所谓“真空”系指低于一个大气压的气体状态,从工程意义上讲,是不可能把一个容器里的气体全部抽出,只能达到一定的真空度。一个大气压=101325Pa,当容器中的气压低于101325Pa时就称容器处于真空状态。此时,容器内的的压力就称为容器的真空度。一个真空泵VP对一个密封很好的小容器C抽气,能达到的最高真空度(实际是最低的压强)称为该真空泵的极限真空,一般的旋片泵的极限真空可达0.1Pa,质量好的新泵可达0.05Pa。1,一个标准大气压1atm=101325Pa=101.325kPa=0.101325MPa≈0.1MPa单圈弹簧管式压力表(比如Y—100)测量的是相对压力,指针是顺时针变化,起始点0表示一个大气压0.1MPa,比如指示为1 MPa,表示比大气压高1 MPa,绝对压力应是1.1MPa。单圈弹簧管式真空表(比如Z—100)测量的也是相对压力,指针是逆时针变化,起始点0表示一个大气压0.1MPa,若指示数为Px(应是负值),绝对压力P=Px+0.1MPa。比如,指示数为Px=-0.02MPa=-20kPa=-20000kPa,绝对压力P=Px+0.1MPa=80 kPa。指示数为Px=-0.04MPa=-40kPa=-40000kPa,绝对压力P=Px+0.1MPa=60 kPa。指示数为Px=-0.06MPa=-60kPa=-60000kPa,绝对压力P=Px+0.1MPa=40 kPa。指示数为Px=-0.08MPa=-80kPa=-80000kPa,绝对压力P=Px+0.1MPa=20 kPa。2,单圈弹簧管式真空表属静态变形直空计,不能测出0.06Pa的真空压力。一般,100Pa以下的真空压力需用热偶真空计与电离真空计组成的复合真空计测量。3,一般真空系统的真空度,真空泵的极限真空度都用绝对压力P表示,P越小,表示真空度越高。4,相对真空压力-0.1MPa(实际应是-0.101325MPa(相当于绝对压力为0,这是不可能达到的,目前能达到的最高真空度大约为10^(-12)Pa。
4, 真空表读数与真空度与极限压力是怎么换算的
inHg是英寸汞柱,bar是巴,MPa是兆帕1MPa=145psi,PSI是磅,压力就看MPa比较容易懂,R和数字是冷媒表的代号。压力真空表正常情况下指针在正上方,这是压力为0(实际压力为1个大气压);当压力表指针顺时