COD的标准法测定是采用回流消解滴定法,该方法消解时间长(2小时)、耗能大、试剂费用高、效率低,常常困扰实际操作者。COD快速测定仪可采用开口管加热消解或密封消解法。COD测定仪采用专用催化剂和氧化剂,试剂量小,二次污染小,废液易处理,水样在加入专用氧化剂和催化剂后10分钟就可消解完毕,省时省力,还可以节约电能,一举多得。
COD检测的误差主要来自于哪里?
答:氯是在COD检测中带来影响zui大的因素。每一个在重铬酸钾法中使用的COD实验瓶都含有硫酸汞,这种物质能够去除氯的干扰。而MnIII法使用的真空预处理装置可以去除浓度为1000mg/L的氯。
如何去除氯对COD检测的影响?
答:准备一份空白样,其中含有去离子水和与你样品中氯浓度相同的氯成分。在加入消化液后空白样会迅速变成很深的颜色,但是之后你可以减去氯的影响并得到一个可以适用与你的样品的检测结果。
地址:北京市通州区金桥科技产业基地27号楼
邮箱:2608447215@qq.com
传真:86-010-56370927