问题一 较小的被测功率, 导致表计偏转很小, 从而产生较大的测量误差。解决方法: 减小游丝的反抗力矩, 使其在COSϕ=0.1 或 0.2的条件下, 指针即可满刻度偏转。三、 低功率因数的功率表θcosUUURUZUI==RUZL**IUU ()ϕθ≈θθϕθαα−αγθθtan1cossintancos−+==结论: 被测功率的功率因数越低(即ϕ越大) , 其角误差γθ就越大。)cos(cos)cos(θ−ϕθθ−ϕαθ==IUKIKIPUI由于角误差, 功率表测量的相对误差γθ解决方法: 表计的电压回路中并联电容, 使该回路在工频下为纯阻(即θ =0) 。UCα低功率因数功率表常数mNNNIϕcos=其中cos ϕN =0.1 或 0.2U•UI•I•ϕθθcosUUURUZUI==被测功率αCP = 无功功率的直读测量单相正弦交流电路的无功功率Q定义为IUQ =ϕsinU•I•Uj•−ϕθ由右边的向量图P=′QUIUI==ϕθsincos因此, 只要找到一个量系测量机构测量相应的无功功率。, 即可由电动Uj单相无功功率表用与RU同值的容抗XCU代替RU, 同时将动圈的两端对调, 即可构成单相无功功率表。由于随XCU频率变化, 所以此结构只能测量单一频率(如工频) 的无功功率。CUXUI** 三相功率的测量A、 对三相四线制系统, 测三相平均功率的接线如图所示。 它的接线特点是每个功率表所接的电压均是以中线N 为参考点, 三个功率表WAN, WBN和WCN的读数分别为PAN, PBN 和PCN, 可用式表示。PAN=UAN IA cosϕ PBN=UBN IB cosϕPCN=UCN IC cosϕ  若是三相四线制对称三相电路, 有如下可用: 二表法: 测三相三线制功率(无论负载是否对称) 接线: W1 电流线圈串接A相, 电压线圈接AC;W2电流线圈串接B相, 电压线圈接BC 总功率P=P1 +P2  三表法—测三相四线制不对称功率:P=P1 +P2+P3 三相对称电路的无功功率的测量采用跨线的接法。ACB三相电路**AUBCUϕθAI表计读数×====3sin3cos3333ϕθABCABCIUIUQQ 一、 结构感应系电度表的结构和工作原理由驱动元件、 制动元件、 转动元件、 计数器组成。驱动元件—包括电压元件和电流元件;转动元件—铝制圆盘, 装在驱动元件和制动磁铁的空隙中。计数器—计算电度表铝盘的转数, 以实现电能的测量和积算。 电压电磁铁—电压线圈与负载相并联匝数: 25~50/伏;线径: 0.08~0.16mm功耗:0.5~1.5W电流电磁铁—电流线圈与负载相串联安匝数: 60~150AN电流密度: 3~3A/mm2为测量电能, 要对功率进行随时间的累积计算, 因此在电能表中采用了 积算机构来代替电表指针。 通常, 测量直流电能的电能表多采用电动系电表的测量机构, 而测量交流电能的电能表则采用感应系电表的测量机构 电压线圈和电流线圈分别产生电压磁通ΦU和电流磁通ΦI, 交变的ΦU和ΦI 在转盘上产生涡流iI 和 iU 。此电流与电压磁通、 电流磁通相互作用,产生驱动力矩。制动元件—由永久磁铁(铝镍合金、 铝镍钴合金) 及调整装置组成。计度器—字轮式较普遍。 通过蜗轮蜗杆结构与转轴连接。辅助部件—支架、 外壳、 端钮盒、 铭牌。二、 单相感应系电度表的工作原理ΦuΦi-Φiiiiiiu驱动力矩 UϕψUΦII Φ,ψIII,EUUI,E各工作磁通及感应电流的相位关系tIIωφsinΦ=)sin(ψ−tωωsin(φΦ==tUU)902−IiII)90sin(2ψ−ω−=tIiUU转盘所受的瞬时驱动力矩m为ttIkttIkikikmIUUIIUφUIφaωψ−ωψ−ωωsin)90sin(2)sin()90sin(22121Φ−−−Φ−=−=ψψsinsin1T21IUUITaIkIkmdtMΦ+Φ== ∫设则因为UUIIIIΦ∝Φ∝,, 所以ψsinIUakMΦΦ= 因为P′kUI′kMa==ϕcosUIUI∝Φ∝Φ,所以ψsinUI′kMa=UϕψUΦII Φ,ψIII,EUUI,E各工作磁通及感应电流的相位关系只要ϕψ+ϕcossin=或90=ψ则有条件ψ+ϕ=90° 的满足是由在电压磁路中设置电压磁分路实现的。制动力矩由永久磁铁产生, Mf 与转盘的转速n成正比。nkMMMf2Φ= 即电度表记录的圈数与消耗的电能成正比。nkP′kMM2Φ=k在时间间隔 T 内负载功率不变, 转盘转过的圈数N为PKPknMM=Φ′=2KEKPTnTN===系数K为电表常数(转/千瓦小时) 。当 Ma=Mf 时, 转盘匀速转动。 此时 负载电压负载电流电压磁通电流磁通涡流II电流磁通电压磁通涡流IU驱动力矩Ma=kP驱动力矩Mf∞ n=磁钢磁通ΦM电压自制动力矩电流自制动力矩感应系电度表各元件相互作用 关系示意图 电能表正确使用 正确选择额定电压、 额定电流及准确度。额定电压: 与负载额定电压相符。额定电流: 其最大值应大于或等于负载最大电流。