在COD检测仪测量COD过程中,出现:
1、重复性不好
2、误差偏大
3、测量结果出现负值等现象。
这些现象大部分并不是由COD检测仪引起的,主要是由于操作引起的。为方便广大用户解决上述问题,将操作技巧及方法作一下总结:
1、比色管的方向。比色管插入比色孔时一定保证比色管上的白色椭圆标签面对操作者方向。
2、测量前仔细擦拭比色管外部。消解完放置1-2分钟,是否用水冲洗比色管均要用干滤纸或纸巾仔细擦拭试管外部。
3、比色管引起的误差。磨损程度较大的比色管会产生大±15 mg/L的误差,较新管大有±5 mg/L的误差。