这次冠状病毒疫情严重,做好日常防护是必要的,愚公这次买了好多口罩,也掉了很多坑。 这次拆解权当给大家做个经验之谈:目前日常防护买哪种口罩合适?(我买了20多款,拿出典型的几种给大家详细说说)
我拆了以后,查了很多资料和实物进行对比。现在我倒过来,先从理论开始给大家梳理一下。我们从口罩的国标入手
细菌过滤效果是看BFE,能否防病毒,要看红色框,主要是PFE指标,两者的区别在于颗粒大小,BFE通常是0.3微米,PFE要求0.1到3微米(冠状病毒虽然大小数量级只有50纳米到100纳米之间,但在空气中是以气溶胶存在,实际大小就是PFE的区间。
所以先把最后一项YY0969排除掉(下面拆解我会详细说,目前市场上最滥竽充数的产品!)剩下的不管是医用防护,自吸过滤式,医用外壳口罩,都有隔离病毒作用,而起到PFE标准作用的,材料其实都是一种!它就是熔喷布。
【简介】熔喷无纺布一种超细纤维无纺布,料纤维细度为0.5-1.0um,纤维的随机分布提供了纤维间更大的表面积,使产品具有低阻、过滤效率高。
【材质】PP
【工艺】聚合物喂入---熔融挤出---纤维形成---纤维冷却---成网---加固成布。
我在药监局平台上查到的也说明了这点
我向当地口罩厂家咨询,目前市场上口罩组成大概如下:平面口罩一般是无纺布+熔喷+无纺布。立体的杯状口罩一般是PET涤纶针刺棉+熔喷+针刺棉或者无纺布。
然后我再找到了熔喷布厂家的网站
各种规格,满足各种行业标准所需,如KN95、KN99、BFE、PFE、还有欧洲的FFP等,再看厂家给出的标准
我发现区别很简单:就是克重越大,过滤效果越好。这很好理解,克重越高,密度越大,过滤下过当然越好。所以,克重30以上的基本上具备了bfe和pfe过滤99%效果,50克重以上可以通过NIOSH的95%以上标准(也就是国标的KN95)。
当然,生活中为了方便区分,有了开头的国家标准,医用防护和医用外科都有明确的注册证号,在药监局网站可以查到,一定要认准,少一个都不行。
当然,目前基本买不到(现在全国厂家都是优先供应医疗环境)
所以,我也没买到,但是,市面上如果有满足PFE过滤标准的也可以购买!因为医用外科口罩的PFE才只要求30%
下面开始拆!
一、普通口罩(不建议买)
粉色