事件编码描述的是血压测　量的条件。事件编码还伴有解决方案,如果适用的话,可在日后出现时使用。　注:编码并不会自动提示读数无效;只是作为帮助用户回顾数据的指南。　事件编码定义　图33:配置窗口——导出设置　33　80-0062-05-MO-RevD　2020-05-26　SunTech　Oscar　2　Model　250　用户手册　编码　AccuWin　Pro™　v4　中的描述　解决方案或回应　1　示波信号弱或无　检查袖带的位置和气密性。　2　手动/不稳定示波信号　血压读数期间保持静止。　3　超出重试次数:4　次尝试　血压读数期间保持静止。　4　超出测量时间限度:140　秒　检查空气软管连接,确保袖带密闭。　5　结果超出已发表的范围:血压:25-260　mmHg;脉率:40-200　bpm　按下开始/停止按钮重试。如果问题持续存在,　装置返回维修。　6　释放时间间隔违反规定　按下开始/停止按钮重试。如果问题持续存在,　装置返回维修。　85　读数中止——阀门或气动被隔断　检查空气软管连接,确保空气导管没有皱褶。　86　读数中止——用户中止　按下开始/停止按钮重启读数　87　读数中止——空气超时或漏气　检查软管和袖带。　88　读数中止——安全超时　按下开始/停止按钮重试。如果问题持续存在,　装置返回维修。　89　读数中止——袖带超压　检查空气软管是否阻塞或扭结。　90　要求维修——电源供应超出范围或其它硬　件问题　更换电池。　如果问题持续存在,　装置返回维修。　91　要求维修——安全防护无效或自动调零超　出范围　按下开始/停止按钮重试。如果问题持续存在,　装置返回维修。　94　电池电量不足的警告　更换电池。　如果问题持续存在,　装置返回维修。　97　要求维修——传感器超出范围　装置返回维修。　98　要求维修——模拟数字转换超出范围　装置返回维修。　99　要求维修——EEPROM　校准数据　CRC　故障装置必须重新校准。返回维修。　108　剂量反应序列开始　回顾“剂量反应统计”选项卡上的全剂量反应　序列。　109　剂量反应序列结束　回顾“剂量反应统计”选项卡上的全剂量反应　序列　110　患者标记的事件　在“动态血压”表格选择所需的评论。　111　日间/夜间模式切换　如有需要,调整“动态血压数值”图表,使其　与患者标记的时间相一致。　112　日间/夜间模式切换　如有需要,调整