容量瓶的使用方法及注意事项 容量瓶主要用于准确地配制一定摩尔浓度的溶液。 它是一种细长颈、 梨形的平底玻璃瓶, 配有磨口塞。 瓶颈上刻有标线,当瓶内液体在所指定温度下达到标线处时,其体积即为瓶上所注明的容积数。一种规格 的容量瓶只能量取一个量。常用的容量瓶有 100、250、500、1000 毫升等多种规格。 使用容量瓶配制溶 液的方法是: (1) 检漏。使用前检查瓶塞处是否漏水。具体操作方法是:在容量瓶内装入半瓶水,塞紧瓶塞,用右手食 指顶住瓶塞,另一只手五指托住容量瓶底,将其倒立(瓶口朝下) ,观察容量瓶是否漏水。若不漏水,将 瓶正立且将瓶塞旋转 180°后,再次倒立,检查是否漏水,若两次操作,容量瓶瓶塞周围皆无水漏出,即表 明容量瓶不漏水。经检查不漏水的容量瓶才能使用。 (2) 洗涤 洗涤。使用前容量瓶都要洗涤。先用洗液洗,再用自来水冲洗,最后用蒸馏水洗涤干净(直至内壁不 挂水珠为洗涤干净) 。 (3) 固体物质的溶解。把准确称量好的固体溶质放在干净的烧杯中,用少量溶剂溶解(如果放热,要放置使 固体物质的溶解。 物质的溶解 其降温到室温)。然后把溶液转移到容量瓶里,转移时要用玻璃棒引流。方法是将玻璃棒一端靠在容量瓶颈 内壁上,注意不要让玻璃棒其它部位触及容量瓶口,防止液体流到容量瓶外壁上。 (4)淋洗。为保证溶质能全部转移到容量瓶中,要用溶剂少量多次洗涤烧杯,并把洗涤溶液全部转移到容量 淋洗。 淋洗 瓶里。转移时要用玻璃棒引流。 (5)定容。继续向容量瓶内加入溶剂直到液体液面离标线大约 1 厘米左右时,应改用滴管小心滴加 定容。 滴管小心滴加,最后使 定容 滴管小心滴加 液体的弯月面与标线正好相切。若加水超过刻度线,则需重新配制。 若加水超过刻度线,则需重新配制。 若加水超过刻度线 (6)摇匀。盖紧瓶塞,用倒转和摇动的方法使瓶内的液体混合均匀。静置后如果发现液面低于刻度线,这是 摇匀。 摇匀 因为容量瓶内极少量溶液在瓶颈处润湿所损耗 在瓶颈处润湿所损耗,所以并不影响所配制溶液的浓度,故不要在瓶内添水,否 在瓶颈处润湿所损耗 则,将使所配制的溶液浓度降低。 使用容量瓶时应注意以下几点: 使用容量瓶时应注意以下几点: (1)容量瓶的容积是特定的, 刻度不连续, 所以一种型号的容量瓶只能配制同一体积的溶液。 在配制溶液前, 先要弄清楚需要配制的溶液的体积,然后再选用
114247人浏览