实用文案 差压变送器 使用说明 一、简介 本公司生产的 3051 系列电容式变送器是采用进口压力传感器自行开发和生产的压力 变送器。采用特有的抗干扰技术、电路线性和温度补偿技术,使其抗干扰超强、线性更好、 温漂系数更低或超低,其温漂系数远低于国内同类通用型产品,适用于气体、液体、蒸汽压 力的测量和各类腐蚀性介质。广泛用于石油、化工、冶金、电力、轻工、机械等领域。 可 在现场调节零点、满量程。可配置线性 100%指针表或 31/2 液晶显示表头。本公司的宗旨 是:以质量求生存、以信誉求发展。 二、技术指标 量 程:-0.1~25MPa(具体产品的量程详见产品铭牌) 测压形式:GP-表压、AP-绝压、DP-差压 补偿温度:-10~70℃ 工作温度:-20~85℃ 综合精度:0.25、0.5 输出选择:4~20mA 电源电压:24VDC 三、智能型接线如下图所示: 标准文档 实用文案 Z S + 24VDC _ +_ O UT + _→ _ 记录仪 + + 电源 24VDC _ + 指示仪 _ 四、3051 变送器典型安装形式 安 装 孔7/ 16 -20 (统 一 标 准 细 牙 螺 纹)×1 3深 HL 高低 HL 高低 弯 支 架 管 装 订 货号 B1 弯 支 架 管 装 订 货号 B2 弯 支 架 管 装 订 货号 B3 五、零点和满点调节 (注意:变送器在出厂前已按用户需要将量程、精 度、线性调至最佳状态,一般不需要现场调节。) 标准文档 实用文案 S Z 1、对于模拟型变送器,零点、量程调节在 变送器上面的铭牌下。调节时,卸下产品铭 牌,即露出零点、满程调节电位器。其中 Z 为 零点调节,S 为满程调节。 M KPa SZ 3051S / 3051T按键详细操作指南 标准文档 实用文案 1. 按键功能概述 1.1. 按键模式说明 标准的 H3051S 和 H3051T 表头上都有三个按键,分别为“M”、“S”、“Z”。也支持 外部扩展干簧管接口,实现不开盖调整。此时支持两个按键,分别为 “S”、“Z”。 针对这两种应用,本产品支持“双按键”和“三按键”两种操作模式。 “三按键”操作模式:操作更快捷,适用于 LCD 上具备 3 个按键的产品。 ? Z 键用于进入提示数据设置界面和移位; ? S 键用于进入数据设置界面、增加数字和数据保存; ? M 键用于数据保存。 注:在三按键模式下,任何时候都可以按下“M“键,保存当前的设置数据。 “双按键”操作模式:这种操作模式通常用于外部只有 2 个非接触按键的情况。 ? Z 键用于进入提示数据设置界面和移位; ? S 键用于进入数据设置界面、增加数字和数据保存。 注:在双按键模式下,输入数据时,必须等左下角的下箭头闪烁时,才能通过按下“Z” 键保存设置数据。 2. 按键功能 2.1. 输入操作码 2.1.1. 操作码及对应功能 现场使用按键组态时,LCD 左下角“88”字符用于表示当前设置变量类型,也就是当 前按键所执行的设置功能。其对应关系为: 左下角“88”字符显示 设置变量 标准文档 实用文案 0 或空 正常显示 1 输入操作码(可以直接输入和下面功能对应的数字, 以直接进行相应功能的设置) 2 设置单位 3 设置量程下限 4 设置量程上限 5 设置阻尼 6 主变量调零 7 零点迁移与量程迁移 [调零和调满] 8 输出特性【设置线性输出、或者开方输出】 注:通过输入各个功能对应的操作码,可以快速进入对应功能。 ? 例如输入“5”,直接进入设置阻尼功能。 ? 例如输入“8”,直接进入设置输出特性。 2.1.2. 操作码输入方法 图例说明: 1. 均以当前采集值 1 kPa,量程为 0~100kPa 为例 2. 空心显示的数字、字母、符号,表示当前是闪烁显示 在实时正常显示状态,按下 Z 键进入组态数据设置状态。 此时左下角显示“1”。同时数字区第 1 个“0”开始闪烁。 