如果我们在工作中不知道电源是交流电还是直流电,我们有什么方法来判断呢?
①把万用表拨到交流电压最高档,常见的是750伏,表笔一端插入相应的插孔,黑表笔插COM,红表笔插VΩ,如图。
一只手拿万用表,一只手握两只表笔,不要触碰到表笔的金属部分(笔尖),以免造成触电。然后用两只表笔分别触碰两根导线,确保接触良好,这时候我们就可以根据万用表显示的数据来判断是交流电还是直流电。如果是交流电就会显示相应的电压,比如220伏左右,或者380伏左右,如图
因为这两种电压是我国常用的电压。如果是直流电,万用表就不会显示数值。
②如果第一种方法还不能确定,我们就把表笔拿开,把万用表拨到直流电压档,也是从最高档开始,如果是直流电压,如果我们红表笔接的是电源正极,万用表就显示多少伏,如果红表笔接的是电源的负极,万用表则显示“-”多少伏。如图黑表笔接的是正极红表笔接的是负极,所以我们在测量的时候一定要调换表笔分别接触两根导线。避免误判。
③如果两只表笔同时触碰两根导线不方便的话,我们也可以用红笔直接去触碰两根导线,黑表笔接地或者缠绕在手上或者放在旁边也可以,如果是交流电的话会显示一定的电压,用这个方法同时也可以判断零线和火线,火线有电压零线没电压或者非常小。
如果是直流电的话就没有数据显示。
另外提醒一点,用电笔是无法准确判断出电源的电压,也无法准确判断出电源是交流电还是直流电,判断电源的准确电压最好用万用表。
最后给大家一个老电工的万用表测量的顺口溜:
1.测量先看挡,不看不测量
2.测量不拨挡,测完拨空挡
3.表盘应水平,读数要对正
4.量程要合适,针偏过大半
5.测R不带电,测C先放电
6.测R先调零,换挡需调零
7.黑负要记清,表内黑接“+”
8.测I应串联,测U要并联
9.极性不接反,单手成习惯