a.　顺时针缓慢转动针筒柄,把必要量由针筒挤至调拌板上。当调配结束时。为阻止过多的修复材料　继续流出,请于挤出适量后,立即按逆时针方向转回半圈。　然后立刻盖上针筒帽。挤出的材料如不　能立刻使用,应避光。　b.　用非金属器械将修复材料放入窝洞。过填窝洞,允许材料超出窝洞边缘。用合适的器械进行轮廓　和成形。　2.　单单单单剂量　剂量　剂量　剂量胶囊装　胶囊装　胶囊装　胶囊装　(见3M　ESPE　公司生产的　3M　ESPE　输送系统产品的使用说明)　1.　固化　固化　固化　固化:　:　:　:采用　3M　ESPE　光固化灯或其他具有同等光强度的牙科用光固化机进行固化。尽可能地使　修复材料靠近光源出口。每种色调的固化时间如下。　色调　色调　色调　色调　厚度　厚度　厚度　厚度(　(　(　(毫米　毫米　毫米　毫米)　)　)　)　时间　时间　时间　时间(　(　(　(秒秒秒秒)　)　)　)　A1.0　2.5　40　A2.0　2.5　40　A3.0　2.5　40　A3.5　2.5　40　B2.0　2.5　40　B3.0　2.5　40　C2.0　2.5　40　C4.0　2.0　40　D3.0　2.5　40　P　2.5　40　I　2.5　40　A4.0　2.0　40　CY　2.0　40　CG　2.0　40　UD　2.0　40　J.　修整　修整　修整　修整:　:　:　:用精加工的金刚钻、车针、或磨石修整修复材料的表面。用3M　ESPE　公司生产的的　Sof-LexTM　抛光条修整邻近的表面。　K.　咬合调整　咬合调整　咬合调整　咬合调整:　:　:　:用一张薄的牙咬合纸检查咬合情况。应检查中心和线性偏离接触。用精抛光钻或磨石　除去多余的材料,小心调整咬合。　L.　抛光　抛光　抛光　抛光:　:　:　:采用　3M　ESPE　公司生产的　Sol-Lex™抛光碟,当抛光碟不适合时,可以采用抛光条、白　磨石或橡胶头。　III.　后后后后牙　牙牙牙区修补　区修补　区修补　区修补　A.　窝洞　窝洞　窝洞　窝洞制备　制备　制备　制备:　:　:　:窝洞设计要求实质上是一个用酸蚀刻洞面边缘的常规准备过程。窝洞内部不能留有残　存的汞合金或其他基底材料,以免影响光线的透射和修复材料的硬化。　B.　牙髓保护　牙髓保护　牙髓保护　牙髓保护:　:　:　:在较深窝洞的基区,使用　Vitrebond　光固化玻璃离子衬垫/基底剂