如下图所示,在线膨胀系数为βS的被测量物平面上粘贴着电阻元素的线膨胀系数为βg的应变片,该应变片每上升1℃的外观应变量εT如下公式所示。
自动补偿温度型应变片是根据上述公式及被测量物的线膨胀系数,通过控制应变片电阻元素的电阻温度系数来确保εT接近为零的应变片。
本公司的自动补偿温度型应变片(自动补偿应变片)在与适合材料粘接时,通常在下图所示的温度补偿范围中出现的外观应变量为±1.8×10-6应变量/℃或以内(外观应变量输出为3线式带导线应变片的测量值)。