在使用计量加油枪的时候,我们往往会遇到其数额不准确的情况,当我们遇到这种情况该怎么进行调整呢?一起和四川加油机厂家小编来了解下吧:
1、使用前应检查计量加油枪各部机件是否处于良好状态。将流量调整至额定流量,实践证明:计量加油枪在额定流量下使用,准确度较高。
2、使用时应尽量保持加油枪表盘的水平位置,切勿敲打撞击。
3、经常清出过滤网中的污物,禁止用来测量水、碱、酸等溶液。
4、计量加油枪在出厂前已调整校验合格,用户一般不能随意拆卸,必须拆开时,应按下列顺序:(1)拧下归零按钮套,取下按钮;(2)拧下表盖;(3)用专用扳手拧下压圈;(4)取下齿轮传动机构;(5)拧下叶轮室上边的连接介轮。(6)卸下进入管;(7)把叶轮室部分从枪体的进入口取出。
如修理更换阀门胶垫,须将叶轮室部分及传动机构拆卸后进行。
5、计量加油枪使用一段时间后,由于各方面的原因,可能出现误差过大的现象,这时,可以利用调节装置进行调整。调整时,先旋松调节装置,外边的螺帽,用小螺丝刀拧动里的丝堵。当表慢时,顺时针方向拧动丝堵半周或若干周,反复试验几次,直到认为准确时为止。反之,当表快时,逆时针方向拧动丝堵,调整完成后,应将外边螺帽拧紧。(注:所谓表快慢,是指误差而言。如:指针指示100升,而实际流过的介质105升,我们称为表慢了。反之,称为表快了。
6、计量加油枪安装使用时,应在加油系统中设置静电保护装置。