全站仪测量坐标,已知两点测第三个点待测点坐标,全站仪是南方nts362r。求具体步骤
bengtiano1回答·6520人浏览
我来答
最佳答案
chatikua新兵答主07-08TA获得超过8451个赞
1.最简单的方法精度也高就必须架设在已知点A上.
2.一个已知点是不能测量出未知点的,必须要有两个已知点。
3.后视点b的作用是为定出a-b的方位角用的,必须要定后视,而且定完后视必须要和b的坐标相比较看偏差的量大么,大的话就是设站错误从新设站定向。
4.输入2个已知点的坐标出来的方位角是全站仪计算出的,你再测量一次b的坐标,可以比较实际坐标和测量坐标,也可以比较2次的方位角。你可以对准b后再输入2个坐标试试,结果就正确了。
5.设站和定向正确的前提下测量出的数据不用平差也就是你说的修正。
6.全全站仪的水准管调平是在三个方向上调脚螺旋进行的,你先把水准管和两个脚螺旋平行,再调平水准管,然后旋转水准管90度通过第三个脚螺旋调平水准管。最后旋转到其他方向检查是否都水平,即可。