报警指示灯 电池充电指示灯(绿色):外界交流电后,如果监护仪内置电池电量不足, 绿色指示灯会闪烁,表示当前在充电;如果内置 电池电量已满,则该指示灯常亮,当没有外接交 流电时该指示灯不亮。 1.电源指示灯: 开机指示灯: 开机:指示灯为绿色。 关机:指示灯为橙色(外接交流电) 指示灯不亮(不接交流电) 2.开机/待机键在接通交流电或安装有电池的情况下,持续按住 监护仪前面板上的待机键3秒以上可随时打开或 关闭监护仪。 3.主菜单键 按此键可以进入主菜单。 10 4.波形冻结/恢复键 当波形在扫描显示时,按此键冻结波形;当波 形在冻结状态时,按此键解除波形冻结,恢复 波形扫描。按下波形冻结键后,当屏幕显示菜 单30秒而仍无任何按键操作时,波形冻结会自 动退出,返回到原来的监护画面。 11 5.血压测量键: 按此按键开始一次血压测量:若监护仪 正在血压测量中,按此按键则停止血压 测量。 6.报警音暂停键: 按此键对监护仪的报警声音开启/关闭 的时间和状态进行控制。 12 报警开关为“关”的状态下,按“报警音暂停键”可以打开报警开关。 各参数的报警开关可分别在各参数设置菜单中关闭/打开。 静音期间,出现新的报警事件可触发报警声音,静音失效,报警音状态按报警级别自动转换。 电池电量不足的提示报警不受报警音暂停键的控制,只要电池电量不足,监护仪就会发出提示报警,提示 尽快接上交流电源充电。 注意: 13 7.打印键: 按此键启动记录仪打印,再按一次随时停止 打印,如果启动后无人操作系统设置记录仪 打印90秒后自动停止(报警触发,定时打印 情况除外)。 8.系统设置菜单键: 按此键屏幕显示系统设置菜单;再按此键则此 菜单从屏幕上消失。 14 9.旋钮: 在菜单行显示的状态下,通过旋转旋钮切换 选择,屏幕下方出现菜单行中所需的功能项, 当提示箭头指向某一功能时,按一下旋钮为 选中该项功能;然后旋转旋钮切换选择所需 的选项;最后,再按一下该旋钮确认。 15 10.报警指示灯 红/黄双色报警灯。报警灯的发光状态根据报警 的级别而变; 当发生危急报警(危及生命)时,报警灯显示红色且闪烁发光; 发生提示报警时,报警灯为黄色常亮。