PM-8188NEW修正数值的方法如下,上海佳实水分仪请您按照以下步骤操作:
各品种的水分值可在-9.9~+9.9%的范围内进行修正,与标准方法测得的结果不符时输入修 正值。
1、设定修正值的输入方法
先确定电源是否已经切断。按开是,在显示型号及其他内容的时间里(约5秒)迅速按选 择键直到液晶屏显示“%”,“BIAS”,和修正值为止,初的修正值为 0.0%。
2、选择品种
按选择键,每按一次,品种编号增加一个。品种编号到 12 之后,再回到 1,每次种类对应其校正的数值。
3、输入修正值
增加修正值时,按“测量键”,每按一下变化+0.1%
减少修正值时,按“平均键”,每按一下变化-0.1%
在电源切断后,修正值会自动储存 对应的种类下的修正值。
*电源的自动关闭,如果 20 秒内不按键,电源将自动切断。此时,请从好步重新启动。
4、切断电源
按开是关闭电源。
PM-8188NEW谷物水分测定仪 使用说明书(点击下载)
PM-8188NEW水分仪抛弃了传统仪器费时费力、人为因素影响大等特点。使用极其简便,适用于粮食收储等行业的需要。使用PM-8188NEW水分仪的测量方法,如下:
PM-8188new型高频电容式谷物水分测量仪
1.功能及特点
1.1 能自动测量试样重量
1.2 能测定十二个品种
1.3 可以显示品种编号(1 到12)和品种名称(英文 4 个字母)
1.4 电源自动关闭,约3分钟不进行操作,电源自动切断
1.5 可以修正水分值,可以在-9.9 至+9.9%的范围内,对各品种水分值进行修正,作为标准的仪表可以采用上海佳实电子科技有限公司生产的MS-200型卤素水分仪。
2.规格
测定的原理:高频电容式(50MHz)
测定品种,测定范围,测定精度(标准误差)
PM-8188 型
品种 测定范围 标准误差(S.E.C)
小麦 6.0~40.0% 0.5%(6.0~20.0%)
玉米 6.0~40.0% 0.5%(6.0~20.0%)
大豆 6.0~30.0% 0.5%(6.0~20.0%)
大麦 6.0~40.0% 0.5%(6.0~20.0%)
绿豆 6.0~30.0% 0.5%(6.0~20.0%)
谷子 6.0~30.0% 0.5%(6.0~20.0%)
高粱 6.0~30.0% 0.5%(6.0~20.0%)
油菜子 6.0~30.0% 0.5%(6.0~20.0%)
红小豆 6.0~30.0% 0.5%(6.0~20.0%)
花生仁 4.0~15.0% 0.5%(4.0~15.0%)
精米 9.0~20.0% 0.5%(9.0~20.0%)
稻谷 8.0~35.0% 0.5%(8.0~20.0%)
功能:自动测量重量
计算平均值
电源的自动关闭
水分值的修正
使用温度范围:0℃~40℃
显示器: LCD
电源: 5 号干电池(锰电池或碱锰电池)4个
尺寸:210(高)×130(宽)×190(长)mm
重量:1Kg
附属部件:样品杯、料斗、4 个5号干电池、使用说明书
5.测量准备
5.1 从主机上取下料斗和样品杯
5.2 装上干电池
该测量仪的电源使用 4 个5号电池。将5号电池正确装在电池室,正负极一致。
5.3 由于内部装有电子天平,请将其放置在无风、无震动的水平面上使用。如该仪器用手持的情况下或者在有风或震动的地方使用,将会影响测量的精密度或根本无法测量。
5.4 备好测量的样品,并充分使样品与测量仪的温度相吻合。
6.测定方法
6.1 接通电源
按开是后,LCD 显示约 3 秒,然后品种编号、品种名称、"TIMES"(测量次数)和"%"将显示出来,该仪器产生异常情况时将显示错误信息,此时请参考"10.错误显示"部分。
6.2 品种选择
按选择键,每按一次,品种编号将增长一位数。品种编号的 12 以后是 1。品种编号在电源切断后也将自动被储存。再次接通电源时将显示电源切断前的品种编号。
6.3 将样品装入样品杯
将料斗套在样品杯上,装入样品,装满后水平移动料斗,多余的样品被料斗水平刮掉,使样品量刚好达到一杯。
6.4 将样品倒入仪器的测量部
按测量键,小数点将间隔闪亮,由于在此时间里电子天平在调整零点,因此请不要触摸或震动仪器。
"POUR"间隔闪亮后,开始倒入样品,瞄准测量部的中心在 5~6 秒内迅速将样品连续投入测量部,如果中途停止的话,电子天平将认为投入结束,而立刻计量,此时如再投入样品,仪器不能进行正确的测量。
投料时要使样品表面呈水平状态
"POUR"消失,小数点闪亮 4 次后,显示水分值和测量次数。
"POUR"消失,小数点间隔闪亮时,仪器正在进行计量,因此,此时即使样品有撒漏也不要再投入,否则不能进行正确测定。
*水分值超出测量范围时,比测量范围高时显示"FFF"。比测量范围低时显示"AAA"。
6.5 倒掉样品
此时水分值的显示保持我们,继续测量时,从"3"将样品装入样品杯起重新开始。
7.平均值的显示
按平均键后显示平均值,测量次数在 2~9 次时,按平均键将显示平均值及测定次数,按平均键后,再测定水分时,测量次数将从 1 开始。
8.修正水分值的输入方法
各品种的水分值可在-9.9~+9.9%的范围内进行修正,与标准方法测得的结果不符时输入修正值。
8.1 设定修正值的输入方法
先确定电源是否已经切断。按开是,在显示型号及其他内容的时间里(约5秒钟)按选择键直到显示"%""BIAS",和修正值为止,初的修正值为 0.0%。
8.2 选择品种
按选择键,每按一次,品种编号增加一个。品种编号到 12 之后,再回到 1。
8.3 输入修正值
增加修正值时,按"测量键",每按一下变化+0.1%
减少修正值时,按"平均键",每按一下变化-0.1%
在电源切断后,修正值会自动储存
*电源的自动关闭
如果 20 秒内不按键,电源将自动切断。此时,请从好步重新启动。
8.4 切断电源
按开是
9.换电池
干电池一旦耗尽,电池符号将会亮,这时请换 4 个新电池
10.错误表示
如果该仪器或者测量条件异常时,将予以显示,显示 4 秒钟后电源将切断。
001:温度传感有异常,需修理
002:水分测试用电路异常,需修理
003:电子天平有异常,需修理
-5℃:因仪器温度在-5℃以下,无法测定,请升温后再测定。
50℃:因仪器温度在 50℃以上,无法测定,请降温后再测定。
水分仪分为插针式水分仪,感应式水分仪,在线近红外水分仪,卤素水分仪,红外线水分仪,这些产品上海佳实公司有货,欢迎电话咨询,021-31200314
COPYRIGHT
上海佳实电子科技有限公司