1)水压太低时显示 L o w w a t e r p r e s s u r e 2、操作键 开始键 设置键 修正键 计时键 翻屏键 上、下、左、右键 3、 温度设置 先按 SET 键,再按左、右键移动光标选择设置的位置,在光标显示处按上、下键设置所需数值,等光标停止闪烁时,则自动确认设置完毕。 4、计时 当操作人员认为可以开始计时时,按“TIME”键,仪器则自动进行计时。到达计时时间,则自动停止计时。 5、温度校正 试验仪在出厂时,本公司已把温度校正好。如有异常,用户可以自行校正。方法如下: 对照玻棒温度计在控制面板上进行修正。先按 CAL 键,再按左、右键移动光标,在光标显示测试结束 CAL PAGE TIME SET START OS-F6 氧化安定性试验仪 -10- 处按上、下键进行修正。过 5 秒钟(光标停止闪烁时)仪器自动确认修正。 6、日期、时间的修正 仪器在开机状态下,同时按下“TIME”“PAGE”键,显示屏显示 D a t e ×××× / ×× / ×× T I M E ××:××:×× 注:DATE——指示为××××年/××月/××日 TIME——指示为××时:××分:××秒 按左、右键移动光标,选择修正的位置,再按上、下键改正光标显示处的数值,等光标停止闪烁,显示屏自动恢复到修正前显示的界面,则确认修正完毕。 7、每一次操作与校正或修正按键后,需等待 5~10 秒钟,仪器便会自动确认。 8、压力调节 先调节氧气瓶减压阀(一次减压)使压力为 490Kpa(5Kg/cm 2 ),再把控制面板上的稳压阀(控制面板上较小旋钮)顺时针旋至最大(不能用力过大),然后调节控制面板上的减压阀(二次减压)使控制面板上的压力表指示为 294Kpa(3Kg/cm 2 )或 196Kpa(2Kg/cm 2 ),最后逆时针调节稳压阀使压力表指示为 196Kpa(2Kg/cm 2 )或 147Kpa(1.5Kg/cm 2 )。 8、当全部设置完成后按“START”键,试验开始。 七 注意事项 1. 在试验过程中,恒温槽台面温度较高,记住不要触摸这些部位,以免烫伤。 2. 因流量计等不允许有尘埃进入,所以应适时更换气体过滤器的滤芯。 3. 冷凝器中的水通过溢流管排向下水道,但如果恒温槽中的介质不是水,那么排水管出水接头中的冷凝水就应直接通向下水道。 4. 恒温槽中无液体时不能开启加热器,以免加热器损坏。 八 标准附件 氧化管 6 支 高压氧气管(内径φ 8) 3 m 过滤瓶 1 个 聚氯乙烯软管(内径φ 6) 3 m 漏斗 1 个 聚氯乙烯软管(内径φ 15) 3 m 滤膜 6 盒 熔断丝(15A) 2 个 催化线圈绕制机 1 台 夹箍 3 个 采样管 6 个 孔盖 6 个 采样管支架 6 个 玻棒温度计 各 1 支 OS-F6 氧化安定性试验仪 -11- 采样管隔套 6 个 遮光管 6 个 温度计托架 6 个 九 三包 1.凡属本公司制造质量问题,我们负责三包,包退、包换、包修。 若超过包修期,本公司亦负责修理,酌收工本费。 ※ 根据需要,本公司可未经预告对仪器的某些参数进行修改,请用户谅解