示波器是电子线路检测中必不可少的测试设备,它能将非常抽象的、看不见的周期信号或信号状态的变化过程,在荧光屏上描绘出具体的图像波形,用它可以测量各种电路参数,如电压、电流、频率、相位等电气量。它具有输入阻抗高、频率响应好、灵敏度高等特点。下面以MOS-620双踪示波器为例为大家详细的介绍示波器的使用。
图1-4-1为MOS-620双踪示波器面板示意图
1. 面板及各旋钮的作用
面板布局可分为四部分:
A. 显示屏部分(位于面板左边)
(1)
CAL校准信号输出端子;提供1KHz±2%、2Vp-p±2%方波信号,作本机Y轴、X轴校准用。
(2)
辉度旋钮(IN TEN);调节光迹的亮度,顺时针方向旋转亮度增加。
(3) 聚焦旋钮(FOCUS);调节轨迹或亮点的清晰度。
(4)
轨迹旋转旋钮(TRACE ROTA TION);半固定的电位器用来调整水平轨迹与刻度线的水平。
(5) 电源指示灯:电源接通时指示灯亮。
(6)
电源开关:将电源开关按钮弹出即为“关”位置。将电源线接入,按电源线接入,按电源开关键,接通电源。
(33)显示屏:显示被测电压波形、上面的格子便于测量时读数。
B.垂直方向部分(位于右下方)
(8)CH1(X)输入:用于垂直方向的输入。在X-Y模式下,作为X轴输入端。
(20)CH2(Y)输入:和CH1一样,但在X-Y模式下,作为Y轴输入端。
(10)、(18)AC-GND-DC;选择垂直方向输入信号的输入方式。
交流(AC);垂直方向输入端与信号由电容耦合;
接地(GND);垂直输入端与信号由电容耦合;
接地(GND);垂直输入端内部接地:
直流(DC);垂直输入端与信号直流耦合。
(7)、(22)垂直微调开关(VOLTS/DIV);用于选择垂直偏转系数,从5Mv/Div~5V/DIV,共10档。
(9)、(21)垂直微调开关(VABIBLE):用于连续改变垂直方向偏转的灵敏度。在校准位置时,灵敏度校准为标识值。当该旋钮拉出后(X5MAG状态)垂直方向的信号扩大5倍。
(11)、(19)垂直位移(POSITION);调节光迹在屏幕中的垂直位置。
(14)垂直方式:选择CH1和CH2方向的工作模式(VERTICAL MODE).
CH1或CH2;通道1或通道2单独显示。DUAL;两个通道同时显示。
ADD:显示两个通道的代数和(CH1+CH2).按下CH2INV(16)按钮,为代数差(CH1-CH2).
(12)交替显示(ALT/CHOP):在双踪显示时,弹出此键,表示通道1与通道2交替显示(通常用在扫描速度较快的情况下):当按下此键时,通道1与通道2同时断续显示(通常用在扫描速度较慢的情况下)。