采用排水法测陶瓷密度。
电子密度计技术参数
型号:MDJ-300A MDJ-300AC
称重精度 0.01g 0.01g
称重阀值 300g 300g
密度解析 0.001g/cm3 0.001g/cm3
称重传感器 德国进口HBM
测试参数 密度 密度、体积、孔隙率等
数据接口 RS232
校正方式:单键砝码校正泡沫陶瓷密度计的使用方法
MDJ-300A陶瓷密度仪的测试功能为测试密度值,MDJ-300AC能测孔隙率大于3%的材料的密度值、体积、孔隙率、吸水率等。我们以300A测试材料密度为例:在仪器0.00g状态下,将任意形状的泡沫陶瓷材料放置于空气中测量台上,待称重数值稳定后,按Enter键保存,然后将样品浸没于水中吊篮,采取相应措施将样品表面气泡消除后,待称重数值稳定后按Enter键进行确认,仪器自动显示样品的密度值。值得注意的是,为了能够较为准确测定样品的密度,建议取样时,样品尽量大一些,重量越重偏差越小。如果要测试孔隙率、吸水率等则需要用到300AC,时间有限我们不做赘述。