型号及名称:补偿导线型号按产品的品种划分为:SC,KC,KX,EX,JX,TX。其中:a)型号第一个字母与热电偶的分度号相对应;b)字母“X”表示延伸型补偿导线(型别)c)字母“C”表示补偿型补偿导线(型别)注:SC型补偿导线可配用R型分度号热电偶。使用分类、允许等级、护层着色标志:使用分类标志允许登记及护层着色普通级精密级一般用G(黑色)S(灰色)耐热用H(黑色)S(灰色)结构特征、绝缘层、护层材料、使用温度绝缘层及护层使用温度材料符号聚氯乙烯PV-25~70℃-25~105℃聚全氟乙丙烯FEP-60~205℃可溶性聚四氟乙烯PFA-60~260℃产品标号(标记)配用热电偶分度号一般用(G)产品标号耐热用(H)产品标号普通级精密级(S)普通级精密级(S)SSC-GSC-GSSC-H--NNC-GNC-GSNC-HNC-HSKNC-GNC-GSNC-H--KC2-GKG2-GSKC2-HKC2-HSKX-GKX-GSKX-HKX-HSEEX-GEX-GSEX-HEX-HSJJX-GJX-GSJX-HJX-HSTTX-GTX-GSTX-HTX-HS补偿导线合金丝和绝缘层颜色补偿号线型号配用热电偶的分度号补偿导线合金线绝缘层着色正极负极正极负极SCS(铂铑10—铂)SPC(铜)SNC(铜镍)红绿NCN(镍铬硅—镍硅)NPC(铁)NNC(铜镍)红黄TCT(铜—康铜)TPC(铜)TNC(铜镍)红蓝KXK(镍铬—镍硅)KPX(镍铬)KNX(铜镍)红黑EXE(镍铬—铜镍)EPX(镍铬)ENX(铜镍)红棕JXJ(铁—铜镍)JPX(铁)JNX(铜镍)红紫TXT(铜—铜镍)TPX(铜)TNX(铜镍)红白