一、混凝土回弹仪回弹值的计算方法
1、计算测区平均回弹值,应从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,余下的10个回弹值按下式计算:10式中Rm—测区平均回弹值,精确至0.1;Ri—第i个测点的回弹值。
2、非水平方向时按下式修正:RmRi110iRmRmRa式中Rm—非水平检测时测区的平均回弹值,精确至0.1;Ra—非水平状态检测时的回弹修正值,按附表查询。
3、水平方向检测混凝土浇筑顶面或底面时按下式修正:ttRmRmRabbRmRmRatb式中Rm、Rm—水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时的测区回弹值平均值;bRat、Ra—混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,按附表查询。
4、当检测时回弹仪既非水平状态有非混凝土的浇筑侧面时,应先修正角度,再修正浇筑面。
上述的内容就是混凝土回弹仪回弹值的计算方法,此外,需要注意的是:混凝土回弹仪在检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面,缓慢施压,准确度数,快速复位。
二、举例子如下:
泵送混凝土设计强度C50柱子
现场回弹值(这是其中一根,每根柱子只有1个测区)
4242504250424142
4240414251504242
每层楼检测了6根柱子,其余5根的数据也差不多。
计算依据标准:《JGJ/T23-2001回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》
去掉3个最大值(51、50、50)、3个最小值(40、41、41)。
余下的10个回弹值,平均值:42.8。
弹柱子是水平回弹,不用修正。
所有的测区数只有6个,不够10个,因此这六个测区选最小值进行评定。
碳化深度没有数据,设为0.5;(碳化深度大于2.0时,需钻芯)
查附录A“测区混凝土强度换算表”,得45.7MPa。
如果为泵送混凝土,再按附录B“泵送混凝土测区混凝土强度换算值的修正值”进行修正。
这里设碳化深度为0.5mm,那么修正值为3.0MPa。
则最终的抗压强度为:45.7+3.0=48.7MPa(97.4%)
扩展资料
混凝土回弹仪回弹值计算
1、计算测区平均回弹值,应从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,余下的10个回弹值按下式计算:10式中Rm—测区平均回弹值,精确至0.1;Ri—