高低温试验箱的温度均匀度需达到的标准和资料简介 高低温试验箱是航空、 汽车、 家电、 科研等领域必备的检测设备, 用于测试和确定电工、 电子及其他产品及材料进行高温、 低温温度环境变化后的参数及性能。 高低温试验箱的温度均匀度是该设备的重要技术指标, 该指标直接影响试验的结果, 是高低温设备的主要性能指标。 我公司生产的高低温试验箱采用进口 LED 数显 P、 I、 D+S、 S、R.微电脑集成控制器。 控制精度好, 完全符合国家相关标准。 为了更正确地模拟产品在自然界所遭受的实际环境状况, 在环境试验中必须保证被测试产品的周边处在同一温度环境条件下, 为此, 必须对试验箱内的温度梯度和温度的波动度加以限制。 在国军标 GJB150.1-86 军用设备环境试验方法总则中明确规定“试验样品附近测量系统的温度应在试验温度的±2℃以内, 其温度工不超过 1工作)"。 高低温试验箱资料介绍: /m℃或总的最大值为 2.2(℃ 试验样品不一、 产品用途: 高低温试验箱适用于电工、 电子、 仪器仪表及其它产品、 零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、 使用时的适应性试验; 是各类电子、 电工、 电器、 塑胶等原材料和器件进行耐寒、 耐热、 耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备; 特别适用于光纤、 LED、 晶体、 电感、 PCB、电池、 电脑、 手机等产品的耐高温、 耐低温、 循环试验。 二、 规格与技术参数: 型 号 HT/GDW-80 HT/GDW-150 HT/GDW-225 HT/GDW-408 HT/GDW-800 HT/GDW-010 工作室尺寸 (宽*高*深 cm) 40*50*40 50*60*50 50*75*60 60*85*80 100*100*80 100*100*100 外形尺寸 (宽*高*深 cm) 97*136*97 107*145*107107*161*118117*171*128155*184*129 155*184*147 调节方式 热平衡调温方式, (BTHC) PID 智能调节 性 能 指 标 温度范围 0℃; -20℃; -40℃; -60℃; -70℃~150℃ 波动度 ≤±0. 5℃; 均匀度 ±2℃ 升温速率 平均 1-3℃/min 降温速率 平均 0. 7-1℃/min 材 质 内箱材质 SUS304 镜面不锈钢板 外箱材质 SUS304 不锈钢雾面线条发纹处理或冷轧钢板喷塑处理 保温材质 超细玻璃纤维棉+聚氨酯泡沫 温 度 调 节 器 制冷机 全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮) 压缩机 制冷剂 R23/R404A 冷凝方式 风冷 加热器 镍铬合金不锈钢电加热器 气流方式 宽带式强迫气流循环(上出下进) 运 行 控 制 器 控制器 LED 数显按键显示屏, (韩国 TEMI300) 或液晶触摸显示屏, 中英文切换(韩国 TEMI880) 运行方式 定值运行、 程式运行 记忆容量 120 组可编程, 每个程序最大 999 段 分辨率 温度: ±0. 1℃ 传感器 铂金电阻 PT100Ω /MV 通信功能 RS-232 接口 附加功能 上下限报警, 自诊断, 报警显示(故障原因), 定时装置(自动开关机) 标准配置 多层加热除霜附照明玻璃视窗 1 套试品架 2 个、 测试引线孔(25、 50、 100mm) 1 个 安全装置 无熔丝开关、 防干烧装置、 极限高低温保护、 温度偏差报警、 超压、 过载、 缺水、 缺相、 漏电保护 电源配置 AC1 220V 60/50HZ; AC3 380V 60/50HZ 使用环境 5℃~+30℃ ≤85%R. H