简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《氧气筒的操作流程》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《氧气筒的操作流程》。

第一篇:氧气筒的操作流程

氧气筒的操作流程
1.带治疗卡至病人床前,查对床号、姓名,向病人解释,取得病人的配合。 2.回治疗室准备用物,洗手,戴口罩推车至病房。 3.再次核对床号、姓名。 4.吹尘,装表,连接吸氧管。
5.检查氧气流量表开关是否关紧,打开总开关,在慢慢打开流量表开关,观察 氧气是否通畅,然后关闭流量表开关。 6.检查并以湿棉签清洁鼻腔。
7.打开流量表开关,检查是否通畅并用水湿润,调节氧流量,并为病人吸氧。 8.整理床单位。
9.记录吸氧时间,流量,观察病人吸氧后反应。
(告知:患者注意事项,在吸氧过程中请您和家人切勿擅自调节氧气流量,勿在病房内吸 烟,勿动摇氧气瓶,我会经常来观察您缺氧症状的缓解情况,谢谢您的配合!有什么不舒 服请按铃呼叫,我会及时赶到)
停氧:
1.分离鼻导管或鼻塞,关流量表开关。
2.轻轻拔除鼻导管和鼻塞,用纱布擦净鼻腔周围,放于弯盘内。 3.关总开关,再开流量表开关,放尽余氧后关好流量表开关。 4.记录停氧时间。
5.整理好床单位及用物。

第二篇:氧气筒吸氧的流程(2)课案

氧气筒吸氧操作流程
打开总开关,使小量气体从气门流出,使之冲去灰尘,关好总开关。将冷蒸馏水倒于湿化瓶中(1/2—2/3),装湿化瓶,将氧气表接于氧气筒的气门上用扳手旋紧,关流量表,打开总开关,开流量表,检查有无漏气。关流量开关待用。
中心供氧鼻导管给氧法
打开供氧处保护塞,将墙式氧气表接头用力插进墙上氧气出口,听到底座弹簧弹响声,向外轻轻拉接头,证实已接紧。若有氧气逸出,拔出接头重新插入。应用时只需接上鼻导管,调节适当氧气流量,其余操作步骤同前。 注意事项:
1、严格执行操作流程,注意用氧安全,切实做好四防:防震、防火、防油、防热。氧气筒应置于阴凉处。周围严禁烟火和易燃品。氧气表及螺旋口上勿涂油,也不可用带油的手拧螺旋。患者饮水进食时应暂停给氧。
2、使用氧气或改调氧流量之前,应调节好氧流量而后再接上患者鼻腔。停氧时应先拔出导管,再关闭氧气开关,以免大量氧气突然冲入呼吸道损伤呼吸道粘膜及肺部组织。
3、在用氧过程中,经常观察缺氧状况有无改善,氧气装置有无漏气,是否通畅,持续用氧者应每日更换鼻导管,湿化瓶和蒸馏水一次。
4、氧气筒内氧气不可用尽,压力表上指针降至5公斤/平方厘米时,即不可再用,以防止灰尘进入筒内,防止再次充气时引起爆炸。
5、对未用或已用完的氧气筒,应挂“满”或“空”的标志,以便于及时调换氧气筒。 简易呼吸器的操作流程
1.评估:
(1)是否符合使用简易呼吸器的指征和适应证,无自主呼吸或自主呼吸微弱。
(2)评估有无使用简易呼吸器的禁忌证,如中等以上活动性咯血、心肌梗死、大量胸腔积液等。
2.连接面罩、呼吸囊及氧气,调节氧气流量8~10升/分。
3.开放气道,清除上呼吸道分泌物和呕吐物,松解病人衣领等,操作者站于病人头侧,使患者头后仰,托起下颌。
4.将面罩罩住病人口鼻,按紧不漏气。若气管插管或气管切开病人使用简易呼吸器,应先将痰液吸净。
