安装示意图如图 2 所示,插入探测管时,应 象装热电偶一样,缓慢插入,以防骤热使管子炸裂;密封探测管和窑壁间隙时,不要用冷的粘土, 以防探测管骤冷炸裂。 将探测管缓缓插入测温孔内达到规定的深度, (插入深度与窑炉内壁齐平即 可) ,将探测管固定在窑壁上;用石棉绳或陶瓷棉密封好探测管和窑壁之间的空隙,以防止炉内烟 火冒出;将信号线(红色为正)接入二次仪表的输入端即可。 图2 光电温度传感器安装示意图 2、 带观测孔的光电温度传感器按以下方法调试, 拧开目镜孔螺钉观察时,光阑应位于管底像斑(光斑)的中央,否则要进行调整。传感器出厂前,已经过调试检定,不要松动任何部件。如在使用中 发现探测管有损坏(现象为显示温度明显偏差或仪表显示波动很大,此时可从传感器观察窗看到 成像光斑不规则、有亮线等) ,应及时更换。 3、传感器安装调试方法(见图 3)
2408人浏览
选用接近开关的注意事项 在各类开关中,有一种对接近它物件有“感知”能力的元件——位移传感器。