第1章-差压流量　1.1　差压流量简介　差压流量测量(差压流量)是测量封闭式管道内流量的最常见技术之一。　差压流量技术广泛使用的原因很多。　•　该技术以众所周知的物理定律为基础,尤其是关于流体动力学和质　量传递现象的物理定律　•　悠久的使用历史还促进了差压流量计制造和使用标准的发展。　•　制造商为通用和专用仪表及安装选项提供了丰富的选择　•　差压流量技术可实现高准确度和重复性　图1.1.a　-　现代差压流量计。　1.2　差压流量历史　流量测量起源于数千年前,那时候埃及人开始根据尼罗河春洪的相对高度对收成进行大概预测。后来,罗马人设　计了沟渠,为城市提供饮用水,因而监控稳定流量的需求就变得很重要。操作员利用流经节流孔或障碍物水井的　流量粗略测量流量。流体介质壁上的标记、流经节流孔的流动强度等给出一个粗略的流量测量。牛顿于　1687　年发　现了万有引力定律,这使得物理学家和数学家提出了关于运动和力的理论,最后促进了量化流量的发展。　伯努利原理　丹尼尔·伯努利是研究流体力学的瑞士数学家。他的工作以能量守恒为中心,在流量测量技术的发　展中第一次实现了关键性突破。他发现了伯努利原理,原理指出无论条件如何流量中的能量总和一　定保持不变。这意味着上游和下游的静能(压力)、动能(流速)与势能(海拔)之和相等,尤其　是差压流量。　雷诺数　奥斯鲍恩·雷诺不是物理学家,而是一名力学家,最著名的就是他对管道内流体流动的研究,更具体的说就是层　流与紊流间的流动转换条件。雷诺数是惯性力与粘性力之比在数字上的量化。简言之,雷诺数描述了流体的流动　特性。雷诺数是设计流量计的关键概念,可以用作流量计适用范围的约束条件。　1.3　压力　什么是压力?压力是指作用在规定面积上的力大小(等式　1.1)。　•　力增大或面积减小时,压力增大　•　力减小或面积增大时,压力减小　•　测量压力有助于防止设备压力过大,导致损坏　•　测量压力有助于防止意外压力或压力释放,造成人身伤害　为何测量压力?　过程工业测量压力最常见原因为:　图1.3.a　-　过程测量更精确的多参量　流量计　•　安全性　•　过程效率　•　节约成本　•　其他过程变量的测量　安全性:压力测量有助于防止管道、储罐、阀门、法兰和其他设备上产生　超压,将设备损坏可能性降到最低,控制液位和流量,并有助于防止意外　压力或者压力释放和人身伤害。　过程效率:多数情况