实验项目名称:电表改装与校准 学号:______________ 姓名:______________ 班级:______________实验序号:____ 时间:第_____周星期_____第_____节课 联系方式:___________________________ 【实验目的】 (1)测量表头内阻及满度电流 (2)掌握将 1mA 表头改成 5mA 电流表 (3)掌握将 1mA 表头改成 1.5V 电压表 (4)设计一个 R 中=1500Ω 的欧姆表,要求 E 在1.3~1.6V 范围内使用能调零 (5)用电阻器校准欧姆表,画校准曲线,并根据校准曲线用组装好的欧姆表测未知电阻 【实验仪器】 DH4508 型电表改装与校准实验仪。 注意: 1. 接好线路后,确保表头指针不会超过满偏(可先将电源电压调小,保护电阻调大) ,才能 接通电源; 2. 在实验过程中,直流电压源的电压输出调至 2V 档位既可。 3. 由于电阻箱的接线柱 2 引起的误差过大,因此实验时只接接线柱 1 和3。 【实验原理及预习问题】 (1)测量内阻 Rg 有哪两种常用方法? (2)简述替代法的原理,并画出电路图。 (3)将1mA 表头改成 5mA 电流表,推导分流电阻 R2 的计算公式。 + 改装表 + RW + R2 E A 标准表 (4)将1mA 表头改成 1.5V 电压表,推导分压电阻 RM 的计算公式。 改装表+++V准表标1(5)画出将毫安表改装成串联分压式欧姆表的电路图 【实验内容和数据处理】 (1) 表头的主要参数(满偏电流和内阻)的测定 {用替代法测量表头内阻} 调节 E 和RW 使表头满偏(表头指针指到满刻度 1mA 处) ,记下标准电流表的值即为表头的 满偏电流 Ig= mA,然后断开接在表头上的连线,转接到电阻箱上,调节电阻箱使得标准电 ?。 流表的读数仍为刚才记录电流值 Ig,此时电阻箱的阻值等于表头的内阻 Rg= (2) 1mA 表头改成 5mA 电流表 计算出分流电阻 R2= ?。 将电源调到最小,RW 调到中间位置,按图接线。慢慢升高电源电压,使改装表指到满量程 (可配合调节 RW 变阻器) ,这时记录标准表读数。注意:RW 作为限流电阻,阻值不要调至最小 值。然后调小电源电压,使改装表每隔 1mA(满量程的 1/5)逐步减小读数直至零点;(将标准电 流表选择开关