本文章主要介绍了:e h雷达液位计杂波抑制,罗斯蒙特雷达液位计怎么标定,科隆雷达液位计5400c密码等信息
(科隆雷达液位计5400c密码)
降低一点SENSETIVITY(灵敏度)值来协助忽视阻塞。降低SENSETIVITY可能会使仪器失去低导电介质的液位,请咨询厂家。
3.5被覆∕污垢
705型单杆式探头可以在介质有污垢时有效的操作。
由于以下原因可能会产生预见的错误:
1)引起被覆的导电介质。
2)被覆加厚。
3)被覆的长度高于当前液位。
作为物位测量的一种仪表,导波雷达液位计广泛应用于石油化工行业中。本文主要讲述了Eclipse型导波雷达液位计的安装与常见故障。错误之处,敬请批评指正。