传统的电能表不具有仪表常数的自检功能和自检装置,除了走字试验法,通常实验室的常数检验是采用计读脉冲法,该检验方法的工作原理是在电能表的测试输出端连接一台能记录仪表的光脉冲或电脉冲的计数器,在给予电能表一个合适的模拟用电的条件下,测试人员需要用肉眼观测电能表液晶计度器的末位数字的变化,测试期间在液晶计度器末位数字的第一次变化的瞬间人工起动脉冲计数器,在液晶计度器的走字将到规定的累计电量的那次末位数字变化的瞬间人工停止脉冲计数器读取脉冲数,在脉冲计数器在上获得此次测试所记录的脉冲数;然后通过液晶计度器走字的累计电量变化数和脉冲计数器上记录的脉冲数这两项数据按下式来计算评价电能计量仪表的仪表常数的准确与否,有:式中C为仪表常数;为常数检验时记录到的脉冲数imp;为常数检验时记录到的电量变化数kWh。