一、用途:高温老化箱主要是通过模拟加速高温环境来检验产品的可靠性,用于工业生产中对产品的干燥、烘焙、热处理等。高温老化箱是各种老化试验中常用设备之一,广泛应用于电脑、手机、电源、散热风扇、LED显示屏、电力监控箱、锂电池、电子、通讯等领域。高温老化箱通常由围护结构、风道系统、控制系统、室内测试架构等组成。
二、主要技术参数:
1.内箱尺寸:400×500×500㎜(D×W×H);
2.温度范围:RT+10~200℃;
3.波动度:±0.5℃;
4.温度偏差:≤±2.0℃;
5.整机功率:约2.5KW;
6.电源:220V 50Hz;
三、箱体材料:
1.内胆采用优质SUS304不锈钢板;
2.外壳采用优质冷轧钢板,表面静电喷涂,电脑灰色。
4.设备标配2个样品架。
5.配置进气排气口。
6.带双层钢化玻璃观察窗。
四、控制系统:
1. 科赛德品牌高温老化箱采用进口数显温度控制仪,PID调节。
2. 其余主要电器件均为优质进口件。
3. 加热系统采用镍铬丝电加热器。
4. 采用大容量循环电机强制运风,尽可能确保箱内的温场均匀;
五、高温老化箱安全保护系统:
1.漏电保护:采用漏电保护空气开关;温度测量:Pt100铂电阻;
2.风机故障报警保护:具鼓风机电流过载保护功能;
3.超温报警保护:独立于工作室主控制仪的超温保护系统一套;
六、老化箱功能介绍及用料说明:
1.风道系统:加热风机及风道系统安装于老化箱后部,由循环风系统及过热排风系统组成,室内循环风经加热器加热后由送风机经风口送回室内,反复循环,使箱间温度维持在设定范围。当箱间温度超过报警设定值时,排风机启动,抽走室内过热气体,同时室外冷空气进入箱内与热空气混合,使箱间温度回复正常。
2.控制系统:进口高精度微电脑PID温度控制器,LED显示,PID调节,固态继电器输出,控制精度0.1。