有文献[7]显示经与未经预处理的结果二者差异不显着,因此不用预处理检测时间甚至可缩短至2 h。通过以上的检测结果对比,提出以下两条建议: (1)在特殊时期应急检验和对口罩滤料筛选时,我们建议医用外科口罩可先只做PFE和合成血液穿透,若颗粒过滤效率达到80%以上就不再做BFE试验,PFE结果在60%~80%之间时再做BFE,这样可以缩短检验时间,满足应急检测的需求。若非紧急时刻需按标准要求两者都做。 (2)及时修订我国医用口罩的行业标准。 美国材料与试验协会ASTM F2100-11[8]医用口罩材料性能指标规定分为Level1级、Level2级、Level3级,BFE分别为95%、98%、98%,对应的PFE也是95%、98%、98%,对PFE的要求很高。而我国的YY 0469—2011医用外科口罩技术要求中PFE≥30%,BFE≥95%,我们认为PFE这个指标值偏低,且数据分析表明当医用外科口罩同时满足这两项过滤效率要求时,PFE值远高于30%,建议尽快对我国的行业标准进行修订,提高PFE限度。 更多关于 口罩过滤测试仪:http://www.glclcsy.com/