兆欧表是测绝缘电阻的,高电压,小电流;接地摇表是测接地电阻的,低电压,大电流
电子式绝缘兆欧表于手摇绝缘摇表的区别:
1、电子式绝缘兆欧表:每块表有2个或2个以上的额定电压;
手摇表:只有一个
2、电子式绝缘兆欧表:稳定自身产生个额定电压,输出电压稳定;
手摇式绝缘摇表:120转/分转速人工产生一个额定电压,输出电压在转速相对稳定时稳定。
3、电子式绝缘兆欧表:测试方便,精度高,自动化程度高;
手摇式绝缘摇表:人为造成精度误差大,操作极不方便
4、电子式绝缘兆欧表:测各种绝缘参数R15s、R60s、R10min、吸收比、极化指数时很方便;
手摇式绝缘摇表:测吸收比要手摇1分钟,测极化指数要手摇10分钟;
5、电子式绝缘兆欧表:不怕短路测试,不怕被测试品电流反击,自动对被测试品放电;
手摇式绝缘摇表:不具备此功能。
看过《兆欧表是不是摇表,摇表和兆欧表的区别》的人还看了以下文章