对应的液位高度工艺上不好确定 储罐上下不一定一样粗,对吧 差压液位计本身测得的直接参量就是介质在单位面积上的压力。换句话说就是零位处单位底面积垂直上方的介质重量。 把这个单位底面积垂直上方的介质重量所代表的意义,看做是0~100%液位还是0~n毫米液位还是0~n吨物料,完全是人为定义的(当然不是随意定的)。 由于差压液位计本身测得的直接参量就是介质在单位面积上的压力。所以在测量重量或容量时,可以不受介质密度变化的影响,也不必考虑实际液位是否准确。只要按照工艺可能达到的最高液位和可能出现的最大介质密度确定变送器量程就行。 http:///fengxiaosa/item/0d4c04a8f3649c9d151073b9