产地
深圳
是否进口
否
加工定制
否
品牌
迈瑞
型号
BS-620
类型
自动化学分析仪
测量范围
生化分析仪
工作电压
220(v)
分辨率
1000
尺寸
≤1190mm(W) x1155mm(H) x720mm(D)(mm)
重量
≤300kg(kg)
电源
220
是否跨境出口专供货源
否

迈瑞BS-620全自动生化分析仪标准规格参数
迈瑞BS-620全自动生化分析仪标准规格参数
迈瑞全自动生化分析仪BS-620整机性能:
仪器类型 全自动随机任选分立式,急诊优先检测
分析速度 生化:恒速600测试/小时;可选配ISE模块
测试原理 比色法,比浊法(均相法),离子选择电极法(ISE)
分析方法 终点法、固定时间法(两点法)、动力学法(速率法),
支持单/双波长和1-4种试剂项目,线性和非线性校准,
支持项目间演算
同时分析项目 生化78个,ISE 3个(选配),血清指数3个
样本单元
样本位 90个,可拓展
样本管规格 微量杯:Φ14?5mm,0.5ml;Φ14?5mm,2ml;Φ12×37mm,2ml
试管: Φ12?8.5 mm;Φ12?9 mm;Φ12.7×75 mm;Φ12.7×100 mm ;Φ13×75 mm ;Φ13×95 mm;Φ13×100 mm
样本条码 选配
加样技术 液面探测、随量、立体防撞、堵针检测、空吸检测,
支持样本稀释测试,可设置稀释倍数
试剂单元
试剂位 80个,可拓展,支持装载特种稀释液,24小时不间断制冷
试剂条码 选配
试剂针 液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测
反应单元
反应杯性石英比色杯及非晶型UV杯任选
反应盘恒温 固体直热,37?.1℃,日常免保养
反应杯清洗 自动8阶清洗,清洗水预加温,支持测试前强化清洗,
支持自动清洗管路和自动维护功能
废液处理 高低浓度废液两级分流,具有废液容量报警功能
光学系统
单色器 光栅后分光
波长 340-800nm,共12个波长校准与质控
校准方式 单点线性、两点线性、多点线性、Logit-Log4P、
Logit-Log 5P、Exponential 5P、Polynomial 5P、Parabola、Spline
校准追踪 自动描绘校准K值趋势图
质控规则 Westgard多规则质控、Twin plot等
失控处理 记录原始数据及失控原因、质控失控样本测试结果报警功能
溯源性 符合国际量值溯源体系要求
操作系统 操作软件全中文多媒体操作系统
数据处理功能 自动校准、自动质控、自动重测、测试组合、试剂
效期管理、血清指数、反应全过程监测、酶线性拓展、空白扣除、脏杯记忆回避、防交叉污染程序、病人信息记忆与联想输入、自动报告审核、数据模糊查询、报表统计与打印、参考范围分级、报警信息分级、用户操作权限分级管理、自动休眠与唤醒、自动定时开/关机
打印报告: 中文报告,8种格式可选,支持用户自定义模式
系统接口: TCP/IP网络接口、标准RS-232C
BS-620全自动生化分析仪其他参数
主机体积: ≤1190mm(W) x1155mm(H) x720mm(D)
重量: ≤300kg
电源及功率: 220V,50/60Hz;≤1700VA
耗水量: ≤28L/h
支持海拔: -400m-4000m
BS-620全自动生化分析仪性能特点:
独特的功能设计,工作更
酶线性拓展功能,对超线性范围的异常高值样本在不重复稀释情况下获取可靠结果
具有定标追踪监控,反应过程曲线监测功能
具有测试结果追溯功能
支持样本预稀释及自动稀释功能
突破多种技术,检测流程更科学
智能液面变频加样技术
变频精控超微量样本分注,针与液面接触,携带污染小,杜绝空吸发生
加样量低至1.5靗
先进的气泡/堵针检测技术
利用电频传感、压力阈值准确诊断气泡和堵针发生率,使加样、加试剂引发的
错误率降至
智能平面浆式搅拌设计
步进电机搅拌,保证转速准确性和平稳性;
搅拌电机转速检测,实时监控搅拌速度,保证搅拌效果
先进的脱气高压温水清洗技术
真空脱气,高压温水清洗,防止气泡干扰测试结果,有效降低携带污染
清洗剂和清洗水预加热,温度控制,减小对反应盘的温度冲击
反应盘八阶温水清洗,保证低残留 、低交叉污染、稳定水空白和高可靠性
新型国际先进光学,检测结果更可靠
全息凹面光栅后分光,有效避免了外在杂散光的干扰,减少高值样本的干扰
的光斑控制技术,总反应体积低至100靗,试剂用量更为节省,光源灯加压曲线平滑设计,光源灯的孵育时间仅需5分钟,空闲时自动休眠,延长光源灯寿命

offer详细描述:3