最近要做Pd/Al2O3的H2-TPD表征,实验室的是Quantachrome的化学吸附仪。一直用的是He做载气,其他人做的是其他气体的TPD。也听说做H2-TPD不能用He做载气,应该用Ar,想问一下是不是这样,我试做了一下发现用He做载气也是有峰的,但是比较小。
而且我们组这个仪器不知道最近怎么回事,做TPR啥的都特别好,但是一做TPD到温度较高时(500或600度)基线就直接飘上去了,请问有知道为什么的么,谢谢!
需要做那么高的温度吗,你那不是贵金属催化剂吗,载气是什么不重要,载气不同,可能由于热导值不同导致出峰灵敏度有差异,你负载量足够的话一般不影响
H2-TPD一定要用Ar做载气,这是常识。
氢气与氦气的导热系数差别小!信号不明显!
TPR多用TCD作检测器,而TCD信号的产生是基于测试气体与载气的热导率差异,H2与He的热导率相近,因此以He为载气进行H-TPR测试,信号必然较弱;同理,进行O2-TPD和TPO的话,就会用He作载气,原因也是O2和Ar、N2的热导率相近而与He的差异较大。
引用回帖:
TPR多用TCD作检测器,而TCD信号的产生是基于测试气体与载气的热导率差异,H2与He的热导率相近,因此以He为载气进行H-TPR测试,信号必然较弱;同理,进行O2-TPD和TPO的话,就会用He作载气,原因也是O2和Ar、N2的热导 ...
谢谢。我这两天又在仪器的一个通道上接上了Ar,然后作H2-TPD。结果得到的峰是比之前明显,但得到的都是倒峰,不知道怎么回事,请问你知道吗
引用回帖:
3楼:Originally posted by白水山石
H2-TPD一定要用Ar做载气,这是常识。
谢谢。我这两天又在仪器的一个通道上接上了Ar,然后作H2-TPD。结果得到的峰是比之前明显,但得到的都是倒峰,不知道怎么回事
引用回帖:
4楼:Originally posted byzyhou
氢气与氦气的导热系数差别小!信号不明显!
谢谢。我这两天又在仪器的一个通道上接上了Ar,然后作H2-TPD。结果得到的峰是比之前明显,但得到的都是倒峰,不知道怎么回事