Fig 3.4:HVT100 血管腔內流量計測量動靜脈(AV)血管 通路的人工血管內血液流量,於血管成形術時提 供關於通路功能性定量的資訊。 35公分)與血流同方向 48公分)與血流相反方 58TRANSONIC FLOW-QC 人工血管內測量的標準程序使用 ReoCat 內血液流量。流量測量標準程序(流程圖3.1,3.2,第60-61 頁)建議在汽球插入之前和之後 測量人工血管內流量。比較血管成形術後的值和血管成形術前基礎流量值,介入處置的 醫師立即得到處置成功的回應。如果人工血管內血液流量未能增加至滿意程度,應再插入 汽球至流量最佳程度。 操作原理 AV血管通路內流量,HVT100 血管腔內流量計和 1.08Tb 注射前血液溫度;Ti 算式(0.5V/)是食鹽水注射產生的血液流量平均預期的增加。 注入AV 連接HVT100血管內流量計至接地的插座。 請無菌區域外的某人連接導管的接頭至延長線。連接延長線至HVT100血管內流量計。 經由6F或更大引入器護套插入導管直到在護套之外看見記號條。 10.15-20 秒之後,流量計會顯示「Ready」。打開導管活栓注射約 10 ml 11.關閉活栓。 12. 流量計顯示為「PROC. 21」並倒數至「PROC. 00」然後會顯示「CALC. 10」(此時流量計已 00」。注意:CALC.過程中有時候顯示會暫時停住(這是正常的)。 13. 流量計會顯示血液流量(ml/min)。如果注射有問題,顯示出現「REPEAT」。請回到步驟7。 14. 重覆步驟7-11 16.使用後,按照標準感染控制處置丟棄導管。 17. 可用酒精清潔延長線和流量計。 注意:同一處置中導管可重覆使用。 60TRANSONIC FLOW-QC PTFE 人工血管的ReoCath流量測量標準程序 [介入處置前] 血液流量值進行性增加可能因為痙攣的放鬆。等待2-3分鐘重覆血液流量測量。 流程圖3.1:PTFE 人工血管流量指引的人工血管內血液測量標準程序 進行兩次ReoCath流量測量。 進行第三次測量。 選擇兩個最接近的值。 10%或