在COD测定仪的日常使用过程中,为保证仪器测量结果的准确性,操作人员可在必要时按照说明书中介绍的方法,对仪器进行校准和标定。COD测定仪校准和标定的过程是用标准溶液确定一个正确、合理的曲线值,从而确保仪器测量结果的准确度和真实性。在COD测定仪出厂时,对部分曲线及曲线值已经进行了设置(参考值),用户可直接使用,当测定结果出现偏差时,就必须对曲线值重新进行增加或标定。

COD测定仪什么时候需要校正

通常出现以下几种情况时,建议重新对仪器进行校准和标定:
①更换仪器操作人员时;
②当COD测定仪的测定结果出现偏差时;
③实验过程中的条件发生改变时;
④用标准溶液对仪器检验有误差时。

COD测定仪校正原则

COD测定仪的校准和标定必须要使用标准溶液。标准溶液可选用国家标准物质zhong心发行的质控样品。也可按本手册“配制标准溶液”中的方法自行配制或从厂家购买。
将配制好的标准溶液,按照废水的测定方法进行预处理,再根据标准溶液的实际浓度,对COD测定仪的曲线值进行修正。用来校准标定仪器的标准使用溶液,是由标准贮备溶液逐级稀释得到。通常浓度的选择是在仪器的测定范围内,选取有代表性的浓度点。
所用试剂除另有说明外,均应使用符合国家标准或专业标准的分析试剂和蒸馏水或同等纯度的水。试剂除非特别说明外,皆为分析纯及以上试剂。

COD测定仪校正方法

1、温度影响纳氏试剂与氨氮反应的速度,并显著影响溶液颜色。当反应温度为25℃时,显色反应完全;5—15℃ 时吸光度无显著改变,但显色不完全,温度为30℃ 时,溶液褪色,吸光度明显偏低。因而实验温度应控制在20—25℃ ,这样可保证分析结果可靠性。
2、反应时间在l0min之前,溶液显色不完全,10—30min,颜色较稳定;30—45min颜色有加深趋势;45min后颜色减退。因而显色时间应控制在10min—30min以尽快的速度进行比色分析。
3、在分析样品时,样品的酸碱度对氨氮的测定结果有明显影响,DH太低,显色不完全;太高时溶液可能出现浑浊,当pH=13时,显色较完全,且无浑浊,因此溶液pH宜选为l3。
4、对于清洁的地表水、地下水中氨氮的测定,水样需进行絮凝沉淀、过滤的预处理,而过滤使用的滤纸一般都含有可溶性氨氮,尤其是定量滤纸,在COD测定仪实际操作中Z好选用含可溶性氨氮低的定性滤纸或超细玻纤滤膜过滤,滤前应用无氨水少量多次充分洗涤以除去可溶性氨氮,减少测定误差,提高方法准确度、灵敏度。
5、当水样显色后,发现显色颜色很深(氨氮浓度大于2.0mg/L),吸光度值超出测定范围时,可直接用无氨水定量稀释、测定。这种方法所测结果与取样时直接稀释所测结果进行比对,无显著性差异,相对误差满足环境分析要求,这种稀释方法特别适合大批量样品的分析。

COD测定仪校正注意事项

1.使用前要清洗去除粉尘,否则这些黑色的粉尘可能暂时会影响水质的清洁度。
2.靠平时简单的清洗,是无法将活性炭的多孔隙中堵塞的杂物清洁干净的。
3.活性炭的处理水质的效率与其处理用量相关,通常为“用量多处理水质的效果也相对好”。
4.定量的活性炭被使用后,在使用初期应该经常观测水质的变化,并留意观测结果,以作为多长时间活性炭失效而更换的时间判断依据。
5.在使用zhi疗鱼病的药剂时,应该暂时将活性炭取出,暂停使用。