1、仪具与材料(1)浸水天平或电子秤:当最大称量在3kg以下时,感量不大于0.1g;最大称量3kg以上时,感量不大于0.5g; 最大称量10kg以上时,感量不大于5g,应有测量水中重的挂钩。(2)网篮。(3)溢流水箱:使用洁净水,有水位溢流装置,保持试件和网篮浸入水中后的水位一定。(4)试件悬吊装置:天平下方悬吊网篮及试件的位置。吊线应采用不吸水的细尼龙线绳,并有足够的长度。对 轮碾成型机成型的板块状试件可用铁丝悬挂。(5)熔点已知的石蜡。(6)冰箱:可保持温度4~5℃。(7)铅或铁块等重物。(8)滑石粉。(9)秒表。(10)电风扇。(11)其他:电炉或燃气炉。2、方法与步骤(1)选择适宜的浸水天平或电子秤,最小称量应不小于试件质量的1.25倍,且不大于试件质量的5倍。(2)称取干燥试件的空中质量,根据选择的天平感量读数,准确至0.1g、0.5g或5g。当为钻芯法取得的非干燥试件时,应用电风扇吹干12h以上至恒重作为空中质量,但不得用烘干法。(3)将试件置于冰箱中,在4~5℃条件下冷却不少于30min。(4)将石蜡熔化至其熔点以上(5.5±0.5)℃。(5)从冰箱中取出试件立即浸入石蜡液中,至全部表面被石蜡封住后迅速取出试件,在常温下放置30min,称取蜡封试件的空中质量。(6)挂上网篮,浸入溢流水箱中,调节水位,将天平调平或复零。将蜡封试件放入网篮浸水约1min,读取水中质量。(7)如果试件在测定密度后还需要做其他试验时,为便于除去石蜡,可事先在干燥试件表面涂一薄层滑石粉,称取涂滑石粉后的试件质量,然后再蜡封测定。 [3] 评定标准 按照土路基填挖类型,填筑深度及道路类型,对照表是否达到质量标准。