被标定溶液体积校正值修约误差引入的标准不确定度分量 ,数值以毫升(mL)表示,按式(3—40)计算:(u3(V)=a/k按均匀分布, k=3^1/3 ) (3—40)式中:a ——滴定管校正值的修约误差区间的半宽, mL 。温度补正值修约误差引入的标准不确定度分量 ,数值以毫升(mL)表示,按式(3—41)计算:(按均匀分布,k=3^1/3 ) (3—41)式中:a ——温度补正值的修约误差区间的半宽, mL/L ;V1——被标定溶液体积的数值,mL 。