做熔喷布和口罩测试的过滤效率设备哪些比较好?
青岛路博
型号:LB-3307A
由于熔喷式滤芯一般应用于液体过滤领域,因此在选择熔喷滤芯材料的2113时候要综合考虑各种因素。聚丙烯PP耐溶剂性能好,在各种有机溶剂和油水中不溶解;并且聚丙5261烯是一种耐酸碱性能良好的材料,不腐蚀、不称烂,还能够耐高温,并且其价格也比较便宜。高聚物的熔喷纺丝成型通常以熔体的状态进4102行,侧定和研究高聚物流体的流动特性并绘制流动曲线,可以了解其表观粘1653度对切变速率(r)的依赖型、结构枯度和温度(T)的关系等等,同时还内可得到纺丝原液的枯度、流动中的切应力、切变速率等工程数据,这对设计*机械设备、制定容合理工艺条件有着重要的指导意义。本实验分别对聚合物的以下各种性能进行分析
一、技术参数

测试流量范围
10-100L/min(标况32L/min)
测试样品规格
100cm2
阻力测试
0-1500pa
效率测试范围
测试粒径
0.3/0.5/1.0/2.5/5.0/10.0μm
发雾尘源
盐性气溶胶、油性气溶胶
温湿度
温度0-50℃;湿度0-100%RH
大气压
800-1100hpa
工作电源
220V/AC 50HZ
操作
彩色触摸屏,智能软件
打印功能
热敏打印机
外置气源
选配≥100L/min外置气源

二、产品概述
LB-3307型口罩过滤效率测试装置用于日常防护型口罩和呼吸器对颗粒物的防护效果及过滤效率的测试。适用于医疗器械检验中心、安全防护检验中心、劳动防护检验中心、药品检验中心、疾病预防控制中心、纺织品检测中心、医院、口罩和呼吸器生产企业等。
符合标准:
GB 32610-2016 《日常防护型口罩技术规范》
GB 2626-2019 《呼吸防护用品-自吸过滤式防颗粒物呼吸器》
GB 19082-2009 《医用一次性技术要求》
GB 19083-2010 《医用防护口罩技术要求》
YY 0469-2011 《医用外科口罩》