避免风直　接吹到仪器上。　③在分析前检查　PFTBA　质量碎片的位置。如果质量数　502　偏移　0.2　amu　以上,需重新执行质量数的校　准。　④因为分析的目　标物沸点较高,因此,离子源温度一定要设定比较高的温度。GCMS-　QP2010　Ultra,GCMS-QP2010　SE,防止高沸点的物质黏在离子源上。　⑤对于　PBDE　分析,曲线类型可选二次,不强求线性。　G3/Q16.　用GC-FID　分析药物中的环氧氯丙烷,0.1µg/L　的环氧氯丙烷　响应非常低?　G3/A16.　环氧氯丙烷结构中含有氯元素,而且限量比较低,用FID　分　析不太合适,因为　FID　的灵敏度本来就不高,建议用户用　GC-ECD　进行　分析　G3/Q17.　在检测　电子　材　料中　多溴　联苯　醚　的前　处理　中需　要　用到　甲苯　和丙　酮,购买时注意哪些事项?　G3/A17.　甲苯和丙酮归属于第三类易制毒化学品,　购买时需要依据　《易　制毒化学品安全管理条例》中第　17　条规定,购买前向当地公安机关备　案,并办理相应的申办材料。　G3/Q18.　静态顶空和动态顶空有什么区别?动态顶空出峰峰宽较大,　怎　么调整?　G3/A18.　静态顶空和动态顶空的区别在于有没有使用　trap,静态顶空　没有　trap,而动态顶空使用　trap。与静态顶空相比,使用动态顶空后,　峰相应值会增加,峰宽也会增加,可以缩短解析时间和增加分流比减小　峰宽。　G3/Q19.　白酒样甲醇,乙酸乙酯检测的前处理方法?　G3/A19.　白酒样　里面甲醇和　乙酸乙酯等物质　的检测可以　直接进样,　不　需要前处理。　G3/Q20.　气相色谱法分测定水中　N,N-二甲基甲酰胺含量,峰拖尾很严　重,如何改善峰形?　G3/A20.　N,N-二甲基甲酰胺是极性比较强的化合物,用户用　Rtx-5　的色　谱柱进行分离,不太合适,建议用户用　Rtx-wax　色谱柱进行分离。　G3/Q21.　如何测无水乙醇(分析纯)中微量水分,用GC　还是　GCMS?　G3/A21.　根据国标　GB/T678-2002　化学试剂-乙醇(无水乙醇),无水乙醇(分析纯)中水分质量分数≤0.001%,可以参考国标　GB/T2366-　2008　化工产品中水含量的测定　-气相色谱法,使用　GC-TCD　检测器。　GCMS　并不适合。　G3/Q22.　HS-20