人员定位系统, 能够清楚掌握每个人员在矿井下的位置及活动轨迹,可利用系统的日
常考勤管理功能,对全矿井人员进行考勤管理;同时,也可为应急救援提供相应科学依据。煤矿在制定人员定位系统管理制度宜包含但不限于以下内容:
一、安装、使用
1、矿井各人员出入井口、重点区域出/入口、限制区域等地点应设置分站(读卡器),并能满足监测携卡人员出/入井、出/入重点区域、出/入限制区域的要求。
2、巷道分支处应设置分站(读卡器),并能满足监测携卡人员出/
入方向的要求。
3、所有入井人员必须携带识别卡。
4、识别卡严禁擅自拆开。
5、工作不正常的识别卡严禁使用。识别卡的备用数量不少于正常使用数量的 10%。
6、矿调度室应设置显示设备,显示井下人员位置等。
7、各个人员出入井口应设置检测识别卡工作是否正常和唯一性检测的装置,并提示携卡人员本人及相关人员。
8、分站应设置在便于读卡、观察、调试、检验、围岩稳定、支护良好、无淋水、无杂物的位置。
二、维护、检修
1、 为保障人员定位系统的正常运行,执行安巡回检查制度,巡检人员应由培训合格后的人员担任。
2、巡检人员应保证每天对各分站、读卡器、线路及相关设备巡检一遍,覆盖达 100%,每天巡检结果应及时填写巡检记录。
3、巡检人员应根据指定的巡检范围,认真对线路及设备进行巡检, 发现的问题现场能处理的立即处理,现场不能处理的应及时向调度室汇报,安排有关人员处理。
4、巡检人员应保证巡检后的监测设备完好率达 100%,线路吊挂、设备清洁等符合规定。
5、巡检过程中如发现使用单位人为损坏装置和线缆的现象,应立即向矿值班领导汇报。
6、巡检过程中必须以“三不伤害”(不伤害自己、不伤害他人、不被别人伤害)为基本要求,加强自主保安意识,严禁违章作业。
三、值班
1、值班人员必须经过专业培训,持证上岗。
2、实行 24 小时值班制度。值班人员必须坚守岗位,严禁脱岗。
3、值班人员必须拒绝非机房人员或不相关管理人员进入机房;对前来参观的人员,要经上级领导批准后,方可进入,并实行登记制度。4、值班人员不得随意更改计算机设置和属性,操作过程中禁止添
加、拷贝、删除和卸载任何文件。
5、值班人员不准随意使用回收站回收程序,以防有用文件被回收。
6、值班人员不得携带光盘和 U 盘上机运行操作。
7、严禁值班人员在主机上进行游戏、娱乐等与工作无关的操作。
8、值班人员有权阻止非机房人员进入机房或上主机上操作。
9、值班人员每班认真填写人员定位系统运行日志。
10、值班人员要认真监视终端显示屏的各种信息;遇到报警情况, 值班员应立即报告矿调度、值班矿领导。
11、值班人员因事或因病,不能正常上班时,必须提前办理请假手续,不允许出现空班漏岗。
12、执行手上交接班制度,交接班时要对设备进行检查和交接, 并签字确认。
13、人员定位系统每 3 个月必须对数据进行备份,备份的数据介
质保存时间不少于 2 年。
8矿井安全仪器仪表使用管理制度
8.1光学瓦斯检定器管理制度
煤矿在制订光学瓦斯检定器管理制度时,宜包含但不限于以下内容:
一、光干涉型甲烷测定器是精密光学仪器,使用时必须注意维护, 避免仪器受到较大振动或冲击,以防止内部零件发生变位。注意防潮, 注意清洁,防止外界污物、灰尘等由气路和缝隙进入仪器,否则应进行清洗。若仪器发生故障,必须停止使用,立即修理。
二、光干涉型甲烷测定器必须固定到使用人员,统一编号集中管理、建帐建卡,配备量按每人一台加 20%的备用量。
三、煤矿必须固定人员负责维修和更换药品,每天检查一次,并统一管理发放,严禁个人存入换衣箱内。
四、煤矿必须配备一定数量的量程最大为 100%甲烷浓度的便携式光干涉甲烷检测仪。
