顶装式防腐型磁翻柱液位计一、产品[顶装式防腐型磁翻柱液位计]概述: UHZ-517系列磁翻柱液位计是公司引进吸收国外同类产品,并加以提高研制生产的产品。系列产品可以 做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,显示醒目,读数直观, 且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限报警和控制,配上LB 器,可将液位、界位信号转换成二线制4~20mADC标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。系列 产品广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制。 二、结构原理: 液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子 也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180,当液位上升时, 翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实 际高度,从而实现液位的指示。 三、适用范围: UHZ-517T34/T35顶装式磁性翻柱液位计适合于各种地下储罐及侧面不宜开口的容器的液位测量,产品 可以做到高密封、防泄漏,由于液体介质与指示器完全隔离,测量液位非常安全、可靠、耐用。仪表可现场 显示液位高度,配上液位报警、控制开关,可实现液位的上、下限报警和控制,配上LB 型液位变送器,可 将液位信号转换成二线制4~20mADC 标准信号输出,实现远距离检测、指示、记录与控制。 由于结构上的原因,液位计在测量时存在一定的盲区值N,对于不同的介质密度,盲区值也不一样。本 厂仪表出厂时,标尺刻度零位已迁移到实际值。 UHZ-517T34防腐型顶装式磁性翻柱液位计接液部件为PP 材质,顶导管304内衬PP。 UHZ-517T35防腐型接液部件为PTFE 材质,顶导管304内衬PTFE,主要用于各种腐蚀性介质的液位测 四、技术参数:测量范围:UHZ-517T34:6000mm,UHZ-517T35:4000mm 工作压力:1.0MPa 工作温度:UHZ-517T34:-20~80 UHZ-517T35:-20~200 精确度:10mm 环境振动:频率25Hz 振幅0.5mm 跟随速度:0.08m/s 介质粘度:0.4Pa.S 介质密度:0.65~2g/cm3 过程连接: 顶部安装法兰:DN100 PN1.0 法兰标准:HG20592~20635-97