— — — — — — .. :::: : : 。 。 ..。 . , 。 ....... _ - 一 . . 。 . . . . . . . . . . 。 . . . . . . . . . . . . 。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PM 一 8 188 型 高 频 电 n 容式谷 物水分测 定仪 ,采 宣 用 高频 电容 作传感 器 ,测 箍 量结果 准确度较高 。 由于 张 可 以测 定小麦 、 玉 米 大 、 明 豆 等 12 个 品 种 的 水 分 含 量 以 及 具 有 自动 测 量 重 量 、 能 自动 关 闭 电 源 功 、 率消耗低 、对 品种初始水 分 值 自动 进 行 修 正 等 优 车厂 、 油库 机 场 油 料部 、 门。 ( 1 )标 准金 属 量 器 一 : 等 ( 1L - 10 0 0 L ) 不 确定 度 0 000 . 5% 、 二等 ( 1L ~ 5 0 0 0 L ) 不确定度 0 025% . 三 、 等 ( 1L 。 5000 L )不确定度 0 05% . ;( 2 )立 式金 属罐 容积测 量仪和 卧式金 属罐 容积 测 量 仪 , 移动式径 向偏 差测 量仪 ,套管尺 ,半径 规 ,半径仪 半径三 , 角仪 跨越规 , ,夹尺 器 ;(3 )加 油 站 及 油 库 用 计 量 器 具 :采 样 筒 、 保 温 盒 、 检 水 尺 、 初始值无法修正的 处理办法 点 。所 以特别适 合在 收购 小 麦 、 玉 米 大 、 豆 等 谷 物 量油尺 、丁 字 尺 、静 电接地 报警器 静 、 电夹 、 防静 电绳 、试 水 膏 、 量油膏 、 计量工 具 箱 、 零 位 检定 台 拖地 、 带 、危险品标志 l 进 口 谷物水分测定仪 中使用。 由于 谷 物水 分测 定 仪 牌 、底部取样器 、卷尺 温度计 、 、石 油 密度计 等数 十个 品种 。 是 国家强 制检定计量 器 具 , 所 以 每 年 都 要 用 10 5 (2 烘干法 制作谷 物的标 准 样 。 并对其进行校准 。 这 样 就涉及 初 始水分值 的修 正 。 最近 ,笔者在实施年度 计量检定时发现 PM 一 . 8 18 8 型 高频 电容式谷 物水 分测 定仪按 照 说 明书 中的 第8 条对初始水分值进 行 修正时却不能进入 程序。 原说 明书中指 出“ 设 1 . 定修正 值 的输 入 方法 , 首先 确认 电源 是否 已切断。 按开关键 , 在显 示 型 号及其他 内容的时间里 (约5 秒钟 )按选择键 直到显 示 ‘% ’ 、 ‘B IA S ’和 修正 值 为止 。 ” 照此顺 序多次操作都没有 出现 所指 的符号 , 因此 不 能对初 始水分值进行修正 。 经 确认 安装的电池等都正 常的情况下 . 量 出量入 式金属 量器 一 等标 准 金属 量 器 并查 阅和 分 析有 关 技 术 资料 后 , 笔者认 为 不 , 能进 入 初 始水 分修正 值程序的原 因 , 是说 明书 中部分专业 术语 翻译 不确 切造成的。 笔 者认 为 应 该 更 正 为 “ : 首 先 确 认 电 源 已 经 关 闭 。 按住选择键不放 , 再按开关键 , 等待显 示 型 号 及 其他 内容 (约 5 秒 钟 )直到显 示 ‘% ’ 、 ‘B 队 S ’和修正 值为止 并立 , 即松开 选 择键 。 ” 其他操作按照原 说明书去完成 , 就 可 以对 初始水 分值进行修正 了 。 按照更正 后 的步骤操作 . 就可 以进人 到对 初始水分 值进 行 修 正 的程 序 完 , 成 初 始水 分值 的修 正 。 经 过 对 多 台 相 同型 号 谷 物水分测定仪初始水分值的操作修正 , 验证 I 以上更正是正确的。 } 作 者 单 位 【甘 肃 省 计 量 测 试 检 定 西 部 分 中心 】田 二 等标准金属量器 三 等手提式 20L h t t p ://w w w ] c. h in a 1 c. o rn c. r l