可视和声　音报警信号可以指示报警的优先级。有关报警优先　级如何影响报警报告的详细信息,请参见第　65　页　上的　“可视报警信号”和第　67　页上的　“声音报警　信号”　。　高优先级报警情况　所有高优先级报警都是生理报警情况,这些情况可能　会危及人身安全,需要立即进行干预。　心搏停止就是一个高优先级报警情况的例子。　中优先级报警情况　大多数中优先级报警报告生理报警情况,这些情况　需要立即引起注意,但可能不会危及人身安全。　超过呼吸频率限值就是一个中优先级报警情况的例子。　低优先级报警情况　所有低优先级报警提醒您一些技术问题,这些问题　可能会削弱系统监测患者的能力。　ECG　波形干扰就是一个低优先级报警情况的例子。　使用说明　Infinity　Acute　Care　System　–　M540　患者监护仪软件版本　VG2　63　报警　报警处理　除以下参数外,M540　为所有参数提供了声音和可视　报警信号:　–　心输出量　(C.O.)　–　注入物温度　(Tinj)　–　肺楔压　(PWP)　–　起搏器搏动　(%　来自起搏器)　–　Masimo　SET　MCable　和Masimo　Rainbow　SET　MCable　的血流灌注指数　(PI)　–　Masimo　Rainbow　SET　MCable　的总氧含量　(SpOC)　锁存和非锁存报警行为　当报警情况不再存在时,相关声音和可视报警信号　将采用以下两种工作方式之一:　–　当报警情况不再存在时,报警信号自动停止。这种　类型的报警称为非锁存报警情况。　–　在确认报警之前,继续发出报警信号,即使报警　情况已不再存在。　这种类型的报警称为锁存报警　情况。　一般来说,　高优先级报警是锁存报警情况;而低优先　级报警情况是非锁存报警情况。　第68页列出了这种　报警行为的例外情况。　锁存报警情况的报警优先级决定了报警情况不再存在　时的报警信号工作方式:　–　高优先级的锁存报警情况是通过标准声音和可　视报警信号识别的(请参见第　65　页上的“可视　报警信号”　)　。　–　中优先级的锁存报警情况降级为标题栏中显示　的状态消息。报警标题不闪烁,也不发出声音报　警信号。　确认锁存报警情况　–　按M540　上的　键。　或1选择关闭全部报警　/　暂停全部报警　(按钮名称　和功能取决于　M540　配置　–　请参见第　210　页)　。　要访问该按钮,请按