COD 在线自动监测仪凭借其采样分析 及时、能够实现定时监测、测量结果精确度高等特点, 在废水监测方面发挥着越来越重要的作用。但COD 在线自动监测仪在使用时存在着测量结果误差较大 的问题,如果不对其测量值进行修正,将使其实时监 测的作用失去意义 [1-3] COD在线自动监测仪的误差来源 COD 在线自动监测仪在使用过程中由于某些 因素的影响,得到的测量结果往往与真实值之间的 出入较大,而造成误差的原因主要有以下几个方面: (1)没有按照规范要求进行安装,导致仪器长期在次 环境下运行,电器元件容易受损;(2)未定期进行清 洗,进药管路中形成结晶,导致仪器在测试过程中试 剂投加不准确;(3)试剂配制过程中的误差;(4)更换 试剂后未进行标定;(5)仪器运行参数不准确 以上这些误差在实际操作中是可以通过加强控制来减小的,只有将仪器准备的各个环节做好,才能 将仪器的误差降到最低,从而满足有关单位的使用 需求。 COD在线自动监测仪的检定 COD 在线自动监测仪的测试方式及仪器本身的 特点,决定了其测试结果存在着一定程度的系统误 差,在使用时需对其性能参数进行验证以确定仪器 是否符合国家标准,《化学需氧量(COD)在线自动监 测仪检定规程(JJG 1012-2006)》对仪器的性能参数 零点漂移、示值稳定度和示值误差做了明确规定,其 校准方法及要求见表 收稿日期:2014-05-09;修订日期:2014-07-09。作者简介:张一婷,女, 1981 年生,讲师,主要从事污染控制研究与教学工作。 y=1.061 3x+2.372 COD在线自动监测仪检定标准 项目 检定方法 标准 件的精确量取将水样、重铬酸钾消解溶液、硫酸银溶 (硫酸银作为催化剂加入可以更有效地氧化直链零点 每半小时对零点漂移校准液测量 漂移连续测量 h,计算测得结果与初期零值之间的变化幅度,取其中最大值 500mg/L COD标准液连续测量 24 次,计算测量值与初稳定度 始值间的变化幅度对初始值的比值,取 其中最大值 50,150,500mg/ COD标准 次测量的误差 平均值与初始值间的变化幅度对初始 值的比值,取10%10% 脂肪化合物)以及浓硫酸打入到消解瓶,消解瓶中的 热电阻丝将混合液加热到165 ,反应 离子氧化溶液中的有机物后颜色会发生变化,分析仪 检测此颜色的变化,在一定波长下采用光度 法测试 Cr 的吸光度,并与微电脑中存储的标线相比较,将吸光度 换算成 COD 值输出来。 4.4 测试结果 COD 在线自动监测仪与手工测量水样分析结果 COD在线自动监测仪测量值的修正 由于零点漂移、示值稳定度等原因的存在,导致 COD 在线自动监测仪的测试结果与真实值之间存 在着较大的误差,从而影响水处理工艺参数的调校, 致使工艺运行不稳定,出水指标波动较大。