将 、 代入(3—32)中,即得 。则称量水校正滴定管体积时引入的标准不确定度分量 ,按式(3—38)计算:u2(V)=(m0-m)u1r(V)/ρw(3—38)由内插法确定被标定溶液体积校正值时引入的标准不确定度分量 ,数值以毫升(mL)表示,按式(3—39)计算:(u2(V)=a/k按均匀分布, k=6^1/3 ) (3—39)式中: a——大于被标定溶液体积的数值与小雨被标定溶液体积的数值两校正点校正值差值的一半, mL 。被标定溶液体积校正值修约误差引入的标准不确定度分量 ,数值以毫升(mL)表示,按式(3—40)计算:(u3(V)=a/k按均匀分布, k=3^1/3 ) (3—40)式中:a ——滴定管校正值的修约误差区间的半宽, mL 。温度补正值修约误差引入的标准不确定度分量 ,数值以毫升(mL)表示,按式(3—41)计算:(按均匀分布,k=3^1/3 ) (3—41)式中:a ——温度补正值的修约误差区间的半宽, mL/L ;V1——被标定溶液体积的数值,mL 。将上述u1 、u2 、u3 、u4 代入式(3—29),即得到被标定溶液体积的数值的相对标准不确定度分量。工作基准试剂摩尔质量的数值的相对标准不确定度分量 ,按式(3—42)计算:ur(M)=u(M)/M(3—42)式中: u(M)——工作基准试剂摩尔质量的数值的标准不确定度分量,g/moL ;M——工作基准试剂摩尔质量的数值,g/moL 。式(3—42)中:(3—43)式中: u(M1)——工作基准试剂分子中各元素的相对原子质量的数值的标准不确定度引入的标准不确定度分量,g/moL ;u(M2)——工作基准试剂摩尔质量的数值的修约误差引入的标准不确定度分量,g /moL 。式(3—43)中:(3—44)式中: qi——工作基准试剂分子中某元素 的个数;uA1——工作基准试剂分子中某元素相对原子质量的数值的标准不确定度,g/moL ;n——工作基准试剂分子中元素的个数。式(3—43)中:(按均匀分布,k = 3^1/3) (3—45)式中: a——工作基准试剂摩尔质量的数值的修约误差区间的半宽,g/moL 。