测量直流电压:--首先估计一下被测电压的大小,然后将转换开关拨至适当的 V 量程,将正表棒接被测电压“+”端,负表棒接被测量电压“-”端。然后根据该挡量程数字与标直流符号“DC-”刻度线(第二条线)上的指针所指数字,来读出被测电压的大小。如用 V300 伏档测量,可以直接读0-300 的指示数值。 如用 V30 伏档测量, 只须将刻度线上 300这个数字去掉一个“0”,看成是 30,再依次把 200、100 等数字看成是 20、10 既可直接读出指针指示数值。例如用 V6伏档测量直流电压,指针指在 15,则所测得电压为 1.5 伏。 测量直流电流:--先估计一下被测电流的大小,然后将转换开关拨至合适的 mA 量程,再把万用表串接在电路中,如图所示。同时观察标有直流符号“DC”的刻度线,如电流量程选在 3mA 档,这时,应把表面刻度线上 300 的数字,去掉两个“0”,看成 3,又依次把 200、100 看成是 2、1,这样就可以读出被测电流数值。 例如用直流 3mA 档测量直流电流,指针在 100,则电流为 1mA。 测量交流电压:--测交流电压的方法与测量直流电压相似,所不同的是因交流电没有正、负之分,所以测量交流时,表棒也就不需分正、负。读数方法与上述的测量直流电压的 读法一样,只是数字应看标有交流符号“AC”的刻度线上的指针位臵。 万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握万用表的使用方法和注意事项,谨慎从事,那么万用表就能经久耐用。