先把电容与已知电阻串联,再把万用表调到 a 当,测得的电流 x 电阻。如果显示 是 1,可能是你打到的档位过低了 如果是带有电容档的数字表, 使用电容档可以直接测得电容容量。这时如果电容 击穿或开路,万用表可能会显示 0,即没有容量,如果显示 1 可能是容量超过量 程。 对于没有电容档的电容, 可以使用电阻档判断其好坏,容量较大的电容充电需要 一些时间,所以你会看到阻值先减小然后逐渐增大到 1,说明电容性能完好,充 电时间取决于电容容量。 充电结束时如果依然有一定的阻值,说明电容性能不良 存在漏电,阻值就是漏电电阻。如果阻值是 0 说明电容击穿短路 数字万用表大多具有电容测量专用档,如果没有的话。可用 20K 电阻挡或是二 极管档,一般 0.01 以下的电容正反向频繁反复测量、表上始终显示“1”。如果测 量的电容大于 1u,万用表会瞬间显示数字,然后溢出显示“1”。电容容量越大, 数字跳变的时间会略长些。表示电容是好的。如果显示“0000”表示击穿损坏、如 果没反应始终溢出(指较大的电解电容),说明电容损坏断路,或没有容量了。 总之,数字万用表不适合用于测量电容。