一、产品介绍
尊敬的用户,感谢您使用本公司家膜式燃气表,在使用之前请您仔细阅读本使用说明书,以便您轻松的使用我们的产品。
·采用钢壳及独立计量机芯结构,对燃气中的水分、杂质、尘埃等有 过滤和沉淀f乍用,适用气
质范围广,并能确保燃气表长期运行的准 确性和可靠性;
机芯模注一体,结构简单,整个机芯仅 27种45个零件,减少了零部 件数量,降低了累积误差,保证了计量的准确性和可靠性;
采用不锈钢立轴,克服了碳钢及铝合金材料的易腐蚀性,经特殊工艺加工,降低了立轴的摩擦系数,最大的延长了产品的使用寿命;
采用旋转式分配结构,运行平稳,克服了往复式分配结构的缺陷,增强了计量可靠性;
转动平稳并永不泄漏,确保了产品的安全性能,机芯传动机构的转动通过磁力传递到壳体外的计数器,确保计数器计量准确、性能稳定、重复检测一致性好,内控示值误差指标为士1%,可确保在不同地区检测均能合格;
外壳表面采用喷塑处理,色泽光亮、外形美观、抗腐蚀性能佳,设 计有多种防外力干扰和破坏的结构及装置 。
二、执行标准
GB/T 6968- 2011 膜式燃气表
JJG 577 - 2012 膜式燃气表
ISO 9001 :2008 质量管理体系标准
三、工作原理
当流动的气体经过燃气表时,由于管道摩擦和机构的阻挡,会在燃气表进出口产生压力差,这种压力差主要推动膜式燃气表的膜片在计量室内运动,同时带动配气机构的协调配气,使膜片的运动能够连续往复的进行,膜式燃气表通过曲柄摇杆机构,将这种直线往复运动转变成圆周运动,圆周运动再通过运动传递机构推动计数器转动,将膜片往复运动的次数记录下来,由于膜片每往复一次,就排出一定量气体,计数器最终通过传动链的转换,将计量的气体的体积显示出来,达到计量气体的目的。
四、功能
项目 描述
1.余额不足关阀当剩余金额到达设定最低金额时,自动关阀,重新上电
后开阀;当剩余金额为零时,表具自动关阀,需要在后
台充值后,远程下达开阀指令,然后用户在表端长按按
键2秒左右,表具才能重新开阀使用。
2.掉电关阀控制器断电或电量不足时阀门自动关闭,上电(更换新
电池)后开阀。
3.超流量关阀超过表具最大流量1.2倍时,表具阀门自动关阀,重新上
电后开