一般全站仪水准管靠向观测者一侧时,就是盘左位置。
在一般放线中盘左盘右放样同一坐标,结果是一致的,它们的不同在于,“盘左盘右”在计算棱镜距离待放点的距离时,是等值而反号的。换句话说,盘左时仪器显示应指挥司镜员向左走,盘右时,仪器会显示向右走。其实向左向右都是相对度盘的,实际是一个方向。
如果需要检查已经放样的点位,那就可以用测量导线的方法测量角度和距离,推算出要计算的点位坐标。这时候才需要测量盘坐和盘右。一般全站仪定向后测量角度时,一测回包含盘坐测量和盘右测量。盘左测量的角度和盘右测量的角度相差180度。盘左+盘右-180=2c,一般用盘左+2c/2作为最终的测量值。
另外,对于测量来讲,如果盘左、盘右测量后,通过测量方法有可消除某些人为误差以及固定误差的作用。归纳起来,盘左盘右测量可消除仪器的视准轴误差、横轴误差、竖盘指标差、度盘偏心差的影响。
注:
1、望远镜视准轴CC与横轴HH如不相垂直,二者之间存在偏角c这一误差称为视准轴误差。
2、望远镜横轴HH与竖轴VV如不相垂直,二者之间存在偏角i,这一误差称为横轴误差。
3、角度测量的度盘,在刻画分度时的偏心误差称为度盘偏心
4、竖盘指标线偏离正确位置,则始读数不正好等于90°或270°,而有一偏差值x,此偏差值x称为竖盘指标差。竖盘指标差x对盘左、盘右竖角的影响大小相同、符号相反。
综上:放线时可不区分盘左盘右,但精确测量(需要计算误差并校正)时,必须盘左盘右测量
扩展资料: