数字万用表二极管档测量二极管的方法
用数字万用表的二极管档测量二极管的正反向电阻(压降)即可快速判断各种二极管的好坏。下面介绍一下具体的测量方法。
测量二极管的正向电阻。
测量二极管好坏时,先将数字万用表的量程开关调至二极管档,然后用红黑表笔分别接触二极管的正负极(一般二极管外壳上带有色环的那一个引脚为负极),此时对于好的硅二极管来说,万用表显示的读数一般在0.500~0.700(具体大小与二极管的型号及万用表的测试电流有关);对于好的肖特基二极管和锗二极管来说,万用表显示的读数一般在0.150~0.300。上图所示为万用表测量一个好的硅整流二极管显示的读数。
测量二极管的正向电阻时,若万用表显示的读数为“0.00”或“OL(溢出)”,则说明该二极管已损坏。
测量二极管的反向电阻。
测量完二极管的正向电阻,然后将红黑表笔调换一下,用红表笔接触二极管的负极,黑表笔接触二极管的正极,如上图所示。此时对于好的二极管,万用表显示的读数一般皆为“OL”。
在用万用表测量二极管的正反向电阻时,若某个二极管显示的正反向读数皆为“0.00”或皆为“OL”,则说明该二极管已损坏。