使用万用表需要注意:
1).识别万用表各档的功能.
2).测量三---四个电阻并记录.
3).测交流电压并记录.
4).测量直流电压并记录.
万用表:主要用来测量交流直流电压.电流.直流电阻, 及晶体管电流放大位数等.现在常见的主要有数字式万用表和机械万用表两种.
1)数字式万用表在万用表上会见到象图中所示的转换旋钮,旋钮所指的是次量的档位.
V~:表示的是测交流电压的档位.
V-:表示的是测直流电压档位.
MA:表示的是测直流电压的档位.
Ω(R):表示的是测量电阻的档位.
HFE:表示的是测量电阻的档位.
万用表的红笔表示接外电路正极,黑笔表示接外电路负极.
优点:防磁.读数方便,准确(数字显示)......
2)机械式万用表
机械式万用表的外观和数字表有一定的区别, 但它们俩的转挡旋钮是差不多的,档位也基本相同.
在机械表上会见到有一个表盘如图,表盘上有八条刻度尺:
标有"Ω"标记的是测电阻时用的刻度尺.
标有"~"标记的是测交直流电压.直流电流时用的度尺刻.
标有"HFE"标记的是测三极管时用的刻度尺.
标有"LI"标记的是测量负载的电流.电压的刻度尺.
标有"DB"标记的是测量电平的刻度尺.
3)万用表的使用
①数字式万用表:测量前先打到测量的档位,要注意的是档位上所标的是量程,即最大值.
②机械式万用表:测量电流 电压的方法与数学式相同,但测电阴时,读数要乘以档位上的数值才是测量值.例如:现在打的档位是"X100"读数是200,测量传题是200X100=20000Ω
=20K,表盘上"Ω"尺是从左到右,从大到小,而其它的是从左到右,从小到大
4).注意事项:
①调"零点"(机械表才有),在使用表前,先要看指针是指在左端"零位"上, 如果不是,则应小改锥慢慢旋表壳中央的"起点零位"校正螺丝,使指针指在零位上.
②万用表使用时应水平放置(机械才有)
③测试前要确定测量内容,将量程转换旋钮旋到所示测量的相应档位上,以免烧毁表头,如果不知道被测物理量的大小,要先从大量程开始试测.
④表笔要正确的插在相应的插口中.
⑤测试过程中,不要任意旋转档位变换旋钮.
⑥使用完毕后, 一