工业自动化
A:
1. 故障现象:接入输入信号后,计数器的计数值与输入值不符。
2. 故障原因:
(1)输入信号的计数频率切换开关设置不正确,会导致计数器多计数或少计数。
(2)输入信号的频率高于计数器最大计数频率。
(3)输入信号接点接触不良或不可靠,导致输入信号丢失或误产生。
如图所示:图1 为不可靠接点,图2 为可靠接点
(4)电源线或信号线附近有大功率设备等强电信号干扰,导致误计数。
3. 注意事项:
(1)根据不同的输入设备选择适当的计数频率。
(2)输入设备的频率应低于计数器最大计数频率。
(3)产品使用现场采取以下抗干扰措施:
① 信号线使用屏蔽电缆,并可靠连接。
② 信号线应与大电流动力电缆分开布线。
③ 产品应与大功率或高频设备隔离安装。
④ AC220V 电源可在输入端加隔离变压器。
以上回答是否解决了您的问题?