本方法应　使用　PVC　泵管。　40　样品　40.1　试样的制备　流动注射法测定水中总氰化物,试样可直接进样,如试样过于浑浊,需经过过滤或静置　后取上清液。　41　分析步骤　41.1　校准曲线的绘制　41.1.1　根据样品浓度,选择设置　5　个浓度水平的标准系列,在线蒸馏。　41.1.2　以峰面积为纵坐标,以氰化钾溶液浓度为横坐标,绘制工作曲线。　41.2　样品的测定　41.2.1　测定样品峰面积,从工作曲线上查得相应的氰化物含量。　41.3　空白实验　41.3.1　以实验用水代替样品。　42　结果计算　氰化物含量　ρ6(μg/L)以氰离子(CN-　)计,按式(8)计算:　ρ6=　M-M0　8)　式中:　M　——　从工作曲线上查出试样的氰化物含量的数值,单位为微克(μg/L)　;　M0　——　从工作曲线上查出空白试验的氰化物含量的数值,单位为微克(μg/L)　;　43　精密度和准确度　实验室分别对总氰化物含量为　10.4μg/L,96.0μg/L,190μg/L　三个浓度的水样进行　加标,结果如下:　43.1　精密度　低浓度水样回收率为　90.8%~105%,相对标准偏差为　4.7%;中浓度水样回收率为　92.5%~103%,相对标准偏差为　4.0%;高浓度水样回收率为　91.0%~105%,相对标准偏差　为5.0%。　43.2　准确度　总氰化物(132μg/L±14μg/L)的标准样品进行　11　次测定,平均测定值为　122μg/L,　相对标准偏差为　2.9%。