室内空气检测一般步骤分为采样、读数、制作检测报告
1 、采样:采样仪器一般使用的是一室内空气采样仪,它具有可以同时采样多污染气体,且方便携带等优点,是目前广泛使用的采样仪。采样的一般流程为:
在检测区域内选则合适的监测点,在检测点内检测仪器选放在污染源集中点的位置,空气采样器进口离污染源1.0米距离,高在1.2米的位置。开箱取出检测仪,安装并连接好仪器管道后接通电源。取出酚试剂和水剂,打开包装及瓶盖,将水溶液到入酚试剂瓶中,摇匀20秒即可。
将摇匀的试剂倒入气泡瓶。设定检测气路和时间(一般为10分钟)。取出苯和TVOC检测,将其两端截断,根据一端的箭头方向插入对应的气路口中,选择检测气路并设定好时间(10分钟)。开始采样。启动检测按钮,将空气流量采样器调到1000ml的位置调整时间为10分钟即可进行空气采样。采样完毕后,将显色液倒入气泡瓶,静置10分钟后(无需手握),将其有色液体倒入5ml的U型玻璃显色管中,同时取下苯和TVOC测,并都贴上标签。
2、读数:将采集好的样品带回实验室读数,甲醛采样风光光度计读取数据,在读数前**要配置一系列已知浓度的甲醛溶液,并分别测量他们在固定波长下的吸光度A ,以甲醛含量为横坐标,吸光度为纵坐标绘制曲线,计算回归曲线。然后将样品同样在该波长下测量吸光度,通过曲线计算甲醛浓度。苯TVOC通过色谱仪进行读数。
3、检测报告的制作:将实验室测得的污染物浓度数值真实记录,根据GB/T18883-2002国家标准确定污染程度,并给出一些合理建议发送给客户。