高低温试验箱的温度均匀度需达到的标准和资料简介 高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的检测设备,用于测试和确定电工、电 子及其他产品及材料进行高温、低温温度环境变化后的参数及性能。 高低温试验箱的温度均匀度是该设备的重要技术指标, 该指标直接影响试验的结果, 是高低 温设备的主要性能指标。我公司生产的高低温试验箱采用进口 LED 数显 P、I、D+S、S、 R.微电脑集成控制器。控制精度好,完全符合国家相关标准。 为了更正确地模拟产品在自然界所遭受的实际环境状况, 在环境试验中必须保证被测试产品 的周边处在同一温度环境条件下, 为此, 必须对试验箱内的温度梯度和温度的波动度加以限 制。在国军标 GJB150.1-86 军用设备环境试验方法总则中明确规定“试验样品附近测量系统 的温度应在试验温度的± 2℃以内, 其温度工不超过 1℃/m 或总的最大值为 2.2℃(试验样品不 工作)"。 高低温试验箱资料介绍: 一、产品用途: 高低温试验箱适用于电工、 电子、 仪器仪表及其它产品、 零部件及材料在高低温环境下贮存、 运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐 热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LED、晶体、电感、PCB、 电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、循环试验。 二、规格与技术参数: 型 号 HT/GDW-80 40*50*40 HT/GDW-150 50*60*50 HT/GDW-225 50*75*60 HT/GDW-408 60*85*80 HT/GDW-800 100*100*80 HT/GDW-010 100*100*100 工作室尺寸 (宽*高*深 cm) 外形尺寸 (宽*高*深 cm) 调节方式 97*136*97 107*145*107 107*161*118 117*171*128 155*184*129 155*184*147 热平衡调温方式, (BTHC)PID 智能调节 性 能 指 标 温度范围 波动度 均匀度 升温速率 降温速率 0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~150℃ ≤±0.5℃; ±2℃ 平均 1-3℃/min 平均 0.7-1℃/min SUS304 镜面不锈钢板 SUS304 不锈钢雾面线条发纹处理或冷轧钢板喷塑处理 超细玻璃纤维棉+聚氨酯泡沫 全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机 R23/R404A 风冷 镍铬合金不锈钢电加热器 宽带式强迫气流循环(上出下进) LED 数显按键显示屏,(韩国 TEMI300)或液晶触摸显示屏,中英文切换(韩国 TEMI880) 定值运行、程式运行 120 组可编程,每个程序最大 999 段 温度:±0.1℃ 铂金电阻 PT100Ω /MV RS-232 接口 上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因) ,定时装置(自动开关机) 多层加热除霜附照明玻璃视窗 1 套试品架 2 个、测试引线孔(25、50、100mm)1 个 无熔丝开关、防干烧装置、极限高低温保护、温度偏差报警、超压、过载、缺水、缺相、漏电 保护 AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ 5℃~+30℃ ≤85%R.H 材 质 温 度 调 节 器 内箱材质 外箱材质 保温材质 制冷机 制冷剂 冷凝方式 加热器 气流方式 控制器 运 行 控 制 器 运行方式 记忆容量 分辨率 传感器 通信功能 附加功能 标准配置 安全装置 电源配置 使用环境