GB 190 危险货物包装标志GB/T 191-2008 包装储运图示标志GB/T 601-2016 化学试剂 标准滴定溶液的制备GB/T 603-2002 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备GB/T 605-2006 化学试剂 色度测定通用方法GB/T 606-2003 化学试剂 水分测定通用方法 卡尔·费休法GB/T 6680-2003 液体化工产品采样通则GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法GB/T 9722-2006 化学试剂 气相色谱法通则3 要求3.1 外观无色透明液体。3.2 物理化学指标产品的物理化学指标应符合表 1 的规定。表 1 物理化学指标项 目指 标一等品 合格品色度(Pt-Co),号 30 50一氯乙酸甲酯含量 ≥ 99.0% 98.5%酸度(以 CH 3 COOH 计) < 1.0% 1.5%水分 < 0.20% 0.40%4 试验方法4.1 试剂与用水规格 Q/320412 CSG 001-20172本标准所用试剂与水,在没有注明其他要求时,均使用分析纯试剂和符合 GB/T6682 中规定的三级水。4.2 外观目测。4.3 色度的测定按 GB/T605 规定进行。4.4 含量的测定4.4.1 方法原理液体样品在气化室气化后通过色谱柱,使要测得的各组分用热导检测器检测,用面积归一法计算样品中各组分的含量。4.4.2 仪器与设备a) 气相色谱仪:102G 型;b) 色谱柱:柱长 1m,内径 4mm 不锈钢柱;c) 色谱数据处理机;d) 检测器:热导检测器;e) 记录仪:量程为 10mv 电子电位差计和/或色谱数据处理器;f) 微量注射器:10μl 。4.4.3 试剂与溶液a)邻苯二甲酸二壬酯(色谱纯);b)101 白色硅烷化载体,180μm~250μm;c) 丙酮或三氯甲烷。4.4.4 色谱柱的制备a)固定液的涂渍准确称取 1.00g 邻苯二甲酸二壬酯置于 250ml 烧杯中,加 50ml 丙酮或三氯甲烷,再称取 10g101白色硅烷化载体加至烧杯中,不时摇动,涂开均匀,待溶剂自然挥发干后,在 100℃左右烘箱中干燥(2~3)h,即可装柱。b)色谱柱的填充将洗净、烘干的色谱柱的入口端接一小漏斗,出口端塞适量玻璃棉并裹以纱布后,通过橡皮管与真空泵相连。开启真空泵,从漏斗处分次加入柱填充物,同时,不断轻敲管壁,使填充