乙腈(色谱纯,FisherChemicals公司);水为超 质量分数97%,由韩国Dongbu Fine化学公司提供);10% 唑酰草胺乳油(由苏州富美实 收稿日期:2008-10-20,修返日期:2008-11-20 作者简介:罗婧(1981—),女,吉林省吉林市人,硕士,从事农药残留检 测研究。E-mail :2007102119@njau.edu.cn。 通讯作者:王鸣华 (1961—),男,山西垣曲人,博士,教授,从事农药科研工 作。Tel :025-84395479,E-mail :wangmha@njau.edu.cn。 唑酰草胺紫外吸收谱图192 1.3.4计算 将测得的2针试样溶液以及试样前后2针标样溶液 2.2线性关系的测定 唑酰草胺标准母液配制成0.5、1.0 、5.0 、10 20mg/L系列质量浓度的溶液,按上述色谱条件检测,以 质量浓度为横坐标,以峰面积为纵坐标绘制标准曲线,结 果表明:样品峰面积与质量浓度呈良好的线性关系,回归 方程为y 60.385x-5.6099,相关系数r 0.9999,线性 围为0.5~20mg/L。 2.3 方法准确度的测定 在已知质量浓度的样品中,添加系列不同质量浓度的 唑酰草胺标准品,在上述色谱条件下测定 2.4方法精密度的测定 按上述方法和条件对同一含量 唑酰草胺样品,重复 测定6次,标准偏差为0.230 9,变异系数为2.32%。 唑酰草胺的峰面积分别进行平均 按下式计算:唑酰草胺的质量分数 A2m1P 100A1m2 为标样溶液中A2为试样溶液中 唑酰草胺峰面积平均值 唑酰草胺峰面积平均值 m1为m2为唑酰草胺试样的质量(g) 结果与讨论2.1 检测波长的选择 采用紫外分光光度计在200~400 nm范围内 胺标准溶液进行紫外扫描(见图2) ,发现 205、240nm处均有最大吸收,但由于205 nm处样品中 结论从方法的准确度和精密度可以看出:在选定的色谱条 件下,采用高效液相色谱法测定 唑酰草胺,方法重现性 好、准确度高、简便、快速,是一种可行的分析方法,可 用于 唑酰草胺的质量控制和检测。 参考文献: 其他杂质和溶剂也有吸收,对 唑酰草胺产生干扰,故选 240nm为检测波长。 新稻田除草剂Metamifop[J].农药, 2004, 43(7): 327-328. 曾得意, 噻虫嗪的反相高效液相色谱分析[J].农药, 2005, 44(10): 469-470. 10%苄嘧磺隆精唑禾草灵悬浮 剂高效液相色谱分析[J]. 农药, 2007, 46(7): 473-474. 责任编辑:李新 第三卷:《病虫草害防治技术大全》