由于,电流测量仪表和电源之间的国 路是接地的(试样的两边都对地绝缘) .若在电源上构成 个不太大的电流流失,贝IJ高电位接线和地电位 之间的电导可忽略。低电位接线和地电位之间的电导组成一个电流测量仪器并联的分流器。测量电极 的对地电阻应比电流测量仪表的输入电阻高1O~100 倍(对灵敏的电流测量仪表而言,其输入电阻可 高达 10" íl) 。泄漏电阻必须在每个温度下分别测定,若不同的金属用在接线和电极架上时,不同金属 之间的热电偶电势能引起测量误差,用一个短路回路代替电源,测量电流便能指示出该热电偶电势效应 大小。