一些"混合"系统采用传统的变换器\ue002然后将电输出转换为光信号\ue002用于光纤传送。 扫描仪.多通道扫描压力测量系统是多点要求测量的最好选择。有机械和电子两种类型。机械扫描器仅有一个传感器\ue002其可以连续地从每个测量点机械地发送数据到传感器。电子扫描器在公共结构中采用很多传感器\ue002其可以通过电方式多时序地将数据传送到采集设备。在这两种类型中\ue002都将测量处管道产生的压力发射到一个传感器。 压力扫描阀.压力扫描阀是一种气动开关\ue002可以按时序将多通道压力传送到信号变换器。最通用的设计是利用相对旋转的部件进行表面拍打表匹配。为了尽量减小气体目标体积受压力变化的影响\ue002可以将变换器直接安装在离阀很近的地方。阀转动体由步进电机驱动\ue002阀位置由旋转编码器指示。产品可通过对一个或多个端口提供已知的精确压力并结合系统进行周期性校准。最大扫描速率取决于要求的精度。如果每个测量点停留的时间在压力平衡中足够长\ue002则精度为变换器的精度。平衡时间是移动体积和压力变换量的函数。对于气动式和喷气发动机而言\ue002其典型的扫描速率为每秒 5– 10 个测量点。多通道扫描仪可以按时序提供快速有效的扫描速率。 电子压力扫描仪.如果将微型半导体应变仪和固态电子多路技术结合在一个测量系统中\ue002则能比机械扫描仪提供更高的扫描速率。多路变换器阵列\ue002低能多路复用器\ue002共用腔中的仪器放大器可以弥补典型系统的缺陷。有些系统也包括能自动转换目标到每一个传感器\ue002以校准任意时间压力的气动阀。