层流是一种流体在平行层内流动的平滑流,特点是雷诺数低　于2000。通常流体流速小、混合极少,有时流体粘度较高。流体流动剖面的雷诺数介于　2000　和4000　之间时,视　为处于过渡区。雷诺数高于　4000　时被称为紊流。特点是流体流速高、粘度小、流体混合快速而充分。　紊流差压流量计量最为准确。因为在紊流中流体与节流元件边缘的分离点更易于预测且保持不变。这种流体分离　在节流元件的下游侧形成低压区,因而可将节流元件用作差压流量计的一次元件。根据节流元件类型和流量计设　计,特定流量计运行的最小管雷诺数可远高于　4000。　流体连续性　当液体流经变径管时,流经所有横截面的体积相同。这表示直径减小时流速必定增加,相反直径增大时流速减　小。等式　1.2　突出了这种关系。　体积流量等于流体体积除以时间:　体积可以分解为面积　A　乘以长度　s。因此,体积流量可以表示为:　可以进一步简化等式　1.3,因为长度　l　除以时间等于速度　v。现在可用速度代替术语　s/t,等于:　由于流经所有横截面的体积流量相同:　将等式　1.4　带入等式　1.5:　Q=体积流量　V=体积　t=时间　图1.4.a　-　流动定律的图形表示,其中　Q1　=　Q2。　上述流体连续性的衍生公式描述了基本的能量守恒原理。将在第　3　章中对伯努利方程式进行更详细的介绍,该方　程式建立在能量守恒原理的基础之上,定义了适于流动流体的能量守恒。　差压流量计　通过在管道中引入节流元件,一次元件在流量计两端形成压降。由二次元件差压变送器测量压降。