用户可选择是否要注解,实验条件和结果,图形是否要有网格,峰测量基线是否要显示,座标轴是否要改变方向,X和Y的范围是否要锁定,座标轴的文字和单位是否要改变,电流是否要表达成电流密度,电位轴是否要注明参比电极的类型,以及图的大小,等等.对于许多电化学技术,数据往往需要用不同的方式显示,也可在此设置.例如CV　可允许你选择任意段的数据显示,CC　可允许Q-t　或Q-t1/2　的显示,ACV　可选择绝对值电流或相敏电流(任意相位角设定),SWV　可显示正反向或差值电流,IMP　可显示波德图或奈奎斯特图,等等.Color　and　Legend　颜色和符号此命令可允许用户调节曲线,座标和背景的颜色.数据显示可以是线条,点,或各种其他的符号或形状.线条的粗细,符号的大小也可调节.数据点的间隔也可设置.Font　字体此命令可设置数据图形显示时各种文字说明的字体,大小和颜色.另外由于不同的打印机关于字体旋转的定义不同,Y轴的文字的旋转角度或是90°　,　或是270°　.　如果你发现打印出来的数据图的Y轴的文字方向反了,请用此命令选择另一旋转角度.Copy　to　Clipboard　复制到剪贴板12　此命令可将屏幕上的数据图形复制到剪贴板上.你可然后粘贴(Paste　)　到文字处理器或其他软件中.DataProc　数据处理Smooth　平滑此命令用于平滑实验数据.可有两种方法进行平滑:最小二乘法或付里叶变换.最小二乘法可允许5至49　点的平滑.点数取得越多,平滑效果越好,但也越容易造成数据失真.很多时候付里叶变换可给出很好的平滑效果且较小的失真.付里叶变换平滑的截止值(Cutoff)　取得越小,平滑效果越好,但也越易失真.用户还可决定是否实验结束后自动对数据进行平滑.Derivative　导数此命令用于对实验数据求导数.导数的阶数可从一至五.最小二乘法的点数为5至49　点.导数过程是高频噪声的放大过程,最小二乘法的点数取得越多,导数数据越光滑,但也容易造成数据失真.Integration　积分此命令用于对实验数据积分.Semiinteg　and　semideriv　半微分半积分此命令用于对实验数据进行半微分或半积分.半微分可将拖尾的扩散峰变换成对称峰,有助于分辨及定量测量.半积分可将拖尾的扩散峰变换成类似极谱波的稳态响应,从而可用极谱理论分析数据.Interpolation　插值此命令