什么是TCN计数器 拨码设定半智能计数器:六位高亮数码管显示;易用的拨码设定;面板带防护盖;四种输出方式;一段或两段预置和继电器输出可选;计数倍率可选。TCN计殃只盼数器简称拔码计数器;如下图 TCN计数器的接线方法 右图为TCN计数器的接线图 [2] 接线端子说明:接线端子1 2 3角接常开和常闭接线端子6 7 角接220V电源接线端子8 11 14角接 接近开关接线端子10 11角接复位接线端子11 12角接暂停以下图片为TCN计数器与二线接近开关的接线图 以下图片为计数器与三线接近开关的接线图 TCN计数器技术参数 输入阻抗min.100KΩ门限电压H≥5V L≤lV极限电压50V触发沿下降沿继电器输出输出方式R、N、C、F输出周期0S-999S触电负载250VAC.3A工作电源AC220V±10%(50Hz)绝缘电阻min l00MΩ抗干扰能力IEC 8013·3G工作温度0℃~+50℃储存温度-20℃~+70℃计数速度20PCS、200PCS、3000PCS、10000PCS TCN计数器输出方式说明 R-方式当计数过程显示值达到设定值继电器输出,延时“T”时问后,继电器复归,计数值同时复零,重新开始计数。N-方式当计数过程显示值达到设定值继电器输出,计数值保持不变,直到手动或外部信号复位,继电器复归,计数值清零,重新开始计数。C-方式当计数提祝格过程显示值达到设定值继电器输出,同时计数值立即清零,延时T时间后,继电器自动复位。F-方式当计数过程显示值达到设定值继电器输出誉乌您棕,计数值继续上升,直到手动或外部信号复位,继电器复归,计数值清零,重新开始计数。 计数器经常会遇到什么问题 (1)采样脉冲数和计数频率;(2)计数不准、乱跳。可通过并接电容或转换计数器频率开关;(3)抗干扰比较严重的场合愚霸,海料跨会造成计数不准,可以通过改变布线夜请热拳和加滤波热旬辩器的方法;(4)客户使用中参数设定有误;(5)公司生产环节产生的不良品。