千分表跟百分表一样,都是属于长度测量工具,不过它的精度要比百分表高,精度可达到0.001mm,目前千分表已经被广泛应用于测量工件的几何形状误差及位置误差等。千分表的结构
千分表的结构如下图所示。其中:
1——主指针;2——转数指示盘;3——防尘帽;4——表盘;5——转数指针;6——表圈;7——套筒;8——量杆;9——测头;
千分表的种类
1、表盘千分表
1)刻度为0.01mm的千分表
测量轴移动1mm相当于长轴转动一圈,测量范围有5mm、10mm不等。
2)刻度为0.001mm的千分表
测量轴移动0.2mm相当于长轴转动一圈,测量范围有1mm、2mm、5mm不等。
2、杠杆式千分表
杠杆式千分表中,一般有按照0.01mm分度,测量范围为0.5mm、0.8mm的千分表以及按照0.002mm分度,测量范围为0.2mm、0.28mm的千分表。
3、电子数显千分表。
4、数显测厚千分表。
5、数显内径千分表。
千分表怎么用_千分表的使用方法
1、将表固定在表座或表架上,稳定可靠。装夹指示表时,夹紧力不能过大,以免套筒变形卡住测杆。
2、调整表的测杆轴线垂直于被测平面,对圆柱形工件,测杆的轴线要垂直于工件的轴线,否则会产生很大的误差并损坏指示表。
3、测量前调零位。