当干扰随浓度的变小而减小或消失时, 应采取稀释样品液的方法进行测定。背景干扰主要来自于分子吸收、光散射、 火焰气体的吸收和介质中无20 0 9 /3水泥技术机酸的吸收, 背景干扰是正干扰, 使测定结果偏高。 常用的背景校正或扣除方法有氘灯法和塞曼法, 这两种方法在320 n m 以下的波长范围效果很好, 但在350 n m 以上的波长范围氘灯法欠佳。电离干扰指电离电位较低的碱金属和碱土金属元素, 如K 、 N a , 在测定火焰中很容易发生电离而使参与原子吸收的基态原子数减少, 吸光度下降。 火焰温度越高, 元素电离电位越低, 发生电离的现象越为严重。 金属浓度越高, 电离度就越低, 因此工作曲线随浓度的增加而向上弯曲。克服此类干扰可采用加入消电离剂的方法。 消电离剂是一种电离度比待测元素更低的元素, 由于它比待测元素更容易电离, 抑制或消除待测元素的电离, 如C sC I可有效消除K 、N a 测定中的电离干扰。 此外, 使用富燃、 提高吸喷速率、 采用标准加入法都可一定程度地消除部分电离干扰。