由于问我的人太多 我也不大像解释的 麻烦的很,发帖目的,让大家能学习到真本事, 不让大家白干测量。本人让你1天学会测量。 全站仪抄标高的方法。菜鸟献丑。高手别介意,有的人干了3.4年还不知道。 不废话。转入正题, 经过多次的实验,我在天津地铁学习到了一种全站仪器抄标高的方法,我自己感觉有创意。不知道你们在用没。现在我来解释下。首先,全站仪任意点架设。第一步。伦镜立在已知高程。 仪器输入已知高程 然后: 测距(就是打下高程,比如:仪器上显示的是5米)现在的高程就是你伦镜高程加上你点的高程》例如你控制点是4米,伦镜高1米。现在的工作是把你仪器上打的高程输入在仪器的仪器高那里,OK 现在你就可以把伦镜随便立在哪里了,打出来的距离就是实际的距离,不用计算。简单方便。原理,仪器输入高程在加上伦镜高就是现在伦镜加控制点高程,你把打出来的高程输入仪器里,就像把仪器置在了高程为0的地方,所以打出来的是实际高程。所以问题解决了吧 第二 大家懂仪器架测站测量高程,很多还不知道自由设站测量高程, 简单 仪器架在两控制点中间,原因(减少短边控制长边) 菜单 --- 程序---- 放样 ----自由设站----输入第一后视点坐标测存-----下一点-----输入坐标---- 一样测存---- OK 不需要多余观测,如果显示无法求的高程 不管他的, 一直确定,知道测站已经设置----好了 你就可以开心的放线了, 不会的用极坐标放线, 输入坐标的时候记得别错就可以了。 步骤 由于测站已经求的 菜单*-----放线-----下一页 看见极坐标就输入坐标就可以了 。 这个不能经常使用 容易错。不能对坐标。

【已解决】各位朋友:全站仪测出的高差是两点高差?还是两镜头之间的高差? ?

回答作者:孤獨宇宙-孤獨宇宙
全站仪测高程时候会让输入仪器高和棱镜高 用视距法测出来的高差加仪器高减棱镜高就是测站点的地面高程了 一般输入后 仪器会自动计算的 也就是说显示的就是地面高 高差也就是两点地面的高差

【已解决】全站仪无坐标原点怎么测量高差 ?

回答作者:知书达理-知书达理
一般来说分为这样几步: 1、输入坐标,测站点、后视点及要测的碎布点事先是家里输入进去的。具体在说明书里的数据录入这一块。 2、到了野外,首先是一起对中整平,开机后,进入坐标测量。 3、设置测站点。 4、设置后视点,这是很关键的是仪器不同,方法不同。 一般都要,拟设好后视点后,要对后视点进行一次测量,这个过程实际就是陪准坐标系统。关键关键!配好以后一起会将测量的后视点坐标直接显示出来,你可以和已有的坐标对照一下。一般来说。二者之差不大于5cm就可以拉 5、测量

【已解决】用全站仪怎样测高程 ?

回答作者:六句迷人诗-六句迷人诗
一、架好仪器,量取仪器高,在输入测站点信息时输入X、Y坐标和高程; 二、正确后视,仪器自动设置方位角; 三、测量,输入棱镜高,照准棱镜测量,测出的坐标XYZ,Z就是高程了。

【已解决】全站仪测高差 ?

回答作者:夢中人-夢中人
理论上当然是将仪器高,棱镜高全输为0,直接测两点的高差误差小;但是实际测量的过程中,分别量取仪器高,棱镜高,更为便捷。当然仅仅为了测量高差首选水准仪进行测量。