三相三线有功电能表接线盒上的电压进线从左至右的编 号为 2,4,6,所接电压按正相序排列应为 1,5,出线孔为3,7。I 测画六角图判断三相三线有功电能表的误接线方式 ca及其相反的相量画于图中,将各线电压的相量末端用虚线一一 连接起来,就形成了一个六角图。将测量出来的三个电流相量 的角度确定方位,画入该六角图中。由此可确定电能表属于那种接线方式。 根据六角图判断三相三线有功电能表的接线方式收稿日期: 2013 -11-19 基金项目: 河北省 2012 年高等学校人 文社会科学研究项 1969-),男,河北工程技术高等专科学校高级政工师,从事教学管理工作。 六角图法分析三相三线有功电能计量装置错误接线49 866,功率因数角为30 ca。正确接线方式为( 组成的六角图就不符合以上的正常逻辑了,相量的关系是错乱的。 测量接线端子2,4,6 的对地电压,正常情况下 三端钮接至电能表的2,4,6 端钮,正常情况下相序表应正 案例分析案例 对现场某三相三线有功电能计量装置的测试结果如表 所示,负载功率因数角为30。 铝盘转向相序表状态 62100 100 100 100100 12060 120 180 240 停转 反转 对测量数据进行分析因为 100V,表明电压互感器二次线圈 无单个反接现象; A,表明电流互感器二次线圈也无单个接反现象; 电能表接线盒上的 端子对地电压为零,说明 所示,该六角图是一种简化图。 判定错误接线方式电压相序为反相序,即acb,则电能表的接线端子与 电压接线端钮的对应关系:2-a,4-c,6-b,则ac同相,所以 者,说明是逆序,与相序表反转相吻合。第一元件中的 两个相量之间的相位差为120; 两个相量之间的相位差为60,更正系数 误接线方式下的接线图结论 电能计量装置在接线安装时按规范要求操作,可为后续 的接线检查提供好的技术基础。而接线检查是 用电检查中的重点工作,可防范违章用电、查获窃电线索,从 而降低线损,降低供电成本。 张学军.电度表错误接线分析及电量更正[J]. 河北工程技术高等专科学校学报,2001( 三相三线电能表错误接线判断相量图应用方法的改进[J].科技信息,2011( 768-769 Three-phaseThree-wire Active Electric Energy Metering Device Connecti