地址:广东省东莞市石井工业区
电话:0769-89771993、89772035、89774255
传真:0769-89771993
其实这些问题问得不太实际,毕竟同一批的仪器出来就算是通过检测出厂的,后续或多或少都会出现不同程度上的问题,这些问题可大可小,毕竟都是大公司,公司与公司之间的产品质量差不了多少,唯一可以参考的就是盐雾试验机的性能和盐雾试验机的售后服务保障。
盐雾试验机商品特色
1.盐雾试验机内外壳由PVC资料制成,耐腐蚀、耐震、耐碰、易清洁、绝无走漏景象。
2. 温控外表,操控精确、平稳。
3. 长期工作不飘溢、水密闭构造,无盐雾溢出。
4. 我司盐雾实验机的首要长处有:塔式喷雾,盐雾散布均匀,沉降量自在调整,喷嘴无结晶景象,两层压力调整,以及超温保护;接连或周期喷雾任选。
盐雾试验机的运用
一、环境要求
1、 设备周边必须有600mm以上的空间;
2、 设备无阳光直射或其他热源直接辐射;
3、 设备周围的温度要坚持在15℃~30℃;
4、 设备周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质;
5、 设备周围无激烈气流,当周围空气需强行流动时,气流不该直接吹到箱体上;
6、 设备运用电源电压的动摇≤±10%。
二、注意事项
1、 设备工作之前请承认电源的连接;
2、 承认供气体系是不是正常;
3、 承认主动供水体系是不是正常。
4、 排气孔查看;
5、 承认阻隔水槽的密封性;
6、 制造盐溶液时,请运用剖析纯级NaCl和蒸溜水或去离子水制造,并做到即配即用;
7、 每次实验完毕后,应切断电源、气源、水源,防止设备长期处于带电待机状况。
质量再好的盐雾实验机也经不起折腾,也是需求养护的,所以一个定期的养护清洁是必要的!
1、 每次实验完毕,主张用清水清洁洁净设备实验箱体(包含:喷雾室、盐溶液室、预热水槽及密封水槽),以坚持设备的清洁;
2、 每次实验中或实验完毕,标准计量杯之溶液应及时倒掉并清洁,以免盐溶液结晶体累积,影响沉降量的核算;