万用表欧姆档怎么使用?欧姆档有几个档位:*1 *10 *100等。所测数值乘以所选档位的数值。如选用*10档,被测件的直读数字是10,那么实际的阻值就是100欧姆。
一、选择合适的倍率。 在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。
二、使用前要调零。 每换一次电阻档都得重新调零。 调零方法是:把红黑表笔接在一起,这时表针应该动来,指向其他档位的满量自程位置,但是那边电阻档的数值是0。然后调万用表上的欧姆调零钮,注意是欧姆调零钮!调到其他档的满量程,欧姆档的0欧位置,调零就完成了。
三、不能带电测量。 带电测相当于增加了内部电池的电压,测的电阻会变小。如果外电压过大会烧坏表头线圈。
四、被测电阻不能有并联支路。 万用电表的电阻表本身就有电源,要是待测电阻是个并联电路,你想像一个并联电路在一个电路中,它电阻测出来就是并联的电阻了,阻值会变小,所以不行。
五、测量晶体管、电解等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。
六、用不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。