目标,在分划板竖丝上读数 一(dl+d.)/Z(1)其中,d 的灵敏系数C-一1/2dz 的灵敏 aU1 系数C2 一了ill1/2 dUZ 不确定度来源测量d 值引起的标准不确定度由下列三部分 构成: (1)由被测水准视准线的读数重复性引起的标 准不确定度u(标准不确定度 类评定);(2)估读误差引入的标准不确定度U.(标准不确 类评定);(3)适用于第一种方法为标准平行光管水平准 线偏差引起的标准不确定度分量U..(B 类评定),适77 设备维护 用于第二种方法为精密水准仪经纬仪综合检验仪引 起的标准不确定度分量(B 类评定),适用于第三种 方法为高精度经纬仪水准仪检定装置引起的标准不 确定度分量U.(B 类评定). 标准不确定度分量评定3.1 由被测水准视准线的读数重复性引起的标 准不确定度:使用C32 型仪器,通过做1O 次实验求 读数的标准不确定度.将水准仪放在工作台上,升降到适当位置调平后,瞄准光管连续读数1O 次,取其标准偏差.按不确定度评定的(JJF1O59— 1999)规范之4.1 节的规定,采用单次测量结果的实 验标准差可作为测量结果的标准不确定度A类 估计[引. 方法一:u1 s===0.67"自由度vl1:9 方法二:ul1 一0.55自由度 v1l===9 方法三:u.1 3.2估读误差引人的标准不确定度u. 方法一:估读误差为1.5",按均匀分布估计,取K 42;u12=1.5/3=0.87方法二:估读误差为1.0",按均匀分布估计,取K 42;Ul2—1.0/3—0.56"方法三:估读误差为1.5,按均匀分布估计,取K ;U12—1.5142=o.87"估算其相对不确定度1o,则自由度vz 一50 3.3 标准平行光管水平准线偏差引起的标准不 确定度分量U.(标准不确定度 类评定)