用UT6OE测二极管时的连接方法如图所示。
图:用UT6OE测二极管的连接方法
首先要强调的是用数字万用表测量二极管时,实测的是二极管的正向电压值,而指针式万用表则测的是二极管正反向电阻的值,所以使用过指针式万用表测二极管的读者,要特别注意这个区别。
①将红表笔插入 "HzVm 插孔,黑表笔插入 "COM"插孔,红表笔极性为"+"黑表笔极性为"-"。
②将功能量程开关置于
测量档,再按SELECT键选择迸大二极管测试功能,红表笔接被测二极管正极,黑表笔接被测二极管负极。
③从LCD显示屏上读出二极管的近似正向压降值,硅二极管一般为0.5-0.8V。
测量注意事项:①如果被测二极管开路或极性接反,显示屏将显示 "OL";②当测量在线二极管时,测量前必须断开电源,并将相关的电容放电。
看过《如何用数字万用表测量二极管》的人还看了以下文章