. 水表是流量测量中使用最广泛和最重要的仪表之一。水表区别于其它流 量计的特点是其传感器和指示装置均为机械式,其工作的动力来自水 流。用水计量必须依赖于水表的使用。因此,需要了解水表的种类、技 术参数、型号等。 2.1 水表的分类 目前,市场可提供的水表种类很多。表 1 列举了适合纺织印染企业广泛 使用的几个主要种类[1、2],不适合印染企业使用的种类没有列入表 1。 表 1 水表的分类 分类方式 类型 特点 测量原 速度式水表 水流运动速度直接使其获得动力速度 理 的水表 容积式水表 由一些被逐次充满和排放流体已知容 积的容室和凭借流体驱动的机构组成 的水表 计量 等级 A 级表 达到国家标准中 A 等级计量要求 B 级表 达到国家标准中 B 等级计量要求 C 级表 达到国家标准中 C 等级计量要求 D 级表 达到国家标准中 D 等级计量要求 公称口径 小口径 或用途 民用水表,表口径≤40mm,常用旋翼 式水表 大口径 工业用水表,表口径≥50mm,采用螺 翼式水表 安装方向 水平安装水 安装时其流向平行于水平面的水表 表 立式安装水 安装时其流向垂直于水平面的水表 表 介质温度 冷水水表 0℃≤介质温度≤30℃ ;.. . 热水水表 30℃≤介质温度 介质压力 普通水表 压力一般均为 1Mpa 以下 高压水表 使用压力超过 1MPa 除了表 1 中的分类外,还有干式水表和湿式水表、多流束水表和单流束水表以及超声波等种类。 水表的主要技术参数 为了选用合适的水表,必须了解对水表的技术参数有一定的了解。表 2 列举了水表主要的技术参数 。 [3] 表 2 水表的主要技术参数 序号 参数 表示意义 1 水温 水表使用的最高温度 2 工作压力 计量水体的最大压力,超过此限度,可能会使 水表损坏或渗漏 3 流量系数 包括公称口径、过载流量、常用流量、分界 流量、最小流量、始动流量 4 流量范围 最小流量和过载流量所限定的范围 5 最大允许计 最小流量至分界流量时的最大允许误差为± 量误差 5%, 分界流量至最大流量时的最大允许误差为± 2% 6 外型尺寸及 水表的外型尺寸,含长、宽、高、连接螺纹 重量 等 为了进一步说明水表的技术参数,表 3 列举了一些适合印染企业使用的水表的技术参 ;.. . 数。 表3 LXL 水平螺翼式水表性能参数 型号 公 计 过载 常用 分界 最小 最小 最大 称 量 流量 流量 流量 流量 读数 读数 口 等 (m3/ (m3/ 径 级 h) h) (m3/ (m3/ (m (m (m h) h) 3) 3) m) LXL-1 10 B 120 60 00N 0 12 1.8 0.01 9999 99 LXL-1 15 B 300 150 30 4.5 0.01 9999 50N 0 99 LXL-2 20 B 500 250 50 7.5 0.1 9999 00N 0 99 LXL-2 25 B 800 400 80 12 0.1 9999 50N 0 99 水表的型号 在一般情况,可以根据水表的型号了解到水表的一些特点。机械式水表的型号是按有关标准命名[4] 。 水表型号的组成如下: 第一节用大写汉语拼音字母表示。其中第一位表示产品所属的大类,流量仪表用“L”表示; 第二位表示产品所属的小类,水表用“X”表示;第三、四位表示水表的工作原理、结构和功能等特点。部 分符号的含义可见表 4。 表 4 水表型号命名部分符号的含义 代号 S 位置 含义 第 3 位 旋翼式 举例 LXS ;.. 水表种类 旋翼式水表 . L 第 3 位 水平螺翼式 LXL 水平螺翼式水表 R 第 3 位 垂直螺翼式 LXR 垂直螺翼式水表 F 第 3 位 复式/组合 LXF 复式水表/组合式水表 式 D 第 3 位 定量 LXD 定量水表 R 第 4 位 热水型 LXLR 水平螺翼式热水型水 表 L 第 4 位 立式水表 LXLL 立式水平螺翼式水表 号等。 第二节用阿拉伯数字和字母表示,表示水表的公称口径、指示装置型式和产品的设计顺序 型号举例: LXLC-100 表示公称口径为 100mm 的可拆卸式水平螺翼式水表; LXL-80 表示公称口径 80mm 的水平螺翼式水表。 用水计量的分级 为了描述一个企业用水计量的程度,需要将用水分级。根据国家标准《用能单位能源计量器具配备和 管理通则》(GB17167—2006)的要求,各个级别用水计量的用水限定值和水表配置率等情况可见表 5。 表 5 用水计量分类等情况 用水计量分类 用水单位 主要次级用 主要用水 水单位 设备 用水计量级别 一级 二级 三级 用水量限定值 必需安装 ≥5000 吨/年 ≥1 吨/小 水表 时 水表配备率(%) 100 95 80 水表准确度等 管径≤250 2.5 ;.. . 级要求 mm 管径>250 1.5 mm 说明: 1、用水单位计量得到的数据是各企业用水的总量,应包括自来水、自制水和回用水等计量。 因此,应在自来水、自制水和回用水等输入总管道安装水表。 2、主要次级用水单位计量得到的是企业内主要用水车间或部门的用水量。进入各车间或部门 的水管应安装水表。在实际情况中,进入一个车间的水管可能不止一条,应在所有的水管安装水表。而该 车间的用水量是多个水表的总和。 3、在印染企业中,许多印染设备的用水量均大于 1 吨/小时。如果严格按照标准安装水表,不 仅一次投入大,而且维护和检验有一定的难度。因此,可以根据企业的实际情况,将设备分成不同的设备 组,分组安装。既可以减少投资,又可以减少维护和检验的难度。 ;..