昨天坐标放样,输入测站点和后视点.没有输入高程和凌镜的高.但是我不需要高程.只需要放样和测任意点坐标.也校核了一下第三个点坐标.误差很小.接下来就开始放样,放样完毕.但是今天上午昨天坐标放样,输入测站
昨天坐标放样,输入测站点和后视点.没有输入高程和凌镜的高.但是我不需要高程.只需要放样和测任意点坐标.也校核了一下第三个点坐标.误差很小.接下来就开始放样,放样完毕.但是今天上午
昨天坐标放样,输入测站点和后视点.没有输入高程和凌镜的高.但是我不需要高程.只需要放样和测任意点坐标.也校核了一下第三个点坐标.误差很小.接下来就开始放样,放样完毕.但是今天上午复查了一下结果误差大概有10cm左右.全站仪是博飞牌子的.请问坐标放样和测量坐标是否只需要输入一次测站坐标和后视?请问只需要平面放样和平面坐标测量是否不需要输入高程和凌镜高?不输入对测量坐标和放样有影响吗?请问我的问题出在了那里?
昨天坐标放样,输入测站点和后视点.没有输入高程和凌镜的高.但是我不需要高程.只需要放样和测任意点坐标.也校核了一下第三个点坐标.误差很小.接下来就开始放样,放样完毕.但是今天上午
1、坐标放样和测量坐标是否只需要输入一次测站坐标和后视?
回答:是的.
2、请问只需要平面放样和平面坐标测量是否不需要输入高程和凌镜高?
回答:可以不输入高程和棱镜高,但最好输入,正确.
3、不输入对测量坐标和放样有影响吗?
回答:无影响.
4、请问我的问题出在了那里?
回答:可能的原因是:
a、放样后钉桩子钉偏了;
b、桩子发生了位移;
c、竖立棱镜的人立偏了;
d、全站仪第一次整平有误差,第二次整平的误差是相反的,至于第三个点校核时,可能刚好棱镜杆偏向以及全站仪偏向巧合,使得坐标差距很小.
e、全站仪不稳定或者第二天状态不同
f、棱镜不同,常数不同,或者仪器常数变动了……