测试小结,从所有测试项目和拆机图中,我们看到:1、优点
(1)、有电源开关键,可以不需要频繁旋转开关关机。
(2)、有200M大电阻档
2、不足
(1)、使用9伏电池供电
(2)、没有背光
(3)、测量功能上也有些短板,稍有不足
(4)、蜂鸣器声音很小,比蚊子声音大点有限。
(5)、显示屏显示角度偏小,稍微偏一点就容易看不清数字
(6)、档测量数字在换挡处附近时,有测量不准现象
总结一句话就是:该表虽然是四位半表,但精度属实有些差强人意
最后还是题外话,哪位大神能指点迷津,理清华谊PEAKMETER HYELEC、华仪MASTECH到底啥关系?贴几张同样是MY65万用表外观图,内部图就不贴了
1、华谊PEAKMETER
2、新华谊HYELEC
3、华谊 HYELEC 这款外形也不一样,带单独电容测试插座
4、华仪 MASTECH