高低温试验箱是环境试验设备里面常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。
温度控制
首先,高低温试验箱是怎样实现高温与低温的呢?
谈到温度,就有高温与低温的分。高温控制是个加热的过程,控制较为简单。高低温试验箱的加热采用独立的加热方式,远红外镍铬合金高速加温电热丝,温度控制采用P·I·D+S·S·R系统同频道协调控制,输出功率均由微电脑演算,以达高精度及率的用电效益。为达到快速的升温速率和高温度,一般是通过增加加热电热丝数量和提高温控软件控制性能。
高低温试验箱的制冷系统采用法国产的泰康全封闭压缩机所组成的单元氟利昂制冷系统。制冷工作原理是采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成。制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。此循环周而复始从而达到降温的目的。高低温试验箱采用平衡调温(BTC),既在制冷系统在连续工作的情况下,控制系统根据设定的温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,终达到一种动态平衡。