人工完成照准和调焦之后,标尺条码一方面被成像在望远镜分化板上,供目视观测,另一方面通过望远镜的分光镜,标尺条码又被成像在光电传感器(又称探测器)上,即线阵CCD器件上,供电子读数。因此,如果使用传统水准标尺,电子水准仪又可以像普通自动安平水准仪一样使用。不过这时的测量精度低于电子测量的精度。特别是精密电子水准仪,由于没有光学测微器,当成普通自动安平水准仪使用时,其精度更低。
TITLE
水准仪的使用方法
一、安置水准仪
打开三脚架并使高度适中,目估使架头大致水平,检查脚架腿是否安置稳固,脚架伸缩螺旋是否拧紧,然后打开仪器箱取出水准仪,置于三脚架头上用连接螺旋将仪器牢固地固连在三脚架头上;
二、粗略整平
粗平是借助圆水准器的气泡居中,使仪器竖轴大致铅垂,从而视准轴粗略水平,在整平的过程中,气泡的移动方向与左手大拇指运动的方向—致;
三、瞄准水准尺
首先进行目镜对光,即把望远镜对着明亮的背景,转动目镜对光螺旋,使十字丝清晰,再松开制动螺旋,转动望远镜,用望远镜筒上的照门和准星瞄准水准尺,拧紧制动螺旋,然后从望远镜中观察;转动物镜对光螺旋进行对光,使目标清晰,再转动微动螺旋,使竖丝对准水准尺;当眼睛在目镜端上下微微移动时,若发现十字丝与目标影像有相对运动,这种现象称为视差,产生视差的原因是目标成像的平面和十字丝平面不重合。由于视差的存在会影响到读数的正确性,必须加以消除,消除的方法是重新仔细地进行物镜对光,直到眼睛上下移动,读数不变为止,此时,从目镜端见到十字丝与目标的像都十分清晰;
四、精平与读数
眼睛通过位于目镜左方的符合气泡观察窗看水准管气泡,右手转动微倾螺旋,使气泡两端的像吻合,即表示水准仪的视准轴已精确水平,这时,即可用十字丝的中丝在尺上读数,现在的水准仪多采用倒像望远镜,因此读数时应从小往大,即从上往下读,先估读毫米数,然后报出全部读数。 详细>>
保养与维修
操作注意事项
日常维修方法
是
因为水准仪是精密的光学仪器,所以不是专业维修人员,最好不要随便拆卸仪器,以防仪器精度受到影响
是
水准仪进行校准微调时,要细心转动,不能急速旋转,以防用力过猛造成的损坏
是
水准仪进行校准微调时,要细心转动,不能急速旋转,以防用力过猛造成的损坏
是