1.单聚焦质量分析器单聚焦质量分析器其主要部件为一个一定半径的圆形管道,在其垂直方向上 装有扇形磁铁,产生均匀、稳定磁场,从离子源射入的离子束在磁场作用下,由 直线运动变成弧形运动。不同m/z 的离子,运动曲线半径R 不同,被质量分析器 分开。由于出射狭缝和离子检测器的位置固定,即离子弧形运动的曲线半径 是固定的,故一般采用连续改变加速电压或磁场强度,使不同m/z的离子依次通 过出射狭缝,以半径为R 的弧形运动方式到达离子检测器,使离子从时间上被分 若固定加速电压U,连续改变磁场强度B,称为磁场扫描,则;若固定磁场强度B,连续改变加速电压U,称为电场扫描,则 无论磁场扫描或电场扫描,凡m/z相同的离子均能汇聚成为离子束,即方向聚焦。 由于提高加速电压U 仪器的分辨率得到提高,因而宜采用尽可能高的加速电压。 为定值时,通过磁场扫描,顺次记录下离子的m/z和相对强度,得到质谱 图,单聚焦质量分析器结构简单,操作方便,但分辨率低。 2.双聚焦质量分析器 在单聚焦质量分析器中,离子源产生的离子由于在被加速初始能量不同,即 速度不同,即使质荷比相同的离子,最后不能全部聚焦在检测器上,致使仪器分 辨率不高。为了提高分辨率,通常采用双聚焦质量分析器,即在磁分析器之前加 一个扇形电场。离子垂直进入扇形电场,受到与速度垂直方向的作用,改作圆周 运动,当离子所受到的电场力与离子运动的离心力相平衡时,离子运动发生偏转 的半径R 与其质荷比m/z、运动速度v 和静电场的电场强度E 有下列关系: 。由式可以看出,当电场强度一定时,R 取决于离子的速度或质荷比。 因此,扇形电场是将质量相同而速度不同的离子分离聚焦,使得速度不合适的离 子无法进入到进入磁场的狭缝中,即具有速度分离聚焦的作用。然后,经过狭缝 进入磁分析器,再进行m/z 方向聚焦。调节磁场强度(扫场),可使不同的离子 束按质荷比顺序通过出口狭缝进入检测器。这种同时实现速度和方向双聚焦的分 析器,称为双聚焦分析器。 四极滤质器是由四根平行的圆柱形金属极杆组成,相对的极杆被对角地连接起来,构成两组电极。在两电极间加有数值相等方向相反的直流电压Ude 和射频 交流电压Urf。四根极杆内所包围的空间便产生双曲线形电场。从离子源入射的 加速离子穿过四极杆双曲型电场中,会受到电场作用,只有选定的m/z 离子以限 定的频率稳定地通过四极滤质器,其它离子则碰到极杆上被吸滤掉,不能通过四 极杆滤质器,即达到"滤质"的作用。碎片离子的共振频率与四支电极的频率相同 时,才可通过电极孔隙到达检测器,改变扫描频率可使不同质荷比的离子通过。 实际上在一定条件下,被检测离子(m/z)与电压呈线性关系。因此,改变直流 和射频交流电压可达到质量扫描的目的,这就是四极滤质器的工作原理。由于四 极滤质器结构紧凑,体积小,扫描速度快,适用于色谱-质谱联用仪器。 4.离子阱 由两个端盖电极和位于它们之间的类似四极杆的环电极构成。端盖电极施加 直流电压或接地,环电极施加射频电压(rf),通过施加适当电压就可以形成一 个离子阱。根据rf 电压的大小,离子阱就可捕捉某一质量范围的离子。离子阱 可以储存离子,待离子累积到一定数目后,升高环电极上的rf 电压,离子按质 量从高到低的次序依次离开离子阱,被电子倍增监测器检测。目前离子阱分析器 已发展到可以分析质荷比高达数千的离子。离子阱在全扫描模式下仍然具有较高 灵敏度,而且单个离子阱通过期间序列的设定就可以实现多级质谱的功能。 5.飞行时间质量分析器 飞行时间质量分析器既不用电场也不用磁场,其核心是一个离子漂移管。离 子源中的离子流被引入漂移管,离子在加速电压V 的作用下得到动能。然后离子 进入长度为L 的自由空间,即漂移区,假定离子在漂移区移动的时间为T,得到 公式:()。可以看出,离子在漂移管中飞行的时间与离子质荷比的平方根成正 比,对于能量相同的离子,质荷比越大,达到检测器所需的时间越长,根据这一 原则,可以把不同质荷比的离子因其飞行速度不同而分离,依次按顺序到达检测 器。漂移管的长度L 越长,分辨率越高。飞行时间分析用具有大的质量分析范围 和较高的质量分辨率,尤其适合蛋白等生物大分子分析。