1问题的提出
笔者认为: 这是两个重要的、但又浅显得无法再浅显的术语。然而却有如下问题:
1.1GB/T12604.1--2005《无损检测术语超声检测》
该标准中,没有“距离波幅曲线”这-术语,其第13.4条有如下定义:
距离幅度校正曲线
DAC
建立在距离不等但尺寸相同的反射体回波峰值幅度响应的基础上的参考曲线。
从这一定义上看,DAC曲线与“距离幅度校正曲线”是同义词,那么,DAC曲线(距离幅度校正曲线)和距离波幅曲线是什么关系呢?标准规定并不清楚。
1.2 JB/T4730.3
JB/T4730.3使用了这一术语,但没有定义。
1.3 UT(2008版)教材
没讲DAC曲线,仍把横孔反射测得的曲线称为AVG曲线的特例。这显然与GB/T12604.1--2005第13.3条定义不符:
DGS法
AVG法
利用DGS图,以平底孔表示来自一反射体回波高度,按圆盘形反射体的当量回波高度给出当量回波的方法。
1.4 ASME V
把以平底孔和长横孔(反射体)回波高度的曲线,统称为DAC曲线。这显然也与上述我国标准GB/T12604.1--2005第13.3条定义有些不谐调。
怎么办?笔者认为,修改后的GB/T12604.1—2005,或JB/T4730.3-2005,应明确给这两个术语定义,并明确它们的关系。我下面是尝试下的定义,权且当作抛砖引玉吧。
2我的定义和释义
2.1我的定义
2.1.1距离波幅基准曲线
DAC曲线
斜射波从距离不等但尺寸相同的反射体(一般为横孔)上测得的回波峰值幅度曲线。它有两种表示方法,即dB法和面板波幅法。
2.1.2距离波幅曲线
DAC法曲线
依据DAC曲线,按标准确规定做出的一条或一组距离波幅关系曲线,用以进行缺欠回波幅度所在区域评定。
2.2我的释义
2.2.1关于“距离波幅基准曲线”(DAC曲线)
(1)“基准曲线” 指直接从规定反射体上测得的距离波幅曲线,如从Φ2X40孔或Φ1X6孔上测得的曲线。它是由GB/T12604.1--2005第13.4条距离幅度校正曲线定义演化而来的。
(2)“斜射波”指斜探头发射的超声波,波束轴线与扫查面有一定夹角,但又不垂直,通常指横波。
(3)“距离不等”可理解为:声程不等,深度不等,跨距不等。
(4)“尺寸相同的反射体(一般为横孔)”,我国标准为横孔(SDH)。笔者注:ASME V规定除横孔外,还有沟槽,还有直射波的平底孔。
(5)“dB法表示的距离波幅基准曲线”,通过调节衰减或增益,使不同距离(深度)的横孔的回波,在面版上的波幅不变(通常为满屏的80%),以仪器储存的dB数为纵坐标,以横孔不同距离(深度)为横坐标的关系曲线。
(6)“面板波幅法表示的距离波幅基准曲线”, 仪器储存的dB数不变,以不同距离(深度) 的横孔的回波峰值,在面版上做出标记,连接各峰值点的曲线。
2.2.2关于“距离波幅曲线”(DAC法曲线)
(1)距离波幅曲线不是DAC曲线,它是依据DAC曲线,按标准的规定,做出的一条或一组距离波幅关系曲线。JB/T4730.3规定:要做评定、定量和判废一组(三条)曲线,见该标准图19。(笔者注:ASME V要求做DAC面版曲线,然后衰减器储存的dB数减掉14dB(基准线的20%),进行检测,所以是一条曲线。)
(2)DAC曲线和DAC法曲线,虽仅有一字之差,含义却不全相同,前者是后者的基准。另外,因为DAC曲线有两种表示方法,即dB法和面板波幅法,所以DAC法曲线也自然有两种表示方法。