用万能表测量电阻,阻值为0的原因可能:
(1)电阻出现短路,近似于一根电阻很小,几乎为0的导线,所以阻值为0。
(2)量程选大了,假设我们测的电阻值是几欧姆,选择kΩ的档位,也不会有数字显示,也是0。
测量电阻时,在选择了适当倍率档后,将两表笔相碰使指针指在零位,如指针偏离零位,应调节调零旋钮,使指针归零,以保证测量结果准确。如不能调零或数显表发出低电压报警,应及时检查。
万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。

扩展资料

运用中要特别注意以下几点:
1.测量前,应核实量程开关及两表笔所接的插孔,无误后再进行测量。严禁在测量的拔动量程开关,特别是高电压、大电流的,以免产生电弧烧坏量程开关。
2.对无法估计的待测量,应选择最高量程挡测量,然后根据显示结果选择合适的量程。
3.数字万用表在刚测量时,显示屏上的数值会有跳数现象,应待显示数值稳定后才能读数。
4.严禁带电测量电阻。
5.当用数字万用表检查测量线路通断时,应将量程开关拔到蜂鸣器挡,若蜂鸣器发出叫声,说明线路接通。
6.当用数字万用表测量电容时,因各电容挡都存在失调电压,不测电容时也会显示从几个到几十个字的初始值。在测量前零位调节旋钮,使初始值为000或一000,然后再插上被测电容。测量时两手不得触及电容的电极引线或表笔的金属端,否则数字万用表将严重跳数,甚至过载。
7.当发现数字万用表电池电压过低告警指示时,应更换电池。
参考资料来源:百度百科-万用表

三相电机三根线之间测电阻值为0是不是电机坏了

“三相电机三根线之间测电阻值为0”,这个描述不具体,电动机是三组独立的线圈,如果将三组线圈的连线断开以后,测量得到的电阻为0,则是三组线圈之间短路,电动机不能使用的。如果没有将三组线圈断开,也就是直接测量电动机的三根接线头之间的电阻,则等于0,并不意味着电动机损坏,因为功率略大的电动机的线圈电阻都很小,普通的表测量出0电阻完全正常。要用毫欧表才能测量出其电阻值的。

怎样测试地极的电阻值

地电阻测试方法一、接地电阻测试要求:
a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
二、接地电阻测试仪
ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
三、仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。
五、使用与操作
1、测量接地电阻值时接线方式的规定
仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m
1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线将仪表上2个E端钮连结在一起。
1.2测量小于1Ω接地电阻时接线将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
2、操作步骤
2.1、 仪表端所有接线应正确无误。
2.2、 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
2.4、 将逗倍率开关地置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到逗0地点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。

怎样测地线对地电阻值?只有万能表。

1、可以测试。万用表横、竖、平直状态放置时指针越在零位置,说明万用表准确度越高,然后进行一些电阻、电压测量,看功能档是否良好,准确度如何,必要时你还要看一看使用说明书。
2、在测量各种参数时,黑表笔接COM公共插座,红表笔根据测量不同项目而插相应插孔,如图1所示。不同型号的万用表,其插口布局和使用插法有所不同。

扩展资料

正确选择接地电阻测量方式及测量原理
1. 两线法
条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。
适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。
接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。
2. 三线法
条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的距离不小于20米。原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。
适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。接线:S接探测电极,H接辅助地,E和ES连接后接被测地。