盐度计 技术资料-盐度计原理
盐度计原理
测量含盐量的仪器叫做盐度计。
市面上有几种类型的盐度计,其测量原理和方法都不尽相同。
1) 莫尔法/硝酸银滴定法,测量氯含量(NaCl中的Cl)。2) 离子电极法,测量钠的量(NaCl中的Na)以确定盐的浓度。3) 电导率法,因盐(NaCl)电导率高于其他物质,通过测量电导率来确定盐的浓度。4) 折射计法,因折射率随着在水溶液中溶解度的增加而增加,则可通过测量折射率来测量盐浓度。
ATAGO提供采用3)电导率法和4)折射计法进行测量的盐度计。
电导率法盐度计的特点
盐是电解质,因此电导率与盐浓度相关。
电导率是测量介质通过电流的标尺,是电阻的倒数(电导率=1/电阻)。1cm电极距离的电阻称为欧姆厘米(ωcm),其倒数称为比电导率。
该值乘以100万是常用的电导率(微西门子:μS/cm)。
如果1cm的电阻是100万Ωcm,则比电导率是100万分之一,电导率通过乘以100万来计算,得到1μS/cm的值。
电导率盐度计的优点
*电导率相对于莫尔法(硝酸银滴定法)具有特别大的优势。
・ 便捷式设计。・ 随时随地可用。・ 测量只需3秒。
• 无需试剂,一般现场测量无法使用试剂。
此外,试剂作为消耗品也增加了运行成本,且不符合环保概念。
・ 无需滴定仪或移液器等检测工具。・ 测量是自动的,所以不存在测试人员之间的差异。
在莫尔法中,终点是由颜色的变化决定的,所以经验不足的测试人员在测量时会出错。使用电导率法,测量是自动的,不会造成用户之间的差异,也不需要经验。
• 任何人都可以轻松地进行测量。
・ 测量只需要0.3毫升液体。・ 易于清洁和储存。用水或酒精擦拭电极即可。・ 比自动滴定设备的成本低。
大多数使用电导率法的盐度计使用镀金电极,但是ATAGO电导率盐度计的一个主要特点是使用钛电极。
镀金电极在使用多年后很容易出现刮痕,一旦刮伤,测量值便会出现变化,而不再精确。然而,ATAGO盐度计使用的钛电极耐刮擦且非常耐用——ATAGO盐度计在购买后3年内的失效率仅为0.1%。
测量含有其他电解质的液体溶液时,必须小心使用电导率盐度计。例如,如果100 g物质中有1g谷氨酸钠,则盐度将增加约0.16%。但是,实