ZOLL　医疗公司　建议,可以使用高质量的银/氯化银(Ag/AgCl)电极将影响减到最低,几秒后,仪器内的电路可　以使　ECG　描记重新出现在显示屏上。　•　进行除颤器放电后,如需进行　12　导联心电图监护,应等待　15　秒钟。除颤器放电后所形成的电极　极化会造成　12　导联心电图上出现明显的杂波。　•　不使用　V　导联时,应使用所提供的塑料盖遮盖患者电缆的　V　导联接头,否则除颤时会导致触电　危险。　•　为防止除颤器放电所带来的不良影响,只能使用　ZOLL　医疗公司提供的　12　导联电缆。　•　为防止触电危险和来自于周围设备的干扰,应将电极和患者电缆远离接地金属和其它电器设备。　•　除内部手柄,或遵照消毒指导的情况下以外,不要对　M　系列设备或其配件进行灭菌。　•　每天进行操作确认测试,定期检查　M　系列和　12　导联电缆的功能和完整。　•　在将　ECG　结果用于确定患者治疗前,　医生必须对所有由电脑设备得出的　ECG　分析结果进行回顾。　•　当设备连接到标有“仅供医院使用”或“医用等级”的同等插座时,设备接地保护才具有可靠性。　•　屏幕的频率响应属性决定了只能将所显示的心电图用于基础　ECG　识别,其分辨率不能达到进行　诊断和　S-T　段改变判定之目的。如需此目的,可以使用心电图打印仪。　•　在心搏停止或其它心律失常时,设备的心率计数器会继续数出起搏器所产生的心率。要注意观察　起搏患者。检查患者的脉搏;不要单纯依赖心率计数器的结果。但是,专用的起搏器探测电路不　能完全检测到起搏器心律。因此,病史和体检对于判定患者是否使用起搏器时非常重要的。　9650-0215-15　12　导联心电图监护　-　2　版本　A　12　导联心电图监护　电极的放置　位置　AHA　标志　IEC　标志　右臂　RA(白色)　R(红色)　左臂　LA(黑色)　L(黄色)　右腿　RL(绿色)　N(黑色)　左腿　LL(红色)　F(绿色)　胸部　V1　C1　胸部　V2　C2　胸部　V3　C3　胸部　V4　C4　胸部　V5　C5　胸部　V6　C6　将电极放在患者身上,必须连接全部电极。为　保证信号质量,正确进行皮肤准备以及使用适　当的电极非常重要。如果需要进行皮肤准备,　可以:　•　剪除电极放置处的过长毛发。避免将电极　放置在肌腱和健壮的肌肉上。　•　用酒精清洁带有油脂的皮肤。　•　快速地摩擦该处使其干燥