剧情剧透
1、新买的准不准?
2、旧的怎么样?
3、臂式和腕式哪个好?
4、水银和电子血压计差异
5、这些血压科普,给爸妈留着
血压计自身误差,包括传感器偏差、元件老化、袖带不匹配、算法模型等因素;
只要你的心率正常,电子血压计的准确度基本就正常。
可以说,错误的使用方法才是误差的主要来源。
要注意的是,心律失常者、过度肥胖者、脉搏极弱这三类人在使用电子血压计时的准确性就会降低。
新买的准不准?
一个字,准。
经过北京市计量检测科学研究院的检测和校准,6款电子血压计的重复性、准确性表现均符合国家检定规程要求。
但某宝销量第一的好护士—可孚电子血压计的重复性略差。
计量院检测过程
检测示意图
根据JJG692-2010无创自动测量血压计检定规程:
示值重复性(mmHg)=5次收缩压(或舒张压)测量结果中最大值和最小值之差(极差)➗2.33,这个比值标准要求≤5;
翻译成人话:极差要≤11
静态压力示值误差:在规定的静态压力范围内测量点的静态压力示值误差(血压计静态压力测量值-标准压力值)均应符合要求:
首次检定:≤±3mmHg(±0.4kPa);
后续检定和使用中检验:≤±4mmHg(±0.5kPa)
测试具体结果以松下EW3106为例
为便于说明以及与实际使用中对比,以下示值重复性以极差(≤11即为合格)方式呈现。
6款新血压计测试结果
6款新品准确性都符合国家标准
旧的怎么样?
贾电佬收到饭团的私信,担心自己家用多年的电子血压计测不准,想拜托放心选帮忙做一个验证。
所以我们从用户处征集10个旧血压计,来做重复性和准确性的验证。
检测结果发现,10个旧血压计重复性、准确性依旧良好,极差都在6以内,有的和新买的没有什么区别。
同型号新旧血压计对比
数据证明,这两组血压计在正常使用数年后,准确度良好,与其宣传使用寿命基本相符。(贾电佬建议,使用超过5年的血压计,你还是换个新的吧)
欧姆龙HEM1020,宣称使用寿命为5年;
松下EW3106,宣称使用寿命为5年或1万次
10款旧血压计测试结果图
两台同型号血压计准确性有所差异,原因主要是累积使用次数以及保养情况有差