现举metronic5325程控刺激器有关指标如下:①程控心率 调节范围:s1~s1,200~1999±1ms;s1~s2,2~999±1ms;s2~s3,2~999±1ms.②迟延时间:0~9±0.1ms.③输出脉冲:宽度1.8±0.2ms;幅度范围0.1~20ma±10%。④敏感度:校正信号,15ms正弦方波; 调节范围0.5~10mv.⑤直流供电:9v. 当通过食管电极进行心房或心室起搏时,常用脉宽10~20ms的刺激,使起搏阈值在10ma以下(30~40v),达左心房部位。如再向下送4~5cm则电极到达左室后壁部位。上述两个部位可进行心房或心室的调整与心电记录。