采用特殊弹性布料,　制作用于控制瘢痕增生、防治水肿和促进截肢残端塑形等为目的的压力衣,也　是压力治疗的一种方法。　2、适应证与禁忌证　(1)　适应证:　各种原因所致的增生性瘢痕、　肢体水肿,　截肢后残端塑形,　预　防下肢深静脉血栓形成、下肢静脉曲张的发生。　(2)禁忌证:治疗部位有感染性创面,脉管炎急性发作及下肢深静脉血栓　已形成者。　3、设备与用具　缝纫用具、压力衣及压力垫等。　4、操作方法与步骤　(1)压力衣制作技术:　1)　测量:　压力衣需要量身订做才能保证最合适的压力,　因此测量甚为重要。　用皮尺准确测量瘢痕部位的肢体周径和压力衣覆盖部位的长、宽等;　2)计算及画图:根据所需压力衣的样式和压力大小,计算出压力材料所需　的尺寸,并画出纸样(图纸)。在计算需要的布料尺寸时,应考虑边距的尺寸,　实际尺寸一般比测量尺寸大约　2-5mm(边距的尺寸);　3)裁剪:将画好的纸样裁剪后固定于用双苯二甲酸、乙二酯纤维及含有聚　氨甲酸乙酯的长链聚合体纤维组成的珠罗纱立体织物的弹力布上,按纸样尺寸　裁出布料;　4)缝制:材料取舍适当后,使用缝纫机或锁边机进行缝制等;　5)试穿、测压及调整:压力衣做好后,应让患者试穿,根据经验检查是否　合身及压力是否足够,达不到理想压力需加用压力垫进行调整。如需精确压力　则要用专门仪器进行测量,再根据测量结果进行调整。教会患者正确穿戴方法;　6)交付使用:患者学会自行穿戴后可将压力衣交付患者使用,并教会患者　使用及保养方法和注意事项;　7)随访:压力衣交给患者后根据病情预约随访,并对压力衣进行调整或重　188/262 　 　新制作。　(2)压力衣使用技术:　1)未愈合的伤口,皮肤破损有渗出者,在穿压力衣之前,用敷料覆盖,避　免弄脏压力衣;　2)为了避免瘢痕瘙痒和搔抓后引起皮肤破损等问题,穿压力衣之前可用　油膏和止痒霜剂、洗剂擦洗;　3)在洗澡和涂润肤油时,可除去压力衣,但应在半小时内穿回;　4)　穿脱时避免过度拉紧压力衣。　(3)压力衣保养技术:　1)压力衣应每日清洗以保证足够的压力;　2)清洗前最好浸泡　1　小时,然后清洗。清洗压力衣时,采用中性洗涤液　于温水中洗涤、漂净,轻轻挤去水分,忌过分拧绞或洗衣机洗涤;　3)压力衣应于室温下自然风干,切勿用熨斗熨干或直接曝晒于日光下。　晾干时压力衣应平放而不要挂起;　4)定期复诊,检查压力衣的压力与治疗