以下是具体的计算公式: 公式一:双法兰液位变送器(负迁移安装) XD_SCALE_0%= —(硅油密度9.8法兰间距) XD_SCALE_100%= (介质密度-硅油密度)9.8法兰间距 公式二:单法兰液位变送器(负迁移安装) XD_SCALE_0%=0 XD_SCALE_100%=介质密度9.8法兰间距 公式三:双法兰界面变送器(负迁移安装) XD_SCALE_0%= —(轻组份介质密度-硅油密度)9.8法兰间距) XD_SCALE_100%=(重组份介质密度-硅油密度)9.8法兰间距) 二、差压液位计的量程及迁移量的计算 1、双法兰液位计安装在密闭容器低端法兰水平线以下,变送器安装在密闭容器低端法兰水平线以下, 如图所示。 二、差压液位计的量程及迁移量的计算 2、双法兰液位计安装在密闭容器法兰水平线中间,变送器安装在密闭容器高低端法兰水平线中间,如图所示。 二、差压液位计的量程及迁移量的计算 3、双法兰差压变送器安装在密闭容器高端法兰水平线以上,如图。