功率表的读数mNNIUCα=功率表常数αCP =功率表读数UN——功率表的电压量程;IN——功率表的电流量程;αm——功率表标尺的满刻度读数功率表的量程: cosφ=1时, U、 I均为额定值时的乘积 在测量某些负载的功率时, 其功率因数很低, 如果用普通的功率表测量功率, 会出现一些问题。 由此引出低功率因数的功率表。问题二 功率因数很低时, 表计中电压线圈的电感所产生的角误差将使测量的误差增大, 说明如下。