功率、 电能测量 测量电功率的仪表—功率表(瓦特表) :指针仪表 测量电能的仪表—电度表: 累计仪表 直流电路和交流电路中的功率分别为P=UI和P=UIcosφ﹐ U, I 为负载电压和电流, φ为电流相量与相量间夹角﹐ cosφ为功率因数。 虽然各系电表的测量机构都有可能构成测量功率的电表﹐ 但最适于制成功率表的是电动系电表和铁磁电动系电表的测量机构。  单相电动系功率表的接线原理M=kI1I2cosφ 1 、 结构固定部分—两个固定线圈活动部分—活动线圈、 指针、 阻尼翼片、 游丝等。2、 工作原理—根据通电固定线圈的磁场与通电活动线圈相互作用产生转动力矩的原理制成的。 固定线圈与负载串联反映负载电流 活动线圈串联一附加电阻再与负载并联反映负载电压 改变与动圈串联的电阻值﹐ 可改变电压量程﹐ 将静圈的两线圈由串联改为并联﹐ 可扩大电流量程。 功率表的接线: 功率表的正确接法必须遵守“发电机端” 的接线规则。1 )功率表标有“*” 号的电流端必须接至电源的一端,而另一端则接至负载端。 电流线圈是串联接入电路的。2) 功率表上标有“*” 号的电压端子可接电流端的任一端而另一端子则并联至负载的另一端。 功率表的电压支路是并联接入电路的。 a) 电压线圈前接法适用于负载电阻的电流线圈的电阻大的情况, 电流线圈的电压降使测量产生误差。 b) 电压线圈后接法适用于负载电阻远比电压, 支路电阻小的情况流过电压线圈的电流使测量产生误差。 保证2线圈电流都从电源端“*” 流入。P67页有些图的判断 Z**W*Z*W错误的接法尽管左图的表计正向偏转  为什么要把标有“*” 号的端子连在一起呢? 这两个端子称为对应端。 它们的用途是﹕①如将对应端按图中所示接在一起﹐ 则当功率表的指针正向偏转时﹐ 表示能量由左向右传送﹔ 若指针反向偏转﹐ 表示能量由右向左传送﹔ ②电流线圈的任一接线端应与电压线圈标有 “ ” 符号的接线端连接﹐这样线圈间电位比较接近﹐ 可减小其间的寄生电容电流和静电力﹐ 保证功率表的准确度和安全。 二、 功率的直读测量正确的接法适合于阻抗值较大的情况Z**WZ**W正确的接法适合于阻抗值较小的情况*Z*W**W~正确的接法电能从右向左流动仪表指针可能反向偏转功率表的同名端——电压、 电流支路接线端子各标有*的端子。1. 若要求电压端子与电流端子相连接, 只能是标有同名端的电压端子与电流端子相连接。2. 功率表指针正偏时, 电能从电流端子的标有同名端一侧流向另一侧。作用有二 WAV**电压、 电流量程的选择要保证其电压、电流不应超过表计的电压、 电流量程。为防止功率表的电压线圈和电流线圈过载, 用功率表测功率时, 一般要接入相应的电压表和电流表。 如右图所示。