因为有点多,所以先给你看看最贵的型号“AutoBiPAP757P双水平呼吸机”的资料。
需要别的型号的密我就行了,到时候发给你。
美国飞利浦伟康呼吸机 BiPAPAuto757P双水平呼吸机睡眠治疗仪
M700升级替代产品757P产品特点:
呼吸机主机、一体湿化器、电源线、呼吸机管路、过滤棉(包括备用的)
使用手册、智能数据卡、便携背包、鼻罩(根据顾客鼻子及面部大小鼻罩的型号会有所不同);
1.体积小携带方便,主机手掌大小,18*14*10CM
2.噪音小于30分贝,与原机比较机器噪音明显减小
3.顺应性强,技术得到了充分发挥,使之更容易接受治疗,呼吸更加自由顺畅。
4.全新的加温加湿一体器防回流装置,彻底有效的防止了加湿水回灌入主机, 即使把机器垂直倒立加湿水也不会进入主机。
5,记忆卡改为SD数据存储卡,可记录365天使用情况,读取数据更加方便。
这款全新的M系列自动调压双水平呼吸机将伟康先进的工艺技术完美的结合,从而造就市场上最先进的双水平呼吸机。它能为您提供以下功能:
* 自动调节功能能够维持所需的小而有效的气压
* Bi-Flex让环绕呼吸环境更舒适更自然
* 数字自动追踪功能能够自动追踪及作用于您的正常呼吸频率模式
* 先进的复查报告功能方便您收集追踪发生于睡眠时间的像AHI,漏气及打鼾的数据。
通用的电源支持
这款M系列自动调压双水平呼吸机所适用的电压范围在110V—240V。
基本参数
厂家:伟康(Respironics)
IPAP:4—25厘米水柱
EPAP:4—25厘米水柱
Bi-Flex:支持
自主产生气流:可以
同步:否
延迟增压功能:配备
DC电缆:有
原装电池:无
自动海拔压力功能:配备
漏气补偿功能:配备
加温加湿器:M系列加温加湿器
智能存储卡功能:支持
自动开关功能:支持
电压
AC电压:100—240V,50/60Hz
DC电压:12V(外接变压器)
AC电流:最大1.25A
DC电流:最大3.0A
无需更换保险丝
压力
输出压力:4—25厘米水柱
稳定压力:4—10厘米水柱(+/-0.5厘米水柱)
声音分贝:30分贝
最大流量:小于35 LPM
精准控制
IPAP (4 to 25 cm H2O) +/- 1.5 cm H2O (始于静态设定点)from static setpoint
EPAP (4 to 25 cm H2O) +/- 1.5 cm H2O (始于静态设定点)from static setpoint
延迟升压持续时间:(0-45 minutes) +/- 10%
升压时间:(0.1 to 0.4 seconds) +/-25%
其他方面:发光显示屏,自动开关机,面罩空缺提醒等功能