河北科技大学拟购置高效液相色谱仪、气相色谱仪各一台,特邀具有相应生产或经销资格的厂商参加投标。
一、招标项目及技术要求:
1. 效液相色谱仪一台:
配置:四元低压梯度、自动进样器、柱温箱、紫外检测器、原装工作站、计算机、打印机。
2.气相色谱仪一台:
配置:温度控制:柱箱控温范围:(室温+30℃~300℃);
恒温精度:±0.1℃~±0.2℃;
检测器、气化器、转化室温控范围:+50℃~399℃
进样阀:气相/液相进样阀
进样口:分流进样口
色谱柱:毛细管柱(中性),一根毛细管柱往往能够完成多种分析
检测器:火焰离子化检测器(FID)(FID对在火焰中产生离子的任何物质都有响应几乎包括所有有机化合物有少数例外):Dt≤1×10-10g/s (载气:氮气;样品:正十六烷)稳定性:基线噪声:≤0.05mv 基线漂移:≤0.15mv/h。检测器TCD(由于TCD是基于热导率的差异而工作的,所有气体都能够导热,但是氢气和氦气的热导系数最大):检测器灵敏度:S≥1000mv•ml/mg (载气:氢气;样品:正十六烷)。卤素化合物有很高的灵敏度包括大部分除草剂和农药。
氢气发生器
氮气发生器
3.机架式服务器二台:
配置: 2个英特尔®至强®处理器 E5620(四核 2.40 GHz,12MB共享三级缓存,80W)8GB (4x2GB) PC3-10600E;12个内存插槽,最多支持192GB两个千兆以太网口智能阵列控制器(RAID 0/1/1+0/5/5+0)双热插拔高效电源,DVD光驱,总容量3.6T的SAS 15K原装硬盘。
三、联系人及电话:牛老师,0311-81668206