2, 电子秤不准怎么调?电子衡器的AD电路,它把传感器送来的模拟信号进行调制、放大、滤波、取样、积分,输出稳定高效的数字信号,送给中央微处理器(CPU),由CPU控制内部的工作程序通过显示电路,显示出被测物重量值。秤量的标定,是由国家标准量值(法定砝码)的质量,输出的数字码(BCD码)与CPU内部程序存储器所编制的程序校准码一致时,便可完成秤量标定。模拟衡器是靠标准砝码直接标定,技术含量低,容易作假(取决于标准砝码的质量)。电子衡器的秤量标定需要标准砝码,但还需要标定密码。标定密码由衡器生产厂家掌握,它是严格保密的。电子衡器的非法标定是利用标准砝码的质量值与校准程序的校准码值的允许范围来进行的,因为校准数码值是有一定范围空间的(例如最大秤量150kg的电子秤,它的50kg内码值是在12000~18000范围内都可以标定为50kg显示值。如果标定砝码实际质量是49kg标定出的显示值是50kg,那么该电子秤显示150kg时它的实际重量是147kg。这种秤在市场贸易中就会造成什么后果,不言而欲。这就是法制计量在国民经济中的重要性 怎么校正电子秤?怎么校正电子秤 首先要知道你的电子秤的牌子和型号,联系经销赏或厂家得到称量的[标定方法],然后准备好标准砝码进行标定就可以了. 如果还不准,可能是传感器的信号输出发生了偏移,这时必须更换传感器来解决问题了.可以联系的广田技术人员帮你判断一下.?
3, 电子称不准了,怎么调?