下面只介绍 两种常用的毛细管粘度计。 乌别洛特粘度计 乌氏粘度计适用于透明液体的测量,乌氏粘度计在U 型结构上,毛细管的下端加一个悬挂水平球,悬 挂水平球的左上方接一个管M,这一结构上的特点便形成了乌氏粘度计的优点,见图4。 操作:用自来水将乌式粘度计冲净,用少量纯水冲洗两次,将纯水经 管打气,当M管液面超过B泡时,堵住M管,当液面达到D 泡一半时,停止打气,放开M管, 当液面通过m 区间时计时,选取适当的粘度计,使其在粘度计内的流动时间不小于200s(因条件限制, 该实验只有一种粘度计,流动时间小于200s)。 测未知液体粘度:倒出纯水,用注射器抽取少量未知液体,注入粘度计,冲洗两次,以下与测量纯水 相同。 坎农-芬斯克粘度计 芬氏粘度计也是适用于透明液体的测量,芬氏粘度计的结构见图5,使用方法与乌氏粘度计类似,本实 验用于测量蓖麻油,实验中使用的粘度计已清洗装液完毕,直接给粗管加压,当液面达到 泡一半时开始测量即可。 参考文献: