多用电表的使用 指针定 位螺丝 多用电表及内部结构 欧姆调 零旋钮 + - + - 选择 开关 欧姆表的内部结构 注意:欧姆表的黑表笔跟表内电池的正极相连。 红表笔跟表内电池的负极相连。 用欧姆表判别二极管好坏时用到这一点。 欧姆表的使用步骤 ? 1.机械调零:调整指针定位螺丝确保使用 前指针在左端零刻度处。 ? 2.选挡:估计待测电阻值,选择适当倍率。 ? 3.欧姆调零:红黑表笔短接,调整调零电 阻旋钮,使指针指在右端0Ω处。若换则重 新进行调零。 ? 4.测量并读数,手不能接触表笔金属部分。 ? 5.用完后拔出表笔,选择开关置于off挡或 交流电压最高挡。 多用表的读数方法 欧姆表读最上刻度乘以倍率 其它电压电流均读中间刻度 0—2.5V交流读最下刻度 如图示多用电表,选择开 关分别置于下列位置时的 读数是: ×100—— 1.00kΩ 10V量程—— 6.2V 250V量程—— 155V 5mA量程——3.10mA 2.5V交流量程— 1.85V + - 欧姆表读数练习 + - 122 Ω 1.50k Ω 电表的估读问题 原则:误差出现在哪一位则估读至该位,如 量程为3时,读数: 1.62A/V 量程为0.6时,读数: 0.33A/V 量程为1.5时,读数: 0.82A/V 1.5 1.5 量程为3时,读数:1.60A/V 量程为0.6时,读数: 0.32A/V 0.80A/V 量程为1.5时,读数: 用欧姆表判定二极管的好坏: 欧姆表的黑表笔跟表内电池的正极相连。红表笔跟 表内电池的负极相连。 好的二极管正极接黑表笔、负极接红表笔时电阻应 很小,负极接黑表笔,正极接红表笔时电阻应很大, 否则就不是好二极管。 二极管的单向导电性可用来整流(把交流电变成直 流电)、检波、稳压等。 Ω表 Ω表 欧姆表测量黑箱内电学元件 如图示,黑箱外有三个接线柱A、B、C,已知里面只有 两个元件(可能是电池、电阻、二极管),并且两个接线柱 间最多只接有一个元件,用多用电表测量步骤和结果如下: 用直流电压挡测量,A、B、C三点任意两点间均无电压 用欧姆档测量,A、B间正、反接电阻相等 用欧姆档测量,黑表笔接A点,红表笔接C点,阻值很小 , 反接则阻值很大 用欧姆档测量,黑表笔接B点,红表笔接C点,有阻值,阻 值比第2步测得的稍大 ,反接则阻值很大 根据以上测量在图中 画出两个元件的