激光扫平仪在使用时首先要接通电源也就是安电池,手然后要明白具体按键的功能及使用方法,然后按照使用说明书来进行。另外,激光扫平仪的使用会形成一个平面和一根直线。如果是竖直放置,则能自动产生一个水平面和一根铅垂线,而卧置则可自动产生一个铅垂面和一根水平线,具体如下。激光扫平仪工作原理对于投射可视光束的扫平仪,就是利用可视光束定高度(光直线传播)。对于光点扫出线的仪器,是利用可视激光点在快速移动时,因为人的视觉暂留的缘故,人看到光点移动就是一条线的原理。仪器在整平的情况下,光电扫出的线在同一高度。激光通过机内的自动补偿机构补偿到水平,并射出激光。超过补偿范围时,停止旋转和发射激光,警报灯即亮。用吊丝悬挂内圆筒座,将激光二极管装在中心位置,一般以铅直方向发射激光。以铅直方向发射的激光通过物镜和装在马达上的五角棱镜沿水平方向旋转发射。‘’观察报警灯可知是否在自动安平补偿范围内,主机是否倾斜,这可通过电子学的方法,控制内圆筒座和外圆筒座之间的间隙来确定。接收器是由两个接收二极管和显示器组成,前者接收激光,后者显示光斑位置。同时通过音色变化的蜂鸣器调整光斑位置。接收器是上、下两个光敏二极管,根据照在两个二极管的光量差来指示位置。A时光敏二极管2没照到激光,以向下的箭头符号表示。B时光敏二极管1和2受同等光量照射,以中心标记表示。参考资料