测量储罐的液位,输出为百分数,一般用什么公式换算成质量,在计算机显示?用什么方法(表格还是公式)?工艺专业还是仪表专业来做?

21人参与回答

算一下液位100%时罐内介质的质量有多少。(假设为n吨)然后把原来0~100%的刻度(显示)重新定义成0~n吨... 100%对应的液位高度工艺上不好确定 储罐上下不一定一样粗,对吧

了解看看什么意思

dcs组态通过简单地数学公式计算即可!

学习学习~~~~

同意7楼观点

1差压变送器得到的是静压p,介质固定那么密度ρ也是已知的,根据p=ρgh算出h,对应储罐的罐容表可以得到准确的质量;如果想在控制系统里做出来,麻烦的办法就是事先输入罐容表,公式组态是很简单的!也有利用静压换算出质量的,只是近似的,不太准。2显示方法随便啦;3工艺或设备专业提供罐容表,仪表完成组态.