一、混凝土回弹仪回弹值的计算方法 1、计算测区平均回弹值,应从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,余下的10个回弹值按下式计算:10式中Rm—测区.
63Mpa以上 回弹仪上显示的强度值再乘以碳化系数达到63Mpa以上算合格。质量控制 1、混凝土生产时严格按配合比计量,其计量偏差应符合GB50164-92《混凝土质量控.
回弹仪都是经过标定的,按道理回弹值波动应该在合理范围内。监测站的多用的较高档的,多少数显的。自用的多买指针式的,便宜。
回弹仪的正确操作:1.将弹击杆顶住混凝土的表面,轻压仪器,使按钮松开,放松压力时弹击杆伸出,挂钩挂上弹击锤。2.使仪器的轴线始终垂直于混凝土的表面并缓慢均.
需要,同时还要测定碳化度。
有好的有差的。500至800元。
检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土检测面,缓慢施压,准确读数,快速复位。混凝土强度的推定:1、从测区的16个回弹值中,剔除3个最大值和3个.
回弹仪上面一排是炭化深度大于零时的读数,下面一排是炭化深度为零时的读数.然后按回弹仪的读数和所测得的炭化深度查表找出强度值. 读上面的数.要考虑回弹角度、炭.
是回弹值与混凝土强度换算吧。回弹强度与混凝土强度在一定条件下有经验相关,没有确切的理论支持。
混凝土回弹仪计算方法,在这里一下子说不清楚,请看JGJ/T 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程,里面有回弹值与强度对照表格及详细的计算方法。
下载规范《JGJT23-2011回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》,里面针对各个强度. 至少取三个测区碳化值平均,再到换算表上查找相应的换算值,10个以下测区的换算.
分别代表什么? 换算之后怎么看强度达到要求没
混凝土回弹仪上排刻度表示回弹值,经过换算后可得出混凝土的强度值;下排是直接弹出混凝土强度的参考值。
如果不考虑角度修正、弹击面修正、碳化修正、钻芯修正,回弹平均值约56的参考行业标准,混凝土强度大于60MPa
按照规范要求,每个构件最少取10个测区,(除检测面一个方向不大于4.5米,另一. 根据修正后的平均回弹值、平均碳化深度查测区混凝土强度换算表,当测区不小于10.
用回弹仪测混凝土的值是表面强度,只能推测算出用回弹仪测出的是22,换算成混凝土