概念 :物理学上用来表示物质分布密集程度的物理量.定义为物质质量与其体积的比值
可以用于气、固、液体.
实际检测中使用的密度还有印刷上的光密度、粉末颗粒的堆密度等,我这里只讨论最简单的液体的密度的测量.
液体密度的测量可以为工艺设计提供数据、推测物质的纯度、快速确定物质的浓度等.
在许多液体产品的中间控制和成品检验中,密度是一项重要的指标.
密度测定方法:
( 1 )体积称重法:根据概念,只要得知一定的体积的液体的重量,就可以算出密度.采用这一原理测量的方法有密度瓶法.
当然我们还有更简单的方法:用移液枪取一定体积的液体在电子天平上称,由于无法控温,只能用于要求不高的场合.
( 2 )浮力法:根据阿基米德物体所受浮力与体积、密度关系原理所做的测定方法有密度(浮)计、以及我们表面张力仪和天平所带的密度附件.
密度计由干管和躯体两部分组成,干管是一顶端密封的、直径均匀的细长圆管,熔接于躯体的上部,内壁粘贴有固定的刻度标尺,躯体为一直径较粗的圆管,底部呈圆锥形或半球状,填有适当质量的重物,可以垂直稳定地漂浮在液体中.测量时要根据测液体密度值的范围密度计.
根据不同浓度的液体密度不同,可以将其刻度改为浓度表示来测定酒精浓度、糖度、盐度等.
( 3 ) U 型管法:利用 U 型管的振荡频率与其质量关系制作的仪器,它用的样品量少,精度高.