设置波形显示类型、余辉时间、波形亮度、屏幕网格和网格亮度。
Utility:按下该键进入系统功能设置菜单。设置系统相关功能或参数,例如接口、声音、语言等。此外,还支持一些高级功能,例如通过/失败测试、波形录制等。
【7 AUTO】按下该键可启用波形自动设置功能。示波器将根据输入信号自动调整垂直档位、水平时基以及触发方式,使波形显示达到最佳状态。注意:应用波形自动设置功能时,若被测信号为正弦波,要求其频率不小于 41 Hz;若被测信号为方波,则要求其占空比大于1%且幅度不小于20 mVpp。如果不满足此参数条件,则波形自动设置功能可能无效,且菜单显示的快速参数测量功能不可用。
【8 RUN/STOP】控制键,按下该键“运行”或“停止”波形采样。运行(RUN)状态下,该键黄色背光灯点亮;停止(STOP)状态下,该键红色背光灯点亮。 按下该键将示波器的触发方式设置为“Single”。单次触发方式下,按FORCE键立即产生一个触发信号。
【9SINLLE】按下该键将示波器的触发方式设置为“Single”。单次触发方式下,按FORCE键立即产生一个触发信号。
【10打印/帮助】按下该键打印屏幕或将屏幕保存到 U盘中。本示波器的帮助系统提供了前面板各功能键(包括菜单键)的说明。按 Help键打开帮助界面,再次按下则关闭。帮助界面主要分两部分,左边为“帮助选项”,右边为“帮助显示区”。
【12模拟通道输入端】4个模拟输入通道CH1-CH4,将一个信号接入CH1的通道连接器后,按前面板垂直控制区(VERTICAL)中的CH1开启通道。此时,屏幕右侧显示通道设置菜单,同时屏幕下方的通道状态标签突出显示。通道状态标签中显示的信息与当前通道设置有关。 打开通道后,根据输入信号调整通道的垂直档位、水平时基、触发方式以及触发电平等参数,使显示的波形易于观察和测量。
【13垂直控制】
CH1、CH2、CH3、CH4:模拟通道设置键。4个通道标签用不同颜色标识,并且屏幕中的波形和通道输入连接器的颜色也与之对应。按下任一按键打开相应通道菜单,再次按下关闭通道。
MATH:按MATH键可打开 A+B、A-B、A× B、A/B、FFT、A&&B、A||B、A^B、!A、Intg、Diff、Sqrt、Lg、Ln、Exp、Abs和Filter运算。 按