与仪器制造商相关的标准是EN 61010- 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求(Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement,Control and Laboratory Use)。低电压指令要求将校准器电压限制为1,000 Vrms。那么如何校准测试电压高达5 kV 的兆欧表呢?这类仪器具有更宽的动态范围,可测量高到10 TΩ 的电阻,并且提供了如上所述的保护端子,使其能够准确测量非常高的电阻值。幸运的是,这样的保护配置可以使其本身形成一个电阻倍增器,能够有效地将一个已知电阻倍增为1000 倍,如图2的例子所示。同样重要的是,由于倍增器是一个分立、隔离、独立的设备,可以满足倍增器所需的高电压,它已经不是《低电压指令》所管辖的范围。