容量瓶的正确使用方法和步骤 容量瓶主要用于准确地配制一定浓度的溶液。它是一种细长颈、 梨形的平底玻璃瓶,配有磨口塞。瓶颈上刻有标线,当瓶内液体在所 指定温度下达到标线处时,其体积即为瓶上所注明的容积数。使用容 量瓶配制溶液的方法是: 1、使用前检查瓶塞处是否漏水(新购入清洗后检查)。具体操作方 法是:在容量瓶内装入半瓶水,塞紧瓶塞,用右手食指顶住瓶塞,另 一只手五指托住容量瓶底,将其倒立(瓶口朝下),观察容量瓶是否 漏水。若不漏水,将瓶正立且将瓶塞旋转 180°后,再次倒立,检查 是否漏水,若两次操作,容量瓶瓶塞周围皆无水漏出,即表明容量瓶 不漏水。经检查不漏水的容量瓶才能使用。 2、把准确称量好的固体溶质放在烧杯中,用少量溶剂溶解。然后把 溶液转移到容量瓶里。为保证溶质能全部转移到容量瓶中,要用溶剂 多次洗涤烧杯,并把洗涤溶液全部转移到容量瓶里。转移时要用玻璃 棒引流。方法是将玻璃棒一端靠在容量瓶颈内壁上,注意不要让玻璃 棒其它部位触及容量瓶口,防止液体流到容量瓶外壁上。加入适量溶 剂后,振摇,进行初混。 3、向容量瓶内加入的液体液面离标线 0.5~1 厘米左右时,应改用滴 管小心滴加,最后使液体的弯月面与标线正好相切。若加水超过刻度 线,则需重新配制。 4、盖紧瓶塞,用倒转和摇动的方法使瓶内的液体混合均匀。静置后如 果发现液面低于刻度线,这是因为容量瓶内极少量溶液在瓶颈处润湿 所损耗,所以并不影响所配制溶液的浓度,故不要在瓶内添水,否则, 将使所配制的溶液浓度降低。 5、开盖回流:混合后,小心打开容量瓶盖,让瓶盖与瓶口处的溶液流 回瓶内,再盖好瓶盖,再用倒转和摇动的方法使瓶内的液体混合均匀。 在处理小体积样品时要此点非常重要。 使用容量瓶时应注意以下几点: 1、容量瓶购入后都要清洗后进行校准,校准合格后才能使用。 2、易溶解且不发热的物质可直接用转入容量瓶中溶解,其他物质基本 不能在容量瓶里进行溶质的溶解,应将溶质在烧杯中溶解后转移到容 量瓶里。 3、对于水与有机溶剂(如甲醇等)混合后会放热、吸热或发生体积变 化的溶液要注意,对于发热的要加入适量溶剂(距瓶刻线约 0.5 厘米 处),放冷至室温再定容至刻度;对于体积发生变化的要加入适量溶 剂(不要加至细颈处,以方便振摇),振摇,再加入至距瓶刻线约 0.5 厘米处,放置一段时间后再定容至刻度。 4、用于洗涤烧杯
容量瓶的使用方法 容量瓶的使用方法: 的使用方法 容量瓶主要用于准确地配制一定摩尔浓度的溶液。它是一种细长颈、梨形的平底玻璃瓶,配 有磨口塞。瓶颈上刻有标线,当瓶内液体在所指定温度下达到标线处时,其体积即为瓶上所 注明的容积数。一种规格的容量瓶只能量取一个量。常用的容量瓶有 100、250、500 毫升等 多种规格。 使用容量瓶配制溶液的方法是: (1)使用前检查瓶塞处是否漏水。具体操作方法是:在容量瓶内装入半瓶水,塞紧瓶塞, 用右手食指顶住瓶塞,另一只手五指托住容量瓶底,将其倒立(瓶口朝下) ,观察容量瓶是 否漏水。若不漏水,将瓶正立且将瓶塞旋转 180°后,再次倒立,检查是否漏水,若两次操 作,容量瓶瓶塞周围皆无水漏出,即表明容量瓶不漏水。经检查不漏水的容量瓶才能使用。 (2)把准确称量好的固体溶质放在烧杯中,用少量溶剂溶解。然后把溶液转移到容量瓶 里。为保证溶质能全部转移到容量瓶中,要用溶剂多次洗涤烧杯,并把洗涤溶液全部转移到 容量瓶里。转移时要用玻璃棒引流。方法是将玻璃棒一端靠在容量瓶颈内壁上,注意不要让 玻璃棒其它部位触及容量瓶口,防止液体流到容量瓶外壁上 (3)向容量瓶内加入的液体液面离标线 1 厘米左右时,应改用滴管小心滴加,最后使液 体的弯月面与标线正好相切。若加水超过刻度线,则需重新配制。 (4)盖紧瓶塞,用倒转和摇动的方法使瓶内的液体混合均匀。静置后如果发现液面低于刻 所以并不影响所配制溶液的浓度, 度线, 这是因为容量瓶内极少量溶液在瓶颈处润湿所损耗, 故不要在瓶内添水,否则,将使所配制的溶液浓度降低 使用容量瓶时应注意以下几点: (1)容量瓶的容积是特定的,刻度不连续,所以一种型号的容量瓶只能配制同一体积的 溶液。在配制溶液前,先要弄清楚需要配制的溶液的体积,然后再选用相同规格的容量瓶。 (2)易溶解且不发热的物质可直接用漏斗到入容量瓶中溶解,其他物质基本不能在容量 瓶里进行溶质的溶解,应将溶质在烧杯中溶解后转移到容量瓶里。 (3)用于洗涤烧杯的溶剂总量不能超过容量瓶的标线。 (4)容量瓶不能进行加热。如果溶质在溶解过程中放热,要待溶液冷却后再进行转移, 因为一般的容量瓶是在 20℃的温度下标定的,若将温度较高或较低的溶液注入容量瓶,容 量瓶则会热胀冷缩,所量体积就会不准确,导致所配制的溶液浓度不准确。 (5)容量瓶只能用于配制溶液,不能储存