水溶液的电导率直接和溶解固体量浓度成正比,而且固体量浓度越高,电导率越大。电导率和溶解固体量浓度的关系近似表示为:1.4μS/cm=1ppm或2μS/cm=1ppm(每百万单位CaCO3)
其中,1ppm等于1mg/l,为总固体溶量的量测单位。
电导率仪以外,TDS仪器将电导率值自动换算成ppm值,并提供总固体溶解浓度的直接测量值
溶液的电导率大小决定分子的运动,因为温度影响分子的运动,所以要做准确的测量,必须考虑温度。因此,一般为比较测量结果,标准温度定为20℃或25℃。为了修正温度的影响使用温度补偿系数β表示。单位是%/℃,它随测量溶液的不同而改变,一般为β=2%/℃
chemweb 2008-12-24 17:31:34
电导率的测量
电导率仪有两种测量方法,电流分析法和电位分析法。