维护:液位计筒体内不应有固体杂质和磁杂质进入,以免对浮子造成卡阻及减弱浮力。 订货须知: 一、顶装式防腐型磁翻柱液位计产品名称与型号顶装式防腐型磁翻柱液位计口径顶装式防腐型磁翻柱 液位计是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的顶装式防腐型磁翻柱液位计型号,请按顶装式防腐型磁 翻柱液位计型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: 板式液位计 磁性翻柱液位计 石油液化气磁翻柱液位计 UQK 系列液位显示控制仪 磁性液位计 UHZ 系列磁翻柱液位计 基础知识 是在流体系统中,用来控制流体的方向、压力、流量的装置。阀门是使配管和设备内的介质(液体、 气体、粉末)流动或停止并能控制其流量的装置。 阀门是管路流体输送系统中控制部件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,具有导流、截止、 节流、止回、分流或溢流卸压等功能。用于流体控制的阀门,从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所 用的各种阀门,其品种和规格繁多, 阀门的公称通径从极微小的仪表阀大至通径达10m的工业管路用阀。 阀门可用于控制水、蒸汽、油品、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、 液态金属和放射性流体等各种类型流体 地流动 ,阀门的工作压力可从0.0013MPa 到1000MPa 的超高压,工作温度从-270的超低温到1430的高 温。阀门的控制可采用多种传动方式, 如手动、电动、液动、气动、涡轮、电磁动、电磁液动、电液动、 气液动、正齿轮、伞齿轮驱动等;可以在压力、温度或其它形式传感信号的作用下, 按预定的要求动作, 或者不依赖传感信号而进行简单的开启或关闭,阀门依靠驱动或自动机构使启闭件作升降、滑移、旋摆或回 转运动, 从而改变其流道面积的大小以实现其控制功能。 安装注意 截止阀,节流阀,减压阀、止回阀等阀门都具有方向性,若装倒装反,节流阀会影响使用效果与寿 命;减压阀根本不起作用,止回阀甚至会造成危险。 一般阀门,在阀体上有方向标志;万一没有,应根据阀门的工作原理,正确识别。 截止阀的阀腔左右不对称,流体要让其由下而上通过阀口,这样流体阻力小(由形状所决定),开 启省力(因介质压力向上),关闭后介质不压填料,便于检修。这就是截止阀为什么不可安反的道理。其它 阀门也有各自的特性。 阀门安装的位置,必须方便于操作;即使安装暂时困难些,也要为操作人员的长期工作着想。 最好阀门手轮与胸口取齐(一般离操作地坪1.2米),这样,开闭阀门比较省劲。落地阀门手轮要朝 上,不要倾斜,以免操作别扭。靠墙机靠设备的阀门,也要留出操作人员站立余地。要避免仰天操作,尤其 是酸碱、有毒介质等,否则很不安全。 闸阀不要倒装(即手轮向下),否则会使介质长期留存在阀盖空间,容易腐蚀阀杆,而且为某些工 艺要求所禁忌。同时更换填料极不方便。 1、减压阀要直立安装在水平管道上,各个方向都不要倾斜。 2、升降式止回阀,安装时要保证其阀瓣垂直,以便升降灵活。 3、旋启式止回阀,安装时要保证其销轴水平,以便旋启灵活。 4、明杆闸阀,不要安装在地下,否则由于潮湿而腐蚀外露的阀杆。 分类 按作用和用途 (1)截断类:如闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、针型阀、隔膜阀等。截断类阀门又称闭路 阀,截止阀,其作用是接通或截断管路中的介质。 止回阀,止回阀又称单向阀或逆止阀,止回阀属于一种自动阀门,其作用是防止管路中的介质倒流、 防止泵及驱动电机反转,以及容器介质的泄漏。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。 防爆阀、事故阀等,安全阀的作用是防止管路或装置中的介质压力超过规定数值,从而达到安全保 护的目的。 调节阀、节流阀和减压阀,其作用是调节介质的压力、流量等参数。 (2)真空类:如真空球阀、真空挡板阀、真空充气阀、气动真空阀等。其作用是在真空系统中, 用来改变气流方向,调节气流量大小,切断或接通管路的真空系统元件称为真空阀门。 (3)特殊用途类:如清管阀、放空阀、排污阀、排气阀、过滤器等。排气阀是管道系统中必不可 少的辅助元件,广泛应用于锅炉、空调、石油天然气、给排水管道中。往往安装在制高点或弯头等处,排除 管道中多余气体、提高管道路使用效率及降低能耗。 按主要参数 按公称压力 (1)真空阀:指工作压力低于标准大气压的阀门。 (2)低压阀:指公称压力PN 1.6Mpa 的阀门。 (3)中压阀:指公称压力PN 为2.5Mpa、4.0Mpa、6.4Mpa 的阀门。 (4)高压阀:指公称压力PN 为10.0Mpa~80.0Mpa 的阀门。 (5)超高压阀:指公称压力 PN100.0Mpa 的阀门。 (6)过滤器:指公称压力PN 为1.0Mpa、1.6Mpa 按工作温度 (1)超低温阀:用于介质工作温度 t