上海理涛自动化科技有限公司
—— 销售热线 ——

参考价面议

具体成交价以合同协议为准
型号品牌厂商性质生产商所在地上海市
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!

上海理涛自动化科技有限公司

| 第3年
经营模式:生产厂家
商铺产品:1433条
所在地区:上海上海市
注册时间:2019-06-28
最近登录:2021-09-23

暂无信息

联系我们

联系人:
吴先生(市场部职员)
电话:

产品简介

品牌其他品牌应用领域医疗卫生

DEHS油性测试仪
过滤效率:在规定检测条件下,过滤元件滤除颗粒物的百分比;
油雾法检测:以DEHS/PAO/DSP 等油性或等价物做气溶胶来检测熔喷滤料或滤料的过滤性能;
盐雾法检测:以NaCl 或等同卤化物作为气溶胶来检测熔喷滤料或滤料的过滤性能的方法;

详细介绍

DEHS油性测试仪
产品信息
3.1仪器简介
自动滤料测试仪能模拟熔喷滤料或滤材实际使用环境,基于标准要求的油雾和盐雾方法进行
过滤效率及过滤阻力测试。
测试参数符合NIOSH 42 CFR Part 84及GB/T 2626标准中测试方法要求。
除此之外,自动滤料测试仪还可进行滤料透气度测试,测试孔径:1/1,1/2,1/4,1/8;
测试材料:层状熔喷滤料或过滤滤材;
测试方法:油雾法测试和盐雾法测试;
测试参数:过滤效率、过滤阻力等;
自动滤料测试仪能准确评价熔喷滤料或滤料的过滤性能,为新型过滤材料的研发,产品质量
控制,材料性能验证等提供数据依据,是科研,检测,工业生产等领域的产品性能验证
的选择。
DEHS油性测试仪
3.2测试标准
NIOSH 42 CFR Part 84呼吸防护装置技术要求;
GB/T 2626呼吸防护用品——自吸过滤式防颗粒物呼吸器
3.3相关术语
过滤效率:在规定检测条件下,过滤元件滤除颗粒物的百分比;
油雾法检测:以DEHS/PAO/DSP等油性或等价物做气溶胶来检测熔喷滤料或滤料的过滤性能;
盐雾法检测:以NaCl或等同卤化物作为气溶胶来检测熔喷滤料或滤料的过滤性能的方法;
3.4测试原理
3.4.1油雾法:
干燥无油压缩空气以一定流量进入气溶胶发生器,产生一定颗粒分布的气溶胶,经级联
撞击器筛分,将满足标准要求的粒度分布的颗粒从气溶胶出口排出,进入测试管道。
并到达滤料,滤料两侧安装有压差传感器,测试过程中对滤料上游及下游颗粒进行颗粒
数目监测;整个测试过程以一定流量或风量进行。
技术参数
1.适用滤料:⑴ 玻璃纤维滤料
⑵PP滤料 ⑶ 覆膜滤料;等
2.检测粒径档别:
0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0µm(六档)
3.流量范围:
0~150 l/min
4.检测阻力范围:
0~1000 Pa
5.尘源:
⑴ 气溶胶(DEHS)
数量中直径:0.18um;
质量中直径:0.3um;
几何偏差:小于1.8;
⑵ 钠盐(2%NaCl溶液)
数量中直径:0.075um;
质量中直径:0.26um;
几何偏差:小于1.6;
6.标准测试面积:
100 cm2
7.电源:
220V/50 Hz
8.系统功耗: