点击Cell setup,屏幕左边,More,翻到第二页,点击UE Rep Meas->转动三角锥(同时一直点Send Meas Request),记下Pathloss的最大值,即为最大接收电平。此时点击Measurement,修改cell power的值,一般是(-60dB-最大接收电平+4or5dB),保证其最大,然后误码率不得大于%0.1,记下此时的Cell power,即为TIS。
在纯W模式下可以随意切换信道,点击按键区的Cell Setup,屏幕左边handover->Physical Chan reconfig->Handover Downlink Channel(UARFCH),修改信道点击Exexute Handover,在Active Cell显示为Connected时,继续重复测试步骤,记录数据
下面附上各个频段的三个主要信道:W850:4357,4440,4458;W900:2937,3012,3088;W1700:1538,1638,1738;W1900:9662,9800,9938;W2100:10562,10700,10838。