分析仪器

色谱仪

液相色谱仪

LC600高效液相色谱仪(等度配置)
P600宝石恒流泵1台
UV600紫外检测器1台
7725i六通进样阀1只
进口C18柱150x4.65u1根
WS600色谱工作站1套
按各品种项下的规定,精密称(量)取对照品和内标物质,分别配成溶液,精密量取各溶液,配成校正因子测定用的对照溶液,取一定量注入仪器,记录色谱图,测量对照品和内标物质的峰面积或峰高,按下式计算校正因子:
As/ms]校正因子
f=-Ar/mr
式中As为内标物质的峰面积或峰高,Ar为对照品的峰面积或峰高;ms为加入内标物质的量mr为加入对照品的量。
再取各品种项下含有内标物质的供试品溶液,注入仪器,记录色谱图,测量供试品(或其杂质)峰和内标物质的峰面积或峰高,
按下式计算含量:Ax含量(mx)=f×-As/ms
式中Ax为供试品(或其杂质)峰面积或峰高;mx为供试品(或其杂质)的量。f、As和ms的意义同上。
当配制校正因子测定用的对照溶液和含有内标物质的供试品溶液使用同一份内标物质溶液时,则配制内标物质溶液不必精密称(量)取。