CO2　变送器的数量和位置应根据风险评估情况确定。　图1.二氧化碳和某些其它气体的红外吸收光谱。　波长　发送　pV　=nRT　其中　P　=　压强压强[Pa]　V　=气体体积[m3]　N　=气体量[摩尔量]　R=通用气体常数　(=　8.3145　J/mol　K)　T　=温度[K]　温度和压强对二氧化碳测量的影响　多数气体传感器的输出信号与分子密度成　比例　(分子摩尔数/气体体积)　,　甚至测量　读数也表达为百万分之几　(体积/体积)　。　随着压强和/或温度的变化,　从理想气体　定律可以看出气体分子的密度将发生改　图2.维萨拉CARBOCAP　CO2　传感器的结构　红外CO2　探测器的主要部件由光源、　测量　室、　参比波长滤波器和红外探测器构成。　从光源发出的红外光线穿过被测气体直　接被引导进入探测器内。　安装在探测器前　端的滤波器可阻止与被测气体不同的其　他波长进入探测器。　探测得到的光强度　值经过转换变为气体浓度值。　维萨拉CARBOCAP®二氧化碳传感器采　用红外传感技术测量CO2　的体积浓度。　它采　用独特的电调谐　法布里-　珀罗干　涉仪　(FPI)滤波器进行双波长测量。　这意味着除了测量二氧化碳的吸收情　况,　CARBOCAP传感器还可进行参考测量,　这一测量数据可对光源强度变化以及污　垢累积和污染情况作出补偿。　这会让传感　器在长期运行中非常稳定。　若要查阅维萨　拉全系列二氧化碳测量产品,　请访问　www.vaisala.com/carbondioxide。　理想气体定律　在测量二氧化碳过程中,　理想气体定律对　于估算温度与压强变化的影响非常有用。　它可以为CO2　读数提供补偿。　理想气体是由随机运动且相同体积分子粒　子组成的假想气体,　粒子大小及分子间作　用力忽略不计。　假定理想气体分子彼此之间　以及与容器壁之间发生的是弹性碰撞。　事实上,　真实气体行为并不完全与理想气　体相同,　但理想气体经常被用来作为真实　气体行为的近似说明。　根据方程所示,　理　想气体定律是指一定量的气体的状态与　其压强压强、　体积和温度相关。　变。　结果在传感器上以ppm为单位显示。　下面的图示用可直观地说明了压强或温　度的增加如何改变气体状态,　并如何影响　二氧化碳测量。　镜面　红外吸收　防护窗　法布里-珀罗干涉　仪(FPI)滤波器　探测器　恒定温度时压强增加　恒定压强时温度增加