今天,你被“枪”击了吗?
疫情当前,测体温成为了日常常态,进小区要测,进公司要测,进商场要测,只要是不同场合,必须要经历的一定是露出手腕或额头,随着企业的陆续复工,额温枪也紧随脚步,成为口罩,酒精,消毒水同级别的紧俏防疫物资。
常用的体温计,图片来自南京市计量监督检测院
检测人体体温的温度计有接触式和非接触式两种,常用的接触式体温计是玻璃和电子两种,非接触式有红外耳温和红外额温两种。
接触式的体温计测量准确度较高,对使用条件要求较低,但测量时间较长。
非接触式温计测量方便快捷,但容易受到环境条件、皮肤表面的发射率、光路系统污染程度以及测量距离等因素的影响,对测量条件要求较高。
相比之下,红外耳温枪使用时还需轻轻插入耳道,额温枪通常距离额头3-5cm就可以测量。因此,额温枪成为了这次疫情中最受欢迎的测温仪。
“你的体温36.2℃”“你的体温35.3℃”……这是大部分进入工作场所和回到住家小区时,测得前额体温的常态。
我们知道,健康成年人的体温是相对恒定的,约为37℃,因测试部位、时间、季节及个体差异等因素影响略有差异,当体温超过正常值时被称为发热。在新冠肺炎疫情防控期间,体温超过37.3℃的须如实报告,并自驾车或联系120救护车到发热门诊就诊。
我们外出时面临的这“温柔一枪”, 可是你有没有想过“红外测温枪”是怎么测温的?所得的这些红外体温检测数值靠谱吗?会不会存在误差?如果误差普遍偏大,会不会不利于新冠肺炎疫情的防控?那“一枪”对准哪里,测得数据可能更准确?
红外测温枪是怎么测量得出数据的?
红外测温仪一般由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
其中,红外探测器是对红外辐射信号进行量化的设备,是整个红外测温技术的核心,主要用于采集红外辐射信号并量化,其核心部件是红外焦平面阵列。这个阵列采集到强弱不等的红外辐射信号后,将其转换为电信号,再经过电压放大、转换等一系列处理,最终量化出不同的数值。
红外测温仪的构成是哪些?
为什么复工了红外测温仪还是采购不到,一个方面是需求的持续增大,另一个方面是额温枪产能的提升需要产业链上上百家公司的相互协作,既需要单点提升,也需要统筹协作。
与口罩、消毒水等原材料种类不多的紧缺防疫物资不同,生产一台额温枪需要上百个组件,组装线的产能能够快速增加相对简单,核心组件芯片产能的提升则需要更长时间。
额温枪拆解图,图片来自唯样
具体而言,生产一台额温枪需要MCU(微控制单元)、ABS塑胶外壳、PCB电路板、IC、电阻、电容、红外传感器、LCD、背光源和电池线扣等上百个组件。
额温枪上常见的红外传感器是热电堆传感器,这种传感器由两个或多个热电偶串接组成的热释红外线传感器,通过将人体辐射的红外线转换为电信号的变化,从而显示出人体温度。
红外测温受哪些外部情况影响?
红外测温仪的使用,有时候会测出33℃左右,这与我们平时所测,比水银温度计差别非常大,那么又是哪些原因引起误差了?
现在测温仪测的都是人的额头、手心、脸部等部位,测量结果属于人的体表温度,而体表温度可能受人活动状态的影响产生波动,因此它并不一定能真正代表人体温度。最近天气相对全年会是比较低,如果在室外活动一定时间之后,体表温度会相对低一些,因为红外测温仪测量的就是体表温度。
测温仪的测量准确度首先与仪器本身的准确程度及仪器自身质量有关;关键元器件控制单元,红外测温元件的质量稳定性都会影响测量效果,生产厂家出厂校准标准的不一样也会一起差别。
测温距离的不一样,直接影响测温器件对于辐射的感知能力,如果被测对象温度是确定的,在测量距离、目标物发射率、环境温度的影响下,测温器感受到的物体温度也会出现差异,这必然会降低测量的精度。
红外测温仪多久可以恢复供应?
复工的逐步加快,测温仪的需求会持续一段时间,元器件的紧缺会延伸这个时间段,网络咨询查询得知一些数据,有新京报报道提供的图表如下:
市场的急需和零配件的质量会影响我们手里的测量数据,那么我们的标准又是怎么样的,不达标的产品我们肯定是没有使用价值的。
按照体温枪相关的制作规定:体温枪热传感器医疗级别为±0.2度,工业级别的材料是±0.5度,用于人体测温的体温枪必须采用±0.2度的医疗级别传感芯片,体温枪制造商必须持有医疗生产许可证和计量证。
我们怎么去测温,才是靠谱的,需要注意一些什么?
事实证明,脱离了使用方法和测试环境去谈靠不靠谱,本身就是件不靠谱的事。我们只能在相对稳定的情况下,使用正确的方法,才能避免太大的误差。建议在使用环境不理想的情况下,酌情寻找适合的室内场所再次测量,具体按照产品说明书的要求进行。
尽量校准红外测温仪温度,保持测温仪的使用环境;先以未发热人群测出一个参考温度,将其作为基准。采用温度不太高的暖宝宝贴在测温计外侧,帮助其维持正常工作使用温度。
红外测温枪与额头不能距离太远,不然的测温枪的红外探测器能够收集到的红外幅射能量会变小,从而影响测量的结果。最理想的情况下是距离额头大概5cm至8cm左右。
红外测温枪需要尽可能的与额头保持垂直,这样可以确保收集的红外幅射能量是从目标测量区域散发出的。
不要让红外测温枪处在温差相差20度或更高的环境下,不然的话测出来的数据将会是不准确的。
被测者所在车辆(火车、飞机、轮船)内长时间开暖风或被测者长时间处于室外低温环境中,都可能导致其额头表面温度的暂时偏高或偏低,应当等人体温度平衡后再进行测量。被测者如剧烈运动过,应当休息调整几分钟,擦去额头的汗水后,再进行测量。
一些红外额温计具有物温模式和体温模式,测量人体温度时,应确保红外额温计处于体温模式。
在室外时,测量被衣服覆盖的部位,比如手腕或者脖子,会更准确,测量时,建议3次左右,平均值为准。
图片部分来源于网络,侵权联系必删。