在压力一 位移 图中, 加压过程曲线和 去除压力过程 曲线基本对称 , 说明 PVA 微球在受压 缩形变后 , 可恢 复原状 , 也说 明微球 压缩后没有破 裂 , 因为微球如果发生破裂或破损 , 曲线两端会出现 明显的不对称性。 3. 6微球 的推注 在临床应用前 , 评价微球通过导管的性能是 十 分必要的, 这是因为如果微球不能顺利通过导管, 造 成导管阻塞 , 不仅会增加导管内的压力 , 还会给继续 注射带来 困难 , 同时 , 若压力升高过快 , 则可能引起 导管中微球的返流 , 破坏导管甚至引起异位栓塞 。 文献 中对微球通过导管的评价方法通常是定性 的, 例如 : 将一定粒径 的微球 与造影剂等混悬均匀 后 , 推注到一定内径 的导管中, 评价其通过的成功或 失败情况 1 卜挖 J 。本文设计 了一种装置, 可以模拟栓 塞推注微球的过程并实时测定推注压力 , 从而定量 地评价微球通过导管的难易。 微球在注射液 中的混悬程度对其能否顺利通过 导管有很大影响, 混悬液中造影剂与生理盐水的 比 例尤为关键。