以黑面为准,如红面小于黑面,那么肯定红黑加减100。计算如下:
后尺黑面中丝读数减前尺中丝读数=黑面高差中数
后尺红面中丝读数减前尺中丝读数=红面高差中数
取其平均值即为高差中数。
水准对尺2把尺子常数分别为4687和4787。
扩展资料:
温度对仪器的影响
温度会引起仪器的部件涨缩,从而可能引起视准轴的构件(物镜,十字丝和调焦镜)相对位置的变化,或者引起视准轴相对与水准管轴位置的变化。由于光学测量仪器是精密仪器,不大的位移量可能使轴线产生几秒偏差,从而使测量结果的误差增大。
不均匀的温度对仪器的性能影响尤其大。例如从前方或后方日光照射水准管,就能使气泡“趋向太阳”——水准管轴的零位置改变了。
温度的变化不仅引起大气折光的变化,而且当烈日照射水准管时,由于水准管本身和管内液体温度升高,气泡向着温度高的方向移动,影响仪器水平,产生气泡居中误差,观测时应注意撑伞遮阳。
参考资料来源:百度百科-水准测量