博朗耳温枪使用方法
很多麻麻海淘了博朗4520耳温枪,但是由于没有中文使用说明,使用起来很不方便。
下面将产品的使用方法介绍如下:
打开包装产品共有3样东西:一个硬盒保护安放支架+送的耳套+耳温计一个
按键说明 I/O:按一下开机,长按就是关
start :测量前按一下,灯会闪烁,表示进入测量的状态了。
1.将温度计从盒中取出,并装上一个耳套。
2.按I/O键启动机器,把探头轻柔缓慢地伸入耳道。 确保探头方向在正确测量的位置上。
3.按下,然后松开“Start”按钮。Start按钮上方的绿色Exactemp灯开始闪烁,显示正确的探头就位。等待听见提示音以及绿色Exactemp灯信号固定不动,表示已经以正确的方式结束测量,可以拿出耳温计,读数。
4.按住”I/O”按钮,直到显示“1 MEM",可以依次显示最近八次测量的温度。
5.耳温计关闭时,按住”I/O”按钮约5秒钟(会出现OFF提示)或者不进行操作 机器会自动关机。
6.转换华氏度到摄氏度的方法:同时按住‘I/O’键和‘start’键不动,等待画面依次显示‘。F’‘set’‘ ℃’当显示到℃的时候同时松手就可以了;测量时请按“start”键。
7.多少温度是正常
0-2岁36.4-38度都算正常
3-10岁36.1-37.8度都算正常
11-65岁35.9-37.6度都算正常
65岁以上 35.8-37.7都算正常
8.有温差怎么办
可能您连续测了几次,前后有一点偏差,这个不需担心,4520有0.1的温差,同时要确保2次测的地方和方法都是正确的。2次测量的时间间隔最好在1分钟以上,因为人的手是有温度的,会影响耳温计的测算温度。
9.一个耳套可以用多长时间
一个耳套可以用6-8次,不需要一次一换,太浪费;不同的人建议用不同的耳套,这样比较干净点,也比较讲究。用酒精和棉花擦拭耳套,可以增加耳套使用次数
10.为什么在耳朵测量?
⑴腋下温度测量的只是表皮的温度,因此不能可靠地反映核心体温
⑵口腔温度受饮水、进食和呼吸的影响
⑶肛温落后于核心体温的变化,并有交叉感染的危险
11.测温技巧
·右耳与左耳的读数可能不同,请在同一只耳朵测温
·侧卧一耳受压可能耳温偏高