经验交流　作者简介　:程泉　,男,1969　年12　月出生　,助理工程师　,主要从事化工分析的管理工作。　卡氏水分测定仪的工作原理及使用维护　程泉(中国石油化工股份有限公司安庆分公司检验中心腈纶化验室　,安庆　,246001)　摘要介绍了卡尔·　费歇尔水分测定仪的工作原理　,使用方法和维护应注意的事项。　1　前言1935　年　,卡尔·　费歇尔提出了用非水溶液试剂　测定水分的方法　,即I22SO2　试剂法。这种方法实质　上是利用化学反应测定水含量　,适用于大部分有机　和无机固体、　液体化工产品中微量游离水或结晶水　的测量。在我国的国家标准中　,有很多物质的水含　量分析都采用这种方法　,有的还将其列为仲裁方法。　另外　,随着现代滴定分析的发展　,不仅出现了改　进的卡氏试剂　,而且出现了专用的自动化卡尔·　费歇　尔水分滴定仪　,例如瑞士万通公司的　701　KF　型和瑞　士梅特勒公司的　DL35　型水分滴定仪。　2　工作原理　211　滴定反应　含吡淀的卡氏试剂(滴定剂)　的反应式如下　:　2H2O　+　I2　+　SO2　∴2HI　+　H2　SO4　C5　H5N·　I2　+　C5　H5N　·　SO4　+　C5　H5N　+　H2O　→　2C5　H5N·　HI　+　C5　H5N·　SO3　C5　H5N·　SO3　+　CH3OH　→　C5　H5N　(H)　SO4·　CH3　不含吡淀的卡氏试剂(一般式)　的反应式　:　H2O　+　I2　+　[　RNH　]　SO3CH3　+　2RN　-　∴[　RNH　]　SO4CH3　+　2[　RNH]　I　212　滴定剂的加入　传统的方法是通过带旋塞阀的标准移液玻璃管　添加滴定剂　,速度慢　,精度差。现代活塞移液管消　除了滞后效应。操作更快速　,更精确　,机械活塞移液　管的分辨率是量筒的　1/　10000　或更高。例如　,50mL　机械活塞移液管　,精度为　5　μ　L　,而一个　50mL　刻度为　1mm　的玻璃滴定管　,需要大约　10m　长才能获得同　样的分辨率。现代自动滴定仪的加液器大多是采用　微处理器控制　,马达驱动滴定管的活塞　,利用控制器　将预设值与实际测量值之间的偏差转变为控制信　号　,控制仪器自动加液。　微处理器控制的滴定仪可以通过对滴定的预估　计　,快速准确地完成滴定　:　①　在持续加液过程中　,接　近预设值时加液速率会渐渐降低。②　在