记录应 该用2H 或3H 铅笔。 记录数字若发现有错误,不得涂改,也不得用橡皮擦拭,而应该用细横线划去错 误数字,在原 数字上方写出正确数字,并在备注栏内说明原因。 若一测回或整站观测成果不合格(观测误差超限),则用斜细线划去该栏记录数字,并在备注栏 内说明原因。 根据观测结果,应当场作必要的计算,并进行必要的成果检验, 以决定观测成果 是否合格,是否需要进行重测 (返工)。应该当场写的实验报告也应写好。 (10) 实验结束时,应把观测记录和实验报告交指导教师审阅。经教师认可后,方可 收拾仪器和工具,作必要的清洁工作,向实验室归还仪器和工具,结束实验。 测量仪器的使用规则和注意事项测量仪器历来属于比较贵重的设备,尤其是目前在向精密光学、机械化、电子化方 向发展而使其功 能日益先进的同时, 其代价也更为昂贵。 对测量仪器的正确使用、 精心爱护 和科学保养,是从事测量工作的人员必须具备的素质和应该掌握的技能, 也是保证测量成果 的质量、提高测量工作效率、发挥仪器性能和延长其使用年限的必要条件。 为此,特制订下 列测量仪器使用规则和注意事项,在测量实验中应严格遵守和参照执行。 以实验小组为单位借用测量仪器和工具,按小组编号在指定地点凭学生证向实验室人员办理借用手续。 借用时,按本次实验的仪器工具清单当场清点, 检查实物与清单是否相符, 器件是否 完好,然后 领出。 实验结束后,应及时收装仪器、工具、清除接触土地的部件 (脚架、尺垫等 土,送还借用处检查验收。如有遗失或损坏,应写出书面报告说明情况,进行登记,并应按 有关规定赔偿。 2.仪器的安装 先将仪器的三脚架在地面安置稳妥,安置经纬仪的三脚架必须与地面点大致对中, 头大致水平,若为泥土地面,应将脚尖踩人土中, 若为坚实地面, 应防止脚尖有滑动的可能 性,然后开箱取仪器。仪器 从箱中取出之前, 应看清仪器在箱中的正确安放位置, 以避免装 箱时发生困难。 取出仪器时,应先松开制动螺旋,用双手握住支架或基座,轻轻安放到三脚架头上,一手握住仪器, 一手拧连接螺旋,最后拧紧连接螺旋,使仪器与三脚架连接牢固。 安装好仪器以后,随即关闭仪器箱盖,防止灰尘等进入内。严禁坐在仪器箱上。3.仪器的使用 仪器安装在三脚架上之后,不论是否在观测,必须有人守护,禁止无关人员拨弄,避免路过的行人和 车辆碰撞。 仪器镜头上的灰尘,应该用仪器箱中的软