做过泄露检查,确保没有泄露,是新投用的表。 如果是新投用的表,什么情况都可能发生,如孔板装反、孔板装错(别的仪表的)、管道、孔板、取压管等处是否有施工遗留物堵塞(查正、负引压管排放是否畅通)、引压管是否积液、表的量程等参数设置不对,还有就是开工期间因用量少导致确实流量低
引压管有没有堵塞,再看看有没有泄露的地方,控板上一般有方向标示的……