外观灵巧、体积细小,防震、防潮,分析软件由邵逸夫医院心电图室全体同仁参与改进。该仪器已具备了与国外著名医疗公司(如GE、Burdick等)同类产品竞争的实力,相信一定为国人带来福音(图1、2)。
图1 CT-08动态心电图记录盒
图2 快速、准确、简捷的Cardio Trak 动态心电分析软件
3.2 电极安置的部位
3.2.1 三通道的电极安置(图3)
图3 三通道电极安置的部位
(1)MV1导联:正极贴在胸骨右缘第4肋间(V1),负极贴在第2肋胸骨柄左侧。
(2)MV5导联:正极贴在左侧腋前线第5肋(V5),负极贴在第2肋胸骨柄右侧。
(3)MaVF导联:正极贴在左侧腋前线第9~10肋,负极贴在第2肋胸骨中线。本人不认可该导联是模拟aVF导联,从波形特点看,类似MV5导联波形(图4-A)。我们一般将该导联正极贴在左侧锁骨中线第5肋(V4)位置(图4-B),与MV5导联一起监测前壁心肌供血情况。
(4)无关电极或地线:一般贴在右侧腋前线第5肋。
MV1导联P波清晰,有利于心律失常分析和判断,MV4、MV5导联适合于观察前壁心肌缺血。