中核工程咨询有限公司 北京市 100000
摘要:沉降观测就是对建筑物及其地基由于荷重和地质条件变化等外界因素引起的沉降测定。其任务是确定在各种荷载和外力作用下,变形体沉降变化的空间状态和时间特征。其目的在于了解建筑物的稳定性,监视它的安全情况。本文汽机基座的沉降监测及数据处理的过程以福清核电一号机组常规岛汽轮机基座来分析。
关键词:沉降观测、汽轮机基础
1 沉降监测项目具体方案设计
1.1 工程概述
福清核电厂 1MX 主厂房汽轮机基座为汽轮发电机的支撑,依据设计图纸,2MX 主厂房
汽轮机基座为 6 组(12 根)混凝土浇筑柱(KZ-1~KZ-6),各组混凝土柱轴线外侧柱面预埋铁件 C1010B,中心标高+0.50m,铁件上埋设有沉降观测点,沉降观测点要求按二等水准测量施测。
1.2 仪器使用
NA2+GPM3精密水准仪1套;尺垫1对;GPLE2铟钢尺1对;50米钢卷尺1 把;10kg重锤1 个。
1.3 仪器校准
沉降观测前,对水准仪、水准尺按《国家一二等水准测量规范》GB12897-2006规定进行有关项目的检较,并定期进行检查。每次观测前要对水准仪进行 i 角检查、校正。精密水准仪 i 角的检查采用三段法,在通视良好,地质坚硬相距 61.8m 的直线 AB 上定两点 A1、B1,并将 AB 分为长 S = 20.6m的三等份,分别在 A、B 两点安置仪器,在均分点 A1、B1 上竖精密水准尺,分别在 A1、B1 尺上读数,并计算 i 角值,i 角值不得大于 15″,超过时则需校正,精密水准仪 i角的校正是校正符合水准气泡,校正时旋转微倾螺旋,将中丝对到正确读数后,调整水准器校正螺丝,使符合气泡精密符合,校正精密水准仪要反复进行,直至 i 角值在限差范围内。
1.4 观测基点检核
检测已知水准点,以相应等级水准测量的技术要求进行往返测量,仪器采用瑞士产NA2+GPM3 型水准仪。连续观测 3 次的稳定值的平均值,检测结果符合规范要求。
2 沉降观测
2.1观测方法
依据《工程测量规范》,可选择一个沉降观测点作为水准工作基点,每次施测水准
工作基点均由厂区控制网点引测,采用闭合路线进行Ⅱ等水准测量;沉降观测点采用闭
合路线进行Ⅱ等水准测量。
2.2 技术