卤素水分测定仪 卤素水分仪 卤素水份仪使用注意事项
1.卤素水分测定仪是用来测量样品中的水份含量,用于其他任何用途都可能会对个人造成伤害并损坏仪器。
2、使用前请务必认真阅读说明书,勿在不符合要求的环境条件下使用。
3、卤素快速水分测定仪仅供熟悉样品性质和受训过的人员使用。
4、卤素快速水分测定仪电源为三插带接地插座,禁示断开仪器接地线或使用没有良好接地的电源。
5、仪器的周围应确保有足够的空间,以免热量堆积和过热。卤素水分测定仪 卤素水分仪 卤素水份仪
6、由于仪器周围的加热单元四周区域会变热,请勿在仪器周围放置易燃物品。
7、测试结束后,由于样品本身和加热单元和其容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。
8、在加热烘干过程中,环形加热元件温度会达到400℃。因此请勿打开或接触加热单元。如需要打开请断开电源并等待,直至其完全冷却。
9、对于可燃或易燃物品、含溶剂基质、加热时会产生可燃或易爆气体的基质,特别小心,因为这些样品,可能会对人体产生危害或损坏设备。因此,在测定这种样品时,应使操作加热温度足够低以防形成火焰或爆物,并戴好护目镜等防护用具。如果对样品的可燃性不是很了解时,测试样品量应尽量少。这种情况下,仪器应有专人看管,以防万一,实验前请自行做好风险分析。
10、对含有毒性元素的基质,这种基质只能在有良好通风设备的条件下进行加热烘干。
11、加热烘干时产生腐蚀性蒸汽的基质,在测量这种基质的样品时,因蒸汽会凝结在较冷的外壳部
分产生腐蚀,建议减少样品克重。