安全柜防护效果的　评估应该包括对安全柜的完整性、HEPA　过滤器的泄漏、向下气流的速度、正面气流的速度、负压　/换气次数、气流的烟雾模式以及警报和互锁系统进行测试。还可以选择进行漏电、光照度、紫外　实验室生物安全手册　52　线强度、噪声水平以及振动性的测试。在进行这些测试时,检测人员要经过专门的培训,采用专门　的技术和仪器设备。强烈建议由有资质的专业人员来进行测试。　清洁和消毒　由于剩余的培养基可能会使微生物生长繁殖,因此在实验结束时,包括仪器设备在内的生物　安全柜里的所有物品都应清除表面污染,并移出安全柜。　在每次使用前后,要清除生物安全柜内表面的污染。工作台面和内壁要用消毒剂进行擦拭,　所用的消毒剂要能够杀死安全柜里可能发现的任何微生物。在每天实验结束时,应擦拭生物安全　柜的工作台面、四周以及玻璃的内外侧等部位来清除表面的污染。在对目标生物体有效时,可以　采用漂白剂溶液或　70%酒精来消毒。在使用如漂白剂等腐蚀性消毒剂后,还必须用无菌水再次进　行擦拭。　推荐将安全柜一直维持运行状态。如果要关闭的话,则应在关机前运行　5min　以净化内部的　气体。　清除污染　生物安全柜在移动以及更换过滤器之前,　必须清除污染。　最常用的方法是采用甲醛蒸气熏蒸。　应该由有资质的专业人员来清除生物安全柜的污染。　个体防护装备　在使用生物安全柜时应穿着个体防护服。在进行一级和二级生物安全水平的操作时,可穿着　普通实验服。　前面加固处理的反背式实验隔离衣具有更好的防护效果,　应在进行三级和四级生物　安全水平(防护服型实验室除外)的操作时使用。手套应套在隔离衣的外面,可以戴加有松紧　带的套袖来保护研究人员的手腕。有些操作可能还需要戴口罩和安全眼镜。　警报器　可以在两种警报器中选择一种来装备生物安全柜。窗式警报器只能装在带有滑动窗的安全柜　上。发出警报时表明操作者将滑动窗移到了不当的位置。处理这种警报时,只要将滑动窗移到适　宜的位置就可以了。气流警报器报警时,表明安全柜的正常气流模式受到了干扰,操作者或物品　当即处于危险状态。当气流警报响起时,应立刻停止工作,并通知实验室主管。生产商的说明手　册中将提供更详细的资料,在生物安全柜的使用培训中也应包括这一方面的内容。　补充资料　选择正确类型的生物安全柜,进行安装并正确使用,同时每年进行认证,这是一个复杂的程　序。强烈推荐在经过良好培训并具有丰富