Micr　达因笔(电晕笔)使用说明书 　达因笔是一种用于测试材料表面湿润张力大小的快速工具。能准确地测试出　材料的表面张力是否达到试笔的数值.　可以让使用者更快更清楚的了解所检测的　产品是否适用于后面的工序,如:印刷,复合,真空镀铝等等.有效控制质量,　减少因为材料的不合格所造成的损失。使用方法 　 　 　 　 　将达因笔垂直于要测试的材料表面,在表面均匀的画上一条直线,如果连续　成直线,　没有马上产生收缩现象,　则表明该材料表面张力已经达到试笔的张力值。　如果笔头所到的地方断断续续,并凝聚成小水珠,则表明来达到试笔的张力值。　 　 　测定达因值的方法 　 　 　 　 　用达因笔在被测试材料表面画一条线,2‐3　秒内,观察是否发生收缩并凝聚　成水珠点。如有收缩水珠,则换低一级数值的达因笔再画直线,直至不收缩,没　有水珠点,来确定物件的表面张力值。注:达因笔的试剂是水性材料,到最后都　会挥发,留下小水珠,并不代表没有达到数值,观察的时间在笔头划过的短时间　内。 　 　适用范围 　 　 　使用于凹版印刷、胶印印刷、UV　印刷、丝网印刷、扎染印刷、喷墨印刷、干　式复合、挤压复合、吹膜、T　型挤出薄膜、拉伸薄膜、涂布、镀铝等。 　 　适用材料 　塑料薄膜类:PS、PE、PP、PET、PI、　·PC、NY、CPP、OPP,PVC... 　导电性材料:铝箔、铜箔、碳箔、蒸镀膜。 　其他材料:玻璃、陶瓷、塑料片材,塑料管材等。