第三篇 电外科安全 手术室护理实践指南 1 、概述 1.1 目的 规范单极电刀、双极电凝、超声刀三和电外科能量设备的操作规程― 指导手术室护士正确评估、使用、维护电外科设备,减少操作过程中的安全隐患最大限度地确保术中患者及医护人员安全。 1.2 适用范围 该指南适用于各种不同的医疗环境 ,包括住院部手术室、日间手术室、诊室、心导管室、内镜室、放射科等实施创伤性诊疗的区域。 2 ppt 课件 2 、名词术语 2.1 电外科 电外科(electrosurgery )是应用于外科手术室的一种高频电流手术系统,电外科集高频电刀、大血管闭合系统、超声刀、氩气刀、LEEP ...
第三篇 电外科安全 手术室护理实践指南 1 、概述 1.1 目的 规范单极电刀、双极电凝、超声刀三和电外科能量设备的操作规程― 指导手术室护士正确评估、使用、维护电外科设备,减少操作过程中的安全隐患最大限度地确保术中患者及医护人员安全。 1.2 适用范围 该指南适用于各种不同的医疗环境,包括住院部手术室、日间手术室、诊室、心导管室、内镜室、放射科等实施创伤性诊疗的区域。 2 ppt 课件 2 、名词术语 2.1 电外科 电外科(electrosurgery )是应用于外科手术室的一种高频电流手术系统,电外科集高频电刀、大血管闭合系统、超声刀、氩气刀、LEEP 刀、内镜电切刀等众多外科高频电流手术设备于一体,并且通过计算机来控制手术过程中的割深度和凝血速度 ,达到止血和凝血效果。 3 ppt 课件 2.2 单极电刀 单极电刀(monopolar electrotome) 是在一个回路中利用频率大于200kHZ 的高频电流作用于人体所产生的热能和放电对组织进行切割、止血的电外科设备。 4 ppt 课件 2.3 双极电凝 双极电凝(bipolar electrocautery) 是一种高频电流发生器,在双极电凝器械与组织接触良好的情况下,电流在双极镊的两极之间所产生的热能,对人体组织进行电凝止血。 5 ppt 课件 2.4 超声刀 超声刀(ultrasound knife )是一个超声能量和机械振动的发生器,通过超声频率发生器作用于金属探头(刀头),以55.5kHz 的频率通过刀头进行机械振荡(50~100m ),将电能转变成机械能,继而使组织内液体汽化、蛋白质氢链断裂、细