百分表:百分表是利用精密齿条齿轮机构制成的表式通用长度测量工具。通常由测头、量杆、防震弹簧、齿条、齿轮、游丝、圆表盘及指针等组成。
千分表:千分表是通过齿轮或杠杆将一般的直线位移(直线运动)转换成指针的旋转运动,然后在刻度盘上进行读数的长度测量仪器。千分表是精密测量中用途很广的指示式量具。它属于比较量具,只能测量出相对的数值,不能测出绝对数值。主要用来检查工件的形状和位置误差。 (如圆度、平面度、垂直度、圆跳动等),也常用于工件的精密找正。
从千分表的分度值来分,有0.01mm,0.005mm,0.002mml及0.001mm几种。分度值为0.001mm的数量较多,因此称这种千分表为百分表。其它为千分表。 从千分表的传动原理,分为齿舱传动、杠杆齿轮传动及杠杆螺杆传动等几种。
一、百分表与千分表的结构
百分表和千分表的结构原理没有什么大的不同,就是千分表的读数精度比较高,即千分表的读数值为0.001mm,而百分表的读数值为0.01mm。因此,在这里我们主要介绍百分表的结构。
百分表的外形如图一所示。8为测量杆,6为指针,表盘3上刻有100个等分格,其刻度值(即读数值)为0.01mm。当指针转一圈时,小指针即转动一小格,转数指示盘5的刻度值为1mm。用手转动表圈4时,表盘3也跟着转动,可使指针对准任一刻线。测量杆8是沿着套筒7上下移动的,套筒8可作为安装百分表用。9是测量头,2是手提测量杆用的圆头。
图示:百分表
图二是百分表内部机构的示意图。带有齿条的测量杆1的直线移动,通过齿轮传动(Z1 、Z2 、 Z3)转变为指针2的回转运动。齿轮Z4和弹簧3使齿轮传动的间隙始终在一个方向,起着稳定指针位置的作用。弹簧4是控制百分表的测量压力的。百分表内的齿轮传动机构,使测量杆直线移动1mm时,指针正好回转一圈。
图示:百分表内部结构
由于百分表和千分表的测量杆是作直线移动的,可用来测量长度尺寸,所以它们也是长度测量工具。目前,国产百分表的测量范围(即测量杆的最大移动量),有0~3mm;0~5mm; 0~10mm的三种。读数值为0,001mm的千分表,测量范围为0~1mm。
二、百分表和千分表的使用方法
由于千分表的读数精度比百分表高,所以百分表适用于尺寸精度为IT6~IT8级零件的校正和检验;千分表则适用于尺寸精