家用制氧机工作原理:利用分子筛物理吸附和解吸技术。制氧机内装填分子筛,在加压时可将空气中氮气吸附,剩余的未被吸收的氧气被收集起来,经过净化处理后即成为高纯度的氧气。
分子筛在减压时将所吸附的氮气排放回环境空气中,在下一次加压时又可以吸附氮气并制取氧气,整个过程为周期性地动态循环过程,分子筛并不消耗。
使用方法
1、把主机装轮作落地式或装挂架贴墙悬挂在室外,装上采气过滤器。
2、按需要在墙上或支撑物上钉上供氧器插扣板,然后挂上供氧器。
3、用输氧管连接供氧器出氧接口,把供氧器的12V电源线与主机的12V电源线连接,如多个供氧器串联,只需增用三通接头即可,把管线用线扣固定。
4、把主机的220V电源线插入墙上插座,供氧器红灯亮。
5、请在湿化杯内加纯净水至指定位置。再把它装到供氧器出氧口上。
6、请将输氧管套到湿化杯出氧口上。
7、按下供氧器启动按钮,绿色指示灯亮,制氧机开始进入工作状态。
8、按医生之医嘱,调节流量至所需位置。
9、按吸氧面罩或鼻吸管包装说明图解挂好鼻插管或戴好面罩吸氧。
扩展资料
使用注意事项
1、购买制氧机的病人应仔细阅读说明书后再使用。
2、使用制氧机时要避开明火,避免发生火灾。
3、制氧机要放置平稳,否则会增加制氧机运转的噪声。
4、湿化瓶中的水位不宜太高(水位以瓶体的一半为宜),否则瓶中的水易逸出或进入吸氧管。
5、制氧机较长时间不用时,请切断电源,倒掉湿化瓶中的水,制氧机表面擦拭干净,用塑料罩罩好,置无阳光照射的干燥处保存。
6、制氧机开启工作时,切勿使流量计浮球置于零位上。
7、用制氧机灌装氧气袋时要特别注意,氧气袋灌满后一定要先拔掉氧气袋插管后,再关闭制氧机开关,否则易造成湿化瓶的水负压反吸进入制氧机,造成制氧机故障。
8、在运输和存放过程中,严禁横放、倒置、潮湿或阳光直射!