Catalyst　MUSE　为GE　医疗器械公司的商标。　用途　具有　12SL　的ZOLL　M　系列产品主要用于记录仰卧位和静息状态下成人和小儿患者的　12　导联心电图信号,　并进行自动分析。　12　导联分析的适应症　12　导联　ECG　分析有助于急性心肌梗塞(AMI)患者的诊断和治疗。同时,也可以用来证明和记录其它一　过性心律失常的发病。并且可以在入院前使用,患者送到医院急诊科室后,12　导联分析结果可以协助医生　做出作出诊断以及确定治疗方案。　如何使用本手册　此手册提供了如何使用具有　12　导联选项　ZOLL　M　系列产品的说明。　但是,　其中不包含如何解读心电图的内　容。包含以下方面:　警告　电极放置　12　导联心电图采集　12　导联心电图数据传送　12　导联心电图报告　日常操作确认　故障解决　9650-0215-15　12　导联心电图监护　-　1　版本　A　选项插页　警告　•　使用前,仔细阅读　M　系列产品操作手册和本操作说明。　•　具有　12SL　的M系列产品设计用于采集和诠释仰卧位静息状态下患者的心电图数据。　使用此设备　采集处于活动或震动状态下患者的心电图信号,会造成　12　导联心电图诊断的错误。在采集和分　析12　导联心电图信号时,要确保患者静止。　•　M　系列产品　12SL　选项不能用于新生儿。　•　过多的体毛或潮湿,多汗的皮肤可能会影响电极的粘贴。去除电极粘贴部分的体毛或皮肤上的潮　湿。　•　使用包装已被打开或过期的电极会降低心电图的质量。只能该在使用心电图电极前打开其包装。　•　在除颤器放电时,电极可能出现极化现象,表现为屏幕上　ECG　波形暂时消失。