正确使用万用表,不仅能快速的判断出故障部位,还能防止电器设备和万用表本身的损坏。下面我说下使用万用表的一些口诀。
测量先看挡,不看不测量
测量不拨挡,测完拨空挡
表盘应水平,读数要对正
量程要合适,读数要对正
测R不带电,测C先放电
测R先调零,换挡需调零
黑负要记清,表内黑接+
测I应串联,测U要并联
极性不接反,单手成习惯
万用表一般可分为指针式万用表和数字式万用表两种。
指针万用表:
指针式万用表的结构组成:指针式万用表的型式很多,但基本结构是类似的。指针式万用表的结构主要由表头、转换开关(又称选择开关)、测量线路等三部分组成。
表头:是测量的显示装置;万用表的表头实际上是一个灵敏电流计。
转换开关:选择被测电量的种类和量程(或倍率)。
测量线路:将不同性质和大小的被测电量转换为表头所能接受的直流电流。
表头:
转换开关:
数字式万用表:
挡位盘:
插口:
万用表的使用—调零
正确接线:
红表笔与“+”极性插孔相连,黑表笔与“—”或“*”或“COM”极性插孔相连。
测量直流量时,注意正、负极性,以免指针反转。
测电流时,仪表应串联在被测电路中;测电压时,仪表应并联在被测电路两端。
测量晶体管时,应牢记万用表的红表笔与表内电池的负极相接;黑表笔与表内电池的正极相接。
正确选择测量挡位:
测电压时应将转换开关放在相应的电压挡;测电流时应放相应的电流挡等。
选择电流或电压量程时,最好使指针处在标度尺三分之二以上位置;选电阻量程时,最好使指针处在标度尺的中间位置。
测量时,不确定被测数值范围时,应先将转换开关转至对应的最大量程,然后根据指针的偏转程度逐步减小至合适的量程。
常用测量方法—交、直流电压的测量
电流的测量:
电阻的测量:
选挡与调零:测电阻时先选择合适的电阻挡,然后将表笔短接,调节“”调零器使指针回0(每次换挡都应重新进行调零)。
测量与读数:将表笔接电阻两端,进行读数。电阻值为电阻值刻度盘读数乘以当前选择电阻挡位倍数。
挡位:选择使指针指在满刻度的1/3~2/3间的挡位,以减小测量误差 。
表笔极性:万用表中电池在测电阻时起作用,电池“+”与面板上“-”相连。利用万用表电阻挡判别二极管、整流元件正反向或仪器正负端时应注意表笔极性,电流从黑表笔流出,经外接元件从红表笔返回。
测量电路中电阻:必须断电测量。当不能确定被测电阻是否有并联电阻存在时,必须先使电阻一端与电路断开,如电路中有电容应先行放电,然后进行测量。
检查电解电容漏电阻:转动开关置R×1K挡,测试棒红杆必须接电容负极,黑杆接电容正极。
三极管直流放大倍数hFE测量
选择ADJ挡,将表笔短接,调节欧姆调零器,使得指针指向300hFE。
选择hFE挡,将被测三极管脚分别插入相应的三级管测试插座的E、B、C内,指针偏转所示数值约为三极管的直流放大倍数。
N型管插NPN型管座,P型管插PNP型管座。
三极管反向截止电流Iceo、Icbo测量:
Iceo:集电极与发射极间反向截止电流(基极开路)。
Icbo:集电极与基极间反向截向电流(发射极开路)。
转动开关R×1K挡,两表笔短路,调节零欧姆电位器,使指针回零(此时满度电流值约90μA)。
分开表笔,将被测三极管按图示放入插座,指针指示的刻度乘以12即约为三极管反向截止电流值。
当Iceo>90μA时,可用R×100挡测量(此时满度电流值约为900μA)。