浮标式氧气吸入器的主要指标有:流量调节范围:1-10L/min;允许最高输入压力15MPa;输出压为0.2-0.3±0.05MPa。
该图片由注册用户"凌驾于欢"提供,版权声明反馈浮标式氧气吸入器的用法
1、加蒸馏水到湿化杯内,瓶体内水位不能高于上水线,但也不得低于下水线。禁止用生理盐水代替。
2、把吸入器的大螺帽拧在氧气瓶阀的出口接头上,使压力表、流量计处于垂直向上。
3、供氧前先将吸氧管插入输氧接头,再逆时针方向转动流量调节开关开启电源,使浮球缓慢上升(浮球上平面所对准的刻度线为流量读数,单位为升/分),可根据需要进行调解供氧量。
4、吸入器在供氧过程中,如吸入器瓶体内的水低于下水线时,应及时关闭流量调节开关,拧下湿化瓶体,按本项第一条的要求加上蒸馏水,在拧上吸入器瓶体,继续供氧。
5、吸入器停止使用时,应关闭吸入器气源;如需取下时,应用手握住吸入器,进行后取下(不同供氧终端插座的解锁方法由工程安装单位负责解释),然后倒掉瓶体内的水进行清洗消毒后,存放于无腐蚀和通风良好的室内)。
1、在安装浮标式氧气吸入器之前,应将气瓶接口的灰尘吹除,并检查连接螺纹是否安好,确定没问题再安装。
2、安装时应使流量计与地面垂直,并将流量调节按钮关闭。
3、安装好后严禁剧烈震动,接触腐蚀性物质,沾有油污、油脂等。
4、安装阀固定螺母不得随意旋动,安装好后非专业维修人员不得随意拆装。
5、严禁改变浮标式氧气吸入器的用途,严禁在使用过程中擅自拆装浮标式氧气吸入器。
6、使用前,应首先检查氧气吸入器各部位有无损坏,并用干净的干布将氧气吸入器擦揩干净;使用前,潮化瓶应用自来水清洗后再用消毒液浸泡消毒(常规消毒),不允许采用高温方法消毒,潮化瓶若有划伤、裂纹或使用期限超过2年应停止使用,及时更换。
7、氧气压力表和减压器应绝对禁油,否则高压氧气通过时会引起爆炸,发生危险.
8、氧气吸入器安全阀起安全活门的作用,当减压器发生故障时,高压气体可以从安全阀的小孔放出,避免安全事故,因此,严禁在安全阀的小孔处粘贴橡皮胶之类物品,以防止护套发生爆裂。
9、进行氧气吸入时,应该密切注意氧气的流量,并指定操作人员不得随意操作使用,以防止因操作不当而造成事故发生.
10、使用完毕后,应该及时将氧气瓶开关阀门关闭,