外循环是通过循环泵将水槽中的水打到循环出水口,循环出水口一般都是通过一根软管连接到被控温容器的进水口,而被控温容器的出水口也是通过软管连接到水槽外循环的进水口,以此来实现对被控温容器的控温)外循环到底有什么好处呢?水浴由于制造工艺、控温范围及水槽容量的不同造就了水浴外观尺寸的大小不一。现在我举例说明下:我们用旋转粘度计在25度的情况下测量硅油的粘度:如果我们购买的水浴高度高出了粘度计所能承受的高度烧杯无法放倒恒温水槽中直接恒温来测量,这是我们就得借助外循环来实现对硅油的温度控制。步骤如下水浴锅循环出水口通过一根软管连接到空心夹层的烧杯的进水口,而空心夹层烧杯的出水口也是通过软管连接到水槽外循环的进水口,烧杯中放入要测的硅油,这样就可以了。说的简单一点就是无法在水槽内控温的可以同过外循环在水槽的外部容器进行控温。
恒温水浴槽有哪些分类 怎么选购恒温水浴槽
说导水槽是我们大家都比较熟悉的,因为家家户户都在使用,当然这种东西也是比较普遍的。现在有一种新型的水槽,就是恒温水浴槽,这个是大家比较陌生的,甚至有的人根本没有接触过,当然在选购的时候,也不知道如何的选购。为此小编就来为大家介绍一下有关于恒温水浴槽有哪些分类以及怎么选购恒温水浴槽? 一.恒温水浴槽有哪些分类 1.按照恒温水槽的控温范围分类: 可以分为普通恒温水槽,低温恒温槽和超低温恒温槽,普票恒温槽的温度一般是室温以上,低温恒温槽的控温范围一般是-20-100度,超低温恒温操的温控范围一般再-40-100度,这些简单的分类中又以超低温恒温槽的技术含量高,应用范围也广泛。 2.按照恒温水槽的容积划分:分为小型的恒温槽,中型恒温槽和大型恒温槽 3.恒温槽的循环方式划分可以分为:外循环,内循环,内外兼具的循环方式。 4.按照样式可以分为立式和卧式的按照控温的精度可以分为:一般恒温槽和超精度恒温槽 二,怎么选购恒温水浴槽? 1.选择合适容积,一般水槽的大小在5-30l之间,您可以根据您自己的做实验的要求,根据试验的规模来选择使相应容积的水槽,使实验进展顺利。当然您也可以根据您们实验室的规模选一个合适容积的水槽,以备下次试验的使用。 2..选择一个合适的温控范围,一个实验器材的温控范围,在试验的成败与否上面起到很关键的作用,因此你也可以根据试验的要求选择适合的温控范围,当然您若是感觉挑选起来相当的繁琐的话,您也可以买一个温控范围稍微大一些的仪器,因为此类仪器的温控范围大,几乎适合所有的试验的要求,对压缩机的要求也是相当的高,当然此类仪器的价格也相当的高一些. 3.选择合适的控温精度,水槽的控温精度对试验的成功一样起着至关重要的作用,一般水槽的控温精度有±0.1,±0.3,±0.01,±0.05,但是高精度的水槽的控温是±0.002~0.005,±0.005~0.01,超高精度的水槽由于具有精细的温度波动,因此将实验的恒温条件控制的相当的准确,将因温度波动给试验带来的一切环境因素几乎减少为零,因此超高精度的恒温水槽也广泛受到各行业用户的喜爱。 以上是小编介绍的恒温水浴槽有哪些分类以及怎么选购恒温水浴槽对于恒温水槽的问题,我们已经有了一些了解。当然在选购的时候,一定要选择好用的恒温水浴槽。并且在使用前,西安加入液体之后,在使用电源,并且将仪器一定要放在通风比较干燥的位置,在放置的时候,恒温水浴槽的后背一定要离障碍物30mm距离,这样才能有效的保护恒温水浴槽、
低温恒温槽的使用注意事项
低温恒温槽使用注意事项1.使用前低温恒温槽 内应加入液体介质,且加入的液体介质页面不能低于工作台板20mm;2.使用低温恒温槽时,恒温范围与介质注意事项工作温度低于5摄氏度时,液体介质一般选用酒精;工作温度在5~80摄氏度时,液体介质一般选用纯净水,工作温度在80~90摄氏度时,液体介质一般选用水油混合液,工作温度在90~100摄氏度时,液体介质一般选用油;3.在使用低温恒温槽是,一般情况下不要自行修改各个参数,除测量值修正可以修改;4.低温恒温槽使用电源50Hz 220V,电源的功率一定要大于或者等于一起的总功率,电源必须要有良好的"接地"装置。5.低温恒温槽一起应该安置在通风干燥处后背及两侧离开障碍物300MM距离。6.使用完毕后,所有开关置关机状态,方可拔下电源插头。