非接触红外额温计使用方法 ? 工作原理:红外测温仪由光学系统,光电探 测器,信号大器及信号处理.显示输出等部 分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红 外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器 上并转变为相应的电信号,该信号再经换 算转变为被测目标的温度值。 【测量步骤】 ? 1.测量人体温度时拨到体内模式;测量物体 表面温度时拨到体表模式。 ? 2.将温度枪对准额心,距离约1~15CM,确 保没有头发、汗水、帽子等的遮挡。 ? 3.抠动测量扳机键,听到“嘀”的一声蜂 鸣,测量完毕。 【校准步骤】 ①.将DT-8806H人体测温仪拨到体内模式。 ②.按着 MODE 键约两秒,LCD 显示 F1,然 后松 开MODE 键,再连按2次MODE 键出现 0.0。 ? ③.通过上下键调节温度补偿进行校准。 ? ④.再次按2下MODE 键退出调节模式。 注意:用于人体温度测量时请确保拨到“体 内模式”,这直接影响人体温度测量的准确 性。