产品特点
小体积三维电子罗盘 直径3.5CM 串口232数字输出,
航向精度0.5度,倾角精度0.1度。zui高刷新频率20HZ
三轴磁阻传感器测量空间磁场,双轴倾角补偿。
高速高精度A/D转换,磁场测量精度100μGuass。
内置温度补偿,zui大限度减少倾斜角和指向角的温度漂移。
内置微处理器计算传感器与磁北夹角,输出RS232格式数据帧。
具有简单有效的用户标校指令。
具有指向零点修正功能。
工作温度范围-40℃到+85℃。保存温度-55℃到+100℃。
产品描述
内置三轴磁场传感器和双轴倾角传感器。输出的指向是罗盘指北轴线在水平面的投影和地磁北线在地面投影的夹角。由于具有倾斜和俯仰角度补偿,在倾斜或者俯仰情况下,罗盘指向投影线变化小,罗盘指向受倾斜和俯仰影响小。
罗盘主要针对卫星通讯中的天线姿态设计,罗盘内的倾角输出具有温度漂移小,重复性好,正交干扰小等特点。在实际应用中,倾角精度能满足卫星通讯中C波段或者KU波段天线(直径2米以下天线)姿态测量的精度要求。
罗盘是检测磁场的传感器,对于外界干扰磁场和地球磁场,罗盘无法做到实时、准确的区分,在使用中为罗盘提供干扰磁场小的位置是保证罗盘精度的关键,同时,在使用中减少罗盘的线加速度和转动加速度是保证罗盘精度的另外一个关键。
产品应用范围
车载定点双向卫星通讯设备电子指北针。
船载动中卫星电视接收设备天线方位的电子指北针。
车载动中卫星电视接收设备天线方位的电子指北针。
车载定向无线电检测设备上的电子指北针。
车载雷达天线方位的指北针。
产品型号表(见表1):
型号 接口 输入电压 温度范围 温度补偿 说明
XY3400-232 RS232 5V-12V -40℃—85℃ 无 无封装,直径35mm
技术指标:
注:以下数据均属于XY3400-232的测试数据。
1. 常规模式时俯仰角和横滚角的主要指标(环境温度=25℃,电源=+12V,速度=7次/秒)(见表2)
指标 zui小 典型 zui大 单位
测量范围 双轴±60 o
分辨率 ±0.1 o
精度(0°)