指示灯功能 脉冲信号灯:有电能脉冲时闪烁。 报警灯:电表检测到异常时,报警灯常亮: 1、当电能表ESAM 发生故障时电表跳闸,背光和报警灯常亮,常显“Err-01” 和“跳闸”; 2、当电能表继电器发生故障,背光报警灯常亮,常显“Err-02”; 3、当电量小于等于报警电量1 后,背光报警灯常亮; 4、出现反向电流时,报警灯常亮; 5、开盖报警,背光和报警灯常亮。 背光功能 电表具有背光功能,出现以下情况时点亮背光: 电表上电,背光点亮1分钟。 红外通信开始,背光点亮,红外通信结束后10秒,背光熄灭。 当电量小于等于报警电量1后,背光持续点亮。 电能表不上电,背光禁止点亮。(三)监控功能 开盖监测功能 电表可记录开上盖和端盖的次数、累计时间及最近3 次开上盖和端盖的起始 时间及结束时间。电表支持停电开盖监测功能。 DDSY-D1 单相电子式预付费电能表培训资料 超负荷保护功能 负荷超过预设的限容功率1 分钟后,电表显示“过载”, 分钟后,电能表显示“过载跳闸”,断开负载, 分钟后自动恢复。过载跳闸次数累计达到预设的最大过载跳闸次数后,电能表不自动恢复,须插用户卡方可恢复,电表将 重新累计过载跳闸次数。 欠费报警跳闸功能 当表内剩余电能