文件名　文件名　文件名　文件名:　Vanquish液相色谱仪操作注意事项　文件号　文件号　文件号　文件号:　CNSVC-TAS-WI-CMD218(1)　文件类型　文件类型　文件类型　文件类型:　:　:　:Work　Instruction　部门　部门　部门　部门:　China　Service　T&A　参考文件　参考文件　参考文件　参考文件:　Vanquish　Pumps　Operatoring　Manual　Vanquish　Compartments　Operating　Manual　Vanquish　Split　Sampler　Operating　Manual　Vanquish　Variable　Wavelength　Detectors　Operating　Manual　Vanquish　Diode　Array　Detectors　Operating　Manual　China　Service　咨询电话:400　650　5118　Page　1　of　4　Vanquish液相色谱仪　液相色谱仪　液相色谱仪　液相色谱仪操作　操作　操作　操作注意事项　注意事项　注意事项　注意事项　1.目的　目的　目的　目的　规范Vanquish液相色谱仪开关机注意事项,正确使用仪器,保证检测工作顺利进行、操作人员　人身安全和设备安全。　2.适用范围　适用范围　适用范围　适用范围　适用于Vanquish液相色谱仪(仪器配置:Pump+Autosampler+TCC+VWD/DAD+CM7.2)的使用操作。　3.职责　职责　职责　职责　3.1　Vanquish液相色谱仪操作人员应严格按照本规程进行仪器的开关机,　对仪器进行正确地日常维护,　并填好使用记录。　3.2　Vanquish液相色谱仪保管人员负责监督仪器操作是否符合规程,对仪器进行正确地开关机、定期　维护、保养。　3.3　室主任负责仪器综合管理。　4.　.　.　.开关机操作程序　开关机操作程序　开关机操作程序　开关机操作程序　4.1　开机注意事项　4.1.1　流动相的配制:根据所供试品的性质、相关的文献资料、工作经验等按比例配制流动相;根据　流动相的性质确定采用有机膜还是水相膜对流动相进行过滤;将过滤后的流动相进行超声脱气5　分钟。注:如果是Vanquish高压二元系统,建议使用HPLC级或者更高纯度的试剂做流动相。　4.1.2　样品