公司名称:
南京奈威测控技术有限公司
所在地区:
南京市
产品型号:浏览次数:
249
公司电话:
点击查看
联系人:
点击查看
WZPB2-336S是双支铠装温度变送器,铠装铂电阻是一种精确、灵敏、稳定的温度传感器,它比装配式铂电阻直径小,易弯曲,适宜装配式铂电阻无法安装的场合,且具有耐磨、耐震、耐高温等特点。 铠装铂电阻外保护管采用不锈钢,内充高密度氧化物作绝缘体具有很强的抗污染和优良的机械强度,适合安装在环境恶劣的场合。
图为双支铠装温度变送器WZPB2-336S
产品采用防水式接线盒,适合石油化工的环境要求,固定螺纹的标准符合JB/T5219-91和JB/T5583-91热电阻的规定;固定法兰除符合上述标准的同时,增加三种不同的焊接方法,不同形式密封面的固定法兰安装盘,供选择和满足不同用户的需要。
B型固定法兰盘,是平焊钢法兰(JB81-59)相当于化工部标准(HG5010-58,HG5019-58)采用光滑密封面,公称Pg=25kgf/cm2适用于一般要求场合。
C型固定法兰盘,也是平焊钢法兰(JB81-59)相当于化工部标准(HG5010-58,HG5019-58)采用凹凸密封面,公称压力Pg=25kgf/cm2适用于有害有毒介质,具有较强的防泄防漏性能
D型固定法兰盘,是对焊钢法兰(JB82-59)相当于化工部标准(HG5016-58)采用凹凸密封面,公称压力Pg=100 kgf / cm2具有较好的密封性,适用于对密封和耐压都有一定要求的场合。
装配式热电阻型号
特点
铠装电阻外保护管采用不锈钢,内充满高密度冶金级镁砂氧化物质绝缘体,因此它具有很强的抗污染和优良的机械强度,适合安装在环境恶劣的场合。铠装热电阻通常由铠装铂热电阻感温元件、安装固定装置和接线装置等主要部件组成等热响应时间少,减小动态误差;直径小,长度受限制;
测量精度高;
利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。铠装热电阻是一种温度传感器,它比装配式热电阻直径小,易弯曲,抗震性好,适宜安装在装配式热电阻无法安装的场合,WZPK系列铠装热电阻采用引进热电阻测温元件,因此,具有精确、灵敏、热响应时间快、