仪器的误差

==解决办法==

度盘和测微尺的分划误差;——配盘 照准部和度盘偏心误差;——对径重合 光学测微器的隙动差;——旋进 照准部旋转的弹性带动误差;——盘左顺,盘右逆 脚螺旋的空隙带动误差;——空转 微动螺旋作用不正确的误差——旋进

照准和读数误差

精密测角的一般原则

==小结==: 1、水平角测量选点时,要求视线应高出地面或障碍物1~2m;傍离山坡、树林或建筑物3m以上。这样做是为了避免什么误差? 水平旁折光产生的误差。 2、水平角观测过程中,上、下半测回照准目标顺序相反,观测各目标要速度快和时间均匀,使一个测回各方向的操作在时间上呈“快速对称”排列;这样做是为了避免什么影响? 温度对仪器稳定性的影响。 3、在旋转光学测微器或者微动螺旋的时候,都要求“旋进”操作,【“旋进”也就是面向旋钮,顺时针转动螺旋。】这样做是为了避免什么误差? 光学测微器的隙动差和微动螺旋作用不正确的误差。 ==4==、 度盘和测微尺的分划误差;——各个测回进行度盘配置 光学测微器的隙动差;微动螺旋作用不正确的误差——旋进操作螺旋 照准部旋转的弹性带动误差;——盘左顺时针操作照准部,盘右逆时针操作照准部 脚螺旋的空隙带动误差;——每个半测回开始之前,先空转一周 5、三角高程测量垂直角观测的最佳时间段为(C) A 日出前后 B 日落前后 C 上午10点至11点D中午前后 6、一等三角点测量中,要求日夜观测时段数要符合一定的比例,其主要目的是消弱(A) A 旁折光影响 B 望远镜照准误差 C 水平度盘刻划误差 D 归零差 ==7==、三角高程测量中,能有效减弱大气折光影响的方法有(BCDE) A 照准目标打回光 B 上、下午对称观测 C 选择最佳观测时间 D 对向观测 E 提高观测视线高度

4.2.5 水平角观测方法

水平角的观测方法有:

==方向观测法==

观测方法

观测程序

选择适当的零方向,长短适中,清晰; 开始每一个测回的观测; 计算检查限差,进行成果的取舍和重测或 补测; 测站平差

测回数的确定

度盘配置位置:等级,仪器

观测手簿的记载

观测限差、取位

关于记录

一测回记录不得跨记在手簿的两页上。 度、分记错或读错可以更改,但不能连环改。 ==盘左秒读错或记错可以改;盘右秒读错或记错不能改。==

测站平差

各方向测站平差值的计算 结论:各方向的平差值,就等于该 方向各测回的算术平均值。 一测回和m个测回方向中误差的计算

分组方向观测法

为什么要分组方向观测? 1、当方向数==多于6个==时可考虑分为两组观测,以避免因观测时间过长,误差增大,或成像目标不能同时清晰稳定。 2、有时方向总数虽然不多,但==个别方向通视很差==,观测时可暂时放弃,待观测完其他方向后,再补测这个方向。
#### 偏心观测与归心改正 理论上,观测和计算成果要以标石中心为准。 观测过程中,测站中心、标石中心和照准中心应一致, 即“三心一致”。

测站点归心改正

照准点归心改正

测站同时受两种偏心影响

归心元素的测定方法

==小结==: 1、一等平面控制中,水平角的观测方法必须采用==全组合测角法==。 2、当进行二等或二等以下平面控制测量,测站上的观测目标数大于等于7个时,水平角观测需要采用==分组方向观测法==。 3、进行方向观测法测定水平角时,当方向数大于==3==时,需要进行半测回归零操作。 4、方向观测法中,一个测站上的观测值的限差包括哪几项? 光学测微器两次重合度数的差,半测回归零差,一测回内2c互差,化归同一方向后同一方向值各测回互差。 5、什么是偏心观测。有哪两种情况的偏心观测? 理论上,观测和计算成果要以标石中心为准,观测过程中,测站中心、标石中心和照准中心应一致,即“三心一致”。实际情况会出现测站中心与标石中心不一致,或者照准中心与标石中心不一致,导致偏心观测。两者分别称为测站偏心和照准点偏心。 6、进行测站偏心观测的归心改正计算,需要获得哪些参数? 测站偏心元素,包括测站偏心距,测站偏心角。还需要测站标石到照准点中心的距离,以及偏心测量得到的观测角。 7、进行照准偏心观测的归心改正计算,需要获得哪些参数? 照准点偏心元素,包括照准点偏心距,照准点偏心角。还需要照准点标石到测站的距离,以及偏心测量得到的观测角。

4.3 精密水准测量

4.3.1 高程控制网的布设

高程控制网用水准测量的方法,按照《水准测量规范》的要求建立的,是高程控制的基础。 •国家高程控制网 •城市和工程建设高程控制网 高程控制网布设原则
国家高程控制网的布设方案: 一等水准测量是国家高程控制网的骨干; 二等水准网是国家高程控制网的全面基础; 三、四等水准测量直接提供地形测图和各种工程测建设所必需的高程控制点。 城市和工程建设高程控制网: •分二三四等3个等级; •首级高程控制网,一般要求设成闭合环。 水准测量的施测: •技术设计 根据任务的要求,根据规范规定,结合测区实际情况:在合适的比例尺地图上,拟定出最合理的水准网和水准路线的布设方案; 编写技术设书; •实地选线、埋石 在技术设计的基础上,实地确定水准路线和水准点的最终位置;埋设标石;填绘点之记。 •观测 •计算
==小结==: 1、按国家精密水准测量规范规定,二等精密水准测量每公里偶然中误差与全中误差的限差应满足(A) A、小于等于1.0mm;小于等于2.0mm;B、小于等于2.0mm;小于等于3.0mm;C、小于等于0.5mm;小于等于1.0mm;D、都不正确 2、各等级水准仪按照精读可以分为DS05,DS1,DS3与DS5等型号,适合国家二等水准测量的仪器是(B) A、DS05 B、DS1 C、DS3 D、DS5

