将待修机平放在桌面上,按正常程序将其固定在胳膊上,将气管插入血压计主机,开启开关进行血压测量。测量中突然屏幕由数字变为"E"随即停止测量。用万用表直流电压档测量输入电压为6V与正常值相同,先查看说明书故障代码表,根据故障代码解释为系统漏气。
将血压计翻转倒扣桌面上进行拆卸,把后面的螺丝扭下来,并用超薄撬棍将后盖子翘开。拆开后盖子后,即可看到内部的电路结构了。其中包括电机(气泵)、管路、显示屏、支架、数字板、按键板等。如下图所示:
根据故障代码解释:“E”管路漏气,针对整个管路系统仔细检查,没有发现可疑点,所以怀疑故障点应该在接口处。仔细看了一下接口,有一个蓝色的圈卡住接口避免脱出,要先接蓝色的圈拆下,再取出接口。
将接口处的管头抬起后,看到内部有一个黑色密封胶圈。将此胶圈取出来套在管头的另一侧,发现很松,这说明此胶圈已经老化。
购买新的8*2硅胶圈,新旧对比之下就看出了中间的孔洞确实松了,将新的硅胶圈套在管头上正好卡在凹槽处,松紧度正好。将其按原有位置安装到管头内部,并将管着装回原处,压紧蓝色固定卡扣。
将内部配件及电路板各归原处,并盖好盖子将固定螺丝扭紧,通电试机。这次连续两人测量,无论隔着衣服或是直接挨着皮肤测量,都不在出现故障代码"E"了。
到此为止电子血压计测量时出现故障代码"E"的维修过程全部结束。此故障就是管路漏气造成,本机是接口处密封胶圈密封不良造成的。电子血压计修理好了,老人们又可以自己为自己测量血压啦!
下面附带电子血压计测量方法,如图所示: