容量控制通气中,有关气流模式比较的研究较少,从 现有资料来看,当潮气量和吸气时间/呼吸时间一致的情况下,不同的气流模式 对患者通气和换气功能及呼吸功的影响均是类似的。当然,容量控制通气时,习 material from the internet , collection&compilation by youguisen@2012 page 7 洛阳新区人民医院 神经科重症监护室(NICU) 呼吸机相关知识 惯将气流模式设定在方波气流上。不同气流模式对患者的影响,应进一步深人研 究和观察。 6、设定报警范围:气道压力上下限报警(一般为设定值上下 30%) 、气源 压力报警、其他报警。意外问题:呼吸机旁应备有复苏器,或者其他简易人工气 囊,气囊和气管导管之间的接头也应备好。注意防止脱管、堵管 、呼吸机故障、 气源和电源故障。 七、使用指征 机械通气的生理效应,即(1)改善通气(2)改善换气及(3)减少呼吸功耗决 定了机械通气可用于改善下述病理生 理状态。 通气泵衰竭:呼吸中枢冲动发放减少和传导障碍;胸廓的机械功能障碍;呼 吸肌疲劳。 换气功能障碍:功能残气量减少;V/Q 比例失调;肺血分流增加;弥散障碍。 需强化气道管理者:保持气 道通畅,防止窒息;使用某些有呼吸抑制的药 物时。