用指针万用表测量电容的方法是:使用C(uf)刻度线。首先将开关旋至被测电容容量大约范围的档位上(见附表),用欧姆调零电位器校准调零。被测电容接在测试棒两端,表针摆动得最大指示值即为该电容容量。随后表针慢慢退回,表针停止位置即为该电容的品质应数(损耗电阻)值。注:1、每次测量后应将电容彻底放电后再进行测量,否则测量误差将增大。2、有极性电容应按正确极性接入,否则测量误差及损耗电阻将增大。
档位C(uf)Cx1 Cx10 Cx100 Cx1k Cx10k
测量范围0.01uf-10uf 0.11uf-100uf 1uf-1000uf 10uf-10000uf 100uf-10000uf
回复6#a19861226
我买的是dm-6013
杂牌的才50元
方法很简单,只要串联一个小电容在大电容上测量,结果通过简单运算就成。