大学物理实验教案实验名称:霍尔元件灵敏度测定及应用一目的、进一步了解霍尔效应、掌握霍尔元件灵敏度及其特性的测量方法。、测定电磁铁磁场特性二仪器VAAH电压测量双路恒流电源SH霍尔效应实验装置MR磁阻效应实验装置。三原理、霍尔效应及其霍尔灵敏度将金属片置于磁场中让磁场垂直通过薄片平面。沿薄片的纵向通以电流则在薄片的两侧面会出现微弱的电压。这就是霍尔效应横向产生的电压叫霍尔电压符号VH。()霍尔系数RH=(en)=Cn为薄片中载流子的浓度e为电子带电量d为薄片的厚度。VH=KHIB()KH霍尔灵敏度它表示该元件产生霍尔效应的强弱即在单位磁感应强度B和单位控制电流I时产生霍尔电压的大小。、电磁铁气隙的磁场本实验利用电磁铁装置产生一个已知的磁场()(真空磁导率N励磁线圈的匝数IM线圈中的励磁电流L气隙距离L铁芯磁路平均长度(r铁芯相对磁导率本实验(r=、电磁铁气隙中心的磁场系数()R中心磁场的磁场系数四教学内容()磁感应强度一定变化控制电流时霍尔元件灵敏度测定接好线路并打开恒流源后面的开关在一定的ICHIM值下调节霍尔元件在气隙里的位置和角度使霍尔电压VH显示的数值最大为止。、IM=mA依次改变:ICH=,,,,,,,,,mA测量出相应的霍尔电压VH的值。、利用开关k,k依次改变IM与ICH电流的方向记录相应的数值。、用逐差法处理数据。()控制电流一定电磁铁气隙中心磁场系数的测定、连接线路调节霍尔元件在气隙里处于垂直与中心位置。、ICH=mA依次改变IM=mA测量出对应的霍尔电压VH值并利用开关k,k依次改变IM与ICH电流的方向记录相应的数值。、用作图法处理数据。