电磁流量计在管道上的安装一、电磁流量计(智能流量计:www.zhinengliuliangji.com ,椭圆齿轮流量计: www.tuoyuanchilunliuliangji.net)在管道上的安装 在工艺管道上选择传感器的安装地点时,应注意: (1)传感器内流体的流动方向必须与传感器上流动方向一致; (2)必须保证传感器测量管内在所有时间始终充满被测流体,传感器不能在不满管和有 可能出现空管情况下工作; (3)传感器应选取管内流体脉动较小的位置作为测量点。一般情况下,离泵、阀门等较 远的地方,仪表指示比较平稳,波动较少; (4)测量双相流体时,应选择不易引起相分离的地方; (5)对于聚四氟乙烯衬里的传感器,应避免安装在负压管道和有可能产生瞬间负压的地 (6)要避免容易产生液体电导率不均匀的场所,如添加液的电导率与基液不同,加液点最好设在传感器下游。 二、直管段长度要求 根据经典理论,传感器测量管内流速分布为轴对称时,电磁流量计的测量准确度不受流 速分布的影响。 工艺管道中的弯管、阀门等都会引起流动畸变、二次流或漩涡,破坏了原有充分发展的 流速分布状况。要让流体恢复其轴对称的流速分布,需要相当长度直管段,或在流量传感器 前安置流动调整器。 小口径传感器和有些中口径传感器从电极中心到测量管进口端距离(L)已相当于几倍直 径(D)长的直管段,这样即使传感器进口端前的流体流动是非轴对称流,测量也不会受什么 影响。但是,随着仪表口径的增大及传感器结构的改进,L/D 值愈来愈小,传感器测量管本 身组成的直管段已不足以使非轴对称流“对称化"。所以,电磁流量传感器有上游置直管段的 要求。 各标准或检定规程所提出的上下游直管长度亦不一致,汇总如表6-1。大部分均比通常 仪表制造厂提出的要求高,这是为了保证达到0.5 级精度等级仪表的要求。