【参数解读】解析质谱质量分析器的技术参数及评价
在液质联用仪中,比较常见的就是三种质量分析器,包括四级杆分析器、飞行时间质量分析器和离子肼,他们组成结构以及原理上也存在不同。
列举部分仪器的个别参数,供参考:
质量范围:m/z 10-3000amu。
质量数稳定性: ±0.1 m/z
最大扫描速率: ≥ 5000 Da/s。
质量精度:≤0.1amu
动态范围:(有动态与静态之分吗)
分割线
解析总结:
1、质量范围大小与什么相关?范围大,会影响精确度吗?
质量范围大小和仪器的整体硬件有关,如RF电压等;四级杆的质量范围和四极杆加的电压有关,范围越大,精度越差。
有这样一个公式: Mm=7000000Vm/(f*f*r*r),其中Mm表示最大质量数范围,Vm是RF信号交流分量的最大幅度,f为RF的频率,r为四极场半径。
2、你认为质谱的质量数稳定性应该为多少合适?
质量数稳定性,要看用途,普通的定量分析±0.1 m/z就可以了,要是定性要求比较高,就用高分辨率质谱,可以到0.0001 m/z。一般认为0.1m/z不会影响定量的准确。
3、扫描速率对测试有什么影响?
扫描速率越快,单位时间内采集数据点数越多,结果越真实。因为目前都是用三重四级杆定量的,所以测试的时候都是MRM模式,这个方式对于扫描速度没有什么关系,它的测试速度的快慢和循环时间相关=dwell time+pause time;当然速度越快的话,能够在MRM定量的时候获得一个相对粗的定性信息,这对测试也是有一定帮助的。
4、说说你知道的各质量分析器主要使用领域。
当前来看串联四级杆的气质和液质主要应用在定量为主的领域,比方说国家的商检系统,质量技术监督局系统,高校的检测中心等。 离子阱分析器还主要应用在定性的领域如:药物的结构分析,分离的天然产物结构分析,有机物的合成分析等研究开发。
5、你认为各种质量分析器的优缺点是什么?
高分辨质谱侧重于做定性分析,因为这种质谱能够给出物质的精确分子量,随着仪器设备水平的提高定量的效果也越来越好了。 四级杆质谱定量效果好大家公认,但毕竟是低分辨的质谱,离子阱质谱可以做多级结构的分析,定性效果好,但定量速度没有四级杆高。 高分辨质谱定性是主打,定量效果越来越好,但价格贵啊。四级杆主要是用于定量,离子阱偏重于获得化合物的结构信息,TOF偏重于获得分子量信息。在这里面四级杆速度最快,离子阱和TOF的速度相对慢一些。要想获得一个化合物的真正定性的话,最好是选择离子阱和TOF的结合。
6、你的实验室质谱仪都是什么质量分析器,谈谈对它的看法。
实验室里的都是四极杆和离子阱居多,日常使用都差不多,离子阱可深入学习的东西更多。