直流电能表外附分流器 技术规范书 2017年10月 目录1范围	3 2 规范性引用文件	3 3 术语和定义	3 4 总则	3 5 技术要求	4 6 试验项目及方法	5 7 检验规则	10 8 技术服务、设计联络和巡检监造	10 1 范围 本部分规定了直流电能表外附分流器(以下简称分流器)招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。 本部分适用于直流电能表外附分流器招标。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 2423.4—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h+12h循环) 2423.57—2008 电工电子产品环境试验 第2-81部分:试验方法 Ei: 冲击 冲击响应谱合成 GB 2423.58—2008 电工电子产品环境试验 第2-80部分:试验方法 : 振动 混合模式 GB 2423.8—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 Ed: 自由跌落 3 术语和定义 GB/T?19519界定的以及下列术语和定义适用于本部分。 3.1 招标人 bidder 提出招标项目,进行招标的法人或其他组织。 3.2 投标人 tenderer 响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。 3.3 卖方(供方) seller(supplier) 3.4 买方(需方) buyer(purchaser) 3.5 直流电能表外附分流器 Shunts attached to DC meters 直流电能表外附分流器(以下简称分流器)配合直流电能表使用,是测量直流电流的工作用四端电阻量具,由两个铜接头及其之间的板状或棒状电阻元件组成,电压降由安装在分流器接头上的电位端子引出。 3.6 分流器热平衡时间 Shunt thermal equilibrium time 分流器加载额定电流,当分流器每分钟相对误差的变化量不超过分流器误差限的1/10时,可认为从分流器达到热平衡。从分流器通电到分流器达到热平衡之间的时间间隔,为分流器热平衡时间。 4 总则 4.1本适用于国家电网公司系统(以下简称“公司系统”)的招标采购,它包括指标、机械性能、适应环境、等方面的技术要求、验收要求以及供货、质保、售后服务等要求。 4.3 如果投标人没有以书面形式对本的条文提出异议, 则招标人认为投标人提供的设备完全符合本。如有异议, 都应在投标书中以“投标表”为标题的专门章节中加以详细描述。 4 本经、双方确认后作为订货合同的技术, 与合同正文具有同等的法律效力。5 本部分中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 6 本部分各条款如与专用部分有冲突,以专用部分为准。 5 技术要求 5.1 规格要求 a) 分流器额定输出电压75mV; b) 准确度等级:0.2级、0.5级、1级。 5.2参比条件 参比条件应符合表规定不得有影响绝缘性能的有害气体和介质场所 检测各级分流器时参比条件及允许偏差 影响量	参比值	允许偏差	环境温度	准确度等级等级≥	±1℃	±5℃	环境湿度	60%R.H.	±15%	额定电流	-	5.3 工作环境要求 5.3.1温湿度范围 温度范围 规定的工作范围(℃)	-25~60	极限工作范围(℃)	-40~70	相对湿度 年平均(%)