第63 条 图面各要素的分布应与实际相符,各地形要素的叠放次序满足规范要求,图面美观,内容清晰。
第64 条 图廓整饰工作应遵照下列要求进行:
1、坐标方格网的坐标值应注记在内、外图廓线之间。
2、方格网与图廓线斜交时,注记应沿着方格网排列。
3、方格网与图廓线平行时,注记为水平字体,字头向上。数字一般写在图的右边和下边。
4、图签格式内的内容应填写齐全。五、施工测量
第65 条 用全站仪(或经纬仪)施工放线,标定次数和其它限差严格按有关规程要求确定;每次必须采用两个镜位标定,取其平均位置;严禁用一个镜位标定。
第66 条 土建施工中,用全站仪(或经纬仪以极坐标法、支距法或交会法等放样后,应对各轴线间的几何关系进行检查,无误后方可使用。
第67 条 用全站仪(或经纬仪)标定巷道中腰线时,必须采用两个镜位进行。
第68 条 使用全站仪(或经纬仪)施工放线步骤如下:
1、在测站上将仪器严格整平、对中;
2、输入当前测站的已知坐标;
3、仪器照准部瞄准后视目标,输入后视点坐标,进行定向;
4、确定放样角度,将照准部旋转至目标角度(此过程中不可倒转
目镜),开始放样。
五、井下陀螺边观测
第69 条 陀螺全站仪(或经纬仪)定向应执行《煤矿安全规程》的有关要求。不防爆的陀螺全站仪(或经纬仪)下井使用时,需经技术负责人和有关部门批准。
第70 条 使用陀螺全站仪(或经纬仪)定向应注意以下事项.定向前,应按要求对电池充电。
2、使用外接电源供电时,电压应与仪器要求的电压一致,正负极不能接错。
3、同一待定边的定向测量应由同一观测者完成。
4、掌握陀螺累计运转时间和陀螺马达使用情况。
5、启动陀螺前和制动陀螺到静止,陀螺必须锁紧。陀螺没有制动到停止状态时,不许转动经纬仪和把陀螺仪从经纬仪上卸下来。
6、启动陀螺时,应尽量使陀螺轴与陀螺北保持一致。
7、释放陀螺使之处于自由摆动状态时,转动陀螺仪应保证光标线在视场范围内。
第71 条 陀螺定向观测应按以下程序进行:
1、在观测点上架设经纬仪,严格整平对中,小心谨慎地将陀螺安置在桥形支架上。
2、检查仪器的各开关位置是否在初始状态及部件、电器线路连接是否良好。
3、测定测前零位:
(1)将仪器望远镜视准轴近似安置指北方向。(2)测定测前零位。
(3)零位观测一般读记 3 个读数。测毕,应立即将陀螺托起。
(4)在观测零位的同时测记自摆周期。
4、测记测前方向值。
5、确定陀螺近似北方向:
(1)利用定向边已知的概略坐标方位角推算。(2)利用陀螺全站仪(或经纬仪)粗略定向。(3)利用罗盘、图纸和太阳位置确定。
6、精确测定陀螺北方向: (1)开始启动并测记起动时间。
(2)启动完毕后.细心、缓慢、均匀地释放陀螺。
(3)采用跟踪逆转点法、中天法或其它方法进行定向测量。(4)测定完毕托起并制动陀螺。
7、测定测后零位。
8、测记测后方向值。
第72 条 采用逆转点法观测时,应按以下步骤进行:
1、以一个测回测定待定边的方向值。
2、将望远镜视准轴置于近似指北方向,以不超过±60′为宜,固定照准部。
3、测前零位观测。启动陀螺几分钟后制动陀螺,然后下放陀螺灵敏部,观察目镜视场上光标象在分划板上的摆动,读出左、右摆动逆转点在分划板上的正与负格,连续读 3 个逆转点读数,并测定摆动周期。
4、启动陀螺马达,达到额定转速后,缓慢释放陀螺至半阻尼状态, 稍停数秒钟后,再全部下放。用水平微动螺旋微动照准部,使光标与分划板随时重合(即跟踪),到达逆转点,在经纬仪水平度盘上读数。按相反方向跟踪,依次连测 5 个逆转点即可。
5、测后零位观测方法同测前零位观测。
6、测定待定边方向值。
第73 条 陀螺定向观测结束后,应立即锁紧,直至锁紧红圈旋至看不到为止,达到陀螺锁紧的目的。
第74 条 陀螺制动操作,应将启动开关转到"制动"位置,大约 50 秒钟,速度指示由白色变为红色,再将陀螺“制动”开关逆时针转到"运行"位置上,停留 1 秒钟后转到"关闭"位置,最后关闭电源开关。
