Dräger　建议　使用　Ag/AgCl　一次性电极。切勿使用过期的一次性　电极,并确保有足够的未干凝胶。　幅度超过　0.2　mV　的P波和　T　波可能会被误认为　QRS　复合波。在这些情况下,请将　R　波最高的导联放在　通道　ECG1　中,以便能够检测到较低的心率情况。　如果仍误认　P　波和　T　波,请重新放置电极,或者使　用脉搏血氧仪监测脉率。　在以下情况下,应每隔　24　至48　小时(或更短)更　换一次电极以保持清晰的信号:　–　ECG　信号降级　–　患者出汗太多　–　皮肤过敏　在选择电极位置时,请考虑以下事项:　–　外科手术　–　使电极尽量远离手术位置,　同时保持　在临床上有效的导联配置。　将电缆和导联线放在　尽量远离　ESU　的位置,并与　ESU　电缆垂直。　–　烧伤患者　–　使用经过消毒的电极。　彻底清洁设备,　并遵循医院的感染控制操作规程。　电子外科手术　内置　ESU　抑制功能可提高电子外科手术期间的监护　仪性能,降低　ECG　波形噪音以及防止灼伤患者。　最大限度减少电子外科手术装置产生的干扰　1　触摸　HR　参数框以直接选择　ECG　对话框窗口。　2　触摸设置　选项卡　>　ECG　1　选项卡。　3　触摸　ECG　过滤器,直至切换为　ESU。　4　触摸　X　以关闭对话框窗口。　注意　在启用　ESU　滤器后,无法使用　12　导联监测。　同样,在使用　12　导联监测时,也无法使用　ESU　滤器选项。　ECG、心律失常和　ST　段94　使用说明　Infinity　Acute　Care　System　–　M540　患者监护仪软件版本　VG2　ECG　显示　在M540　上,　ECG　显示包括:　–　ECG　参数框　–　ECG　波形　–　“全部导联”对话框窗口,其中最多包含　12　个　导联　在启用心律失常监测时,ECG　参数框将显示不同的　内容。有关详细信息,请参见第　109　页。　ECG　参数框　ECG　参数框包含以下元素:　A　参数标签　B　测量单位　C　打叉三角形符号　(如果关闭了报警)　D　心率值　E　每次检测到　ECG　复合波时闪烁的心形标识(如　果启用了起搏器检测,在检测到起搏器搏动时,　该符号将显示为　)　ECG　波形　ECG　波形包含以下元素:　A　所选的波形范围　B　导联标签　C　指示选定滤器和起搏器设置的消息字段。例如,　如果停用了起搏器检测,