容量瓶的使用方法: 容量瓶主要用于准确地配制一定摩尔浓度的溶液。它是一种细长颈、梨形的平底玻璃瓶,配 有磨口塞。瓶颈上刻有标线,当瓶内液体在所指定温度下达到标线处时,其体积即为瓶上所 注明的容积数。一种规格的容量瓶只能量取一个量。常用的容量瓶有 100、250、500 毫升等 多种规格。 使用容量瓶配制溶液的方法是: (1)使用前检查瓶塞处是否漏水。具体操作方法是:在容量瓶内装入半瓶水,塞紧瓶塞, 用右手食指顶住瓶塞,另一只手五指托住容量瓶底,将其倒立(瓶口朝下),观察容量瓶是 否漏水。若不漏水,将瓶正立且将瓶塞旋转 180°后,再次倒立,检查是否漏水,若两次操 作,容量瓶瓶塞周围皆无水漏出,即表明容量瓶不漏水。经检查不漏水的容量瓶才能使用。 (2)把准确称量好的固体溶质放在烧杯中,用少量溶剂溶解。然后把溶液转移到容量瓶 里。为保证溶质能全部转移到容量瓶中,要用溶剂多次洗涤烧杯,并把洗涤溶液全部转移到 容量瓶里。转移时要用玻璃棒引流。方法是将玻璃棒一端靠在容量瓶颈内壁上,注意不要让 玻璃棒其它部位触及容量瓶口,防止液体流到容量瓶外壁上 (3)向容量瓶内加入的液体液面离标线 1 厘米左右时,应改用滴管小心滴加,最后使液 体的弯月面与标线正好相切。若加水超过刻度线,则需重新配制。 (4)盖紧瓶塞,用倒转和摇动的方法使瓶内的液体混合均匀。静置后如果发现液面低于刻 度线,这是因为容量瓶内极少量溶液在瓶颈处润湿所损耗,所以并不影响所配制溶液的浓度, 故不要在瓶内添水,否则,将使所配制的溶液浓度降低 使用容量瓶时应注意以下几点: (1)容量瓶的容积是特定的,刻度不连续,所以一种型号的容量瓶只能配制同一体积的 溶液。在配制溶液前,先要弄清楚需要配制的溶液的体积,然后再选用相同规格的容量瓶。 (2)易溶解且不发热的物质可直接用漏斗到入容量瓶中溶解,其他物质基本不能在容量 瓶里进行溶质的溶解,应将溶质在烧杯中溶解后转移到容量瓶里。 (3)用于洗涤烧杯的溶剂总量不能超过容量瓶的标线。 (4)容量瓶不能进行加热。如果溶质在溶解过程中放热,要待溶液冷却后再进行转移, 因为一般的容量瓶是在 20℃的温度下标定的,若将温度较高或较低的溶液注入容量瓶,容 量瓶则会热胀冷缩,所量体积就会不准确,导致所配制的溶液浓度不准确。 (5)容量瓶只能用于配制溶液,不能储存溶液,因为溶液可能会对瓶体进行腐
容量瓶使用方法 使用容量瓶配制溶液的方法是: (1)使用前检查瓶塞处是否漏水。具体操作方法是:在容量瓶内装入半瓶水,塞紧瓶塞, 用右手食指顶住瓶塞,另一只手五指托住容量瓶底,将其倒立(瓶口朝下),观察容量瓶是 否漏水。若不漏水,将瓶正立且将瓶塞旋转 180°后,再次倒立,检查是否漏水,若两次操 作,容量瓶瓶塞周围皆无水漏出,即表明容量瓶不漏水。经检查不漏水的容量瓶才能使用。 (2)把准确称量好的固体溶质放在烧杯中,用少量溶剂溶解。然后把溶液转移到容量瓶 里。为保证溶质能全部转移到容量瓶中,要用溶剂多次洗涤烧杯,并把洗涤溶液全部转移到 容量瓶里。转移时要用玻璃棒引流。方法是将玻璃棒一端靠在容量瓶颈内壁上,注意不要让 玻璃棒其它部位触及容量瓶口,防止液体流到容量瓶外壁上。 (3)向容量瓶内加入的液体液面离标线 1 厘米左右时,应改用滴管小心滴加,最后使液 体的弯月面与标线正好相切。若加水超过刻度线,则需重新配制。 (4)盖紧瓶塞,用倒转和摇动的方法使瓶内的液体混合均匀。静置后如果发现液面低于 刻度线,这是因为容量瓶内极少量溶液在瓶颈处润湿所损耗,所以并不影响所配制溶液的浓 度,故不要在瓶内添水,否则,将使所配制的溶液浓度降低。