公司名称江苏金捷自动化仪表有限公司品牌型号产地淮安市金湖县环城西路8号厂商性质生产厂家访问次数292

公司介绍主营产品

江苏金捷自动化仪表有限公司主要从事流量计行业,主要产品有:智能电磁流量计、V锥流量计、旋进旋涡流量计、超声波流量计、涡街流量计、标准孔板流量计、自控温伴热电缆、耐高温电缆、便携式干式温度校验炉、阿牛巴流量计、涡轮流量计、转子流量计等流量计,以及压力校验仪等校验仪表。
江苏金捷自动化仪表有限公司坐落于美丽的运河之滨———淮安,东接扬州,南邻省会南京,宁连高速贯穿境内,地理位置十分优越,交通便利。公司本着“质量至上,服务完善”的宗旨、以技术创新为企业的发展动力,以完善的售后服务体系为产品拓展市场的保证,通过采用新技术、新工艺,向用户提供了质量可靠、性能优越的产品。
“科技保障品质,创新推动发展,诚信编织未来”,“江苏金捷自动化”秉承着自己的坚定信念,开创了一条适合自身特色的发展道路。继往开来,我们坚信,“江苏金捷自动化”的前途必将是充满鲜花和笑脸的阳光大道!

展开
流量计,液位汁,

详细信息在线询价

价格区间面议产品种类电磁
介质分类气体产地类别国产

DN32蒸汽管道流量计、蒸汽流量表
蒸汽流量计,是测量蒸汽累计质量流量的仪表,具有机械式和智能式两种结构形式;通过指示器表盘(机械式)或液晶显示屏(智能式)现场显示,精确地读出流过该表的全部蒸汽的质量,也可输出脉冲信号,同时具有手动压力补偿或自动温度补偿功能。由于该流量计的结构简单,价位适中,测量范围宽广,广泛石油与石油、化工、纺织、供热等需要蒸汽流量计的场合。
DN32蒸汽管道流量计、蒸汽流量表
简介:
蒸汽主要用孔板、涡街流量计等来测量,其中以涡街流量计更为常见,其主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。
原理:
涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。
该仪表采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种型式,基本型测量单一信号;复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都有整体、分体结构,以适应不同的安装环境。
技术参数:
1、测量介质:气体、液体、蒸气
2、口径规格法兰卡装式口径选择25,32,50,80,100
3、法兰连接式口径选择100,150,200
4、流量测量范围正常测量流速范围雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s
正常测量流量范围液体、气体流量测量范围见表2;蒸气流量范围见表3
5、测量精度1.0级1.5级
6、被测介质温度:常温–25℃~100℃
7、高温–25℃~150℃-25℃~250℃
8、输出信号脉冲电压输出信号高电平8~10V 低电平0.7~1.3V
9、脉冲占空比约50%,传输距离为100m
10、脉冲电流远传信号4~20 mA,传输距离为1000m
11、仪表使用环境温度:-25℃~+55℃湿度:5~90% RH50℃
12、材质不锈钢, 铝合金
13、电源DC24V或锂电池3.6V
14、防爆等级本安型iaIIbT3-T6
15、防护等级IP65