本文列举九十个常用仪表术语供大家参考。仪表术语常见于各种仪表技术资料和书籍中,正确理解常用仪表术语的含义有助于规范仪表设计、选用和安装调试,仪表工了解和熟悉常用仪表术语是基本功。1、测量点(一次点)
测量点指检测系统或控制系统中,直接与工艺介质接触的点。如压力检测系统中的取压点,温度检测系统中的热电偶、热电阻安装点等。一次点可以在工艺管道上,也可以在工艺设备上。
2、一次部件(取源部件)
一次部件通常指安装在一次点上的仪表加工件,如压力检测系统中的取压短节、测温系统中的温度计凸台等。
3、一次阀门(取压阀)
一次阀门指安装在一次部件上的阀门,如与取压短节相连的压力检测系统的阀门,与孔板正、负压室引出管相连的阀门等。
4、一次元件(传感器)
一次元件指安装在现场且与工艺介质相接触的元件,如热电偶、热电阻等。
5、一次仪表
一次仪表是现场仪表的一种,指安装在现场且直接与工艺介质相接触的仪表,如弹簧管压力表、双金属温度计、差压变送器等。
6、一次调校(单体调校)
一次调校指仪表安装前的校验,按《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GB 50093-2013)的要求,原则上每台仪表都要经过一次调校。调校的重点是检验仪表的示值误差、变差,PID调节器的比例度、积分时间、微分时间的误差、控制点偏差、平衡度等。只有一次调校符合设计或产品说明书要求的仪表才能安装,以保证二次调校的质量。
7、二次仪表
二次仪表指仪表示值信号不直接与来自工艺介质接触的各类仪表的总称。一次仪表的输入信号通常为变送器变换的标准信号。二次仪表接受的标准信号一般有三种:气动信号0.02-0.1MPa;Ⅱ型电动单元组合仪表信号0-10mADC;Ⅲ阻型电动单元组合仪表信号4-20mADC或1-5VDC。
8、现场仪表
现场仪表指安装在现场的仪表的总称,包括所有一次仪表,也包括安装在现场的二次仪表。
9、二次调校(二次联校、系统调校)
二次调校指仪表现场安装结束后,控制室配管配线完成而且通过校验后,对整个检测回路或自动控制系统的检验,也是仪表交付正式使用前的一次全面校验。其校验方法通常是在检测环节加一信号,然后仔细观察组成系统的每台仪表是否工作在误差允许范围内。如果超出误差允许范围,又找不出原因,就要对组成系统的全