由拟合带来的斜率不确定度为　σkfit　=　k　1/r2　−　1　n　−　2　=　0.001　mv/℃.　但是k的不确定度还有电压表允差贡献的一部分。电压表允差的最大值为　e　=　76.6mV　×　0.05%　+　0.03mV　=　0.07mV.　2　1　使用非平衡电桥测量铂电阻的温度系数　图1:　最小二乘法拟合　因而　σkU　=　e/　√　3　7　i=1　(Ti　−　T)2　=　0.0005mV/℃.　不确定度合成:　σk　=　σ2　kfit　+　σ2　kU　=　0.001　mV/℃.　电流I0的不确定度为　σI0　=　1　√　3　(4.003　×　0.5%　+　0.004)mA　=　0.014mA.　铂电阻处在冰水混合物中的电阻R0的不确定度为:　σR0　=　1　√　3　(100　×　0.1%　+　0.3　×　2%)Ω　=　0.061Ω.　根据公式1,温度系数A1表示为　A1　=　2k　I0R0　=　3.78　×　10−3　℃−1　.　σA1　=　A1　σk　k　2　+　σI0　I0　2　+　σR0　R0　2　=　0.01　×　10−3　℃−1　.　3　1　使用非平衡电桥测量铂电阻的温度系数　因此,该铂电阻的温度系数为　A1　=　(3.78　±　0.01)　×　10−3　℃−1　.　实验室提供的标准值为　A1　=　3.85　×　10−3　℃−1　.　可见,测量值与标准值相比偏小。　1.3　使用直流平衡电桥测量铂电阻温度系数　本节实验使用直流平衡电桥测出铂电阻在不同温度下的阻值,得到R　−　T曲线,从中得到温度系　数A1。一个人做本节实验难度较大,因此本节实验是在张晓东老师的配合下完成的。实验时设置R1　=　R2　=　500Ω。为了消除R1与R2两臂不等电阻的影响,本节实验采用交换两臂的方法进行测量。为了更　加方便地交换两臂,在设计电路时使用了一个双刀双掷开关,其他电路同直流平衡电桥的实验电路。　电流源输出的电流仍为　I0　=　4.003　mA.　实验方法同上节实验,这里就不再赘述。在冰水混合物中,温度计示数为　T0　=　0.2　℃.　双刀双掷开关置于不同位置时,调节电阻箱使电压表示数绝对值最小,给出:　R01　=　100.9　Ω,　Uout　=　0.06　mV;　R02　=　100.4　Ω,　Uout　=　0.07　mV.　在冰水混合物中,温度不会迅速变化,因此