十字测温装置测温点径向分布(a)和温度分布曲线(b)
(图(a中数字①~©为测温点)
用十字测温装置测定炉顶煤气温度曲线并用它来判断煤气流分布的优点在于它的连续性,和消除人为因素的干扰,传统的炉顶煤气C02曲线是由人工每个班取1~2个样,通过奥氏分析仪分析得到取样时的煤气中GO#浓度的曲线,所以它是不连续的,取样和化验分析有很多人为因素干扰。这样根据十字测温得到炉顶温度曲线来调节装料制度既及时又较准。
在使用十字测温装置时,要注意:(1)测温装置影响布料,炉料进入高炉时撞击装置,弹向测温杆的两侧,在装置形成料沟,料车装料比无钟溜槽装料严重,小高炉比大高炉严重,料沟会引发管道行程;(2)十字测温装置如果离料面距离过大时,煤气离料面后发生混合,测点所得温度是混合煤气温度,不能完全正确反映实际的煤气流分布,所以必须控制好料线,不宜长期深料线操作;(3)测温热电偶容易损坏,维修量大等。
现在用红外摄像,然后数字处理转化为温度分布曲线比十字测温装置的效果更好。