龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 对电能表校验及误差调整模式的几点探讨 作者:杨翠 来源:《科学与财富》2015 年第 24 期 摘 要:随着我国经济的快速增长,人们的生活水平不断提高,无论是工业用电量还是生 活用电量均显著增加,促进了电能表的使用。但是电能表在使用的过程中难免出现问题,基于 此,本文对电能表校验及误差调整模式进行了探讨。 关键词:电能表;校验;误差调整 一、电能表误差的影响因素 1、基本误差 规定参比情况下要能够满足技术规程要求,满足 2.0 级验收误差极限,按照规程误差限 50%进行运行误差极限验收。 2、影响量误差 影响量会给电能表造成一定的误差值,误差最大值不超过电能表规定即可。 3、工作环境 电能表的精密性决定了电能表对工作环境的选择较为苛刻,气候变化会给电能表的稳定性 带来影响,此外,突然的外界正面压力和外界冲击也会影响电能表的正常运行。气候变化指的 是电能表工作环境温度和湿度的变化,如果电能表长期处于不稳定的气候变化,电能表的大部 分零部件都会出现腐蚀、老化的现象,从而加大了电能表的误差。其中,对电能表影响最大的 外界因素就是温度,一旦工作环境温度超多预定的运行温度,电能表就会随着周围的温度环境 产生较大变化,从而造成了电能表出现误差。 4、电能表质量 随着我国现代市场经济体制改革的不断深入,各个行业的市场竞争日趋激烈,企业的发展 面临重重阻碍,大部分电器元件生产商为了生存,或取得更高的经济效益,大大降低产品的质 量,以低价吸引顾客,由于在节约成本上,采取了不正当的手段,最终形成了电器元件制造市 场的恶性循环,大量不合格的电能表元件投入到了市场,电能表本身存在着不同程度的安全隐 患,从而产生较大的电能表计量误差。 5、电能表频率 龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 电能表的频率一旦发生变化,也会造成电能表误差的出现,这就是所谓的频率误差。一旦 电能表的频率升高,电压线圈的阻抗就会随之增加增加,从而导致电流下降,电压磁通降低, 从而电能表出现表速变慢的情况,因此产生较大的计量误差。一旦电能表的频率过高,就会增 加电压磁通滞后角,电压磁通和电流之间的夹角变大,从而出现较大的附加误差。 二、电能表误差调整的措施 1、进行科学的电能表测试 在电能表正式投入到计量应用之前,电力企业一定要组织专业的技术人员对电能表的各项 技术参数进行了解,按照国家规定的规范标准,对电能表的使用性能进行测试。避免由于计量 数据时出现运行不畅导致的误差,对测试的各项数据结果进行反复的分析比对,保证测量结果 的准确性以及电能表的高效运转。此外,即使电能表已经完成安装,正式投入到计量工作中, 也不能忽略对电能表的检查、检测和维护,避免电能表在长期工作的条件下造成的计量误差, 或者由于故障原因导致的电能表不能正常使用。 2、做好硬件的调整工作 目前,大部分使用的电能表为电子式电能表,主要是通过对硬件设施进行调整的方法调整 计量误差。导致电子式电能表出现计量误差的主要原因是分流器和分压器计量电压和电流的幅 值出现非常明显的异常变化,因此,对电子式电能表的计量误差调整方式就是对硬件进行调 整,控制电能表的电阻计算取样标准,然后对变动幅值进行科学的调整,保证误差控制在最小 程度。 3、对电能表的结构进行合理配置 电能表本身存在不稳定性,因此,由内部结构导致的计量误差时有发生,例如,电能表的 位置发生偏移、倾斜等,由此原因导致的电能表出现计量误差可以对电能表的内部结构系统配 置进行优化,最大程度降低出现误差的几率。例如,在生产电能表时,在材料的选择上,选择 受温度影响较小、性能较好、摩擦程度较低的材料作为电能表的内部元件,使电能表位置放生 偏移、倾斜的可能性降到最低。有条件的生厂商应积极引进先进的生产技术,加大电能表研发 工作,对电能表的内部结构进行合理配置。 三、电能表校验 1、电能表运行误差校验 有些电能表的测量精度要求较高,针对这类电能表,在进行运行误差校验的时候,要在其 实际工作状态的电流、电压和频率情况下对其进行现场校验,将现场校验器和被校验的电能表 检验数据进行比较,对被校验的电能表的各校准点误差进行准确记录。 龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 2、电能表二次接线检查 对电能表的二次检查要严格按照电能表实际的负载电流、功率因数以及向量图进行,对接 线是否准确进行分析和判断,在不能对其接线是否准确的情况下,需要将电源切断,再进行检 查。 3、电能表回路电阻检验 在对电能表的回路电阻进行检验的时候,可以在停电的条件下进行,将电流回路切断后, 与万用表进行连接,对回路直流电进行测量,如果接近零线,则说明电能表的线路正常,如果 在回路电阻很大的情况下,说明电能表线路存在短路或者二次接错的情况。在此情况下,需要 经电压互感器断开,然后对电压回路以及三条线路的直流电阻进行测量,如果阻值很大或者接 近于零的情况,说明电能表存在开路或者短路的情况,此时需要对线路进行进行分段查找。 4、电能表负荷误差检验 标准电能表凭借专用的实验端子接入和待校验电能表相同的电压电流回路,实现可靠连 接,在对电能表进行减压的过程中,务必保证不能出现电流线路开路和电压回路短路的情况。 当标准电能表进入热稳定状态后,在负荷状态稳定状态下对电能表的误差进行测量。一旦实际 误差超过最大允许值的 80%~120%,则需要对其再进行两次测量,经过多次测量后,取平均 值作为实际误差。通常情况下,采用光电转换器对待测电能表的信号进行采集。通过增加检验 圈数的方法提高检验的准确度,对电能表进行三相三线的现场误差检验时,最好选择 B 相接地 对测量误差不会产生影响的标准电能表。 对电能表内部的时钟进行校准时,可以采用 GPS 方法,将 GPS 的通讯接口与电脑端的通 讯接口相连,电能表的通讯接口连接电脑的另一个通讯接口,对 GPS 的状态进行调整,保证 其能接收到信息,将 GPS