放电离子化检测器(DID)是利用高电压使氦气放电并使待测物质离子化从而进行检测的检测器。它是氦离子化检测器的一种。专门用于检测高纯度气体中的杂质。DID是非选择性(除了载气氦气He外,对任何气体均有反应)且十分灵敏的检测器,检测范围可从十亿分之一(PPB)到1%。
工作原理
放电离子化检测器DID如上图所示。DID的主体由上下两个小膛所构成,并由一狭小开口连接上下二膛。上膛是放电的区域,下膛是电离及检测区域。超高纯氦气在放电腔发生环状放电,得到一束高能射线,通过狭缝进入电离腔使被测组分电离,此时在收集电极上加以适当电压,收集离子并转化为电信号。
技术特点
Ø 性质:非选择性检测器,除了He以外对其它物质均有响应
Ø 应用:高纯气体中的痕量杂质检测
Ø 检测范围宽:5ppb-1%
Ø 检测器灵敏度高: