厚度指标检测得准确,试样放进托盘中的间隙比较合适,可较好地保证环压强度检测的准确性。这就要求必须严格按照试样的厚度,选择相应的托盘规格(直径)。原纸的紧度、定量如何,很大程度上影响着其环压强度。环压强度好的纸,其环压指数相应也就高;只有先测出环压强度值,才能求出环压指数值,以下是环压强度和环压指数的换算公式:
①环压强度:R=F/152。式中:R表示环压强度,单位kN/m;F是试样压溃时读取的力值,单位N;152是试样的长度,单位mm。
②环压指数:Rd=1000R/W。式中:Rd表示环压指数,单位N·m/g;R表示环压强度,单位KN/m:W是试样的定量,单位g/m2。
检测仪器为:HK-203微电脑压缩强度测试仪,销售(手机134-3143-3743;QQ1033008494,童小姐)。
检测仪器为:HK-203A环压试验中心盘,
检测仪器为:HK-203E环压取样器
主要技术参数:
*容量:50-3000N
试样尺寸:152(±0.5)mm×12.7(±0.1)mm
试样厚度范围:0.1-1.0mm
*精度:±1%
*壓板直径120mm
*測試速度:12.5mm/min
*单位:kg/N/Lb