挥发性有机物的定义WHO:沸点范围在50~260℃,室温下饱和蒸汽压超过133.32Pa,在常温下以蒸汽形式存在于空气中的一类有机物。美国EPA:在101.3 kPa的压力下,沸点小于或等于 250℃的化合物。欧盟:温度在293.15K时,蒸汽压大于或等于0.01kpa的有机化合物。挥发性有机物测定原理1、吹扫捕集: 向水样品中通入He、N2等惰性气体,再用捕集阱捕集被被气体吹脱出来的挥发性物质,向捕集后的捕集阱中通入GC载气并快速加热,挥发性有机物则可以从捕集阱上脱附下来,再导入至GC或GC/MS测定。 挥发性有机物测定原理2、顶空: 在一个密闭容器内,加入1/3至1/2容器总体积的水样,一定的温度和压力条件下放置一段时间达到气液平衡后,水中的VOC浓度与上部空气中voc浓度成正比,将气体中的VOC类物质通过惰性加热导管导入气相色谱进行测定,将测定结果反算后得到水中VOC浓度的方法。 静态顶空技术 动态顶空技术VOC测定使用的仪器1、前处理仪器: ①吹扫捕集 ②顶空(静态顶空、动态顶空)2、分析仪器: ①气相色谱(FID 、ECD 、FPD、PFPD等) ②气质联用:四级杆MS、离子阱MS等3、仪器的相互连接 吹扫捕集仪器O.I. 4660旋风式水管理器除水技术 红外加热技术EST八通阀除水技术 喷淋加热技术 吹扫捕集自动进样器8100-水\土自动进样器Centurion水自动进样器水样注射器标准容器采水样平台平衡样品盘土壤采样平台8100-水\土自动进样器内部构造做样状态的吹扫捕集捕集阱操作介面红外加热器吹扫管自动顶空进样器Colintech Auto HS自动静态顶空进样器HSS86.50 自动静态顶空进样器Turbo matrix HS40 TRAP 自动顶空进样器(静、动态顶空)吹扫捕集与气质联用的连接传输线接口自动进样器吹扫捕集主机 气质联用静态顶空与气相色谱的连接传输管线接口操作界面样品盘静态顶空气相色谱挥发性有机物的采样方法人工采样 工具:40ml棕色玻璃瓶自动采样 工具: VOCs自动采样器采样前注意事项容器的选择: 标准40ml玻璃螺旋盖小瓶,具有聚四氟乙烯表面的硅胶垫片。用自动进样器穿透过的垫片不能再使用。采样瓶在使用前需用去离子水煮沸10~15min,垫片用沸水浸泡1min,保存于干燥无有机试剂的房间中。(特别注意二氯甲烷和氯仿的干扰)采样瓶单独存放,不能与任何有机试剂共存,或者用有机试剂处理过的采样瓶共存(例如SVOC的采样瓶和元素磷的采样瓶)。采样过程中注意事项多项目采样时应最先采集VOCs,避免后续采样的交叉污染。在采集样品时,瓶内不要有气泡或留顶空,可以用盐酸固定(使样品pH