分流器实际是一个低值电阻,根据电阻的伏安特性测量电流,工业应用中,一般用于测量直流电流。当有直流电流通过时,产生压降,供直流电流表显示;所谓分流,即分一小的电流去推动表指示,该小电流(mA)与大回路里的电流(1A-几十A)比例越小,电流表指示读数的线性就越好,也更精确。直流电流表实际是电压表,一般满度值75mV。直流电流表和分流器是配套使用的。比如:100A电流表配套的分流器阻值为0.75mΩ,则为100A*0.75mΩ=75mV;又如:50A电流表配套的分流器阻值为1.5mΩ,则为50A*1.5mΩ=75mV。电流表有多种不同规格,但是实际表头却是标准的毫伏电压表。比如是一种满刻度为75mv的电压表。 那么用这块电压表测量比如20A的电流,就需要给它配一个在流过20A电流时候产生75mv电压降的分流电阻,也称75mv分流器。