6.1.6 所有放射工作人员应接受个人剂量监测,并符合GBZ 128 的规定。 6.1.7 对示教病例不应随意增加曝光时间和曝光次数。 6.1.8 不应用加大摄影曝光条件的方法,提高胶片已过期或疲乏套药 的显影效果。 6.2 透视检查用X 射线设备防护安全操作要求 6.2.1 应尽量避免使用普通荧光屏透视检查,采用普通荧光屏透视的 工作人员在透视前应做好充分的暗适应。 要严格控制照射条件和避免重复照射,对工作人员、6.2.2 进行消化 道造影检查时, 患者和受检者都应采取有效的防护措施。 6.3 摄影检查用X 射线设备防护安全操作要求 6.3.1 应根据使用的不同X 射线管电压更换附加滤过板。 6.3.2 应严格按所需的投照部位调节照射野,使有用线束限制在临床 实际需要的范围内并与成像器件相匹配。