1) 在待机状态或当前加注量显示状态下,按住CALIBRATE按键,显示累计加注量。2) 松开CALIBRATE按键或有计量脉冲输入时,返回到显示当前加注量状态。三,误差系数标定1.在待机状态或当前加注量显示状态下,按CALIBRATE按键5秒后会显示一个系数,系数在出厂时都已调好,无特殊原因请勿调节.如因使用的介质及压力不一样,可能出现误差,则可以进行系数调节。2.调整方法:按CALIBRATE5秒后进入误差系数标定状态后,数字闪烁显示是我们设定好的系数。按DISPLAY按键,数字移位,依次从左到右显示。按CALIBRATE按键,修改当前闪烁位的数值,依次从0到9。例如:按CALIBRATE按键5秒后显示一个系数是1。0000,你想少加3升油,就改为0。9700,实际上就是上面显示100L实际加油97L,数字越大加油越多,数字越小,油就越少。0。0100约等于1升。调整好后5秒钟后自动回到加油状态。本功能只能用于调整流量误差,对用于其它目的造成的一切后果由使用者自行承担。。四,维护与保养本流量计需要能至少工作9,000小时(1年)的电池作为电源。电池寿命过短会导致在工作期间因电池漏液而导致该流量计的损坏,但建议客户每一年更换一次电池。如果本流量计的LCD显示变得暗淡或Lbat提示出现时,应及时更.换.严禁用于商业用途计量。