水深温度计是记录不同深度的海水温度的自计式仪表。 深温计是一种海洋水文仪器,用于自动记录水深100米或200米以内的水温的变化情况。水温和仪器潜水深度由记录笔自动记录在涂有色蜡或油烟的玻璃片上。仪器附有带座标网格的放大镜,用它来读取玻璃片上所记录的各深度层对应的水温值,并对记录曲线进行分析。仪器的全貌见图所示。 深温计的作用原理是将水的压力(潜水深度)和温度值转换成感应元件的弹性变形值,并由与感温元件相连接的记录笔记录在玻璃片上。 主要由感压和感温两部分组成。 ①感温部件是一定长度和内径的毛细管和螺旋弹簧管组成。其一端固定,另一端装有记录笔。由于内贮液体随水温的体积变化,导致弹性收缩或膨胀,造成螺旋弹簧管的角位移,从而产生记录水温的作用。 ②感压组件由波纹管、导轴和承压簧组成,当仪器放入水中时,由于静压力的作用,使其纵方向压缩,此时与其相连的记录板就向仪器头座移动,固定在尾座部分上的基线笔就划出一条基线(注意:这条基线是以后整理记录的标准)。安装在温度感应元件上的记录笔尖就划出一条表示温度随深度变化的曲线。 ③带采水筒的200米深温计,随着水深的变化分别推动释放器,从而分别采取不同深层的水样,即分别为5、10、15、20、25、30、35、50、75、100、150、200米的不少于100cc的水样供分析用。 ④仪器在出厂时,除使用维护说明书及合格证外,还有如图三所示的外包装箱玻璃片盒,放大镜及其他附件。 采水深温计的工作原理是将仪器的潜水深度(所受的压力值)和水温转换到相应元件的弹性变形值,通过一定的记录装置,予以记求,从而读取海水在不同深度时的温度值。并对记录曲线进行分析。 为了对海水中的溶解氧、氯度等参数以及各种营养盐进行采样分析,必须用采水器或其它设备进行,采水深温计就附有特制的采水装备,采水器的控制释放机构是借波纹管和承压弹簧在不同水深的弹性变形所产生的位移,使其在采水器内的弹簧拉力的作用下迅速关闭而采得预置的不同水层的水样。 如图所示采水深温计由下列主要零部件组成: 深度部分是由波纹管、导轴、导套和承压弹簧等零部件组成。波纹管兼起水密作用、波纹管和承压弹簧具有一定的刚度和承受一定的弹性变形量。温度部分是山平椭园截面螺旋弹簧管(亦称包端管或巴登管)和毛细管等零件所组成。在螺旋弹簧管和毛细管内充满用来感温的甲笨、其一端固定,另一端装有记录笔。由于内贮甲笨随水温的变化而体积变化,导致弹性收缩或膨胀,造成螺旋弹簧管的角位移,从而带动记录笔划出记录水温的变化曲线。 在深度组件的外围,顺序设计了十二个采水器,深温计在连续测量深度和温度的同时,能自动在规定的10、15、20、25、30, 35、50、75、100、125、150、200米各深层采取水样、每个采水器的容量为125~135毫升。采水器通过仪器连接的筒外支持架,并用锁螺钉将十二个采水器固定住,当仪器潜人预置采水层,深度部分受水的静压力而产生的压缩位移联动开关杆(18)推动L形开关杠杆(5)使活页盖(16)下盖(13)在采水筒内拉弹簧的作用下迅速关闭,并借密封垫将所采取的水样密封在采水筒(7)内以供分析用。