开始prime洗针液　©2018　Waters　Corporation　13　COMPANY　CONFIDENTIAL　Prime　NdlWsh　\uf0a1　洗针泵将进样针放在样品管理系统的清洗位置,防止带出样品。洗针可除　去进样针上沾污的缓冲盐流动相和样品,从而延长进样器密封垫的寿命。　一些推荐使用的洗针溶剂如下。高浓度的样品可能需要另外的针洗剂,将洗　针溶液瓶放在可见的位置,需要时可随时补充清洗液。　色谱条件　洗针液　水溶性缓冲盐,　反相　90:10水:甲醇　非水反相　100%　甲醇　正相　流动相　\uf0a1　灌注洗针泵,按Start　键。启动　30秒洗针程序。若30秒内没有溶液从废液　管中流出,再按　Start　键。　©2018　Waters　Corporation　14　COMPANY　CONFIDENTIAL　2695的状态画面-　Status　MENU　/　STATUS　©2018　Waters　Corporation　15　COMPANY　CONFIDENTIAL　Direct　Function-Dry　prime　©2018　Waters　Corporation　16　COMPANY　CONFIDENTIAL　Dry　prime　干灌注操作　\uf0a1　当某一路管路中流动相走干时,需做此操作　\uf0a1　进行dry　prime的操作步骤如下:　–　轻轻振摇溶剂瓶中的过滤头以除去可能留存的气泡　–　在灌注排液阀出口插上一支注射器,然后打开排液阀(反时针旋转半　圈)。不要将注射器固定在排液阀上,而要用手将其贴紧阀的出口　–　选择　Dry　Prime,然后按　OK　–　按屏幕上你想灌注的相应的流路(A,B,C,或D)键–用一只手握住注射器,同时用另一只手抽注射器的杆,使针筒中产生　一段让流路中空气逸出所必需的真空　–　重复此操作直至排液口有溶剂流出。这可能需要几分钟时间,特别　是　当在线脱气机也同时在灌注时,时间会更长　–　重复上述操作将4个溶剂通道全都充满溶剂,　然后关闭排液阀　©2018　Waters　Corporation　17　COMPANY　CONFIDENTIAL　Wet　prime　湿灌注　©2018　Waters　Corporation　18　COMPANY　CONFIDENTIAL　Wet　prime　湿灌注时间需要调整!推荐6min　©2018　Waters　Corp