5.4 管理员模式 5.4.1 功能概述 可以在管理员模式下设置仪表参数。 在“快速设置”菜单中,系统的快速设置仪表参数。更多信息,请参考5.4.3中的菜单功能。 在“高级设置”菜单中,优化单个菜单条目的参数设置。更多信息,请参考5.4.3中的菜单功能。 将您经常使用的菜单条目设置为“快速连接”。更多信息,请参考5.4.3 中的菜单功能。 在“测试”菜单中,发现仪表错误。更多信息,请参考5.4.3中的菜单功能。 5.4.2 如何进入管理员模式 请按照以下步骤: 秒钟。此时,屏幕上会显示“登录” 高级设置在管理员模式中,您不可以选择“服务”菜单。若菜单条目显示为黑色,表示其为可选菜单;若是灰色, 为不可选菜单。 如果返回到操作员模式,您可以在30 分钟内进入管理员模式而无需输入密码。 5.4.3 菜单功能 快速设置菜单编号 步骤 功能 功能描述 可选项 默认值 A.0 快速设置 A.1 设置模式 A.1.1 完成 依次完成快速设置全过程,其中包 括:安装设置、空频谱、转换、输A.1.2安装 设置罐和介质的相关参数。 安装类型罐体的材质。 金属/混凝土筒仓、塑料筒 仓、户外应用 金属/混凝土筒 罐高/测量距离罐高是设置从仪表法兰下端面或螺 纹连接的上根部到罐底的距离。 测量距离(仅用于户外应用)是设 置仪表的最大测量距离。 范围:0.2…80m/ 0.564…262ft 20m/65.61ft 应用类型仪表用于何种工况。如果介质表面 平坦,选择“平面”。如果介质表 面不平坦,选择“倾斜面”。如果 介质表面有很大的起伏,选择“堆 倾斜面、平面、堆积角堆积角 死区距离由用户设置仪表不可测量的区域。 推荐至少在天线以下100mm/4"。 天线延长管(C.1.6)…罐高(C.1.2) 继续之前,必须保存或取消对当前设置 的更改 保存、删除 保存A.1.3 空频谱 固定干扰或活动部件产生干扰信 号。空频谱记录这些干扰信号。当 仪表测量物位时,会滤除这些已记 录的干扰信号。 你的储罐是否完全充满了? 当储罐充满时,无法记录空管的干 扰信号频谱。使用空频谱时,罐内 必须是部分充满或全空。 储罐中的所有运动部件(如搅拌器)都 在运作中吗? 建议打开所有的运动部件(如搅 拌),以滤除所有的干扰信号。 菜单编号步骤 功能 功能描述 可选项 默认值 储罐是部分充满还是已完全充满? 罐内介质是