怎样校准电子血压计
几乎家家都有电子血压计,而且电子血压计的准确性性经常引起用户的怀疑,这里告诉大家,校对后的血压计请大家放心使用。那么电子血压计一旦出现了不准确,怎么去校准和使用呢。
第一,按照标准的使用操作说明,分别将无故障的水银柱血压计于右上臂,将被怀疑准确性的电子血压计置于左侧上臂。
很自然地将两侧的血压计同步进行充气测试血压。启动电子血压计开关后立即进行水银柱血压计测压。连续测量2-3次,每次测量间隔5分钟,取平均值。双侧读数的平均值即为两个血压计的标准读数,以水银柱血压计读数为准确血压,两者标准读数的差就是被怀疑准确性的电子血压计的偏差。在一段时间内,使用电子血压计测量的血压读数,再加上这个“差”,就是患者的真实血压。当然,这个时间段越短越是准确。
手腕式电子血压计也可使用这个方法进行比对。
多人同时使用同一个电子血压计时,每人的差是不一样的,所以每一个人都需要对号校对,记住自己的“差”。
第二,最为科学的校正方法是,将电子血压计拿到质量监督部门每年进行一次校对。按国家计量法规定,用于医疗诊断工作的计量器具是要强制(是指公共部门,家庭不强制)接受周期检定,血压计的接受周期为6个月。就是说,血压计在使用6个月后,要到法定或经授权的计量检测部门对其精确度进行检测。因此,如果你自己认为有必要的话,可以到你购买电子血压机的商家店铺去校对,一般正规的专业商都有这一项服务。
第三,还有一种不准确的原因是,操作不当,袖带越是绑定靠下,测量出来的血压越是偏高,袖带绑定越是靠上,测量出来的血压越是偏低。
第四,电池电压不足时,经常出现“不准”。
望对你有益。