Toggle　navigation　粘合剂的作用和功能　粘合剂的作用是将应变片牢固地附着在被测物体的表面,将被测物体的变形无损失地传递给应变片。各种条件和影响,以及应用,都需要不同的粘合剂和安装方法。粘合对于应变片安装的优势在于:　连接完全不同的材料。并且连接在可在室温或高温下进行(取决于粘合剂)　对要连接的材料没有影响(对塑料有一定限制)　化学硬化粘合剂(这些粘合剂仅在应变片技术中使用)具有低吸湿率的特点　通过选择不同的粘合剂或固化条件(热固化或冷固化)可控制固化速度　粘合剂类型　安装现场的工作条件和粘合剂性能,特别是工作温度,都将影响粘合剂的可用性。　除推荐的粘合剂外,不得使用任何其他粘合剂。应变片粘合剂不同于一般粘合剂,其通常基于商业粘合剂进行特殊开发或更改。将应变片粘贴到物体上并不是评估粘合剂是否适合的充分标准,其还必须确保物体应变无损失地传递(应变测试根据　VDI/VDE　2635　或类似标准)。　为应变片选择正确的胶水:　粘合剂　在应用技术上的区别如下:　冷固化剂　冷固化剂非常容易使用。单组分粘合剂需要在合适的湿度下固化,双组分粘合剂必须在使用前混合。反应时间很短的粘合剂也被称为“超级胶水”,但最好只用于实验测试。　热固化剂　冷固化剂只能在测试对象达到固化温度时才能使用,通常应用于传感器制造,或是需要将应变片安装在设备中的应用。与冷固化胶粘剂相比,热固化胶粘剂需要较高的工作温度下的,一般适用于传感器生产,以及高精度要求的应用。　粘合材料的有效温度范围　粘合剂　主要应用领域　材料　温度范围:零点相关　1)　非零点相关　2)　相关测量　3)　组分　P250/P250-R　,　冷固化　应力测试　酚醛树脂　1)　-196°C　…+250°C　[-320°F　…+482°F]　1　2)　-196°C　…+250°C　[-320°F　…+482°F]　X60　,　冷固化(强力胶)　应力测试　甲基丙烯酸酯　1)　-200°C　…+60°C　[-328°F　…+140°F]　2　2)　-200°C　…+60°C　[-328°F　…+140°F]　Z70　,　冷固化(强力胶)　应力测试,　传感器制造(低精度)　氰基丙烯酸酯　1)　-55°C　…+100°C　[-67°F　…+212°F]　1　2)　-70°C　…+120°C　[-94°F　…+248°F]　X280　,