官方微信
产品导购
产品产品企业品牌资料问答招标应用
BS620全自动生化分析仪(封闭)
型号: BS620全自动生化分析仪(封闭)产地:深圳供应商报价: 面议
企业性质授权代理商
入驻年限第3年
营业执照已审核
联系方式:唐经理028-84191811
联系我们时请说明在仪器网(www.yiqi.com)上看到的!
为您推荐
详细介绍

产品特点
1.高效率:生化恒速:600T/H可选配ISE模块
2.智能样本/试剂管理系统:试剂位:80个,样本位:90个
3.反应杯采用“固体直热”温控技术,升温快,免维护
4.智能液面变频加样技术:变频精控超微量样本分注,针与液面最小接触,携带污染小,杜绝空吸发生,最小加样量低至1.5μl
5.先进的气泡/堵针检测技术:利用电频传感、压力阈值准确诊断气泡和堵针发生率,使加样、加试剂引发的错误率降至zuidi
6.智能平面浆式搅拌设计:步进电机搅拌,保证转速准确性和平稳性;搅拌电机转速检测,实时监控搅拌速度,保证搅拌效果
7.先进的脱气高压温水清洗技术:真空脱气,高压温水清洗,防止气泡干扰测试结果,有效降低携带污染;清洗剂和清洗水预加热,温度精确控制,减小对反应盘的温度冲击;反应盘八阶温水清洗,保证低残留 、低交叉污染、稳定水空白和高可靠性
技术参数
整机性能仪器类型全自动随机任选分立式;急诊优先检测;分析参数和试剂全开放
分析速度化学比色恒速600T/H,最大770T/H(选配ISE)
测试原理比色法、比浊法(均相免疫法)、离子选择电极法(ISE)
分析方法终点法、固定时间法(两点法)、动力学法(速率法);支持单/双波长和1~4种试剂项目;线性和非线性校准;支持项目间演算
同时分析项目最大同时分析项目84项,其中包括78个比色项目,3个ISE项目(选配K、Na、Cl),血清指数3项
用户模式医院模式、血站模式、体检中心模式
样本单元样本位90个日常样本位,包括10个急诊、10个校准,7个质控位,可扩展;配样本刷
样本管规格微量样本杯;原始采血管、塑料试管:规格(12~13)mm(68.5~100)mm
样本条码(选配)Codabar、I2 of 5、code 128、code 39、UPC/EAN、code 93
样本量1.5μl ~45μl,0.1μl步进
加样技术液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、气泡空吸检测
样本针携带率自动清洗,携带率≤0.05%
自动样本重测原始样本等量、增量、减量重测、可以通过稀释的参数和增减量组合扩展
试剂单元试剂针2个,具有液面探测、随量跟踪、立体防撞功能、气泡空吸检测
试剂量10μl ~200μl,1μl步进
试剂位80个,可扩展。24小时2~10℃连续冷藏,支持20ml、40ml、62ml容量规格,支持在线装载试剂
试剂条码(选配)Codabar、I2 of 5、code 128、code 39,UPC/EAN、Code93
试剂扩容技术RPS试剂扩容技术
试剂针携带率自动清洗,携带率≤0.05%
反应单元反应杯124个,非晶体塑料杯,可选配石英玻璃杯,光径5mm,进光面4mm
反应液总体积100μl~300μl
反应时间≥10分钟
反应温度37℃,温度波动度±0.1℃
反应盘恒温固体直热,日常免保养
搅拌针2个,加入样本或试剂后立即混匀
反应杯清洗自动8阶清洗
反应杯清洗清洗水和清洗剂,预加热,具有余量报警功能
废液处理高、低浓度废液两级分流,具有废液容量报警功能
光学系统光源卤素灯
单色器全息凹面平像场光栅
分光光路后分光
波长(nm)340nm、380nm、412nm、450nm、505nm、546nm、570nm、605nm、660nm、700nm、740nm、800nm
检测器硅晶光电二极管阵列
OD线性范围0~3.3 Abs
杂散光≥4.6Abs
吸光度分辨率0.0001
校准与质控校准方式单点线性、两点线性、多点线性、Logit-Log 4P、Logit-Log 5P、Exponential5P、polynomial 5P、parabola 、spline
质控规则Westgard多规则质控、质控图L-J,Twin Plot
失控处理记录原始数据及失控原因、质控失控样本测试结果报警功能
操作系统电脑操作系统Windows 7全中文操作系统
分析控制软件全中文多媒体操作软件
数据处理功能自动校准、测试组合、项目遮蔽、结果追溯、试剂效期管理、血清指数、反应全过程监测、酶线性拓展、空白扣除、脏杯记忆回避、防交叉污染程序、病人信息记忆与联想输入、自动报告审核、数据模糊查询、报表统计与打印、参考范围分级、报警信息分级、用户操作权限分级管理、自动休眠与唤醒、定时开机
报告打印中文报告,8种格式可选,支持用户自定义模式
电脑配置CPU主频≥3.0GHz,内存≥2G,硬盘≥160G
系统接口TCP/IP网络接口、标准RS-232C
其他主机体积1190mm(W)×1155(H)mm×720mm(D)
重量净重小于300Kg
海拔支持-400~4000m(2000~4000m地区,需选配外置气泵)
电源及功率220V~(±10%),50/60Hz(±1Hz);≤1500VA
峰值耗水量≤28L/H
壹科医疗器械公司备注
备注11、医疗产品报价均为报备制,需要报终端单位才报具体优惠价。
2、我们主要业务片区集中在四川全省、西藏、重庆、云南、贵州部分客户,其它地区有可能不能报价,请谅解。
3、不接收外省经销商询价,请谅解。
备注21、成都壹科医疗器械有限公司主营代理销售青岛海尔生物医疗股份有限公司旗下以下产品及方案实施:BIMS生物样本库整体解决方案、U-COOL冷链安全解决方案、血液安全解决方案、疫苗安全解决方案、静脉药物配置中心解决方案、-86℃超低温保存箱、 -40℃低温保存箱、 -25℃低温保存箱、医用冷藏冷冻箱、2-8℃医用冷藏箱、4℃医用血液冷藏箱、药品阴凉箱(GSP)、智能温湿度采集、血液低温操作台、液氮罐、生物安全柜、超净工作台、超低温保存箱配套冻存架、冻存盒、冻存管及打印耗材、组合式冻库等。
2、其它代理销售的产品有:酶标仪、洗板机、生化分析仪、尿液分析仪、血球仪、凝血分析仪、电解质分析仪、血沉动态分析仪、黑白超声、彩超、胎儿监护仪、心电图仪、监护仪、全套医院病床及护理设备、干燥箱、生化培养箱、电热恒温培养箱、二氧化碳培养箱、离心机、移液枪、旋转蒸发仪、冷冻干燥机、生物安全柜、超净工作台、超声波清洗器、灭菌器、纯水机、恒温振荡器、超声波破碎仪、电子天平、光度计、酸度计、电导率仪、离子计、显微镜、PCR仪、电泳凝胶成像系统、制冰机等。