点击 进入下图所示,更改系统参数。 点击进入下图所示画面,更改系统参数。 标称画面 如若在下图画面上按下 : 进入下图所示画面。在进行此标称设置前请确认料斗内物料后进行如下操作: 按下此键,前灯闪烁并变绿色表示粗供料仪表清零操作成功。 按下此键,前灯闪烁并变绿色表示细供料仪表清零操作成功。 按下此键,系统进入粗称标称画面,如下图 :此状态下按下“确认”键进行仪表零点确认,灯闪烁变绿色表示操作成功。 :按下“0.0”键,将此值修改为设定砝码值后按下“确认”键,灯闪烁变绿色表示操作成功,如要查看当前标定重量,可在此画面查看“当前重量0.0g”,如显示重量与砝码重量不一致,请检查料斗有无被碰到,重新进行上述标称操作,具体操作如下说明: 标称前提排空当前料斗里的物料,确保零点稳定准确,然后进行如下标称操作: 按下“确认”键,灯开始变成绿色并闪烁,表明零点操作成功,按下来找一个标准砝码如400克,将砝码放入对应料斗,后按下“0.0”键,将此值修改为当前砝码值400.0后按下“确认”键后灯开始变绿并闪烁,表明标定操作成功。