检测qmax 和0.2qmax 两流量点。试验时,各流量 点的实际流量与规定检定流量偏差不超过5%。每一流量点至少试验2次。 校准和典型应用LM系列湿式气体流量计是实验室常用的仪表之一。在测量气体体积总量时,其准确度 较高,特别是小流量时,它的误差小。可直接用于测量气体流量,也可用来作标准仪器检定 其它流量计。 湿式气体流量计每个气室的有效体积是由预先注入流量计的水面控制的,所以在使用时 必须检查水面是否达到预定的位置,安装时,仪表必须保持水平。 LM系列湿式气体流量计主要分两种型号: 普通型,采用黄铜材料,一般在无腐蚀气体范围内使用。 防腐型,采用不锈钢材质,可测量腐蚀性气体。 湿式气体流量计选型型号 LML-1(普通)、 LML-2(普通)、 LMF-1(防腐)、LMF-2(防腐) 基本参数鼓轮每转流量(m3) 0.002 0.005 额定流量(m3/h) 0.2 0.5 最高流量记录(m3) 100 100 超额流量(m3/h) 0.3 0.75 最小刻度值(m3) 0.110-4 0.2510-4 正常压力值(Pa) 1000 1000 额定流量时准确度达到1级或者0.5级. 将仪表摆放在工作台上,调整地脚螺钉使水准器水泡位于中心,并在使用中要长期保持。 在温度计或压力计的插孔内,向仪表内注入蒸馏水,待蒸馏水从水位控制器孔内流出时即停止注入蒸馏水,当多余的蒸馏水从水位控制器孔内顺着毛线绳流干净(约5~10分钟 流出一滴时即为流干净),将毛线绳收入水位控制器密封螺帽内,并且拧紧密封螺帽。 当被测气体的压力超过正常压力值1~6倍(1~6)kPa时,仪器仍然可以进行工作,此 时应将压力计取下,用无孔橡皮塞堵住压力计安装孔。 当被测气体的流量超过额定流量至超额流量范围内使用时,仪器仍然可以进行工作,但此时测量的精度会有所降低。 仪表在长期不使用时,应将仪表内的蒸馏水放干净,排放时先使用放水阀,然后将表头向下,再将出气管向下,这样反复几次,才能将鼓轮内的水放净。 检定前准备工作:加液、恒温、整机水平调整、液位调整、吹管排液干净,每一个步骤都不能少。 选择合适读数方式:对于机械表头类的流量计最好采用光电转换的方式采样,自动读数,实现自动化检测,否则流量计重复性不能实现。 湿式气体流量计表前压力要注意观察记录,如果压力差异大一定要查找原因。