rtk是什么测量仪器?rtk全称Real - time kinematic,其不仅指的是能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法,也是测绘测量行业中经常会用到的测量仪器,其主要品牌有ufo、华测、南方、千寻等等。下面小编不仅将为您相信介绍rtk是什么测量仪器,还会为您介绍rtk的原理。 一、rtk是什么测量仪器呢? rtk作为一种测量仪器,其适用于布测外业数字测图、摄影测量与遥感以及等级较低的工程测量项目基础控制点。传统的大地测量、工程控制测量采用三角网、导线网方法来施测,不仅费工费时,要求点间通视,而且精度分布不均匀,且在外业时不知精度如何;采用常规的GPS静态测量、快速静态、伪动态方法,在外业测设过程中也不能实时知道定位精度,如果测设完成后,回到内业处理后发现精度不合要求,还必须返测。而采用RTK来进行控制测量,能够实时知道定位精度,如果点位精度要求满足了,用户就可以停止观测了,测一个控制点在几分钟甚至于几秒钟内就可完成,而且还知道观测质量如何。如果把RTK用于公路、铁路、水利工程等各种等级要求不高的控制测量,不仅可以大大减少人力强度、节省费用,而且能够大大提高工作效率。 (测绘玩家-rtk测量仪器) 二、rtk的原理是什么? rtk是实时动态测量,它的工作原理可以按照实时载波相位差分、坐标转换等两部分来进行介绍。 1、实时载波相位差分 对于RTK测量来说,仍然是差分解算,只不过是实时的差分计算。 也就是说,两台接收机(一台基准站,一台流动站)都在观测卫星数据,同时,基准站通过其发射电台把所接收的载波相位信号(或载波相位差分改正信号)发射出去;那么,流动站在接收卫星信号的同时也通过其接收电台接收基准站的电台信号;在这两信号的基础上,流动站上的固化软件就可以实现差分计算,从而精确地定出基准站与流动站的空间相对位置关系。在这一过程中,由于观测条件、信号源等的影响会有误差,即为仪器标定误差,一般为平面1cm+1ppm,高程2cm+1ppm。 (测绘玩家-rtk测量仪器与手薄) 2、坐标转换 空间相对位置关系不是我们要的最终值,因此还有一步工作就是把空间相对位置关系纳入我们需要的坐标系中。GPS直接反映的是WGS-84坐标,而我们平时用的则是北京54坐标系或西安80坐标系,所以要通过坐标转换把GPS的观测成果变成我们需要的坐标。 这个工作有多种模型可以实现,我们的软件采用的是平面与高程分开转换,平面坐标转换采用先将GPS测得成果投影成平面坐标,再用已知控制点计算二维相似变换的四参数,高程则采用平面拟合或二次曲面拟合模型,利用已知水准点计算出该测区的待测点的高程异常,从而求出他们的高程。坐标转换也会带来误差,该项误差主要取决于已知点的精度和已知点的分布情况。 从上可以看出,RTK的测量精度包括两个部分,其一是GPS的测量误差,其二是坐标转换带来的误差。 对于南方RTK设备来说,这两项误差都能够反映,GPS的测量误差在实时测量时可以从手簿上的工程之星中看得到(HRMS 和 VRMS)。对于坐标转换误差来说,又可能有两个误差源,一是投影带来的误差,二是已知点误差的传递。当用三个以上的平面已知点进行校正时,计算转换四参数的同时会给出转换参数的中误差(北方向分量和东方向分量,必须通过控制点坐标库进行校正才能得到)。 以上文章信息部分来源于网络,侵删