信号调制可分为模拟调制和数字调制两种,其中模拟调制,如幅度调制(AM)和频率调制(FM)最常用于广播通信中,而数字调制基于两种状态,允许信号表示二进制数据。1.适用范围:0.1KV、6KV、10KV、22KV、35KV、66KV、110KV、220KV、500KV 　2.0.1-10KV高低压两用交流验电器。3.任何电压等级的近电报警安全冒。4. 220KV验电信号发生器可用于0.3KV以上各种规格验电器,对验电器无损坏。1.空气温度:+45~-25℃2.相对湿度:不大于90%3.外形尺寸:φ48×200mm4.工作寿命:不低于15000次5.电源电压:4.5V(13号氧化银电池3节、6F22 9V)6.使用场合:室内外无雨天气选用与验电器相同电压等级的验电信号发生器。手持验电器工作部分(验电器头)将发生器的电极头接触被测验电器的电极头,按动“工作”开关,此时验电器发出声光信号表明验电器的性能完好,如无声光指示表明验电器有故障,应修理或更换后使用。检测近电报警安全帽时只须将高压信号发生器的电极头靠近报警器按动“工作”开关即可。1.信号发生器设有“电源指示”,使用时指示灯不亮,应更换电池后再使用。2.信号发生器不用时应放在干燥通风处,以免受潮。