0000 1 标准文档 实用文案 按下 Z 键,依次向右移动闪烁位,直到最后一个“0”开 始闪烁。 0000 1 按下 S 键,最后一位数字开始从 0 增加。这是输入的数 字就是操作码,根据输入的操作码不同,将进入不同的功 能。以进入设置主变量单位为例,进行说明: 3. 等到增加到“2”时,按下“Z”键,此时左下 方有一个箭头开始闪烁。 4. 此时按下“S”键,则进入“设置单位”菜单, 此时左下角显示“2”。同时下方显示当前的单 位。 说明:如果是 3 按键,则在显示“00002”时,直接按下 “M”键,就可以进入“设置单位”。 0000 1 ↓0 0 0 0 1 0.0 0 0 2 kPa 如果输入操作码不同,则进入相应的菜单,例如: ? 输入“3”,进入设置量程下限。 设置量程下限 ↑ 0.0 0 0 0 3 kPa 标准文档 设置阻尼 ↑ 2.0 0 0 0 5 S ? 输入“5”,进入设置阻尼。 实用文案 ? 输入“6”,进入调零。 ? 输入“8”,进入设置输出特性。 调零 1.0 0 0 6 NO 设置输出(假设当前线性输出) 1.0 0 0 8 LIN 2.2. 设置单位 输入操作码“2”后,进入“设置单位”功能,如右图所 设置单位初始界面 示。 ? 如果不需要设置单位,按下“Z”键,直接进入“设 0.0 0 0 2 kPa 置量程下限”功能。 进入设置单位界面 ? 如果需要设置单位,按下“S”键,进入设置单位功 标准文档 0.0 0 0 2 实用文案 能,此时右下角显示的单位开始闪烁,表示可以设置 新的单位。 按下“S”键,则依次切换量程单位。 切换顺序: InH20、InHg、ftH20、mmH20、mmHg、PSI、bar、 0.0 0 0 2 mbar、g/cm2、Kg/cm2、pa、kPa、TORR、ATM、MPA、 InH20@4℃、mH20@4℃、mH20、mHg、SPecial(特 殊单位、具体字符通过 HART Config Tool 的高级功能进 行设置)、m、cm、mm。 切换到需要的单位后,按下“Z”键,则将当前显示的单 位设置为量程单位,并自动进入“设置量程下限”功能界 面。 设置量程下限 ↑ 0.0 0 0 0 3 kPa 2.3. 设置量程下限 假设原来的量程下限为 0,新输入的量程下限为-40kPa。 在输入操作码时,直接输入“3”,或者在设置“量程单位” 设置量程下限界面 ↑ 0.0 0 0 0 后,都进入“设置量程下限”界面,如右所示: 3 kPa 标准文档 实用文案 ? 如果不需要设置新的量程下限,按下“Z”键,直接 设置量程下限界面 进入“设置量程上限”功能。 ↑ 0.0 0 0 0 3 kPa ? 按下“S”键,进入设置量程下限功能,此时左下角 开始设置量程下限界面 显示的箭头开始闪烁,表示已经进入设置。 0.0 0 0 0 3 kPa ? 此时按下“S”键,将在“↑”和“-”之间切换。如 设置负数界面 果显示“-”,表示将输入的是负数(小于 0 的数据, 例如需要输入-40kPa)。 0.0 0 0 0 3 kPa ? 此时按下“Z”键,第 1 个“0”开始闪烁,表示可 设置最高位界面 - .0 0 0 0 以输入新的数据。 3 kPa 标准文档 实用文案 ? 此时连续按下“S”键,直到最高位显示“4”。 设置最高位界面 - .0 0 0 0 3 kPa ? 按下“Z”键,第 2 个“0”开始闪烁,表示可以输 设置第 2 位界面 入数据。如果需要修改,则按“S”键输入新的数据。 -4. 0 0 0 3 kPa ? 继续按“Z”键,数字从第 2 到第 5 位依次闪烁。可 设置第 5 位界面 以输入需要的数据。 -4.0 0 0 3 kPa ? 再次按下“Z”键,小数点全部闪烁,表示可以输入 设置小数点位置界面 小数点位置。 -4 0 0 0 0 3 kPa ? 