各种钮扣电池,都有相应的电压和电流,尺寸大小即使一样,也不可以随便混用。因为不同的电子/医疗器械都有相应的电流和电压的要求,混用的结果可能会带来电子/医疗器械产品的寿命折损或故障。 经常有顾客将助听器和电子耳蜗的电池混用,那么这样做对吗? 助听器和电子耳蜗从根本上说都是辅听装置。两者使用的电池也都是锌空电池,那么它们对电池的电流和电压的要求一致吗?单说耳蜗的言语处理器和助听器的处理芯片,两个耗能相差不大;但耳蜗电池还要保证头件发射信号,传递到电极还要刺激听神经,对电流的要求更高。A675(助听器电池)最大放电电流是20mA;而A675P(耳蜗电池)的最大放电电流是30mA,两种电池虽然都是锌空电池,电压一样,但是对容量和性能的要求有差别。人工耳蜗的专用电池电压和电流稳定,也可以用在大功率助听器上,但是用到一般助听器就有些没必要了。而一般助听器的电池装电子耳蜗上,电压不太稳定,放电曲线不理想。 在实际使用中,人工耳蜗是将三颗电池串联使用,所以对电池稳定性要求更高,需要更一致的放电曲线。所以,虽然电池类型一样,但耳蜗还是要用耳蜗专用的电池,以保证电子耳蜗芯片持续稳定的工作状态。 因此助听器电池和耳蜗电池我们不建议混用。 电子耳蜗的用户大多数为儿童,作为孩子或家长,并不能很好判断电池的工作状态,因此选择质量体系更为稳定的高品质原装进口电子耳蜗专用电池是更明智的选择。 ※※※海之声助听器全国连锁21年专业经验10余万助听器用户的选择※※※ 海之声-中国助听器连锁领航者,全国逾110家助听器直营旗舰中心,10万余助听器用户的选择,海之声听力是一家提供专业全面听力解决方案的全国性听力服务机构,是目前中国听力连锁规模领先、经验丰富、网络全面、设备先进、服务项目齐全的专业服务平台,21年来一直致力于将真正国际领先的高科技产品和专业技术引入中国,让更多中国弱听人士享受美好的有声世界! 海之声听力官网:http://www.hysound.com/ 全国服务热线:400-8677-400