6.3 注意事项 由于介电吸收问题,在规定的测量时间里电流不能达到稳定时,就需要测出电阻与时间的函数关 系,从而估算出稳态下的电阻值。 1) 介电吸收在有些情况下可使短时电阻降低到正常电阻值的 1/1口J. 2) 调节加热室的温度应使电极底极的温度不超过所要求的试验温度 a 2 GB/T 10581-2006/IEC 60345 ,1971 当被试材料的电阻相对低时,需要降低电压进行测量,避免试样的发热效应。 对于那些有极化效应的试样,由于电荷集中在一个或两个电极上,其试验结果易出现误差。 除非对热降解影响有特殊要求外,试祥在试验温度下应保持足够长的时间以达到热平衡。按试验 所要求的时间间隔或更长时间间隔,用另一个试样定时地测量其电阻值 cl rnin 电化时间) ,再比较这些 测量值,从而决定暴露于试验温度下的最大允许时间。 在一系列逐级升温下试验后,还要在起始温度上再进行测量,以便观察试样暴露在高温下是否产生 变化。