开机预热十分 钟后关机,再开机,在电子秤自检倒数时按清零,再按去皮,关机,再开 机,按清零,显示线性值,按去皮,显示 0.0,旁边还有一个三角形,放100g 砝码,按清零, 显示 100.0,按去皮,三角形符号往下跳一行,放200g 砝码,按清零, 显示 200.0,按去皮,三角形符号往下跳一行,如 此一直到校正 500g,最后一次按清零后显示 500.0,按住清零键不放 再按去皮,自动重启,校正完成。 四十九:昌信 6000/0.5g 开机,按住 ON 不放直到显示 CAL,然后显示 SPAn,放手,按一下 ON, 显示 C0g,再按 ON,显示- C -,再显示 C3000g,放3000g 砝码,按ON 一下,显示- C -,再显示 C3000g,OK。 SF400 系列厨房秤的校准方法: 1、在关机状态下,先按住―MODE‖键不放再按―ON/OFF",等到显示屏出现一组内码值后松开两个按键, 例如会显示―-7484‖,再次按―ON/OFF"键 会提示您放上相应克数的砝码,例如 5000 克校准用 2000 克砝码, 显示屏会提示―2000‖, 放上相应重量的砝码后, 再次按―ON/OFF"键, 显示屏会迅速显示―PASS‖ 表示校准完成。重新开机后就可正常使用了。 SF700 口袋秤的标定方法: SF700 电子口袋秤(50 克,100 克和 500 克量程)的标定方法: 1、电子秤放平稳(不要放在手中) ,按―ON/OFF‖开关键开机,出现 0.0(或0.00)以后,按住―MODE‖ 键不放,出现―CAL‖后松手,再次按――MODE‖键‖,显示屏会闪烁显示一个数字,提示您迅速放上此数 字重量的砝码(例如 50 克量程的电子秤,需要放 50 克的砝码) ,放上砝码后显示―PASS",标定就完 成了。重新开机以后就可以使用了。 2、200 克量程 SF700 口袋秤标定:电子秤放平稳(不要放在手中) ,按―ON/OFF‖开关键开机,出现 0.0(或0.00)以后,按住―MODE‖键不放,出现―CAL‖后松手,再次按――MODE‖键‖,显示屏会闪烁显示 100.00,迅速放上 100 克砝码数秒后显示 200.00,再迅速放上 200 克砝码数秒后显示―PASS",标定 就完成了。重新开机以后就可以使用了。 3、如果没有砝码,可以在电子天平上称量出相应重量的物体即