应变片原理
将应变片贴在被测定物上,使其随着被测定物的应变一起伸缩,这样里面的金属箔材就随着应变伸长或缩短。很多金属在机械性地伸长或缩短时其电阻会随之变化。应变片就是应用这个原理,通过测量电阻的变化而对应变进行测定。一般应变片的敏感栅使用的是铜铬合金,其电阻变化率为常数,与应变成正比例关系。不同的金属材料有不同的比例常数K。铜铬合金的K值约为2。这样,应变的测量就通过应变片转换为对电阻变化的测量。但是由于应变是相当微小的变化,所以产生的电阻变化也是极其微小的。 从以上的原理可以看出, 因为被测定物都有自己的热膨胀系数,所以会随着温度的变化伸长或缩短。因此如果温度发生变化,即使不施加外力贴在被测定物上的应变片也会测到应变。为了解决这个问题,可以应用温度补偿法。, 因此必须采取温度补偿措施才能保证测量数值的准确. 温度的补偿方法: 动态模拟法:这是使用两枚应变片的双应变片法。如图所示,在被测物上贴上应变片(A),在与被测物材质相同的材料上贴上应变片(D),并将其置于与被测物相同的温度环境里。如图所示,将两枚应变片联入桥路的相邻边,这样因为(A),(D)处于相同的温度条件下,由温度引起的伸所量相同,即由温度引起的应变相同,所以由温度引起的输出电压为零。
自我温度补偿法:从理论上讲,动态模拟法是最理想的温度补偿法。但是有粘贴两枚应变所费劳力和模拟物的放置场所的选择等问题。为了解决这个问题,可以使用只用一枚应变片即可进行温度补偿的自我温度补偿应变片。这种方法根据被测物材料的热膨胀系数的不同来调节应变片敏感栅,因此使用适合被测物材料的应变片就可以仅用一枚应变片对应变进行测量,且不受温度的影响。 详细内容参见: http://baike.baidu.com/link?url=mE6Knjw6fsjEIOoTyt4fq_SojdDy3saaR94dc8Yri4FP_R9IE_vXmDVqLjtEl1eZiggW5zi7g-7Khm_bCPOhS_