我们在购买电子秤后,有时候需要校正。今天给电子秤厂家-苏州金钻技术跟大家分享耀华电子秤校正过程。
一:使仪表进入正常工作状态
二:使14、15两头短接
耀华XK3190-A7快递专用电子秤-电子秤厂家
三:标定
1.按“标定”显“E***”
2.按“输入”显“D****”〈由数字键选择分度值1、2、5、10、50〉
3.按“输入”显“D****”按数字输入小数点的位数,0表示无小数点
4.按“输入”显“PON、XY”〈X、Y可用数字输入〉X表示量需范围(1-5)分别表示2%、40%、10%、20%、100% Y表示开机量零范围(1-5)分别表示2%、40%、10%、20%、100%
5.按“输入”显“F*****”用数字标定须输入值后再按“输入”若直按“输入”则转到“0”按“扣重”返回
6.按“输入”显“NOLOAD1”再按“输入”显“ALOAD1”
7.加砝码不少于5%MAX输入值,按“输入”来确定
8.按“输入”显“ALOAD2”〈当显ALOAD2直按数字键输入,输入二次标定值〉加砝码不少于MAX50%按“输入”来确认