吸湿材料的吸湿饱和率及传感器的数据采集都是影响箱内湿度的重要因素,箱体本身的密封性也是影响湿度值的主要因素之一。除去以上内在因素,下列外在因素也是导致防潮箱湿度下降缓慢或者湿度无法下降的原因。
由于相对湿度值是相对比较敏感的数据,特别是三清仪器5%RH以下的SKD-T系列防潮箱,湿度越低,数据越敏感。所以防潮箱所处的环境十分重要,尽可能的远离风口,远离气体对流较强的区域且防潮箱内部不要放置纤维类,亲水性较强的物品如纸箱纸盒等。防潮箱需放置在远离阳光直射的区域。
普通配置的防潮箱从环境湿度60%RH,下降到20%RH,除湿时间约为2小时;下降到10%RH所需时间约为2.5小时到3小时。开门(30S内)取物后恢复时间约为30分钟左右。三清仪器推出快速除湿系统防潮箱,无需任何耗材,大大缩短除湿时间,可在30分钟到60分钟内降至所需湿度值。具体时间参考环境湿度和箱体大小及设置的湿度值。