在其他的分析方法中用标准 溶液绘制工作曲线或作计算标准。 配制方法有两种,一种是直接法,即准确 称量基准物质,溶解后定容至一定体积;另一种是标定法,即先配制成近似需要 的浓度,再用基准物质或用标准溶液来进行标定。 已知准确浓度的溶液,在 容量分析中用作滴定剂, 以滴定被测物质。 如果试剂符合基准物质的要求 (组 成与化学式相符、纯度高、稳定),可以直接配制标准溶液,即准确称出适量的 基准物质,溶解后配制在一定体积的容量瓶内。可由下式计算应称取的基准物质 的重量 W:W=ΜV·基准物质的摩尔质量。式中 Μ 和 V 分别为所需配制的溶液 如果试剂不符合基 的摩尔浓度和体积。利用上式可计算出标准溶液的浓度。 准物质的要求,则先配成近似于所需浓度的溶液,然后再用基准物质准确地测定 其浓度,这个过程称为溶液的标定。 无机化学教案——1.3 摩尔浓度:配制标准 摩尔浓度: 无机化学教案 溶液 2008-11-30 13:59 【大 中 小】 【我要纠错】 配制标准溶液: 配制标准溶液: 容量瓶:用来测量溶液的体积,是带有磨口玻璃塞的细颈形平底瓶,用于配制标准溶液 或稀释溶液,通常有 25、50、100、250、500、和 1000ml 等各种规格。 使用方法及注意事项: 1. 溶质先在烧杯内全部溶解然后移入容量瓶。 2. 不能加热,不能代替试剂瓶用来存放溶液。 理由: 1.配制精确。 2.避免影响容量瓶容积的精确度。 配制步骤: 1.计算;2.称量;3.溶解;4.移液;5.洗涤烧杯;6.振荡;7.定容;8.振荡摇匀。 例:配制 1 升 0.01mol/L 的 KMnO4 溶液配制标准溶液的步骤: 1. 计算所需溶质 KMnO4 的质量:n=0.01×1=0.01mol m=0.01mol×158=1.58 克 2. 称量:在天平上称取 1.58g 固 体 KMnO4 3. 溶解:在烧杯中用 50ml 左右的蒸馏水溶解 1.58gKMnO4 4. 移液:溶量瓶标明一定温度下的体积,溶液必须冷却后才能转移到容量瓶中。 5. 洗涤烧杯 6. 振荡 7. 定容 8. 振荡摇匀 移液管的使用 1.定义 用来准确移取一定体积的溶液的量器。移液管是一种量出式仪器,只用来测量它 所放出溶液的体积。 它是一根中间有一膨大部分的细长玻璃管。 其下端为尖嘴状, 上端管颈处刻有一条标线,是所移取的准确体积的标志。 2.规格 常用的移液管有 5,10,25,和 50mL 等规格。通常又把具有刻度的直形玻 璃管称为吸量管(见右图)。常用的吸量管有 1,2,5,和 10mL 等规格。移 液管和吸量管所移取的体积通常可准确到 0.01mL。 3.使用方法 根据所移溶液的体积和要求选择合适规格的移液管使用,在滴定分析中准确移取溶液 一般使用移液管,反应需控制试液加入量时一般使用吸量管。 1.检查移液管的管口和尖嘴有无破损,若有破损则不能使用; 2.洗净移液管; 先用自来水淋洗后,用铬酸洗涤液浸泡,操作方法如下:用右手拿移液管或吸量 管上端合适位置,食指靠近管上口,中指和无名指张开握住移液管外侧,拇指在中指 和无名指中间位置握在移液管内侧,小指自然放松;左手拿吸耳球,持握拳式,将吸 耳球握在掌中,尖口向下,握紧吸耳球,排出球内空气,将吸耳球尖口插入或紧接在 移液管(吸量管)上口,注意不能漏气。慢慢松开左手手指,将洗涤液慢慢吸入管内, 直至刻度线以上部分,移开吸耳球,迅速用右手食指堵住移液管(吸量管)上口,等 待片刻后,将洗涤液放回原瓶。并用自来水冲洗移液管(吸量管)内、外壁至不挂水 珠,再用蒸馏水洗涤 3 次,控干水备用。 3.吸取溶液; 摇匀待吸溶液,将待吸溶液倒一小部分于一洗净并干燥的小烧杯中,用滤纸将清 洗过的移液管尖端内外的水分吸干,并插入小烧杯中吸取溶液,当吸至移液管容量的 1/3 时, 立即用右手食指按住管口,取出,横持并转动移液管,使溶液流遍全管内壁, 将溶液从下端尖口处排入废液杯内。如此操作,润洗了 3-4 次后即可吸取溶液。 将用待吸液润洗过的移液管插入待吸液面下 1~2cm 处用吸耳球按上述操作方法 吸取溶液(注意移液管插入溶液不能太深,并要边吸边往下插入,始终保持此深度) 。 当管内液面上升至标线以上约 1~2cm 处时,迅速用右手食指堵住管口(此时若溶液 下落至标线以下,应重新吸取) ,将移液管提出待吸液面,并使管尖端接触待吸液容 器内壁片刻后提起,用滤纸擦干移液管或吸量管下端粘附的少量溶液。 (在移动移液 管或吸量管时,应将移液管或吸量管保持垂直,不能倾斜) 4.调节液面; 左手另取一干净小烧杯,将移液管管尖紧靠小烧杯内壁,小烧杯保持倾斜,使移 液管保持垂直,刻度线和视线保持水平(左手不能接触移液管) 。稍稍松开食指(可 微微转动移液管或吸量管) ,使管内溶液慢慢从下口流出,液面将至刻度线时,按紧 右手食指,停顿片刻,再按上法将溶液的弯月面底线放至与标线上缘相切为止,立即 用食指压紧管口。将尖口处紧靠烧杯内壁,向烧杯口移动少许,去掉尖口处的液滴。 将移液管或吸量管小心移至承接溶液的容器中。 5.放出溶液; 将移液管或吸量管直立,接受器倾斜,管下端紧靠接受器内壁,放开食指,让溶 液沿接受器内壁流下,管内溶液流完后,保持放液状态停留 15s,将移液管或吸量管 尖端在接受器靠点处靠壁前后小距离滑动几下(或将移液管尖端靠接受器内壁旋转一 周) ,移走移液管(残留在管尖内壁处的少量溶液,不可用外力强使其流出,因校准 移液管或吸量管时, 已考虑了尖端内壁处保留溶液的体积。 除在管身上标有“吹”字的, 可用吸耳球吹出,不允许保留) 。 6.洗净移液管,放置在移液管架上。 注意事项 1.移液管(吸量管)不应在烘箱中烘干。 2.移液管(吸量管)不能移取太热或太冷的溶液。 3.同一实验中应尽可能使用同一支移液管。 4.移液管在使用完毕后,应立即用自来水及蒸馏水冲洗干净,置于移液管架上。 5.移液管和容量瓶常配合使用,因此在使用前常作两者的相对体积校准。 6.在使用吸量管时,为了减少测量误差,每次都应从最上面刻度(0 刻度)处为起始点,往下放出所需体积的溶液,而不是需要多少体积就吸 取多少体积。