其原理是:根据国标测试原理图要求,计算 出电容充电的总能量,然后用已知阻抗替代脑电图机的 阻抗值,采用并联分流原理测试计算出分流的能量数值, 此法在此提出,供探讨。 根据国标要求,确定除颤能量标准值:确定工作电容容量: 用标准电容测试仪器测量工作 电容容量; 确定电容充电电压: 用标准高压电压表测量电容充 电电压; 根据标准图,计算电容器存储的能量: 如图2 所示: 48 《计量与测试技术》2009年第36 电容器存储能量图根据电容能量充放电公式: E(焦耳) 4210 400(焦耳) 根据标准要求,求电容能量释放分流系数 确定模拟负载阻值: 用已知标准电阻模拟负载阻值 如图3所示: 能量旁路测试图电路中 中通过电容器的放电能量 根据标准测试规定,如仪器的外接负载R3 阻值为 1000Ω,则: 1400Ω阻抗,根据电路能量分流旁路计算, 则:外接1000 阻抗,分流后的能量值 根据以上计算方式,测试分流能量的标准负载 R3 阻值分别为100、500、1000、1500 及5100Ω时,其分流后 的标准能量 E1 计算值分别应为: 除颤能量测试仪能量测试校验计量方法:按图4 分别接入功率为50VA 以上的上叙已知标准 测试负载进行测试,每一点的测试结果数值与每一点的 计算数值相比较,如误差值不超过仪器规定误差,则可认 为被检验的除颤能量测试仪能量测试数值为合格。按此 类推,可以增加测试点,也可以只测合格点,确定测试结 果合格与否。 如果以上计量测试方法成立,有类似的情况,在无条件校验计量测试时,也可以进行设备的定期自行计量检 验,判断设备使用状况及可否继续使用。 参考文献 卓越.GB9706. 26 2005医用电气设备第2 26部分. 脑电图机安全专用要求[ 中国标准出版社,2005.