已经计算好的点校验参数可在“项目设置-系统”界面选择是否启用:
碎部测量
进入碎部测量界面,当显示固定后才可以采集坐标。当移动台对中好在未知点上后,点击“采集键
”,输入“点名”、“目标高”和“目标高类型”, 再点击“确定”即可记录该点。
放样
进入【点放样】界面,点击右侧的箭头按钮
选择放样的点,然后根据方向和距离提示找到放样点,即当前点(蓝色箭头)到目标点(圆形加十字标志)的靠近过程。放样提示圆圈变为绿色,则表示已接近放样点;放样提示圆圈变为红色,则放样成功并达到设置的“放样精度”。已放样的点有小红旗标志。
在放样的过程中可进行碎部点采集,同样是点击右侧“采集键
”或者手簿上的采集键。
数据成果导出
在【数据交换】界面,选择原始数据,选择交换类型为导出,选择对应的格式导出或“自定义”导出,输入文件名,选择文件保存路径,点击“确定”即可导出数据。如果“自定义”导出,点“确定”后进入自定义格式设置选择导出内容,再点击右上角的“确定”即可导出数据。自定义(*.csv)进行导出时也可以选择对导出模板进行加载,导出模板可以对名称、导出内容、可选字段进行设置和保存。
手簿数据下载
将手簿用 USB 数据线与电脑连接,下拉手簿隐藏窗口点击“正在通过
USB 传输文件”后,选中“文件传输”。
图1- 67
找到刚刚在手簿上导出数据文件的路径(软件默认为:ZHD\Out),拷贝到电脑,RTK 测量作业就完成了。
线放样
线放样是简单的局部线形放样工具,软件提供四种基本线形的放样: 直线、圆弧、缓和曲线和圆。直线定义可以是两点定线或者一点加方位角的平面直线或三维直线;圆弧定义可以是两点定弧或者一点加方位角的统一曲线元模型;缓和曲线的定义使用的是一点加方位角的统一曲线元模型;圆使用圆心加半径的方式定义。(注:为了统一概念,我们认为一条线段的放样就是一条线路的放样,放样的每一个点,其位置都是由里程作为唯一索引。)