假设通入浓度 为 1. 26 \ue000 10- 3的 H2, 通过两类元 件的 检测, 分别得到灵敏度 \ue0001= 7. 306,\ue0002= 13\ue000 91( 其中 \ue0001 为纯纳 米ZnO 元件测 试所得; \ue0002 为 Ag 掺杂的 纳 米 ZnO 元件测 试所得) , 将\ue0001= 7 \ue000 306 代入纯纳米 ZnO 元件\ue000\ue000 Cg 标准曲线方程 Y= 5 \ue000 40X+ 0 \ue000 12 以及 Y= 34 \ue000 12- 8 \ue000 13X, 分别 计算得到气 体浓度 Cg11= 1. 33\ue000 10- 3, Cg12= 3 \ue000 35 \ue000 10- 3(其中 Cg11为 在增区间内与灵敏度 \ue0001 对应的 H2 浓度; Cg12为 在降区间 内与 灵敏度 \ue0001 对应的 H2 浓度) 。利用初步判定出的 H2 气体浓度 Cg11= 1. 33 \ue000 10- 3以及Cg122= 3 \ue000 35 \ue000 10- 3, 将其代入 Ag 掺杂纳 米 ZnO 元 件的 \ue000\ue000 Cg标准曲线方程 Y= 9\ue000 97X+ 2 \ue000 18 以及 Y= 75 \ue000 83- 19 \ue000 11X, 分别得到此时元件灵敏度 \ue00011= 14\ue000 74 以及 \ue00012= 11\ue000 81( 其中 \ue00011为在增区间内与 H2 浓度 Cg11对应的元件灵敏度; \ue00012为在降区间内与 H2 浓度 Cg12对应的元件灵敏度) , 将\ue00011、\ue00012与 \ue0002 进行比较, 发现 \ue00011与 \ue0002 在数值上更为接近。 因此, 判 断测试气体浓度为 1\ue000 33 \ue000 10- 3, 与实际检测浓度 1\ue000 26 \ue000 10- 3间误差为5 \ue000 6% 。