概览
一个开关拓扑是一个开关模块中的通道与继电器的组织化表示。该拓扑为一个模块中的所有继电器建立了缺省状态,并定义了通道名称。一些开关模块可以使用多个拓扑或各个拓扑类型的变体。一些接线盒或附件可能会要求该开关模块使用一个给定的拓扑或一组拓扑。
如欲了解NI所有开关拓扑的最新列表,敬请访问开关产品选择向导.
内容
通用拓扑
一个通用的开关卡由一组独立的继电器组成。这些继电器通常能够开关高电流负载(相对于复用器或矩阵)。其应用范例包括电源切换(连接电源和一个待测单元(UUT))和负载切换。
A式开关模块和B式开关模块都是单刀单掷(SPST)开关类型。两者的差别体现于空闲状态。在此状态下,A式开关模块处于打开状态,而B式开关模块则处于关闭状态。
C式开关模块和D式开关模块的操作基于一个单刀双掷(SPDT)开关。两者的操作差别在于,C式开关模块在合上其他连接前打开连接(这也称为先断后合或BBM),而D式开关模块在打开最初的连接前合上两个连接(这也称为先合后断或MBB)。
一个NI通用卡通常由一系列A式开关模块或C式开关模块组成。用户可以决定在任何给定时刻通过对应的输出合上哪些电路或连接哪一个输入。这一架构可用于支持电流流经一个电路或将电压从输入路由至输出。
通用拓扑
最大电压
最大电流(开关或载波)
模块
100通道SPST
100 V(I类)
1 A / 1 A
NI PXI-2569
100通道SPST
100 V(I类)
1 A / 1 A
NI SCXI-1169
32通道SPDT
150 VDC、125 VAC(I类)
2A / 5A
NI SCXI-1166
16通道SPDT
250 V(II类)
2A / 5A
NI SCXI 1160
16通道SPDT
150 VDC、125 VAC(I类)
2A / 5A
NI PXI-2566
16通道SPST
125 VDC、250 VAC(II类)
7A / 7A
NI PXI-2565
8通道SPDT
250 V(II类)
8A / 8A
NI SCXI-1161
复用器拓