基于以上 原因,COD 在线自动监测仪在使用前应先按照前文 所述的检定方法进行校准 ,验证其稳定性是否符合相关标准,确实合格之后需要按照国标的手工测 量标准进行结果的比较拟合,从而找出仪器的修正 系数。 4.1 测量值的修正方法 500mL 生活污水水样,分别将其按 10%,20%,40%,50%,70%,80%和100%进行稀 释,作为代测水样使用。 COD在线自动监测仪与手工测量水样分析结果 mg/L 水样 COD 在线监测仪测试结果 手工测试结果 浓度 10% 27.6 30.7 浓度 20% 55.4 62.5 浓度 40% 119 128 浓度 50% 144 161 浓度 70% 217 220 浓度 80% 232 251 浓度 100% 291 316 将以上 组数据组成一对系列数据,通过最小二乘法对其进行拟合,找出其线性关系。拟合后的结 果见图 COD在线监测仪测试结果,y 手工测试结果)。350 (2)分别采用实验室手工测量和 COD 在线自动 300 组水样的COD 组测试数据按照最小二乘法进行拟合,得出 COD 在线自动监测仪测量值的修正系数和修 正值。 4.2 实验仪器 苏州科特环保设备有限公司生产的 KT-08 COD在线自动监测仪;3. 2KDM型电热套。 4.3 COD 分析方法 3.1COD 实验室手工测量方法 依次向水样中加 入定量的硫酸汞、重铬酸钾、硫酸—硫酸银溶液,混匀后加热回流 h,反应后剩余的重铬酸钾使用硫酸亚铁铵进行回滴,通过硫酸亚 铁铵消耗的量推出剩余的重铬酸钾的量,从而得出 水样的 COD 3.2KT-08 COD在线自动监测仪的分析方法 仪器开始测量后,蠕动泵开始工作,通过计量组 200 150 100 50 100200 300 400 COD 在线监测仪测试结果 mgL-1 组数据线性关系通过 9964,表明 种测试方法的精确度较高,得出的数据相关性较好。由线性方程 0613x +2. 372 1,得出 COD 在线自动监测仪的修正系数为 0613,修正值 4.5修正后的检验测试 操作 COD 在线自动监测仪进入维护界面,按照 上述方法得出的修正系数和修正值对仪器的参数进 行修改,使用邻苯二甲基氢钾分别配置 COD 浓度为 50,100,200 mg/ 的标准溶液,并采用COD 在线自 动监测仪测定 COD在线自动监测仪对标准液的测定结果 真实值(/ mgL -1 测量值(/mgL -1 环保部规定误差值/ 5051.3 100102 10200 205 结论通过以上数据可以看出,COD 在线自动监测仪 经过修正后,其示值误差远小于环保部检定规程中所 要求的 10%。可以说在规范试剂配制、设备维护等方 面采取措施的基础上,使用经过修正后的仪器对水样 进行测试,将使测量结果更加准确,对污水处理工艺 的参数控制、废水的实时监控等是有益的。 参考文献 污水COD 在线监测系统的开发研究[D]. 天津:河COD在线监测仪浅谈[J]. 实验科 工业污水COD 在线监测方法的选择与展望[J]. COD在线监测仪比对结果不合格原因分析[J]. COD在线监测法与实验室分析法的比较分析[J]. 钢技术,2010,16(63):38-41. 环境综合实验[M].北京:中国环境科学出版社,2009. (上接 52 Palumbo,A. Herbes,S.E. ,et al .Trichloroet hylen- ebiodegradation methane-oxi di zi ng bacteri um[J]. Applied Environmental Microbiology,1988,54(4):951-956. [9]Lodha B.,Bhadane R.Biodegr adation Pyridi ne solatedBacterial Consorti um/ strain ntoActivated Sl udge EnhancePyri di ne Biodegradation[J]. Biodegradation,2008(19):717-723. [10]周启 污染土壤修复的技术再造与展望[J].环境污染治 技术与设备,2002,3(8):36-40.[11]Boopat hy R.Factors li miti ng bioremediation technologies[J]. Bio-resource Technology,2000,74(1):63-67. [12]Schnoo J.L. ,Li cht L.A.,Mccutgheon C.S. ,et al Phytoremedi-ation nutrient contami nant[s Environ. Sci. Technologic,1995(29):318-323.[13]Rodgers Treatments nitroaromaticexplosive[s J].Wat. Res.,2001(35):2101- 2111. [14]胡振棋. 采煤沉陷地的土地资源管理与复垦[M]. 北京:煤 炭工业出版社,1996. [15]胡振 露天矿土地复垦研究[M].北京:煤炭工业出版社, 1995. [16]白中科,赵景逵,段永红. 工矿区土地复垦与生态重建[M]. 京:中国农业科技出版社,2000.[17]黄 北京:科学出版 我国城市生活垃圾处理处置的现状 与问题[J]. 环境保护,2002(4):35-38. 的吸收净化效能[J].环境科学,2000,21(5):32-37. [20]张甲耀,夏 转化细菌的研究[J].环境科学学报,1999,19(3):323-327. [21]郑雅 人工湿地系统处理污水新模式的探讨[J].环境科 进展,1995,3(6):1-8.