指定分析物的浓度增加　在氯离子检测中,达到中毒水平(≥氯离子检测中,达到中)的溴化物会对氯离子的结果造成　显著影响(增幅>　10%)　。较高浓度(30　mmol/L,检测的最高水平)的碘化物没有影响。正常　生理水平的溴化物和碘化物不会对　Piccolo　氯离子检测系统造成干扰。　线性　当按照建议的操作程序(参见　Piccolo　Xpress　化学分析仪的操作手册)对Piccolo　Xpress　化学分析仪进行操作时,每种分析物的化学特征在下述动态区间内呈线性。　表5:Piccolo　的动态区间　分析物　常用单位　SI　单位　C-反应蛋白　5.0-200.0　mg/L　5.0-200.0　mg/L　氯离子　80-135　mmol/L　80-135　mmol/L　肌酸激酶　5-5,000　U/L　5-5,000　U/L　肌酐　0.2-20　mg/dL　18-1768　g/dL/L　葡萄糖　10-700　mg/dL　0.6-38.9　mmol/L　钾离子　1.5-8.5　mmol/L　1.5-8.5　mmol/L　钠离子　110-170　mmol/L　110-170　mmol/L　总二氧化碳　5-40　mmol/L　5-40　mmol/L　血尿素氮(BUN)　2-180　mg/dL　0.7-64.3　mmol/L　如果分析物的浓度超出测量区间(动态区间)但小于系统区间,打印卡的上限会显示　“>”号　并在结果后面有一个星号,例如,GLU　>700*　U/L。如果小于动态区间,则印有一个　“<”　号和星　号,例如　GLU　<10*　U/L。对于远远超出测量区间(动态区间)的值,结果卡上会印有“~~~”,　而　不是给出一个结果。只要打印卡上出现“~~~”,就必须采集新的样本并重新运行。如果第二个样　本的结果仍然没有显示出来,请与　Abaxis　客户服务部联系。　敏感度(检测限)　每种分析物的可报告(动态)范围的下限是:C-反应蛋白　5.0　mg/L;氯离子　80　mmol/L;肌　酸激酶　5　U/L;　肌酐　0.2　mg/dL　((18　µmol/L);　葡萄糖　10　mg/dL(0.6　mmol/L);　钾离子　1.5　mmol/L;　钠离子　110　mmol/L;总二氧化碳　5　mmol/L,以及血尿素氮　2.0　mg/dL　(0.7　mmol/L)。　精密度　根据　CLS