按下“S”键,则最高位的小数点开始闪烁,表示当 小数点在最高位 -4 0 0 0 0 前设置的小数点位置。 3 kPa 标准文档 实用文案 ? 继续按“S”键,小数点位置向右移动。到达期望的 小数点在期望位置 -4 0 0 0 0 位置后,按下“Z”键,结束小数点的设置。 3 kPa ? 此时左小角的下箭头开始闪烁,表示此时可以按下 小数点设置完成 - 4 0.0 0 0 “S”键,完成当前的数据输入。 3 kPa ? 按下“S”键,或者按下“M”键,完成数据输入。 设置量程上限 ↑ 1 0 0.0 0 并自动转到设置量程上限界面。 4 kPa 2.4. 设置量程上限 在设置“量程下限”后,自动进入“设置量程上限”界面, 设置量程上限 如右所示: ↑ 1 0 0.0 0 4 kPa 设置量程上限的方法和设置量程下限完全相同,参见“设 置量程下限”的方法。 标准文档 实用文案 2.5. 设置阻尼 在设置“量程上限”后,自动进入“设置阻尼”界面,如 设置阻尼 右所示: ↑ 2.0 0 0 0 5 S 设置阻尼的方法和设置量程下限完全相同,参见“设置量 程下限”的方法。 特别说明:如果输入阻尼值为“05678”,则自动 恢复出厂设置 进行“恢复出厂设置”操作。【需要在出厂前执行 ↑0 5 6 7 8 5 S “数据备份”操作】 注意:小数点位置必须置到 8 后面! 2.6. 主变量调零(清零)功能 进入方法: 调零 1. 在设置“阻尼”之后; 2. 在输入操作码界面,输入操作码“6”之后; 3. 或者同时按下“M”+“Z”键,并保持 5 秒。 1.0 0 0 6 NO 进入“设置阻尼”界面,如右所示:左下角的功能码 显示“6”,中间显示当前的主变量值,下方区域显示“YES” 或者“NO”。 ? 按下“S”键,“NO”闪烁显示,表明已经进入调零 标准文档 调零界面,不允许调零 1.0 0 0 6 实用文案 功能,但是当前选择为“不调整”。 ? 按下“S”键,切换为“YES” 闪烁显示,表明当前 调零界面,允许调零 1.0 0 0 选择为“调整”。 6 ? 此时按下“Z”键,则执行“调零”功能,当前压力 设置输出(假设当前线性输出) 值将被调整为“0”。 ? 如果在闪烁显示“NO”时,按下“Z”键,则不执 行“调零”功能,直接退出。 0.0 0 0 8 LIN ? 退出“调零”功能后,进入“设置输出特性”界面。 2.7. 设置输出特性 进入方法: 设置输出特性(当前为线性输 1. 在设置“阻尼”之后; 出) 2. 在输入操作码界面,输入操作码“8”之后; 进入“设置输出特性”界面,如右所示:左下角的功 标准文档 实用文案 能码显示“8”,中间显示当前的主变量值,下方区域显示 “LIN”(表示线性输出)或者“SQRT”(表示开平方输出)。 1.0 0 0 8 LIN 图示表示当前是线性输出。 ? 按下“S”键,“LIN”闪烁显示,表明已经可以重新 设置输出特性(当前选择线性输 设置输出特性。 出) 1.0 0 0 8 ? 按下“S”键,切换为“SQRT” 闪烁显示,表明当 设置输出特性(当前选择开方输 前选择为“开平方输出”。 出) 1.0 0 0 8 ? 选择好合适的输出特性后,按下“Z”键,则保存当 设置输出特性(当前为线性输 前的设置:“LIN”(线性输出)或者“SQRT”(开平 出) 方输出)。 ? 执行完成后,自动进入到“结束设置”功能界面,如 右所示:左下角显示功能代码“0”。此时可以按下“Z”, 1.0 0 0 0 直接进入“设置单位界面”,继续从量程单位开始设 置【无需再次输入操作码】。如果没有任何按键按下, 标准文档 实用文案 则在 10 秒后自动退出按键设置功能。 2.8. 零点迁移与量程迁移 [调零和调满] 进入方法:同时按下“Z”键和“S”键,并保持 5 秒以 零点迁移和量程迁移界面 上; 进入“零点和量程迁移”界面,如右所示:左下角的 功能码显示“7”,表示可以进行调零和调满操作。 