一、鱼跃血糖仪的操作问题
1、关于血糖仪操作方式
(1).将血样轻触动血糖试纸进血端口,血滴会被自动吸入;(2).确认血量足够2.8秒屏幕就会显示测量结果;(3).获得测量结果后,推动退条键,试纸会自动弹出
2、血糖仪采血笔刻度
采血笔的刻度是1-6个单位可调节的哦~(1最浅。6最深),一般家用时将刻度调节到3-5个单位就可以了哦~(年轻人可以调节到3-4个单位,老年人可以调节4-5个单位)
3、血糖仪采血的位置
取血点如果选在手指正中是比较痛的 一般建议取血点在手指偏侧面采血 这里的神经分布较手指正中少 痛感较轻 但也不要太接近指甲边缘 这样不易消毒哦
4、如何关闭背光血糖仪
长按三秒c键进入设置页面,页面上显示的是年月日时间设置,一直按c键进入LED ON页面, ON闪烁,表示背光打开,LED OFF,OFF闪烁,表示背光关闭,按m键设置背光开关,按c确定,背光设定完成并切换到语音设定。
5、如何关闭语音血糖仪
长按三秒c键进入设置页面,页面上显示的是年月日时间设置,一直按c键进入yue ON页面,ON闪烁,表示语音功能开启,yue OFF,OFF闪烁,表示语音功能关闭,按m键设置语音开关,按c键确定,语音功能设定完成。
6、采血笔调节
拉动尾部 看是否可以上膛 拉动尾部的时候要稍微用点力哦~拉到位了会听到咔哒一声响的 然后 再按弹射键 能弹射 就说明笔没有问题的哦~
7、正常的血糖范围是多少
空腹血糖:3.9~6.1mmol/L餐后1小时:血糖6.7-9.41mmol/L。最多也不超过11.1mmol/L(200mg/dl)餐后2小时:血糖≤7.81mmol/L
二、鱼跃血糖仪的区别
1、鱼跃血糖仪560/580/590区别
560是传统三电极血糖仪,580和590都是五电极的血糖仪,测量更加稳定,590多了语音和背光功能,使用起来是更加方便的哟
2、免条码区别
免调码的血糖仪试纸用完之后购买试纸,收到就可以直接使用,需要调码的血糖仪试纸用完之后购买试纸,收到还需要更换密码牌才可以使用,家用选择免调码血糖仪操作很方便的也可以避免校准码掉了试纸报废的哈
3、与其他品牌产品对比