水分滴定仪采用的是卡尔.费休水分测定原理,费休法是测定物质水分的各类化学方法中,虽属经典方法但经过近年改进, 提高了准确度,扩大了测量范围,已被列为许多物质中水分测定的标准方法。费休法属碘量法,其基本原理是利用碘氧化二氧化硫时,需要定量的水参加反应:I2十S02十2H20=2HI十H2S04
上述反应是可逆的,为了使反应向正方向移动并定量进行,须加入碱性物质。实验证明,吡啶是较适宜的试剂,同时吡啶还具有可与碘和二氧化硫结合以降低二者蒸气压的作用。因此,试剂必须加进甲醇或另-种含活泼OH基的溶剂,使硫酸酐吡啶转变成稳定的甲基硫酸氢吡啶。
水分滴定仪的特点:
1.有双铂电化电压判断并显示反应终点,终止滴定;
2.全封闭系统,避免环境水份的渗入;
1.触摸显示屏控制,中文界面,office操作,简便易懂。
4.多种结果(水份含量,百分含量,卡氏试剂消耗量)同时显示,彩色滴定动态显示,测量结果自动记忆。
5.自动扣除飘移水份,环境水份漂移自动跟踪,确保分析结果准确。
6.系统全封闭,可自动更换溶剂和排出废液,避免有毒试剂外逸。
7.仪器状态,计量泵进样量,当前时间,漂移量等参数即时显示。
8.仪器运行平稳,无噪音。
9.模块化设计,由容量滴定(库仑)装置、控制装置、测量装置(电位、电导、永停)组成,通过不同组合可实现电位滴定、电导滴定、永停滴定。
地址:上海市大渡河路1142弄1号305室Email:zhongjiezhang@hotmail.com | 备案号:沪ICP备06004671号-3
推荐产品:自动电位滴定仪,瑞士万通电位滴定仪,瑞士万通电极网站地图