、 使用容量瓶时应注意以下几点: (1)容量瓶的容积是特定的,刻度不连续,所以一种型号的容量瓶只能配制同一体积的 溶液。 在配制溶液前,先要弄清楚需要配制的溶液的体积,然后再选用相同规格的容量瓶。 (2)易溶解且不发热的物质可直接用漏斗到入容量瓶中溶解,其他物质基本不能在容量 瓶里进行溶质的溶解,应将溶质在烧杯中溶解后转移到容量瓶里。 (3)用于洗涤烧杯的溶剂总量不能超过容量瓶的标线。 (4)容量瓶不能进行加热。如果溶质在溶解过程中放热,要待溶液冷却后再进行转移, 因为一般的容量瓶是在 20℃的温度下标定的,若将温度较高或较低的溶液注入容量瓶,容 量瓶则会热胀冷缩,所量体积就会不准确,导致所配制的溶液浓度不准确。 (5)容量瓶只能用于配制溶液,不能储存溶液,因为溶液可能会对瓶体进行腐蚀,从而 使容量瓶的精度受到影响。 (6)容量瓶用毕应及时洗涤干净,塞上瓶塞,并在塞子与瓶口之间夹一条纸条,防止瓶 塞与瓶口粘连。
102人浏览
容量瓶的使用方法 容量瓶是细颈梨形的平底玻璃瓶,带有玻璃磨口塞或塑料塞。颈上有标线,表示在所指 温度下(一般为 20℃),当液体充满到标线时瓶内液体体积。容量瓶主要用于配制标准溶液 或试样溶液,也可以用于将一定量的浓溶液稀释成准确体积的稀溶液。通常有 25mL、50mL、 100mL、250mL、500mL、1000mL 等数种规格。 (1)容量瓶的准备 容量瓶在使用前应先检查瓶塞是否漏水,其方法是加自来水至标线附近,塞紧瓶塞。用 食指按住塞子,将瓶倒立 2min,如图 3-9(a)所示。 图3-9 容量瓶的操作示意图 用干滤纸沿瓶口缝隙处检查看有无水渗出。如果不漏水,将瓶直立,旋转瓶塞 180°, 塞紧,再倒立 2min,如仍不漏水,则可使用。 检验合格的容量瓶应洗涤干净。洗涤方法、原则与洗涤滴定管相同。洗净的容量瓶内壁 应均匀润湿,不挂水珠,否则必须重洗。 必须保持瓶塞与瓶子的配套,标以记号或用细绳、橡皮筋等把它系在瓶颈上,以防跌碎 或与其它瓶塞混乱。 (2)容量瓶的操作 由固体物质配制溶液时,准确称取一定量的固体物质,置于小烧杯中,加水或其它溶剂 使其全部溶解(如果物质难溶,可盖上表面皿,加热溶解,但须放冷后才能转移),定量转 移入容量瓶中。转移时,将玻璃棒伸入容量瓶中,使其下端靠在瓶颈内壁,上端不要碰瓶口, 烧杯嘴要紧靠玻璃棒,使溶液沿玻璃棒和内壁流入,如图 3-9(b)所示。溶液全部转移后, 将玻璃棒稍向上提起,同时使烧杯直立,将玻璃棒放回烧杯。用洗瓶蒸馏水吹洗玻璃棒和烧 杯内壁,将洗涤液也转移至容量瓶中。如此重复洗涤多次(至少 3 次)。完成定量转移后, 加水至容量瓶容积的 3/4 左右时,将容量瓶摇动几周(勿倒转),使溶液初步混匀。然后把 容量瓶平放在桌上,慢慢加水到接近标线 1cm 左右,等1~2min,使粘附在瓶颈内壁的溶液 流下。用细长滴管伸入瓶颈接近液面处,眼睛平视标线,加水至弯曲液面最低点与标线相切。 立即塞上干燥的瓶塞,按图 3-9(c)握持容量瓶的姿势(对于容积小于 100mL 的容量瓶, 只用左手操作即可),将容量瓶倒转,使气泡上升到顶。将容量瓶正立后,再次倒立振荡, 如此重复 10~20 次,使溶液混合均匀。最后放正容量瓶,打开瓶塞,使其周围的溶液流下。 重新塞好塞子,再倒立振荡 1~2 次,使溶液全部充分混匀。 注意不能用手掌握
