电流分析是在两个电极间施以已知电压(V),再测量期间的电流,根据方程V=1×R,其中R=电阻,V是已知电压。测得电流量愈高,电导率值愈大。电阻与两极间距离和它们的表面面积有关,而这些特性值会随电解反应产生的盐分或其他特质沉积而随时改变。
基于以上原因,电流分析法较适用于低总固体溶解量的测量,一般最高值为1g/l,大约是2000μS/cm.
四环电位分析法则是基于感应原理,可以避免一般电流分析方法常见的困挠,如:极化效应等。有一交流电压加在两外环上,溶液的电流回路而两内环测出这电流回路感应生成的电压差,而后者都和待测溶液的电导率有关。PVC外罩套筒能维持其间电流场恒定。使用这种方法,可测范围扩大到200,000μS/cm.或100g/l
chemweb 2008-12-24 17:32:21
水的电导率和硬度
利用电导率仪或总固体溶解量计可以间接得到水的总硬度值e79fa5e98193e4b893e5b19e31333332613734。硬度主要成分是溶解的钙离子或镁离子。一般水硬度单位是以法国度(。f)表示。
定义:1。f=10ppmCaCO3
把总固体溶量ppm值除以10,即可得水的硬度值,误差在2-3。f左右。如前述,1ppm=2μs/cm电导率,所以1。f=2μs/cm,把电导率值除以20,即可得水之硬度值。误差在2-3。f左右。
注意:水的硬度如以电导率仪或总固体溶解量仪测量,仅适用于硬水软化处理前。因为,在水软过程中,碳酸盐被钠离子所置换,因此,虽然硬水已成软水,但是总固体溶解量值并没有改变。
水硬度表
μs/cm Ppm Mg/l 。f 硬度
0-140 0-70 0-70 0-7 非常软
140-300 70-150 70-150 7-15 软
300-500 150-250 150-250 15-25 微硬
500-640 250-320 250-320 25-32 中度硬
640-840 320-420 320-420 32-42 硬
840以上 420以上 420以上 42以上 非常硬
答案补充 溶液的电导率直接和溶解固体量浓度成正比,而且固体量浓度越高,电导率越大。电导率和溶解固体量浓度的关系近似表示为:1.4μS/cm=1ppm或2μS/cm=1ppm(每百万单位CaCO3)
其中,1ppm等于1mg/l,为总固体溶量的量测单位。
电导率仪以外,TDS仪器将电导率值自动换算成ppm值,并提供总固体溶解浓度的直接测量值
溶液的电导率大小决定分子的运动,因为温度影响分子的运动,所以要做准确的测量,必须考虑温度。因此,一般为比较测量结果,标准温度定为20℃或25℃。为了修正温度的影响使用温度补偿系数β表示。单位是%/℃,它随测量溶液的不同而改变,一般为β=2%/℃