下面对 X-7ICP- MS 的具体部件进行介绍。 进样系统组成框图如图3所示。 蠕动泵:蠕动泵把溶液样品比较均匀的送入雾化器,并同时排除雾化室中的废液。通过控制蠕动泵的转速,可以得到理 想的进样速度,样品提升速度一般为0.7~1ml/min.如果不采 用蠕动泵,由于雾化器中雾化气体的流动,也可以提取样品, 样品的自然提取速度为 0.6ml/min 左右,随着雾化气流速的 变化而改变。 溶胶状态,因为只有气状的样品才可以直接进入炬管的等离子体中。