----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word 文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 货物需求及供货范围一览表设备名称 招标人要求 投标人响应 型号规格和主要 参数 单位 型号规格和主要参数 单位 数量 电流互感 额定输入额定输出 阻抗 结构形式 调压器 50/1000050 50 380 125 1-10 2.1、环境温度:—10—402.2、产品周围应无严重影响变压器绝缘的气体蒸气,化学性沉积灰尘、污垢及其它 爆炸性介质的场所。 2.3、工作电源:220V/380V 10% 50H 3、本产品特点 产品根据体积、重量的不同采用分体/整体式结构,具有输出电流无级调整、电 流上升平稳、负荷变化范围大、安全等特点,可作为工矿企业进行升流或温升试验的 电流源设备。 大电流发生器为低电压、大电流干式变压器。适用于频率 50HZ 开关,电流互感 器或其他电器设备的升流及负载试验。该产品采用一体化结构,操作和数据读取较为 方便,是各行业在电气调试中需要大电流场所的必备设备。 本系列产品视产品体积、重量采用一体式、分体式结构,具有输出电流无极调整, 采用 级标准互感器,数字显示,电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便、安全等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。 4、使用要求 4.1、仪器必须有良好接地,使用中升流变压器和操作台必须可靠接地,以保证安全。 4.2、接通电源将控制台输出端与发生器输人端相接,仪表与仪表相接,打开空气开关, 此时升流器等待升流。 ----------------------------精品word 文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word 文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 4.3、顺时针均匀旋转调压器,注意控制台上输出电流