电磁波治疗仪俗称“神灯”,其核心部件--TDP治疗板是经特别选定的30多种元素作为涂层制成的。在温度的作用下,能产生出带有几十种元素信息,能量的电磁波,对生物体具有广泛综合的生物学效应。
你知道电磁波治疗仪该如何使用吗?使用过程中的注意事项有哪些呢?小云云来告诉你~
使用方法
1. 接入220v电压,蜂鸣器响一声,“电源”灯亮,数码管显示00。
2. 设置治疗时间:按“时间”按钮设置时间,按一次增加10分钟,最多可到90分钟,再按又回到00。
3. 设置温度:按“温度”按钮后,若数码管显示10,功率100%,再按显示9,功率90%,复按一次功率减少10%,一直按到5,功率为50%,再按返回,数码管显示10,功率100%。
4. 按“开/关”按钮,“工作”指示灯亮,开始倒计时,时间到(显示00),“工作”灯灭,蜂鸣器响三声,本次治疗结束。
5. 重新设置“时间”、“温度”,按“开/关”又开始下次治疗。
6. 在加热治疗中,按“开/关”按钮可终止治疗。
7. 若不再继续治疗,应断开电源。
注意事项
1.治疗时照射部位必须完全裸露,否则影响疗效。
2.照射面部时,应对双目采取保护措施,以免发生眼球干涩现象。
3.治疗仪应防止剧烈震动、受潮、注意保护板面、照射头温度高,避免烫伤。
4.加热电阻丝损坏后,请及时更换。
5.为确保使用安全和延长电磁波治疗仪寿命,用后即关闭电源,要防止强烈震动,受潮,注意保护涂料版面。
6.如对婴儿使用,皮肤温度酌减。
7.照射距离不宜过近,否则容易发生皮肤灼伤(如发红或起水泡)或误触碰涂料板;调整灯光亦应小心,以防灼伤。
8.当发现涂料板渐变为暗红色(大约二年后),表面该板需要更换。
9.勿让儿童操作本电磁波治疗仪或接近加热灯头。
10.接通电源前应特别勿忘将电源转换开关拨到与当地电压想符的位置上。
11.当电磁波治疗仪不正常工作时,请首先检查熔断器是否损坏。若损坏,请用备用件。