全站仪后方交会法的具体操作步骤 开机后先按 S.O 键,输入文件名(也可跳过) ,确定,再按 S.O 键下翻,F2 键选择新点,再按 F2 选择后方交会法,再 选择一 个文件,确定,自定义点名(可跳过),再 F1 距离后方 交会,输 入仪高,确定,在 No1#界面里面选择坐标,输入 第一个已知 点的坐标,在已知点上架好凌镜,测量,再用同 样的方法进行 第二个点的操作。然后再看残差大不大,不大 可以进行计算, 后面的就进行定位放线。 以南方全站仪为例 : 放样 --- 新点 ---- 后方交会法 ---- 输入点号 ---回车----输入仪高 ---回车---输入 A 点已知坐标-----输入棱 镜高---测量距离---自 动保存-----输入 B 点坐标---输入棱高 ---- 测量距离 ---- 自动保 存 ---- 计算 ---- 记录 ---( 完成 ) 说的挺 多,其实挺简单的,你可以上网下一本说明书,说明书里 说的很祥 细.网上有很多的.希望对你有帮助. 全站仪后方交会的操作方法 请告诉我 全站仪后方交会法跟极坐标法的原理是一样的,都要 有两个 已知条件。极坐标法有两个已知坐标或者一个坐标一个 方向 就可以了,后方交汇要有两个坐标。步骤:在仪器里面找 到 后方交汇, 有的叫交会测量, 有的叫新点。 每个仪器不同都 不 一样。有的一起要输入两个坐标后在测距,有的是输一个 测一 个。反正就是输入坐标,然后测距,然后按计算,定向 就可以 了, 后交有条件限制的。 交会角度不能小于 15 度和 大于 165 度、 更不能再一条直线上。要不然仪器就不能计算 出结果。无法交 会。对交会距离也有一定限制,得慢慢摸索, 总之比极坐标法 好用但是精度差点, 可以交会 2 个坐标, 也 可以交会很多坐标。 坐标都精度高。