棱镜元件使目镜光路相对　于物镜光路旋转　135　o　C,这使操作者可以坐着使用仪器。例如,用白炽灯照明时,　红光太强,用蓝滤色片减少红光的透过,让蓝光透过多为好,用日光灯照明时,　可以不用滤色片,因为日光灯的光谱近似于太阳光谱。　因此,要测物质的温度时,只要在两片玻璃片之间放入被测物质,一起放在　热台腔内。使被测物质放在热台孔之间,再盖上隔热片,旋转反光镜,使光线照　亮热台小孔,上下移动工作台。约在　18mm　处时慢慢移动,从目镜视野里能清晰　地看到被测物质为止。然后插上电源,观察显微镜下物质的状态。　(盖薄片用　22　mm　×　22　mm　×　0.17　mm,载波片用　21　mm　×　26　mm　×　0.5　mm)这样就能测　出物质熔融时的温度。　五、试验步骤　1.　对新购仪器,电源接通,开关打到加热位置,从显微镜中观察热台中心　光孔是否处于视场中,若左右偏,可左右调节显微镜来解决。前后不居中,可以　松动热台两旁的两只螺钉,注意不要拿下来,只要松动就可以了,然后前后推动　热台上下居中即可,锁紧两只螺钉。　2.　进行升温速率调整,这可用秒表式手表来调整。在秒表某一值时,记录　下这时的温度值,然后,秒表转一圈(一分钟)时再记录下温度值。这样连续记　录下去,直到你所要求测量的熔点值时,其升温速率为　1℃/分。太快或太慢可通　过粗调和微调旋钮来调节。注意即使粗调和微调旋钮不动,但随着温度的升高,　其升温速率会变慢。　3.　测温仪的传感器上,把其插入热台孔到底即可,若其位置不对,将影响　测量准确度。　4.　要得到准确的熔点值,　先用熔点标准物质进行测量标定。　求出修正值。　(修　正值=标准值—所测熔点值)　,作为测量时的修正依据。注意:标准样品的熔点值　应和你所需的样品熔点值越接近越好。这时,样品的熔点值=该样品实测值+修　正值)　。　5.　对待测样品要进行干燥处理,或放在干燥缸内进行干燥,粉末要进行研　细。　6.　一般采用两片载玻片中间放置样品。当采用载—盖玻片测量时,建议将　盖玻片(薄的一块)放在热台上,放上药粉,再放上载玻片测量。　7.　盖上隔热玻璃。　8.　松开显微镜的升降手轮,参考显微镜的工作距离,上下调节显微镜,直　到从目镜中能看到热台中央的待测物品轮廓时锁紧该手轮;然后调节调焦手轮,　指导能清晰地看到待测物品的像为止。　9.　打开调压测温仪的电源开关。　(注意