利用 量的准确性, 要求内径千分尺位于垂直被 “扳手”(产品附件)来回转动“固定套管”并使零位 测工件轴的截面上。另外,在旋转“微分 对准,最后将“固定套管”上的“螺钉”固紧。 筒”时,其旋转力不宜过大,活动测头充 分接触到工件被测面即可。 A.I 型内径测微头的压线或离线调整与零位调整方法 相同。 B.除 I 型外的“内径测微头”在需进行压线或离线调 整时,首先用“扳手”将“活动测头” (测微头右端) 旋下并取出盖板及微分筒,其调整方法与外径千分尺 相同。 ②压线或离线 内 径 千 分 尺 ( 两 点 ) ③接长杆尺寸超差 除 I 型、II 型结构的两点内径千分尺外,其它型式的内 径千分尺“接长杆”一般为可调式(即测量上限≥2000mm 弄 13≥1 00mm 接长杆)。