5.1 防静电腕带 5.1.1 测试仪器:腕带测试仪 5.1.2 测试: a)将接地线插头插入测试仪上端的接地线插座内 b)将接地线 另一端连接腕带c)手按测试仪板座。这时,液晶显示灯亮起,并可听到一声鸣 响。如果绿色“好”灯亮起,表示接地系统良好。如果红色“低” 灯亮起,须检查腕带接地线电阻。如果红色“高”灯亮起,须检查 腕带是否扎禁手腕,并检查腕带接地线电阻,确保腕带未松动测试仪 接地线。 5.2 人体综合电阻测试 5.2.1 所需仪器:人体综合电阻测试仪 5.2.2 测试: 被检人员穿着防静电鞋、服,佩戴有线防静电手环,将防静电手 环另一端插入检测仪面板标有“WRIST CORD”的孔处(或夹在金属 柱上),双脚需站在检测仪踏板脚型区域内,被检测人员长按检测仪 面板上的检测按钮,在“PASS”区域一个手型和两个脚型绿色灯亮(佩 戴无线防静电手环或未带防静电手环时,“FAIL HI”区域的手型红色 灯亮),检测合格。 5.3 防静电鞋底电阻测试 5.3.1 测试仪器:表面电阻测试仪 5.3.2 测试: a)首先应保证鞋底干净,无污染。 b)将表放在鞋底表面上,按住红色的测量(TEST)按钮,持续 发亮的发光二极管(LED)即指示出测量的表面阻抗量级。 其中,各指示灯含义如下: 10=1 千欧姆 绿色10=10 千欧姆 绿色导体 10=100 欧姆绿色 Q/FHD70-2013 10=1 兆欧姆 黄色LED 10=10 兆欧姆 黄色10=100 兆欧姆 黄色9876 防静电体 10=1000 兆欧姆 黄色10=10000 兆欧姆 黄色LED 10=100000 兆欧姆 黄色10=1000000 兆欧姆 红色绝缘体 12>10=绝缘 红色c)测试电阻应符合表3 规定,此项 检测应为产品入厂前的检测,不作为日常操作员工检测项目。 5.4 防静电工作服表面电阻测试 测试仪器及测试方法参照5.3 防静电鞋底电阻测试,测试电阻应 符合表3 规定。应注意的是测试时,应将防静电衣服、裤子平铺于绝 缘桌面上。此项检测应为产品入厂前的检测,不作为日常操作员工检 测项目。 5.5 防静电工作区静电位 5.5.1 测试仪器:非接触式静电电压表 5.5.2 测试: a)在进行测试前首先应保证操作人员自身对地放电。 b)被测量物体表面尺寸必须大于测量距离。为获得真正的测量值 在测量距离为25.4 毫米时,被测物体尺寸不能小于127 毫米127 毫米。 c)将表的测量电极对准待测物体表面,按下置“0”按钮。 d)保持与待测物体表面距离为25.4 毫米(1 英寸)。 e)按下测量钮,读出测量结果。 其中示数:0.1实际静电电压100V; 实际静电电压1000V;示数:10 实际静电电压10000V; 示数:20 实际静电电压20000V。 f)被测物体的静电压值如为负极性,LCD 上显示“-”。正极性时 无显示符号。 g)如果在超过25.4 毫米距离下测量值超过20,000 伏,请停止, 这时的带静电物体可能会产生电弧放电,任何测量均需小心谨慎。 h)一般受环境影响和静电瞬间特性,很难真实反映实际情况。 5.6 工作台面、存放车、周转容器等表面电阻测试 测试仪器及测试方法参照5.3 防静电鞋底电阻测试,测试电阻应 符合表3 规定。 5.7 存放车系统电阻测试 5.7.1 测试仪器:兆欧表 5.7.2 测试: a)将测试棒插入EARTH 及LINE 两端,将功能开关拨至所需的电 压档位。 b)将测试棒分别与防静电工程电阻测量标准电极连接。 c)剥去电极测量面上的保护膜,露出黑色的导电膜,将电极放置 在被测材料表面上,两个电极 121110Q/FHD 70-2013 保持适当的距离。 d)打开电源开关,读数即现。测量时,双手不可触摸电极的金属面,以免受到电击。 e)测量完毕应将保护膜重新贴在电极的导电膜上,以保证测量面 清洁,测量面如有脏污,应使用粘贴纸将脏物吸去,不可用硬物刮擦, 以免损伤电极。 f)车台面表面与脚轮之间系统电阻测试应符合表3 规定,测试时 应将脚轮下放置一块200mm200mm导电板并良好接触。一个电极 与导电板接触,另一个与台面良好接触(见图1)。 5.8工作台系统电阻测试 测试仪器及测试方法参照5.8 存放车系统电阻测试,测试电阻应 符合表3 规定。应注意的是测试电阻时,一个电极与台面良好接触, 另一电极(夹子)与工作台接地线连接。见图2 5.9防静电温控烙铁测试 5.9.1 测试仪器:万用表 5.9.2 测试:将万用表拨到导通端进行测量,万用表黑色表笔与 烙铁头相连,红色表笔与烙铁接地端相连,如图3 所示。万用表示数 符合表3 规定,同时伴有蜂鸣器鸣叫。 Q/FHD70-2013 5.10防静电地面测试 5.10.1 测试仪器:兆欧表 5.10.2 测试: 测试仪器及测试方法参照5.8 存放车系统电阻测试。地面点对点 电阻测试如下图4-1,地面系统电阻测试应符合如下图4-2,阻值应符 规定。图4-1 图4-2 5.11 防静电地线测试 5.11.1 测试仪器:接地电阻表 5.11.2 测试: a)将被测地极用绿色导线与仪器端子E 连接; b)在相同直线方向5~10m、10~20m 潮湿土地处,分别插入电 位探测针及电流探测针,用黄色导线及绿色导线将其分别接于仪器端 c)将功能开关拨到电阻位置;选择合适的阻值档位;d)按下“PUSH BUTTON”同时读取仪表示数;当终端接触不好时,显示“1”。 测试电阻应符合表3规定。 附件附表一:《防静电自检项目表-一、二车间》 附表二:《防静电自检项目表-机动计安部》