展开
电气

详细信息在线询价

品牌自营品牌产地类别国产
应用领域环保,能源,电子,交通

直流电流表外附分流器
直流电流表外附分流器的额定电压降为75mV,供在直流电路中,配合75mV量限的磁点系毫伏表,康登智能电流表,安培小时计,库仑计等作测量大电流之用。
此分流器工作与周围空气温度自+20度到+50度及相对温度小于85%,且空气中不含有腐蚀性杂质的环境中。
本分流器适宜于固定的安装在馈流母线排上。接头与母线间的接触面积应清洁平整。分流器的纵轴水平安置,按头的便面位于垂直位置。电位端子接75mV毫伏表(例如YK-31智能电流表),此接线是定制的,应符合该毫伏表的要求。
主要技术参数
1、准确度等级:2~4000A;0.5级:5000~30000A;1级。
2、环境条件:-40~+60℃,相对温度≤95%(35℃)。
3、超载性能:额定电流120%,2小时。
4、电压降:50mV60mV70mV100mV
5、负载下发热:温升变化趋于稳定后,额定电流50A以下不超过80℃;额定电流50A以上不超过120℃。
分流器接线示意图
注意事项
一、分流器一次回路的电缆(或铜排)与分流器连接处不允许有人为的接触电阻,二次电压的取样点不能从非取样点取样。
二、实际使用的电流(长时间)建议不超过额定电流的80%。