表5.1 误差容限表 管道直径 传输距离 安装角度 修正系数 时间延迟 时间差 参数 参数 表5.1中变量 表征信号在顺逆流中传播的传输时间的平均值。通过对式5.2进行计算,求得各个参数 的误差敏感系数,表5.1 对上文得到的分析结果进行了汇总。其中,D 的相对误差传递系数等于常数2,即 管道直径1 倍的测量偏差将引起流量检测2 倍的测量误差。由此可见,管道直径的微小变化会导致严重的 流量检测误差,同时表明管道直径越小,相对误差越大则流量检测误差就越大。因此对气体超声流量计而 言,管径越小其流量检测的精度越难以控制。L 的相对误差传递系数等于常数 1,这就表明信号传输距离 的变化会引起等量的流量检测偏差。换言之,虽然信号传输距离能够影响到流量检测的精度,但其测量偏 差不会恶化检测结果。的相对误差传递系数是一个与其自身相关的函数,即在0 到90 度范围内随的增 加而单调递增。换能器安装角度越小其引入的流量测量误差就越小,反之流量检测误差就越大。流场修正 系数K 的误差传递系数为常数-1。参考流体力学的背景知识,流场修正系数是流体雷诺数的函数,而雷诺 Re又取决于流体的流速。因此,在气体流场中当流速不同时气体流动状态及流场修正系数取值自然不 同。时间延迟的误差传递系数将保持很小的量值。然而考虑到在检测中存在随机性,其引入的误差会导 致流量检测结果发生变化,因此为提高流量检测精度应尽可能求出精确地固有延迟以便在实际检测中将 其剔除。