水分仪技术参数
仪器型号:JFMB12035
称重精度:0.005g
称重阀值:110g
样品重量:10g左右
含水率可读性:0.01%
称重传感器:德国进口HBM
数据接口:RS232
样品水分测试下限:0.8%
样品盘直径:95mm
温度设置:60~200℃增温1℃
水分测试范围:0.8~99.99%
米麦水分仪的使用方法卤素灯加热型称量式米麦水分测定仪已基本实现了自动化测量。用户放样后,仪器可自动完成测试直接显示测试结果。具体操作步骤如下:在仪器0.000g状态下,取10g左右的样品平铺于样品盘内,盖上加热仓罩子,选择自动干燥模式并输入加热温度120℃,接着选择干燥启动,仪器自动开始加热干燥样品,待测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率,及水分含量百分比。