情况一:胰岛素笔注射键按不动
原因一:针头堵塞或针头的内针未刺穿胰岛素笔芯橡皮膜
当遇到胰岛素笔注射键无法按动时,最常见的是针头原因。很多“糖友”胰岛素笔针头不是一次一换,而是多次使用,这样容易导致针头堵塞。还有一种情况是,在更换新的针头时,因操作不当或针头本身原因等,使针头的内针不能刺穿胰岛素笔芯橡皮膜。这两者都可使胰岛素笔注射键无法按动。
解决方法:
出现针头引起的胰岛素笔注射键无法按动时,应更换新的胰岛素笔针头。安装针头时,保持针头与胰岛素笔在同一直线,顺时针拧紧针头。这样能避免内针的弯曲、折断,便于针头内针刺穿胰岛素笔芯橡皮膜。
原因二:笔芯内胰岛素用完
正确更换新针头后,如果胰岛素笔注射键仍无法按动,就要检查一下胰岛素笔芯,如果笔芯内药物已经使用完,胰岛素笔注射键便无法按动。
解决方法:这时就要及时更换新的胰岛素笔芯了。
情况二:反复排气,针尖无胰岛素滴出
原因一:胰岛素笔活塞杆末端未紧贴笔芯尾部的橡皮活塞
当出现针尖无法排气现象时,需要先回忆最近是否有拆开笔芯架的情况。有的“糖友”为了学习胰岛素笔的装药操作,在笔芯未用完时,拆开笔芯架,重装胰岛素笔芯;也有的胰岛素注射笔笔芯架容易滑脱。这些都容易出现反复排气,不见针尖有胰岛素滴出的情况。
解决方法:
笔芯未用完时,最好不要拆开笔芯架。如果取下来了,要学会安装。这种已经用过的笔芯,取出再装回去的时候,需注意和装新胰岛素笔芯的方法是有些不同的:装入旧的胰岛素笔芯时,要根据该笔芯已经用去的胰岛素的量,先将活塞杆调节一定的长度,使活塞杆末端尽量紧贴笔芯尾部的橡皮活塞。活塞杆的长度需要反复多次调节,才能达到这种状况,所以最好不要在笔芯未用完时拆开胰岛素笔芯架。
原因二:空气进入笔芯,排气剂量不够
当胰岛素笔保存不当,如将使用中的胰岛素笔放入冰箱冷藏,室温、冰箱温度冷热交替,在未取下针头的情况下,大量空气经过针头进入笔芯,导致常规剂量的排气不能正常排出胰岛素。
解决方法:
使用中的胰岛素笔不要放入冰箱。如笔芯里气泡较多时,要增加排气剂量,多次重复排气,才能将笔芯气泡排干净,针尖才会有胰岛素滴出。
原因三:排气或注射胰岛素时旋转胰岛素笔注射键
很多胰岛素笔在注射剂量调节过多时,可以直接旋转回调胰岛素笔注射键至所需