杀菌灯数量可由下列公式选定(保举 参考 , 非规范 ): 有一般卫生要求时 ,n=4p*p/hvf 有 高度杀菌要求时 ,n=0.05v/hf 上述公式 中,n―― 紫外光杀菌灯数 , 每一支按 30w 计p―― 室内人次 h―― 杀菌灯至装备距离 ,m; v――房间体积,立方 f――灯具效率,可取 0.8 计较结果若紫外光杀菌灯数量不足 1 时,按1支计较。 紫外线消毒 适用范围:用于室内空气、物体表面和水及其它液体的消毒。 紫外线消毒灯和紫外线消毒器 消毒使用的紫外线是 C 波紫外线,其波长范围是 200-275nm,杀菌作用最强的波段是 250-270nm,消毒用的紫外线光源必须能够产生辐照值达到国家标准的杀菌紫外线灯。 制备紫外线消毒灯,应采用等级品的石英玻璃管,以期得到满意的紫外线辐照强度。 紫外线消毒灯可以配用对紫外线反射系数高的材料(如抛光铝板)制成的反射罩。 要求用于消毒的紫外线灯在电压为 220V、环境相对湿度为 60%、温度为 20℃时,辐射 的253.7nm 紫外线强度不得低于 70uW/cm2 (普通 30W 直管紫外线灯在距灯管 1 米处测 定,特殊紫外线灯在使用距离处测定,使用的紫外线测强仪必须经过标定。 ) 紫外线灯使用过程中其辐照强度逐渐降低,故应经常测定消毒紫外线的强度,一旦降到 要求的强度以下时;应及时更换。 紫外线消毒灯的使用寿命, 即由新灯的强度降低到 70uW/cm2 的时间 (功率≥30w)的灯, 或降低到原来新灯强度的 70%(功率30W 灯,≥90uW/cm;功率>20W 灯,≥60uW/cm2 ;功率 150W 灯,≥20uW/cm2。由于这种灯在辐射 253.7nm 紫外线的 同时,也辐射一部分 184.9nm 紫外线。故可产生臭氧。 (2)高强度紫外线消毒灯:要求辐射 253.7nm 紫外线的强度(在距离 1 米处测定)为: 功率 30W 灯,>180uW/cm2;11w 灯,>30 uW/cm2。 (3)低臭氧紫外线消毒灯:也是热阴极低压汞灯,可为直管型或 H 型;由于采用了特 殊工艺和灯管材料,故臭氧产量很低,要求臭氧产量