关于如何测定轴位的三种方法如下: 常规法一般适用于+0.75~+1.00D散光眼。设一患者为复性远视散光,水平光带假定已被中和,垂直光带仍为顺动光带;为了精确测定散光轴位,将套管推到最高位,将光带置于90°经线上,食指微微旋动灯座管,由检影镜孔观察瞳孔内的顺动光带,若发现此时光带最窄最亮,且与皮肤上光带平行;再将光带分别置于85°和95°上,立刻发现瞳孔内的光带变的与皮肤上光带不平行,宽度变大,边界变得模糊,确知轴90°是正确的。