容量瓶使用前应检查容量瓶的瓶塞是否漏水,合格的瓶塞应系在瓶颈上,不得任意更换。容量瓶刻度以上的内壁挂有水珠会影响准确度,所以应该洗得很干净。称量的任何固体物质必须先在小烧杯中溶解或加热溶解,冷却至室温后才能转移到容量瓶中。容量瓶绝不应加热或烘干。容量瓶定容完再翻转摇匀,若翻转摇匀后定容,会因加的水或溶剂过多,导致溶液浓度偏小。
天平的规范使用
1.天平室规章制度
(1)操作者工作时穿好工作服,班前班后整理好岗位卫生,保持天平、操作台、地面及门窗洁净。
(2)操作者应熟悉分析天平的原理、构造和正确的使用方法,避免因使用不当和保管不妥而影响称量准确度或损伤天平某些部件。
(3)所用分析天平,每年由市计量部门定期校正计量一次。任何人不得随意拆装其部件或改变其灵敏度。
(4)与本室无关人员不得随便入内,更不得随意操作使用天平。
2.托盘天平
用于精密度要求不高的称量。所附砝码是天平上称量时衡定物质质量的标准。
使用注意事项:
(1)称量前天平要放平稳,游码放在刻度尺的零处,调节天平左右的平衡螺母,使天平平衡;
(2)称量时把称量物放在左盘,砝码放在右盘。砝码要用镊子夹取,先加质量大的砝码,再加质量小的砝码;
(3)称量干燥的固体药品应放在纸上称量;
(4)易潮解、有腐蚀性的药品(如,氢氧化钠),必须放在玻璃器皿里称量。称量完毕后,应把砝码放回砝码盒中,把游码移回零处。
3.电子分析天平
用于精密度要求高的称量使用电子分析天平。被称物重量不得超过天平最最大载荷。若被称物较重,应先在粗天平上试称。
使用注意事项:
(1)每次称量前检查天平位置是否水平,零点偏差多少;
(2)天平机构有任何损坏或不正常情况时,在未消除故障以前应停止使用;
(3)被称物的温度必须和天平室的室温一致;
(4)被称物须盛在干净的容器中称量,具有腐蚀性的蒸气或吸湿性的物质必须放在密闭的容器内称量;
(5)被称物要放在天平盘的中央;
(6)天平的前门不得随意打开,称量过程中只能打开左右两个边门;
(7)使用完毕后清洁天平,断开电源,再用罩把天平罩好,必须登记使用情况后方可离开天平室。
药品的取用和溶液的配制
1.固体试剂的取用规则
(1)要用干净的药勺取