心脏起搏器常常用于一些缓慢心律失常的患者治疗。在起搏器的“监督”和“指挥”下,心脏会立刻端正态度,积极的跳动,向全身输送足够的血液。早年植入心脏起搏器的主要目的是为挽救患者的生命,目前主要的适应证可以简单的概括为严重的心跳慢、心脏收缩无力、心跳骤停等心脏疾病。下面贤集网小编为大家介绍心脏起搏器原理、价格、使用寿命。心脏起搏器原理
脉冲发生器定时发放一定频率的脉冲电流,通过导线和电极传输到电极所接触的心肌(心房或心室),使局部心肌细胞受到外来电刺激而产生兴奋,并通过细胞间的缝隙连接或闰盘连接向周围心肌传导,导致整个心房或心室兴奋并进而产生收缩活动。需要强调的是,心肌必须具备有兴奋、传导和收缩功能,心脏起搏方能发挥其作用。
心脏起搏器的结构与运行原理
1.起搏装置电池中多达50%的电流损耗用于起搏,而另一半电能则用于感知和管家(housekeeping)功能。此类装置一般按照欧姆定律(V=IR)来定义电压(V)、电流(I)与电阻(R)。因为永久性起搏器的电压是恒定的,所以起搏电阻越高时,起搏电流损耗就越低,电池耗尽的可能性就越低。
2.为应对感知到的心脏内信号,起搏器可能会抑制输出、触发输出或过一段时间后在不同心腔起搏。在五字母命名中,第一位字母代表了起搏心腔(A代表心房,V代表心室,D代表心房心室双腔起搏),第二位代表感知心腔,第三位代表对已感知事件的装置反应(抑制、触发或两者均有),第四位代表是否启动速率响应,第五位代表多位点起搏是否用于心房(A)、心室(V)或均有(D)。在触发型起搏中,已感知事件可能触发同心腔起搏,或在固定延迟之后触发另一心腔的起搏。
3.当窦房结完整但房室传导受损时,则启用DDD。窦房结活动被感知,并在设定的房室延迟之后触发心室起搏。