摇表的描述
摇表,也叫兆欧表、绝缘电阻表,是为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表。一般有2500V、1000V、500V和250V几种电压规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。
兆欧表的正确选择
对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量。如选用1000伏、2500伏兆欧表测量,会造成测量值不符合要求,并可能造成设备绝缘被击穿。请特别注意。
兆欧表接线端的介绍
兆欧表有三个接线端钮,其中L表示“线”,E表示“地”,G表示“保护环”。
电动机绝缘电阻的概念
测量电动机的绝缘电阻以判断电动机的绝缘性能好坏。其实就是测量:
(1)电动机绕组对机壳的绝缘电阻。
(2)绕组相互间的绝缘电阻。
兆欧表测量时的连接
测量电动机绕组对地(外壳)的绝缘电阻时,兆欧表接线端钮L与绕线接线端子连接,端钮E接电动机外壳或PE螺丝处;测量电动机的相间绝缘电阻时,L端钮和E端钮分别与两部分接线端子相接。
具体操作方法是:
把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地绝缘数值,然后把电动机的电动机接线端子上面的连接片取下,按照测量线圈对外壳的测量方法,可以分别测量出三相线圈之间的绝缘电阻。低压电气设备的绝缘水平不能够低于0.5兆欧,否者就是电气设备受潮,绝缘老化或者绝缘损坏。
测量前的准备工作:
测量前必须将被测电机的电源切断,并对地短路放电,决不允许电机带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
在测量前需要校表,具体操作方法是:
把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障,然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻。
注意事项
(1)测量时,如果发现被测设备的绝缘电阻等于零,应立即停止摇转手炳,以免损坏兆欧表。
(2)在兆欧表没有停止摇转和设备没有对地放电之前,切勿触及测量部分和兆欧表的接线端钮,以免触电。
(3)测量完毕,应将被测设备对地放电。
(4)兆欧表也叫绝缘电阻表,它是测量绝缘电阻