电导率仪说明
电导率(conductivity)是用来描述物质中电荷流动难易程度的参数。在公式中,电导率用希腊字母κ来表示。为电阻率ρ的倒数,即σ=1/ρ。 电导率是以数字表示的溶液传导电流的能力。单位以西门子每米(S/m)被广泛应用于环保、疾控、质检和药品检验、污水处理、科研、制药、发酵、化工、养殖、自来水、纯水、化学和生物样品、电子产品等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的必备检验设备。
电导率仪描述
电导率仪器的级别0.5级 1级 1.5级 ,由于现在产品质量都要求质量追踪,用户购买仪器时均选择0.5级或1级,电导率的单位换算1uS/cm=10-3mS/cm=10-4S/m;电导率值水的电导率反映了水中含盐量的多少。是水的纯度的一个重要指标,水的纯度越高,含盐量越低,水的电导率越小。电阻率是电导率的倒数,反映了水中含盐量的多少。是水的纯度的一个重要指标,水的纯度越高,含盐量越低,水的电阻率越大。水的电阻率(或电导率)受水的纯度、温度及测量中各种因素的影响,纯水电阻率(或电导率)的测量是选择动态测量方式,并采用温度补偿的方法将测量值换算成25℃的电阻率,以便于进行计量和比较。
电导率仪类型
TDS是指的是水中的溶解性固体总量。测量单位为毫克/升(mg/L),它表明1升水中溶有多少毫克固体杂质,包含无机盐和有机物的总量,主要有钙、镁、纳、钾、氯离子、硫酸根、碳酸根、碳酸氢根等。通过检测溶解性总固体,您可以分析水质的总矿化度。特定离子的浓度对有机体非常重要,所以TDS通常被看作水中生命的重要数量指标,如果数字太高或太低,都不可能有生命。TDS还被用来确定饮用水的重要指标.国家标准GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》中对饮用自来水的溶解性总固体(TDS)有限量要求:溶解性总固体≤1000mg/L,TDS大于1000mg/L时,饮用水口感会发生明显变化并越来越差,并会使水管、热水器等家用设备寿命缩短。而TDS过低也会造成饮用水口味过于平淡无味。综合以上因素以及我国各地方水质的特点,国标将TDS的限值定为1000mg/L,但TDS绝不是评价水质情况的标准。