二极管管脚极性判别:
二极管是一种具有明显单向导电性或非线性伏安特性的半导体二极管器件。通常小功率锗二极管的正向电阻值为300~500,反向电阻为几十千欧;硅二极管正向电阻约为1k或更大,反向电阻在500k以上。正反向电阻差值越大约好。
挡位选择:测量时一般选 R×1K挡或R×100挡,不要用R×1挡或R×10K挡。因为使用R×1挡时电流过大,易使二极管烧毁,而使用R×10K挡时电压太高,易使二极管击穿。
极性判断:用两表笔分别连接二极管两极,对两次测出的阻值进行比较,阻值较小时与黑表笔连接的管脚为二极管正极,因为在万用表的电阻测量电路中,红表笔端与表内电池负极连接,黑表笔端与表内电池正极连接。
电容、电感测量:
电容测量:测量方法见图,选择C.L.dB(10V交流)挡位,在C(цF)50Hz刻度盘读取电容测量值。
电感测量:测量方法见图(电容换成电感即可),选择C.L.dB(10V交流)挡位,在L(H)50Hz刻度盘读取电感测量值。
万用表使用的注意事项:
使用万用表之前,必须熟悉万用表的使用方法、测量原理、待测量种类和量程,核对转换开关、插孔是否正确。
万用表使用时必须水平放置,使用前,先将机械调零。
测量完毕,将量程选择开关拨到最高档位置,防止下次测量时不慎将表烧坏。
长期不使用的万用表,应将电池取出,避免电池存放过久而变质漏液,损坏电路板。
测量有感抗的电路中的电压时,必须在切断电源前先把万用表断开,防止由于自感现象产生的高压损坏电压表。