(用二极管档位,确定基极后,在判断发射极和集电极时,一表笔固定接基极另一表笔分别接待定的发射极和集电极,有两次读数,大的一次就是发射极。NPN PNP 都是一样的判断;三极管正常时,两次读数就算非常接近也应该没有相等的 读数,读数大的一次就是发射极) 利用数字万用表不仅能判定晶体管的电极、测量管子的共发射极电流放大系数HFE,还可以鉴别硅管与锗管。由于数字万用表电阻档的测试电流很小,所以不适 用于 检测晶体管,应使用二极管档或者HFE进行测试。 将数字万用表拨至二极管档,红表笔固定任接某个引脚,用黑表笔依次接触另外两个引脚,如果两次显示值均小于1V或都显示溢出符号“OL”或“1”,若是PNP 型三极管,则红表笔所接的引脚就是基极B。如果在两次测试中,一次显示值小于1V,另外一次显示溢出符号“OL”或“1”(视不同的数字万用表而定),则表明红表 笔接的引脚不是基极B,此时应改换其他引脚重新测量,直到找出基极为止。 用红表笔接基极,用黑表笔先后接触其他两个引脚,如果显示屏上的数值都显 示为0.6-0.8V,则被测管属于硅NPN 型中、小功率三极管;如果显示屏上的数值 都显示为0.4-0.6V,则被测管属于硅NPN型大功率三极管。其中,显示数值较大 的一次,黑表笔所接的电极为发射极。在上述测量过程中,如果显示屏上的数值都 显示 都小于0.4V,则被测管属于锗三极管。