根据测量误差、温度的缓慢变化和工作空间内的温度变化确定高低温箱总的温度容差为2℃或3℃,但是,为了将相对湿度控制并保持在规定的容差范围内,在测试中的任意时间的工作空间中任意两点之间的温差就必须保持在较小范围内,若是温差超过1K时,相对湿度条件就不能满足规定的要求,为了保持规定的湿度,所以在短时间内的温度变动需保持在0.5℃,样品的温度保持在3℃之间
一、将试样放入箱内后,将箱内温度调至25℃,并保持至试样达到稳定温度;
二、将试样放入高低温箱之前,先将试样放在另一箱中;
上述两种方法无论采用哪一种,都能使高低温箱内的温度达到快速稳定,但是相对湿度需要在规定的测试标准大气条件的限制范围内,样品在箱内稳定后,箱内相对湿度应上升到不低于95%,环境温度25℃。