一、铌生产工艺图
在氢氟酸液位测量中,工厂如果没有根据实际情况选择相应材质的面板,特别是显示面板视窗材料,则会出现面板显示模糊,导致现场操作员无法较好的观察磁翻板液位计的高度,严重时会发生安全事故。因此,用于氢氟酸液位测量的磁翻板液位计显示面板视窗材料一定要选用亚克力。
下图为以玻璃为视窗材料的面板被用于有氢氟酸介质的现场工况中而被腐蚀的情况:
图二、被腐蚀的显示面板图
磁翻板液位计厂家应该根据客户实际工况选择zui