设备组成

标准附件:电源适配器、温湿度传感器、等动力采样头、U盘、USB数据线、保护箱

技术参数

型号:CW-HPC600A
测量粒子粒径:用户可根据需要,在0.3~5μm粒径之间按0.1μm的步长以及5~25μm粒径之间按1μm的步长任意设定六个待测通道的粒径
流量:0.6升/分钟(0.1cfm)
光源:激光二极管(寿命大于100000小时)
一致性损失:当每立方米2,000,000个粒子时小于5%
报警级别:100~1,000,000级(FED209E标准)或6~9级(ISO14464-1标准)
测试方式:单一/连续/定时/平均
数据内存:容量1000组(次)或6000个测量数据
错误指示:超过最大计数,激光功率衰减,电池电量不足
计数效率:50±10%@0.3μm,100±10%@0.5μm
检定标准:JIS-B-9921(1997).ASTM-F649-01,ASTM-F328-98(NIST可溯源)
采样时间/延时:用户自设定(1秒~59分59秒)
采样频率:1到99次或连续
接口:USB
最大通讯速率:12Mbps
电源:可充电Li-ion锂聚合物电池(7.4V/2800mAh)AC适配器(输入:AC100~240V 输出:DC9V/1.5A)
电池工作时间:连续测试时间大于3小时
外形尺寸:93(W)X 48(D)X 185(H)mm(手持式主机)152 X 97(H)mm(底座)
重量:主机:约600克(含电池) 底座:约400克
环境条件:工作环境:5~45℃,