使用步骤 1、仪器开机后要预热30分钟。 2、通过波长旋钮选择到你所需要的波长位置,紫外型号的仪器现为改进型仪器无需手动切换灯源,波长在360nm处自动切换。 3、然后按MODE键以切换选择A/T/C/F之间的转换,比如你要测样品的透过滤T值,把配好的样品倒入比色皿中,按MODE键切换到T档,打开样品室盖子,按▽/0%键调零,如果以空气为参比样品,就直接盖上盖子,按△/100%键调满度,然后打开盖子把比色皿放入样品池中,盖上盖子,这样样品在该波长处的透过率值就直接通过显示屏显示出来。