正确使用万用表,不仅能快速的判断出故障部位,还能防止电器设备和万用表本身的损坏。下面我说下使用万用表的一些口诀。
测量先看挡,不看不测量
测量不拨挡,测完拨空挡
表盘应水平,读数要对正
量程要合适,读数要对正
测R不带电,测C先放电
测R先调零,换挡需调零
黑负要记清,表内黑接+
测I应串联,测U要并联
极性不接反,单手成习惯
万用表一般可分为指针式万用表和数字式万用表两种。
指针万用表:
指针式万用表的结构组成:指针式万用表的型式很多,但基本结构是类似的。指针式万用表的结构主要由表头、转换开关(又称选择开关)、测量线路等三部分组成。
表头:是测量的显示装置;万用表的表头实际上是一个灵敏电流计。
转换开关:选择被测电量的种类和量程(或倍率)。
测量线路:将不同性质和大小的被测电量转换为表头所能接受的直流电流。
表头:
转换开关:
数字式万用表:
挡位盘:
插口:
万用表的使用—调零
正确接线:
红表笔与“+”极性插孔相连,黑表笔与“—”或“*”或“COM”极性插孔相连。
测量直流量时,注意正、负极性,以免指针反转。
测电流时,仪表应串联在被测电路中;测电压时,仪表应并联在被测电路两端。
测量晶体管时,应牢记万用表的红表笔与表内电池的负极相接;黑表笔与表内电池的正极相接。
正确选择测量挡位:
测电压时应将转换开关放在相应的电压挡;测电流时应放相应的电流挡等。
选择电流或电压量程时,最好使指针处在标度尺三分之二以上位置;选电阻量程时,最好使指针处在标度尺的中间位置。
测量时,不确定被测数值范围时,应先将转换开关转至对应的最大量程,然后根据指针的偏转程度逐步减小至合适的量程。
常用测量方法—交、直流电压的测量
电流的测量:
电阻的测量:
选挡与调零:测电阻时先选择合适的电阻挡,然后将表笔短接,调节“”调零器使指针回0(每次换挡都应重新进行调零)。
测量与读数:将表笔接电阻两端,进行读数。电阻值为电阻值刻度盘读数乘以当前选择电阻挡位倍数。
挡位:选择使指针指在满刻度的1/3~2/3间的挡位,以减小测量误差 。
表笔极性:万用表中电池在测电阻时起作用,电池“