容量瓶配制溶液的全过程操作及注意事项 一.用容量瓶配制溶液所用仪器: 1.烧杯、容量瓶、玻璃棒、胶头滴管、分析天平、药匙(固体溶质使用)、移液管(液体溶 质使用) 2.容量瓶 1. 构造: 磨口、细颈、梨形平底 2. 特点: ① 容量瓶上注明温度和容积。② 容量瓶颈部有刻度线。 3. 使用范围:专门用来配制一定体积、一定物质的量浓度的溶液。 4. 注意事项:① 使用前先检漏。 ② 不可装热或冷的液体。③ 不能用来溶解固体物 质或存放液体或进行化学反应。 3.使用容量瓶六忌:一忌用容量瓶进行溶解(体积不准确),二忌直接往容量瓶倒液(会洒 到外面);三忌加水超过刻度线(浓度偏低);四忌读数仰视或俯视(仰视浓度偏低,俯视浓 度偏高);五忌不洗涤玻璃棒和烧杯(浓度偏低);六忌标准溶液存放于容量瓶(容量瓶是量 器,不是容器)。 二.用容量瓶配制溶液的步骤: 全过程有计算,称量,溶解,冷却,转移,洗涤,定容,摇匀/装瓶八个步骤 八字方针:计,量,溶,冷,转,洗,定,摇以0.1mol/LNaCO3 溶液 500ml 为例说明溶液的配制过程 1. 计算:NaCO3 物质的量=0.1mol/L×0.5L=0.05mol,由NaCO3 摩尔质量 106g/mol, 则NaCO3 质量=0.05mol×106g/mol=5.3g 2. 称量:用分析天平称量 5.300g,注意分析天平的使用。 3. 溶解:在烧杯中用 100ml 蒸馏水使之完全溶解,并用玻璃棒搅拌(注意:应冷却,不可 在容量瓶中溶解) 4. 转移,洗涤:把溶解好的溶液移入 500ml 容量瓶,,用于容量瓶瓶口较细,为避免溶液 洒出,同时不要让溶液在刻度线上面沿瓶壁流下,用玻璃棒引流。为保证溶质尽可能全 部转移到容量瓶中,应该用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒二、三次,并将每次洗涤后的溶液 都注入到容量瓶中。轻轻振荡容量瓶,使溶液充分混合。(用玻璃棒引流) 5. 定容:加水到接近刻度 2-3 厘米时,改用胶头滴管加蒸馏水到刻度,这个操作叫定容。。 定容时要注意溶液凹液面的最低处和刻度线相切,眼睛视线与刻度线呈水平,不能俯视 或仰视,否则都会造成误差 6. 摇匀:定容后的溶液浓度不均匀,要把容量瓶瓶塞塞紧,用食指顶住瓶塞,用另一只手 的手指托住瓶底,把容量瓶倒转和摇动多次,使溶液混合均匀。这个操作叫做摇匀。 7. 把定容后的
容量瓶的使用教案 教学目标:1、学习容量瓶的构造和用途。 2、掌握容量瓶的使用方法及注意事项。 教学重点:容量瓶的使用 教学难点:转移溶液和定容 教学用具:烧杯,玻璃棒,胶头滴管,100ml 容量瓶,洗瓶 教学过程设计 【教师】今天我们学习的内容是一定物质的量溶液浓度的配制。由于烧杯的刻度不准确,故 这种配制方法是很粗略的。 下面我们介绍一种很精确的实验仪器 — 容量瓶。 那么请同学们 仔细观察自己桌子上的容量瓶,并说说它们有什么特点,上面都标有些什么? 【学生】回答容量瓶上面都标有些什么?(找一名同学回答,另找一名同学补充) 【板书】容量瓶 1.特点:标有刻度线、温度、容积。 【教师】容量瓶是细颈、梨形的平底玻璃瓶,瓶口配有磨口玻璃塞。容量瓶上标 有温度、刻度线和容积,表示在所指温度下(一般是在室温 20℃ )进行溶液的配 制。 通常使用的型号是 100ml、250ml、500ml、1000ml 。容量瓶常用于配制一定体积、 浓度准确的溶液。 为什么说我们的容量瓶要在室温 20℃ 下使用呢,原因很简单,那是因为有热涨冷 缩,会导致配制的溶液浓度不准。因此,在配制溶液时,一定要将溶液冷却至室 温,再进行溶液的转移。 使用容量瓶的步骤和注意事项 讲解并演示: 1、 【教师】刚刚我们说了容量瓶的基本特征,那么接下来我们来学习容量瓶的使用步骤及 注意事项。 