8.2风速表管理制度
煤矿在制订风速表管理制度时,宜包含但不限于以下内容:
一、矿井必须配备一定数量的高、中、低速风表,并固定专人使用,统一编号,集中管理,建帐建卡。
二、下井前首先对风速表进行检查,工作中防止剧烈撞击震动。不要随意松动螺丝与打开护盖等。不要碰触或拨动翼片,防止因变形而改变性能致使测值不准。用后擦净,放入盒内,置于干燥处保存。
三、风速表必须每半年送由国家授权的安全仪表检验单位进行检定。当仪器经过非正常碰撞或对示值有怀疑时应及时送检。矿井进行瓦斯等级鉴定和反风演习时所用风速表,必须统一送由国家授权的安
全仪表检验单位进行检定。
8.3便携式甲烷检测报警仪管理制度
煤矿在制订便携式甲烷检测报警仪管理制度时,宜包含但不限于以下内容:
一、矿井必须设置便携式甲烷检测仪发放室,“装置”维修室、保管库房等场所。仪器必须统一编号,建帐建卡,集中管理、发放,凭牌领取。
二、矿井应设专职人员负责充电、收发及维护。每班要清理隔爆罩上的煤尘,发放前必须检查便携式甲烷检测报警仪的零点和电压或电源欠压值,不符合要求的严禁发放使用。便携式甲烷检测仪必须具有电压显示功能。
三、便携式甲烷检测报警仪使用时要严格按照产品说明书进行操作;严禁擅自调校和拆开仪器,违者进行罚款。
四、便携式甲烷检测报警仪使用前必须先充电,充电时间不小于 7
小时,每天使用时间不超过 10 小时。
五、仪器零点调节。开机预热 15 分钟,在新鲜空气中观察显示器显示值是否为零,若有偏差,用小螺丝刀缓慢调节调零电位器,使其为零。
六、仪器精度校准。各煤矿应配备足够的标准气瓶、流量计、减压器等标校维修工具,每10 天对其进行一次标校。对仪器的定期调校、仪器维修,都应作好记录并存档。
七、非维修调试人员严禁随意拆开仪器或调整电位器。严禁使用中猛烈摔打、碰撞。当欠压指示灯亮时或当甲烷浓度和硫化氢含量超过仪器量程后仪器应停止使用。
八、矿长、矿总工程师(技术负责人)、爆破工、采掘区队长、通
风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工等下井时,必须携带便携式甲烷检测报警仪。瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪和便携式甲烷检测报警仪。安全监测工必须携带便携式甲烷检测报警仪。
九、便携式仪器的维修人员应按维修、标校的工作量的大小配备; 便携式仪器的收发应设专人发放。
十、仪器到货后,矿供应部门应及时会同通风部门共同开箱验收, 发现与订货品种不符,有损坏、性能指标不符合要求及同装箱清单不一致时,应立即与供货单位联系解决。
十一、对于丢失或无故损坏要按价进行赔偿。
8.4自救器管理制度
煤矿在制订自救器管理制度时,宜包含但不限于以下内容:
一、自救器的使用管理由矿长负责,并指定有关部门和人员管理, 安全监察部门进行监督检查。自救器专管人员应负责自救器的日常检查和维护。
二、自救器的配备数量应按下井人员每人一台计算,并根据矿井的灾害程度保持 5%~10%的备用量。
三、对新到自救器,必须在一个月内由专管人员配合供应部门对外观(铭牌是否牢固、出厂日期和标重的永久性字迹是否清晰),气密 性和称重进行验收,到货日期与制造出厂日期相差最长不超过四个月, 发现产品不符合标准时,应及时与厂家联系。每年由具备资质的安全 仪器仪表检验单位进行计量检验,检验的数量不少于总数的 5%~10%。
四、自救器应逐台建立台帐,记录自救器生产厂家、出厂日期、编号、检查日期、检查内容、检查结果、使用姓名、开启原因、作用效果等。对到期或开启过的自救器要及时注销并补充。
五、自救器由矿井集中管理,实行专人专用。