Proteus中有一个办法用示波器检测元件两端的电压差,将示波器的A, B两线分别接在被测元件两端,在B操作板上选中Invert,A操作板上选中A+B,这样示波器的A通道显示出来的就是A, B两个输入端的电压差波形了,注意A, B的衰减倍数一定要相同.如果要测电流,要求不高的时候可以将一个1欧或者1毫欧电阻串联在被测元件上,然后按照上面测压差的方法测量这个电阻两端的电压,换算回电流就好啦
里面有示波器
1、打开proteus,点击左侧“P”按钮打开器件库;2、根据控制支路的控制量的不同,受控源分为四种:电压控制电压源(VCVS)、电流控制电压源(CCVS)、电压控制电流源(VCCS)、电流控制电流源(CCCS),根据需要的类型在Keyword栏输入关键词,比如VCVS,按enter键可得到搜索结果,双击添加元件到器件栏;3、其电路符号如下图所示.
直接用电压、电流探头! 然后放在图上的适当位置,注意,电流探头的方向要与线路的方向一致,不然会出错的!运行的时候就会显示相应的电压、电流,如下图.
左边的仪器用里边有电压表电流表
电压 示波器只能接收电压信号 如果要测电流,也是要加一个电流探头,将电流转换成电压来测量的.
交流电压表也可以测直流电压的.但,直流电压表是测不出交流电压的.是因为你给交流电压表加直流电压,所以,才测的是直流电压呀.实物的万用表的交流档也是可以测直流电压的,但数值与直流电压不符.这里是仿真,不完全与实物一样.
应该都能检测,是你把电流检测元件的方向搞错了!如下图,上面的电流探针是对的,下面的电流探针的方向是错的!即探针的方向要与线路一致!
1、先找到一些常用的霍尔电流传感器的型号,然后在Proteus里面查找.没有的话,就根据霍尔电流传感器的原理用可变电阻或电流源等代替,不一定非要原原件.2、电压采集就相当于AD转换,常用的ADC0808就可以了.
你错误的原因是把它的方向搞错了.你看我的图,上面的是正确的,电流探针的方向要与导线同向,如上图的水平二个电流探针,因为方向不同,显示的有正有负.下图的探针方向与导线是垂直的,就出错了!