1.1滴定管外形 粗细 均匀、 完整, 刻度 标识清晰、均匀。 1.2精度误差不 大于1%2.1天平—精度为0.01克的工业框架天平。 2.2检验用液体, 蒸馏水或凉开水。3.1目测外形。 3.2将滴定管用 洗涤剂清洗干净,在 烘干箱中(100±5℃)烘干冷却至室温。 3.3用检验液体注入滴定管至满刻度处,放出所量液体,放置 天平上称量,记下数据。4.1滴定管表观检查应符合1.1条要求。 4.2精度误差超过1.2条者应更换。