HART智能板按键使用说明书 1. LCD 显示功能概述 用户可以通过组态软件设置 LCD 显示的变量及显示的小数位数。 参见组态软件设置部分的“仪表组态” →“输出特性”。 LCD 支持双变量显示, 可以设置的显示变量包括电流、 主变量百分比和主变量; 每个变量的均可以独立设置显示小数点位置: 0、 1、 2、 3、 4。 如果两个显示变量相同, 则 LCD 只显示一种变量; 否则, LCD 将以 3 秒的时间间隔, 交替显示所设置的显示变量。 其它显示说明: \uf0d8 若在通讯状态, 闪烁显示 LCD 左上角的若为开方输出, LCD 显示若固定输出电流, LCD 显示若启动写保护, LCD 显示若启动温度显示, 在实时正常显示是, LCD 左下角“88” 字符显示温度, 温度小于-19℃或。 \uf0d8 。 \uf0d8 。 。 \uf0d8 \uf0d8 大于 99℃显示。 LCD 的全亮显示图如图 1-1 所示: 图 1-1 LCD 的全亮显示图 电流显示图如图 1-2 所示: 图 1-2 电流显示图 主变量百分比显示图如图 1-3 所示: 图 1-3 主变量百分比显示图 主变量显示图如图 1-4 所示: 图 1-4 主变量显示图 2. 按键功能 通过按键可以调零; 零点迁移、 量程迁移; 设置单位、 量程、 阻尼。 也可以通过按键查看单位、 量程、 阻尼等组态数据。 2.1. 按键功能码速查表 现场使用按键组态时, LCD 左下角“88” 字符用于表示当前设置变量类型, 也就是当前按键所执行的设置功能。 其对应关系为: 左下角“88” 字符显示 设置变量 0 或空 1 正常显示 输入操作码(可以直接输入和下面功能对应的数字,以直接进行相应功能的设置) 设置单位 2 3 设置量程下限 4 设置量程上限 5 设置阻尼 主变量调零 6 7 零点迁移与量程迁移 注: 通过输入各个功能对应的操作码, 可以快速进入对应功能。 例如输入“5”, 直接进入设置阻尼功能。 2.2. 按键模式说明 本产品支持“双按键” 和“三按键” 两种操作模式。 “三按键” 操作模式: 操作更快捷, 适用于 LCD 上具备 3 个按键的产品。 此时 Z 键用于进入提示数据设置界面和移位; S 键用于进入数据设置界面、 增加数字和数据保存; M 键用于数据保存。 “双按键” 操作模式: 这种操作模式通常用于外部只有 2 个非接触按键的情况。 此时 Z 键用于进入提示数据设置界面和移位; S 键用于进入数据设置界面、 增加数字和数据保存。 2.3. 数据设置方法 当左下角的“88” 字符显示 1~7 时, 表明变送器处于现场组态模式, 此时可以通过按键输入密码、修改参数、 或者进行迁移。 数据设置过程中, “S” 键用于调整数字和小数点,“Z” 键用于移位, “M” 键用于保存。 设置过程如下: 1. 按下 S 键进入数据设置界面, 同时符号位开始闪烁, 表示可修改符号位。 2. 若再次按下 S 键, 可以切换数据的正负(正号用上箭头表示)。 3. 按下 Z 键, 第一位数字位开始闪烁, 表示可修改, 此时长按或连续多次按下 S 键, 设置数字 在 0~9 之间循环。 4. 再次按下 Z 键, 可依次设置第二位到第五位数字, 设置方法与第一位完全相同。 5. 设置完第五位数字后, 按下 Z 键, 开始设置小数点。 四个小数点同时开始闪烁, 表示可以设置小数点, 此时按 S 键, 小数点位置循环切换。 6. 小数点设置完成后, 按下 Z 键, 左下箭头开始闪烁, 表示可以保存设置。 7. 按下 S 键, 保存设置; 按下 Z 键, 符号位开始闪烁, 可重新开始设置数据。 