检查接地电阻土壤电阻率测试仪的供电电源是否正常,使用万用表直接在主机的电源输入端子上测量。2 测试电流没有
1) 检查主机与变压器之间的连接线是否可靠连接(变频输出和测量反馈两根线都要可靠连接)。
2) 使用附件箱内的两个电阻进行模拟实验,看仪器是否能正常准确的测量。
3) 如果确定接地电阻土壤电阻率测试仪正常,测试回路还是没有电流,说明测量回路断线了。这时检查仪器的接线是否正确;检查接地引下线上的夹子是否与接地引下线连接良好;测试线与接地桩的连接是否良好;两根测试线之间的接头是否连接良好;测试线在是否有被经过的车辆压断;测试线本身是否良好。
4) 如果测试电流有而测试电压没有,说明电流回路正常,电压回路断线,同样按照上述的方法对电压回路进行检查。
3 测试电流很小
1) 电流极的选取的位置是否合理,接地桩尽量多打几根,桩尽量打深一点。
2) 可在电流极上多泼点水(使用盐水效果更好)。
3) 检查一下接地引下线上的夹子与引下线是否良好连接。
6.4 跨步电压接触电压测量不到
1)测试电流尽量加大一些。
2) 两个测量点之间是等电位,可调整一下两个铜盘的位置重新测量。
3) 不要在室内测量,室内测量不到数据。