吞咽和神经肌肉电刺激仪 YS1001P
尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
批准文号:苏械注准20172260387
库存情况:现货、预订
配送方式:上海自提或第三方快递
商品价格:电议
技术参数
显示方式
真彩液晶界面显示
治疗(成人、儿童)模式输出路数
2路(4线)
评估、训练模式输出路数
1路(2线)
开路电压峰值
≤150V
定时范围
1-99min
输入功率
≤175VA
输出模式
成人连续脉冲治疗模式、儿童交替脉冲治疗模式、单脉冲训练模式、评估模式
连续脉冲治疗模式脉冲强度
0-30mA可调,50档可调
连续脉冲治疗模式脉冲宽度
100-300uS可调,步距增量20uS,11档可调
连续脉冲治疗模式脉冲间隔
100uS
连续脉冲治疗模式脉冲频率
20Hz-100Hz可调
交替脉冲治疗模式脉冲强度
0-30mA可调,50档可调
交替脉冲治疗模式脉冲宽度
100-300uS可调,步距增量20uS,11档可调
交替脉冲治疗模式脉冲间隔
100uS
交替脉冲治疗模式脉冲频率
20Hz-100Hz可调,持续时间
单脉冲训练模式脉冲强度
0-30mA可调,50档可调
单脉冲训练模式脉冲宽度
10ms-1000ms可调,步距增量10ms、50ms
单脉冲训练模式脉冲间隔
1s-5s可调,步距增量1s
评估模式脉冲宽度
1000ms
评估模式脉冲间隔
1000ms
评估模式阈值I
0-30mA可调,步距增量0.12mA
评估模式阈值Ⅱ
0-30mA可调,步距增量0.12mA
Product introduction
产品简介
通过特定的治疗电流对喉返神经、舌下神经、舌咽神经等与吞咽功能相关的神经进行电刺激,刺激电流会在神经进入肌腹的细胞膜上产生动作电位,并沿着轴突进行传导,当传导至吞咽肌群及构音肌群时,这些肌群将依次被触发并收缩,从而加强吞咽、构音肌群的收缩运动功能,缓解神经元麻痹,促进麻痹受损的神经复苏,实