手持负压表操作方法
1、开机:打开电源,仪器进入初始状态,显示屏读数(9999、8888、0000)后,功能区右上部三角闪烁。(仪表开机预热几分钟可是测量更准确)
2、清零:按清零键,屏显全部为零,清零即完成。
3、选择功能方案:根据测量压力源,按功能键选择三种功能。
按功能键选择功能一实验室用(气源稳定,功能区上部三角闪烁)
按功能键选择功能二标准工况用(气源波动小,功能区中部三角闪烁)
按功能键选择功能三复杂工况用(气源波动大,功能区下部三角闪烁)
压力连接:用橡胶输气管将被测压力与仪器的接头相接注意正负压头。
测量:置零后,即可施加被测压力,仪器则显示被测压力值、或差压值。
表压测量:用胶管连接嘴与被测压力源,测高于大气压接正压接嘴;测低于大气压接负压接嘴,另一接嘴通大气、仪器示值即为表压。
差压测量:仪器正、负接嘴分别接高、低压力源,读数即为差压值。(如读数显示负值,则为正、负方向接反,交换接嘴即可)。
仪器网-专业分析仪器服务平台,实验室仪器设备交易网,仪器行业专业网络宣传媒体。
相关热词:
分享
随时了解更多仪器资讯,招标、中标信息实时更新,海量招商信息随时看,最大、最全、最专业的仪器信息网站尽在中国仪器网(yiqi.com)。扫一扫关注中国仪器网官方微信,随时随地查看最新最热的仪器热门信息!
您可能感兴趣
环保型水泥细度负压筛析仪操作使用:1筛析试验前,调节数显式时间继电器,使其设定在120s,再把负压筛放在筛座
水泥负压筛析仪校准方法1适用范围本方法适用于80μm水泥负压筛析仪的校准。2技术要求2.1仪器应带有铭牌(包
水泥负压筛析仪操作规程:将试验筛置于筛析仪上,检查密封性能。将试样按要求数称量,倒入试验筛内,盖上筛盖。
水泥负压筛析仪操作规程:将试验筛置于筛析仪上,检查密封性能。将试样按要求数称量,倒入试验筛内,盖上筛盖。
维护保养超声波清洗机的操作和方法一、操作指南 1、检查清洗槽,保证槽内有适量的水(
FYS-150B型负压筛析仪本仪器按国标CB1345-91(水泥细度检验方法80uM筛析法)进行检验的专用仪
水泥负压筛析仪FYS-150型FYS-150型水泥负压筛析仪水泥负压筛析仪FYS-150型(另有环保型)按照
联系人:18319055480概况专为户外掌上操作体验而设计的手持式GPS接收机eXplorist310在充
FSY-150E大环保型水泥细度负压筛析仪技术参数1、筛网目孔边长:0.08mm2、负压筛内径:Φ150mm