已知两坐标点,测另一坐标或放样另一坐标。在一已知点架设全站仪,先水准气泡再水准管,对中后,点击坐标测量或放样,输入该坐标点坐标确定。
输入另一已知坐标点即后视点坐标,点一次确定,另一人将三脚架架该已知坐标点上对中。
对中好,对讲机示意测量员OK,开始测量
旋转全站仪照准后视点,固定,确定。点确定自动打点三次以上点击确定。
将三脚架架设到要测点上,旋转全站仪照准点击测量。打点三次以上,基于平均为准。确定。
或输入要放样点坐标确定,旋转全站仪至水平 角为零,固定微调至零,指挥三脚架移动到全站仪方向,点击测量,指挥其前后移动,直至误差为零毫米。定点。