用来测量水位高度的液位变送器也是有很多种的,比如常见的投入式液位变送器,法兰式液位变送器等等,但不管是用哪种液位变送器测水位高度,使用的基本原理都是差不多的。 液位
文本关键词:液位变送器水位高度怎么设置,液位变送器
用来测量水位高度的液位变送器也是有很多种的,比如常见的投入式液位变送器,法兰式液位变送器等等,但不管是用哪种液位变送器测水位高度,使用的基本原理都是差不多的。液位变送器装好后需要设置,通过计算才能得出相关值的。下面吉创科技就跟大家解答液位变送器水位高度怎么设置:
设置水位高度就是设置量程
如果就是需要设置液位变送器的量程,那么就好办了,这是属于常规设置方法,
1.首先做量程计算,可参考《双法兰液位变送器量程计算》。
根据自动开关要求设置水位高度
如果涉及到了自动开关,跟一些自动控制挂上勾,那么这里说的设置水位高度就不是基础的设置量程的问题了。
举个例子:典型的比如使用投入式液位变送器测量水箱液位高度,控制开关进行泵水。
如果水箱的容量高度是10米,经过讨论,客户给出的要求是,当水箱水位低于3米的时候就需要及时泵水,而当水位高于9.5米的时候就立即停止泵水,那么这里就涉及到多个信号的设置了,除了量程设置好后,还需要利用液位变送器检测水位到3米的时候给出一个信号给控制水泵的开关,表示打开水泵,而到9.5米的时候液位变送器又给出一个信号传送给水泵开关,表示关闭水泵,以此循环操作。
总之,如果设置液位变送器水位高度仅是设置量程,那么通过相关计算公式就能得出量程,并且通过常规量程设置操作步骤设置即可,而是根据自动开关要求设置水位高度则会相对麻烦一些,首先要对标水箱容积,液位变送器量程之间的关系,在设置水泵开和关的信号点,并设置对应相关的其他部分,这就不仅仅是设置液位变送器的问题了。值得大家注意的是,一些新手经过理论计算后,设置的信号点往往有一定的偏差,所以需要进一步进行对标和校验,以确保误差在允许范围范围内,否则可能会出现一些问题的,这些设置最好找液位变送器厂家帮忙协同操作!
文本tags:液位,变送器,水位高度,怎么设置
版权保护: 本文由 吉创科技 原创,转载请保留链接液位变送器水位高度怎么设置?: http://www.jcyewei.com/cjwt/144.html