电源端传导际扰电压的限值(实验室环境) 1 组2组频段(MHz ) 准峰值,dB μV 平均值,dB μV 准峰值,dB μV 平均值,dB μV 0.009~0.15 考虑中 考虑中 考虑中 考虑中 0.15~0.5 79 66 100 90 0.5~5 73 60 86 76 5~30 73 60 90~70 (按频率对数下降) 80~60 (按频率对数下降) 表3 B 类设备电源端传导际扰电压的限值(实验室环境) 1 组和2 组 频段(MHz ) 准峰值,dB μV 平均值,dB μV 0.009~0.15 考虑中 考虑中 0.15~0.5 66~56 (按频率对数下降) 56~46 (按频率对数下降) 0.5~5 56 46 5~30 60 50 2.2 家用电器、电动工具和类似用途电器的电源端传导骚扰电压的限值(GB4343 ) 家用电器、电动工具和类似电器的骚扰主要是 表4 为家用电器电源端连续干扰的限值。表5 为电动工具电源端连续干扰的限值。 表4 家用电器和产生类似干扰的设备,以及装有半导体调节控制器的连续干扰限值 频率范围 在电源端子上 在负载端子和附加端子上 MHz 准峰值 平均值 准峰值 平均值 0.15~0.50 65~561) 59~461) 80 70 0.50~5.00 56 46 74 64 5.00~30.00 60 50 74 64 1) 随频率的对数线性减小。 表5 电动工具的连续骚扰限值 频率范围 电动机额定功率≤700W 700W1000W MHz 准峰值 平均值 准峰值 平均值 准峰值 平均值 0.15~0.35 66~591) 59~491) 70~631) 63~531) 76~691) 69~591) 0.35~0.50 59 49 63 53 69 59 0.50~30.00 64 54 68 58 74 64 1) 随频率的对数线性减小。 2.3 信息技术设备的电源端子的传导骚扰的限值(GB9254 ) 根据产品的使用环境,信息技术设备分成A 、B 两个级别。通常在以下场合下使用的信息技 术设备属于B 级: a) 住宅区,一般民居,如高层和小高层等。 b) 商业区,如商店和超市等。 c) 商务区,如写字楼和银行等。 d) 公共娱乐场所,如电影院、餐馆和舞厅等。 e) 户外场所,如加油站、停车场和体育中心等。 f) 轻工业区,如车间和实验室等。 7 不属于B 级的设备便属于A 级。 表6 和表7 分别给出了不同频率范围中的A 级和B 级设备电源端子的传导骚扰限值。 表6 A 级设备电源端子的传导骚扰限值 频率范围 限值,dB μV MHz 准峰值 平均值 0.15~0.5. 79 66 0.50~30 73 60 表7 B 级设备电源端子的传导骚扰限值 频率范围 限值,dB μV MHz 准峰值 平均值 0.15~0.5. 66~56 56~46 0.50~5.0 56 46 5.0~30 60 50 \ufe61 \ufe61 \ufe61 \ufe61 \ufe61 附录: 上海三基电子工业有限公司推广的电源线传导骚扰电压测试系统主要技术参数 ⑴ LISN1-15V 人工电源网络 人工电源网络又称电源线阻抗稳定网络,它能在射频范围内为受试设备端子与参考地之间提 供一个稳定阻抗。与此同时又将来自电网的无用信号与测量电路隔离开来,仅将受试设备的干扰 电压耦合到测量接收机的输入端。 LISN 1-15V 人工电源网络是50Ω/50 μH 的人工电源网络,用于0.15~30MHz 频率范围,专 做受试设备电源端子V 型接法的骚扰电压测试(电源线与地之间的不对称电压测试)。LISN 1-15V 人工电源网络的性能符合GB6113、CISPR16.1 和ANSI C63.4 等标准要求。 8 主要技术参数 : 1 频率范围 150KHz~30MHz ANSI C63.4-1992 FCC Part 15 2 适用标准 CISPR Pub. 11/14/15/16/22 VCCI 以及众多的电气和电子设备的产品标准 3 测量线路的相数 单相 4 线路阻抗 50 Ω/50 μH 5 测量端子 50 Ω(BNC ) 6 试品最大容量 250V ,16A 7 外形尺寸 240 ×400 ×280 (D ×W ×H )mm3 ⑵ 测量接收机 目前上海三基全力推广的测量接收机是国内新一代全自动测量接收机,具备全部EMI 测量接 收机的特点,可进行平均值、准峰值和峰值的单频率点、多频率点和全景扫描测量;能全自动和 手动操作,除有可视化的测量结果显视窗口(有中文提示与操作)外,还能自动打印测量结果, 缩短了测量时间,提高了测量的精度和可靠性。该测量接收机配以相应的设备(人工电源网络、 吸收钳和天线等)可进行被试品的传导和辐射骚扰测试。测量接收机的性能符合 GB6 113 和CISPR16.1 等标准要求,但在价格上面比进口的同类接收机要便宜很多、很多,尤其适合企业一 级作预测试使用,所以是一种性能价格很高的测试系统。 目前主推的测量接收机有两个规格,分别是: 频率范围 9kHz~30MHz 9kHz~300MHz SHANGHAI SANKI ELECTRONICS CO. 9 主要技术参数: 200Hz 频率分辨率 30Hz (9kHz~150kHz) 频率稳定度 1×10-6 输入阻抗 50 Ω40dB 9kHz~150kHz 24dB 过载系数 150kHz~30MHz 30dB 30MHz~300MHz 43.5dB 脉冲响应特性 符合GB6113 和CISPR16.1 标准要求 检波时间常数 符合GB6113 和CISPR16.1 标准要求 扫描方式 可设定扫描范围、步长和门限电平 镜频抑制 >40dB 中频抑制 >50dB 操作方式 全自动、手动 显示方式 TFT 彩色液晶显示 频标显示 超过门限的电平和频率 天线校正 自动 输出方式 软盘存贮,打印机输出 接口 RS232 电源 50Hz ,200V 体积 420mm ×430mm ×144mm 重量 14kg 10