因为样品重新凝固后可能晶态有所改变,不一定能 再现前一次的测定结果。当需要测定几个不同样品的熔点 时,应按照熔点由低到高的顺序依次测定,因为等待载热液 的温度下降需要较长的时间。测定未知物的熔点时,可用较 快的升温速度先粗测一次,确定熔点的大致范围后,再按照 已知样品那样做精确测定。如果样品易于升华,在装好样品 后可将熔点管的开口端也用小火熔封,然后测定。 在测定工作全部结束后,取出温度计,用实心塞子塞紧提勒管口,以免载热液吸水或被污染。取出的温度计需冷至接 近室温,用废纸揩去硫酸后再用水冲洗。不可将热的温度计 直接用水冲洗,否则可能造成温度计炸裂。 常见故障的处理。若载热液变黑无法观察,在硫酸为载热液时,可加入少量硝酸钾固体并加热,一般能变得较为清 亮,便于观察。当载热液为有机液体时,则需更换载热液。 若温度计插入后,熔点管倾斜、漂浮或贴壁,可能有两种原 因:一是操作上的失误,二是毛细管太粗,浮力过大。前者 需要将熔点管取出重新粘附好,重新小心地插入;后者需用 一小橡皮圈在靠近开口端的地方将熔点管固定在温度计上。 在这种情况下应小心地避免橡皮圈接触和污染载热液。如果 在加热之前样品迅速自下而上地变黑,则是熔点管底部封结 13 不好,有硫酸渗入,样品碳化,需更换熔点管。如遇加热过 快而未能准确地看清熔程时,也需更换熔点管重新测定。 缠结高分子熔体的粗粒化模型朱有亮,吕中元 E-mail:luzhy@jlu.edu.cn 高分子之间的缠结对高分子熔体的粘性和扩散系数有很大的影响,从而改变了体系的流变学性质。我们以径向分布函 数为桥梁,利用 Boltzmann Inversion 方法对聚乙烯体系进 行了粗粒化,并 从而可以在更大的尺度上正确模拟研进一步把键穿透的限制和从微观得到的缠结效应加入模型[1,2], Fig.1450K 下,根据 C96 系统的 MD 模拟结果计算得到 的非键RDF 粗粒化程度分别为λ=4,8,12,16,24,32,48。.14 Chem.Phys., 115, 2846, 2001 Chem.Phys., 127, 134901, 2007 Coarse-grainedmodeling entangledpolymers You-LiangZhu, Zhong-Yuan Lu* TheoreticalChemistry, Jilin University, 130021, Changchun Entanglementssignificantly change viscosity,diffusion coefficient rheologicalproperty polymermelts. coarse-grainedpotential mappingits radial distribution function onto obtainedfrom atomistic molecular dynamics simulations. usinguncrossability constraints studyingcorrect rheological 15 properties largersystem. 82 1:某物理兴趣学习小组用海波和石蜡探究固体熔化时温度的变化规律,他们的实验数据记录如下,请回答下列相 关问题. (1)从表中数据分析得出,是晶体,其熔点为 (2)海波在1011min 温度上升快,原2:小聪在探究“冰熔化过程的规律”实验中,根据收集的数据绘制了如图所示的图线. (2)分析图像可知:冰的熔点是 ;冰的熔化规律是 (3)请从能量角度解 释冰的熔化现象: 3:小聪在“探究晶体的熔化规律”实验中,所用装置如图所示。下表为他记录的实验数据,请根据装置 16 (1)实验时,将装有晶体的试管放入盛有水的烧杯中加热,试管在水中的深度要适当。.. (3)小聪从数据中还发现:该物质在开始2min比最后2min 升温快,这是由于它在固态时的吸热能力比液态时的吸热能 Timewaits 1、小明对冰加热,冰熔化成水直至沸腾。在此过程中他通过测量绘制了温度随时间变化的图象,如图所示。