1 材料和实验方法本文所用 的聚丙烯熔喷非织造布, 由上海港凯净化制品有限公司提供。 克重分别为10g/m2, 15g/m2, 20g/m2, 25g/m2和30g/m2。过滤效率测试在TSI8130型自动滤料测试仪上测得, 基本测试参数为气溶胶流量32L/min。 8130测试仪内部结构图如图1所示。TSI8130自动滤料测试仪由美国TSI公司于1994年研制成功, 用于呼吸防护用品 及滤料的粒子阻隔效率等关键指标的检测。 该仪器有两类不同颗粒物发生器, 一类为油性颗粒物发生器, 使用油 性颗粒物DOP、 石蜡油、 DEHS等油 性物质; 另一类为盐型颗粒物发生器, 可产生NaCl颗粒物。 由于它可同时产生油性颗粒物和盐型颗粒物, 所以它对滤料的测试条件满足美国职业安全与健康局(NOISH, 42CFR,Part84) 对呼吸器的测试要求。 其技术规格也完全满足GB2626—2006对过滤效率的测试要求。