以上三种做法都是不对的。1) 如果不给基线平直度,使用者将不知自己所使用的波长上的噪声或灵敏度,不便选择仪器条件;因此,不易得到最佳分析结果。2) 并非高档紫外可见分光光度计的基线平直度都是±0.001。如国内某厂给出的高档紫外可见分光光度计的基线平直度为±0.001,实测为±0.004,相差4倍。3) 不给全波长范围内的基线平直度,更是不对的。第一,未搞清基线平直度的概念或定义;第二,不能保证紫外可见分光光度计的波长使用范围,可以说是虚指标;第三,会误导使用者,使使用者误认为制造厂给的基线平直度就是指的全波长范围内的基线平直度。