混凝土碳化深度测定仪测定混凝土碳化深度
在砼表面可采用适当的工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度(大于10mm)
用洗耳球或小皮老虎吹掉灰尘碎屑,并不得用水擦洗;
在凿开的砼表面滴或者喷1%的酚酞酒精溶液;
测量时应将仪器的底座平面贴紧孔洞一侧平整的混凝土表面上,当孔洞周围的混凝土表面不平整时,应用砂轮磨平,以免造成测量误差。
挪动仪器位置使触针靠近孔洞壁,同时使触针上下移动直至停留在碳化与未碳化层的交界处。
当触针停留到孔洞壁被测深度时,刻度尺上显示刻度,即为碳化深度值,读数精确至0.5mm。