5.单手挤压呼吸囊的方法:右手EC手法固定面罩,左手挤压球囊,右手臂相对固定球囊与左手一起挤压。
6.使用时注意潮气量、呼吸频率、吸呼比等。 (1)一般潮气量8~12ml/kg。
(2)呼吸频率成人为12~16次/分,快速挤压气囊时,应注意气囊的频次和患者呼吸的协调性。在患者呼气与气囊膨胀复位之间应有足够的时间,以防在患者呼气时挤压气囊。 (3)吸呼时间比成人一般为1:1.5~2。
7.观察及评估病人。使用过程中,应密切观察病人对呼吸器的适应性,胸腹起伏、皮肤颜色、听诊呼吸音、生命体征、氧饱和度读数。 注意事项: 使用简易呼吸器容易发生的问题是由于活瓣漏气,使病人得不到有效通气,所以要定时检查、测试、维修和保养。
2.挤压呼吸囊时,压力不可过大,无氧源时挤压球囊的三分之二,有氧源时挤压二分之一。
3.发现病人有自主呼吸时,应按病人的呼吸动作加以辅助,以免影响病人的自主呼吸。
4.对清醒患者做好心理护理,解释应用呼吸器的目的和意义,缓解紧张情绪,使其主动配合,并边挤压呼吸囊边指导病人“吸……”“呼……”。
5. 用后及时消毒,将简易呼吸器各配件依顺序拆开,置入2%戊二醛碱性溶液中浸泡4-8小时,取出后使用清水冲洗所有配件,去除残留的消毒剂.
输液泵的操作流程
检查输液泵,将输液泵固定于专用输液架上。插上电源,打开电源开关,听到嘀一声表示内部电路自检完毕,输液泵处于待机充电状态(本输液泵内有备用电源)。将输液瓶挂于输液架上,排尽空气,关闭输液器开关。轻拉输液泵右侧门开关,打开输液泵的阀门将输液皮条按从上往下的顺序平整嵌入内侧门上的所有凹槽内,关上阀门,听到嘀的一声表示门已完全关闭。按“输液器选择键”选择输液器的类型(1为精密输液器,2为避光输液器,3为普通输液器);设置输液的流速和输液量,旋转界面右下方的圆盘设置输液的流速(ml/h,顺时针增加,逆时针减少);再按“选择”键至“输液量”灯亮,同样旋转圆盘设置输液总量;为病人静脉穿刺后,打开输液器开关,按“启/停”键启动输液泵(右上角水滴图标绿灯闪烁表示开始输注)。输注过程中如需调速,应先按“启/停”键,再按“清零”键,重新设置流速及输液量后再启动。随时查看输液泵的工作状态,及时排除报警(气泡、阻塞、完成等)、故障如示阻塞,查看输液管道及注射部位有无异常,如示气泡,需查看管道内有无空气,及时排除。
微量泵的操作流程
1. 将微量泵安全的固定在输液架上。
2. 接通电源,打开开关,检查机器,听到嘟一声表示内部电路自检完毕,微泵处于待机充电状态。 3. 摆体位,洗手,戴口罩。
4. 将注射器与延长管,头皮针连接后,安置微量泵上。将插好药液连上微泵连接管及排气的注射器(20ml或50ml注射器)放入注射器座中,移动推头至注射器推杆尾部,将注射器推卡入推头的槽中。
5. 根据医嘱及病人病情设置各参数后,按启动键再按快进键,待头皮针内空气排尽后按暂停键将针头接上输液装置上的肝素帽或三叉管或行病人静脉穿刺后,再启动微量泵及开始输注 操作注意事项
1. 在调节之前先按暂停,必须使用选定的20ml ,30ml ,50ml 注射器,注射器推片应卡入推头的槽内。
2. 同时按快进及总量,快进输出量计入累计总量中。
