第一步:首先将万用表调到欧姆挡的适当挡位,一般容量在1UF以下的电容器用“20k"挡检测,1UF--100UF内的电容器用“2”K 挡检测,容量大于100UF的电容器用”200“挡检测。
第二步:然后用万用表的两只表笔,分别与电容器的两端相接(红表笔接电容器的正极,黑表笔接电容器的负极),如果显示值从000开始逐渐增加,最后显示溢出符号1,表明电容器正常;如果万用表始终显示000,则说明电容器内部短路:如果绐终显示1,则可能是电容器内部极间短路。
常用容量在0.47UF至2200uF之间的电容可以直接使用MF47型表检测其容量与好坏。具体方法:
将电容充分放电,黑表笔接电容正极,红表笔接电容的负极,以摆动的最大格数判断电容是否损坏,
(满格为50格)数据如下表:
电容 档位 格数
0.47uF x10K 7
1uF x10K 12
2.2uF x10K 20
4.7uF x1K 7
10uF x1K 12
22uF x1K 20
47uF x100 7
100uF x100 12
220uF x100 20
470uF x10 7
1000uF x10 12
2200uF x10 20
注意:黑笔接电容正极,红笔为负,若接错可能造成数据不准确,每测一次电容量需重新放电。
结论:若表针不动或微动证明该电容失效,若表针回位过慢则该电容可能漏电或万用表档位使用错误,若表针回位后逐渐升起则该电容有轻微漏电或质量不佳。
现如今市面上零售的数字万用表多数可直接测200uF以内电容,且价格不高,如遇个别电容吃不准应再用数字表进行比对。另外,1.5uF、3.3uF、6.8uF等电容也可以与其相近容量的电容比较鉴别。