一. 产品介绍
2.1水分测定仪的分类
水分测定仪主要是实验室用来对生产前原料、生产后成品质量把控,也有部分是对生产中的质量把控。所以水分测定仪主要是应用在各行各业的样品水分含量检测及质量把控。那么我们实验室常用的水分测定仪主要分为,加热法和卡尔费休方法两大类别
2.1 加热法水分测定仪
加热法水分测定仪有红外水分测定仪,卤素水分测定仪
2.1.1、红外线/卤素水分测定仪
1、检测原则:
(1)样品中不含有除水以外的挥发性物质
(2)样品中有不溶或者难溶于有机溶剂中的样品
2、物理法水分测定仪主要检测:
粉末状、颗粒状、粘稠状、流体类物质,例如:种子、菜籽、面粉、纸张、药末、土壤、废水、颜料、脱水蔬菜等
3、红外线水分测定仪与卤素水分测定仪的区别:
红外: 加热均匀,传统加热方式,较适合测试对温度敏感的样品,如含糖量较高的样品
卤素: 升温快,加热均匀,效率高,节能环保
2.1.2、卡尔费休水分测定仪
卡尔费休水分测定仪分为容量法和库仑法两种仪器
1. 简介:
卡尔·费休法简称费休法,是1935年卡尔·费休(KarlFj scher)提出的测定水分的容量分析方法。费休法是测定物质水分的各类化学方法中,对水为专一、为准确的方法。虽属经典方法但经过近年改进,提高了准确度,扩大了测量范围,已被列为许多物质中水分测定的标准方法。
2. 化学反应
卡尔?费休水分测定法是一种非水溶液中的氧化还原滴定法, 其滴定的基本原理是碘氧化二氧化硫时需要一定量的水参与反应,化学反应方程式如下:
I2+SO2+2H2O → 2HI+H2SO4(2-1)
I2+SO2+H2O+3RN+R1OH → 2RNHI+RNSO4R1 (2-2)
卡尔费修试剂中含有分子碘而呈深褐色,当含有水的试剂或样品加入后,由于化学反应,生成甲基硫酸化合物(RNSO4R1)而使溶液变成黄色,由此可用目测法判断终点,即由浅黄色变成橙色.但是目测法误差教大而且在测定有颜色的物质时会遇到麻烦。 国家标准大都规定用“永停法”来判定卡氏反应的终点,其原理为:在反应溶液中插入双铂电极,在两电极之间加上一固定的电压,若溶剂中有水存在时,则溶液中不会有电对存在,溶液不导电,当反应到达终点时,溶液中存在