在处理小体积样 品时要此点非常重要。 使用容量瓶时应注意以下几点: 1、容量瓶购入后都要清洗后进行校准,校准合格后才能使用。 2、易溶解且不发热的物质可直接用转入容量瓶中溶解,其他物质基本不能在容 量瓶里进行溶质的溶解,应将溶质在烧杯中溶解后转移到容量瓶里。 3、对于水与有机溶剂(如甲醇等)混合后会放热、吸热或发生体积变化的溶液 要注意,对于发热的要加入适量溶剂(距瓶刻线约 0.5 厘米处),放冷至室温再 定容至刻度;对于体积发生变化的要加入适量溶剂(不要加至细颈处,以方便 振摇) 振摇, , 再加入至距瓶刻线约 0.5 厘米处, 放置一段时间后再定容至刻度。 4、用于洗涤烧
844人浏览
容量瓶使用标准操作规程 1 用途:容量瓶主要是用来配制准确浓度的溶液 2 容量瓶的准备:使用容量瓶之前,先检查 2.1 容量瓶容积是否与所要求的一致 2.2 若配制见光易分解物质的溶液,应选择棕色容量瓶 2.3 检查磨口塞或塑料塞是否漏水 2.3.1 检漏方法 2.3.1.1 加纯化水至标线附近,塞紧瓶塞。用食指按住塞子,将瓶倒立 2min,用干滤纸片沿瓶口缝隙处检 查看有无水渗出。 2.3.1.2 如果不漏水,将瓶直立,旋转瓶塞 180° ,塞紧,再倒立 2min,如果仍不漏水则可使用。 2.3.2 检验合格的容量瓶应洗涤干净。洗净的容量瓶内壁应均匀润湿,不挂水珠,否则必须重洗。 3 容量瓶的操作 3.1 由固体物质配制溶液时,准确称取一定量的固体物质,置于小烧杯中,加水或其它溶剂使其全部溶解。 3.2 定量转移入容量瓶中,转移时,将玻璃棒伸入容量瓶中,使其下端靠住瓶颈内壁,上端不要碰瓶口, 烧杯嘴紧靠玻璃棒,使溶液沿玻璃棒和内壁流入。 3.3 溶液全部转移后,将玻璃棒稍向上提起,同时使烧杯直立,将玻璃棒放回烧杯。 3.4 用洗瓶纯化水吹洗玻璃棒和烧杯内壁,将洗涤液也转移至容量瓶中。 3.5 如此反复洗涤多次(至少 3 次) 3.6 完成定量转移后,加水至容量瓶容积的 3/4 左右时,将容量瓶摇动几周(勿倒转),使溶液初步混匀。 3.7 然后把容量瓶平放在桌上,慢慢加水到接近标线 1cm 左右,等1~2min,使粘附在瓶颈内壁的溶液流 下。 3.8 用细长滴管伸入瓶颈接近液面处,眼睛平视标线,加水至弯液面下缘最低点与标线相切。 3.9 立即塞上干的瓶塞,将容量瓶倒转,使气泡上升到顶。 3.10 将瓶正立后,再次倒立振荡,如此反复 10~20 次,使溶液混合均匀。 3.11 最后放正容量瓶,打开瓶塞,使其周围的溶液流下,重新塞好塞子,再倒立振荡 1~2 次,使溶液全 部充分混匀。 4 注意事项 4.1 注意不能用手掌握住瓶身;热溶液应冷至室温后才能注入容量瓶中,否则可能造成体积误差。 4.2 容量瓶不能久贮溶液,尤其是碱性溶液,会侵蚀玻璃使瓶塞粘住,无法打开。配制好的溶液如需保存, 应转移到试剂瓶中。 4.3 容量瓶用毕,应用水冲洗干净。如长期不用,将磨口处洗净擦干,垫上纸片。 4.4 容量瓶也不能加热,更不能在烘箱中烘烤。如洗净后急于使用,可用乙醇等有机溶