首先我们学习一个最简单的二极管档,把万用表的旋钮旋转到二极管标识符所处的位置,然后把两表笔短接下,你会听到蜂鸣器发出响声,这说明该档可以正常使用,另外可以确定两表笔之间的电阻为零,生活中常用于这一点测量线路有没有发生断路现象,以及器件是否电气连在一块,既然该档是二极管档,所以我们可以用该档,测量二极管压降,在测量的时候把红表笔放在二极管的阳极,黑表笔放在二极管的阴极,在显示屏可以直接显示出压降数值,此外利用该档还可以判断二极管是硅管还是锗管,以及二极管是否损坏掉。
万用表的使用方法: 电阻档的使用
从二极管档位顺时针可以看到电阻档,有一个Ω符号,表示测量电阻档,在测量的时候我们首先应该判断所选电阻大小,然后再选择旋钮进行选择量程,如果不知道电阻多大,可以选择一个中间档位进行尝试测量,然后根据测量估测值进行更换档位,我们选用1K电阻进行试验,所以把指针更换档2K档,然后在显示屏上直接读出数值,至于表针部分,由于电阻没有正负之分,所以,红黑表笔连在电阻两侧即可(在测量大电阻的时候不要用手触摸表笔),不分正负。
万用表的使用方法: 三极管档的使用
在顺时针旋转旋钮到达了hFE档位,,这一个档位是测量三极管放大参数档位,一般有两种插孔,一种是NPN另一种为PNP,在测量之前我们一定要分清楚到底是NPN型三极管还是PNP型三极管,我们这里使用的是NPN型,由于三极管有三个引脚,每个引脚的功能也都不一样,所以我们分清引脚之后,按照管脚名称正确的插入到测量插孔,在显示屏上可以直接读出三极管的放大倍数。
万用表的使用方法: 电压档的使用
再次旋转测量旋钮,下一个档位就是电压档,在这个万用表中交流档和直流档都是这个量程,所以在测量之前我们首先应该判断我们测量电压是交流还是直流,确定之后如果选择类型不是要测类型,可以按下交流直流更换档位(即该万用表DC/AC转化档位,有的万用表直流和交流是分开的,这种没有更换档位按钮),另外选择合适量程,如果在测量之前不知道所要测量电压是多少,这时候一定要选择量程最大的档位,我们常见的交流就是家庭所使用的交流电,电压为220v,典型的直流电就以我们电脑USB插口输出电压为例,为直流5v。
万用表的使用方法: 频率计档的使用
再顺时针旋转,接下来就是测量频率,表盘上是10MHz表示最大测量频率值为10KHz