3. 正确设定输液速度及其他必须参数,防止设定错误延误治疗。 4. 随时查看输液泵的工作状态,及时排除报警,故障,防止液体输入失控。
5. 注意观察穿刺部位皮肤情况,防止发生液体外渗,出现外渗及时给予相应处理
监护仪的操作流程
1、再次核对病人
2、治疗盘放置床头柜,接通电源,打开监护仪。
3、解开病人上面1—2粒纽扣,分别消毒LA、RA导线电极位置的皮肤,顺时针一圈。酒精待干时,扣好电极片,待干后贴至正确位置,扣好纽扣。
4、解开下面1—2粒纽扣,同理消毒后贴好LL、RL、V导连电极。扣上纽扣,安置病人,取舒适体位。呼叫器至病人床头。 五个电极片位置:
LA、RA:左右锁骨中线平第一肋间。 LL、RL:左右锁骨中线平剑突水平。
V:心尖部,左锁骨中线第五肋间稍内侧0.5—1cm处。
5、调节监护仪参数。
6、记录HR 注意事项:
A、监护仪周围禁用手机等带有磁场的物品,防影响监护效果。B、 保持治疗车的清洁,勿乱放杂物。 C、监护仪报警立即呼叫。D、贴电极片处皮肤若有红疹、发痒、告知医务人员,及时更换贴电极部位。E、翻身、睡眠时,当心牵拉导线造成电极脱落。防止监护仪导线压在身体某部位,造成皮肤破损,影响病人卧床舒适度。
吸引器吸痰的操作流程
连接电源,电源指示灯亮为电源接通,检查管路,顺时针方向旋紧负压调节阀,堵塞吸气口或折叠并捏住吸引软导管,开启吸引器,机器运转,无异声,真空表上指针将迅速上升至极限负压值,放开吸入口,表针将回到0.02MPA以下,说明管路连接正确,松开缓冲瓶和储液瓶的瓶塞,注入2/3——1/2的生理盐水,继续旋紧瓶塞,在吸入口接上吸引软导管,调节负压:调节负压调节阀,负压调节阀顺时针方向连续旋转负压增加连接吸引导管到吸引软导管,运作吸引器,按照操作流程吸引,将吸引液吸入储液瓶中。吸引完毕,将吸引导管伸入盛有生理盐水中,洗吸引管内残渣,冲洗完毕,旋紧调节阀,让负压降低到0.02MPA以下,关闭吸引器开关,松开吸引导管与吸引器软管,开启储液瓶塞,倒空储液瓶,将其及吸引导管洗净,放回原处,盖紧瓶塞,将吸引器归置原位,
心电图机的操作流程
1、受检者安静平卧,全身肌肉松弛。
2、按要求将心电图机面板上各控制钮置于适当位置。在心电图机妥善接通电源,预热5分钟。
3、安放电极
把准备安放电极的部位先用酒精棉球脱脂,再涂上导电湖,以减小皮肤电阻。
4、接连导联线
按所有心电图机之规定,正确连接导联线。一般以5种不同颜色的导联线插头与身体相应部位的电极相连,上肢:左黄、右红;下肢:左绿、右黑。胸导V1 V2 V3 V4 V5 V6。
5、调节基线旋动基线调节钮,使基线位于适当位置。
6、输入标准电压
打开输入开关,使热笔预热10分钟后,重复按动1毫伏定标电压按钮,再调节灵敏度(或增益)旋钮,标准方波上升边为10毫米。开动记录开关,记录下标准电压曲线。
7、记录心电图 旋动导联选择开关,依次记录各项导联图形。
8、记录完毕,应松解电极,洗净擦干,以防腐蚀。
9、将心电图机面板上放入各控制钮转回原位,最后切断电源。
10、取下记录纸,记录导联、受试者姓名、年龄、性别及实验日期。
11、测量P波、R波、T波振幅,P-R、Q-T、R-R间期,并计算心率。
12、写出诊断报告。
呼吸机的操作流程
