标定,通过按键可以直接调整变送器的量程。一般按下述方法标定:
第一个压力(0 Kpa)为量程下限,设定的零位输出为4mA;
第二个压力(40kpa)为量程上限,设定的满位输出为20mA。
步骤:
1 施加量程下限压力,并等待不少于30秒,直至压力稳定;
2 按0%按键——输出电流设置为4mA;
3 施加量程上限压力,并等待不少于30秒,直至压力稳定;
4 按100%按键——输出电流设置为20MA;
5 如果需要,恢复阻尼至原始值;
6 记录新设置。
最后一次按下0%或100%按键10秒后,相应的参数就以掉电保护(FAILSAFE)方式存入变送器。
带液晶表头时“就地”按键的操作:
l 退出菜单(EXIT)
l 查看测量值和计算值(VIEW)
l 加压设定0%(GET0%)
l 加压设定100%(GET100%)
l 输入数值设定0%(SET0%)
l 输入数值设定0%(SET100%)
l 校正零位偏移(如因变送器倾斜产生的零位偏移)(SHIFT ZERO)
l 平行迁移(OFFSET SHIFT)
l 输出变量下限值设定(输出0%)(OUT0%)
l 输出变量上限值设定(输出100%)(OUT100%)
l 阻尼(DAMPING)
l 输出电流出错(报警电流)(ALARM CURRENT)仅对HART协议,并且输出为4~20mA的变送器才有效。
l 显示类型选择(DISPLAY)
l 压力单位选择(UNIT)
l 输出特性选择(FUNCTION)
l 现场总线地址设定(ADDRESS):仅对采用PROFIBUS-PA或
FOUNDATION FIELDBUS协议才有效。