该测量系统包括伺服式液位计、 平均温度计、压力变送器和罐旁指示仪。 其中,平均温度计、压力变送器和罐旁指示仪都通过 HART 协议与伺服液位计进行通信。 利用罐旁指示仪,操作人员可以在罐下观察液位,对罐顶伺服液位计进行操作。 平均温度计的温度信号与压力变送器的压力信号都首先送到伺服液位计,由伺服液位计将二者连同液位信号统一通过 Rackbus RS-485 输出至控制室。在控制室, 通过专用接口、网关可以转换成标准的通信协 议 ,如 Modbus RS -232、RS -485、ControlNet、Profibus-DP 等,实现与 PLC 或 DCS 的通信。