李先生电话:查看电话号码传真:21-021-64208466-810地址: 上海市 松江区 中国上海市松江区闵行区顾戴路2578号
产品详情
“口罩过滤性能检测仪-口罩过滤性能测试仪”参数说明
是否有现货:是测量精度:±2%
电源电压:220V外形尺寸:1000mm×650mm×1050mm
重量:30KG用途:可用于机织物、针织物、涂层织物、起绒织物
加工定制:是型号:PB-5015 PB-5016
规格:1商标:1
包装:1试验空间:≥0.5m3
试验电源:220V 0.5kVA产量:99
“口罩过滤性能检测仪-口罩过滤性能测试仪”详细介绍
适用范围:
本产品适用于计量检定部门、科研院所、医用口罩生产企业以及其它相关部门对医用外科口罩细菌过滤效率的性能测试。
符合标准:
TAJ1001-2015、GB2626-2006、GB19083-2010
技术参数:
1、适用滤料: ⑴ 玻璃纤维滤料⑵ PP滤料 ⑶ 覆膜滤料;
2、检测粒径档别: 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm(六档);
3、检测阻力范围: 0~1000Pa;
4、设备包含两台气溶胶发生器:
a)油性气溶胶发生器,可以使用DOP、石蜡油、DEHS、玉米油等油性物质;
DOP或其他适用油类(石蜡油)颗粒物的溶度为(50~200)mg/m3,计数中位径(CMD)为(0.185±0.020)um,粒度分布的几何标准偏差≤1.60;
b)盐性气溶胶发生器,通常使用2%的NaCL 溶液;
5、标准测试面积:100 cm2;
6、电源:220V/50 Hz;
7、系统功耗: