对采用 回弹法评定混凝土抗压强度 的 几 点 看 法 .谢 建 民 ( 中 国统 配煤 矿总 公司 建筑 安装公司) 在 工程实践 r}|,采 用回弹仪检验混凝土 抗压 强度 ,其测定结果误差较大,往往在同 测 点 上使用 不同的回弹仪,其测定结果明 显 一样,不 同操 作人 员侧得的结果往往也 不 一样, 每一台回弹仪 的专用侧强 曲线也不 样。从表面 看, 用回弹仪测定混凝土抗压 强度误差较大,而且结 果往往偏 大, 但施 工 现场卫不能大量用破损检测方珐来评定混凝 土强 度 , 因此 如 何 正 确 使用 回弹 仪和 正 确 地 耐测得数据进行处理, 已成 为急 待解 决的技 术问题。 《回 弹 法 评 定 混 凝 J. 抗 压 强 度 技 术 规 程 》( J a J 23— 85 ) ( 以下简称 《规 程》) ⋯一对回掸仪的技术要求 涮 试 技 术 、 数 据 处 理 以 及 混 凝 土 强 度 评 定 等 一系列 问题 已作 出了明确 的规定,对用 回 掸浩评定混 凝 土抗压强度起 了良好的作用 。 但是,在 使用 中还 有许 多地方需 要改 进。 任 何仪器在使用 t十 l,均存在 系统误差 与偶然 误 差, 回弹仪也 同样如此,但规程未对 这两种 误差进行科学 区分。 系统误差是 可以 用各种 同弹仪 调整的方法 消除 的,偶然误差虽无法 避免,但 可用误差理论 来进行估算 与评定。 现对 《规程 》中未提到 的问题提 出一些补充 意见,供参考。 1. 使用回弹仪必须先进行培 训,经考核 后方能上 岗操作。 回弹仪使 用方法 简单, 多 数使用者往往未经培训,因而 出现混凝 土强 度测 定结果困人而异的现象。主要原 因是 使 用者对 回弹仪的技术性能 与操 作方珐不 了解 或 r 鲥不够,而且往往将仪器弄 坏;或 因未 校验 、操 作与保 养 1 6 及时校验, 其测得数据离散性 较大。 因此须 强调回弹仪 使用者屹耗 培训后方能上 岗操作 ( 《规程 》术强 调这一点 ) 。 2. 由 于回弹仪的 维修 、 校验 、 调整等均存在混乱现象,各 地又无回弹仪裣 定单位,虽 然 《规程 》第2. 2. 1条提到 回弹仪应 进 行 校 验,但实际 上并未 完垒执 行, 《规 程 》中也 缺少 一套回弹仪技术性 能鉴定 程序与使用细 则 , 在 现 场 使 用 过 程 中 出 现 较 大 的 仪 器 系统 误差现象 与此有 直接 关系。 3. 目前 各厂 家生 产的同弹仪机械性能 尚 不够稳定, 即使 是同一侧区,同一个测点, 用不同回弹仪测傅 的回弹 值也 不相同。在使 用过程中,发现厂家提供的 统 一测强 曲线误 差较大。