1.怎样用万用表测量线路接地 用万用表通断档测量,通断档是几乎所有万用表都具备的一个测量模式,用来测量线路的导通与否(短路)。一般会配合蜂鸣器和LED灯,蜂鸣器发出响声或LED灯亮…
1.怎样用万用表测量线路接地
用万用表通断档测量,通断档是几乎所有万用表都具备的一个测量模式,用来测量线路的导通与否(短路)。一般会配合蜂鸣器和LED灯,蜂鸣器发出响声或LED灯亮,表示线路是导通的。
1、测量时用黑色表笔的表针与墙面或者是地面接触。
2、使用红色表笔的表针与待测电路的电线线芯接触,观察测量结果,
3、如果测量数值的绝缘电阻大于等于0.5兆欧是合格的也就是说不漏电;如果测量出来的绝缘电阻小于0.5兆欧时是不合格的也就是说漏电。
4、如果蜂鸣器响就是接地。那个档只要短路就会响,表笔碰在一起就响。
扩展资料
通断档原理
万用表拨到通断档位时,被接通的内部电路是:黑表笔接内部电池的负极,电池的正极接阻值很小的电阻,电阻的另一端接红表笔。内部的鸣叫电路就从电阻上取得触发信号。
如果两个表笔短路或之间的电阻较小,那么,表内的触发电阻上的电压就较高,从而触发鸣叫。如果两个表笔之间的电阻较大,那么串联的内部触发电阻的分压就很小,就不能触发鸣叫。
参考资料来源:百度百科-通断档
2.用万用表怎么测接地电阻
操作规程
1、使用前应熟悉万用表各项功能,根据被测量的对象,正确选用档位、量程及表笔插孔。
2、在对被测数据大小不明时,应先将量程开关,置于最大值,而后由大量程往小量程档处切换,使仪表指针指示在满刻度的1/2以上处即可。
3、测量电阻时,在选择了适当倍率档后,将两表笔相碰使指针指在零位,如指针偏离零位,应调节“调零”旋钮,使指针归零,以保证测量结果准确。如不能调零或数显表发出低电压报警,应及时检查。
4、在测量某电路电阻时,必须切断被测电路的电源,不得带电测量。
5、使用万用表进行测量时,要注意人身和仪表设备的安全,测试中不得用手触摸表笔的金属部份,不允许带电切换档位开关,以确保测量准确,避免发生触电和烧毁仪表等事故。
扩展资料
使用注意
1、在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
2、在使