质量分析器是质谱仪器的核心,由质量分析器的不同构成了不同种类的质谱仪器。是将离子源产生的离子按m/z顺序分开并排列成谱的仪器。由于不同类型的质谱仪器有不同的原理、功能、指标、应用范围,还涉及到它们可能有不同的实验方法,因而有必要了解各种质谱分析器。主要分为(1)单聚焦质量分析器(2) 双聚焦质量分析器(3)四极杆质量分析器(4)离子阱质量分析器(5)傅立叶变换离子回旋共振(FT-ICR)(6)飞行时间质量分析器(TOF)单聚焦质量分析器其主要部件为一个一定半径的圆形管道,在其垂直方向上装有扇形磁铁,产生均匀、稳定磁场,从离子源射入的离子束在磁场作用下,由直线运动变成弧形运动。不同m/z的离子,运动曲线半径R不同,被质量分析器分开。