第75 条 中天法操作步骤与逆转点法的不同之处,在于用秒表测记光标象每次经过零刻线的瞬间时刻,其它同逆转点法。
六、司尺
第76 条 司尺员的工作一般指用钢尺丈量井上、下各种边长,以及水准测量、地形测量的立尺工作。
第77 条 钢尺比长应遵守下列规定:
1、尽可能在无风和接近作业温度的阴天进行。
2、测回数不得少于两个。每尺段丈量以不同起点读数 3 次,估读
至0.1 毫米,长度互差应小于 1 毫米。
3、用温度计测量温度时应贴近钢尺,每尺段丈量时均须读记温度一次。
第78 条 基本控制导线边长丈量应遵守以下规定:
1、分段丈量时最小尺段长度不得小于 10 米,定线偏差应小于 5
厘米。
2、对钢尺施以比长时的拉力,应悬空丈量或托平丈量,并记注温度。
3、丈量时,钢尺两端各应有一人拉尺,司尺员由二人负责读数;每尺段应以不同起点读数 3 次,读至毫米,长度互差应不大于 3 毫米。
4、量边时精力要集中,通过信号联络,按规范要求进行读数。
5、丈量时钢尺不得扭曲和触及障碍物。
6、边长必须往返丈量,其精度要求应符合有关规程规定。
第79 条 一般导线边长丈量操作方法:丈量一般导线边长时,可凭经验拉力,不测记温度,采用往返丈量或错动尺位(1 米以上)的方法丈量两次,其互差不应超过规程要求。
第80 条 量边时的安全注意事项:
1、在井上量边时应注意行人和往返车辆,以免折断钢尺。量尺点和量尺托架不能被碰动,必要时由专人看护。
2、在井下有架空电线的地段,更应注意安全。 第81 条 地形测量立尺员应遵守以下操作规定:
1、立尺员在测量前应检查塔尺接头是否准确可靠,在作业过程中亦应经常进行检查。
2、立尺员必须了解测图主要内容。在施测过程中立尺员应根据地物、地貌特征,确保立尺点的连续性,并及时将地物、地貌的变化告诉测绘员。
3、迁站前应主动与测绘员共同检查有无漏测以及与实际不符之处。第82 条 水准测量立尺员应遵守以下操作规定:
1、立尺员应首先检查水准尺的完好状况,对于塔尺应检查接头是否准确可靠。
2、立尺时一定注意将尺立直,不倾不倒,保持标尺气泡居中。
3、等级水准测量应用尺垫进行作业。
4、在井下施测顶板及植帮上水准点的高程时,应特别注意保证水准尺的竖直。
5、井下水准测量的转点应作出标记。七、记录
第83 条 外业观测记录必须做到记录真实、注记明确、整洁美观、格式统一。
第84 条 各种观测都必须配备专门记录员,并严格按规定的要求
记录,不能自测自记。
第85 条 一切原始观测值和记事项目,必须在现场用铅笔或钢笔记录在规定格式的外业手簿中(井下宜用铅笔)。严禁凭记忆补记。外业手簿中每一页都须编号,任何情况下都不许撕毁手簿中的记录纸。
第86 条 手簿中各记事项目,每一测站,每一时间段或每一测段的首末页都必须记载清楚,填写齐全。
测站或测段的名称、等级,天气或成象情况,仪器类型 F 及编号,观测者及记录者,作业日期,观测开始及结束时间等均按各类子簿要求内容填写,并绘制必要略图。
1、水平角观测还应填写幌标类型、方向号数、名称及照准目标。
2、垂直角观测还应填写仪器高、舰标高、照准点名及照准部位。
3、水准观测还应填写测段水准起点点名(或点号)、后视及前视水准标尺号。
4、光电测距还应填写边名、仪器高、反射镜高、视标高、反射镜个数、风力、信号强度、测站及镜站的温度、气压。
5、井下导线测量根据需要还应填写工作地点、钢尺尺号、量边时的温度、拉力以及碎部测量数据等。
第87 条 一切数字、文字记载应正确、清楚、整齐、美观。凡更正错误,均应将错字整齐划去,在其上方填写正确的文字或数字,禁止涂改、擦改、转抄。对超限划去的成果,须注明原因和重测结果所在的页数。三角点、导线点、水准点的名称必须记载正确,同一点名在各种资料中应严格一致。书写时的简化汉字均以国务院颁布的简化汉字为准。
