自已一直在用的小仪器拿出来分享一下!
产品详细介绍J2459型学生示波器是按国家教委行业标准JY0011-90改进设计的小型示波器,频率响应为DC~3MHz,垂直偏转因素50mVp-p/格,能对波形幅度进行定量测试,误差不大于10%,仪器具有体积小、重量轻、操作简单、携带方便、省电、价廉等特点,是中学物理教学、劳技课教学及职工教学课程中理想的学生分组实验用示波器。
主要技术指标:用电电源:AC:220V±10% 50Hz±5%J2459
垂直系统频率响应:直流DC~3MHz≤3dB,交流10Hz~3MHz≤3dB
输入电容:1M∥40PF 衰减倍率:1、10、100、1000,误差±10%
输入耐压:400V(DC+ACpk)
扫描系统扫描频率: 10Hz~100kHz,分四挡
同步:内正同步,内负同步 水平系统频率响应:10Hz~500kHz≤3dB
偏转因素:100mVp-p/格
输入电容:1M∥60PF
波形:正弦波 50Hz
幅度:250mVp-p±10%
余辉:中
工作环境:温度0℃~+40℃
相对湿度:≤90%(40℃)