智能压力或差压变送器在现场可用智能板上的按键进行现场调校,我们在现场服务过程中总结了调校智能压力或差压变送器几点经验,供同仁参考.
1.LCD显示输出百分比或过程压力,同时不管显示何种参量,在*上一排均显示与百分比对应的光柱。
2.按S键选择显示百分比或压力;当显示压力时按Z键可选择压力单位kPa或MPa;按Z键同时再按一下C键可选开方。
3.加零点压力按C键可对压力读数清一次零(如果在调试过程中使用过全量程微调的低点微调,那么零压力点因时间或温度引起的偏差用C键不一定能清除,此时可再用低点微调迫使其回零,建议在调试过程中一般不使用低点微调功能);
4.按S+Z键8秒钟后同时松开(或先加相应压力,待压力稳定时按S+Z键8秒钟松开另一键),按Z键设定零点;加量直流高压发生器程压力按S键设定量程,注意该功能每触发一次只能进行一项操作。
金湖奇正自动化仪表有限公司生技不部