手摇发电机的规定摇速是120/min测量电极有接地极E、电压辅助电极P和电流辅助电极C,其中E极为机内电流互感器两线圈的一端部连接点(四个测量端钮的仪表是把E极内部的这两个端部分开)。被测接地电阻接在E和P之间,适当调节倍率和电阻Rp的值,当检流计的指针指零时,待测接地电阻Rx=KRp,K为电流互感器的变比,表面刻度盘的指示值与倍率的乘积就是Rx的值。
下面简单说一下,如何使用接地电阻测量仪测量接地电阻;
测量前,应先把被测接地装置的接地引下线断开,然后进行测量,测量接线如下图所示。
其中E为被测接地极,两个辅助电极插人土壤的深度约为0.5m,第辅助电极P (电位探针)与待测接地电位探针电极之间的距离约20m,第二辅助电极C(电流探针)与待测接地极之间距离约40m。
测量时,仪表要水平放置,检流计指针要先调整至零位,否则可以借助零位调整器,把指针调整到中心线。然后将倍率挡先满在较大的挡位,测量中根据指针的偏转情况,再作适当的调节。随即一边用手慢慢转动发电机手柄,用另一边手调节倍率和读数盘,吏检流计指针对准中心线,然后逐渐加快摇动速度到标准转速120r/min,再调节标度盘,使检流计再次指向中心线,此时的示数与倍率的乘积就是被测电阻的值。
影响接地电阻的因素很多:接地极的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。为了保证设备的良好接地,利用仪表对接地电阻进行测量是必不可少的。