自动模式加热设置
-设置参数
除了第0组的参数不能修改外,其他15组参数用户可以根据样品进行调整。
在称重状态下,长按“Set”键进入参数设置。此时显示屏中0闪烁,此时按“↑”或者“↓”键选择想要设置的组,此时长按“Set”键进入加热方式设置,按“↑”或者“↓”键选择测量模式:
Auto Hi自动模式高精度
Auto M自动模式中精度
Auto Lo自动模式低精度
Time定时模式
Hand手动模式
选择好后按“Set”键进入下一项参数设置--设置加热方式:
快速加热
标准加热
柔和加热
选择好后按“Set”键进入下一项参数设置--设置加热温度
按按“↑”或者“↓”键来百分位和十分位的数值,设置好百分位后再按“Set”键移位设置温度的个位数,【按“↑”或者“↓”键设置】;
备注:如果选择的不是定时加热模式或是手动模式,此时按“Set”键保存参数并退出,回到测量称重状态.
否则进入时间的分钟设置,设置的分钟必须大于