测试标准
NIOSH 42 CFR Part 84呼吸防护装置技术要求;
GB/T 2626呼吸防护用品——自吸过滤式防颗粒物呼吸器
相关术语
过滤效率:在规定检测条件下,过滤元件滤除颗粒物的百分比;
油雾法检测:以DEHS/PAO/DSP等油性或等价物做气溶胶来检测熔喷滤料或滤料的过滤性能;
盐雾法检测:以NaCl或等同卤化物作为气溶胶来检测熔喷滤料或滤料的过滤性能的方法;
测试原理
油雾法:
干燥无油压缩空气以一定流量进入气溶胶发生器,产生一定颗粒分布的气溶胶,经级联
撞击器筛分,将满足标准要求的粒度分布的颗粒从气溶胶出口排出,进入测试管道。
并到达滤料,滤料两侧安装有压差传感器,测试过程中对滤料上游及下游颗粒进行颗粒
数目监测;整个测试过程以一定流量或风量进行。
技术指标:
1、仪器由可以调节流量的气源、标准规定的人体头模、吸气和呼气两套管路系统、呼吸阻力测定系统等组成。
2、流量传感器灵敏度高,有极小的始动流量。
3、流量传感器芯片采用热质量流量计,无需温度压力补偿,保证了传感器的高精度计量。流量计量程为0 L/min~100L/min,精度为±2%。
4、在单个流量传感器芯片上集成了多个传感器,使传感器的量程比大大提高。
5、流量传感器的零点稳定度高,具有全量程高稳定性,具有全量程高精确度和优良的重复性,具有低功耗、低压损和响应速度快的特点。
质量保证及售后服务
1、试验机整机保修一年。终身维修服务。
2、试验机到贵方单位,我方将派员到现场调试,免费为贵方培训操作人员。
3、我方随时为贵方解答试验机使用过程中的疑问及保持联xi。