精度等级的一般表示方法。 有的仪表不在面板上标示精度等级,而是在说明书上给出有的仪表不在面板上标示精度等级,而是在说明书上给出 在规定的使用条件下的基本误差的最大允许值和在特殊条 在规定的使用条件下的基本误差的最大允许值和在特殊条 件下的附加误差。 件下的附加误差。 基本误差基本误差——仪表在规定的正常工作条件下(例如周围介质 仪表在规定的正常工作条件下(例如周围介质 温度、湿度、振动、电源电压等)所产生的误差。一般用 温度、湿度、振动、电源电压等)所产生的误差。一般用 相对百分误差表示。(举例) 相对百分误差表示。(举例) 附加误差附加误差——当仪表在偏离正常的条件下使用所产生的误差。 当仪表在偏离正常的条件下使用所产生的误差。 允许误差允许误差——仪表在规定的正常工作条件下使用时允许出现 仪表在规定的正常工作条件下使用时允许出现 的误差限值。 的误差限值。 允许绝对误差 允许绝对误差==量程 量程精度等级所示的相对百分误差。 精度等级所示的相对百分误差。 允许的相对百分误差 允许的相对百分误差为精度等级所示的相对百分误差。 为精度等级所示的相对百分误差。 举例 举例1 有一台测温仪表,测量范围为有一台测温仪表,测量范围为0~400 0~400 ,已知绝对 ,已知绝对 误差最大值为 误差最大值为tt max max 则相对百分误差为:则相对百分误差为: ((ttmax max /400 /400) )100%=1.25% 100%=1.25% 精度等级为 精度等级为1 举例举例2 同一台测温仪表(与上例相同),测量范围改为同一台测温仪表(与上例相同),测量范围改为 0~200 0~200 ,其它条件相同,则 ,其它条件相同,则相对百分误差为: 相对百分误差为: ((tmax/200tmax/200))100%=2.5% 100%=2.5% 精度等级为 精度等级为2 可见,同一台仪表,绝对误差(最大值)相同时,仪表量可见,同一台仪表,绝对误差(最大值)相同时,仪表量 程大时,精度高;量程小时,精度低。 程大时,精度高;量程小时,精度低。 举例 举例3 3(选择题): (选择题):1.5 1.5级的仪表精度等级可表示为: 级的仪表精度等级可表示为: AA: :1.5 1.5级级 CC:: BB::1.5 1.5级级 DD:: 举例 举例4 (选择题)(选择题):仪表的精度级别指的是仪表的 :仪表的精度级别指的是仪表的 AA:误差 :误差 BB:基本误差 :基本误差 CC:最大误差 :最大误差 DD:允许误差 :允许误差 EE:基本误差的最大允许值 :基本误差的最大允许值 1.5 1.5 答案为 举例举例5 5:什么叫精确度和精确度等级? :什么叫精确度和精确度等级? 答案: 答案: 精确度指的是测量结果与实际值的一致程 精确度指的是测量结果与实际值的一致程度。精 确度高意味着系统误差和随机误差都小。确度高意味着系统误差和随机误差都小。 精确度等级是仪表按精确度高低分成的等级,它 精确度等级是仪表按精确度高低分成的等级,它 决定了仪表在规定的使用条件下的误差限,也就 决定了仪表在规定的使用条件下的误差限,也就 是仪表基本误差的最大允许值。 是仪表基本误差的最大允许值。 (四)非线性误差 (四)非线性误差 对于理论上输入输出特性为线 对于理论上输入输出特性为线 性关系(即静态输入输出特性 性关系(即静态输入输出特性 是线性特性)的仪表,在实际 是线性特性)的仪表,在实际 测量其输入输出特性曲线时, 测量其输入输出特性曲线时, 会得到如左图所示的结果。图 会得到如左图所示的结果。图maxmax 为实际值与理论值之 为实际值与理论值之 间的绝对误差的最大值。 间的绝对误差的最大值。 非线性误差 非线性误差==(( max/ max/量程 量程))100% 100% 它是衡量仪表特性偏离线性程 它是衡量仪表特性偏离线性程 度的指标。 度的指标。 (五)灵敏度和灵敏限 (五)灵敏度和灵敏限 灵敏度是表征测量仪表对被测参数变化的灵敏灵敏度是表征测量仪表对被测参数变化的灵敏 程度,是指仪表在稳态条件下输出变化对输入 程度,是指仪表在稳态条件下输出变化对输入 变化的比值,用 变化的比值,用SS表示。 表示。 为仪表输出示值的变化量为仪表输出示值的变化量 为被测参数的变化量为被测参数的变化量 SS是仪表静态特性曲线上的各点斜率,若输入输 是仪表静态特性曲线上的各点斜率,若输入输 出特性为线性特性, 出特性为线性特性,SS为常数,否则 为常数,否则SS为一变量, 为一变量, SS是有量纲的。 是有量纲的。 灵敏限灵敏限— —引起仪表示值可见变化的被测参数的 引起仪表示值可见变化的被测参数的 最小变化量。 最小变化量。 灵敏限又称为分辨率,它表示检测仪表 灵敏限又称为分辨率,它表示检测仪表((或系 统统))响应或分辨输入量微小变化的能力。响应或分辨输入量微小变化的能力。 一般说来,仪表的灵敏限应不大于仪表允许绝 一般说来,仪表的灵敏限应不大于仪表允许绝 对误差的一半。 对误差的一半。 对于数字仪表来说,它的大小等于最后 对于数字仪表来说,它的大小等于最后一位的 一位的 11个单位值;对于模拟仪表来讲,等于标尺最 个单位值;对于模拟仪表来讲,等于标尺最 小刻度值的一半大小。 小刻度值的一半大小。 (六)死区 (六)死区 死区是指检测仪表的输入量 死区是指检测仪表的输入量((输入量很小时 输入量很小时))的的 变化不致引起输出量可察觉的变化的有限区间 变化不致引起输出量可察觉的变化的有限区间,, 在这个区间内 在这个区间内,,仪表的灵敏度为零 仪表的灵敏度为零。。