联系人: 任经理
手机: 15688823568
电话: 0538-8616799
邮箱: 27083293@qq.com
网址:www.tashhq.com
地址: 山东省泰安市岱岳区山口镇北村①使用前,将电子地磅秤放在牢固的平台上使用,利用秤的水平仪调整秤的4 个水平角将秤调平。
②电子地磅秤的电源应是交流电压在187V 与242V 之间。电子地磅秤的工作电源不应与大功率设备共用同一线路,大功率设备的启动和关闭会引起电压的波动,从而影响电子秤的使用。如供电电源过高或过低,使用者应配备交流稳压电源。使用前先预热15 分钟以上。
③电子地磅秤应在通风干燥的环境中使用,避免在阳光直射、高温、潮湿、粉尘浓度大或振动严重的地方使用或存放。不要在风扇直接吹动下使用,不要大力冲击,称量时要小心轻放。
④每次称重前,确保电子地磅秤处于零点状态,电子地磅秤不为零应按清零键清零。在称重时,不要将超过大称量物体放在秤盘上,更不能冲击传感器。
⑤电子地磅秤工作时不要充电使用,工作时充电会影响电子秤里面电池的使用寿命和电子秤显示数字的稳定性能。
⑥在点击按键时用力要适当,更不可使用尖锐的物体猛击按键,因为那样会使面皮破裂,导致潮气和粉尘进入秤体。电子秤要保持清洁,但不要用水冲洗。电子秤显示乱码时,先检查接头是否松动,数据线有没破损,如线和接头都没问题,可通过简易校正,一般能解决问题。
⑦日常工作中对电子秤要轻拿轻放,剧烈的震动会造成调整角和传感器的松动或脱落。在不使用电子秤时,不要在秤盘上堆放杂物。
⑧电子地磅秤属于准确计量工具,非专业人员不能随意拆装。如果发现电子地磅秤出现异常情况,无法正常使用,一定要及时报修,请电子地磅秤厂家人员进行检查修理。
⑨操作前必须熟读使用说明书和技术说明,避免因操作不当损坏设备。