光源灯是易损件,当损坏件更换或由于仪器搬运后均可能偏离正常的位置,为了使仪器有足够的灵敏度,正确的调整光源灯的位置则显得更为重要,在更换光源灯时应戴上手套,以防止沾污灯壳而影响能量。
光源灯采用6V/10W插入式钨卤素灯 1、更换时应先切断电源。 2、待灯冷却后,取出损坏的钨卤素灯,换上新灯。 3、将仪器的波长置于 550nm处,按A/T/C/F 键,切换到T状态,不要调节 ABS0/100%T 键,观察显示读数,调整灯位置显示读数最高即可。