恒温振荡器主要适用于各大中院校、可用于植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学、环保、食品、石油、化工等科研、教育部门作各类生物的精密培养、基因工程的研究、石油化工的受热等等。
按组合件分水浴、气浴与油浴:
(1)气浴恒温振荡器:是一种温度可控的恒温气箱和振荡器相结合的生化仪器,控温高达到70°C,一般常用37°C。
(2)水浴恒温振荡器是一种温度可控的水浴槽和振荡器相结合的生化仪器,控温高达到100°C。
(3)油浴恒温振荡器是一种温度可控的油浴槽和振荡器相结合的生化仪器。
水浴振荡器和气浴振荡器的区别主要在:
1、恒温原理不同:
水浴振荡器的恒温加热是通过加热管加热,其中的原理就是水加热的原理,在水槽中注入水,用加热管进行加热,通过加热管的控制来达到加热水、恒定温度的效果。
气浴振荡器主要利用空气加热,通过鼓风装置实现温度的均匀,其加热功率相对水浴振荡器要小很多,就目前常规的气浴恒温振荡器高的加热温度也只能达到50°C ,温度的均匀性也相对要高一些,它主要应用于无水的实验环境。
2、控温范围不同
气浴振荡器是鼓风装置实现空气加热,受空气密度和仪器密封性等原高一般不超过50°C ,所以气浴振荡器的温控范围要小一点,是室温+5°C到50°C。
水的高温度可以达到100°C ,所以水浴振荡器的恒温范围是室温+5°C到100°C。