普通的医用口罩是由纺粘无纺布层、熔喷无纺布层、耳带线、鼻梁金属条等部件组装而成,根据不同种类还需添加过滤棉层和活性炭层。仅就口罩最重要的结构——布层来说,普通医用口罩一般都是三层无纺布制成。其中,具有病毒过滤作用的主要材料是极细密且带静电的内层过滤布——熔喷无纺布。其主要原材料是聚丙烯,通过高速热气流牵引材料,冷凝自动黏合而成。
被称为口罩“心脏”的核心原材料熔喷布,在近期短短的一个月时间内,在全世界的关注下,经历了飞天的暴涨。
熔喷布为何如此紧缺?
“熔喷布产能和口罩产能阶段性不匹配是涨价主因。”业内资深专家对《财经》记者表示。“供求关系是此轮熔喷布价格飞涨的关键因素之一。”疫情之前,熔喷布足够用,口罩需求小导致国内熔喷布产量本来就少。疫情发生后,许多企业纷纷扩产、转产生产口罩,核心原料熔喷布用量激增,生产企业难以招架,造成缺口。与此同时,中间商层层加价倒手、囤积居奇,更加剧了供求关系的紧张。此外,随着近期国际疫情升级,市场对口罩的需求仍有增无减,需求大幅增加也导致核心原材料的持续紧缺。短短一个月时间内,熔喷布从原来的2万/吨上涨到现在的40几万/吨,且只换(口罩)不卖(熔喷布)。
近期,由于口罩的进出口咨询量较大,对于口罩出口,首先要做到正确区分种类,并且了解其相关的标准,方能做好出口准备。
一、口罩的分类及相关标准
根据适用标准不同,口罩可分为医用口罩、自吸过滤式防颗粒物呼吸器、普通脱脂纱布口罩三类。
(一)医用口罩
医用口罩分为医用防护口罩、医用外科口罩、普通医用口罩(一次性使用医用口罩)。
1.医用防护口罩,符合国家强制性标准GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》相关要求。适用于医疗环境工作下,过滤空气中的颗粒物,阻挡飞沫、血液、体液、分泌物等的自吸过滤式医用防护口罩。医用防护口罩按照GB19083采用“1级”“2级”和“3级”的说法来表示过滤效率等级。GB19083还提出了“合成血液穿透”的要求及“表面抗湿性”的参数要求,明确了医用防护口罩对血液体液等液体的防护效果。一般1级就可以达到N95/KN95的过滤效率。
另外,大家目前关注的N95口罩,是符合美国国家职业安全研究所(NIOSH)的NIOSH42CFR84-1995标准要求,包括N95、N99、N100以及R系列、P系列等。达到医用标准的N95口罩可以用于医疗机构防护用。3M公司生产的符合N95 标准的口罩有10余种,但其中只有1860(儿童版为1860S)和9132两种型号是医用防护口罩,另外2042F及2042FP型号可作为医用外科口罩。
2.医用外科口罩,符合医药行业标准YY0469-2011《医用外科口罩技术要求》相关要求,适用于临床医务人员在有创操作等过程中所佩戴的一次性口罩。