注: 若为“三按键” 操作模式, 在数据设置过程中, 任何时刻都可以按下 M 键, 以快速保存设置,而不必等到下箭头闪烁时才可以保存设置。 3. 按键操作说明 3.1. 主变量调零(清零) 功能 在实时正常显示状态, 同时按下“M” +“Z” 键, 并保持 5 秒, 直接进入主变量调零功能。 注: 1. 只有在软件版本 1.4 之后的电路板, 才支持通过“M” +“Z” 快速进入功能; 2. 对于早期版本, 需要输入操作码“2” 后进入设置功能; 或者输入操作码“6” 后直接进入。 在进入“主变量调零” 功能后, 左下角的功能码显示“6”, 中间显示当前的主变量值, 下方区域显示“YES” 或者“NO”。 当显示“YES” 时, 按下“M” 或者“Z” 键, 执行“主变量调零” 操作。 执行此功能后, 输出压力为“0”。 当显示“NO” 时, 按下“M” 或者“Z” 键, 结束“主变量调零” 操作。 按下“S” 键, 可以在“YES” 和“NO” 之间进行切换。 \uf06c \uf06c \uf06c 3.2. 组态功能 3.2.1. 功能概述 在实时正常显示状态, 按下 Z 键能进入组态数据设置状态。 在进入这个状态后, LCD 左下角显示“01”, 提示输入操作码。 输入不同的操作码, 则进入不同的功能设置界面。 相应功能设置完成后, 自动进行循环设置。 左下角“88” 字符显示 设置变量 2 设置单位 设置量程下限 3 5 设置阻尼 6 主变量调零 按 2.2 数据设置方法中所述可完成操作码输入, 量程上下限和阻尼设置。 说明: 若为两键设置模式, 在下箭头闪烁时, 按下 S 键, 实现 M 键保存功能。 若设置数据超限, LCD 显示“OVER”, 此时按下 S 键或 Z 键可以重新设置。 \uf0d8 \uf0d8 \uf0d8 在组态数据设置完成并回到正常显示状态下, 若用户在 10 秒钟内再次按下 Z 键, 则重新开始组态设置过程, 并且略过输入码验证步骤。 进入组态数据设置后, 若 2 分钟内无按键按下, 则返回正常显示。 如果在“功能 1”, 输入操作码后, 执行如下功能: 输入“×××× 2”(即前面 4 位可以为任意数), 则进入单位设置。 输入“×××× 3”(即前面 4 位可以为任意数), 则进入量程下限设置。 输入“×××× 5”(即前面 4 位可以为任意数), 则进入阻尼设置。 输入“×××× 6”(即前面 4 位可以为任意数), 则进入主变量调零。 如果输入其它数据, 则返回正常显示。 这样可以避免人为的误操作。 \uf0d8 \uf0d8 3.2.2. 设置单位 单位设置流程图如图 3.3-2 所示。 LCD 右下角显示当前选中的单位。 1) 按下“S” 键, 依次选择主变量单位;(kPa、 Torr、 atm、 MPa、 inHO、 inHG、 ftHO、 mmHO、mmHG、 psi、 bar、 mbar、 gcm、 kgcm、 Pa 等, 参见下图) 2) 按下“Z” 键或者“M” 键, 确认当前选择的主变量单位, 并且直接进入“量程下限设置”功能界面。 说明: 显示单位“I4H2O” 表示: 4 摄氏度英寸水柱; 显示单位“m4H2O” 表示: 4 摄氏度毫米水柱; \uf0d8 \uf0d8 3.2.3. 设置量程和阻尼 设置量程时, 必须首先输入“量程下限”, 然后输入“量程上限”。 设置量程过程中, 左下角的操作码显示“03” 或者“04”, 分别对应输入“下限” 和“上限”。 量程下限输入完毕后, 自动进入“量程上限” 的设置。 数据的输入方法, 参见“2.2 数据设置方法”。 3.3. 组态数据浏览 在实时正常显示状态, 按下 S 键能快速浏览组态数据, 浏览顺序同组态数据设置流程图。