(一)由菜单直接进入 在主菜单点击[测量],弹出下拉菜单,如下图所示: 点击[后方交会], 输入测站点点号,棱镜高HR和仪器高HI, 点击〔继续〕进入后视定向界面 4. 进入后视定向界面 (二)由测站设置界面进入 用触笔点击[测量],出现如下下拉菜单: 点击[测站设置],弹出后视定向的设置页面 在后视测量界面用触笔点击该按钮。 弹出如下所示的下拉菜单: 选择[后方交会]菜单项,进入后视定向界面 后方交会测量界面如下图所示: 6. 进行后方交会设置 点击该按钮弹出一下拉菜单, 选中[选项]菜单项, 进入后方交会设置界面,如图所示设置好各个选项, 交会类型:三维; 启用[估算尺度比]选项; 启用[使用计算的比例因子]选项; 点击[确定],重新返回后方交会的主界面。 7.对输入的已知点进行观测 输入第一个已知点的点号,当前棱镜高(RH),并精确 照准该已知点;按[ENT]键,进行角度和距离观测并同时 进行记录。 示例:3号点和4号点是 我们的已知点;这里是 对3号点进行观测。 对下一个已知点,重复步骤7进行观测(按[ENT]键) 。 示例:对4号点进行观测。 8.查看观测结果集并进行后方交会计算 参与后方交会的已知点全部观测完毕以后,点击[观测集] 切换到观测结果列表。 1 2 3 查看残差/标准差/比例因子(图1,2,3),如果观测误差可以接受,点击[采用]按钮,即进行后方交会计算。 输入点号,然后点击[确定],即可保存 后方交会结果。 示例:测站点保存为7号点 9.保存后方交会结果 点击[采用]后,计算结果显示如下: