A　g　r　e　a　t　e　r　m　e　a　s　u　r　e　o　f　c　o　n　f　i　d　e　n　c　e　如何实现精确的低电压和低电阻测量　前言.2　低电压测量.2　失调电压.2　噪声.6　共模电流和扭转误差.8　低电阻测量.9　引线电阻和四线法.9　热电EMF和失调补偿方法.9　非奥姆接触.12　器件的发热.12　干电路测试.12　电感性器件的测试.13　低电压:　基于霍尔效应的测量.14　低电阻:　超导电阻测量.17　选用指南.18　名词解释.19　联系方式.22　A　g　r　e　a　t　e　r　m　e　a　s　u　r　e　o　f　c　o　n　f　i　d　e　n　c　e　2　咨询工程师　低电压测量　前言　低电压和低电阻测量常常是针对具有低的源　阻抗的器件和材料进行的。　本e手册讨论了低压测　量中存在的若干潜在的误差源,　如何尽可能降低其　对测量精度的影响,　并探讨了低电阻测量的潜在误　差源,　包括引线电阻、　热电EMF、　非欧姆接触、　器件　发热、　干电路测试和电感器件测量。　在测量较高电压的时候通常被忽略的偏置　电压和噪声源,　却会在低电压测量中造成显著的　误差。　这些因素会对低压测量精度产生显著的影　响。　失调电压　理想情况下,　当电压计与一个阻抗较低的、　内　部无电压源的电路相连接时,　它的读数应当为零。　不过,　电路中的许多误差源却可以被视为一个非零　的电压偏移。　这些电源包括热电EMF、　RFI　(射频干　扰)　整流产生的失调电压以及电压计输入电路的失　调等。　图1　失调电压对电压测量精度的影响　正如图1所示的那样,　任何失调电压　(VOFFSET)　都将添加至源电压　(VS)　上或者削弱源电压,　因此,　仪表测量到的电压变为:　VM　=　VS　±　VOFFSET　两种电压的相对极性将决定失调电压是添加　到源电压上,　还是削弱源电压。　稳定的偏移　(失调)　一般可以通过将测试引线的端子端接到一起并　让仪器归零[相关　(relative)　]的方法来消除。　不过,　请注意,　失调偏移的对消可能需要频繁地进行再归　零,　特别是热电EMF的情形。　热电EMF　热电电压　(热电EMFs)是低电压测量中最常见的　误差源。　当电路的不同部分处于不同温度下时以及　当由不同材料构成的导体连接到一起是,　就会产生　这些电压,　如图2所示。　表1总结了各种不同材料相　对