微量注射泵公式
泵速(ml/h)=所需药物剂量(ug/kg/min)×0.06×体重(kg)×注射器毫升数÷药物剂量(mg)。
静脉输液滴速公式:(若输液器的滴速为15滴约等于1亳升时)
滴速=所需剂量(ug/kg/min)×0.015×kg ×液体毫升数(ml)÷药物剂量(mg)。 注射器毫升数:指你用的注射器的毫升数,如你选用20ML就用20;药物剂量指 你用的药物的剂量如用多巴胺40MG,药物剂量就是40。
举例:病人70KG,需要用多巴胺5ug/kg/min。用20ML注射器抽多巴胺40MG加生理盐水至20ML。套用公式:泵速(ml/h)=5*0.06*70*20/40=10.5。即将泵速调为10.5。也就是一小时10.5ML。
扩展资料:
工作原理
1.微泵的进量速度以每小时毫升数计算,最大的99.9ml/h,最小的0.1ml/h,如果是普通用药,每小时进液100ml是完全没有问题的,而一些如血管活性药物等使用时要特别谨慎,其中要注意小数点的问题,易将0.5ml误操作成5ml,或是5ml误操作成50ml,这都有可能给病人造成严重的后果。
2 .微泵上有3个红色的报警键,分别是:NEARLY EMPTY、EMPTY和OCCLUSION,要了解这3个键报警的意义和消警方法。
(1) NEARLY EMPTY:报警时注射器内还余1-2ml药液,提醒你即将用完,如果是持续用药的,正好给你化药的时间,此时报警,不要按STOP键,以免关键药物停止进入影响病情,按消音键既可,以保证药液在血液中持续维持有效浓度。
(2) EMPTY:报警提示完全用完,应按STOP 键消音。
(3) OCCLUSION:报警提示管道受阻,要及时查明原因。
一种是针头阻塞,可试抽回血、推肝素液,甚至重建静脉通路;第二种是管道的阻塞、受压反折、三通开关放置错误、一路静脉使用多路微泵等。针对原因解除故障、另开静脉通路;第三种是针头脱出血管外,要立即停止用药,重建静脉通路;第四种是微泵本身的故障,有待维修。
3 .双通微泵有储电功能,当交流电断离时微泵自动启用内电源,BAT报警,黄灯亮,报警音为间断性,微泵正常工作;当LOWBATT报警时,红灯亮,提示内电源用完,机器不能工作。应及时更换微泵。
4.在意外断电时,没