一、电压互感器的准确度级
由于电压互感器本身存在励磁电流和内电抗,使测量出来的二次电压与实际的一次电压在大小和相位上都不可能完全相等,即测量结果存在误差,用电压误差和角误差表示。电压互感器的准确度级,就是指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。(参看附表)电压互感器的测量精度有0.2、0.5、1、3四个准确度级。0.2、0.5、1级的使用范围同电流互感器,3级的用于某些测量仪表和继电保护装置。
二、电压互感器的额定容量
电压互感器的误差与二次负荷有关,因此,对应于每个准确度级,都对应着一个额定容量。但一般说的电压互感器额定容量是指最高准确度级下的额定容量。例如JDZ-10型电压互感器,各准确度级下的额定容量为:0.5级-80VA,1级-120VA,3级-300VA,则该电压互感器的额定容量为80VA。与电流互感器一样,要求在某准确度级下测量时,二次负载不应超过该准确度级规定的容量,否则准确度级下降,测量误差满足不了要求。