通过测量工作电压和电流,可以确定相关电子组件的应用效果以及控制电路问题的原因。变频电源在使用中,当工作电压或电流过高并超出标准范围时,很容易发生危险事故。因此,越来越需要测量工作电压并监视工作电压数值变化,接下来将具体介绍用于测量变频电源纹波电压的整个过程。
1、可以首先使用数字示波器获取所有波形,然后放大波形以进行观察和测量(自动或光标测量都可以),并且还需要使用数字示波器的FFT功能从频域分析来执行操作。通常使用带宽限制通常用于指示纹波,因此避免拾取实际上不存在的高频噪声,为用于测量的数字示波器设置正确的带宽限制。
2、取下探针帽,组合成示波器,这样能够消除了由长接地电缆形成的天线,将一小段线绕在探头的接地点周围,并将接地线连接到电源。这样,可以缩短在电源单元周围暴露于高电磁辐射的尖端的长度,从而进一步减少了拾波的数量。
3、在隔离的变频交流电源中,会形成大量的共模电流流经探头的接地点,在电源的接地点和数字示波器的接地点之间存在压降,可以表示为纹波。为避免此问题,应特别注意电源设计中的共模滤波。
4、此外,将数字示波器引线缠绕在铁氧体磁芯上有助于最小化此类电流并形成共模电感器。它不会干扰差分工作电压的测量,并减少了由共模电流引起的数据误差机会。
5、集成到系统中后,电源纹波性能可能会提高。