“美容仪作为新兴家用电子产品,品类并不多,大致可以分为四类。”中科院北京中科医疗设备有限公司技术总监、高级工程师李佳明介绍说,“第一类是光电加热类,包括射频、激光类等,是通过加热皮肤来刺激胶原再生,以达到紧致肌肤、改善松弛下垂、平复皱纹的效果。第二类是通过电离方式导入导出类,原理是先清除毛孔的污物,再促进营养物质的吸收。第三类是促进代谢类,又称微电流美容仪,是通过促进细胞新陈代谢,增加皮肤细胞活力,而达到美肤效果。第四类是消炎、修复类,主要用于皮肤受损等问题,例如红蓝光美容仪,就是通过蓝光杀菌、红光帮助受损肌肤恢复来达到美容的效果。”
射频美容仪作为提升紧致类的代表产品,因效果相对明显而广受消费者青睐。但爆发式增长的背后,行业问题也频频爆出,如多品牌被曝夸大宣传、虚假宣传,包括此次测评发现的温控不合格问题,引发消费者的信任危机。
测试:
温度超70℃烫伤风险大
“评测对象为7个品牌的8款射频类家用美容仪(品牌分别是NEWA、AMIRO、雅萌、REFA、Silk’n、TriPol-lar、Comper),以各大电商平台上消费者关注度高、销量好为选择依据。”中国家电网总编吕盛华介绍说,“样品都是在各大电商平台以普通消费者身份购买的,送检时样机未拆外包装。”
“主要通过射频美容仪的工作原理及安全要求,对其进行温度、电器安全等方面的检测。”据中国检验检疫科学研究院综合检测中心健康家电事业部部长吴承铂介绍,工作人员用琼脂和新鲜猪皮模拟人体皮肤,对样机分别进行了温升测试。“射频美容仪发射出射频能量,通过温度感应器传递到皮肤的真皮层,使真皮层温度达到45℃-50℃。皮肤胶原纤维在这个温度下收缩,同时刺激胶原蛋白新生,起到紧致皮肤、改善细纹的效果。”吴承铂说,“温度技术(温度感应器)对于射频美容仪来说非常关键,太低没效果,太高易烫伤。”
据了解,为了保证测试的准确性,中国检验检疫科学研究院工作人员采用了4个温度点进行同步测试,覆盖了美容仪探头与皮肤可能接触的全部面积。
在人造皮琼脂的温升(是指温度的增量,温升=测量点温度-环境温度,温升限定值26K)测试中,初普TriPol-larStopEye美容仪在使用时温度最高,超过了63.7℃,存在很大的烫伤风险。
为了更精确地模拟人体皮肤,工作人员还将猪皮预热到35℃,对该8款射频美容仪进行