全站仪后方交会的原理:
如图所示,P点为后方交会点,ABC是控制网中的已知点,通过测量边长L1、L2、L3,角度α、β、γ,应用解析公式,即可计算出P点的坐标。
前方交会法和后方交会法
前方交会:在己知的两个(或两个以上)己知点(A,B)上架站通过测量α角和β角,计算待测点(P)坐标的方法。如下图所示,红色字母代表的站点为架站点(A,B):
后方交会法:在待测点(P)上架站,通过使用三个己知点(A,B,C)及α角和β角计算待测点(P)坐标的方法。如下图所示,红色字母代表的站点为架站点(P):
后方交会操作步骤:
架设仪器
打开后方交会功能,按照提示,分别测量距离,角度数据
计算结果
如何得到的坐标更准?
1、角、边的关系,距离要大致相等且最好不要太近,角度最好是在30°至120°之间;
2、适当增加观测数量,不管是距离交会还是角度交会都是条件越充分精度就越高,推荐8个点的自由建站;
3、校核仪器的精度能不能满足标称的精度,经常保养仪器;
4、格网因子改为1;