摘要:文章结合笔者的工作实践经验,探讨了离子色谱法在饮用水中的氨氮检测中的应用。从检测的实验过程中发现,采用离子色谱法检测饮用水的含量具有很高的灵敏度和准确性,而且操作比较简单,并能够满足生活饮水卫生要求,是值得大量推广与应用的检测方法。
关键词:离子色谱;氨氮检测;饮用水;应用
引言
目前,对于水中氨氮的检测,主要采用纳氏试剂分光光度法、酚盐分光光度法及水杨酸盐分光光度法等方法。纳氏试剂分光光度法中使用了有毒物质碘化汞,酚盐分光光度法及水杨酸盐分光光度法对试剂要求严格,操作复杂。因此,本文采用离子色谱法测定水中氨氮含量,离子色谱法具有灵敏、准确、干扰因素少和可同时实现多组分测定的特点,而且操作简单。由于水中氨氮含量低,本文主要采用离子色谱法测定水中低浓度的氨氮,获得了较好的实验结果。
1 材料与方法
1.1 材料
仪器:DionexIC-1000色谱装置,IonPac CS12A + CG12A,IonPac CS16 + IonPac CG16。自循环再生模式抑制器(CSRS-4mm),电导检测器。实验用水:Milli-Q(电导率18.3MΩ・cm)。淋洗液:C(CH4O3S)=30mmol/L,C(HCL)=20mmol/L,流速1.0ml/min。标准品:NH3-N标准储备溶液,购自国家标准物质研究中心,4℃避光保存。
1.2 方法
水样经0.22μm微孔滤膜,25μl进样测定。
2 结果
2.1 线性范围和检出限
配制0.050、0.100、0.250、0.500、1.000mg/L的氨氮系列标准溶液,采用30mmol/L 甲基磺酸淋洗液,按方法1(见表1)色谱条件进行线性回归试验。在0.05~1.00mg/L范围内氨离子浓度和色谱峰高呈现良好的线性相关,回归方程:Y=0.24X +0.014(P