转载于 :http://www.cnblogs.com/ChYQ/p/5036849.html
背景:
下位机有俩个IO口设置为外部中断——边沿触发、低电平有效。因此我需要抓取下降沿波形,但低电平时间很短,手动暂停抓取不仅不科学还费力,那么该如何准确的抓取到呢?最好的办法是使用示波器的triger功能。
正文:
首先点击 Triger Menu,在屏幕选择按键选择对应的功能,类型(边沿还是脉冲或是视频信号),信源(哪个探针),斜率(上升沿还是下降沿),触发方式(正常-->则每当探针检测到符合要求的波形即会静止在下降沿或者上升沿所在界面且一直保持到探针又一次检测到符合要求的波形)等等···
其次,旋转电平按钮,更改下图对应屏幕上的指针与数值。
这个按钮则是关键所在!
(自嘲下:原来一直不知道调整这个按钮,每次需要抓取的时候就靠运气,有时能显示,有时无论怎么点击屏幕右侧设置按钮去设置都抓不到波形 - -!)
若使用的是下降沿,则表示低电平低于这个值(下图示波器屏幕上的大圈内箭头演示与小圈内的数值指示)就能触发。
若使用的是上升沿,则表示高电平高于这个值就能触发。
附:常用的示波器的用法总结
1、若想测量波形的各种参数,点击"Measure"按钮,然后通过屏幕的右侧交互界面就能很简单的完成各种测量了。
要想得到均方根值,那么周期一定要小于xxxms(时间不确定,好像是500ms,反正大了,就无法得到值。)
2、若想测量波形的间隔时间,点击"Cursor"按钮,通过多功能按钮,结合交互界面,就能准确的测量波形之间的时间间隔。
检测单片机的定时是否准确的通常做法既是对某个IO口输出方形波,然后测量其周期,所以"Cursor"对程序员的作用就不言而喻啦。
当然,"Cursor"按钮也可以测量电压。既上下的间隔。
3、...