一人观测, 一人记录,一人打伞,二人扶尺。 在一个测站上的观测步骤 (以往测奇数测站为例): (1)首先将仪器整平(望远镜绕垂直轴旋转时,符合水准气泡两端影象 的分离不得超过1cm)。 (2)望远镜对准后视水准标尺,转动倾斜螺旋使符合水准气泡两端影 象符合(分离不得大于2 mm ,用下、上视距丝平分水准标尺的相应基本分划读取视距读数。视距读数第四位数由测微器直接读出。 读数时标尺分划读数和测微器读数共四个数字要连贯读出。 (3)转动倾斜螺旋使气泡影象精密符合,并转动测微螺旋使楔形丝照 准基本分划,读取基本分划和测微器读数。测微器读至整格即可(二 位数)。 (4)旋转望远镜照准前视水准标尺,使符合水准气泡两端影象精密符 合,用楔形丝照准基本分划并进行读数,然后按下、上视距丝进行视 距读数。 (5)用楔形丝照淮前视水准标尺的辅助分划,转动倾斜螺旋使气泡影 象精密符合,进行辅助分划的读数。 旋转望远镜照准后视水准标尺的辅助分划,转动倾斜螺旋使气泡影象精密符合,进行辅助分划的读数。 以上所有读数应记录在规定的表格中。 至此一个测站的观测工作即告结束。以上为往测奇数测站的后-- 前--前--后观测程序,往测偶数测站的观测程序为前--后--后--前。 4)技术要求 2)观测时要注意消除视差,气泡严格居中,各种螺旋均应以旋进方向终止。 3)视距读至1mm,基辅分划读至0.1mm ,基辅高差之差