差压变送器使用说 明书 1 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 差压变送器 使用说明 一、简介 本公司生产的 3051 系列电容式变送器是采用进口压力传感器 自行开发和生产的压力变送器。采用特有的抗干扰技术、电路线 性和温度补偿技术,使其抗干扰超强、线性更好、温漂系数更低 或超低,其温漂系数远低于国内同类通用型产品,适用于气体、 液体、蒸汽压力的测量和各类腐蚀性介质。广泛用于石油、化 工、冶金、电力、轻工、机械等领域。 可在现场调节零点、满量 程。可配置线性 100%指针表或 31/2 液晶显示表头。本公司的宗 旨是:以质量求生存、以信誉求发展。 二、技术指标 量 程:-0.1~25MPa(具体产品的量程详见产品铭牌) 测压形式:GP-表压、AP-绝压、DP-差压 补偿温度:-10~70℃ 工作温度:-20~85℃ 综合精度:0.25、0.5 输出选择:4~20mA 电源电压:24VDC 三、智能型接线如下图所示: 2 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 Z S + 24VDC _ +_ O UT + _→ _ 记录仪 + + 电源 24VDC _ _ + 指示仪 四、3051 变送器典型安装形式 安 装 孔7/ 16 -20 (统 一 标 准 细 牙 螺 纹)×1 3深 HL 高低 HL 高低 弯 支 架 管 装 订 货号 B1 弯 支 架 管 装 订 货号 B2 弯 支 架 管 装 订 货号 B3 五、零点和满点调节 (注意:变送器在出厂前已按用户需要将量程、精 度、线性调至最佳状态,一般不需要现场调节。) S Z 3 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 1、对于模拟型变送器,零点、量程调节在 变送器上面的铭牌下。调节时,卸下产品铭 牌,即露出零点、满程调节电位器。其中 Z 为 零点调节,S 为满程调节。 M KPa SZ 3051S / 3051T按键详细操作指南 1. 按键功能概述 1.1. 按键模式说明 标准的 H3051S 和 H3051T 表头上都有三个按键,分别为 “M”、“S”、“Z”。也支持外部扩展干簧管接口,实现不开 盖调整。此时支持两个按键,分别为 “S”、“Z”。 针对这两种应用,本产品支持“双按键”和“三按键”两种 操作模式。 4 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 “三按键”操作模式:操作更快捷,适用于 LCD 上具备 3 个 按键的产品。 ? Z 键用于进入提示数据设置界面和移位; ? S 键用于进入数据设置界面、增加数字和数据保存; ? M 键用于数据保存。 注:在三按键模式下,任何时候都能够按下“M“键,保存 当前的设置数据。 “双按键”操作模式:这种操作模式一般见于外部只有 2 个 非接触按键的情况。 ? Z 键用于进入提示数据设置界面和移位; ? S 键用于进入数据设置界面、增加数字和数据保存。 注:在双按键模式下,输入数据时,必须等左下角的下箭头 闪烁时,才能经过按下“Z”键保存设置数据。 2. 按键功能 2.1. 输入操作码 2.1.1. 操作码及对应功能 现场使用按键组态时,LCD 左下角“88”字符用于表示当前设 置变量类型,也就是当前按键所执行的设置功能。其对应关系 为: 左下角“88”字符显示 0 或空 1 2 设置变量 正常显示 输入操作码(能够直接输入和下面功能对应的数 字,以直接进行相应功能的设置) 设置单位 5 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 3 设置量程下限 4 设置量程上限 5 设置阻尼 6 主变量调零 7 零点迁移与量程迁移 [调零和调满] 8 输出特性【设置线性输出、或者开方输出】 注:经过输入各个功能对应的操作码,能够快速进入对应功 能。 ? 例如输入“5”,直接进入设置阻尼功能。 ? 例如输入“8”,直接进入设置输出特性。 2.1.2. 操作码输入方法 图例说明: 1. 均以当前采集值 1 kPa,量程为 0~100kPa 为例 2. 空心显示的数字、字母、符号,表示当前是闪烁显示 在实时正常显示状态,按下 Z 键进入组态数据设置状 态。此时左下角显示“1”。同时数字区第 1 个“0”开 始闪烁。 按下 Z 键,依次向右移动闪烁位,直到最后一个“0” 开始闪烁。 0000 1 0000 按下 S 键,最后一位数字开始从 0 增加。这是输入的数 字就是操作码,根据输入的操作码不同,将进入不同的 功能。以进入设置主变量单位为例,进行说明: 3. 等到增加到“2”时,按下“Z”键,此时左下 方有一个箭头开始闪烁。 4. 此 时 按 下 “ S ” 键 , 则 进 入 “ 设 置 单 位 ” 菜 单,此时左下角显示“2”。同时下方显示当前 的单位。 说明:如果是 3 按键,则在显示“00002”时,直接按下 “M”键,就能够进入“设置单位”。 1 0000 1 ↓0 0 0 0 1 0.0 0 0 如果输入操作码不同,则进入相应的菜单,例如: ? 输入“3”,进入设置量程下限。 2020 年 4 月 19 日 2 设置量程下限 kPa ↑ 0.0 0 0 0 3 设置阻尼 kPa ↑ 2.0 0 0 0 6 5 S 文档仅供参考 ? 输入“5”,进入设置阻尼。 ? 输入“6”,进入调零。 ? 输入“8”,进入设置输出特性。 调零 1.0 0 0 N O 设 置 输 出6 ( 假 设 当 前 线 性 输 出) 1.0 0 0 8 LIN 2.2. 设置单位 输入操作码“2”后,进入“设置单位”功能,如右图所 示。 ? 如果不需要设置单位,按下“Z”键,直接进入“设 置量程下限”功能。 ? 如果需要设置单位,按下“S”键,进入设置单位功 能,此时右下角显示的单位开始闪烁,表示能够设 置新的单位。 按下“S”键,则依次切换量程单位。 切换顺序: I