在确定环境存在可燃气体之后,对催化燃烧式的可燃气体报警器进行标定和校准是首要问题,使用哪种标准气体进行标定、校准呢?
理想状态下是使用待测气体进行仪器校准,但是待测气体的标准浓度不易得到或储存,这就需要参照一种常规的容易得到的气体作为校准气体。
校正是使用所有气体传感器进行测量之前必须进行的一项工作,而且是经常性的,也就是需要周期性的对可燃气体报警器进行校正、标定。一般对可燃气体报警器采用的是两点矫正法。两点指的是在“新鲜空气中校正”和在“标准气体中校正”。在干净的环境中,不存在任何可燃气体的环境中,使用零浓度可燃气的空气对仪器的零点进行标定,然后向传感器通入一直浓度的可燃气气体,将仪器的读数调整到先出标准气体的浓度值。