1、 样品要适量,太多太少都会造成误差。 2、 棉线要绑牢样片,否则操作过程中容易脱落。 3、 注意检查氧弹内各个部件及点火丝,不要使电极两端短路,保证电流通过点火丝。 4、 氧弹充气过程中,人员应站在侧面,一只手要始终抓住充气阀,以免意外情况下弹盖或阀门向上冲出,发生危险。 5、 在步骤 2 中用水盆调节水温,水温调好后应迅速量取,不要放置时间过长,以免水温变化过大。 6、 对棉线和镍丝的量取不能过少也不能过多,应当适量 ③燃算机当温下点不再放入单击燃烧取出入水2.未3 结 结33.1.1燃烧测量 盖上桶盖,将机选择数据采温度没有变化点火键,如果再升高后,继入外水套中,击完成,并命停止搅拌,取烧是否完全,出并擦净氧弹水盆中,擦净未知物测量 取 0.6g 左右结 果与讨 论.1 实验数 据1 实验室电脑将温度传感器采集,单击计算化,走过一段果点火成功,继续记录一段直到温度没命名存盘。 取出氧弹,放取出剩余镍弹,小心取下净水桶。 右的萘,同上论 据 处理 脑数据处理方器插入内桶,算机界面中开平稳的基线后过半分钟左右水平线,再将没有变化(温放出燃烧废气丝准确称量搅拌放好,将述操作方法方法 ,开动搅拌。开始。观察温后(2分钟左右温度应升高将铂电阻温度温度曲线为水气,打开盖子(去掉有熔融将内水套桶中。 。打开计温度显示,左右),按高。温度度计探头水平状),子,观察融小球)。