系统报警提示说明 SPO2模块初始化错 SPO2模块初始化 停止使用该探头并通知医院BME工程师或者我公司客服人员 TEMP1传感器 脱落 TEMP1传感器没有连接好。 检查TEMP1传感器的连接情况。 TEMP2传感器 脱落 TEMP2传感器没有连接好。 检查TEMP2传感器的连接情况。 体温校准错 温通道校准错。错误持续存在重新开机再试 如果错误仍然存在 联系厂家进行维 IBP1导联脱落IBP1传感器没有连接好。 检查IBP1传感器的连接情况。 IBP2 导联脱落 IBP2传感器没有连接好。 检查IBP2传感器的连接情况。 IBP3导联脱落 IBP3传感器没有连接好。 检查IBP3传感器的连接情况。 IBP4导联脱落 IBP4传感 器没有连接好。 检查IBP4传感器的连接情况。 IBP1需要校零 IBP1测量前需要较 为IBP1进行压力校零IBP2需要校零 IBP2测量前需要较零。 为IBP2进行压力 IBP3需要校零IBP3测量前需要较零。 为IBP3进行压力校零 IBP4需要校零 IBP4测量前需要较零。 为IBP4进行压力校零 TB 传感器脱落 TB传感器没有连接 检查TB传感器的连接情况。