全站仪怎么使用方法与步骤: 全站仪怎么使用方法与步骤: 全站仪由照准部,基座,水平度盘等部分组成,采用编码度盘或光栅度盘,读数方式为电子显示. 全站仪由照准部,基座,水平度盘等部分组成,采用编码度盘或光栅度盘,读数方式为电子显示. 有功能操作键及电源,还配有数据通信接口. 有功能操作键及电源,还配有数据通信接口. 全站仪的使用 (1)测量前的准备工作 1)电池的安装(注意:测量前电池需充足电) 电池的安装(注意:测量前电池需充足电) ①把电池盒底部的导块插入装电池的导孔. 把电池盒底部的导块插入装电池的导孔. ②按电池盒的顶部直至听到"咔嚓"响声. 按电池盒的顶部直至听到"咔嚓"响声. ③向下按解锁钮,取出电池. 向下按解锁钮,取出电池. 2)仪器的安置. 仪器的安置. ①在实验场地上选择一点,作为测站,另外两点作为观测点. 在实验场地上选择一点,作为测站,另外两点作为观测点. ②将全站仪安置于点,对中,整平. 将全站仪安置于点,对中,整平. ③在两点分别安置棱镜. 在两点分别安置棱镜. 3)竖直度盘和水平度盘指标的设置. 竖直度盘和水平度盘指标的设置. ①竖直度盘指标设置. 竖直度盘指标设置. 松开竖直度盘制动钮,将望远镜纵转一周(望远镜处于盘左,当物镜穿过水平面时),竖直度盘指 松开竖直度盘制动钮,将望远镜纵转一周(望远镜处于盘左,当物镜穿过水平面时),竖直度盘指 ), 标即已设置.随即听见一声鸣响,并显示出竖直角. 标即已设置.随即听见一声鸣响,并显示出竖直角. ②水平度盘指标设置. 水平度盘指标设置. 松开水平制动螺旋, 360,水平度盘指标即自动设置.随即一声鸣响,同时显示水平角. 松开水平制动螺旋,旋转照准部 360,水平度盘指标即自动设置.随即一声鸣响,同时显示水平角. 至此,竖直度盘和水平度盘指标已设置完毕.注意:每当打开仪器电源时,必须重新设置和的指标. 至此,竖直度盘和水平度盘指标已设置完毕.注意:每当打开仪器电源时,必须重新设置和的指标. 4)调焦与照准目标. 调焦与照准目标. 操作步骤与一般经纬仪相同,注意消除视差. 操作步骤与一般经纬仪相同,注意消除视差. (2)角度测量 1)首先从显示屏上确定是否处于角度测量模式,如果不是,则按操作转换为距离模式. 首先从显示屏上确定是否处于角度测量模式, 如果不是,则按操作转换为距离模式. A,按置零键 按置零键, 0°00′00〃,顺时针旋转照准部, 〃,顺时针旋转照准部 2)盘左瞄准左目标 A,按置零键,使水平度盘读数显示为 0°00′00〃,顺时针旋转照准部,瞄准右 读取显示读数. 目标 B,读取显示读数. 3)同样方法可以进行盘右观测. 同样方法可以进行盘右观测. 4)如果测竖直角,可在读取水平度盘的同时读取竖盘的显示读数. 如果测竖直角,可在读取水平度盘的同时读取竖盘的显示读数. (3)距离测量 1)首先从显示屏上确定是否处于距离测量模式,如果不是,则按操作键转换为坐标模式. 首先从显示屏上确定是否处于距离测量模式,如果不是,则按操作键转换为坐标模式. 2)照准棱镜中心,这时显示屏上能显示箭头前进的动画,前进结束则完成坐标测量,得出距离,HD 照准棱镜中心,这时显示屏上能显示箭头前进的动画,前进结束则完成坐标测量,得出距离, 为水平距离, 为倾斜距离. 为水平距离,VD 为倾斜距离. (4)坐标测量 1)首先从显示屏上确定是否处于坐标测量模式,如果不是,则按操作键转换为坐标模式. 首先从显示屏上确定是否处于坐标测量模式,如果不是,则按操作键转换为坐标模式. 点及后视点坐标,以及仪器高,棱镜高. 2)输入本站点 O 点及后视点坐标,以及仪器高,棱镜高. 3)瞄准棱镜中心,这时显示屏上能显示箭头前进的动画,前进结束则完成坐标测量,得出点的坐标 瞄准棱镜中心,这时显示屏上能显示箭头前进的动画,前进结束则完成坐标测量,