一般无 极性电容默认单位为pF,电解电容默认单位为uF。 ? 例如: ? 102表示10×102pF=1000pF ? 104表示10×104pF=0.1μF ? 105表示10×105pF=1μF 技能训练 ? 瓷介电容器 22×102pF 51×10pF=510pF 30KV 涤纶电容器 400V 33×103pF ±5% 2500V 22×104pF ±5% 聚丙烯电容器(CBB) 400V 47×104pF ±5% 63v 4.7nF=4700pF ±5% 二、指针式万用表测电容 1、电容的充放电过程 2015-4-12 ? 2、操作步骤 1.对电阻挡选择合适的挡位,一般容量为0.01uF以下的,选x10k挡 ;1—10uF左右,选X1k挡;47uF以上,选x100挡或x10挡。 2.每测一次,用导线对电容短路一下,放电后再进行下次测试。 3.电解电容器有极性,使用时正极要比负极电位高。由于黑表笔接表内 电池正极,故黑表笔接电解电容正极,红表笔接电容负极。判断极性的 方法:正接漏电电阻大,即指针偏转的大;反接漏电电阻小,即指针偏 转的小。 2015-4-12 ? 判断电容的方法: (1)如果表笔接通瞬间,指针向右摆动之后缓慢返回无穷大, 则该电容正常。 (2)如果表笔接通瞬间,指针摆动至“0”附近,则该电容已 被击穿或严重漏电。 (3)如果表笔接通瞬间,指针摆动后不在回至无穷大处,则可 判断该电容漏电。 (4)如果表笔接通瞬间,指针不动,则该电容已开路。 2015-4-12 ? 3、注意事项 1、测量前确定电容已短路放电。 2、合理选择电阻档位使充电时间较长, 3、接入电容前进行机械调零。 2015-4-12 三、数字式万用表测电容 ? 黑表笔接入“COM”端口,红表笔接入“mA”端口,档位 开关旋至电容档,选择合适的档位,将电容插入“CX”插孔 进行测量。 2015-4-12