绝缘油测定仪应用微电脑自动控制技术,采用大屏幕液晶显示屏,全中文菜单提示操作,有丰富的运算,打印实验结果功能,已被国际列为许多物质中水分测定的标准方法。绝缘油测定仪此方法操作简单、准确度高,是石油、化工、电力、医药、农药行业及科研院校测试水分含量的理想仪器。
绝缘油测定仪采用大屏幕液晶显示,利用微处理器控制,可以根据用户的设定条件自动完成加热、恒温、振荡、取样、测试、清洗、打印等功能,可以一次性测量1-3个样品,大大缩短了用户的测试时间,并且本仪器带有USB接口可与计算机通讯。
绝缘油测定仪主要组成部分及功能:
1、油样定量系统:把一定量(50mL左右)的油样引入脱气系统进行脱气。
2、脱气系统:采用真空型压力喷雾,电动搅拌,脱气效率高。
3、数据检测处理系统:运用高精度高稳定性的差压传感器,采集脱出气体后脱气罐的内部压力与进油前的压力之间所生的压差信号,经放大,并由数据处理系统进行数据处理,然后将算出的油中含气量体积百分比直接显示在显示屏上。
4、废油收集系统:收集进入仪器的清洗和试验油样并在每次测试结束后自动排出。
绝缘油测定仪维护及注意事项:
1、长时间不使用本仪器应当进行管路清洗,将3个试样锥形瓶换成无水乙醇 后点击系统清洗,分别对三个管路进行清洗;
2、注意测试前锥形瓶一定要确定是否压紧,否则在振荡过程中容易导致锥形瓶破损;
3、测试前请检查锥形瓶上试验胶塞上的不锈钢吸管一定要在杯子底部,防止吸管将油样一起抽出,影响测试结果,并且污染测试管路;
4、注意锥形瓶和测试杯一定要保持干净,PH值为中性,这样是测试结果更准确;
5、测试过程中防止将测试溶液撒到仪器内部,影响测试元器件;
6、如测试完毕后,无需做试验室请把指示剂的工作盖换成密封盖,在阴凉避光处保持。