版主微信号:fsslong2
1.扫描类型
非螺旋扫描 螺旋扫描
非螺旋扫描检查时间较长,扫描数据通常不适于重建,图像信噪比较高
螺旋扫描速度快,数据适于扫描后重建
通常颅脑、椎间盘扫描选用非螺旋扫描
胸部、腹部扫描及增强扫描选用螺旋扫描
2.曝光条件
管电压(kV) 100~140kV
管电流(mA) 70~260mA
扫描时间(s) 6~20s
X线剂量降低:噪声增大,图像质量降低。
必须选择合适的曝光剂量,并在保证影像质量的前提下尽可能减少病人所接受的X线剂量。
3.视野(field of view,FOV)
扫描视野(scanning field of view,SFOV)
显示视野(displaying field of view, DFOV)
扫描结束后,可以改变显示视野大小重建图像
颅脑显示视野25.0cm
胸部显示视野36.0cm
4.矩阵(matrix)
CT矩阵用于重建图像
256×256,512×512,1024×1024等,目前应用最多的是512×512矩阵
相同的视野情况下,矩阵越大,空间分辨力越高。
扫描结束后,可以改变矩阵重建图像。
5. 准直(collimation)采集通道(acquisition channel)
前准直器 后准直器
采集通道输出信号
同时使用几个采集通道通常代表同时采集几层图像。
多层螺旋CT机的“层数”实际上往往指该CT机的最大通道数,而不一定是探测器的排数。
6.层厚(slice thickness)
一幅图像对应的断面厚度
图像空间分辨率
可以重建
层厚0.5mm
层厚小,纵向空间分辨力好,信噪比降低。
层厚大,信噪比提高,纵向空间分辨力下降。
扫描层厚可从1~10mm 0.33mm
检查内耳、颞骨乳突、眼眶、椎间盘、肾上腺等须采取薄层扫描;观察软组织且范围较大时,选择较大的层厚。
7.层距(slice gap)
层距概念一般用于非螺旋扫描,是指相邻两个层面的中点之间的距离。
连续扫描 间断扫描 重叠扫描
8.重建间隔(reconstruction interval)
被螺旋CT重建的相邻图像的中心在长轴方向的距离。近似于非螺旋CT扫描的层距
重建间隔=层厚,层面无遗漏、无重叠
重建间隔>层厚,部分层面未显示
重建间隔