原理:
从汽包汽侧取样孔引一管至平衡容器,进入平衡容器的饱和蒸汽不断凝结成水,多余的水由于溢流原理自取样管流回汽包,使平衡容器内的水位保持恒定。
因此,差压变送器的正压头由于平衡容器有恒定的水柱而维持不变,负压头则随着汽包水位的变化而变化。为了避免汽包水位变化时,影响平衡容器内水位变化,而影响汽包水位测量的准确性,容器的面积应足够大。
在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计。液位计为物位仪表的一种。
扩展资料:
磁浮球液位计特点:磁浮球液位计具有结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点。
内浮式磁性液位计是一种双腔液位计,被测介质与磁性面板端的腔体隔离,容器端腔体内部与浮子经过特殊处理后,确保了浮子跟随液位的变化线性地传递给磁性面板,并清晰准确地指示出液位的高度。
它即能现场显示,兼顾报警控制和输出远传信号。是一机多能的液位测量仪表,是测量粘稠介质最佳的液位测量仪表。
投入式液位计(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压力传感器.静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理。
采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。
参考资料来源:搜狗百科——液位计