手摇摇表使用方法图解:
(1)使用前检验摇表是否完好:将摇表平稳放置,红线接L,黑线接E端,两端开路,以120r/min摇动摇表手柄,检查摇表指针指向∝。停止摇动摇表后将两接线接在一起,轻摇动摇表,检查指针指向0后立刻停止摇动。
(2)使用时将“L”端接被测物,将“E”端接地(若相间则接另一相),屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上。
(3)测量完毕待停转后,对被测物体放电,拆除连接导线。
电子摇表使用方法:
接线方式与手摇摇表相同,接线完毕后选择相应的电压等级,按下测试则会自动记录15S、25S、60S的阻值,甚至可以计算出吸收比。
测量完成后打到“OFF”档,对被测物体放电后即可拆线恢复。
辛苦,学习了
谢谢楼主,,学习了!!!
谢谢楼主,学习了