晴子 上传提供 0
标尺又称塔尺,通常情况下有正反面两种读数,一面为精确读数,刻度精确到毫米,直接读出就行,一般在距离比较近的状态下使用!另一面毫米为估读,尺面显示的是一个格为5毫米,读数时需要估读出毫米,这种也就在距离较远,精确刻度看不清下使用!接下来为您介绍水准仪标尺读数方法。
1、望远镜 (telescope) ——由物镜、目镜和十字丝(上、中、下丝)三部分组成。
2、水准器 (bubble) 有两种:
圆水准器 (circular bubble) ——精度低,用于粗略整平;水准管 (bubble tube) ——精度高,用于精平。
特性:气泡始终位于高处,气泡在哪处,说明哪处高。
3、基座 (tribrach)
在使用水准仪抄平时,标尺读数是困扰初入门技术人员的一个拦路虎,以下以图例说明读数方法:
望远镜视线精确水平后的瞬间,应立即利用中丝在尺上读数。读数时应从小数往大数读,并估读至毫米。必须读出四个数字。读数完毕后应再检查一下水准管气泡是否仍然居中。读数后用后视减前视计算高差。 如果是自动安平的水准仪,整平后直接读数就行了。具体读数方法细看水准尺,只要尺上会读,在望远镜里就能会读了,一小格是一厘米。例如:
图中1.5边上的反E最下角带个尖出来的那黑道为1.5、反E下边的一个白道为0.01一个黑道为0.01(2个白的不到2个黑的)从上向下读正好0.038不到0.04。
水准尺主要有:单面尺、双面尺和塔尺。
1、尺面分划为 1cm ,每10cm 处( E 字形刻划的尖端)注有阿拉伯数字。
2、双面尺的红面尺底刻划:一把为 4687mm ,另一把为 4787mm 。
3、读法:用十字丝横丝在水准尺上按小到大的方向读数,读取米、分米、厘米、毫米(估读数)四位数字。如图读数0.860m
尺垫 (staff plate)
放置在转点上,为防止观测过程中水准尺下沉。
微倾水准仪
借助于微倾螺旋获得水平视线的一种常用水准仪。作业时先用圆水准器将仪器粗略整平,每次读数前再借助微倾螺旋,使符合水准器在竖直面内俯仰,直到符合水准气泡精确居中,使视线水平。微倾的精密水准仪同普通水准仪比较,前者管水准器的分划值小、灵敏度高,望远镜的放大倍率大,明亮度强,仪器结构坚固,特别是望远镜与