影响正常运行和使用安全的因素之一就是绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时\ue00b绝缘材料便老化\ue00b绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生\ue00b要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻\ue00b判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。绝缘电阻由于一般数值较高\ue009一般为兆欧级\ue00a \ue00b在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表\ue00b是测量绝缘电阻最常用的仪表。在测量绝缘电阻时本身就是高电压电源\ue00b不同于其它测电阻仪表。兆欧表用于测量绝缘电阻既方便又可靠。但是如果使用不当\ue00b它将给测量带来不必要的误差。我们必须正确使用兆欧表对绝缘电阻进行测量。 1\ue00b2--动圈\ue00eR1\ue00bR2--附加电阻\ue00eRx--被测绝缘电阻\ue00eF--手摇发电机 动圈 2 通过限流电阻与手摇发电机的正端相串联\ue00b被测绝缘电阻 RX 接到兆欧表的"线"和"地"之间\ue00b与动圈 1 和发电机相串联。在"线"端钮外的虚线是保护环\ue00b与手摇发电机的负端相联\ue00b起屏蔽作用。 在测量 Rx 时\ue00b随 Rx 的改变\ue00bI1 改变\ue00b而 I2 基本不变。动圈 2 主要是用来产生反作用力矩的\ue00b这个力拒基本不变。当 Rx→0 时\ue00bI1 最大\ue00b兆欧表的指针在转动力拒和反作用力矩的作用下偏转到最大位置\ue00b即"0"位置。当 Rx→∞时\ue00bI1→0\ue00b指针在反作用力矩的作用下偏转到最小位置\ue00b即"∞"位置\ue00b所以兆欧表可以测量 0\ue00f∞之间的电阻。 兆欧表在工作时\ue00b自身产生高电压\ue00b而测量对象又是电气设备\ue00b所以必须正确使用\ue00b否则就会造成人身或设备事故。在使用兆欧表前\ue00b首先要做好以下各种准备工作\ue00d \ue0091\ue00a测量前必须将被测设备电源切断\ue00b并对地短路放电\ue00b决不允许设备带电进行测量\ue00b以保证人身和设备的安全。 \ue0092\ue00a对可能感应出高电压的设备\ue00b必须消除这种可能性后才能进行测量。 \ue0093\ue00a被测物表面要清洁\ue00b减少接触电阻\ue00b确保测量结果的正确性。 \ue0094\ue00a测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态下\ue00b主要检查其"0"和"∞"两点位置。即摇动手摇发电机手柄\ue00b使电机达到额定转速。兆欧表在短路时\ue00b指针应指在"0"位置\ue00e开路时\ue00b指针应指在"∞"位置。 \ue0095\ue00a兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方\ue00b且远离大的外电流导体和外磁场。 用兆欧表测量电器设备的绝缘电阻时\ue00b要注意"L"和 "E"端不能接反。正确的接法是"L"线