由于测试方向、水泥品种、养护条件、龄期、碳 化深度等的不同,所测之回弹值均有所不同,应予以修正,然后 再查相应的混凝土强度关系图表,求得所测之混凝土强度。 每位同学各自选取一个测区,每测区面积约2020cm2,每测 区弹击16 个点。构件测区的选择应符合下列要求: (1)对长度不小于3m 的构件,其测区数不少于 10 度小于3m且高度低于0.6的构件,其测区数量可适当减少,但不 应少于5 (2)相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件边缘的距离不宜大于 (3)测区应选在使回弹仪处于水平方向,检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,方可选在使回弹仪处于非水平方向,检 测混凝土浇筑侧面、表面或底面; (4)测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的受力部位及薄弱部位必须布置测 区,并应避开预埋件; (5)检测面应为原状混凝土面,并应清 洁、平整,不应有、疏松层、浮浆、油垢以及蜂窝、麻面,必面 时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末或碎屑; 结构或构件的测区应标有清晰的编号,必要时应在记录纸上描述测区布置示意图和外观质量情况。 2、回弹值的测量: 垂直对准具有代表性的被测位置,然后使仪器的冲锤借弹簧的力量打击冲杆,根据与冲杆头部接触处的混凝土试件表面的硬 度,冲锤将回弹到一定位置,可以按刻度尺上的指针读出回弹值。 回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土检测面,缓慢施 压,准确读数,快速复位。具体的见《回弹法检测混凝土抗压强 度技术规程》(JGJ/T23-2011)。 回弹法是用以弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,以回弹值(反弹距离 去弹击锤冲击长度之比)作为与强度相关的指标,来推定混凝土 强度的一种方法。由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在 某种相关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面 上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成 一定的比例关系。根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。 3、掌握测定钢筋混凝土构件钢筋位置和保护层厚度的基本方法和实际操作; 4、根据检测结果计算钢筋混凝土试验构件的承载 混凝土回弹仪、钢筋位置探测仪、直尺、粉笔、1%的酚酞酒精试剂 选择试验用钢筋混凝土构件平面尺寸较大的面作为测试面,记录测试面为构件浇注的哪一面。将测试面向上平放在一平坦地面 上,用粉笔在测试面上画线,均匀布置10 测试时,回弹仪垂直向下冲击混凝土表面,回弹仪与测试面应保持垂直。冲击后应按住按钮在拿起回弹仪读出该次回弹的数据 并记录完成一个测点的测试工作。每测区有16 个测点,测区内测 点应分布均匀,测点的间距不小于 3cm,最外侧测点距离边缘大 于2cm。 测得的数据去掉最大和最小的3个,以剩余10 个检测值的平均 值作为该测区回弹值。 由于本次试验的试验梁的养护时间较短,混凝土碳化深度以0cm计算。可用 1%的酚酞酒精试剂喷到混凝土表面,观察颜色的变 钢筋位移测定仪是根据电磁感应原理制成的。