医用腕带质量标准说明 一、目的和术语(参考国内外腕带制度) 保证医务人员随时对病人身份进行快速而准确的识别,确保标识对象的唯一性及正确 性。 患者标识腕带:是系在患者手腕上,标有患者重要资料的身份标识带,能够有效保证医 务人员随时对患者进行快速而准确的识别,防止被调换或随意取下,确保标识对象的唯 一性及正确性。 二、医用腕带质量标准 1、唯一性——腕带不能被拉伸,一次性使用,避免随意调换或拆除。 2、持久性——腕带上的字迹不能被洗掉或被擦掉,长时间保持清晰。 3、安全性——腕带的材质舒适、环保,不会引起患者皮肤过敏。 其他:随着信息化的高速发展,还赋予更多的常规要求:热敏打印,字迹清晰、环保; 支持 HIS 无缝对接,支持条形码,方便、高效。 三,医用腕带质量标准详细说明 1、唯一性——腕带不能被拉伸,一次性使用,避免随意调换或拆除。 腕带材质应选用无弹性材料,采用一次性锁扣,佩戴后不能随意调换或拆除,确保标识 对象的唯一性及正确性。 任何易除下、调换、易断、易变形的腕带,均不合制度的要求,杜绝使用,避免引起医 疗纠纷。 附图 2、持久性——腕带上的字迹不能被洗掉或被擦掉,长时间保持清晰。 腕带应具备抗刮擦耐受性和高效抵抗血液、IPA、污水、清洁剂、酒精等的侵蚀,确 保一带贯穿整个住院周期为佳。 (防水防酒精大于30天为佳,提高工作效率、降低成本) 附图(医用酒精擦拭) 3、安全性——腕带的材质舒适、环保,不会引起患者皮肤过敏。 腕带必须采用医用级别的材料、不割伤皮肤、舒适美观,确保使用的安全性。 爱德腕带认证附图 爱德腕带测试方法介绍 在充分了解了国内医院的需求后,秉承着用户至上的宗旨,我们对我们自己生产的 条码腕带制定了三项测试,只有通过这三项测试,才能算是合格的腕带产品。 第一项,是检测腕带所用材料里面是否含有金属成分(SGS 认证) 由于患者在住院期间需要做各种各样的检查,最常见就是核磁共振和 CT,像这些 检查都不允许患者身上带有金属物件,所以相应的,腕带也不能含有金属成分。这项测 试是由第三方机构来做。 第二项,是腕带抗刮擦耐受性测试:患者信息的保留对医院的病情信息采集很重要 测试前需要准备的东西有:打印有信息的条码腕带若干条,70%的医用消毒酒精, 碘酒,洁肤柔洗手消毒液,普通的一次性水杯,棉签若干支 测试 1,70%医用消毒酒精 用沾有 70%医用消毒酒精的棉签在条码上面来回擦拭,次数不能低于 600 次。 测试 2,碘酒 用沾有碘酒的棉签在条码上面来回擦拭,次数不能低于 600 次。 测试 3,洁肤柔-医院常用的洗手消毒液 用沾有洁肤柔的棉签在条码上面来回擦拭,次数不能低于 600 次。 测试 4,泡水 把一次性水杯装满水,将腕带放进去,使整条腕带完全被水淹没,经过 24 小时后, 腕带上的条码可保持 24 小时不褪色。 第三项,皮肤应激测试(FDA 测试报告) 由于腕带佩戴在患者手腕上是必须直接接触到皮肤的,所以需要做医学上的成分测 试,以保证不会刺激到皮肤。这项测试也是由第三方机构来做。