的调校

差压变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。差压变送器是无整机负反馈回路的开环式仪表调整零点和进行零点迁移对量程没有影响,但调整量程则会影响零点,无零点迁移时影响较小。下面讲述一般的调校方法和步骤。因此,调校式差压变送器是以开环结构为依据的。
将被测差压范围分为四等分,按0%,25%,50%,75%,100%逐点输入相应的差压值,则变送器输出为4,8,12,16,20mA,其误差应小于基本允许误差。如果超差,应重新进行上述各项的调整,必要时应进行线性调整。校验线路图接好线,经检查无误后接通电源。
在差压变送器输入差压为零时,调零点调整R35,使输出电流Io为4mA。给差压变送器加满量程的差压信号,调整量程调整电位器R32,使输出电流Io为20mA。低、中、高压电容式差压变送器准确度为0.2级,包括线性、变差和垂复性的综合误差。而线性误差为调校量程的±0.1%,变差为调校量程的±0.5%,重复性误差为调校量程的±0.5%,在调好差压变送器准确度之后,进行零点迁移。根据正迁移或负迁移,将件SW1插在相应的位置上。然后给变送器加零点迁移信号,调整零点调整螺钉,使变送器输出电流为4mA,则零点迁移调整完毕。反复进行零点和址程的调整直至零点和量程均满足准确度要求为止还应检查一下量程和零点,必要时可进行微调。

差压变送器的主要功能

差压变送器是一种典型的自平衡检测仪表,它利用负反馈的工作原理克服元件材料、加工工艺等不利因素的影响。
差压变送器最常见和最有用的工业压力仪表是差压变送器。该设备将检测两个端口之间的压力差,并参考校准的压力范围产生输出信号。工业差压变送器由两个外壳组成。压力传感元件安装在下半部分,电子元件安装在上半部分。它将有两个标记为“高”和“低”的压力端口。高端口始终处于高压状态,低端口始终处于低压状态,这不是强制性的。该标记与端口对输出信号的影响有关。
1、差压变送器有三个功能部件:
(a)直接压力传感元件(位于下壳体内)。
大多数工业DP变送器都配有隔膜作为压力传感元件。该隔膜是一种装置。它位于两个压力入口之间。隔膜将通过施加的压力偏转。该偏转被转换成电信号。这通常由完成。常用的传感器是(a)应变计(b)差动电容(c)振弦。传感器输出与施加的压力成比例。
(b)电子单元:传感器在下腔室产生的电信号仅在毫伏范围内。
该信号将被放大到0-5V或0-10V范围,或者被转换为4-20mA,以便向前传输到远程仪器。该上壳体是DP发射器的发射器部分,其容纳电子单元。
2、差压变送器的工业应用:
(a)陆上,海上和海底应用中的石油和天然气流量计量。
(b)水和污水处理厂。它主要用于这些工厂的过滤器。
(c)它用于监控喷水灭火系统。
(d)用于蒸汽或热水的加热系统的遥感。
(e)可以监控阀门上的压降。
(f)泵控制监控。
责任编辑:YYX
下载发烧友APP
打造属于您的人脉电子圈
关注电子发烧友微信
有趣有料的资讯及技术干货
关注发烧友课堂
锁定最新课程活动及技术直播
电子发烧友观察
一线报道 · 深度观察 · 最新资讯
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。侵权投诉