完成後把手持噴霧器關好。　切　切勿　勿隨　隨意　意觸　觸摸　摸噴　噴霧　霧膠　膠頭　頭的　的銀　銀色　色部　部份　份。　。　在　在使　使用　用7次次後　後,　,請　請將　將噴　噴霧　霧膠　膠頭　頭丟　丟棄　棄,　,　並　並在　在清　清洗　洗過　過程　程中　中更　更換　換新　新噴　噴霧　霧膠　膠頭　頭。　。　第第4步步:　:在　在保　保持　持藍　藍色　色瓣　瓣向　向上　上的　的時　時候　候,　,　將　將吸　吸嘴　嘴連　連接　接到　到手　手持　持噴　噴霧　霧器　器上　上。　。　第第5步步:　:最　最後　後把　把手　手持　持噴　噴霧　霧器　器連　連接　接到　到控　控制　制器　器上上。　。　a.　把　把連　連線　線接　接駁　駁到　到手　手持　持噴　噴霧　霧器　器。　。　a1.　將連接器的底部與手持噴霧　器的底部對齊。　a2.　往手持噴霧器向上推入,直　到聽到兩塊部件「噼」一聲　的咬合在一起。　b.　把　把接　接線　線連　連接　接到　到控　控制　制器　器。　。　服　服用　用ARIKAYCE　爲確保您的　Lamira　Nebulizer　System　霧化系統運作如常,您的　ARIKAYCE　必須在使用前達到室　溫。切　切勿　勿把　把手　手持　持噴　噴霧　霧器　器用　用於　於其　其他　他藥　藥物　物。　。　至少在使用前　45　分鐘,將ARIKAYCE　從雪櫃取出,讓其溫度衡至室溫。切　切勿　勿使　使用　用已　已冷　冷凍　凍的　的藥　藥物物。　。　"噼"　藍氣閥　噴霧膠頭　第6頁,共8頁第第1步步:　:準　準備　備好　好您　您的　的ARIKAYCE　藥　藥物　物。　。　•　將手持噴霧器放置在乾淨、平坦　及堅穩的表面上。　•　將ARIKAYCE　藥瓶搖勻至　至少　少10　至至15　秒秒,　,直至藥劑看來均勻及　充分混和。　如　如何　何打　打開　開ARIKAYCE　瓶瓶•將將藥　藥瓶　瓶的　的橙　橙色　色蓋　蓋揭起。　•　緊　緊握　握着　着在　在藥　藥瓶　瓶頂　頂部　部的　的金　金屬　屬環　環夾夾,輕輕將其向下拉,直至　1　側脫離藥瓶。　•　將　將環　環繞　繞藥　藥瓶　瓶頂　頂部　部的　的金　金屬　屬帶　帶以轉圈　動作拉出,直至其完全脫離藥　瓶。　•　小　小心　心移　移除　除橡膠塞。　a.　打開藥瓶,將ARIKAYCE　倒入　貯藥池。　b.　把藥蓋裝上。　搖　搖至　至少　少10　至至