最近想做一个LCR测试仪,自动测量电阻、电容、电感,在网上找了一个原理图,实在是没有看懂是怎么工作的,想请教坛里有没有对这个了解的,不吝请教!!!!目前只知道,lcr是通过数字电桥达到测量目的的!但是没明白这个电路图是怎么工作,再次感谢~,小弟不关注副参数!!!!
也看不懂。等大神来解答
这个资料的来源是哪里啊?
仪器仪表板块有德版和俄版的,但是原理都没看懂
好像是通过测量脉冲通过RL RC上电压到达IO翻转阈值时间参数得到的时间推算
没看懂,感觉缺点什么
LZ这个又不是LRC表,是德版的晶体管测试仪,兼具电阻电容电感测试功能而已,精度和LRC没法比。
主流的低频LRC都是采用模拟相敏检波,通过测量元件的电流电压及其相位,就可计算出其值。
LZ这个通过串并4.7k和680R的后电阻变化就可计算出元件的电阻值,通过充放电测量出τ时间就可计算出容值,电感同理。
LZ这个官方有详细的文档,英德俄三种语言,LZ可以先看看。
算了,好人做到底,传个最新的英文手册,里面对原理做了详细的说明,可惜我没细看过
在强调一下,这个仪表主要是用来测试识别晶体管的,只是兼具测量电容电阻频率PWM占空比……等一堆小功能
小大阻值误差很大。电容副参可以测ESR,电感副参可以测损耗
太感谢了,我说怎么以lcr的原理去分析,感觉理不通呢~~~~~~先看看你给的文档
1K电阻测得值是700Ω,误差的确不小~~~
好人,还得请教一下,还不是很明白 怎么测得电阻 电容 电感,能否简单描述一下~~~~
要校准,680R和4.7K的电阻我用的是1%,校准后测电阻的精度应该在0.5%,测大于1M的电阻误差稍微大些
这个表的实现细节我没研究过,但原理无外乎这样