第93条要求衡器必须标明其校准有效期。
殊不知,电子天平在使用中因环境条件变化、人为等因素,计量性能时常会发生细微的变化,这就需要我们日常使用中对其进行校准。该怎么样进行校准呢?电子天平应在每天或每次使用前进行校准,必要时可增加校准的频次。
浙江传感器校准具体报价, 有些厂家生产的电子天平有校准装置。如果使用前不仔细阅读说明书很容易忽略“校准”操作,造成较大称量误差。下面以某款电子天平为例,说明如何对天平进行外校准。方法:轻按CAL键当显示器出现CAL-时,即松手,显示器就出现CAL-100其中“100”为闪烁码,表示校准砝码需用100g的标准砝码。
人打赏
2人 点赞
主帖获得的天涯分:0