第88 条 记录员应熟知作业规范的有关规定和限差要求,严格按记录与计算取位的规定要求进行记录和计算。
第89 条 对原始观测数据更改的规定:
1、水平角和垂直角的观测,其秒值不得做任何涂改,秒值读错、记错应重新观测。原始记录的度、分,确属读错、记错,可在现场更正。但同一方向两个镜位不得同时更改一常数。垂直角观测中"分"的读数各测回不得连续更改同一数字。
归心元素测定时,对投影的原始点和描绘方向线不得有任何更改。
2、距离测量和水准测量中,厘米以下数值不得更改。米和分米确属读错、记错可在现场更改;但在同一测站、同一距离、同一高差的往、返测或两次测量的相关数字不得连环更改。
第90 条 记录员在记录过程中,要耐心、认真、细致、精力集中。采用复述方法记录,能及时发现观测中产生的错误(如对错度盘,看错方向等)和超限情况。掌握好重测及取舍原则,合理地进行重测、补测, 确保记录、计算正确无误,使观测成果满足各项限差要求,符合有关规范规定。
第91 条 作业观测结束后,应对观测手簿进行全面检查。记录、计算正确无误,各项限差及检验项目均符合规范的要求后方可迁站。
第92 条 采用电子记录器记录,应按中华人民共和国专业标准:
BA76003-87《测量外业电子记录基本规定》的有关要求进行。八、计算
第93 条 内业计算前必须对野外观测记录进行全面审核,确认无误且精度符合规程要求后,方可进入下一阶段工作。
第94 条 计算时,首先应对观测成果进行整理,加入各项改正, 并按要求填入计算成果表,进行平差计算。
第95 条 观测成果计算必须坚持对算。计算、对算或检查者都应在计算成果表上签字。
第96 条 计算成果表上都要有草图。计算后的最终成果必须及时填入专门的成果表,并建立台帐。
第97 条 用计算机进行内业计算时,应遵循以下原则:
1、计算机程序必须经过验证,可靠后方可使用,并应符合《煤矿测量规程》或其它有关规程的要求。
2、所有的计算过程的检验结果都要妥善保存。
3、用于计算机的观测数据和计算成果等都必须备份,同时进库。第98 条 绘图员应熟练运用电脑等设备进行数字化地图的绘制,
及时更新地形图变化的内容。数字化地图应保证图纸精度、图面整洁、图面元素表达正确、地图内容取舍满足相应比例尺地图的要求。
附录测量仪器使用、维护和保管规定
1、测量仪器应按精度分级使用。地面控制测量、井下控制导线和主要工程测量必须使用 J2 级以上的仪器。。如仪器陈旧需要降级使用, 需经测绘仪器质检部门鉴定合格方可使用。
2、不了解仪器使用性能者,应在有经验的同志指导下进行操作, 不准擅自摆弄仪器,以免造成不应有的损伤。
3、从仪器箱中取用仪器时,应一手握基座另一手握支架。取出后应立即固紧在三脚架上。
4、在观测过程中,不准持望远镜旋转仪器,在转动仪器前,应首先松开固定螺旋。各制动螺旋不宜旋得过紧,微动螺旋应尽量使用中间部分。
5、在施测过程中仪器迁站,如通行条件较好,且距离较近时,仪器可以连同三脚架一起搬动,但应一手扶持仪器一手托三脚架,否则, 应将仪器装箱或把仪器与脚架分开,由专人搬运。
6、施测过程中,观测员不应离开仪器,任何时候都不能造成仪器无人看管的现象。
7、仪器在使用过程中,应注意防晒、防淋。
8、测距仪严禁淋水和拆卸。防爆测距仪在井下使用后,必须及时
用干净的软布将仪器和电池表面的水气擦干,并放置在通风良好的室内,防止仪器和电池受潮损坏。
9、测距仪如不经常使用,每月至少进行一次通电,检查仪器功能 (可在室内进行)。要建立测距仪电池使用卡片,定期充电。
10、仪器的光学部件,只能用擦镜纸、丝绒或鹿皮擦拭,不许用毛巾、手指和工作服等乱拭、乱擦,以免光学部件受损。
11、仪器在使用过程中,如发现旋转呆滞或不正常的响声等异常现象时,应经过检查后方可使用,不得带故障作业。
12、仪器在装箱搬运时,应扣牢锁好,确认无误后,方可携走。
