仅限于配有　“　第二输出范围　”　选项的分析仪。　上切换值　=　分析仪应当从输出范围　1　切换到输出范围　2　时的　测量值。　通常等于该输出范围的端值。不过,也可以选择所示的最小　/　最大范围内任一值。　下切换值　=　分析仪应当从输出范围　2　切换到输出范围　1　时的　测量值。　下切换值必须小于上切换值。设置该值,使上切换值和下　切换值之差明显大于　SIDOR　的规定测量准确度。　\uf062　不要设置成相同的切换值。　否则,当测量值处于切换点时,　SIDOR　就会不停地在输出范围之间切换。　•　两个切换值之间的标准差异:　相关物理量程的　2%。　•　如果测量值可能波动或者有　“　噪音　”　时,则切换值之差可设置得更大。　78　SIDOR　·　操作说明书　·　8015208/XN20/V2.3/2015-05　·　©　SICK　AG　专家功能　如有更改　,　不另行通知　7.8.3　输出范围显示　要显示各个测量值输出的输出范围:　1　调用菜单　621(main　menu　→　settings　→　measurement　→　meas.value　outputs,　主菜单　→　设置　→　测量　→　测量值输出)　。　2　选择所需的测量值输出。　3　调出输出范围列表。　7.8.4　选择输出范围　仅限于配有　“　第二输出范围　”　选项的分析仪。　功能　每个测量值输出都有三个输出范围选择模式:　所需输出范围的固定设置　内部自动范围切换　(切换点→　第77　页,　§7.8.2)　通过控制输入的外部范围控制　(→　第83　页,　§7.10.2)　设置　1　调用菜单　621(main　menu　→　settings　→　measurement　→　meas.value　outputs,　主菜单　→　设置　→　测量　→　测量值输出)　。　2　选择所需的测量值输出。　3　调出范围选择。　4　选择所需模式:　7.8.5　设置　“　带电零点　”　/　禁用测量值输出　功能　可经过程序设置,让各测量值输出代表　0　...20　mA、2　...　20　mA　或4...　20　mA　电子范围　内的测量值。当选择了　“　带电零点　”　时(2　mA　或4mA)　,电子信号　“0　mA”　可以理　解为一般故障情况或者电气断开。　可以禁用各测量值输出。这时,该测量值输出一直显示为　“0　mA”。　设置　1　调用菜单