透析器破膜的应急预案 1、 发生原因 1) 重复使用的透析器未经压力检测。 2) 短时间内超滤量过大, 使跨膜压超过限度。 3) 透析器本身质量不合格。 2、 破膜表现 透析机漏血报警(Blood Leak) , 透析液颜色变红。 3、 破膜预案 破膜时应更换透析器, 是否回输血液应根据跨膜压 (TMP) 的变化, 如果 TMP>0 说明破膜较小,膜内仍为正压, 透析液不会进入膜内, 可回输血液。 如果 TMP≤0 说明破膜较大有反超的危险, 宁可废弃血液而不应回输给患者。 单人更换透析器法: 当透析器破膜时, 夹住动脉管路, 打开补液口回输生理盐水, 待静脉管路颜色变浅时, 停血泵卸下透析器。 将新透析器膜外与透析液连接, 动脉端与动脉管路连接, 静脉端游离向上,开血泵以 100ml/min 的速度预充透析器, 待气泡驱净后, 关闭补液口, 打开动脉管路, 使血液引至透析器静脉端时, 连接静脉管路, 翻转透析器至动脉端向上。 开始正常透析。 两人更换透析器法: 1) 当发现透析器破膜或堵塞时, 一人应立即取一新透析器备用; 2) 用 0. 9%NS500-1000mL 快速冲洗新透析器血室侧, 冲洗完后平置以备用; 3) 另一人进行机器操作, 当破膜不严重时, 也就是漏血报警发生不频繁, 透析液化验能发现少量血细胞时, 可以先用 0. 9%NS 将透析器内血迹冲淡后再更换, 以免给病人造成失血过多; 若破膜严重时, 即透析液肉眼即看到发红, 此时不要冲洗, 立即更换, 避免透析液侧细菌反流入血液侧, 造成病人感染或热源反应发生; 若为透析器堵塞应立即更换不能冲洗。 4) 更换时关闭血泵用两把止血钳分别将透析器两端的动静脉管路夹住, 快速分离管路及透析器, 与冲洗好的透析器相应端连接, 连接后打开血泵并将透析液管与透析器连接, 连接前应将透析液置于旁路状态, 连接后再按旁路建使之正常。 注意透析液出入口与透析器动静脉端不可连接错误。 5) 连接后将血流量打至原先要求, 并将透析器内气泡排净, 运转正常后再次检查一遍, 并向病人解释及告知目前一切正常后方可离开。 6) 最后将机器及地面残留血迹清除。 4、 预防措施 1) 单位时间内超滤量要适中, 不可过多。 2) 复用透析器应用卫生部规定的具有容量检测和压力检测功能的复用机及专用于透析噐的消毒液。 3) 选用质量好的透析器。