传感器应用建议　传感器是采用多层印刷封装而成的被动元件,作为可变电阻,可以采取多种方式应用于电路中.为了更好的使　用传感器,下面介绍几点重要事项.　\uf06c　正确的期望(了解你即将使用的薄膜电阻式压力传感器)　此类传感器,不是测力计,应变仪.　在测量中,通常只能获得定性的结果.力的测量精度范围大概在±5%到±25%依赖于测量和施力系统的一致性及校正方法.　请注意精度和分辨率的区别,传感器的力分辨率小于　1%.　\uf06c　传感器的测试有效区域(active　area)　传感器的有效测试区域就是传感器圆形端,银色圆面覆盖的范围。为了达到准确及可重复的测试结果,　被测力需要很均匀的分布在传感器的有效区域。在传感器有效区域中被测力的分布位置变化也会轻微的带来　读出电阻的变化。　如果被测力的接触面积大于传感器的有效面积,那么就需要在传感器上增加一个面积略小于有效区域的　橡胶垫子.让被测力全部作用在传感器的有效区域。艾动的单点传感器标准品均可以提供略小于有效面积尺　寸的垫片。　\uf06c　传感器量程(force　range　or　pressure　range)　艾动薄膜电子定义的量程是指让传感器的输出为一个指定电阻的压力值,所有的单点传感器都采用相同　的定义。需要注意的是这个量程并非是传感器的最大工作量程,绝大部分时候传感器可以在超过工作量程　1　倍压力下还有不错的线性变化。　此外薄膜压力传感器在超过量程之后,仅仅是传感器的输出会逐渐趋于饱和,而传感器本身并不会损坏。　(只适用于薄膜压力传感器垂直受压)　\uf06c　布置一套可重复的机械施力系统及校正(calibration)　对于传感器应用在客户电子系统中,为了得到施加的力值(牛顿,千克),需要通过施加标准力进行校正.所以　需要一套可重复稳定的标准力施加系统作为基准.　由于传感器对于施加在有效区域的力的分布非常敏感,所以施力面的均匀分布的稳定非常重要.在施加力　和传感器之间增加一个薄的弹性体可以有效帮助吸收由于力的分布引入的误差.　\uf06c　推荐电路(application　circuit)　传感器作为可变电阻,可以简单的采用电阻分压的方式,通过测试电压来计算出电阻的大小,也可以通过运　算放大器的运算电路来计算传感器的实时电阻.　下面这个电路图是在　i-Motion　Sensor　的单点传感器采集演示　系统中使用的电路框图,运算放大器是单电源供电。　i-Mot