"信号饱和" 测量曲线时出现问题,系统无法进行测量分析计算。 检查各部分的连接情况,及病人的状况,再次进行测量,如果故障仍然存在,模块问题。
"测量超时"
"袖带类型错" 可能是使用的袖带与所设置的病人类型不符合。 查看病人类型设置是否正确,检查各部分的连接情况,或更新一个袖带,如果故障仍然存在,模块问题。
"泵漏气" NIBP的气路有漏气部分。 检查各部分的连接情况,或更新一个袖带,如果故障仍然存在,模块问题。