b 重测比较法,即在每次初始 化成功后,先测 1 个或 2 个已测过的 RTK 点,确认无误后再进行 RTK 测量。 (3) 由于 RTK 的稳定性和精度随流动站到基站距离的增大而降低, 为确保测量 成果的可靠性,流动站到基准站距离不能太远,一般来说应控制在 5km 之内。 (4) 用 RTK 测量时,观测时间应选在点位几何图形强度因子 pdop 值小于 6 且 有效卫星数不少于 5 颗的时间段进行。这样做不仅速度快,而且精度高。 (5) 在具体操作中,要严格按照有关规范的要求去做,减少人为因素对测量精 度的影响。 特别是在仪器对中、 测量天线高或输入基准站坐标时, 如果出现差错, 会影响到整个测量成果准确性。因此,在对中时,对于一些精度要求高的点位, 必须使用三脚架或快速对中支架,提高对中点精度。 除此之外,为了保证地物点的测量精度,我们还要对接收机天线进行校检, 选择有削弱度路径误差的各种技术的天线。同时,我们还要不断利用新的数据处 理技术,以削弱各种误差带来的影响。