全站仪使用后方交会的步骤是,先给一个点号用于保存交会出来的点坐标,然后分别选取两个已知点、并测量距离,仪器经过交会计算出新点坐标及残差显示出来,看残差值在你能够 接受的范围点确定,这个点就保存了下来。 一般不使用格网因子。关于格网因子的文章在http://www.yuhangyq.com/acin/grid.htm 全站仪后方交会法跟极坐标法的原理是一样的,都要有两个已知条件。极坐标法有两个已知 坐标或者一个坐标一个方向就可以了,后方交汇要有两个坐标。步骤:在仪器里面找到后方 交汇,有的叫交会测量,有的叫新点。每个仪器不同都不一样。有的一起要输入两个坐标后 在测距,有的是输一个测一个。反正就是输入坐标,然后测距,然后按计算,定向就可以了, 后交有条件限制的。交会角度不能小于15 度和大于165 度、更不能再一条直线上。要不然仪 器就不能计算出结果。无法交会。对交会距离也有一定限制,得慢慢摸索,总之比极坐标法 好用但是精度差点,可以交会2 个坐标,也可以交会很多坐标。坐标都精度高。 以南方全站仪为例: 放样---新点----后方交会法----输入点号---回车----输入仪高---回车---输入A 点已知坐 标-----输入棱镜高---测量距离---自动保存-----输入 点坐标---输入棱高----测量距离----自动保存----计算----记录---(完成) 说的挺多,其实挺简单的,你可以上网下一本说明书,说明书里说的很祥细.网上有很多的.希 望对你有帮助.