使用前要检验容量瓶是否漏水。 检验程序:加适量水→塞瓶塞→倒立→查漏→正立瓶塞旋转 180°→倒立→查漏。 【讨论】请问同学们检漏这一步骤有必要吗?为什么? 【学生】回答 【教师】 一是, 防止配好的溶液流出导致浓度不准确; 而是, 防止某些化学物质与空气接触, 整个容量瓶都被污染 。 2、 【教师】向容量瓶里转移溶液或注入水,都必须用玻璃棒引流。玻璃棒要下端靠 在容量瓶瓶颈内壁的刻度线以下的部位,玻璃棒棒身位于容量瓶瓶口的中央,切 忌靠在容量瓶瓶口的沿上。 3、 【教师】容量瓶不能直接溶解固体溶质或进行浓溶液的稀释,也不可用作反应器,应先 在烧杯中溶解后转移到容量瓶 (因为一些物质在溶解或稀释的过程中会放热, 导致溶液浓度 不准) 。 用少量水洗涤烧杯 2—3 次,把洗涤液也转移到容量瓶中, 转移完后轻轻摇 匀(这一步叫预摇,目的是使溶液充分混匀) 。 4、 【教师】 用洗瓶沿着玻璃棒向容量瓶中缓慢地注入水
4700人浏览
容量瓶配制溶液的全过程操作及注意事项 一.用容量瓶配制溶液所用仪器: 1.烧杯、容量瓶、玻璃棒、胶头滴管、分析天平、药匙(固体溶质使用)、移液管(液体溶 质使用) 2.容量瓶 1. 构造: 磨口、细颈、梨形平底 2. 特点: ① 容量瓶上注明温度和容积。② 容量瓶颈部有刻度线。 3. 使用范围:专门用来配制一定体积、一定物质的量浓度的溶液。 4. 注意事项:① 使用前先检漏。 ② 不可装热或冷的液体。③ 不能用来溶解固体物 质或存放液体或进行化学反应。 3.使用容量瓶六忌:一忌用容量瓶进行溶解(体积不准确),二忌直接往容量瓶倒液(会洒 到外面);三忌加水超过刻度线(浓度偏低);四忌读数仰视或俯视(仰视浓度偏低,俯视浓 度偏高);五忌不洗涤玻璃棒和烧杯(浓度偏低);六忌标准溶液存放于容量瓶(容量瓶是量 器,不是容器)。 二.用容量瓶配制溶液的步骤: 全过程有计算,称量,溶解,冷却,转移,洗涤,定容,摇匀/装瓶八个步骤 八字方针:计,量,溶,冷,转,洗,定,摇以0.1mol/LNaCO3 溶液 500ml 为例说明溶液的配制过程 1. 计算:NaCO3 物质的量=0.1mol/L×0.5L=0.05mol,由NaCO3 摩尔质量 106g/mol, 则NaCO3 质量=0.05mol×106g/mol=5.3g 2. 称量:用分析天平称量 5.300g,注意分析天平的使用。 3. 溶解:在烧杯中用 100ml 蒸馏水使之完全溶解,并用玻璃棒搅拌(注意:应冷却,不可 在容量瓶中溶解) 4. 转移,洗涤:把溶解好的溶液移入 500ml 容量瓶,,用于容量瓶瓶口较细,为避免溶液 洒出,同时不要让溶液在刻度线上面沿瓶壁流下,用玻璃棒引流。为保证溶质尽可能全 部转移到容量瓶中,应该用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒二、三次,并将每次洗涤后的溶液 都注入到容量瓶中。轻轻振荡容量瓶,使溶液充分混合。(用玻璃棒引流) 5. 定容:加水到接近刻度 2-3 厘米时,改用胶头滴管加蒸馏水到刻度,这个操作叫定容。。 定容时要注意溶液凹液面的最低处和刻度线相切,眼睛视线与刻度线呈水平,不能俯视 或仰视,否则都会造成误差 6. 摇匀:定容后的溶液浓度不均匀,要把容量瓶瓶塞塞紧,用食指顶住瓶塞,用另一只手 的手指托住瓶底,把容量瓶倒转和摇动多次,使溶液混合均匀。这个操作叫做摇匀。 7. 把定容后的
33773人浏览
