电流表和电压表
电流表和电压表都是重要的电学仪器。它们在结构和使用上都既有相同点,又有不同点。下面具体地给同学们介绍一下。
电流表,又叫安培表。用来测电路中电流的大小。电流表有三个接线柱,两个量程;两个量程共用一个“+”或“-”接线柱,标着“0.6”、“3”的为正或负接线柱。电流表的刻度盘上标有符号A和表示电流值的刻度,电流表的“0”点通常在左端,被测电路中的电流为零时,指针指在0点。有电流时,指针偏转,指针稳定后所指的刻度,就是被测电路中的电流值。当使用“+”或“-”和“0.6”时,量程是0-0.6A,每个大格0.2A,每个小格是0.02A;若使用“+”或“-”和“3”时,量程是0-3A,每个大格1A,每个小格是0.1A。
电流表要串联在电路中使用。电流表本身内阻非常小,所以绝对不允许不通过任何用电器而直接把电流表接在电源两极,这样,会使通过电流表的电流过大,烧毁电流表。
电压表,又叫伏特表。用来测电路中电压的大小,电压表也有三个接线柱,一个负接线柱,两个正接线柱。学生用电压表一般正接线柱有3V,15V两个,测量时根据电压大小选择量程为“15V”时,刻度盘上的每个大格表示5Ⅴ,每个小格表示0.5V(即最小分度值是0.5Ⅴ);量程为“3Ⅴ”时,刻度盘上的每个大格表示lV,每个小格表示0.lV(即最小分度值是0.lⅤ)。
电压表要并联在电路中使用,和哪个用电器并联,就测哪个用电器两端电压;和电流表不同的是,电压表可以不通过任何用电器直接接在电源两极上,这时,测量的是电源电压。
电流表和电压表的使用步骤基本相同,都分为调、选、连、读四步:
调——使用前先将表的指针调到“零刻度”的位置。
选——根据电路的实际情况选用合适的量程。在不知实际电流或电压的情况下,可采用“试触”的方法判断是否超过量程,注意,试触时要接在大量程的接线柱上,并且试触时动作迅速。
连——按照电流表和电压表的各自连接方法将表正确连入电路,同时注意表的正、负接线柱与电流流向的关系,必须保证,电流从表的正接线柱流入,从负接线柱流出。
读——正确读出表指针所示的数值,读数时一定要注意选用的量程及其对应的最小刻度值.