三坐标几何元素测量 通常,您可以选择使用手动、自动以及联系数学模型的方式来测量几何元素。 选择下图中所示的图标 — 几何元素测量 在这个图标的右边显示其附属的工具栏: 3D 元素测量工具栏 2D 或理论元素测量工具栏 1 1.手动测量几何元素 手动测量几何元素时请把快捷键工具栏中的 F8 选项调整为没有被选中的状态。 如下图,F9 被选中,F8 没有被选中。 测量点数设置: 选择如下图所示的图标 — 设置元素测量的中断条件 显示下面的窗口: ? 您可以分别为窗口中的元素设置测量点数。 选择点数,在右边的三个文本框中分别输入数值。 快捷键工具栏中的 F9、F10 和 F11 分别相应于这三个数值。 ? 选择用户暂停,那么您就不需要在右边的三个文本框中分别输入数值。 当您测量一个元素的点数已经足够时,使用快捷键工具栏中的 F5 来结束测量。 2 测量一个点 选择测量点图标。 您可以选择显示/编辑元素代码和名称按钮来自定义这个点的代码和名称。 这个时候在测量进程栏中显示需要测量的点数和已经测量的点数。 使用摇杆在工件上测量一个点。 测量完这个点后,显示如下窗口: 如果这个点所在的平面和您已经建立的坐标系的 XY、YZ 或 ZX 平面平行,那么您可 以选择相应的坐标系平面,或者选择一个已测量的元素作为参照元素。 3 测量一条直线 选择测量直线图标。 您可以选择显示/编辑元素代码和名称按钮来自定义这条直线的代码和名称。 这个时候在测量进程栏中显示需要测量的点数和已经测量的点数,您可以选择 F9、F10 或 F11 来切换测量点数。 使用摇杆在工件上测量所需的点,如果您还需要增加点,那么点击 F6 您就可以继续测量了,达到了所需的点数后点击 F5 测量完这条直线后,显示如下窗口: 。 , 如果这条直线和您已经建立的坐标系的 XY、YZ 或 ZX 平面平行,那么您可以选择相 应的坐标系平面,或者选择一个已测量的元素作为参照元素。 4 测量一个平面 选择测量平面图标。 这个时候在测量进程栏中显示需要测量的点数和已经测量的点数,您可以选择 F9、F10 或 F11 来切换测量点数。 使用摇杆在工件上测量所需的点,如果您还需要增加点,那么点击 F6 您就可以继续测量了,达到了所需的点数后点击 F5 。 , 5 测量一个圆 选择测量圆图标。 这个时候在测量进程栏中显示需要测量的点数和已经测量的点数,您可以选择 F9、F10 或 F11 来切换测量点数。 使用摇杆在工件上测量所需的点,如果您还需要增加点,那么点击 F6 您就可以继续测量了,达到了所需的点数后点击 F5 测量完这个圆后,显示如下窗口: 。 , 如果这个圆所在的圆柱的轴线和您已经建立的坐标系的 XY、YZ 或 ZX 平面垂直,那 么您可以选择相应的坐标系平面,或者选择一个已测量的元素作为参照元素。 6 测量一个圆柱 选择测量圆柱图标。 这个时候在测量进程栏中显示需要测量的点数和已经测量的点数,您可以选择 F9、F10 或 F11 来切换测量点数。 使用摇杆在工件上测量所需的点,如果您还需要增加点,那么点击 F6 您就可以继续测量了,达到了所需的点数后点击 F5 。 , 测量圆柱时要在圆柱的不同截面上采点,尽量在需要测量的圆柱的整个范围上采点。 7 测量一个圆锥 选择测量圆锥图标。 这个时候在测量进程栏中显示需要测量的点数和已经测量的点数,您可以选择 F9、F10 或 F11 来切换测量点数。 使用摇杆在工件上测量所需的点,如果您还需要增加点,那么点击 F6 您就可以继续测量了,达到了所需的点数后点击 F5 。 , 测量圆锥时要在圆锥的不同截面上采点,尽量在需要测量的圆锥的整个范围上采点。 8 测量一个球 选择测量球图标。 这个时候在测量进程栏中显示需要测量的点数和已经测量的点数,您可以选择 F9、F10 或 F11 来切换测量点数。 使用摇杆在工件上测量所需的点,如果您还需要增加点,那么点击 F6 您就可以继续测量了,达到了所需的点数后点击 F5 。 , 测量球时要在球的不同截面上采点,尽量在需要测量的球的整个范围上采点。 9 测量一个方槽 选择切换至 2 D 或理论元素测量图标。 显示如下的工具栏,选择测量方槽图标。 在开始采点之前弹出选择参照元素窗口,如果您要测量的方槽和已经建立的坐标系的 XY、YZ 或 ZX 平面平行,那么您可以选择相应的坐标系平面,或者选择一个已测量的元素 作为参照元素。 选择好参照元素后, 软件自动调用四个测量直线的命令, 请按照顺时针或者逆时针方向 测量四条直线,然后在弹出的对话框中输入元素号码和名称。 10 测量一个圆槽 选择测量圆槽图标。 在开始采点之前弹出选择参照元素窗口,如果您要测量的圆槽和已经建立的坐标系的 XY、YZ 或 ZX 平面平行,那么您可以选择相应的坐标系平面,或者选择一个已测量的元素 作为参照元素。 选择好参照元素后, 软件自动调用两个测量圆的命令, 请分别测量圆槽两端的两个半圆, 然后在弹出的对话框中输入元素号码和名称。 11 测量一个投影点 选择测量点图标。 在开始采点之前弹出选择参照元素窗口, 如果您想把将要测量的点投影到已经建立的坐 标系的 XY、YZ 或 ZX 平面上,那么您可以选择相应的坐标系平面,或者选择一个已测量 的元素作为参照元素。 选择好参照元素后,使用摇杆在工件上测量所需的点,显示如下窗口: 选择测头半径补偿方向,如果是沿着坐标系的 X 轴向测量的点,那么就选择 X,按照 同样的道理选择 Y 或 Z。 12 测量一条投影直线 选择测量直线图标。 在开始采点之前弹出选择参照元素窗口, 如果您想把将要测量的直线投影到已经建立的 坐标系的 XY、YZ 或 ZX 平面上,那么您可以选择相应的坐标系平面,或者选择一个已测 量的元素作为参照元素。