联系方式
上海仪展衡器有限公司
使用地磅秤时怎样才能做到称重没有误差?
地磅秤有用户在使用时常常会碰到有误差的情况,那怎么样才能让地磅秤没有误差的情况出现呢?
一、地磅秤秤架不合格:
电子地磅再生产时如果采用的面板厚度不够或主梁强度不够均会造成磅体变形,而使传感器发生分力。特别是重车下磅时,往往会产生负数。
解决方法:结构设计不合理,材料选用有误电子地磅维修没有价值,建议更换。
二、地磅秤地基设计不合格:
电子地磅地基施工不符合要求。基础预埋件无钢筋或者偷工减料造成地基下沉使多个传感器不在同个水平面上工作所以称重不准。
解决方法:重新建设地磅基础,加量预埋件。
三、地磅秤传感器质量不合格:
电子地磅传感器、仪表质量不好。地磅由仪表、磅体、传感器(又称感应器)组成。如果采用的仪表分析度不高,电磁抗干扰能力不好,加之使用劣质传感器使传感器电阻不稳定造成称出的结果也不样。
解决方法:更换好的配件(传感器、接线盒、仪表、电缆线)就能解决。
四、第三方因素:
人为损坏、鼠咬、水淹。系统遭受高电压。或雨天雷击等都会造成系统损坏。另外热拔插(带电拔插仪表接口)也会造成系统损坏。称重不准。
解决方法:更换新的配件(传感器、接线盒、仪表、电缆线)就能解决。汽车衡
五、传感器的老化:
电子地磅传感器的使用寿命大约8年左右,如果长期大载荷,高频率使用,传感器的使用寿命还会缩短。(如水泥厂、电厂)。传感器老化线路老化会造成称重不准,会出现跳数现象。
解决方法:更换好的传感器。
使用地磅秤时怎样才能做到称重没有误差?