电化学工作站的原理与应用 目录 1、电化学工作站的基本概述 2、电化学测试方法 3、电化学工作站的原理及其具体应用 ? ? 1.1电化学工作站的基本概述 电化学工作站在电池检测中占有重要地 位,它将恒电位仪、恒电流仪和电化学交 流阻抗分析仪有机地结合,既可以做三种 基本功能的常规试 验,也可以做基于这三 种基本功能的程式化试验。在试验中,既 能检测电池电压、电流、容量等基本参数, 又能检测体现电池反应机理的交流阻抗参 数,从而完成对多种状态下电池参数的跟 踪和分析。 国外主要的电化学工作站 仪器型号 1200系列 2000、7000系列 Autolab系列 BAS系列 CHI系列 EG&G 270系列 IM6/6e系列 OMNI90系列 PG系列 PINE AF系列 Powerlab系列 PS-205系列 Voltalab系列 AMEL srl ECochemie BioAnalytical Systems CH Instrument Princeton Applied Research ZAHNER Elektrik Cypress Systems HEKA Instrument Pine Instrument ADInstruments ELCHEMA Radiometer Analytical 厂家(公司) Solartron Analytical 国别 英国 意大利 荷兰 美国 美国 美国 德国 美国 德国 美国 澳大利亚 美国 法国 …… ? 1.2 三电极体系 研究电极上电子的运动是电 化学反应的基础,为了分别 对电池或电解池的阴极,阳 极发生的反应进行观察需用 到三电极体系。 加入的电极叫做参比电极, 它的作用是为了测量进行这 些反应的电极电位的一个基 准电极。 被测定的电极叫做工作电极, 与工作电极相对的电极叫做 辅助电极。 在三电极法中为了能够在测 定研究电极和参比电极之间 电压同时,又能任意调节研 究电极的电位,最理想的设 备为具有自动调节功能的恒 电位仪。 ? ? ? ? ? ? ? 1.3 恒电位仪、恒电流仪的基本概念 恒电位仪是电化学测试中最重要的仪器 之一,其性能的优良直接影响电化学测试 结果的准确度。由它控制电极电位为指定 值,以达到恒电位极化的目的。若给以指 令信号,则可使电极电位自动跟踪指令信 号而变化。 恒电流仪也是电化学测试中最