奥氏黏度计 是一个u 形玻璃管,其中一边管子较粗,它的下端 有一球泡;另一边管子较细,它的上端有一球泡,球 泡的上下两端各有一环行标志线(图1).实验过 程中,要反复洗涤黏度计,多次冲洗毛细管,这些操 作极易造成黏度计折断.黏度计频繁损坏的原因并 不是学生动手能力差,而是奥氏黏度计设计缺陷造 成的.因此,作者针对奥氏黏度计断裂问题做加固 收稿日期:2007—07—30 作者简介:李希忠(1951 一),男,河南新乡人,实验师,从事医学物理 学实验技术工作. 改进的探索,取得良好效果,基本可以避免实验课中 黏度计的频繁断裂损坏,现报道如下. 材料与方法1.1 材料厚度5mm的无色有机玻璃,302 改性 丙稀酸酯胶黏剂(抚顺合乐有限公司),奥氏黏度计 (上海宝山启航玻璃仪器厂,产品型号:1831) 1.2 方法将有机玻璃加工成10mm13mm长 方形条块,长度要小于黏度计粗管与细管的间距. 用什锦锉在距细管端口30mm处将细管环行标志 线上方打磨成粗糙表面,对面粗管打磨成粗糙表面, 然后用无水乙醇清洁.将302AB 胶按重量比1:1 混合后3min 内涂胶,然后把加工好的有机玻璃块 黏合在黏度计粗管与细管之间(图2).常温下5~ 10min 定位,30min 可达使用强度. 新乡医学院JournalofXinxiangMedicalCollegeVo1.24No.6Nov.2007?591? 奥氏黏度计Fig.1Ostwaldviscosimeter 结果课堂教学实验表明,用经过加固改进的奥氏黏 度计做试验,黏度计的损坏率约为3%,而加固改进 前黏度计的损坏率约为30%.加固改进黏度计节 约教学经费,提高实验教学质量. 讨论2005 月,国家标准化管理委员会《教学仪器设备安全要求玻璃仪器及连接部件》起草小组编 制说明中指出"从目前在学校和培训中使用的玻璃 仪器来看,是用社会上的实验室玻璃仪器品种,但又 有相当一部分存在质量问题,安全隐患问题也较 多".市售的黏度计机械强度十分差,其u 型开口 处用手握或掰不需太大的力就能使它从底部断裂. 每学年约100 个班的学生做"液体黏滞系数测定" 的实验,很难控制黏度计消耗量,而备用黏度计的 准备也占用了工作人员的大量时间.针对黏度计设 计的缺陷应采取可靠的措施来增大黏度计的机械强 度,以避免学生误操作损坏黏度计.所以作者考虑 在黏度计u 形开口处黏合上1 个有机玻璃块进行 加固改进,就能使黏度计变得坚固而耐用.黏接也 叫胶接,是近几年发展起来的一种连接新工艺,特 别是不同材料的连接J.黏合剂品种较多,经试 验,可以用302 胶黏剂对黏度计进行加固改进.它 加固后的奥氏黏度计Fig.2ReinforcedOstwaidviscosimeter 对玻璃与有机玻璃的黏接有独到之处,其强度高, 韧性好,耐水,耐碱,固化时问短.作者也曾经尝 试过用玻璃棒对黏度计进行加固改进,但由于玻璃 棒端面处理费时费力,所以最终还是选择用有机玻 璃.加固黏度计时不能改变粗细管之间的距离,以 避免黏度计倾斜而产生测量误差J.另外须注意, 黏合表面的处理是获得牢固连接的关键.作者按此 法加固改进的一批奥氏黏度计已连续使用数年,其 抗张强度,抗弯强度都优于改进前,特别适合大规 模的学生实验使用.可以有效地避免实验过程中黏 滞计出现断裂损坏,在教学实践中效果理想,所以 对奥氏黏度计的加固改进设计是成功的,其成果具 有一定的经济社会效益,具有一定的推广应用价 参考文献:[1]王秀梅,李铮,张华芳,等.常用血液流变学指标及其影响因 素[J].中国血液流变学杂志,1999,9(4):221-222. [2]岳小平.医学物理学实验[M].郑州:郑州大学出版社,2006: 37-39. [3]王天曦,李鸿儒.电子技术工艺基础[M].北京:清华大学出版 社.2000:l81182. [4]马静,侯玉林,杜光."液体黏滞系数测定"实验操作中应 注意的问题[J].卫生职业教育杂志,2006,24(2):120—123. (本文编辑:李胜利英文编辑:徐自超)