2.冷气排出后压力表指针仍不上升 , 或 上升很 少锅内压力达不到灭菌要求 , 该故障多系操作疏忽 , 加水量少所致 。 排除方法 , 应立即停止加 热,使锅离 开火源 , 排净锅内蒸气 , 打开锅盖检查物品 一 与锅底无 损坏时可重新装锅加水加热即可 ; 若加足水 后热源正 常压 力表 指针仍不能达到所需压力时应更换表头 , 或 请计量部门校验压力表。
3. 压力表指针指示不准 。 该故障多因表 头 内部 积水 、 接头漏气或表头质量欠佳所致。 应停止使用送 计量部门进行维修检验 , 或更换新表头 。 并应按使用周期送检。