积分仪打印出“NEW CARTRIDGE LOAD KEY PUS H”1:YES 0:NO(若输入“1”将消除以前的所有文件,若输入“0”将保留目前存在的所有文件)。 用键输入“0”积分仪打印出:TILE LOADFILE STOREFILE A.6.6.4按色谱仪上面板“START”键,色谱仪开始扫描,TC—11积分仪立即响应,并打印出谱图和积 分结果。 A.6.6.5 关机步骤 在色谱仪上机板按“AUX SGN”键,消除色谱仪与积分仪的联机,将TC—11积分仪开关至“OFF”后, 将色谱仪前面板氢气旋扭回零,再将色谱仪后面板上氢气阀板下的色谱仪开关至“OFF”关氢气管线阀, 关氢气钢瓶阀。 A.7 数据处理 A.7.1 烃类组分谱峰的划分 蜡油保留时间 RT0.2分 芳烃保留时间 RT 0.2—0.35分 胶质+沥青质保留时间 RT>0.35分A.7.2 计算方法 A.7.2.1 面积归一化法 由薄层色谱求得的烷烃、芳烃、胶质沥青质与经典的“四组分法”得到的结果有差异,为了使结果 与经典的结果一致,要用带校正因子的面积的归一化法计算。 A.7.2.2 计算公式 蜡油,%=As/A 芳烃, %=Aa/(1.2*A) 胶质+沥青质,%=Ar/(1.2*A) Q/HDT 001—2009 式中:As——蜡油的峰面积;Aa——芳烃的峰面积; Ar——胶质+沥青质的峰面积 A=As+Aa/1.2+Ar/1.2 A.8 精密度 同一试样的平行测定结果之差不大于平均值的2%。 A.9 报告 取两个平行结果的算术平均值作为测定结果,精确至二位小数。