容量瓶配制溶液的全过程操作及注意事项 一.用容量瓶配制溶液所用仪器: 1.烧杯、容量瓶、玻璃棒、胶头滴管、分析天平、药匙(固体溶质使用)、移液管(液体溶 质使用) 2.容量瓶 1. 构造: 磨口、细颈、梨形平底 2. 特点: ① 容量瓶上注明温度和容积。② 容量瓶颈部有刻度线。 3. 使用范围:专门用来配制一定体积、一定物质的量浓度的溶液。 4. 注意事项:① 使用前先检漏。具体操作方法是:在容量瓶内装入半瓶水,塞紧瓶 塞,用右手食指顶住瓶塞,另一只手五指托住容量瓶底,将其倒立(瓶口朝下), 观察容量瓶是否漏水。若不漏水,将瓶正立且将瓶塞旋转 180°后,再次倒立,检 查是否漏水,若两次操作,容量瓶瓶塞周围皆无水漏出,即表明容量瓶不漏水。经 检查不漏水的容量瓶才能使用。 ② 不可装热或冷的液体。③ 不能用来溶解固体 物质或存放液体或进行化学反应。 3.使用容量瓶六忌:一忌用容量瓶进行溶解(体积不准确),二忌直接往容量瓶倒液(会洒 到外面);三忌加水超过刻度线(浓度偏低);四忌读数仰视或俯视(仰视浓度偏低,俯视浓 度偏高);五忌不洗涤玻璃棒和烧杯(浓度偏低);六忌标准溶液存放于容量瓶(容量瓶是量 器,不是容器)。 二.用容量瓶配制溶液的步骤: 全过程有计算,称量,溶解,冷却,转移,洗涤,定容,摇匀/装瓶八个步骤 八字方针:计,量,溶,冷,转,洗,定,摇以0.1mol/LNaCO3 溶液 500ml 为例说明溶液的配制过程 1. 计算:NaCO3 物质的量=0.1mol/L×0.5L=0.05mol,由NaCO3 摩尔质量 106g/mol, 则NaCO3 质量=0.05mol×106g/mol=5.3g 2. 称量:用分析天平称量 5.300g,注意分析天平的使用。 3. 溶解:在烧杯中用 100ml 蒸馏水使之完全溶解,并用玻璃棒搅拌(注意:应冷却,不可 在容量瓶中溶解) 4. 转移,洗涤:把溶解好的溶液移入 500ml 容量瓶,,用于容量瓶瓶口较细,为避免溶液 洒出,同时不要让溶液在刻度线上面沿瓶壁流下,用玻璃棒引流。为保证溶质尽可能全 部转移到容量瓶中,应该用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒二、三次,并将每次洗涤后的溶液 都注入到容量瓶中。轻轻振荡容量瓶,使溶液充分混合。(用玻璃棒引流) 5. 定容:加水到接近刻度 2-3 厘米时,改用胶头滴管加蒸馏水到刻度,这个
12742人浏览
容量瓶配制溶液的全过程操作及注意事项 一.用容量瓶配制溶液所用仪器: 1.烧杯、容量瓶、玻璃棒、胶头滴管、分析天平、药匙(固体溶质使用)、移液 管(液体溶质使用)。 2.容量瓶 1.构造: 磨口、细颈、梨形平底 2.特点: ① 容量瓶上注明温度和容积。② 容量瓶颈部有刻度线。 3.使用范围:专门用来配制一定体积、一定物质的量浓度的溶液。 4.注意事项:① 使用前先检漏。 ② 不可装热或冷的液体。③ 不能用来 溶解固体物质或存放液体或进行化学反应。 3.使用容量瓶六忌:一忌用容量瓶进行溶解(体积不准确),二忌直接往容量瓶 倒液(会洒到外面);三忌加水超过刻度线(浓度偏低);四忌读数仰视或俯视(仰 视浓度偏低,俯视浓度偏高);五忌不洗涤玻璃棒和烧杯(浓度偏低);六忌标准 溶液存放于容量瓶(容量瓶是量器,不是容器)。 二.用容量瓶配制溶液的步骤: 全过程有计算,称量,溶解,冷却,转移,洗涤,定容,摇匀/装瓶八个步骤 八字方针:计,量,溶,冷,转,洗,定,摇以0.1mol/LNaCO3 溶液 500ml 为例说明溶液的配制过程 1. 