lcr测试仪测量原理

Vx与Vr均是矢量电压表,Rr是理想电阻。自平衡电桥的意思是:当DUT(DeviceUnderTest)接入电路时,放大器的负反馈配置自动使得OP输入端虚地。Vx准确测定DUT两端电压(DUT的Low电位是0),Vr与Rr测得DUT电流Ix,由此可计算Zx。
HP4275的测试端Hp,Hc,Lp,Lc(下标c代表current,下标p代表Potentail),Guard(接地)的配置可导致测试的误差的差异。
提高精度的方法是:1,Hp,Lp,Hc,Lc尽量接近DUT;2,减小测试电流Ix的回路面积&磁通量(关键是分析Ix,要配合使用Guard与Cable最小化回路面积);3,使用Gurard与Cable构建地平面中断信号线间的电场连接,虽然会增加信号线的对地电容(对地电容不影响测试结果),但是会减少信号线的互容。
Guard与Cable的对地寄生阻抗(Zhg,Zlg)不影响测试结果,电桥平衡时Zlg的两端电压是0,流向Rr的电流不会被Zlg分流,Zhg的分流作用不影响Hp的电压测量。

lcr测试仪测量步骤

LCR测试仪一般用于测试电感和电容。测量步骤如下:
1、设置测试频率
2、测试电压或者电流水平
3、选择测试参数,比如Z、Q、LS(串联电感)、LP(并联电感)、CS(串联电容)、CP(并联电容)、D等
4、仪器校准,校准主要进行开路、短路校准,高档的仪器要进行负载校准
5、选择测试夹具
6、夹具补偿
7、将DUT放在夹具上开始测试

LCR测试仪的主要功能

数字电桥可用于计量测试部门对阻抗量具的检定与传递,以及在一般部门中对阻抗元件的常规测量。很多数字电桥带有标准接口,可根据被测值的准确度对被测元件进行自动分档;也可直接连接到自动测试系统,用于元件生产线上对产品自动检验,以实现生产过程的质量控制。80年代中期,通用的误差低于0.1%的数字电桥有几十种。数字电桥正向着更高准确度、更多功能、高速、集成化以及智能化程度方面发展。
电容C,电感L,电阻R是电子工程师在产品设计中最常用的电子元器件。作为常见的小小的被动器件,确影响着电路的参数,也直接牵扯的电子产品的优劣。所以对于每个元器件(电容/电感/电阻),我们要了解其特性参数,也需要时刻准确测量到这些参数。
LCR测试仪就是用来测试元器件(电容/电感/电阻)参数的。在一般情况下,电阻只要测量其直流电阻值就可以了,这样可以使用万用表(例GDM-8261A)或者电阻测试仪(例GOM-802),另外固纬电子LCR-8000G系列也具有直流电阻测量功能。与普通电阻不同,对于电感和电容,就需要采用交流方式来测量。LCR测试仪就是采用交流电进行测量。对于交流电而言,电压V与电流I的比值是阻抗Z,直流方式下的电阻R只需用‘大小’来表示,而阻抗Z确包含了‘大小’和‘相位’两个要素,在数学上用复数和矢量来表示。

lcr测试仪用途

LCR测试仪能准确并稳定地测定各种各样的元件参数,主要是用来测试电感、电容、电阻的测试仪。它具有功能直接、操作简便等特点,能以较低的预算来满足生产线质量保证、进货检验、电子维修业对器件的测试要求。

LCR测试仪操作规程

一、电源

插上电源插头,将面板电源开关按至ON,显示窗口应有不断反滚的数字显示,否则重新启动电源。
1、开机后,仪器功能指示于上次设定状态。(因为仪器具备数据,状态掉电保护功能),预热30分钟,待机内达到热平衡后,进行正常测试。
2、连接被测器件
根据实测试件,选用合适之测试夹具或测试电缆。选用测试电缆应保证Hpot、Hcur和Lpot、Lcur分别在末端短接。北侧试件引线应保洁,与测试端保持良好接触。

二、测量条件

仪器开机后应根据被测件要求选择相应测量条件。本仪器中,采用串联或并联两种等效方式输出结果。等效方式由等效键转换得到。

三、显示、量程和量程锁定

分L、R、C三类进行选择。仪器以五位数值显示主参数,使用参数键选择L、C、R,单位如下:L;C;:R‘
本仪器共分五个量程,五个精密电阻依次对应于各个量程,不同量程决定了不同的测试范围,所有量程构成了仪器完整的测试范围。仪器使用“锁定”键处于锁定时可使量程固定。量程锁定推荐在同规格元件批量测试时使用。
量程键处于自动状态,使用者将试件插入后所获得的测量值并不直接送显示,而是首先判断该此量程是否选择了最佳量程,当在最佳量程时才将数据送至显示器显示。
当量程处于锁定状态时,仪器量程锁定于当前,此时,仪器测试速度为最快8次/秒,仪器不进行量程选择,可提高机内继电器使用寿命,降低仪器故障率。
使用量程锁定功能应首先将一需批量测试元件中的一只合格品插入测试夹具,在自动测试状态下,待数据稳定无误后按量程键,使“锁定”灯亮,设定便完成了。

四、等效方式

需根据元件的实际使用情况而决定其等效电路,如对电容器,用于电源滤波时使用串联等效电路,而用于LC振荡电路时使用并联等效电路。

五、清零功能

仪器清“0”包括两种清“0”校准,短路清“0”和开路清“0”。测电容时,先将夹具或电缆开路,按方式键使“清零”灯亮;测电阻、电感时,用短、粗裸体导线短路夹具或测试电缆短路,按方式键,使“清零”灯亮。
本仪器可同时存放三组不同的清“0”参数,即三种频率各一种,相互并不干扰,仪器在不同频率下其分布参数是不同的,因此,在一种频率下清“0”后转换至另一频率时需重新清“0”。若某种频率以前已清“0”,则无需再次进行。
掉电保护功能保证以前清“0”在重新开机仍然有效,若环境条件变化不大则重新清“0”(如温度、湿度、电磁场等)。