*昨天本来计划发这篇文章,但是没写完,换了一本书来介绍(点击阅读:养个“有钱”的孩子,要比穷养或富养重要)。这篇文章今天写完了,也算是还一个旧债。
上周末,央视《每周质量报告》节目报道了上海市市场监管部门抽查了京东、天猫等电商平台销售的“便携式甲醛检测仪”,检测了41批次的产品,结果0合格。
本文概要1. 上海抽查市场上最畅销的41种甲醛检测仪,0个合格;2. 为什么市场上的便携甲醛检测仪都是骗人的;3. 甲醛检测仪如果想准确,需要哪些要求;4. 怎么找到准的甲醛检测仪/怎么准确的测量家中的甲醛。
下面是来自央视的新闻视频,时长16分30秒:
这次质量检查是从京东、天猫上购买了1000元以内,按销售数字排名的前41个便携检测仪(分属20个品牌),结果是:无一批次甲醛检测仪产品的显示数值误差符合技术要求,无一批次甲醛检测仪的显示数值重复性符合技术要求。
换句话说,就是全中国最畅销的41种甲醛检测仪,全是骗人的,既不准,也不稳定,数字都是忽悠来的。
新闻截图
41个全不靠谱。意外吗?一点都不啊。“家用便携甲醛测试仪”,不准是必然的。准?那是蒙上的。
挺感谢上海质监部门做的这个检测的,帮我们填了个坑 —— 我们去年曾经答应大家做两个产品的评测,加湿器的年前还上了,不过好像很多同学没看到(点击阅读:13款热门加湿器的真实情况,用电子秤来称称看)。另外一个就是便携甲醛检测仪的检测评测。
原本计划是买十几款检测仪送到第三方计量检测机构测试,看准确度。但结果机子买完了,也联系了北京和上海的两家计量检测机构。结果却是,除了两台万元级别的检测仪之外,其他十几款产品都被直接拒之门外 —— 用检测机构工程师的话说:这种看着就知道不可能准的东西,没测试的意义。
没办法送检,但还是拆了一部分机子过瘾
所以我们把甲醛测试仪的评测推迟了一下,筹划今年自己去做一个甲醛测试舱,然后再用标准浓度的气体来测试这些仪器的准确情况。
这次上海的质检让我们的工作变得简单多了,41款产品全部不合格,其实已经证明了对市场上的“便携家用检测仪”做准确度评测,基本是没意义的事情。
其实从原理上,我们就可以来合理的推断为什么这些检测仪都是扯淡的东西了。
国标中关于室内甲醛测量方法的要求,是放在GB/T 18204.2-2014里面的第七