\ue50a　电子魔法师　发表于　2018-01-19　16:08:18　\ue50b\ue50a收藏　\ue50b\ue50a已收藏　\ue50b　绝缘电阻表定义　绝缘电阻表,又称兆欧表、摇表、梅格表,绝缘电阻表主要是由三部分组成;第一是直流高压发生器,用以产生直流高压;第二是测量回路;第三是显示。绝缘电阻表是用来测量最大电阻值、绝缘电阻、吸收比以及极化指数的专用仪表,它的标度单位是兆欧,它本身带有高压电源。电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。　绝缘电阻表额定电压有250、500、1000、2500V等几种,测量范围有500、1000、2000Mn等几种。　绝缘电阻表分类　(1)　手摇式兆欧表:测试电压有100V~2500V,量程上限达2500MΩ,应用广泛。但操　作费力,测量准确度低(受手摇速度、刻度非线性、倾斜角度影响),输出电流小,抗反击能力弱,不适合变压器等大型设备的测量。但因其价格低廉,不仅未被取代,仍有一定市场。　(　2)　数字式绝缘电阻表:测量电路中有了数字集成电路以后,手摇式兆欧表被数字　式绝缘电阻表取代。单片机的发展使得数字式兆欧表又更加智能化,计时、计算、储存一并完成。测试电压在5000V以上有了10000V,甚至15000V,可直接读取吸收比和极化指数,测量上限达到100TΩ以上,有自放电回路,抗反击能力强,在电力系统得到广泛应用。　绝缘电阻表结构及组成　(1)直流高压发生器　测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻表国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V…　直流高压的产生一般有三种方法。第一种手摇发电机式。目前我国生产的兆欧表约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式兆欧表采用的方法。第三种是利用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的绝缘电阻表采用的方法。　(2)测量回路　在前面讲的摇表(兆欧表)中测量回路和显示部分的合二为一的。它是有一个流比计表头来完成的,这个表头中有两个夹角为60°(左右)的线圈组成,其中一个线圈是并在电压两端的,另一线圈是串在测量回路中的。表头指针的偏转角度决定于两个线圈中的电流比,不同的偏转角度代表不同的阻值,测量阻值越小串在测量回路中的线圈电流就越大,那么指针偏转的角度越大。另一个方法是用线性电