时时,定时时间设为0即可连续工作。 4.自整定功能。当环境温度变化较大(大于20℃)或设定温度与前次试验设定温度不同时,需启动自整定功能。 操作:将温度设定为所需温度后,按“▼”键5秒以上,出现设定值闪动工作状态,自整定指示AT灯亮,自整定状态开始,当设定值停止闪烁后,自整定结束,进入正常工作状态。 原因1:密封条老化失效 处理方法:更换密封条。密封条尽量不要接触有机质溶剂及其气氛。 原因2:真空泵失效 处理方法:更换真空泵 原因3:门未关紧 处理方法:重新关紧并在开始抽真空时轻推玻璃。 原因4:真空表真空度显示假象。 处理方法:更换真空表 原因1:外界供电电压变化大 处理方法:采取稳压措施,使之达到设备供电要求。 原因2:控温仪表漂移 处理方法:更换控温仪表。 原因1:加热器断路 处理方法:排除接线断路可能后故障依旧则更换加热器 原因2:传感器断路 处理方法:排除接线断路可能后故障依旧则更换加热器 原因3:继电器断路 处理方法:排除接线断路可能后故障依旧则更换加热器 原因4:控温仪表未设定好 处理方法:按说明书规定要求重新设定控温仪表。 原因1:传感器短路 处理方法:排除接线短路可能后故障依旧则更换传感器 原因2:继电器短路 处理方法:更换继电器 原因3:控温仪表失效 处理方法:更换控温仪表 1.真空箱外壳必须有效接地,以保证使用安全。 2.真空箱应在相对湿度≤85%RH,周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境中使用。 3.真空箱工作室无防爆、防腐蚀等处理,不得放易然、易爆、易产生腐蚀性气体的物品进行干燥。 4.真空泵不能长时期工作,因此当真空度达到干燥物品要求时,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电源,待真空度小于干燥物品要求时,再打开真空阀及真空泵电源,继续抽真空,这样可延长真空泵使用寿命。 5.干燥的物品如潮湿,则在真空箱与真空泵之间最好加入过滤器,防止潮湿气体进入真空泵,造成真空泵故障。 6.干燥的物品如干燥后改变为重量轻,体积小(为小颗粒状),应在工作室内抽真空口加隔阻网,以防干燥物吸入而损坏真空泵(或电磁阀)。 7.真空箱经多次使用后,会产生不能抽真空的现象,此时应更换门封条或调整箱体上的门扣伸出距离来解决。当真空箱干燥温度高于200℃时,会产生慢漏气现象,此时拆开箱体背后盖板用内六角扳手拧松加热器底座,调换密封圈或拧紧加热器底座来解决。 8.放气阀橡皮塞若旋转困难,可在内涂上适量油脂润滑。(如凡士林) 9.除维修外,不能拆开左侧箱体盖,以免损坏电器控制系统。 10.真空箱应经常保持清洁。箱门玻璃切忌用有反应的化学溶液擦拭,应用松软棉布擦拭。 11.若真空箱长期不用,将露在外面的电镀件擦净后涂上中性油脂,以防腐蚀,并套上塑料薄膜防尘罩,放置于干燥的室内,以免电器元件受潮损坏,影响使用。