电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器,应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限,目前不能做到很高精度;电容式传感器称量速度快,性价比较高,但也不能达到很高精度;采用电磁平衡传感器的电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。1)接通电源并预热使天平处于备用状态。
(2)打开天平开关(按操纵杆或开关键),使天平处于零位,否则按去皮键。
(3)放上器皿,读取数值并记录,用手按去皮键清零,使天平重新显示为零。
(4)在器皿内加人样品至显示所需重量时为止,记录读数,如有打印机可按打印键完成。
(5)将器皿连同样品一起拿出。
(6)按天平去皮键清零,以备再用。