变频功率分析仪可以作为工频功率分析仪使用,除此之外,一般还需满足下述要求:1、满足必要的带宽要求,并且采样频率应高于仪器带宽的两倍。2、要求分析仪在较宽的频率范围之内,精度均能满足一定的要求。3、具备傅里叶变换功能,可以分离信号的基波和谐波。技术指标 带宽:50kHz~100kHz;采样频率:大于带宽的2倍;电压、电流准确级:0.02级、0.05级、0.1级、0.2级、0.5级;功率准确级:0.05级、0.1级、0.2级、0.5级、1级;准确级适用基波频率范围:DC,0.1Hz~400Hz;准确级适用电压范围:0.75%Un~150%Un;准确级适用电流范围:1%In~200%In;准确级适用功率因数范围:0.05~1。间歇功率:机器在空转的情况下的功率。 产生原因 开关电源的输入端通常采用由整流二极管和滤波电容组成的整流滤波电路,220V交流输入市电整流后直接接电容器滤波,以得到波形较为平滑的直流电压。但是由整流二极管和滤波电容组成的整流滤波电路是一种非线性元件和储能元件的组合,虽然交流输入市电电压的波形Vi是正弦的,但是整流元件的导通角不足180o,一般只有60°左右,导致输入交流电流波形严重畸变,呈脉冲状。