计算:NaCO3 物质的量=0.1mol/L × 0.5L = 0.05mol , 由NaCO3 摩尔质量106g/mol, 则NaCO3 质量=0.05mol×106g/mol=5.3g(物质的浓度=物质的量 /容量体积=物质的质量/摩尔质量/容量体积)。 2. 称量:用分析天平称量 5.300g,注意分析天平的使用。 3. 溶解:在烧杯中用 100ml 蒸馏水使之完全溶解,并用玻璃棒搅拌(注意:应 冷却,不可在容量瓶中溶解) 4. 转移,洗涤:把溶解好的溶液移入 500ml 容量瓶,,用于容量瓶瓶口较细,为 避免溶液洒出,同时不要让溶液在刻度线上面沿瓶壁流下,用玻璃棒引流。 为保证溶质尽可能全部转移到容量瓶中,应该用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒二、 三次,并将每次洗涤后的溶液都注入到容量瓶中。轻轻振荡容量瓶,使溶液 充分混合。(用玻璃棒引流) 5. 定容:加水到接近刻度 2-3 厘米时,改用胶头滴管加蒸馏水到刻度,这个操 作叫定容。。定容时要注意溶液凹液面的最低处和刻度线相切,眼睛视线与刻 度线呈水平,不能俯视或仰视,否则都会造成误差 6. 摇匀:定容后的溶液浓度不均匀,要把容量瓶瓶塞塞紧,用食指顶住瓶塞, 用
12017人浏览
移液管、容量瓶的使用方法 一、 移液管的使用方法 移液管为精密转移一定体积溶液时用的一种玻璃量器, 形状是中部吹成圆柱形, 圆柱形以上 及以下为较细的管颈,下部的管颈拉尖,上部的管颈刻有一环状刻度。 1、使用时,应先将移液管洗净,自然沥干,并用待量取的溶液少许荡洗 3 次。 2、然后以右手拇指及中指捏住管颈标线以上的地方,将移液管插入待量取的溶液液面 下约 1cm,不应伸入太多,以免管尖外壁粘有溶液过多,也不应伸入太少,以免液面下降 后而吸空。这时,左手拿洗耳球轻轻将溶液吸上,眼睛注意正在上升的液面位置,移液管应 随容器内液面下降而下降,当液面上升到刻度标线以上约 1cm 时,迅速用右手食指堵住管 口,取出移液管,用滤纸条拭干移液管下端外壁,并使与地面垂直,稍微松开右手食指,使 液面缓缓下降,此时视线应平视标线,直到弯月面与标线相切,立即按紧食指,使液体不再 流出,并使出口尖端接触容器外壁,以除去尖端外残留溶液。 3、再将移液管移入准备接受溶液的容器中,使其出口尖端接触器壁,使容器微倾斜, 而使移液管直立,然后放松右手食指,使溶液自由地顺壁流下,待溶液停止流出后,一般等 待15 秒钟拿出。 4、注意此时移液管尖端仍残留有一滴液体,不可吹出。 二、容量瓶的使用方法 1、量瓶具有细长的颈和磨口玻塞(亦有塑料塞)的瓶子,塞与瓶应编号配套或用绳子 相连接,以免弄错,在瓶颈上有环状刻度。量瓶是用来精密配制一定体积的溶液的。 2、向量瓶中加入溶液时,必须注意弯月面最低处要恰与瓶颈上的刻度相切,观察时眼 睛位置也应与液面和刻度同水平面上, 否则会引起测量体积不准确。 量瓶有无色、 棕色两种, 应注意选用。 3、量瓶是用来精密配制一定体积的溶液的,配好后的溶液如需保存,应转移到试剂瓶 中,不要用于贮存溶液。量瓶不能在烘箱中烘烤。 三、玻璃量器使用的注意事项 1、移液管及刻度吸管一定用洗耳球吸取溶液,不可用嘴吸取。 2、滴定管、量瓶、移液管及刻度吸管均不可用毛刷或其他粗糙物品擦洗内壁,以免造成内 壁划痕,容量不准而损坏。每次用毕应及时用自来水冲洗,再用洗衣粉水洗涤(不能用毛刷 刷洗) ,用自来水冲洗干净,再用纯化水冲洗 3 次,倒挂,自然沥干,不能在烘箱中烘烤。 3.需精密量取一定整数体积的溶液,应选用相应大小的移液管,不能用两个或多个移液管分 取相加的方法来精密量取整数体积的溶液
6349人浏览