纳米激光粒度分析仪采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中的布朗运动的速度测定颗粒大小。小颗粒布朗运动速度快,大颗粒布朗运动速度慢,激光照射这些颗粒,不同大小的颗粒将使散射光发生快慢不同的涨落起伏。光子相关光谱法就根据特定方向的光子涨落起伏分析其颗粒大小。因此本仪器具有原理先进、精度较高的特点,从而保证了测试结果的真实性和有效性;是纳米激颗粒粒度测定的仪器。纳米激光粒度分析仪的操作步骤:
1、先开启仪器。
接通电源插座的电源,将样品池后面板上的电源开关打开,出现“嘟嘟”声,指示仪器已开启。
2、等待30分钟让激光稳定
注意!重要!(在进行测量之前,所有有激光的测量仪器,都应打开电源预热约30分钟。这是防止内部温度不平衡影响测量结果。)
3、开启软件
(具体操作请看“软件操作步骤”)
4、制备样品
每个类型的样品材料,有较佳的样品浓度测量范围:如果样品浓度太低,可能会没有足够的散射光进行测量。如果样品浓度太浓,那么一个粒子散射光也会被其它粒离所散射。应选择适当的样品浓度,即样品出现轻微乳状外观,或以更专业的术语表示,样品得到轻微浊度。
5、选择样品池
选择适合样品和测量类型的样品池。
6、将制备的样品注入样品池
在状态条中,当需要插入样品池时,软件会作出提示。样品池在什么时候插入及如何插入,依赖于应用和所选的测量选项。
1)测量粒度时:注意,石英玻璃皿抛光的光学表面须面向仪器前面(朝向按钮)。注入量为样品池三分之一至二分之一即可。