1, 直流电流表工作原理及电路图

工作原理:直流电流表主要采用磁电系或电动系测量机构,这些测量机构的测量基本量是电流,可用来直接测小电流。对于大量值的直流电流,磁电系测量机构要使用分流器,也就是并联电阻。直流电流表的作用是将大部分被测电流分流。对约10A以下的电流多采用内附分流器;对更大的电流值,则使用专用分流器。采取四端结构,具有两个电流端,两个电位端。其电阻值的选择条件为:当标称电流通过该分流器时,其电位端间的电压为45mV或75mV;以量程为45mV或75mV的磁电系毫伏表测此电压值,而表盘上则以电流值刻度。直流电流表电路图:直流电流表的主要参数1、量程:即满刻度时的电流值,以Im表示,实验室常用的直流电流表有时有几个量程可供选择,相应地有两个以上的接线柱,一个是公用端,另外几个接线柱上标有对应的量程:2、内阻:电流表的内阻非常小,用以减小测量时电流表上的压降。3、精度等级:按国家标准规定,电流表一般分为7个准确度等级,不同准确度等级的电流表测量结果具有不同的精度。参考资料来源:搜狗百科--电流表参考资料来源:搜狗百科--直流电流表

2, 多用电表的使用原理是什么啊?

电表的工作原理:(1)“机械电度表基本原理”传统电度表指感应式的机械电度表(简称感应表或机械表),它利用的是电磁感应原理,主要由电压线圈、电流线圈、铝盘、永久磁铁、计度器等器件构成。其工作原理为:根据电磁感应原理,电表通电时,在电流线圈和电压线圈产生电磁场,在铝盘上形成转动力矩,通过传动齿轮带动计度器计数,电流电压越大,转矩越大,计数越快,用电越多。铝盘的转动力矩与负载的有功功率成正比。电表常数,指计量每单位电能值(度或千瓦·小时)时对应铝盘转过的圈数,单位是转/千瓦·小时。(2)“电子电度表基本原理”电子式电度表是利用电子电路/芯片来测量电能;用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号,用分流器或电流互感器将电流信号变成可用于电子测量的小信号,利用专用的电能测量芯片将变换好的电压、电流信号进行模拟或数字乘法,并对电能进行累计,然后输出频率与电能成正比的脉冲信号;脉冲信号驱动步进马达带动机械计度器显示,或送微计算机处理后进行数码显示。

3, 电表的工作原理

单相电度表的构成及电路原理图单相有功电度表(简称:单相电度表)由接线端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计数器构成,只要电流线圈通过电流,同时电压线圈加有电压,转盘就受到电磁力而转动。。单相电度表共有5个接线端子,其中有两个端子在表的内部用连片短接,所以,单相电度表的外接端子只有4个,即1、2、3、4号端子。由于电度表的型号不同,各类型的表在铅封盖内都有4各端子的接线图。原理图如下2、直接接入法如果负载的功率在电度表允许的范围内,即流过电度表电流线圈的电流不至于导致线圈烧毁,那么就可以采用直接接入法。直接接入法:单相电度表共有四个接线端子,从左至右按1、2、3、4编号,如下图3、经互感器接入法在用单相电度表测量大电流的单相电路的用电量时,应使用电流互感器进行电流变换,电流互感器接电度表的电流线圈。接法有两种:(1)单相电度表内5和1端未断开时的接法。由于表内短接片没有断开,所以互感器的K2端子禁止接地。如图由于表内短接片已断开,所以互感器的K2端子应该接地。同时,电压线圈应该接于电源两端。

4, 电度表的工作原理

交流毫伏表是由微型计算机控制、集成电路及晶体管组成的高稳定度的放大器电路等组成的测量装置,具有开关手感好,结构紧凑,精度高,可靠性强等特点,广泛应用于收音机、CD机、电视机等生产厂家的生产线上和修理部门、设计部门、学校实验室及科研单位等。 目录交流毫伏表的种类交流毫伏表的工作原理交流毫伏表的使用方法交流毫伏表的注意事项交流毫伏表的种类 1、数字/模拟超高频毫伏表(射频毫伏表) 2、视频毫伏表 3、工频/音频交流毫伏表 4、数字/模拟双通道毫伏表 5、数字/模拟多用交流毫伏表交流毫伏表的工作原理 交流毫伏表由输入保护电路、前置放大器、衰减放大器、放大器、表头指示放大电路、整流器、监视输出及电源组成。 输入保护电路用来保护该电路的场效应管。衰减控制器用来控制各档衰减的接通,使仪器在整个量程均能高精度地工作。整流器是将放大了的交流信号进行整流,整流后的直流电流再送到表头。