隧道式粮食水分测定仪
该种测定仪的代表型号为 PM-8188-A ,其工作原理是对测量样品进行水分失重,恒温加热处理,并利用自配象限秤称量,样品含水率在标度尺板上得以呈现。该种测定仪装有自动恒温装置,对温度的控制精确度高,便捷性强,进行粮食测量时对工作环境、样品数量等要求较低。其缺点则是体积较大、便携性差、功耗大。由于外壳为全金属,所以要求绝缘强度更高,而且每次使用前都必须调整象限秤。
电阻式粮食水分测量仪
该仪器的构成部分一般包括指示表、压力式导电传感器、直流放大器等。一起采用电阻式测量方式,使用仪器时,首先要破碎样品,之后化验人员将处理过的样品放入盛料盘,插入两极间用压杆对样品施压,读取仪表指针偏转刻度就能得出样品含水率。该型测量仪具有结构简单、体积小、便携性强等优点。同时,由于受操作人员施压力度不同等因素影响,导致粮食水分电阻可控制性差,粮食水分测量结果容易出现偏差。
红外线水分测量仪
红外线水分测量仪根据热解重量原理设计,始终测量速度较快的仪器。该仪器在测量样品重量的同时,仪器中的红外解热单元和水分蒸发通道能
够对样品实施快速干燥处理,干燥过程中,仪器持续测量显示样品丢失水分含量百分比。干燥程序结束后,显示最终水含量测量值。相较于烘箱加热法,红外加热法能在最短时间内达到最大加热功率。高温环境下,样品被迅速干燥,其检测结果与烘箱法具备较强的一致性和可替代性,而且检测效率很高。检测一般样品时往往几分钟内就能完成,具备操作简单、检测准确、检测数据多、不容易受温度计样品水分值影响等优点。此外,仪器还具备打印机连接功能。红外线水分测量仪的代表型号有 PM-8188-A 。
电容式粮食水分测量仪
该测量仪常见型号有PM-8188-A 。保持圆通极板和圆通柱极板间距离不变,将样品放入两极间,样品自身水分含量的差异引起极间介质电系数发生变化,电筒传感器电容量也发生变化,从而间接测量粮食含水量。该仪器具备测量快捷、无需粉碎处理样品、便携性强等优点, 但同时容易受环境温度影响导致测量精度差、稳定性不高等。