不过请注意,在以下情况不要使用标准气:　–　如果气体组分共同存在会对分析产生物理干扰　–　如果气体组分之间会发生化学反应　–　如果混合物组分在　SIDOR　中会对待校准测量组分产生交叉敏感性影响,而这种交叉　敏感性影响没有被自动补偿　–　如果分析仪有单独说明,禁止使用标准气混合物　标准气标准与交叉敏感性　\uf062　如果　SIDOR　有交叉敏感性补偿:请遵循　§16.1.2　(→　第187　页)中的说明。　\uf062　如果　SIDOR　的测量组分有相关的　H2O　交叉敏感性　:请遵循　§8.8.4　(→　第134　页)　中的　说明。　\uf062　请检查　SIDOR　随机提供的资料中是否有正确校准所需标准气的说明。　\uf062　当标准气发生变化时,不要忘记更改标称值设置　(比如,更换标准气罐　后)　。　112　SIDOR　·　操作说明书　·　8015208/XN20/V2.3/2015-05　·　©　SICK　AG　校准　如有更改　,　不另行通知　8.3.4　校准气的正确输入　进口压力　无内置样气泵:将校准气馈入分析仪,进口处的压力与样气相同。　有内置样气泵:　–　当校准气馈入分析仪时,要关掉气泵。可以手动操作　(→　第118　页,　§8.5.4)　,　也可设置自动关闭　(→　第62　页,　§6.4.1)　。　–　然后在轻微的正压力下馈入校准气　(50　...　100　mbar)　。