ICS　13.100　C　57　GBZ　中华人民共和国国家职业卫生标准　GBZ　130—2020　代替　GBZ　130—2013,GBZ　165—2012　等　放射诊断放射防护要求　Requirements　for　radiological　protection　in　diagnostic　radiology　2020-04-03　发布　2020-10-01　实施　中华人民共和国国家卫生　健康委员会　发布GBZ　130—2020　I　目次前言　II　1　范围　1　2　规范性引用文件　1　3　术语和定义　1　4　总则　2　5　X　射线设备防护性能的技术要求.4　6　X　射线设备机房防护设施的技术要求.7　7　X　射线设备操作的防护安全要求.11　8　X　射线设备机房防护检测要求.13　附录　A　(资料性附录)儿科非正当性影像学检查举例　14　附录　B　(规范性附录)　X　射线设备机房防护检测　15　附录　C　(资料性附录)医用诊断　X　射线防护中不同屏蔽物质的铅当量　18　附录　D　(资料性附录)测量仪器读数响应时间修正方法　22　附录　E　(资料性附录)诊断参考水平.24　附录　F　(资料性附录)医用诊断　X　射线个人防护材料及用品要求　27　附录　G　(资料性附录)医用诊断　X　射线防护玻璃板要求　37　参考文献　41　GBZ　130—2020　II　前言本标准5.1、6.3.3、6.4.6、6.4.10、7.6.2为推荐性条款,其余为强制性条款。　根据《中华人民共和国职业病防治法》制定本标准。　本标准按照GB/T　1.1—2009给出的规则起草。　本标准代替GBZ　130—2013《医用X射线诊断放射防护要求》、GBZ　165—2012《X射线计算机断层摄　影放射防护要求》、GBZ　176—2006《医用诊断X射线个人防护材料及用品标准》、GBZ　177—2006《便　携式X射线检查系统放射卫生防护标准》、GBZ　179—2006《医疗照射放射防护基本要求》的放射诊断部　分、GBZ/T　180—2006《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》、GBZ/T　184—2006《医用诊断X射线防护玻　璃板标准》、GBZ　264—2015《车载式诊断X射线机的放射防护要求》、GB　16348—2010《医用X射线诊　断受检者放射卫生防护标准》。与上述标准相比,除编辑性修改外