1.0 0 0 7 ? 按下“Z“,进行“零点迁移”,即“调零”操作: 当前的压力设置为量程下限,变送器输出调整为 4mA。 ? 按下“S“,进行“量程迁移”,即“调满”操作: 当前的压力设置为量程上限,变送器输出调整为 20mA。 设置过程中,如果 2 分钟内没有按键按下,则返回正 常显示状态。 2.9. 显示变量设置 液晶显示屏能显示“电流”、“百分比”、“主变量”三种变量的一种或交替显示其中的两 种(间隔时间 4 秒)。在实时正常显示状态,使用 S 键能更改两个显示变量,当两个显示变 量设定为相同的参数,屏幕上固定显示一种变量;当两个显示变量设定为不同的参数时,屏 幕上交替显示两种变量。 方法如下:按下“S”键,当前显示变量(如:电流)发生变化,循环显示“电流、百 分比、主变量”,当所需要的显示变量(如:主变量)出现在屏幕上时,松开“S”键,即实 标准文档 实用文案 现了将显示变量“电流”改为“主变量”。更改显示变量过程中,左下角功能码显示“30“。 例子: 假设当前显示变量为“电流”,需要设置为:交替显示“主变量”和“百分比”。 步骤: 修改第一个显示变量:按下“S”键,液晶循环显示“电流、百分比、主变量”,当显示 “主变量”时,松开“S”键,即可。此时,液晶交替显示“主变量”和“电流”。 修改第二个显示变量:当液晶显示“电流”时,按下“S”键,液晶循环显示“电流、 百分比、主变量”,当显示“百分比”时,松开“S”键,即设置成功。 注意:该功能只有软件版本号为 2.5 以上的板卡支持;并且用按键调整后“电流”和“主 变量”小数点位数自动切换为三位,“百分比”自动切换为一位。 3. 恢复出厂设置 如果变送器已经在出厂时,对组态等数据进行了备份,则可以通过按键输入阻尼 “05678”来现场恢复数据。 “组态数据备份”:运行 HART-CONFIG Tool 软件,在“高级功能”下的“附加功能” 选项下,点击“数据备份”按钮,即可将变送器的单位、量程、阻尼等信息进行备份。 备份数据的恢复有以下几种方式: 1) 通过 HART-CONFIG Tool 软件,在“仪表组态”下的“输出特性”页面, 输入阻尼“5678”,再点击“写入”,可以恢复备份数据。【提示:写入数据 时,可能提示“通讯失败”,是正常现象,不影响数据的恢复。因为 5678 不是有效的阻尼值】 2) 通过 HART375 手持器进行恢复。在“详细设置”→“信号状况”→“阻尼” 标准文档 下输入阻尼“5678”,并写入,可以恢复备份数据。【提示:写入数据时, 实用文案 可能提示“通讯失败”,是正常现象,不影响数据的恢复。因为 5678 不是 有效的阻尼值】 3) 通过按键,在第 5 项,输入阻尼时,输入“05678”,并保存,将恢复备份 数据。【此操作不影响真正的阻尼值】 感谢您选择使用“因斯特 YST”仪表 公司自主研发、生产、营销:PH 计、ORP 仪、化学膜溶解氧(DO)、荧光法溶解氧(DO)、 浊度计(SS)、余氯检测仪、电导率、光电污泥浓度计、超声波污泥浓度计、超声波泥水界面 仪、超声波液位计、超声波液位差计、超声波明渠流量计、电磁流量计(DN15-DN2000)、 标准文档 实用文案 超声波流量计、COD 在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷(TP)在线监测仪、总氮(TN) 在线监测仪、总磷总氮一体机、六价铬在线检测仪、总铜在线分析仪、总镍在线分析仪、总 铬在线分析仪、总镉在线分析仪、总砷在线分析仪、总铅在线分析仪、总汞在线分析仪、总 锰在线分析仪、挥发酚在线分析仪、氰化物在线分析仪、氟化物在线分析仪。配套营销:有 毒气体检测仪、压力变送器、投入式液位计、压差变送器、气体质量流量计等水处理行业在 线分析仪表。 期待与您的再次合作! 标准文档