标杆更不能作棍棒使用。 用完即收,防止遗失。实验一 水准仪的认识和使用 一、目的与要求 人一组,观测、记录计算、立尺轮换操作。二、仪器准备 DS3 水准仪1 台,水准尺1 把,记录板1 安置仪器安置仪器于两点之间。先将三脚架张开,使起高度适当,架头大致水平,并 将架脚踩实;再 开箱取出仪器,将其和脚架连接螺旋牢固连接。 认识仪器各部件,并了解其功能和使用方法准星和照门;目镜调焦螺旋;物镜调焦螺旋;制动螺旋;微动螺旋;脚螺旋; 圆水准器;管 水准器等等。 粗略整平先用双手同时向内(或向外)转同一对脚螺旋,使圆水准器泡移动到中间, 再转动另一只脚 螺旋使气泡居中。 若一次不能居中, 可反复进行。 旋转螺旋时应注意气泡移 动的方向与左手大拇指或右 手食指运动方向一致。 瞄准转动目镜调焦螺旋,使十字丝分划清晰;松开制动螺旋,转动仪器,用准星 和照门瞄准水准 拧紧制动螺旋;转动微动螺旋,使水准尺位于视场中央;转动物镜调焦 螺旋,使水准尺清晰,注意消 除视差。详述参见教科书内容。 精平与读数眼睛通过位于目镜左方的符合气泡观察窗观看水准器泡, 右手转动微动螺旋, 使气泡亮端 的半影像吻合 (成圆弧状),即符合气泡严格居中, dmcm mrnt 勺次序,一次报出四位数。 四、注意事项 调节各种螺旋均应有轻重感。掌握正确勺操作方法,操作应轮流进行,每人操作一次,严禁几人同 时操作仪器。 点上勺水准尺,精平后读取前视读数,并记入手薄。计算A, 两点的高差HAB 后视读数—前视读数。改变仪高,由第二人做一遍,并检查与第一人所测结果是否相同。 读数前水准管气泡必须居中,读数后一定要检查气泡是否居中,若不居中则必须重新读取读数。 认真学习“测量实验须知”实验二 普通水准测量 目的与要求1.练习等外水准测量的施测、记录、计算、闭合差调整及高程计算方法。 2.熟悉闭合水准路线的施测方法。 3.路线高差闭合差的限差值。 各项操作轮流进行,每人至少作一个测站的观测。 仪器准备DS3 水准仪1 台,水准尺2 把,记录板1 三个坚固点作为待定高程点,进行闭合水准路线测量。由水准点到待定点的距离,以能安 点和转点TP1大致等距离处,进行粗略整平和目镜对光。 水准测量水准仪安置与水准尺距离示例 点的水准尺,精平后读取后视读数,记入手薄;前视TP1 沿着选定的路线,将仪器搬至TP1 点大致等距离处,仍用第一站