深度找水 EH4 大地电磁。主要性能与特点: EH4 应用大地电磁法的原理,但使用人工电磁场和天然电磁场两种场源。既具有有源电探 法的稳定性,又具有无源电磁法的节能和轻便; 与一般 MT、CSAMT 不同,EH4 具有现场对数据质量、信噪比的质量监控功能,以保证操 作员随时对数据质量进行评估。 具有较高的分辨率,接收频点多达 60 个左右,而其它类似设备为 2030 个,为探测某些小 的地质构造和区分电阻率差异不大的地层提供了可能性。 采用两个正交的半圆形发射天线,不存在接地问题,也不需要布设很长的发射导线。 能同时接收和分析 X、Y 两个方向的电场和磁场,反演 X-Y 电导率张量剖面,对判断二维构 造特别有利; 仪器设备轻,观测时间短,完成一个近 1000m 深度的测深点,大约只需 15-20 分钟, 这使它可以轻而易举实现 EMAP 连续测量,提高数据质量;尤其适合于复杂地形的勘查; 时间域多次迭加采集数据, 提供了丰富的地质信息; 可选配目前世界上最先进反演软件之一 进行实时数据处理和显示,资料解释简捷,图像直观。 主要技术指标: 工作原理:自然的和人工的磁大地电流张量场 频率范围:0.1Hz-92kHz 发 射 机:带垂直天线线圈的 TxIM2 型发射机 频 率:500Hz-70kHz 冲 量:400Amp天线尺寸:2 个 4 的垂直交叉线圈 电 源:12V, 60Ah 电瓶 电 极:4 个 BE-26 型带缓冲器的有效高频偶极子以及 4 个 SSE 不锈钢电极,26m 电缆。 磁棒探头:2 个 BF-IM 磁感应棒(10Hz-100kHz) ,10m 电缆。