2.1 摆放
2.1.1灭菌器摆放出要求通风、宽敞、地面平整,不可与其它设备及易燃物或有腐蚀性物品摆放同一室内。
2.1.2灭菌器四周**留有不小于六十厘米的空间,摆放在便于操作电源断开装置的位置。
2.1.3灭菌器的熔断器、发热管、固态继电器、压力表、安全阀、密封圈属易耗品,灭菌器摆放位置要便于对这些零部件的拆卸和安装。
2.1.4灭菌器使用日久会产生水垢和沉淀物,灭菌器摆放位置**便于灭菌器的清洗,并应有下水道。
2.2 操作
2.2.1开盖:开盖前**确认压力表指针归零,灭菌器内无压力。
逆时针转动手轮数圈,直**转动到顶,使灭菌器盖充分提起,拉起左立柱上的保险销,香油推开横梁,以开灭菌器盖。
2.2.2通电
接通与灭菌器标牌一直的电源,将控制面板上的电源开关按**ON处,控制面板上的低水位灯亮,灭菌器内属断水状态,压力表指针指向零位。
2.2.3加水
灭菌器开盖状态下,将医用蒸馏水直接注入灭菌器内约8L,同时观察控制面板上的水位灯,当加水**低水位灯灭,应继续加水**高水位灯亮时停止加水(每次使用前均需不足上述水位),应继续加水**高水位灯亮时停止加水(每次使用前均需不足上述水位)。当加水过多溢**内胆中时,应开启下排水阀放区内胆中的多余水。
2.2.4堆放
将包扎好的灭菌物品(体积以200×200×100mm为宜),各包之间留有间隙,依次堆放在灭菌框内,有利于蒸汽穿透,提高灭菌效果。堆放灭菌包时应注意流出安全阀排气孔空隙,否则因安全阀汽孔堵塞未能泄压,造成锅体爆裂事故。
2.2.5密封
把横梁推向左立柱,提起手动保险销,使横梁全部嵌入立柱槽内,保险销下落锁住横梁。将手轮顺时针旋转,使灭菌器与下法兰压紧,加力使之充分密合。
2.2.6温度与时间
通电后控制面板上的数显灯亮,上层红色数显失工作温度显示,下层绿色数显是设定温度,时间显示,温度有效可调范围50℃~129℃(显示温度超过设定温度2℃以上时微机启动超温报警停止加热)。微机控制范围50℃~126℃(当超出126℃以上时因安全阀起跳泄压,微机控制退出)。时间可调范围0~99小时(实际有效时间将根据灭菌器内水位高低而定),时间运行采用倒计时形式,当灭菌器内达到所设定的温度,计时器开始倒计时(当安全阀起跳泄压时计时器失去计时功能)。
2.2.6.1 温度设定步骤
按动确认键开启设定窗内(绿色)数显调整块,绿色数显闪烁进入设定状态。
按动增加键可将温度上调或按动减少键可将温度下调。所需温度调整后,须继续按动二次确认键进行确认,温度设定完毕。
2.2.6.2 时间设定步骤
再按动一次确认键,切换成时间显示(绿色)状态。设定窗闪烁,进入时间设定状态,显示(:)前为小时,(:)后为分钟。
按动增加键可将温度上调或按动减少键可将温度下调。所需温度调整后,须继续按动二次确认键进行确认,温度设定完毕。
按动增加键可将时间上调或按动减少键可将时间下调。
所需保温时间调整后,按动二次确认键进行时间设定确认,时间设定完毕。
当设定失败或操作错误,需重新调整数据,只需按动确认键,选择温度或时间。当绿色设定窗数据在闪烁,即可重新设定。
移位键(功能键)在数显闪烁的状态时对数据进行移位,便于快速调整数据。
2.2.7灭菌
当温度、时间设定完毕,控制面板上的加热灯亮,灭菌器正常加热升温(升压)。当灭菌室内达到设定温度时,加热灯间断闪烁,进入灭菌倒计时,并在控制面板上的设定窗内显示出剩余灭菌时间。
对不同的灭菌物品可参照“灭菌物参考表”的数据进行选择,此表供参考,**终以有关灭菌技术规范为准。