洗涤红细胞两种制备方法比较【中图分类号】R457 【文献标识码】A 【文章编号】1672 -3783(2012)08-0310-01 【摘要】目的:通过对两种洗涤红细胞制备方法的比较,展示出利用无菌接合机连接一次性三联盐水袋制备洗涤红 细胞的优势。方法:对我站2010 月至今利用无菌接合机连接与无菌间穿刺连接两种方法制备洗涤红细胞各 40 进行比较与总结。结果:两种方法相比无菌接合机连接法制备时间、效率、安全性优于无菌间穿刺法,而两种方法所制 备的洗涤红细胞均符合血站质量管理规范的要求。结论:采 用无菌接合机连接盐水三联袋制备洗涤红细胞追寻了应尽 可能以密闭系统制备血液成分的原则,操作简便安全,是目 前制备洗涤红细胞的较好选择。 【关键词】洗涤红细胞制备方法 无菌接合 无菌间穿刺 输血是现代医学的重要手段,洗涤红细胞作为一种血液制品,由于在制备过程中其大部分的血浆、白细胞、血小板, 以及钾、钠、氨、枸盐酸盐等已基本去除,可有效的降低输 血不良反应的发生,他除具有悬浮红细胞的大部分适应症 外,还特别适用于心、肝、肾疾病的患者以及血浆蛋白过敏、 异型血液输注后所致溶血性输血反应和自生免疫性溶血病 等患者。目前国内大部分血站洗涤红细胞的制备方法仍然采用开放式的盐水洗涤法,制备过程会破坏原血袋的密闭系 统,反复洗涤开放过程中被细胞污染的概率也较大,容易增 加患者感染的几率[1]。本站于2010 月起采用无菌接合机接合三联盐水袋制备洗涤红细胞,改变过去入无菌间在 百级洁净台穿刺连接的方式,操作简便、安全,现报道如下。 1.1样本 本站采用无菌接合机连接红细胞悬液与一次 性三联盐水袋制备的洗涤红细胞 40 袋。入无菌间利用百级 洁净台穿刺连接一次性转移袋与红细胞悬液制备洗涤红细 胞40 1.2设备及耗材 TSCDTM-无菌接合机(日本泰尔茂公 司);一次性三联盐水袋(上海输血技术有限公司);CR7 容量低温离心机(日立);热合机(苏州市医用仪器厂);百级进化台(苏净集团安泰公司);肯格王牌医用空气消毒机; 一次性转移袋(四川南格尔);0.9%生理盐水(四川南格尔), 分浆夹(苏州市医用仪器厂);滚轮钳。 1.3方法一:无菌接合机连接法 1.3.1 连接管路:选择 提前放置冷藏保存、无破损渗漏,外观正常、在有效期内的 红细胞悬液和一次性使用三联盐水袋,分别用管路夹片夹闭 红细胞悬