是德科技数字万用表Keysight 34450A、34460A、34461A、34401A、34410A、34411A可以通过工作台和系统机架提供无与伦比的性能。
keysight安捷伦agilentt台式万用表技术指标对比
(停产)34410A/34411A
(停产)
分辨率5½位6½位6½位6½位6½位6½位
1 年DCV 精度150 ppm75 ppm35 ppm30 ppm35 ppm30 ppm
最大读数速率190 读数 / 秒300 读数 / 秒1000 读数 / 秒5000个读数/秒
50000选配1000 读数 / 秒10k/50k 读数 / 秒
存储器5000 读数
选件 50k读数 / 秒1000 读数10,000 读数50000个读数/秒
200万 选配512 读数50k/1M 读数
测量
DCV, ACV100 mV ~ 1000 V100 mV ~ 1000 V100 mV ~ 1000 V100 mV 至1,000 V100 mV ~ 1000 V100 mV ~ 1000 V
DCI, ACI100 μA ~ 3 A, 10 A100 μA ~ 3 A100 μA ~ 3 A, 10 A1 μA 至10 A
100 μA 至10 A10 mA ~ 3 A100 μA ~ 3 A
2 和4线电阻100 Ω ~ 100 MΩ100 Ω ~ 100 MΩ100 Ω ~ 100 MΩ100 Ω 至1,000 MΩ100 Ω ~ 100 MΩ100 Ω ~ 1 GΩ
连续性 , 二极管支持 , 1 V支持 , V支持 , 5 V支持, 5 V支持 , 1 V支持 , 1 V
频率 , 周期3 Hz ~ 300 kHz3 Hz ~ 300 kHz3 Hz ~ 300 kHz3 Hz 至300 kHz3 Hz ~ 300 kHz3 Hz ~ 300 kHz
温度热敏电阻RTD/PT100, 热敏电阻RTD/PT100, 热敏电阻RTD/PT100、
热敏电阻、热电偶不支持RTD、热敏电阻
电容支持不支持不支持1.0 nF 至100.0 μF不支持支持
双线显示屏是否否是否是
显示屏OLED彩色图形显示屏彩色图形显示屏彩色