位置:首页 > 钳形表怎么测电流
用万用表如何测量电流
首先将万用表设置在电流档,然后将其串联在待测电流的回路中即可。
需要注意的是:如果是直流电路要注意极性。无论是测量电流还是电压都要把电表调整到相应的档位,也就是表的档位要高于被测物的电压或电流值。
不知道时调整到最大值。 测电流时,必须将电流表与负载串联,因为串联电路中电流处处相等,因此通过电流表的电流就是待测的负载电流。
如果接错,就是与负载并联,因为电流表的内阻很小,在负载的电压下,将通过较大的电流,使电流表损坏。 测电压时,需将电压表与负载并联,因并联电路中,任何支路中的电压相等,也就是电压表两端的电压就是负载的实际电压,如果将表窜入负载电路,就不能测出实际电压。
用万用表怎么测电流
使用万用表测量电流时,必须要注意最重要的一点,不要把测量电流方法和测量电压方法弄混,因为好多新手把测量电流方法和测量电压方法一样,直接把表笔并联进电路,这样如果你的万用表是杂牌表的话,保险管烧了,电流挡分流器中分流电阻肯定烧了,如果是数字表的话,弄不好连7106也得挂掉,但是如果是比较好的万用表的话,如果用电流挡失误测量电压,这个电压信号会被电流挡保护电路,双向限幅二极管钳位在0.7V 从而来保护电流挡分流器,我们知道,测量电压方法是将万用表打到电压挡,然后将红表笔插入VΩ孔,黑表笔插入COM孔,然后将红黑表笔并联进电路测量电压,电流正好相反,也就是说,如果想测量电流的话,使用万用表电流挡,适当选择好量程,如果不知道电流值大小可选择大点的量程,防止万用表显示“1”过量程,然后将红表笔插入mA孔,或10A孔,黑表笔插入COM孔,(COM孔称为公共端专门插黑表笔插孔)然后将电路断开一部分,把红黑表笔串进去测量,也就是说测量电流的话,必须串进线里测量。
什么主板? 电脑主板上一般是不会有彩色电阻的,那叫色环电阻,一般出现在模拟电路,而电脑主板里的电阻都是贴片的,使用万用表电阻挡测量电阻阻值,如果不知道被测电阻阻值则要打到电阻挡最高量程去测量,测量的时候,不要将手接触表笔金属部分,以免引入人体电阻,引起测量误差。
怎样用万用表测电压电流电阻
有关万用表的正确使用 万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、