投影机校正方法 一: 校正项目 1. 平行度 光纤支架 Chart 座 Chart 表面 镜头定位面 两面的平行度 校正chart表面与治具镜头定位面的平行度 2. 同轴度 Chart的中心与镜头 定位治具中心同轴 二: 校正用设备 1. 同轴度显微镜--校正同轴度 同轴度显微镜 1 2. 准直仪--校正平行度 镜筒 光源 物镜 目镜 高度控制环 镜筒位置微调 支架 测定平台 光源开关 三: 校正步骤 1. 同轴度校正 光纤定位治具 光源 目镜 镜头定位支架 显微镜旋转部分 a. 将同轴度显微镜如上图装於投影机上. b. 将光纤放入光纤定位治具中.并打开电源,使有光照射chart板. 注意: ◇光要调到最暗,防止观看目镜时强光刺伤眼睛. c. 调整投影机镜头定位支架前后位置,使从显微镜目镜中能看到清晰的chart像. d. 旋转显微镜旋转部分,确认chart像中心是否与显微镜的十字刻度重合. 注意: ◇如果旋转显微镜时,十字刻度线也随之旋转,则要确认十字线的旋转 中心与chart旋转中心重合. 2 chart中心偏离十字线中心 e. 如果chart中心不在十字刻度中心,则要进行调整. 同轴度调整OK 此三颗螺丝进行同轴度的调整 f. 调整完成后,紧锁三颗螺丝. 2. 平行度校正 准直仪校正平行度原理与BF机测定平行度相当,可参见《BF机使用方法》. L≧50cm L越大,精度越高 准直仪 a. 如上图放置投影机与准直仪. b. 打开准直仪光源. 投影机不用光纤照射. 3 c. 找像: 放置平面反射镜於镜头定位面上并贴紧定位面. 松开准直仪各定位 旋钮, 移动准直仪镜筒找平面镜的反射像. 注意: ◇镀反射膜面贴定位面,这样可排除平面镜平行度的误差. ◇平面镜尽可能厚, 防止压住平面镜时发生变形而使反射像模糊. ◇准直仪的高度位置与前后位置要与投影机目视对齐,不然找像困难. ◇按平面镜时要按住平面镜的中心,防止倾斜使像位置不准确. d. 找到平面镜像后,调整准直仪的微调,将像调到目镜十字刻度的中心. 平面反射镜 e. 取开平面镜,看chart表面的反射像位置. f. 调整chart座上的螺丝,将chart像调到目镜视场的中心(与平面镜反射像重合). 调整chart座的平行度 chart座 投影机 顶出螺丝 锁紧螺丝 通过调整三组锁紧螺丝和顶出螺丝,可以调整整个chart板相对於镜头定位面的平行度 g. 调整完成后,保证6颗螺丝紧锁状态. 4 3. 同轴度再确认 如果平行度调整量过大,同轴度会发生变化,所以,一定要对同轴度进行再次确认. 4. 平行度再确认 为了防止同轴度调整时平行度发生变化,有必要对平行度再次确认. 通过步骤 1~4 的调整,投影机校正完成. 四: 校正经验 对初学者,找像是最大的难点. ◇首先目视确认准直仪的高度与投影机chart 一致.(将投影机靠近准直仪比较) ◇投影机 chart 的轴线要与准直仪的轴线一致,不可歪斜. ◇chart板出现两个反射像,或有chart保护玻璃的多个像,我们无法判定调整哪个像. 我们可以在chart上贴小平面镜,用强的反光来确认哪个像是chart 的像. 5