版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
版权
图像处理专栏收录该内容
15 篇文章1 订阅
订阅专栏
X射线穿过介质会发生相互作用,此时能量将从X射线光子转移到介质上。因此,X射线辐射的剂量描述的是在与介质相互作用之中单位质量介质内能量转移多少的度量。主要包含两种:吸收剂量(absorbed dose)和等效剂量(equivalent dose)。
吸收剂量指单位质量介质吸收能量的多少,单位是Gray(Gy)。吸收剂量描述人体吸收了多少能量。为了能够量化不同电离辐射在相同的吸收剂量下对生物组织造成不同的影响,需要使用等效剂量,定义为
低剂量解决方案:
(1)CT系统特性:对辐射剂量产生影响的主要有X射线光谱、过滤器和探测器等。在同等噪声能量条件下,CT有效能量越高,受检者受到的辐射剂量就越低。这主要是由于低能量光子很快被病人身体吸收。为了滤掉低能量的光子,CT中常设置一定的过滤器,如平板过滤器、蝶形过滤器。
(2)CT扫描设备参数:CT扫描设备参数也对剂量产生一定影响,包含管电压、管电流、扫描时间、层厚、螺距和扫描容积等。辐射剂量与管电压、管电流、扫描时间、层厚、扫描容积呈正相关,与螺距呈负相关。
(3)受检者的身高、体型和病变部位也会影响其所受辐射剂量。