一、直流分流器的定义
如果测量一个很大的直流电流,例如几十安培甚至更大,但没有那么大量程的直流电流表进行测量,怎么办?这就要采用分流器。
分流器,实际是一个阻值很小的可以通过大电流的精确电阻,当电流流过分流器时,在它的两端就会产生一个毫伏级的直流电压信号,使并接在该分流器两端的直流电流表指针摆动,该读数就是该直流电路中的电流值。
所谓分流,即分一部分小电流(mA)去推动表指针,该小电流与大回路电流(A)比例越小,电流表指示读数的线性就越好,也更精确。
直流电流表实际表头是标准的毫伏电压表,用毫伏电压表来测量分流器两端的电压,再将这个电压换算成电流,即我们在电流表上所看到的电流,这样就完成了大电流的测量。毫伏电压表的满度值有20mV、30mV、50mV、60mV、75mV、100mV、150mV等,一般常规为75mV(如图1),那么用这块电压表测量比如20A的电流,就需要给它配一个在流过20A电流时候产生75mv电压降的分流电阻,也称75mv分流器。根据欧姆定律U=IR,分流器的阻抗=表头标志满度电压/表头满度电流。比如:100A电流表配套的分流器阻值为0.00075欧,即100A*0.00075欧=75mV;50A电流表配套的分流器阻值为0.0015欧,50A*0.0015欧=75mV。
直流电流表和分流器是配套使用的。
二、分流器型号表示规则
FL-2 0.5 200A 75mV
(型号)(精度)(电流)(压降)
三、注意事项
1、分流器一次回路的电缆(或铜排)与分流器连接处不允许有人为的接触电阻,二次电压的取样点不能从非取样点取样。
2、两个小螺丝接入仪表信号输入端,应注意信号的极性,电流流入分流器的那端为正极,接仪表信号输入端的正输入端;电流流出分流器的那端为负极,接仪表信号输入端的负输入端。
3、实际使用的电流(长时间)建议不超过额定电流的80%。
四、分流器接线图
那么交流大电流怎么测量呢?
采用电流互感器,将大电流以一定变比变成5安培以下的小电流,于是用小量程交流电流表就可测量大电流了,只是测得的电流还要乘上那个变比。