型号:MOT500-M产品描述:在线式四合一气体检测仪,适用于各种环境中的复合气体浓度检测,采用进口气体传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。科尔诺在线复合气体探测器
MOT500气体探测器~固定式安装,检测工业现场可燃气体及有毒气体泄漏
4种气体同时在线检测
全软件自动校准、传感器多达6级目标点校准功能,保证检测的准确性和线性,并且具有数据恢复功能
多种信号输出
• 4-20mA、RS485、0-5V、0-10V
• 多种传输方式可选:3-4芯电缆线、光纤、网线、GPRS无线传输、RTU无线传输
• 多种数据接收方式:用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、手机、平板电脑等
满足不同行业检测需求
• 采用多个国家高端原装进口传感器
• 传感器超长寿命品种多
• 包含了电化式、催化燃烧式、红外式、半导体式、热传导、PID光离子等技术
• 选配红外遥控器,可以实现在危险场合免开盖操作
技术参数
检测气体:可燃气体、一氧化碳、氧气、氨气、二氧化硫、硫化氢、二氧化碳、甲烷、氮氧化物、苯、氮气、VOC、TVOC、氯气等四种气体任意组合
响应时间:≤20秒(T90)
检测精度:≤±3%(视具体传感器而定)
线性误差:≤±1%
零点漂移:≤±1%(F.S/年)
恢复时间:≤20秒
气体扩展:支持4个传感器(可选)
重复性:≤±1%
防爆认证:CNEx16.0547
防护等级:IP66
生产许可:粤制00001052(CMC计量认证)
温湿度:选配件,温度检测范围:-40 ~ 120℃,湿度检测范围:0-100%RH检测方式:扩散式、流通式、泵吸式可选安装方式:壁挂式、管道式(螺纹尺寸:M40X1.5mm)、流通式信号输出: ① 4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km
② RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km
③ 电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置
④开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,无源触点,容量125VAC/0.3A 30VDC/1A传输方式: ① 电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里)