连接主机,连接湿化器电源,连接高压氧气,连接呼吸机管道及模肺。湿化器内装灭菌水至最高水位线,打开主机和湿化器电源,检查呼吸机性能是否正常。进行漏气检测。根据病情选择需要的呼吸模式,选择病人,根据病情需要脱机,关掉呼吸机开关,关闭湿化器电源,拔掉,拔掉高压氧管路。清洁呼吸机被用。

第三篇:水氧操作服务流程

痤疮皮肤管理服务流程
操作流程
服务时间:45—90分钟(因痤疮状态而定)
疗程设置:根据痤疮性质和表皮状态,采用化蝶治疗仪结合E光或RF治疗,每次间隔时间(3—7天),由皮肤健康管理师根据每次治疗后皮肤状态确定; 治疗效果:
针对生成的脓包型痤疮、白头和黑头粉刺、丘疹型痤疮,可立即清除脓疮、黑头、白头、丘疹等表皮垃圾; 同时改善油性肤质,平衡皮肤油脂分泌量,紧致、细腻光滑、有弹性,面部提升,毛孔收缩。
建立顾客治疗档案:记录客户的皮肤目前的状态,将皮肤问题和存在部位详细登记。询问并记录治疗史、过敏史等。 痤疮的治疗
一、治疗前准备工作
皮肤健康管理师在接到皮肤健康管理顾问通知后,根据顾客皮肤状况准备化蝶治疗仪和所需的痤疮因子和美容基础液; 仪器调试:
1、接通电源:将仪器侧面的船式开关按到开启位置,此时仪器整机通电。
2、仪器通电后观察压力表的显示。
1)如需应用氧气进行治疗可将气源转换阀拔出,此时氧气压力表显示压力。 2)如需应用自制气体,则应将气源转换阀调整(拔出)。
3、如用氧气则将左侧的气压转换阀,根据具体的操作需要将输出气压调节到相应的数值。(一般为0.3~0.6mPa);
4、将治疗手笔上的安全盖取下,用手堵住治疗笔的出水口,踩下脚踏开关。此时有气体充入营养瓶中,3秒钟左右停止充气(具体时间依据瓶中的气体空间而定)。
5、当瓶中的压力达到一定程度时,将治疗头靠近治疗部位,踩下脚踏开关既有水雾喷出。按照具体操作流程进行操作。
6、水系统安装完毕后,开启氧气系统进行治疗,在痤疮治疗时必须选择氧气治疗(因痤疮的生成主要是由于大量的厌氧型痤疮丙酸杆菌引起),拔出氧气调节阀选用氧气。
7、在治疗前根据痤疮类型和皮肤敏感程度调节合适的氧气压力值进行治疗。
调配营养液:根据会所《服务流程》将顾客带到房间后,根据顾客皮肤状况调配营养液;
1、根据痤疮的类型选择痤疮因子(丘疹型、白头、黑头粉刺型等痤疮选用1号;脓包型、囊肿型、结节型等痤疮选用2号)。
2、认真、仔细的观察客户治疗部位基本情况,然后根据痤疮因子使用说明与化蝶美容仪基础美容营养液进行合理配比,并按安装说明正确安装水系统; 开始操作:在皮肤健康管理师开始操作前为顾客讲解仪器的治疗原理,话术“++小姐,刚才我们+++顾问,一定为您介绍了化蝶美容仪了吧,我在把原理给您介绍一下,化蝶美容仪引用的是航空技术,原于以色列(高科技美容设备的起源地);化蝶美容仪将医用氧气和营养液充分结合,以200m/s的速度(喷雾流形式)由特殊设计的喷嘴作用于皮肤,直径为 80um(小于毛孔直径)以喷雾流形式直接作用于痤疮处,强压将氧气和美容液相结合彻底清除表皮层垃圾,给皮肤深层清洁,厌氧型的痤疮杆菌接触氧气后立即死亡,在美容液中加入的痤疮因子,有效改善皮脂腺的油脂分泌量,平衡油脂,结合RF射频可收缩皮脂腺,实现了彻底祛除痤疮,达到不易复发的效果。