启普发生器是 化学实验室中最普通、应用最广的玻璃仪器。
使用方法:打开活塞,容器内压强与外界大气压相同,球形漏斗内的稀硫酸在重力作用下流到容器中,与锌粒接触,产生氢气;关上活塞后,由于酸液继续与锌粒接触,氢气依然生成,此时容器内部压强大于外界大气压,压力将酸液压回球形漏斗,使酸液与锌粒脱离接触,氢气不再产生。
适用范围:启普发生器是用固体与液体试剂在常温条件(不用加热)下起反应制取气体的典型装置。如氢气、二氧化碳、硫化氢等均可以用它来制取。但对于固体呈粉末状或固体与液体相遇后溶解或反应时产生高温者,如二氧化硫、二氧化氮等,都不适宜用此装置制取。
注意事项: 1.使用前要检查装置气密性,排尽空气后再收集气体; 2.使用启普发生器制备氢气,应远离火源; 3.移动启普发生器时,要握住球形容器的蜂腰处,千万不可单手握住球形漏斗,以免底座脱落造成事故。 4、不能用于制乙炔。因为: a.反应会产生糊状物Ca(OH)2,即氢氧化钙,堵住支管口; b.碳化钙(CaC2)与水反应较剧烈,难以控制反应速率; c.反应会放出大量热量,若操作不当,会炸裂启普发生器; 5、向启普发生器中添加固体时,需用橡胶塞将球形漏斗口塞紧,然后取下容器上的橡胶塞加入固体。液体需要更换时,也应塞紧漏斗口,然后拔下容器底部的液体出口塞,使废液缓缓流出,塞上液体出口塞后,再从球形漏斗口注液。移动启普发生器时,应握住容器的球体,切不可只握球形漏斗,否则会使之与容器脱离,造成漏液或损坏容器; 6、启普发生器不能进行加热,也不能用于强烈的放热反应和剧烈放出气体的反应; 7、必须是块状固体和液体,不加热制取难溶于水(或微溶于水)的气体的反应,方可使用。 8、添加液体以刚好浸没固体为宜。