方法　1　用到(ⅱ)和(ⅲ)的资料,而　方法　2　使用(ⅱ)和(ⅳ)中的资料。实际上两种方法往往是结　合起来使用的。　Ⅻ-3　测量　Ⅻ-3.1　为了补偿流向的微小偏差或船径与断面之间的　偏差,应在两个方向进行同等数目的测量。　Ⅻ-3.2　本方法一般只用于宽阔的河流,即300　米以上宽　并且至少　2　米深的河流。　Ⅻ-3.3　如果没有自动同步记录到所有需要参数的读数,　则每次作业时应在断面上读取　30　至40　个点的读数,　视河的　宽度而定,但绝不能少于　25　个读数。　Ⅻ-3.4　船的最小速度应跟水流速度同一个量级。　Ⅻ-3.5　水流不应有潜流存在,在潮汐流中就可能有这种　情形。　Ⅻ-4　设备　注:行船法需要下面这些专门仪器:　(a)　条形图(模拟)回波测深仪;　(b)　改装的旋桨式流速仪;　(c)　带有计数和显示组件的脉冲率指示器;　(d)　瞄准器和角度指示器;　(e)　江学或电子测距仪;　(f)　装有舷外发动机的船。　Ⅻ-4.1　回波测深仪应是轻便的,高质量的,并至少应有　0.10m　的分辩率,精确到整个作业范围的　1%。它应符合本　附件第Ⅺ节中给出的规格。　Ⅻ-4.2　流速仪应配备一个旋桨部件。它应适合于安在瞄　准器前缘或悬挂在船上方的缆绳上。　注:当采用方法　2　时,断面和流速仪轴之间的角度是不需要的,因此　流速仪可以悬挂在船上方的缆绳上。悬挂装置应符合本附录第Ⅲ　节给出的规格。　Ⅻ-4.3　流速仪的旋转应显示在计数器上或将其转换到　速度显示器上。　计数装置应能预调脉冲数目。　当正在考虑中　的数目达到时应发出一个听到的信号,　同时应自动标记在回　波测深仪的条形图上。　在重复这个过程之前计数器应自动地　重新设置。　Ⅻ-4.4　带有角度指示装置的瞄准器组件应安在船头。瞄　准器方向和船的航行路线　(即断面线)　之间的角度应在刻度　盘上显示出来,　刻度盘应在其标志点两侧自　0°至90°按度标　定。　带有流速仪的瞄准器应安装成使得它们能在水面之下伸　至0.9　至1.2m,具体视河深而定。　Ⅻ-4.5　自每一个观测点到河岸固定点的(垂直)距离应　使用一个光学或电子量程指示器测定。　量程指示器应有一个　中继通讯线跟回波测深仪相连,　这样每个观测点即可在条形　2006　年版　技术规则　—　第三卷　—　水文学　Ⅲ-附录-54　图纸上自动或用手打上一线记号。　Ⅻ-4.6　船和舷