显示范围通常称为　显示动态范围,指的是　CRT　显示的已校准幅度范围。例如,一个有　8　个栅格的显示器,当　我们选择设置每格　10dB　的时候,看上去似乎有有　80dB　的显示范围。然而,在大部分的情　况下,　比如安捷伦,　最底端的栅格是没有校准化的。　栅格中的底线代表一个信号的幅度为　0,　所以,相对于参考电平(最顶端线)而言,最底端的栅格覆盖的范围从-70dB　到-∞。　(由　于内部噪声的存在,频谱仪在　10dB/div　或更高的刻度因子下通常显示一些高于底线的噪声　信号。　)一般,10　等份的显示器的底线也是没有校准化的。另外一个因素是对数放大器的范　围。8　等份、10　等份分格的频谱仪显示器,典型的显示范围通常分别为　70、90dB。