表1　导热性和热惰性的相对值与以尖晶石为基准的 钻石热测头相对灵敏度测值的对照表材料导热性热惰性材料导热性 热惰性银44. 25. 8尖晶石1. 01. 0铝21. 74. 0锆石0. 480. 6324K黄金31. 04. 0石英0. 810. 74钻石 70. 7-212. 0 6. 2-10. 7 金红石 0. 54 0. 74刚玉2. 651. 6玻璃0. 0880. 22表2　常见宝石和某些材料的相对热导率 \ue042以尖晶石热导率的基数为1)宝石及材料名称 相对热导率 宝石及材料名称 相对热导率宝石及材料名称 相对热导率钻石56. 9-170. 8红柱石0. 64绿柱石0. 34-0. 47金44金红石0. 63铁铝榴石0. 28银31石英0. 5-0. 6镁铝榴石0. 27刚玉2. 96玻璃0. 08钙铁榴石0. 26f i l e: ///F| /qi kan_ht m 抽取_2000bef ore/kj qk(200810)/zbkj /zbkj 99/zbkj 9901/990112. ht m \ue042第 1\ue0463 页\ue0432010-1-1 13: 55: 50 珠宝科技Jewel l ery Sci ence and Technol ogy1999年第11卷第1期 V ol黄玉1. 59电气石0. 45坦桑石0. 18尖晶石1橄榄石0. 41翡翠0. 4-0. 56 赤铁矿0. 96锆石0. 39钙铝榴石0. 48　　上面两个表格中的数据有一些差别\ue044应用时可相互参照和补充。实际上这些相对热导率在我们使用时是无法在笔式热导仪上看到和读出的\ue044目前人们最常用的测试钻石热导性的仪器是笔形的\ue044因此又有人将之称为“钻石笔”\ue044另外还有台式的、盒式的等。而本文的所有试验都是使用笔式的热导仪\ue044显示屏上的前8格是红色的\ue044后3格是绿色的\ue044为钻石热导区。虽然这种热导仪是专门为鉴定钻石而设计的\ue044但在鉴定其他宝石品种时也能提供参考信息。 　　从表1可以看出一般金属的热导率都相当大\ue044在用热导仪测试时\ue044是有蜂鸣声的\ue044其“嘀嘀”声短促且断续\ue044有的可在红区看到显示\ue044有的则看不到显示\ue044听声音就可将金属与钻石区别开来。在测试已经镶嵌好的首饰时\ue044应该注意热导仪针尖的接触点位置。 　　钻石是导热性最大的\ue044常温下用热导仪测试时\ue044可达到绿区的顶部\ue044并伴有长蜂鸣声。用热导仪测试刚玉类宝石时\ue044可发现热导仪的红区有显示\ue044一般可上到刻度的5-7格\ue044绝大多数达不到绿区。用热导仪测试黄玉、尖晶石时\ue044亦可见热导仪红区有显示\ue044黄玉可上到4\ue0456格\ue044而尖晶石可上到2-4格。用热导仪测试赤铁矿时\ue044可上到红区的1\ue03a3格。表中其它宝石尚未发现有显示的现象。 　　上述试验给检测工作提供了一个简捷、方便、可行的方法。在出门购货时\ue044热导仪是一个方便携带的小仪器\ue044只要自己平时多加试验\ue044可摸索出一套自己的经验。