尿干化学分析仪检查与显微镜检查一、尿干化学分析仪主要优点和不足1、主要优点:标本用量少,检测速度快,检测项目多,准确性、重复性好;适用于大批量普查。2、主要不足:不能替代显微镜对病理性尿标本的检查,特别是管型、结晶、上皮细胞、淋巴细胞、单核细胞等其他有形物质;尿蛋白试带以检测清蛋白为主,对球蛋白不敏感,故不适用于肾病患者;易受多种药物或其他外源性物质或人为因素的干扰,出现假阳性或假阴性。二、尿干化学分析检查与显微镜检查结果的比较尿液干化学分析仪与传统显微镜检查是两种原理不同的检测技术,在临床中可能出现化学法分析结果与镜检结果不相符的情形。如:1、白细胞:①分析仪法(+),镜检法(-):可能的解释为尿液在膀胱贮存时间过长或其他原因致使白细胞破坏。②红细胞:①分析仪法(+),镜检法(-):可由于尿液中红细胞常被破坏而释放出血红蛋白,或某些患者尿液中含有对热不稳定酶、肌红蛋白或菌尿,引起红细胞干化学法测定结果的假阳性。②分析仪法(-)......阅读全文
上一页
下一页