放电 方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放 电) 。 摇表(绝缘电阻表)的测量步骤 摇表的使用分为以下几个步骤: (1)被测设备的停电,验电,放电; (2)根据被测设备选择合适的摇表; (3)对摇表进行检查,它又分为断路检查和短路检查,断路是两表笔不接触, 匀速转动摇柄,指针指向无穷大;短路检查是匀速转动摇柄,两表笔接触,指针指 向零点; (4)先将 E 段接地,匀速转动摇柄,达到每分钟 120 转,再将 L 段接如线路; (5)测量完毕,放电。 摇表(绝缘电阻表)的注意事项 (1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感 应电的情况下测量。 (2)摇测过程中,被测设备上不能有人工作。 (3)摇表线不能绞在一起,要分开。 (4)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也 不要触及引线的金属部分。 (5)测量结束时,对于大电容设备要放电。 (6)要定期校验其准确度。