今天为大家分享一下实验室基础操作知识汇总,主要包括以下内容:
1.玻璃仪器的的基本操作;
2.天平的规范使用;
3.药品的取用和溶液的配置;
4.重量分析和分光光度分析操作技术;
5.化验室安全细则。
玻璃仪器的基本操作
1.认领仪器
按照仪器单领取和认识基础化学实验中的常用仪器。
2.玻璃仪器的洗涤
(1)震荡水洗
(2)内壁附有不易洗掉的物质,可用毛刷刷
洗倒废液——注入一半水——选好毛刷,确定手拿部位刷洗——如是反复。
(3)刷洗后,再用水连续振荡数次,必要时还应用蒸馏水淋洗三次
洗净状态下,水均匀分布不挂水珠(如,左图所示);未洗净状态下,器壁挂着水珠(如,右图所示)。
玻璃仪器里如附有不溶于水的碱、碳酸盐、碱性氧化物等可先加盐酸溶解,再用水冲洗; 附有油脂等污物可先用热的纯碱液洗,然后用毛刷刷洗,也可用毛刷蘸少量洗衣粉刷洗;对于口小、管细的仪器,不便用刷子洗,可用少量王水或重铬酸盐洗液涮洗;用以上方法清洗不掉的污物可用较多王水或洗液浸泡,然后用水涮洗。
( (1)不要未倒废液就注水 (2)不要几支试管一起刷)
3.仪器的干燥
(1)晾干(左图)与烤干(右图)
(2)吹干(左图)与烘干(右图)
(3)气流烘干(左图)与快干(右图)
4.常见玻璃仪器的使用
(1)量筒与量杯
(2)移液管
移液管使用注意事项:
应根据不同的需要选用大小合适的移液管,如,取1.5mL的溶液,显然选用2mL移液管要比选用5mL移液管误差小;
吸取溶液时要把移液管插入溶液,避免吸入空气而将溶液从上端溢出;
移液管从液体中移出后必须用滤纸将管的外壁擦干,再行放液;
不可用移液管直接从瓶中移取溶剂或溶液,剩余溶剂或溶液不可倒回贮液瓶,应作废弃物处理。
(3)滴定管
操作步骤:
洗涤——涂凡士林 ——检漏——装入操作液 ——滴定管排气 ——滴定操作。
(4)容量瓶