电脑连续测定胸肺顺应性,根据压力—容积关系,计算下一次通气要达到的预设潮气量所需的吸气压力,自动调整吸气压力水平(通常调至计算值的75%)。通过每次机械呼吸的连续测算和调整,使实际潮气量与预设潮气量相等。吸气压力水平可在呼气末正压至预设吸气压力上限以下5cmH2O的范围内自动调整,但每次调整幅度