糖尿病是慢性终身性疾病,血糖监测是糖尿病病人了解自己血糖变化、更好地控制病情的手段之一。所以,如何选择适合自己、价廉物美的血糖仪,如何正确使用血糖仪进行血糖的自我监测,是许多糖尿病病人关心的问题。
如何选购血糖仪
血糖仪,按检测原理可以分为电极型(电化学法测试)和光电型(反射技术测试),按采血方式可以分为抹血式和吸血式,另外还有新型无痛血糖检测仪。
面对市场上品种纷杂,令人眼花缭乱的血糖仪,如何去选购一台方便、实用的呢?
1.看准确度 首先应该明确一点,目前家用血糖仪的准确度是达不到诊断标准的。但其测得的血糖值,应与生化仪测静脉血的测试值相近,不可相差太悬殊。目前市场上有些血糖仪内置了校正功能,用其测手指血可得到与生化仪测静脉血近似的结果。有些厂商的产品带有质控液、检测卡,专门检验血糖仪的准确性以及检测血糖仪工作是否正常,在购买时要注意询问。
2.看仪器运行情况 比如采血针使用是否便利,以及查看需血量的多少、仪器读数的时间、显示屏的大小与清晰度、电池的更换方便与否、外表是否美观、大小如何等等。
3.看服务 应了解血糖仪的保修期、保修项目及其他售后服务,以及试纸的供货情况。
4.看价格 挑选血糖仪的时候,不仅要看仪器的价格,还要考虑耗材的开销,如试纸条、电池、取血针(有些仪器需要特殊的取血针)等。
5.选择适合自己的血糖仪
(1)是否便于携带:旅游、探亲时也可以随时监测血糖。
(2)测试时间:如果对你来说时间很重要,那么就应挑选一台能够快速读数的血糖仪。
(3)操作过程:有些仪器检测步骤较多,测试容易失败,所以应选操作过程简单的产品。
(4)显示器大小:对于老年病人或合并有视力下降的病人应选用显示窗大些的血糖仪。
(5)清洗:如果你闲暇时间少或是不爱做清洁,可以选择一和报告结果。
(7)温度范围:很多血糖仪有一个温度范围的规定。所以,购买时要确保你所选定血糖仪的使用温度可以在当地环境下正常工作。
6.看功能购买时要注意记忆容量大小以及是否附带时间和日期等功能,因为,没有时间和日期的储存结果会导致无法分辨餐后血糖和空腹血糖值。另外,有些血糖仪具有自动抛弃试纸,自动开机、计算平均值,还有闹铃、外语显示等附加功能,这些会给你的日常监测带来很多方便。
如何正确使用血糖仪?
自我检测血糖的操作方法:
1.彻底清洗双手并待干,准备好血糖仪、试纸、采血笔、采血针等物品;
2.按下主开关,调整血糖仪的代码,使其与你现在使用的试纸代码相同;
3.用乙醇(酒精)为采血的手指消毒;
4.按摩手指以增加血液循环,手臂下垂30秒,以便使血液充分流到指尖;
5.将采血针装入采血笔中,根据手指皮肤厚度选择穿刺深度;
6.用拇指顶紧要采血的指间关节,再用采血笔在指尖一侧刺破皮肤取适量指血;(刺皮后勿加力挤压,以免组织液混入血样,造成检测结果偏差。) 7.将足量指血滴入试纸的圆形测试孔;
8.从血糖仪上读出血糖值,并记录监测时间和血糖值。
注意事项:
1.测试前应核对、调整血糖仪显示的代码,使之与试纸条包装盒上的代码相一致,确认代码无误后方可测试。
2.血糖仪试纸应干燥、避光和密封保存;从瓶中取出试纸要立即使用,并随即牢固拧紧瓶盖,以免试纸受潮;试纸瓶打开时应在瓶上注明。日期;注意试纸失效期,并确保在有效期内用完。
3.血糖仪允许运作的温度是10℃~40℃,湿度是20%~80%。太冷、太热、过高的湿度均可影响其观测值的准确性;避免将仪器存放在电磁场(如移动电话、微波炉等)附近。
4.测试时若采血量不足,会导致检测失败或测得的结果偏低。如血滴过大,溢出测定区,就会影响测定结果。因此,无论血量不足还是血量过多,都必须用新的试纸重新检测,以免出现错误的结果。另外,采血时因肢端末梢循环不好、血流不畅或过度挤压等也会影响测定结果。
5.取血部位消毒后会残留有酒精,因此,最好等消毒酒精挥发后再行取血。
6.采血针一经使用,针尖会随着使用次数的增加而越来越钝。另外,使用过的采血针上容易有细菌繁殖,可能会直接危害健康。因此,血糖检测完毕后,应立即将使用过的试纸及采血针妥当地弃置。
7.定期清洁和保养机器,清除血渍、布屑、灰尘等。