型号:TELLT101

自动滤料检测仪可快速,准确的测量过滤防护装备及材料的过滤效率。可以盐性气溶胶或是油性气溶胶做测试载体,符合美国职业安全与健康局 NIOSH标准的要求。 自动滤料测试仪采用先进技术和微处理器控制,设计有好的用户界面和设置方式,能简化培训和操作,测试完成结果直接显示,直观方便。
颗粒物过滤效率检测仪(自动滤料检测仪)
口罩过滤性能测试简介:
自动滤料检测仪可快速,准确的测量过滤防护装备及材料的过滤效率。可以盐性气溶胶或是油性气溶胶做测试载体,符合美国职业安全与健康局 NIOSH标准的要求。
自动滤料测试仪采用先进技术和微处理器控制,设计有好的用户界面和设置方式,能简化培训和操作,测试完成结果直接显示,直观方便。
试用范围:
主要用于测呼吸防护产品的滤芯,一次性口罩,过滤介质等的性能测试,适用于此类产品的安全性测试,基本过滤性能评定以及新产品的开发指导
符合标准:
NIOSH 42 CFR Part 84呼吸防护装置
EN 143呼吸防护器.微粒过滤器.要求、检验和
标志JMOL日本防护口罩标准
GB 19083医用防护口罩技术要求
GB2626自吸过滤式防颗粒物呼吸器
GB 32610日常防护型口罩技术规范
GB19082医用一次性防护服
YY0469医用外科口罩
YY0969一次性使用医用口罩
快速循环测试系统:
工作状态全自动控制,无需人工监测
不要求人工监测,最大程度节时间和人力成本
友好测试界面吗,引导式设置,避免误操作
先进的检测配件,保证更可靠的测试结果
实现连续操作,减少停机时间和操作者的工作量
基本结构:
发尘系统-压缩过滤空气系统配合气溶胶发生器提供一定量的测试粉尘
测试腔-主测试腔及试样夹持
监测调节系统-压力监测及调节,提供动态测试环境
结果显示及分析系统-监测透过气溶胶并显示测试结果
基本参数:
气溶胶类型:PAO,DOP,DEHS,石蜡
微软雅黑黑体宋体直径:0.18μm满足 42 CFR Part 84
几何标准偏差:﹤1.6满足 42 CFR Part 84
气溶胶浓度:20~200mg/m3
气溶胶类型:氯化钠
质量中值直径:0.26μm
数量中值直径:0.075μm
几何标准偏差:﹤1.83
气溶胶浓度:12~20mg/m3
气溶胶检测方法:近前光散射
测量范围:0.0001~200mg/m3
精度±1%
样品流量范围:10-100L/min
电子压力传感器,±0.5%FS
NIST可溯源质量流量计,0.5%重现性
过滤效率测量范围:0~99.9995%