1、选用分流器的方法(1)按所用电流表(或电流电压两用表)表盘上所标出的mV数选择分流器的额定压降规格(一般常用的是75mV或45mV)。若所用电流表无此值,则用下式计算表的电压量限,然后再选择分流器的额定压降规格。表的电压量限(mV)=电流表满刻度时的电流(A)×电流表的内阻(Ω)/1000(2)按欲扩大的电流量程选择分流器的额定电流规格。(3)将选定的分流器两个电流端分别与电源和负载相连接,电位端接电流表,应注意电流表的端子 端子DJ623-8 极性要接对,则电流表的量程就扩大到了分流器上标定的电流值。2、使用分流器后电流表倍数的计算方法对于电机试验测量,往往一块电流表要配置多个分流器,以解决在较大测量范围都能保证要求的测量准确度问题。此时要求所用的所有分流器的额定电压降都与所配电流表一致,例如75mV。这样,分流器选定后,电流表的满量程就是所选分流器的额定电流值,电流表的倍数(即其表盘刻度每格电流数)即为分流器的额定电流除于表盘刻度总格数。