1、滤光片 有些显微镜配有不同波长的滤光片供选用。显微镜所用的滤光片通常为几个毫米厚的有色玻璃片。滤光片可以滤出与其本身颜色相同颜色的光。使用不同的滤光片,可以有选择地使用不同颜色的照明光线,使观察效果更佳。滤光片常被放置在聚光镜最下方的圆环内,也有的放置在底座上。.
2、载玻片和盖玻片 顾名思义,载玻片是用来承载样本的,盖玻片是用来复盖样本的。即,通常观察标本时,标本被夹在两块玻璃片之间,下面的一块叫载玻片,上面的叫盖玻片。二者一般是用长方形的透明玻璃片制成,只是薄厚有所区别。标准盖玻片的厚度为0.17mm;载玻片的厚度则为1.1mm。即厚的一块为载玻片,薄的一块为盖玻片。二者的长、宽相同,通常为45mm×26mm。
二、光源照明系统
光源照明系统用来供给照亮标本用的光线。显微镜所用的光源有自然光和电光源两种。对采用自然光的显微镜,其光源系统只有一个反射镜。反射镜又叫反光镜。它安装在聚光器下面的镜臂上。反射镜有两个反射面:一面为平面,另一面为凹面。可在水平和垂直两个方向上任意转动。它的作用主要是改变室内光线的方向(凹面镜也有一定的聚光作用),使光线射向聚光镜.
三、机械装置
显微镜的机械装置是为光学系统服务的。只有精密、灵活、准确的机械装置与良好的光学系统密切配合,才能使显微镜发挥出良好性能。 一种普通双目显微镜和一种双目显微镜的结构。从图中可知,一般显微镜的机械装置由下列部件组成:
(一)镜座与镜臂
1、镜座 又叫底座,是整个显微镜的基座。用以支撑整个镜体。镜座下面通常装有四个支撑橡胶脚,以使仪器稳定放在工作台上。简易显微镜的镜座多呈马蹄形,用铸铁做成。
2、电光源显微镜的镜座多为方形,其内部装有电光源系统。即照明灯、聚光镜、反光镜及光源灯电路等均装在其镜座内。底座侧面装有电源开关和光源亮度调节钮,可根据不同的需要选择合适的亮度。底座后面通常装有电源插座及保险(丝)管。也有的将保险管装在底部的。
3、镜臂 呈弓形,立于镜座的上端。对直筒显微镜来说,用它来支撑整个光学系统的大部分机械零件。其下有一个倾斜关节,用以倾斜镜筒。对斜筒显微镜来说,镜臂是固定的,主要用它来支撑镜筒、载物台等其他光学件。
(二)镜筒
镜筒又叫目镜头,是金属制的圆筒。其上端可插目镜。单目显微镜镜筒的下端连接物镜,双目及三目显微镜