一、实验目的
1、测量表头内阻及满度电流
2、掌握将1mA表头改成较大量程的电流表和电压表的方法
3、设计一个R中=1500Ω的欧姆表,要求E在1.3~1.6V范围内使用能调零
4、用电阻器校准欧姆表,画校准曲线,并根据校准曲线用组装好的欧姆表测未知电阻
5、学会校准电流表和电压表的方法
二、实验仪器
DH4508型电表改装,校准实验仪。
三、实验原理
1、测量内阻Rg
(1)半电流法也称中值法。
图1 图2
测量原理图见图1。当被测电流计接在电路中时,使电流计满偏,再用十进位电阻箱
与电流计并联作为分流电阻,改变电阻值即改变分流程度,当电流计指针指示到中间值,且标准表读数(总电流强度)仍保持不变,可通过调电源电压和RW来实现,显然这时分流电阻值就等于电流计的内阻。
(2)替代法
测量原理图见图2。当被测电流计接在电路中时,用十进位电阻箱替代它,且改变电阻值,当电路中的电压不变时,且电路中的电流(标准表读数)亦保持不变,则电阻箱的电阻值即为被测电流计内阻。
2、改装为大量程电流表
根据电阻并联规律可知,如果在表头两端并联上一个阻值适当的电阻R2,如图3所示,可使表头不能承受的那部分电流从R2上分流通过。这种由表头和并联电阻R2组成的整体(图中虚线框住的部分)就是改装后的电流表。如需将量程扩大n倍,则不难得出
R2=Rg/(n-1) (1)
图3为改装后的电流表原理图。
图3图4
3、改装为电压表