BedView　屏幕　中包含五个可用的　M540　视图中的波形和参数框。　这些视图决定显示在　M540　上的波形和参数框数目。　确切地说,ICS　使用以下规则在　BedView　窗口中显示　M540　中的波形和参数框:　–　M540　的视图　1　的顶部波形成为　ICS　BedView　中　的通道　1。　设备　/　应用程序　兼容的软件版本　ICS　VF8　或更高版本　Gateway　VF6　或更高版本　Innovian　VF6　或更高版本　Symphony　VF7　或更高版本　34　使用说明　Infinity　Acute　Care　System　–　M540　患者监护仪软件版本　VG2　操作概念　–　波形和参数框不会重复出现一次以上。因此,下　一个独特波形将成为　ICS　BedView　上的通道　2。　该波形可能来自同一个视图,　如果没有可用的独　特波形,则可以使用下一个视图中的独特波形。　例如,如果　ECGII　波形位于视图　1　中的顶部通　道,并且　ECGII　波形在视图　2　中重复出现,则　会跳过视图　2　波形,因为该波形有同样的标签,　因此不是唯一的。　–　BedView　上其余可用的空位将由　M540　上的其　他独特波形继续以同样的方式占据。　–　将波形分配给　BedView　后,将在各个波形旁边　分配关联的参数框。　–　最后,位于　BedView　底部的四个可用参数空位　将填上唯一的参数框　(不填波形)　,从显示在　M540　底部的最右侧参数框开始。　无线转运和　ICS　即使拔下无线　M540,其患者数据仍会继续显示在　ICS　上。　如果将其他　M540　插接在当前空着的　M500　上,无线　M540　将继续显示在相同的　ICS　检视区　中。　此外,　ICS　报警监测功能现在会监测　Cockpit　上　的新患者。