教你如何使用音叉检查听力 通常用做检查的音叉是呈“Y”形的钢质或铝合金发声器\ue002 各种音叉可因其质量和叉臂长短、 粗细不同而在振动时发出不同频率的纯音。音叉检查在鉴别耳聋性质——传音性聋或感音性聋方面\ue002是一种简便可靠的常用诊查方法。 临床听力检查多用 C 调倍频程五支一组音叉\ue002即 C128Hz、C1256Hz、C2512Hz、C31024Hz、C42048Hz\ue002其中以 C1 和 C2 最为常用。检查时击动音叉叉臂的上 1/3 处\ue002每次敲击用力应保持相对恒定\ue002勿用力过猛\ue002否则可产生泛音\ue002甚至损坏音叉\ue002而声音持续时间并不延长。