大华LED计重秤台秤/计重仪表标定方法(Ⅱ)
适用型号:TCS-Aa-2b、2b+、XK3170-B-3b、3b+
打开电子秤上壳,将标定短接片拨至左边ON(标定)位置后,盖上上壳,放上秤盘后开机,电子秤进入零位状态,重量窗显示0.000
1. 按去皮(中间单价窗显示一个“0”)
2. 按88888
3. 按去皮(待金额窗显示一条横线-----)
4. 放上满称量砝码(例如150kg电子秤放上150kg砝码)
5. 按去皮(待金额窗显示一个“0”)
6. 按砝码重量值(例如150kg电子秤按150000)
7. 按去皮
8. 按报警值(150kg电子秤按150000)
9. 按去皮
标定结束后移除砝码,电子秤恢复零位。然后关机,将标定短接片拨至原位(OFF位置),安装好上壳即可。
☆适用型号:ACS-Aa-2
大华LED计重秤标定方法( Ⅲ )
适用型号:ACS-Aa-5d、5e
1. 按组合键【清除】和【9】,此时,
2. 按【校准】,
3. 输入满称量值,如15kg则输入15,
4. 按【校准】,
5. 输入精度等级3,(1/3000:3,1/6000:2,1/15000:0)
6. 按【校准】,重量窗口显示“SPAN”,
7. 输入加载砝码的重量;
8. 放上砝码,3至4秒钟后按【校准】,此时重量窗口显示“CAL”,
9. 按【清除】;
10. 标定结束后移除砝码,电子秤恢复零位即可
大华LED计重秤标定方法(Ⅱ)
适用型号:ACS-Aa-2d
打开电子秤上壳,将标定短接片拨至左边ON(标定)位置后,盖上上壳,放上秤盘后开机,电子秤进入零位状态,重量窗显示0.000
1. 按去皮
2. 按88888
3. 按去皮
4. 放上满称量砝码(例如15kg电子秤放上15kg砝码)
5. 按去皮
6. 按砝码重量值(例如15kg电子秤按15000)
7. 按去皮
8. 按报警值(15kg电子秤按15000)
9. 按去皮
标定结束后移除砝码,电子秤恢复零位。然后关机,将标定短接片拨至原位(OFF位置