课程编号 得分 教师签名 批改日期 XX 大学实验报告课程名称: 大学物理实验(一) 实验名称: 改装电表 学院: 医学院 指导教师: 报告人: 组号: 学号 实验地点 实验时间: 提交时间: 一、 实验目的: 1.了解电表改装、校准的原理和方法。 2.学会工程技术应用中理论值与实际值的联系。 3.学会标定电表等级。 4.学习电学实验的基本要点: (1)开机前电压输出调小,限流电阻调大。 (2)如何理解实验连线图,快速漂亮的连好线路。 (3)如何将电流或电压快速调整到你想要的值。 二、 实验原理: 1、 将量程为Ig =1mA,内阻为Rg的电流表的量程扩大为I=10mA的电流表 (1) 改装表头 由于原表头最大只能允许Ig=1mA的电流通过,改装后最大要测电流I=10mA,就需要并联一个分流电阻Rs,如下图所示,虚线内部分代表改装好的新表头。原表头和分流电阻Rs是并联关系,故有IgRg=(I-Ig)Rs,所以分流电阻计算方法如下 (6-1) 将各参数代入式(6-1)可得分流电阻的值为 由此可知,必须先测量表头内阻Rg。Rg的测量可以采用半偏法或伏安法等方法。 按式(6-1)计算出的阻值叫做分流电阻的理论值。因Rg的测量会有误差,所以分流电阻也有误差,也就是说改装表指针指向满刻度时,可能电流并不是10.00mA,这就是需要进一步校准量程(校准分流电阻)。 (2) 校对量程(校对分流电阻) 将改装的电流表和测量精度较高的标准电流表串联,并接入如下图所示电路,将分流电阻Rs调节到计算好的理论值,调节电源或限流电阻Rs的大小,使校准表显示10.00mA,同时改装表应指向满刻度,如果改装表不是指向满刻度,则调整分流电阻的值,直到改装表和标准表都显示10.00mA为止,记下实际分流电阻的值,这个值叫分流电阻的实际值。至此,表头才算改装完成。 (3) 校准改装表的等级 表头改装好后,还需要给改装表评定等级。评定方法如下: 逐点校准改装表的整刻度,方法是把改装表指向整刻度,然后读校准表的读数。找出校准电流表和改装电流表的读数差I标准-I改装的最大值,按式(6-2)计算准确度等级,即(6-2) 电表分七个准确度等级:0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0,如果E介于其间取其大,例如,E=0.39介于0.2和0.5之间,那么改装表的级别是0.5级。 (4) 画校准曲线