鞍山市戴维冶金科技开发有限公司 3 燃烧式(测量温度)热值仪、燃烧式(测量残氧含量)热值仪等。 水流式热量计通过取一定量的煤气式样完全燃烧, 通过热量计的水流和水流温升计算出煤气热值。该设备对测试环境、操作工人素质要求比较高,而且热值分析周期一般在 10-15 分钟,不适用于轧钢厂在线、快速测量煤气热值的要求。 红外分析热值仪通过测量被测气体波长强度与浓度的关系测量煤气热值。 虽能在线、快速测量煤气热值,但因为钢铁企业煤气质量(粉尘、焦油、萘、水等杂质) 差, 其中所含杂质对波长的影响较大, 会导致其测量结果误差较大, 焦油、萘及粉尘容易堵塞气室及滤光片,维护间隔周期短、清理工作难度高,一般适用于测量干净、清洁的气体,如天然气等。 燃烧式(测量温度)热值仪通过测量设置在燃烧室顶部热堆(低温热电偶)测量温度变化及相对密度综合计算得出燃气的热值, 为了减少因温度变化量大造成热值测量滞后,该设备的管径较细(<6mm) 、烧嘴直径较小(<1mm) ,以上因素造成热值测量时间滞后(6-7 分钟) 、管路易堵塞、维护间隔周期较短(7-15天左右) 、维护费用较高(专有设备、标气等费用) ,很难满足轧钢厂在线、快速测量煤气热值并参与加热炉控制的要求。 燃烧式(测量残氧含量)热值仪通过采用烟气氧量分析法,即引用供应燃气总管的一定数量(1~2m3/h)的燃气样品与一定比例量的助燃空气混合,输入燃烧筒内完全燃烧,测量分析烟气残氧含量,计算燃气热值及合理空燃比例系数。该设备的管径较粗(Φ20mm) 、烧嘴直径较小(>7mm) ,管路不易堵塞、维护间隔周期较长(90—180 天) 、维护费用较低(无专有设备) 。 4、、燃烧式(测量残氧含量)热值仪燃烧式(测量残氧含量)热值仪————燃气热值燃气热值/定氧燃烧两用仪定氧燃烧两用仪 4.1 产品特点 1)测量精度高、灵敏度高、无滞后。 2)运行稳定可靠,维护量小、维护费用低。 3)无需恒温、恒湿的工作环境。 4)对燃气种类、质量(含尘量、含湿量、热值波动)适应范围广、适应能力强。 5)测量燃气热值,提供合理空燃比例系数,作为手动操作或参与自动系统的依据,维持加热炉合理空燃比例燃烧。 鞍山市戴维冶金科技开发有限公司鞍山市戴维冶金科技开发有限公司 4 6)操作简单,功能齐全,可为现场操作管理提供大量信息,如:瞬时燃气热值、三班及全天平均燃气热值等。 7)多级安全保护设备。灭火状态下自动切断、保护功能齐全;设备恢复正常后自动点火,投入运行。 4.2 与常用热值仪现场运行参数测试比较表(现场同等工况条件、并列长期运行测试结果) 4.3 经济效益预测(经济效益、环保效益、社会效益) 通过热值仪在线、实时测量煤气热值可以指导加热炉操作工人(一级或二级控制系统)配制合理空燃比例。若热值波动按±150KCal/m3计算,合理配置空燃比例后,效益预测如下: 序号 项目 常用热值仪 DV-RRZY-3 1 测量原理 通过测量温度及煤气密度计算热值 通过测量烟气残氧含量转化热值 2 功能 燃气热值 燃气热值、合理空燃比例系数 3 工作环境要求 恒定的温度、湿度、专用工作室(内设大功率制冷、采暖空调设备) 车间、现场 4 煤气消耗量(L/h) 15~200(常用 40) 1000~2000 5 滞后反应时间 7~9 min 10~30 s a 响应时间 1~2 min ≤5 s b 系统滞后 6~7 min 10~25 s 6 测量精度 2% 2% 7 设备维护、修理 技术复杂、工作量大 维护简单、工作量小 a 前置处理系统 复杂、维修周期间隔时间短(1~2 周) 通常不需要 b 烧嘴孔径 小(<1mm) ,易堵塞 大(>7mm) ,不堵塞 c 导气管管径 细(Φ6mm) 粗(Φ20mm) d 除水系统 制冷 加热 e 过滤网 过滤网(200 目) 无 f 恒温设备 复杂、使用寿命短 无 g 样气校对 常用 无 h 运行稳定性 差 好 8 运行维修费用 高(专用器件) 低(无) 鞍山市戴维冶金科技开发有限公司