13、发生故障的仪器,应判明故障的部位和原因,制定处理方法, 经单位领导同意后,方可由有经验的人员拆卸及修理。如本单位不能修理时,送仪器修理部门检修。严禁擅自拆卸仪器。
防爆测距仪和防爆全站仪发生故障后,必须送原供货部门检修, 不得送其它单位修理。
14、仪器使用完毕后,应先用软布或毛刷清扫外部灰尘,放在干燥通风的环境里凉干水气,然后装箱放置仪器柜中保管。存放仪器的环境温度,以10--30℃为宜。室内应注意防潮、防尘和防震。
15、测量仪器应定期擦洗、检校。
16、各单位应建立仪器档案,并由保管者认真填写。
6其它工作安全技术操作规程编制指南
6.1 井口检身工安全技术操作规程一、适用范围
第1条本操作规程适用于井口检身工。
第2条井口检身工应完成以下工作:入井人员的检身工作。二、上岗条件
第3条必须通过专业技术培训,考试合格,持证上岗。第4条检身工需要掌握以下知识:
1.熟悉入井人员的有关安全规定。
2.了解火工品的运送常识。
3.掌握《煤矿安全规程》对入井人员的有关规定。三、安全规定
第5条上岗时要带齐并使用矿井规定佩带的仪器(如饮酒检测器、金属探测器等)。
第6条检身工要严守职责、严格检身。
第7条按照《煤矿安全规程》对入井人员的有关规定,入井人员携带的物品、工具、配备符合要求。
第8条禁止在距井口 20m 范围内抽烟和使用明火装置。四、正常操作
第9条操作期间要严格按检身要求操作。第10 条 要求对入井人员依次进行检身。
第11 条 检身应首先对入井人员所必须佩带的仪器、装备情况进行检查,发现问题及时要求改正。
第12 条 对可能携带的违禁品进行仔细检查,发现问题要求立即改正,并进行汇报。
第13 条 随时检查距井口 20m 范围内吸烟和用明火的情况,发现问题,立即制止。
第14 条 发现不符合规定的一律不准入井,并向安全部门汇报, 作出处理(入井人员必须佩带安全帽、矿灯和自救器,严禁携带烟草、点火物品、穿着化纤衣服,严禁携带无措施的喷灯、焊机入井,饮酒者不得入井)。
第15 条 发现升井人员盗窃财产和炸药雷管者,要立即汇报矿保
卫部门和公安部门进行处理。
第16 条 外单位入井人员必须要有矿派专人带领,并遵守有关规定。
第17 条 遇到紧急情况,必须及时汇报,采取应急措施。五、收尾工作
第18 条 不得脱岗,必须现场交接班。
6.2炸药库库管员安全技术操作规程
第1条需用民爆物品单位,由负责人向保卫科提出口头申请; 第2条保卫科根据各单位口头申请开出民爆物品领料单;
第3条放炮员携带领料单与协同领料人员一同到炸药库领取民爆物品。
第4条炸药库库管员见民爆物品领料单、雷管上锁背篓后,根据领料单数量取出雷管、炸药,填写现场作业表,登记炸药数量、雷管编号后,由放炮员清点数量并在领退登记表上签字,方可离开炸药库。
第5条放炮员离开炸药值班室时,保卫科人员护送放炮员到井口。
第6条井口检身员对入井、出井的民爆物品进行登记,放炮员签字。
第7条炸药库库管员每天要对井口入井、出井的民爆物品与炸药库领、退记录进行对照,看是否相符。
第8条放炮员、协送员把炸药、雷管运到工作地点后,炸药装箱上锁,待下班时,放炮员填写实用数量,并由班长、瓦检员签字, 对未用完的民爆物品随即退回炸药库,将现场作业表退回炸药库。
第9条炸药库库管员于次日将现场作业表交到保卫科,由保卫
科将各单位用民爆物品数量记录于微机。
6.3雷管导通试验员安全技术操作规程
第1条雷管导通试验员进入导通室前必须穿棉布衣服。第2条导通雷管时不允许其他任何人进入导通室。
第3 条 雷管导通严格按BP—2000 型爆破网络欧姆表使用说明书操作。
第4条对每颗雷管逐一进行电阻检查,严禁发放不合格雷管。第5条导通后的雷管立即送往雷管库房。
第6条对导通的雷管按要求认真作好登记;不合格雷管按规定另行存放。
第7条保持导通室内的清洁卫生。