上海琪摩仪器为您解答:
1)按使用要求放置好必要的配件和器具、并向操作室内放入两个无毒塑料袋。
2)混合气瓶、氮气瓶输入压力调整,调节减压阀,使输入压力为0.1Mpa
3) 打开设备后配,电源开关后,按控制牌上的总电源键,使设备通电。
4)操作室放入1000g钯粒(密封),由冷凝系统除湿,并放入厌氧指示剂。
5)关紧取样室内外门,并抽真空校验。(按控制面牌上真空泵键,按一下开,再按一下关)
6)操作室内第一次置换(氮气置换):
(1)先用橡皮管插入操作室内进气口,另一个插入塑料袋。
(2)接通氮气进气路,打开操作室氮气控制阀,使两只塑料袋充足氮气后,关闭电磁阀,然后扎紧袋口。
(3)把乳胶手套套在观察板法兰圈上并扎紧。
(4)把塑料袋内氮气渐渐的放于操作室内,至全部防除。
7)操作室第二次置换(氮气置换)重复一次冲氮过程,取样室先抽真空,并注意随时按排气阀关闭排气。
8)操作室第三次置换(混合气体置换) (混合气体配比为H2 1/85% H2 1/10% H2 1/10% CO2/15%)
(1)调换气路打开操作室混合气阀进气,冲气时取样室先抽真空,并注意随时按排气阀关闭排气。
(2)混合气充满塑料袋后,关闭电磁阀,并打开混合气限流阀,使混合气经过稳流器、流量计、调整流量计,流量为每分钟10毫升左右。
(3)把塑料袋内混合气渐渐排于操作室内。
(4)通过三次换气后,操作室内气体含氧量已处于极为量状态
9)操作室内打开钯粒除氧剂,接通除氧催化器电源进行催化除氧,并在厌氧指示条反应区上滴一点洁净水,1-2小时后,观察其变色情况,反应部分深蓝色变为浅蓝为操作室内达到厌氧环境。
10)紫外线灭菌灯,室内进行灭菌处理,灭菌时间自定。
菌种的置入和培养
1)检查取样室内门并关紧之。
2)打开取样室外门,将菌种放入取样室后即关上外们。
3)取样室充氮置换三次过程,先抽真空度500毫米汞柱(66Kpa)以上停,然后打开取样室氧气阀进气,使指针回复零位,关掉阀。取样室充氮置换三次过程结束。
4)如选定真空度较低就需要增加置换的次数。
5)取样室外门开启、关紧后,再抽低真空度100毫米汞柱(13Kpa)检验。
6)厌氧培养箱需要长期连续使用的条件