测直流电流时:(1)进行机械调零。 (2)选择合适的量程档位。(3)使用万用表电流挡测量电流时,应将万用表串联在被子测电路中,因为只有串连接才能使流过电流表的电流与被测支路电流相同 。测量时,应断开被测支路 ,将万用表红、黑表笔串接在被断开的两点之间。特别应注意电流表不能并联接在被子测电路中 ,这样做是很危险的,极易使万表烧毁。 (4)注意被测电量极性。(5)正确使用刻度和读数。 (6)当选取用直流电流的2.5a挡时,万用表红表笔应插在2.5a测量插孔内 ,量程开关可以置于直流电流挡的任意量程上。(7)如果被子测的直流电流大于2.5a,则可将2.5a挡扩展为5a挡 。方法很简单,使用者可以在“2.5a”插孔和黑表笔插孔之间接入一支0.24欧姆的电阻 ,这样该挡位就变成了5a电流挡了。接入的0.24a电阻应选取用2w以上的线绕电阻,如果功率太小会使之烧毁。
测直流电压:黑表笔接负或地,红笔接+,档位拨到AC~500V,同数字万用表插入两笔测,指针所指数字需对应右边的最大量程而读:即选的是500V档,则读数时要看读盘右边最大数标记为50的那排,如果指针指到的是20,那么读数为200V。
测电阻:在表头上并联和串联适当的电阻,同时串接一节电池,使电流通过被测电阻,根据电流的大小,就可测量出电阻值。改变分流电阻的阻值,就能改变电阻的量程。