向左转|向右转
粉墙打点用激光水平仪的操作和手电筒一样, 详细说明如下:首先说一下操作,在使用前先将绿光水平仪的三脚架架好,尽量调整到目测水平位置,然后接通电源,打开开关,如果仪器倾斜角度较大的话会出现报警的情况,这时候旋转找平钮进行找平,只要达到水平就不会再报警,这时候就可以开始使用了,将光束投射到需要施工的位置,然后沿着光束就可以
怎样用激光水平义墙面打点水平仪精度不高,适合二次结构和室内装修的时候打一下水平线,比如50线,1米线。水平仪的上面分别有字母H和V,代表水平线和垂直线
怎样用激光水平义墙面打点水平仪精度不高,适合二次结构和室内装修的时候打一下水平线,比如50线,1米线。水平仪的回上面分别答有字母H和V,代表水平线和垂直线
就是用手照的原理。
怎样用激光水平义墙面打点水平仪精度不高,适合二次结构和室内装修的时候打一下水平线,比如50线,1米线。水平仪的回上面分别答有字母H和V,代表水平线和垂直线

用激光水平仪如何检测地面水平度

激光扫平仪原理就是设置了一个水平面,并在这个水平面上扫设激光,然后用接收靶接收,当接收靶的中心与标高一致时可以根据这个读出标高来; 因此激光水准仪一个人就可以操作完成; 如果要检测的地面面积要是大的话用这个比较有优势,房间小了工作并不见得比水准仪轻松; 也可以用尺子来量,不过这样的误差大一些,一般用架子的话架起来会超过一米多一些,你可以找一个基准点,测一下那个点的尺读数,这个数做为基准数,不见得非得是一米(不然你得调多少回才能调到整一米啊),读数大的就是低了,用它减基准点的读数就是低多少,相反就是高了:也就是说正数表示是低了,负数表示高多少。