如图1所示 基本参数 基本参数测试电压直流 25,50,100,250,500,1000V测量量程25~50V:2MΩ~200MΩ,3档量程100~250V:2MΩ~2000MΩ,4档量程500~1000V:2MΩ~4000MΩ,4档量程精度±2%rdg. ±5dgt.(25~100V的测试电压:0~20.00MΩ)(250V测试电压,0~100.0MΩ)(500~1000V的测试电压,0~999MΩ)±5%rdg.(25~50V的测试电压:19.0~200.0MΩ) (100V的测试电压:19.0~2000MΩ) (250的测试电压:100.1~2000MΩ) (500~1000V的测试电压:1000~4000MΩ)响应时间快速:小于0.7秒,慢速:小于1.5秒(在手动量程下)采样率快速:10次/秒,慢速:1次/秒功能比较功能:判断通过或失败测试定时功能:0.5~99秒延时定时功能:0.1~99秒电源供应100~240V AC,(50/60Hz)体积及重量215宽×61高×213厚mm,1.1kg附件电源线(1)选件远程控制箱或测试线 (不能单独使用,测量时需要选用测试冶具或探头)9185 测试线 85 cm长9294 测试探头 (已包括) 约1.2m 长9299 开关探头 80 cm (31.5 in) 长打印机9442 打印机9443-02 交流电源转换器 适用于 9442, EU9443-03交流电源转换器 适用于 USA, 适用于 9442 打印机9444 连接电缆 (用于9442打印机)1196 记录纸 (25m,10卷/盒,用于9442)PC通讯器9637 电缆 9pin-9pin,1.8m长9638 电缆 9pin-25pin,1.8m长其他选件*9094 信号输出线 1.5m长 工作原理 数字兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。 兆欧表特点 1.输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。2.本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测