多排螺旋CT与多层螺旋CT 的区别 时间:2009-01-23 17:04:36 来源: 作者: 多层螺旋CT(Multi-slice CT)是指扫描一圈所得到的图像数,如4 层CT 就是扫描一圈出4 层图像。 多排螺旋CT(Multi-detector 或Multi-row CT)是指组成CT 的探测器排数,如16 层CT 有的是 24(Siemens,Philips,GE),有的是40 排(Toshiba). 从理论上说,组成多层螺旋CT 的排数约接近层数越好,这样可以减少探测器的间隔,减少噪声, 但层厚的选择就少了。所以现在的多层螺旋CT 的排数都大于层数(双层除外) 16 层采集的螺旋CT 设备继1999 层采集设备问世之后一年度GE。 PhilipS、Siemens 和Toshiba 四家公司均推出了16 层采集的螺旋CT 设备。 16 层CT 设备的探测器仍分为对称型(GE)与非对称型(PhilipS、Siemens、Toshiba)但采用非 loshiba公司原来的设计是中间 05minx4 两侧分别为lmmxl5列,共34 列【16 层的设计为中间 0.5mm 两侧分别为lxl。。