2008次浏览　\ue50a2019.03.22更新　\ue50b液相色谱仪系统由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。储液器中的流动相被高压泵打入系统,样品溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱(固定相)内,由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,在两相中作相对运动时,经过反复多次的吸附-解吸的分配过程,各组分在移动速度上产生较大的差别,被分离成单个组分依次从柱内流出,通过检测器时,样品浓度被转换成电信号传送到记录仪,数据以图谱形式打印出来。然而在检测过程中时有发生出峰异常的问题,那么遇到这类问题时该如何解决呢?　操作方法　问题一:出峰不佳,峰分叉。　原因:(1)　色谱柱被污染;　(2)　柱头填料塌陷。　解决方法:处理对于第一种情况,　先用纯水反向冲洗柱子,　然后换成甲醇冲洗,　接着用甲醇、异丙醇)冲洗柱子(冲洗时间的长短由样品污染的情况而定)　,　再换成甲醇冲洗,　然后用纯水冲洗,最后甲醇冲洗正向冲洗柱子30　分钟以上。如冲洗后依然出峰不佳,则考虑第二种情况。对于第二种情况,拧开柱头,检查柱填料是否硬结或塌陷。去除硬结部分(污染的填料)　,装入新填料,　滴一滴甲醇,　填料下陷,　再填,　用与柱内径相同的顶端平滑的不锈钢杆压紧,　再填平,　滴甲醇,　再压紧反复几次,　直至装满填平。柱头用甲醇冲洗干净,　擦净柱外壁的填料,　拧紧柱头,用纯甲醇冲洗30　分钟以上。　问题二:峰面积重复性不佳。　原因:(1)　进样阀漏液;　(2)　加样针不到位。　解决方法:处理对于第一种情况更换进样阀垫圈;　对于第二种情况保证加样针插到底,注射样品溶液后须快速、平稳地从LOAD　状态转换到INJ　EC　T　状态,以保证进样量的准确。