水银血压计的测量精准性和可靠性一直是比较最信赖,但由于使用方法比较麻烦,使用人群受限,所以现在比较少用于家庭使用,但医院一般都还是在用水银血压计的。而水银血压计在使用过程中有时候会出现不能正常充气,下面一起来了解水银血压计不能正常充气都有哪些原因,应如何处理,那么大家在使用时便可多加注意。
水银血压计出现不能正常充气的情况,说明胶管、臂带、或气阀有漏气现象。我们可以进行如下检查判断是哪里出了问题:打压到高压,将臂带之前的胶管捏住,看是否漏气。
如果漏气,说明是胶管或是胶管与水银壶接口处漏气;如果不漏气,在捏住气袋以后的胶管,此时漏气则说明是臂带漏气,可用“鱼皮胶”粘补漏气处或直接更换新的臂带。
检查后不是如果胶管和臂带漏气,那就是气阀或橡胶球漏气了,常见的情况有:①橡胶球或橡胶管因使用时间长而老化产生了裂缝,可更换橡胶球或橡胶管;②前气阀压气轴圆锥面与气阀身孔圆锥面部契合或是气阀帽中的顶针严重磨损了,如此的话最好就是更换掉前气阀;③前气阀内的小橡皮胶漏气:由于胶质老化或因堵塞导致小橡皮割口变大,可直接更换小橡皮;④若是后气阀漏气可直接更换新的后气阀即可;⑤臂带应使用时间过长老化开胶出现裂缝,可直接更换臂带。