1、将被测的真空管两端断电。被测的真空管不必从开关柜上拆卸,但必须使真空管处于正常的断开状态,并打开真空开关进出线的刀闸;若真空开关还没有装上,也需要采取措施使真空开关动静触头处于正常开距状态,并将其置于绝缘良好的支撑架上,同时要注意磁控线圈的安装位置,应安装在灭弧室中间略偏动触头的位置。 2、将被测的真空管按图4与仪器接线。具体的操作为:先将仪器接地端接到大地上,再将磁控线圈通过磁场电流线连接仪器的磁场电压正、负端,将高压输出端用高压电缆连接到真空管的静触头上,将离子电流输入端通过离子电流线(屏蔽线)接至真空管的动触头上。
3、功能选择。接线完毕后打开仪器电源开关,液晶屏将显示如图所示的界面①约3秒,随后显示界面②。这时可以通过“设置”键来移动光标选择所需调整的年、月、日,然后按“↑”键来调节数字与当前的日期一致,调整完成后按“确认”键则进入界面3,这时可以通过“↑”键或“设置”键移动光标以选择相应的功能,仪器将会根据所选择的功能执行管型设置、测量、查看历史数据等任务。 