A、机控频率以吸气压力为病人送气,吸气压力调整根据呼出潮气量的多少调节,潮气量不足时增加送气压力。B、病人触发呼吸以压力支持触发送气,调节同SIMV模式。该模式可用面罩给氧,允许漏气,具有漏气补偿功能,在出现漏气时会自动增加吸入潮气量,以保证呼出潮气量不变。其他项目)呼吸机漏气波形查找:屏幕测量菜单→表→出现相应波形,完全闭合为无漏气,未闭合表示呼吸机漏气。)报警音量调节:标定预设菜单→通气→音量(通过飞旋调节钮进行调节)。低级报警屏幕以黄底显示报警内容,报警声频率较低和平和高级报警屏幕以红色显示报警内容,报警声频率较高,略显急促。)测量参数显示:屏幕测量键测量参数界面,为相关测量参数计算的结果。四、保养、维护、清洁、消毒内置电池充电开启呼吸机电源→待机键→待机状态→充电至电池标志从屏幕上消失。待机键:轻触即放松为工作状态按压秒进入待机状态。长期不用时,每个月要开机充电一次,防止电池损坏。流量采集器乙醇浸泡小时,并将传感器置于空气中至少分钟,晾干。湿化器可拆部分:中性洗涤液清洗、晾干,消毒液浸泡消毒不可拆部分(电子控制组件、电热芯外套):乙醇棉球擦拭。与病人接触部件的清洗、消毒和灭菌)每小时更换管道及呼气活瓣)主机、悬臂架、医用气体管道和温度传感器:表面清洁后,用酒精进行擦拭消毒两遍。)