在低COD值测定过程中(小于20mg/L),比色管可能引起较大误差。解决方法是:将全部比色管用蒸馏水洗净内部,分别装入5mL蒸馏水,仔细擦拭外部后,任取一只作为,COD值记为0,再测量其他比色管的COD值并进行比较。将测量值之差小于±5 mg/L的挑选出来,编为一组,每次测量时用同一组试管,这样可以减小误差。
4、在水样冷却过程中沉淀产生也严重影响测量结果。(1)不急于测量时,消解完后取出比色管放置1-2分钟,先用湿滤纸再干滤纸仔细擦拭试管外部。然后静止放置(勿摇晃)一到两个小时再测量,可以取得较的结果。(2)急于测量时,可在消解完后取出比色管空冷1分钟,再用冷水冲2分钟左右,用滤纸擦拭干净后立即测量,5分钟之内完成测量,也可取得较好效果。
5、试剂加入的操作。在水样中加入试剂1号充分摇匀再加入试剂2号和3号。3号一定要垂直加入不要沿壁流入水样中。摇匀后即可消解。
6、如果氯离子含量低时,可不加1号,并单独做一条低量程曲线,这样重复性更好。