1, 梅特勒
梅特勒-托利多实验室PH计使用方法:1、称取待测试样25g倒入锥形烧瓶中,加煮沸的蒸馏水100ml,置1000w电炉上继续加热煮沸3min,取下。2、迅速用流水冷却到25±0.2℃,在20min内移取上层澄清液于50ml小烧杯中,用PH计测定PH值,读取小数点后两位。3、同一份试样,最少平行测定三次,各次测定值的最高与最低值之差不大于0.4ph值,取其算术平均值为报出结果(保留小数点后一位数字)。如果相差大于0.4ph值时,先检测其缓冲液,如果测值与缓冲液值相符时,说明试样的操作有问题,需重新制取试样。如果测值与缓冲液值不相符时,需重新校正机子。
2, ph计的使用方法
pH计因电计设计的不同而类型很多,其操作步骤各有不同,因而pH计的操作应严格按照其使用说明书正确进行。在具体操作中,校准是pH计使用操作中的zhidao一重要步骤。表1的数据是精度为0.01级、经过计量检定合格的pH计在未校准时与校准后的测量值,从中可以看出校准的重要性。其校准方法均采用两点校准法,即选择两种标准缓冲液:一种是pH7标准缓冲液,第二种是pH9标准缓冲液或pH4标准缓冲液。先用pH7标准缓冲液对电计进行定位,再根据待测溶液的酸碱性选择第二种标准缓冲液。pH计的特点:pH电极上的玻璃随着时间推移会逐渐老化,梯度(单位pH值变化所引起的电极输出电位的变内化值)恶化,花费较长时间才能达到稳定电位。一般电极的使用寿命,可达两年。另外,温度对老化也有较大影响,100℃下贮存几周的老化程度相容当于室温下贮存一年的老化程度。pH计具有高精度、高可靠性、安装及维护方便等优点,同时对污染也较敏感,需要经常标定,一般每隔一个到一个半月标定一次,每两年更换一次电极。参考资料来源:百度百科--PH计
名词解释
pH
氢离子浓度指数(hydrogen ionconcentration)是指溶液中氢离子的总数和总物质的量的比。一般称为“pH”,而不是“pH值”。 氢离子活度指数的测定,定性方法可通过使用pH指示剂、pH试纸测定,而定量的pH测量需要采用pH计来进行测定。
缓冲液
缓冲碱指血中一切具有缓冲作用的碱的总和。其反映机体酸碱失衡总的缓冲能力。由于缓冲碱受血浆蛋白质和血红蛋白的影响,因此不能确切反映代谢酸和碱的内部稳定情况。抽动脉血,用血气分析仪