首先我们观察温度T　(强制与T　不同),然后　我们缩短铜线热电偶,并确保系统指示温区框温度而　不是TJ。　这一简单的测试确认控制器、扫描器、电压表和温区框　补偿都正常运行。实际上,这一简单的过程可测试除热　电偶线本身以外的所有内容。　热电偶电阻-热电偶电路电阻的急剧变化可作为警告指　示器。如果绘制每组热电偶线的电阻与时间曲线,我们　可以立即发现急剧电阻变化,这可能表示电线开路、由　于安装故障电线短路、由于振动疲劳发生变化或许多故　障机制之一。　例如,假设我们有如图31中所示的热电偶测量。　我们想要测量已经点燃的地下煤层的温度曲线。电线　经过高温区域,然后进入冷却器区域。我们测量的温度　突然从300˚C上升到1200˚C。是煤层的燃烧区域转移到　不同的位置,还是热电偶绝缘层发生故障,因而导致热　点的两根电线之间短路?　示例如下:　如果我们拥有热电偶线电阻的连续历史记录,则可以　推断出实际发生的事情。　由于电线的电阻率随着温度变化而变化,因此热电偶　的电阻自然随时间变化。但电阻的突然变化表示有些错　误。在这种情况下,电阻会急剧下降,表示绝缘层发生　故障,有效地缩短了热电偶回路。　连接点将测量温度Ts而不是T　1　。电阻测量为我们提供了　更多信息,有助于解释标准热电偶开路检查检测到的物　理现象。　测量电阻-我们大概检查一下热电偶线的电阻,如同进　行一次简单的测量。但要记住,如果热电偶产生电压,　这个电压可能会导致大的电偶测量误差。测量热电偶的　电阻类似于测量电池的内部电阻。我们可以使用称为偏　置补偿欧姆测量的技术来解决这个问题。　顾名思义,电压表首先测量热电偶偏移电压而不应用　欧姆电流源。然后,欧姆电流源将打开并再次测量电阻　两端的电压。电压表软件会补偿热电偶的偏移电压并计　算实际的热电偶源电阻。　特殊热电偶-在极端条件下,我们甚至可以使用诊断热　电偶电路配置。