6.4.6注意事项:若试剂有任何污损、浑浊、不稳定或颜色变化的迹象,须更换。若试剂发生凝固,须替换。6.5试剂的使用:6.5.1以上所有试剂每瓶试剂开封后应注明启用日期、失效期(开瓶后2个月,或有效期内)并附签名。7. 仪器设备:7.1 仪器名称: Sysmex XS-全自动血液分析仪7.2 仪器厂家:日本Sysmex公司 7.3 仪器型号:Sysmex XS-7.4仪器校准程序(详见XS- 操作规程中关于校准的描述):8. 操作步骤:8.1 开机后先做质控,质控通过后进行样本检测。 8.1.1 以进样架模式进行样本分析。 8.1.2 确保仪器处于准备就绪状态。READY LED应点亮。 8.1.3 双击菜单屏幕上的“控制器”图标。显示控制器菜单。8.1.4双击控制器菜单上的“进样器标本号”图标,或点击工具栏的“进样器”按钮。 弹出进样器标本编号对话框8.1.5 输入标本ID编号,或使用条码扫描自动读ID号。8.1.6 核查第一个管架编号和标本管位置号。如果需要更改,点击需要更改的项目然后输入数值。 8.1.7 检查随选设置。如果需要更改设置,点击相应的“Discrete”进行设置。8.1.8将标本管放入标本架,然后将标本架放在进样器右侧的架槽中。可以一次性装载多达5个标本架8.1.9在进样器中放置标本架后,点击进样器标本编号对话框中的“启动进样器”8.1.10 核查管架编号/试管位置确认对话框中的管架编号和试管位置号。然后点击“确定” 8.1.11 当所有的标本管已移至进样器左侧的架槽时,READY LED点亮。