假如容量瓶 容积为250mL,移液管为25mL,则共吸10次,观察容量瓶中水的弯月 面是否与标线相切,若不 相切,表示有误差,一般应将容量瓶空干后再重复校正一次,如果仍不相切,在容量瓶颈上做一新标记,以后配合该移液管使用时,可以新标记为准。