1、开启电源 (1)在仪表操作盘台上,开启总电源开关,此 时总电源指示灯亮; (2)开启仪表电源开关,此时仪表电源指示灯 亮,且仪表上电。 2、开启计算机启动监控软件 (1)打开计算机电源开关,启动计算机; (2)在桌面上点击“吸收解吸实训软件”,进 点击菜单“文件\进入运行环境”或按“F5” 进入运行环境,如图3 所示,输入班级、姓名、学号后,按“确认”,进入图4界面, 点击“填料吸收塔单 元操作实训”进入实 训软件界面,如图5所示,监控软件就启动 起来了。 图5、6中,PV表示实际测量值、SV表示设定值、OP; “控制设置”将打开控制界面,如图6所示,可对控制的 PID参数进行设置,一般不设置。 3、开启吸收塔液相水泵和管路 (1)检查管路各阀门位置:打开阀门:VA509、 VA301、VA303、VA502、VA504;关闭 阀门VA505、VA501。 (2)检查吸收液相水泵前阀VA301是否打开, 打开吸收液相泵电源开关,泵运转,检查 泵运转方向是否正常。吸收液相流量调节: 手动时:调节阀门VA303,调节吸收液相 流量为200L/h;自动调节时:把阀门 VA303逆时针开到最大,在仪表控制箱上 把“吸收液相流量手自动控制仪”设到自 动控制状态,设定仪表设定值为200,吸收 液相流量就会自动控制在200L/h。。 4、开启吸收塔气相风机和管路 (1)检查管路各阀门位置:打开阀门VA201; 关闭阀门VA202;调整阀VA401的开度。 (2)打开吸收风机电源开关,风机运转,检查 风机运转方向是否正常(进风口吸风为正 确),配合调节阀VA401、VA201的大小, 调节吸收气相流量为2m 5、开启CO2钢瓶和管路