使用数字万用表测水泵的好坏主要是利用万用表的测电阻功能。 首先需要把万用表的表档调到电阻测量(千欧档),然后取出两个测量表笔分连接水泵的电机线,连接好后观察万用表针的变化,如果表针几乎不动,表明此时电路阻值无穷大,此时线路出现断路故障。如果出现表针直接摆到头,则为水泵出现短路故障。 同时,如果在测量时,万用表针不在两头,在45度或135度左右,则说明水泵内部线路没有问题。然后再用万用表测一下水泵的外绝缘,将一个表笔连接电机线,另一个表笔连接电机外壳。 在测量时,注意一定要把油漆清理干净,防止接触不良,然后观察表针的变化,如果表针不动,说明水泵外绝缘没有问题,如果表针摆动,则说明水泵外壳有漏电现象。 扩展资料: 将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位即可进行电阻测量,使用数字万用表进行电阻的测量的注意事项: 1、量程选择 如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,数字万用表将显示过量程“1”,此时应选择更高的量程,对于大于1MΩ或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的。 2、检查连接情况 当数字万用表的接线没有连接好时,数字万用表的测量电路是处于开路情况,此时,数字万用表仪表显示为“1”,可以凭此检查线路的连接情况。 3、减小误差 当检查被测线路的阻抗时,要保证移开被测线路中的所有电源,所有电容放电被测线路中,如有电源和储能元件,会影响线路阻抗测试正确性。 4、读数规则 万用表的200MΩ档位,短路时有10个字,测量一个电阻时,应从测量读数中减去这10个字。如测一个电阻时,显示为101.0,应从101.0中减去10个字,被测元件的实际阻值为100.0即100MΩ。 参考资料来源:百度百科—数字万用表