7.12.3 应定期检查各种气源的接头,杜绝高压漏气;采用管道 麻醉机、呼吸机和其它医疗器械的终端处压力不宜低于 0.4Mpa,其气体插头之间应插拔灵活、 气密性良好。 7.12.4 手术室的各种医用电气设备必须使用原设备配置的电 源插头,严禁随意更换插头;电子压力消毒设备等功率较大的设备 应配置独 立的电源插座。 7.12.5 手术室内电器开关和插座距地板的高度不应小于 1.5m, 吸引器的足踏开关应采用橡胶密封型。 7.12.6 手术室宜铺设导电性能良好的防静电地板 ,室内设备和 医疗器 械均应配置传导性装置以防止静电 ;手术室内工作人员及病 员服装均应采用 全棉制品,鞋袜应有防静电导除装置。 7.12.7 应定期组织专业人员对手术部的电气设备及过滤器进 行检查,并 及时更换老化的电气线路和损坏的电气插座。 7.12.8 激光等局温仪器应远离易燃易爆物品 ,并由专业人员负 责仪器的维修、 保养。 7.12.9 手术室不使用时,应及时关闭电源和供氧设施。 7.13 病房、重症监护室 7.13.1 病房内的房门或床头及病房公共区域的明显位置应设 置安全指示 图,指示图上应标明疏散路线、 疏散方向、 安全出口 位置及人员说在位置和必要的文字说明。