1). 激光粒度仪在测试水泥负压筛筛余量的时候,结果非常一致,可以进行取代。2). 激光粒度仪测试结果与比表面积法测试具有更多信息和更加明显的数据值,用来比较水泥性能具有较好的优势。与此同时,利用粒度分析仪测试步骤简单,分析快速。3). 激光粒度仪测试粒度的分布可以对水泥的标准稠度,初终凝时间,早期强度,后期强度有预测作用,而且结果与预测一致。并且粒度数据对粉磨系统调整的有一定指导作用,为生产出性能较好的水泥有一定指导作用。
正负极材料的粒径大小对于电池性能的影响不言而喻,但颗粒的形态也同样重要,其形态将直接影响到电池的加工工艺和性能。虽然测试颗粒形态电镜是一个很有力的武器,但电镜的制样方式决定了其无法直接测试原始浆料,同时其较高的放大倍数使得其对团聚颗粒的判断比较困难。再加上电镜高额的维护成本,因此一款相对廉价但比较方便的光学仪器是非常必要的。方法:采用丹东百特 Bettersize1600 激光粒度分析仪。
原料药及辅料的颗粒大小对于药物的质量和制剂过程影响不言而喻,虽然激光衍射作为一种相对比较成熟的技术广泛地用于原辅料的粒径检测,同时该方法也具有检测速度快和精度高等优点,但由于该检测原理属于间接方法,因此激光衍射技术本身也具有一些无法克服的缺点,比如最终颗粒的大小无法直观地确认,样品到底是团聚状态或者是否破碎也无法得知。同时对于很多制剂,原辅料晶体的形状也非常关键,球形?棒状?或者是聚集状态?而这些方面,图像颗粒分析系统则可以很好地给出解决方案。方法:采用丹东百特 Bettersize1600 激光粒度分析仪。
近些年,随着国家在战略层面提出的产业转移和升级,以动力电池为代表的新能源领域得到了快速的发展,一方面大家对电池的性能要求越来越高,比如能量密度要求越来越大而电池的安全性能则要求越来越严,另一方面大量新建产能的释放以及国家补贴门槛的不断提高,使得生产企业未来会面临前所未有的压力。 动力电池大热的磷酸铁锂和三元材料,每种材料在能量密度、加工工艺、循环次数以及热稳定性方面各有千秋,同时各种材料化学组分差异较大。负极材料虽然对电池性能影响也比较大,但其面临着与正极材料不同的处境。石墨负极本身对粒度分布却有着近乎苛刻的要求,一个微米甚至以下的粒度变化,都可能导致产品性能甚至产品型号的变化。方法:采用丹东百特 Bettersize2600 激光粒