用鼠标双击波特图仪图标。可选择幅频特性(Magnitude)或者相频特性(Phase)波特图仪有 In 和 Out 两对端口,其中 In 端口的十 和 -分别接电路输入端的正端和负端; Out 端口的十 和-分别电路输出端的正端和负端。 使用波特图仪时,必须在电路的输入端接入 AC(交流)信号源。 利用波特图仪可以方便地测量和显示电路的频率响应,波特图仪适合于分析滤波电路或电路的频率特性,特别易于观察截止频率。 波特图仪控制面板分为 Magnitude(幅值)或 Phase(相位)的选择、Horizontal(横轴)设置、Vertical(纵轴)设置、显示方式的其他控制信号,面板中的 F 指的是终值,I 指的是初值。在波特图仪的面板上,可以直接设置横轴和纵轴的坐标及其参数。 (1) 坐标设置 在垂直(Vertical)坐标或水平(Horizontal)坐标控制面板图 框内,按下“Log”按钮,则坐标以对数(底数为 10)的形式显示; 按下“Lin”按钮,则坐标以线性的结果显示。 水平(Horizontal)坐标标度(1mHz~ 1000THz) :水平坐标轴 戏/轴总是显示频率值。它的标度由水平轴的初始值(I Initial) 或终值(F Final)决定。 在信号频率范围很宽的电路中,分析电路频率响应时,通常选用 对数坐标(以对数为坐标所绘出的频率特性曲线称为波特图) 。 垂直(Vertical)坐标当测量电压增益时,垂直轴显示输出电压与 输入电压之比,若使用对数基准,则单位是分贝;如果使用线性基准,显示的是比值。当测量相位时,垂直轴总是以度为单位显示相位角。 (2)坐标数值的读出 14要得到特性曲线上任意点的频率、增益或相位差,可用鼠标拖动读数指针(位于波特图仪中的垂直光标) ,或者用读数指针移动按钮来移动读数指针(垂 直光标)到需要测量的点,读数指针(垂直光标)与 曲线的交点处的频率和增益或相位角的数值显示在读数框中。 (3)分辨率设置 Set 用来设置扫描的分辨率,用鼠标点击 Set,出现分辨率设置对话框,数值越大分辨率越高。 例如:构造一阶 RC 滤波电路,输入端加入正弦波信号源,电路输出端与示波器相连,目的是为了观察不同频率的输入信号经过 RC 滤波电路后输出信号的变化情况。 调整纵轴幅值测试范围的初值 I 和终值 F,调整相频特性纵轴相位范围的初值 I 和终值 F。 打开仿真开关,点击幅频特性在波特图观察窗口可以看到幅频特性曲线;点击相频特性可以在波特图观察窗口显示相频特性曲线 。 15 1.4.7 频率计(Frequency couter) 频率计主要用来测量信号的频率、周期、相位,脉冲信号的上升沿和下降沿,频率计的图标、面板以及使用如图所示。使用过程中应注意根据输入信号的幅值调整频率计的 Sensitivity(灵敏度)和Trigger Level(触发电平) 。 Coupling 耦合模式选择分为 AC 与 DC,按下 AC 仅显示信号中的交流成分,按下 DC 显示信号交流成分加直流成分。输入信号的电平达到并超过 Trigger Level 触发电平是才开始测量。 1.4.8 数字信号发生器(Word Generator) 数字信号发生器是一个通用的数字激励源编辑器,可以多种方式产生 32 位的字符串,在数字电路的测试中应用非常灵活。左侧是控制面板,右侧是字信号发生器的字符窗口。控制面板分为 Controls(控制方式) 、Display(显示方式) 、Trigger(触发) 、Frequency(频率)等几个部分。 16 1.4.9 逻辑分析仪(Logic Analyzer) Multiuse 面板分上下两个部分,上半部分是显示窗口,下半部分是逻辑分析仪的控制窗口,控制信号有:Stop(停止) 、Reset(复位) 、Reverse(反相显示) 、Clock(时钟)设置和 Trigger(触发)设置。 提供了 16 路的逻辑分析仪,用来对数字信号的高速采集和时序分析。逻辑分析仪的图标如图所示。逻辑分析仪的连接端口有:16 路信号输入端、外接时钟端 C、时钟限制 Q 以及触发限制 T。 Clock setup(时钟设置)对话框 : Clock Source(时钟源)选择外触发或内触发;Clock rate(时钟频率) : 1Hz~100MHz 范围内选择; Sampling Setting(取样点设置) :Pre-trigger samples (触发前取样点) 、Post- trigger samples(触发后取样点) 和 Threshold voltage(开启电压)设置。 17 点击 Trigger 下的 Set(设置)按钮时,出现 Trigger Setting(触发设置)对话框 如图所示。 Trigger Clock Edge(触发边沿) :Positive(上升沿) 、Negative(下降沿) 、Both(双向触发) 。 Trigger patterns(触发模式) :由 A、B、C 定义触发模式,在 Trigger Combination(触发组合)下有21 种触发组合可以选择。 1.4.10 逻辑转换器(Logic Converter) Multisim 提供了一种虚拟仪器:逻辑转换器。实际中没有这种仪器,逻辑转换器可以在逻辑电路、真值表和逻辑表达式之间进行转换。有 8 路信号输入端,1 路信号输出端。 6 种转换功能依次是:逻辑电路转换为真值表、真值表转换为逻辑表达式、真值表转换为最简逻辑表达式、逻辑表达式转换为真值表、逻辑表达式转换为逻辑电路、逻辑表达式转换为与非门电路。 1.4.11 伏安特性图示仪(IV Analyzer) IV 分析仪专门用来分析晶体管的伏安特性曲线,如二极管、NPN 管、PNP 管、NMOS 管、PMOS 管等器件。IV 分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接电路完全断开,才能进行 IV 分析仪的连接和测试。IV 分析仪有三个连接点,实现与晶体管的连接。IV 分析仪面板左侧是伏安特性曲线显示窗口;右侧是功能选择。在 IV Analyzer 中右边的 Components 器件下拉菜单中选择要测试的器件类 18别,然后单击 Sim_Param 仿真参数按钮,系统弹出仿真参数设置对话框,然后根据要求选择相应的参数范围。注意,若测量的元器件在电路中,必须让测量器件的引脚与整个电路断开,方能正确测试。测试及连接如下图: 1.4.12 失真度分析仪(Distortion Analyzer) 失真度分析仪是一种用来测量电路总谐波失真和信噪比的仪器,失真分析仪面板如图所示。 在 Control Mode(控制模式)区域中,THD 设置分析总谐波失真,SINAD 设置分析信噪比。Settings设置分析参数。失真度仪专门用来测量电路的信号失真度,失真度仪提供的频率范围为 20Hz~100kHz。 面板最上方给出测量失真度的提示信息和测量值。Fundamental Freq(分析频率)处可以设置分析频率值;选择分析 THD(总谐波失真)或 SINAD(信噪比) ,单击 Set 按钮,打开设置窗口如图所示,由于 THD 的定义有所不同,可以设置 THD 的分析选项。 1.4.13 频谱分析仪(Spectrum Analyzer) 用来分析信号的频域特性,测量某信号中所包含的频率与频率相对应的幅度值,并可通过扫描一定范围内的频率来测量电路中谐波信号成分,同时还可以用来测量不同频率信号的功率。其频域分析范围的上限为 4GHz。IN 端子是输入端子,用来连接被测电路的输出信号,T 端子是外触发输入端。