电子体温计注意事项1.当电子体温计后方位置显示“□”时表示表示需要更换电池,电池采用AG3扣式电池或SR41银氧化电池。更换电池时,先拨开上部的电池盖。紧压下开关导皮再拨出机芯约2.5MM(拨出机芯不可超过3.5mm),用小瓶口螺丝刀移出电池。装入新电池,正极朝上,塞入机芯,小心将电池盖合上即可。2.电子体温计可用湿布擦拭来清洁,如是防水型的可直接放到水里清洗。不可置于高压气体,高温环境中,不可与腐蚀物品接触。对此造成的损坏不负质量担保责任:3.工作温度:10°C-40°C 工作湿度:30%-80%RH4.保存温度:-1°C-60°C 保存湿度:10%-80%RH5.使用寿命:AG3或SR41扣式电池约为200小时6.显示精度:±0.1°C(32°C到43°C时)或±0。2°F时间:5-10分钟发热温度:37℃以上使用前先将体温计的水银汞柱甩到35℃以下。将体温计水银端放在腋下最顶端(即腋窝深处),用上臂将体温计夹紧,以免脱位或掉落;测量5—10分钟;取出体温计,读取温度数据后,用卫生纸擦拭体温计,以便下次或他人使用。读数方法:一手拿住体温计尾部,即远离水银柱的一端,使眼与体温计保持同一水平,然后慢慢地转动体温计,从正面看到很粗的水银柱时就可读出相应的温度值。读数时注意千万不要用手碰体温计的水银端,这样会影响水银柱而造成测量不准。时间:数秒钟发热温度:38℃以上另外有利用红外线量测技术量测耳内鼓膜的耳内温度计以及量测前额的前额温度计。如果体温计的玻璃碎了,体温计里的水银会给人体带来损害,一种新的体温计由塑料制成,可用于婴儿或年幼的儿童。正常的体温是37摄氏度。测量原理:液体的热胀冷缩体温计的特点:(1)能脱离被测物体读数(2)装有的水银多(3)有缩口(4)分度值为0.1℃缩口:使测量后,水银不能退后玻璃泡,从而可以脱离被测物体读数。