水准仪的校正
在日常使用中,水准仪应在使用前进行检测,方法很简单:找一段30-60米的距离,两边各放一根塔尺,在两尺之中点置平水准仪,找出高差,注:至少要看三个测回。
再将仪器挪到离一端塔尺距离3-5米处,进行测量。
如果测量后误差超过指标,就要进行校正。
因为已有了高差,即可直接校正,校正时以近处塔尺目标为基准,校正远处塔尺目标。
各种水准仪的结构不同,看看水准仪的说明书,吻合式的,校正长水准。
自动补偿的一般把目镜前的护盖打开,就可见校正螺丝。
说明书上的方法和我这讲的是一样的,但是在我接待的客户中,大多数是没有细看过说明书,在网上也有问到水准仪的校正,我建议需要水准仪校正的使用人员,已没有说明书的,随便找一本说明书看看,校正方法都是一样的。
经纬仪校准水平方向找一点,水平盘.竖直盘读数,转180°既倒镜看差,校准。
水平盘打开目镜上的前的盖子可看到四个校准螺丝,校正左右两边的,记住先松一边的螺丝,看看方向,校正差的2分之1.竖直盘如果差不大也可矫上下俩螺丝,另电子经纬仪校准设置一下就行了。
J2J6经纬仪或水泡.自动补充校正不一样有说明书最好看看。
激光水平仪校正方法:
把所有的激光线开下来,在桌子上做一个标点,把激光点打在上面,慢慢转动仪器三百六十度,看一下,下垂点是不是居中(不偏离激光点),如果偏了,那说明重锤不准,需要调整重锤下面的四个方向的螺丝,把它调正就好了。
激光水准仪是利用激光束代替人工读数的一种水准仪。
将激光器发出的激光束导入望远镜筒内,使其沿视准轴方向射出水平激光束。
扩展资料:
一、激光水平仪功能:
1、激光水平仪能测量平面是否凹凸不平或刮花等等
2、输出激光垂直面和水平点
3、激光水平仪上有水平珠,能测量水平面是否水平
4、激光水平仪上有led灯珠即使在晚上也可以看清水平珠
5、激光水平仪可加磁铁吸附功能更实用,更方便。
二、激光水平仪原理:
利用激光的单色性和相干性,可在望远镜物镜前装配一块具有一定遮光图案的玻璃片或金属片,即波带板,使之所生衍射干涉。
经过望远镜调焦,在波带板的调焦范围内,获得一明亮而精细的十字型或圆形的激光光斑,从而更精确地照准目标。
如在前、后水准标尺上配备能自动跟