A.6.6 试样扫描(正常扫描) A.6.6.1 将处理好的色谱棒棒架安放在色谱仪框架上,当色谱仪电源开关打开后,仪器将显示标准的 起始状态“30 1~10”表示的是正常的扫描方式,扫描速度为30sec/scan,色谱棒棒号1—10,满足试 样的分析条件,若要修改按6.3.2、6.3.3操作。 A.6.6.2 启动TC—11积分仪后,按色谱仪上面板“AUX SGN”键,使色谱仪与积分仪联机。 A.6.6.3 在TC—11积分仪上输入年、月、日、时、分。