江苏丰辉仪表有限公司
—— 销售热线 ——

参考价面议

具体成交价以合同协议为准
型号品牌江苏丰辉仪表有限公司厂商性质生产商所在地淮安市
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!

江苏丰辉仪表有限公司

| 第4年
经营模式:生产厂家
商铺产品:2343条
所在地区:江苏淮安市
注册时间:2018-10-29
最近登录:2021-10-05

联系我们

联系人:
陈超(销售经理)
电话:
来自化工仪器网

热点资讯

产品简介

品牌其他品牌价格区间1-5千
产品种类差压式介质分类气体
产地类别国产

DN32蒸汽管道流量计没有可动的部件,可靠性强、精度高、寿命长,可在很宽的流量范围内精确测量流体的瞬时流量和累计流量。

详细介绍

DN32蒸汽管道流量计
一、选择安装位置:
在选择安装位置时,应注意以下几点
1、安装位置尽量选在无管道振动或振动小的位置,振动加速度不能大于2g,如振动大则需要采取减振措施;
2、流量计的上游和下游必须有足够的直管段;
3、检修阀安装在传感器上游,流量调节阀安装在传感器下游;
4、尽量选择便于安装和检修的位置;
5、应选择环境干燥的位置;
6、传感器可以安装在水平管道上,也可以安装在垂直管道上。但在垂直管道上安装时,介质必须自下而上流动。
7、传感器尽量安装在室内,必须按在室外时应注意防水,在放大器外电缆应弯成U型;
8、传感器应远离电噪声,如大功率变频器、大功率变压器、电动机和大功率无线收发设备等。
DN32蒸汽管道流量计
二、特点:
1.可在很宽的流量范围内精确测量气体、液体和蒸汽的流量而不受流体物理性质的影响。
2.不受温度、压力的影响,同时不易堵,不易卡,不易结垢,耐高温,高压,
3.安全防爆,适用于恶劣环境
4.无可动部件、无孔洞缝隙设计,产品无磨损、耐脏污,无须机械维修,使用寿命长
5.采用微功耗高新技术,电池供电的现场显示型流量计,可不断电运行两年以上;
6.温压补偿一体化设计;
7.电流输出均为电隔离型,具有良好的共模干扰抑制能力;
8.同时显示流量值与累计流量值,不必轮流切换。
9.采用抗振动探头,有效消除外界振动影响。
10.电路采用表面贴装工艺,结构紧凑,可靠性高。
11.采用分体式信号转换器,电缆zui长10米。
12.量程比宽达20:1
13.仪表整体结构设计合理,动态测量范围宽,压力损失小
14.表体采用不锈钢材质,可适用于腐蚀性介质的测量;
15.现场液晶显示,脉冲、4~20mA输出或485通迅,可与工业自动化系统连接。
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
江苏丰辉仪表有限公司 - 主营产品: 污水流量计价格,旋进旋涡流量计厂家,天然气流量计厂家
化工仪器网 设计制作,未经允许翻录必究 . Copyright(C) https://www.chem17.com, All rights reserved.以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

收藏该商铺

请登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
扫一扫访问手机商铺