全自动定氮仪UDK152使用国标要求的颜色终点检测方法,同时能自动识别硼酸接收液的配制是否符合要求,以保证在测量过程中仪器处于最佳的检测精度。其配制过程如下。
1. 硼酸的浓度: 4%的浓度,即40克的硼酸溶解后定容到1000毫升。硼酸非常不好溶解,可以使用磁力搅拌器加快速度。
2. 混合指示剂:0.07克甲基红+0.1克的溴甲酚绿,使用95%的酒精(或无水乙醇)定容到100毫升。甲基红不好溶解,可以超声10分钟至完全溶解,效果非常好。
3. 接收液的配制:10毫升混合指示剂加在1000毫升硼酸溶液中。