在电子元器件示波器的使用试验中 1.为什么Δy和多测几个周期,可以。
1. 测量常用的手段。对于每一个测量读数,总会有误差,这个误差有“+”也有“-”。多测几个读数,可以使误差的“+”、“-”相抵消。以提高测量精度,减少测量误差。2. 示波器置“AC”输入时,其输入端接有隔直电容,把输入信号中的直流成分滤去。只让交流信号通过。所以测直流时示波器必须置“DC”档,用“AC”档测不了直流;反之,如果用“DC”档测交流,被测信号中的直流成分也会影响交流信号的测量结果。
示波器实验可能出现的误差
探头衰减要匹配,即探头如果是10:1,那示波器相对应的通道的设置应为X10;如果探头100:1,示波器应为X100,等等,以此类推;如果不匹配,会造成测量值偏大或偏小;输入阻抗要匹配,即探头输入阻抗如果是1MΩ,那示波器通道的设置应为1MΩ;如果输入阻抗是50Ω,示波器则也应为50Ω;(示波器的默认设置是1MΩ,探头通常也是1MΩ);阻抗不匹配,会造成测量值偏大或偏小;探头地线过长,会造成振铃过大,测量值偏大;另外,还有环境噪声会淹没小信号;采集模式和触发方式的选择也会影响测量值的结果;释抑时间的设置也有可能影响测量结果;当然最重要的是,根据所测量的实际信号,来设定设置。 .两台信号发生器不协调。 2.桌面振动造成的影响。 3.示波器上显示的荧光5.机器系统存在系统误差。 6.fy选取时上下跳动,可能取值不。