吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号以脉冲信号的方式远传输出。仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。该类涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6。
蜡油计量表特点:
优质合金涡轮,具有更高的稳流和耐腐蚀作用
进口优质轴承,使用寿命长
计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全性
流量范围宽(Qmax/Qmin≥20:1),重复性好,精度高(可达1.0级),压力损失小,始动流量低,可达0.6m3/h
仪表具有防爆及防护功能,防爆标志为ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6, 防护等级为IP65
智能化仪表系数多点非线性修正
系统低功耗工作,一节3.2V10AH锂电池可连续使用3年以上
仪表系数、累计流量值掉电十年不丢
技术参数:
1.基本参数:表1

仪表口径及连接方式
25、40、50、80、100、150、200、250采用法兰连接
25、40可采用螺纹连接
精度等级
±1.5%R、±1%R
量程比
1:10;1:20;1:30
显示方式
双排液晶同时显示瞬时流量、累积流量
仪表材质
表体:304不锈钢;叶轮:防腐ABS或优质铝合金;显示器:铸铝
被测介质温度(℃)
环境条件
介质温度:-30℃~+80℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa
输出信号
标准二线制4-20mA(LS-LWQ-C型)
供电电源
LWQ-B型:仪表内置锂电池,可连续工作3年以上,LS-LWQ-C型:24VDC外供电
信号传输线
传输距离
≤1000m
信号线接口
内螺纹M20×1.5
防爆等级
ExdIIBT6
防护等级
IP65

2.测量范围及工作压力:表2(注:表2所示测量范围均为工作状态下流量范围)

型号规格
公称通径(mm)
流量范围(m3/h)
始动流量(m3/h)
工作压力(MPa)
安装形式
TG-LWQ-25A
法兰(螺纹)
TG-LWQ-25B
TG-LWQ-25C
TG-LWQ-40A
法兰(螺纹)
TG-LWQ-40B
TG-LWQ-50A
法兰
TG-LWQ-50B
法兰
TG-LWQ-80
法兰
TG-LWQ-100
法兰
TG-LWQ-150
法兰
TG-LWQ-200
法兰
TG-LWQ-200
法兰
TG-LWQ-300
法兰

仪表选型:
1.选型说明
用户在选型时,应根据管道公称压力、介质压力、介质温度、介质组分情况、流量范围及信号输出要求合理选择流量计的型号规格。
为使流量计的使用性能优越,流量计的使用流量范围应在(20%~80%)Qmax范围内比较合适。
2.选型谱表:表3

型号
说明
TG-LWQ—
类型
B
智能一体化型气体涡轮流量计
C
智能一体化远传型气体涡轮流量计
仪表口径
25A/B/C
25mm
40A/B
40 mm
50A/B
50 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
传感器材质
N
基本材质,优质铝合金。(耐压:1.0MPa)
S
不锈钢材质。(高压防腐型)
特殊结构
A
氧气结构(脱油脱脂处理)
B
压缩空气结构(高流速设计)

例:选用一台不锈钢材质,现场显示并输出4-20mA信号的气体涡轮流量计来测量氧气,用户测量范围为10-35m3/h,型号为: LS-LWQ-C-40A/S/A。
气体涡轮流量计安装方式介绍:
1·严禁流量计在线焊接管道法兰,应先拆除流量计后,方可焊接。
2.安装流量计前应将管道内的杂物、焊渣、粉尘清理干净。
3.为了便于维修,不影响流体正常输送,建议依照上图所示设置旁通管道。
4.流量计具有性能优越的整流器,因此对直管段要求低。仅需前直管段≥2DN,后直管段≥1DN(对前直管段前有弯管、异径管、调压阀等安装方式均适合)。
5.为了防止杂质进入流量计,必须安装过滤器。
6.流量计应水平安装。建议在流量计后直管段后侧安装钢制伸缩器(补偿器),伸缩器必须符合管道设计的公称通径和公称压力的要求。伸缩器是作为管道应力的补偿及方便流量计的安装与拆卸。