SIDOR　会显示超过极限范围最大值的测量值,但是这些测量值的准确度是未知的。　[3]表示当前测量值的大小,要么相对于量程,要么相对于输出范围　(选择→　第70　页,　§7.4.2)　。　58　SIDOR　·　操作说明书　·　8015208/XN20/V2.3/2015-05　·　©　SICK　AG　标准功能　如有更改　,　不另行通知　调用　1　选择　main　menu　→　measuring　display　→　chart　recorder　(主菜单→　测量显示→　图表记录器)　。　显示的图像类似于:　2　使用键盘,选择需要显示的测量值:　3　选择所需的显示时间间隔:　4　要退出该显示,按[Esc]。　←　顶部:当前测量值[1]　←　下方:先前测量值　←　←　[1]范围的起始值　=　左•如果看不到测量线,则可能是没有先前测量值可供显示。试试选择最小　的时间间隔　(见下文)　,然后等上几分钟。　•　另外,当测量值恒定时　(例如等于　“0”　时)　,或者当它们相同时,或者　当没有启用测量值供显示时,可能看不到　“　活动　”　的线条。　键　交替显示　[1]　输出　1　所分配的测量组分的测量值　[2]　输出　2　所分配的测量组分的测量值　[1]　[2]　[1]