为了使百分表能够在各种场合下顺利地进行测量,例如在车床上测量径向跳动、端面跳动 图2,在专用检验工具上检验工件精度时,应把百分表装夹在磁性表架或万能表架上来使用。表架应放在平板、工作台或某一平整位置上。百分表在表架上的上、下、前、后位置可以任意调节。使用时注意,百分表的触头应垂直于被检测的工件表面。
②把百分表装夹套筒夹在表架紧固套内时,夹紧力不要过大,夹紧后测杆应能平稳、灵活地移动,无卡住现象。
③百分表装夹后,在未松开紧固套之前不要转动表体,如需转动表的方向时应先松开紧固套。
④测量时,应轻轻提起测I杆,把工件移至测头下面,缓慢下降,测头与工件接触,不准把工件强迫推人至测头下,也不得急剧下降测头,以免产生瞬时冲击测力,给测量带来测量误差。测头与工件的接触方法如图4所示。对工件进行调整时,也应按上述方法进行。
⑤用百分表校正或测量工件时,应当使测量杆有一定的初始测量压力。即在测头与工件表面接触时,测量杆应有0.3~lmm的压缩量,使指针转过半圈左右,然后转动表圈,使表盘的零位刻线对准指针。轻轻地拉动手提测量杆的圆头,拉起和放松几次,检 查指针所指零位有无改变。当指针零位稳定后,再开始测量或校正工件的工作。如果是校正工件,此时开始改变工件的相对位置,读出指针的偏摆值,就是工件安装的偏差数值。
百分表的读数方法为:
先读小指针转过的刻度线(即毫米整数),再读大指针转过的刻度线(即小数部分),并乘以0.01,然后两者相加,即得到所测量的数值。
百分表使用注意事项:
01用百分表测量工件时,应用表架(支架)固定,以测杆端的测量头抵住工件被测量表面,并使测量头产生一定位移(即指针存在一个预偏转值),移动测量工件,观察百分表表盘上指针的偏转量,该偏转量即是被测量工件的偏差尺寸或间隙值。
02测量时,测杆轴线应与被测工件表面垂直,否则会影响测量精度。
03百分表用毕,应解除所有负荷,用干净抹布将表面擦拭干净,并在容易生锈的金属表面涂抹一层工业凡士林,然后将百分表水平放置在盒内,盒盖上严禁重压。