数字　电压表仅测量RTD两端的压降并且对导线的长度不敏感。　使用4线电阻的一个缺点是我们需要的延长线比3线电　桥多一根。如果我们注重温度测量的精度,这只是很小　的代价　3线电桥测量误差　如果我们知道VS和VO,则可以计算出Rg,然后求解　温度。通过R1　=　R2构建的电桥的不平衡电压Vo为:　很小　的代价　如果Rg　=　R3,则VO=　0并且电桥实现平衡。这可以手动　完成,但如果我们不想手动进行电桥平衡,可以仅求解　VO形式的Rg:　该表达式假定导线电阻为零。如果Rg的位置离3线配置　中的电桥有一段距离,则导线电阻RL将与Rg和R3串行。　我们再次求解Rg:　如果Vo较小(即电桥接近平衡),则误差项较小。此　电路与应力表之类的设备可以很好地配合使用,从而只　更改电阻值几个百分点,但RTD电阻随温度显著变化。　假设RTD电阻为200欧姆,而电桥设计用于100欧姆:　由于我们不知道RL的值,因此必须使用公式(a),所以　得到:　正确的答案当然是200欧姆。即温度误差约为2.5˚C。　除非您能够实际测量RL的电阻或平衡电桥,否则基本　的3线技术并非使用RTD测量绝对温度的精确方法。更　好的方法是使用4线技术。　3电阻到温度转换　RTD是比热电偶更线性化的设备,但它仍需要曲线拟　合。