初平零点 零点:初平的最佳状态 1、调脚螺旋使气泡符合,转180度,若不符合,用脚螺旋调一半,用倾斜螺旋校正其另一半。 2、再对另外两个脚螺旋。 反复进行

精密水准测量的观测

观测程序•往测在奇数站: 后——前——前——后 •往测在偶数站: 前——后——后——前 •返测时,前后标尺互换位置,观测程序互换;一测站的观测
手簿的记录与计算•记录真实,注记明确,整洁美观,格式统一; •外业原始观测 值和记录项目,须在现场记录。记录的数字和文字应清晰端正。 •原始的文字和数字的纪录,不得擦去或涂改。 •当原始记录的数字(只限于米和分米的读数)和文字有误时,应以单线划去,在其上方写出正确的文字或数字。并在备考栏内注明原因。