ISUOG　实践指南:多普勒超声检查在产科之应用　翻译:潘仲芬,　吴惠红,　苏淑贞,　涂新枝,　梁国贤　伊利沙伯医院妇产科部门　临床标准委员会　国际妇产科超声学会(ISUOG)是以推进安全的临床实践、　提供高质量的医学教学、　推动与妇女健康相关的影像学诊断研究为宗旨的科学组织。ISUOG　临床标准委员　会(CSC)的工作范畴包括制订实践指南、发布共识声明,为医疗工作者提供基于　业内共识的影像学诊断方法。　这些指南和共识是　ISUOG　在其发表时确认的最优方　案。虽然　ISUOG　会尽力确保发布内容的准确性,但学会及其雇员或会员均不会为　CSC所发表的不准确或具误导性的资料、　意见或陈述所造成的后果承担任何责任。　ISUOG　CSC　所发表的文件并不是要为医疗水平订立法律标准,因为不同地区依据　自身的不同情况,在诠释和实践指南的内容时会有所不同。已核准的指南可以在　ISUOG　(info@isuog.org)　同意后自由分发。　本文范围　本文总结了如何进行有关胎儿-胎盘循环的多普勒超声实践指南。不要让胚胎和　胎儿暴露在不恰当、有害的超声能量下是极为重要的,尤其在早孕期。在这些孕　期,当临床有需要进行多普勒检查时,应在尽可能低的能量水平下进行。ISUOG　已经发布了孕期　11　至13+6　周胎儿超声检查时应用多普勒超声的指引　1　。在进行　多普勒影像检查时,其热能指数(thermal　index,TI)应不超过　1.0,检查的　时间应尽可能短,通常不超过　5　-　10　分钟,最长不超过　60　分钟　1　。　指南的目的不在于要定义多显勒检查的临床适应征,规定检查的适宜孕周或　讨论如何解释检查结果或如何应用多普勒影像技术于胎儿心脏超声检查。　指南目　的是描述常用于评估母胎循环脉冲的多普勒超声及其它不同模式;频谱多普勒、　彩色血流成像和能量多普勒。由于在产科成像技术中很少采用连续波多普勒技　术,因此本指南没有介绍这种技术;然而,当胎儿的情况导致非常高速的血流量　(如主动脉瓣狭窄或三尖瓣返流等),　连续波多普勒技术有助于明确界定最大血流　速度而避免图像失真。　本指南介绍的技术和操作规范是减少测量误差,提高可重复性,可能并不适用于　一些特定的临床情况或研究方案。　建议　应用多普勒评估胎儿胎盘循环需要什么设备?　\uf09f　设备应具有彩色血流及频谱波多普勒功能,并在屏幕上显示流动速度标尺或