MF47型万用表测电阻一、教学目标: 会使用MF47型万用表测电阻阻值 重点: 读数和正确选择档位 难点: 读数 测量前的准备: 检查万用表,接好表笔,装好电池 实施阶段: 1、选择档位 2、欧姆调零 3、测量 (1)读刻度 (2)电阻值计算(电阻值=刻度x档位 、机械调零万用表在使用前如果指针 未指在最左端的刻度时,就须进 行机械调零。 机械调零旋钮 返回 调零方法 是用一字螺丝刀调节机械调零旋 钮,直到指针指在最左端无穷大 的位置。 注意: 1、不能带电测量; 2、被测电阻不能 有并联支路 正确的测量方法1k 因为造成了人体电阻与被测电阻并联 返回 第一步 第一步::试测 先粗略估计所测电阻阻值先粗略估计所测电阻阻值,,再选择合适量 再选择合适量 程程,,如果被测电阻不能估计其值 如果被测电阻不能估计其值,,一般情 一般情 况将开关拔在 况将开关拔在RX100 RX100或或RX1K RX1K的位置进行初 的位置进行初 测测,,观察指针位置。 观察指针位置。正确测电阻的手势 正确测电阻的手势 [[如果指针太靠零 如果指针太靠零,,则要减小档位 则要减小档位]] [[如果指针太靠近无穷大 如果指针太靠近无穷大,,则要增大档位 则要增大档位] 测量时,指针应停在中间或附近测量时,指针应停在中间或附近 (一般在刻度盘的 (一般在刻度盘的1/3 1/3--2/3 2/3区间内)! 区间内)! 返回 22、试测,选择合适档位 、试测,选择合适档位 方法: 针是否指在零刻度位置,如果没有,调节欧姆调零 旋钮,使其指在零刻度位 欧姆调零量程选准以后在正式测量之前必 须调零,否则测量值有误差。 注意 注意:如果重新换档以后,在正 式测量之前也必须调零一次。 欧姆调 零旋钮 返回 44、、测量 测量 阻值 阻值==刻度值 刻度值 倍率倍率 阻值 阻值=18 =18 10K=180KΩ 10K=180KΩ 返回 ((11)读刻度 )读刻度 刻度值为 刻度值为18 18 注意刻度线上每一大格和 注意刻度线上每一大格和 每一小格分别代表的值。 每一小格分别代表的值。 ((22)阻值计算 )阻值计算 倍率为 10K 刻度 18请读出此时测 量电阻的大小 是多大? 请读出此时测量电阻的大小 是多大? 10KΩ=230KΩ测完之后档位要复位 将档位开关打在OFF位置 或打在交流电压1000V 请读出此时测量电阻的大小 是多大? 这种情况下读出来的数值准确吗? 如果不准确,该怎办? [如果指针太靠近无穷大如果指针太靠近无穷大,,则要 则要 增大档位 增大档位]] 请读出此时测 量电阻的大小 是多大? 这种情况下读出来的数值准确吗? 如果不准确,该怎办? [[如果指针太靠零 如果指针太靠零,,则要减小档 则要减小档 3、试测,选择正确档位。通常选择1K档或100档(指针是否在表盘中间1/3-2/3之间) (2)电阻值计算(电阻值=刻度x档位值)11