孔板流量计简易计算公式应用介绍孔板流量计的计算公式,通过将简易公式和通用公式的对比, 现简易公式更直观,而且计量误差很小,能够满足生产要求,为维护提供了方便。 关键词 计量学;孔板;流量;公式;误差 孔板是典型的差压式流量计,它结构简单,制造方便,使用广泛,主 要用于测量氧气、氮气、空气、蒸汽及煤气等流体流量。由于孔板的 流入截面是突然变小的,而流出截面是突然扩张的,流体的流动速度 (情况)在孔板前后发生了很大的变化,从而在孔板前后形成了差压, 通过测量差压可以反映流体流量大小。但是流量的计算是一个复杂的 过程。炼铁厂以往仅仅是通过开方器对孔板前后差压进行开方,然后 乘以设计最大流量从而获得实际流量值,如公式(1)所示。 其中Q ——体积流量,Nm3/h; Qmax——设计最大流量,Nm3/h; ——设计最大差压,Pa。其实这种方法并不能真实反映准确流量,特别是在压力、温度波动(变化)较大的时候,测量出来的流量和真实流量相差较大。所以,流量 的计算还需要增加温度、压力补偿。 在孔板通用公式中,增加压力、温度补偿的流量计算公式关键是 对介质在工况下的密度进行处理,此外还需要孔板设计说明书上的流 量系数、孔板开孔直径、膨胀系数、工况密度等参数,公式比较复杂; 经过大量的数据统计获得的简易公式则简单得多,只要有孔板的设计 最大流量、设计差压和设计压力,即可准确获得实际流量值。 孔板流量计计算公式;