4.3.2 精密水准仪与水准尺

精密水准仪的构造特点

•高质量的望远镜光学系统 物镜孔径:清晰 放大倍率:亮度 •坚固稳定的仪器结构 因瓦合金隔热外壳 •高灵敏的管水准器 5"/2mm 10"/2mm •高精度的测微装置
•高性能的补偿装置

高精度的测微装置

读数

精密水准尺的构造特点

•对温度变化小
•刻度分化正确,精确 •尺笔直 •有圆水准气泡
•耐磨金属底垫
10mm分划的精密水准尺的基辅差是多少?B A、4.687/4.787 B、301.55 C、60650

4.3.3 精密水准测量的误差来源与影响

i角误差的影响

两水准标尺零点差的影响

削弱办法:测站数为偶数。

温度变化对i角的影响

削弱办法: •防止仪器在作业中被阳光照射和受热; •各测段的往、返测分别安排在上午和下午进行; •每站要快速对称观测,奇数测站和偶数测站的观测顺序应相反。

仪器升降

削弱办法:相邻测站观测顺序相反。

水准标尺(尺桩或尺台)升降

削弱办法: 应沿中等密度土壤的道路布设; 往返测应沿同一路线进行,并使用同一类型的仪器及尺承; 相邻两测站的观测顺序相反;往返测测站数要尽量相同且为偶数。 尽量用尺桩,土质紧密地区可用不轻于5kg的尺台; 扶尺要用力均匀;

大气折射的影响

削弱措施: •观测时间:日出后半小时至正午前2.5h 正午后2.5h到日落前半小时 ;往返测分别在上午和下午。 •采用短视距; •选择坡度平缓的交通路线,并布设成环状水准网

==φ角误差(交叉误差)的影响==

削弱办法:
#### ==水准标尺误差==
==小结==: 1、闭合路线中环线闭合差很小,而测段往返测高差不符值超限可能原因。 转点误差 2、附合路线中各测段往返测高差不符值均很小,而路线闭合差超限可能原因。 有坡度路线大气折光积累 3、针对水准测量的各项误差: • 如果影响与距离成比例,可以通过==前后视距相等==来消除; • 如果影响随着时间变化,可以通过==快速对称==来消除; • 如果单个测站不能消除,可以尽量通过==相邻两个测站==来消除; • 其次,尽可能通过==往返测==来消除 • 最后,不能消除的误差,只能通过==改正数==来解决 ==4==、在精密水准测量中,为了减小或削弱i角误差对观测高差的影响,水准测量外业观测中一般采取下列(A)组方法。 A.视距相等、改变观测程序 B. 视距相等、往返观测 C.视距相等、不同观测时间 D.偶数测站、往返观测 5、在精密水准测量中,为了消除或削弱i角误差对水准测量的影响,在观测过程中可以采取的措施与方法是(ABC) A.前后视距相等 B.打伞 C.改变观测程序 D.偶数测站 ==6==、在精密水准测量中,为了消除与削弱仪器与水准尺垂直位移的影响,在观测过程中可以采取的措施与方法是(ABC) A.改变观测程序 B.往返观测 C.偶数测站 D.都不是 7、为了削弱大气垂直折光对精密水准测量的影响,在观测过程中可以采取的措施与方法是(ABCD) A.视线离地面有足够高度 B.往返(上午)、返测(下午) C.前后视距尽量相等 D.坡度较大时适当缩短视距 8、精密水准测量中,如果某项误差的影响与距离成比例,如何消除?请列举哪些误差可以这样消除。 前后视距相等 大气折射角,i角误差和地球曲率 9、精密水准测量中,如果某项误差的影响随时间变化,如何消除?请列举哪些误差可以这样消除。 快速对称观测 温度变化对i角的影响 10、精密水准测量中,如果某项误差的影响单个测站不能消除,可以通过相邻两个测站的观测消除?请列举哪些误差可以这样消除。 相邻两测站 仪器升降,温度变化对i角的影响 11、精密水准测量中,每个测段都要求往返测,是为了消除哪项误差? 水准标尺(尺桩或尺台)升降

4.3.4 精密水准测量的实施

精密水准测量的一般规定

•观测之前应将仪器置于露天阴影处,使仪器与外界==气温==趋于一致;观测时,应用测伞遮蔽阳光;迁站时应罩以仪器罩; •每一测站上,==仪器距前、后水准标尺的距离==应尽可能相等,其差应小于规定的限值; •对于气泡式水准仪,观测前应测出倾斜螺旋的==置平零点==,并作标记;随着气温变化,应随时调整值平零点的位置。对于自动安平水准仪的圆水准器,观测时应严格置平。 •同一测站上观测时,==不得两次调焦==;转动仪器的倾斜螺旋和测微螺旋,其最后旋转方向均为旋进。 •在相邻两测站上要==变换观测程序==,即==一站的观测顺序为后==前前后,另一站的程序为前后后前;每一测段应进行==往、返测==,往返测沿同一路线,采用相同的尺承,返测时,奇数测站与偶数测站的观测程序与往测时相反。