BWY——804系列 MOUNTING OPERATINGMANUAL NINGBOHUAXIN INSTRUMENT CO., LTD CHINA Oil-surfacethermometers transformers型号命名 一、概述 BWY—804 系列变压器用油面温控器(简称温控器)是为测量和控制 1000kVA 以上大 型变压器油温而设计的,同时也适用于其他设备的温度检测和控制。 BWY—804 系列温控器具有良好的防护性能,能在户外条件下正常工作。仪表内部有 四组可调控制开关,可分别用于变压器冷却系统的启动、讯号报警和事故跳闸。同时能将温度 信号远传到控制中心,同步显示变压器油温, 以及与计算机连网。 结构与工作原理温控器主要由弹性元件(波纹管)、毛细管和温包组成。这三部分构成的密封系统内 充满感温液体,当被测温度变化时,温包内的感温液体的体积随之变化。这个体积增量通过毛 细管传递到仪表内弹性元件(波纹管),使之产生一个相对应的位移。这个位移经机构放大后便 可以指示被测温度,并驱动微到开关,输出信号以驱动冷却系统,达到控制变压器温升的目的。 BWY—804A型温控器,采用复合传感技术,这是根据大型变压器用户要求,为保证 8000kVA以上大型电力变压器运行的可靠性,安全性而设计,该产品在温包内嵌装有 Pt100 铂电阻,通过表内的接线端子,可以将温度信号远传到数百米外的XMT 数字温度显示仪表。 仪表特点1、仪表采用全液冲灌,线性刻度盘,提高了仪表刻度前三分之一的指示准确度,扩展了仪 表的测量范围(0 150的全量程内任意设定。2、温包内嵌装铂电阻,配带XMT 数显仪表,能远距离指示变压器顶层油温 3、带有最高温度指示针能记录被测物曾到达的最高温度。 指示针 2.表盘3.元柱螺钉 4.温度设定凸轮 5.接头 5.上接头 6.毛细管 7.接线端子 8.微动开关 9.接点设定柄(红柄) 10.指示部件 11.波纹管 12.温包 图一、温控器內部结构图 BWY-804 系列变压器用油面温控器的成套性 序号 804变压器用油面温控器 测量变压器顶层油温并当温度 超过设定值时启动冷却系统和 输出报警信号 BWY-804(TH) 变压器用油面温控器 BWY-804A(TH) 变压器用油面温控器 采用复合温度传感器技术同时输出Pt100 铂电阻信号 BWY-804B(TH) 变压器用油面温控器 同2,带有变送器可输出4-20mA 信号 (1)BWY-804A(TH)/XMT变压器用油面温控器 BWY-804A(TH)/XMT-2变压器用油面温控器 XMT数字温度显示 调节仪,远距离显示温度, MT-2接收Pt100 信号,除显示 温度外可输出 4-20mA,0-5V (1)XMT数字温 度显示调节仪 (2)XMT-2 数字 温度显示调节 BWY-804B(TH)/XMT-3变压器用油面温控器 同3并配XMT-3 数字温度显示 调节仪,远距离显示温度, XMT-3 可输RS485 信号 XMT-3 数字温度显示 调节仪 四、主要技术参数 1、BWY 804部分: (1)、工作条件:环境温度为 95%。(2)、测量范围: 150(3)、准确度:2.0 150范围内自由设定,开关动作误差4,开关切换差为62。 开关额定功率:AC:250V 5A;DC:250V 0.3A (电阻负载) (5)、测温组件: 温包外形尺寸14120mm,安装螺纹为M272。 (6)仪表外形及安装尺寸:见图二 图二、BWY-804 安装结构图 (7)、户外性能:温控器的防水,防尘性能达到GB4208 82中IP55 的规定。 804A部分。 1)等同。(8)、带Pt100 铂电阻(附录分值表) 3、BWY-804(TH) 条均与(四-1)等同。(7)、户外性能:符合JB839-74 标准中一般用途热带电工产品中耐潮性能和外露零件的 防霉性能和外露零件的防霉性能。 4、XMT 数字温度显示调节仪。 (1)、工作条件:环境温度0~50,相对温度