PowerSuite 是德科技 X 系列信号分析仪的标配。这是一款全面的测量套件,其测量能力涵盖了信道功率、ACP、占用带宽、互补累积分布函数(CCDF)、谐波失真、杂散发射、TOI 以及 SEM。
其他的通用型应用软件可处理相位噪声、噪声系数、电磁兼容性(EMC)及综合的脉冲分析(参见图 13 和图14)。在所有情况下,测量应用软件均可大幅简化测量设置(降低繁琐程度,减少误差),并提供将大量测量结果简化解读的定制显示,或者提供合格/不合格的指示(参见图 13 和图 14)。
图13. N6141C EMC 应用软件在执行传导和辐射发射的先期认证测量时,图中的测量配置符合 CISPR 16-1-1 或MIL-STD 要求。
图14. N9067C 脉冲测量应用软件可以收集大量的脉冲信息,进而执行各种参数计算,比如计算周期、宽度、脉冲重复间隔(PRI)、上升/下降时间、过冲、平均功率和峰值功率等。
识别内部失真产物
当高电平信号到达频谱分析仪的输出端时,可能会造成失真产物,使输入信号上的真实失真受到掩蔽。利用双迹线和分析仪的射频衰减器,您可判断分析仪内部产生的失真是否对测量造成任何影响。
这是一种实用的测量方式,因其可对特定设置(信号、分析仪与连接)的严重衰减进行优化。通常,这种有针对性的优化要好于单纯按照仪器规范计算出的结果。
首先要把分析仪的输入衰减器设置好,让输入信号电平减去衰减器设置后约为 0 dBm。为了识别这些产物,需将输入信号调至二次谐波,并将输入衰减器设置为 0 dBm。接下来,储存迹线 B 的屏幕数据,将迹线 A 选为活动迹线,然后启动游标 ∆。现在频谱分析仪显示迹线 B 的储存数据与迹线 A 的测量数据,游标 ∆ 则显示了两条迹线间的幅度差和频率差。最后,将射频衰减增加大约 15 dB,并将迹线 A 的响应与迹线 B 做比较。
用于信号分析仪的专用标准型应用软件也有数十种之多,它们主要面向传统和新兴的无线标准,比如 LTE/LTE-Advanced、GSM、W-CDMA、WLAN、蓝牙以及数字视频等。这些软件可将基本的射频工具(信号分析仪)转换为基于标准的发射器测试仪,用以执行射频一致性测试,以及全面显示测试和故障诊断信息。在某些情况下,为了分析复杂的、高度专业的无线标准,唯一可行的办法就是选择一种专