当前市场上新生儿呼吸机的传感器有以德国LeoniPlus;Greger VN-500;英国SLE-5000和瑞士(Fabian)的双铂金丝的温度传感器和德国Stephen的流量传感器两大类。热敏传感器是把吸呼时的气流温度变化转换成电流变化,触发灵敏度为0.12~2.4 mL/min,死腔小。需要注意的是同样名称的产品有一次性和重复使用两种。其外观和工作原理是一样的,但热敏关键材料铂金丝的材质有长期和一次性两种,其寿命比约10:1,使用时用户需关注包装上是否标注有“Use Only One”,如有则为一次性使用的;德国(Stephen)新生儿呼吸机的传感器是利用患者在吸呼气时的触发气量流经在腔体内(图2)孔径的前后端的流量方向与大小的改变,把压力差梯度通过电脑转换为电压差。所以,该产品应是流量传感器。它的测量范围为:± 10~25 L/min;死腔为0.7~1.1 mL;阻力为0.75~0.65 kPa/L;误差:± 5%。(注:这些参数都没有把传感器与主机连结的气流连接管的延迟误差计算在内,而中间连接管内部的洁净度、长短、扭曲等都是直接影响触发灵敏度和监测参数精度的重要因素)。