下图为ZC-8指针式摇表接地电阻测试仪的实物图。
这种接地电阻测试仪分为三接线柱和四接线柱两种;三接线柱式摇表(E、P、C)适用于直接测量各种接地装置的接地电阻;四接线柱式摇表(C1、C2、P1、P2)的摇表可以测量土壤的电阻率,如果把四接线柱中的C2、P2连在一起,接变成了三接线柱式的摇表(连接点相当于三接线柱式中的E端子)。
下面简单介绍一下接地电阻测量仪的结构和工作原理;
接地电阻测量仪由手摇发电机F、电流互感器LH、倍率开关S、调节电位器Rp及检流计M等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带,附件有辅助探棒、导线等,其内部测量线路如下图所示。
测量仪的表面上有两个旋钮,一个用于改变测量倍率,一个用于测量时调节读数盘。