实验一:1.吸光系数是物质的物理常数之一,是理论值还是经验值?吸光系数在什 么条件下才为一个普适常数?要使用吸光系数作为测定依据,需要哪些实验条 答:是经验值,因为吸光系数是由物质的特性决定的,在特定的波长、温度和溶液条件下的确定值,难以进行理论上的计算,但可以经验测定利用吸光度 的可加和性帮助测定物质含量。 在待测物质一定的浓度范围内(一般较稀)和温度范围内以及适合的波长照射下,该物质吸光系数可作为普适常数。 如果是定性检验,在足够宽的紫外波长范围,恒定试验温度,且溶液浓度不能太大的条件下观察吸收强度即可。 如果是定量实验,要求待测物种类和其已知,在适宜的浓度和温度范围, 且照射波长对应的吸光系数已知,排除该波段干扰物质的条件下。 2.比色皿的透光度和厚度不可能绝对相同,试考虑在什么情况下必须校 正?什么情况下可忽略不计? 答:当待测溶液的检测波长会被比色皿材料相对强地吸收时,由于比色皿的 透光度和厚度不同,则必须想办法校正这一误差。当检测波长几乎不被比色皿所 吸收时,则可忽略不计。 3.试比较用标准曲线法及吸收系数法定量的优缺点。 答:标准曲线法优点为:绘制好标准工作曲线以后,测定简单快捷,可直 接从标准工作曲线上读出含量,适合同一批大量样品的分析。同时也较为准确。 缺点为:每次测定都要重新绘制标准曲线,为了提高曲线精密度必须大量准确配 置标准溶液。准备工作比较耗时。 吸收系数法优点为:可以直接由样品的吸光度计算样品的量,方便快捷。