页码直达:
1楼
这个帖子发布于13年零95天前,其中的信息可能已发生改变或有所发展。
前一天晚上进样了,一切都正常。第二天换了根新柱,准备测试一下柱效,先用甲醇冲了40分钟左右,换走样的流动相平衡,但一会机器就报警,显示柱压过高,之后把泵的虑片和混合器的虑片均拆下来用甲醇超声了,但还是不行。另外不接柱子的时候,走纯甲醇时柱压是4.4MPa,甲醇:水=5:95时是7.8MPa,这样的压力是否正常??我个人认为有点偏高
搜索
不知道邀请谁?试试他们
换一换
广告宣传推广政治敏感、违法虚假信息恶意灌水、重复发帖违规侵权、站友争执附件异常、链接失效其他
2楼
我觉得是柱子的问题,或者检测器.
如果是柱子前的管路堵了,那么不接柱子也会超压的.
流动相是什么组成,有没有盐,甲醇直接换成有盐的会使盐析出的,会造成堵塞.
个人意见仅供参考.
广告宣传推广政治敏感、违法虚假信息恶意灌水、重复发帖违规侵权、站友争执附件异常、链接失效其他
3楼
不接柱子的压力我觉得有点高。
可以一段段排查,看看哪段导致压力变高的。冲泵头出来,到梯度混合气,到进样阀这段。
广告宣传推广政治敏感、违法虚假信息恶意灌水、重复发帖违规侵权、站友争执附件异常、链接失效其他
入门站友
4楼
流动相有没有盐?如果是盐析出导致管路堵塞,应该用水超声而不是甲醇
不接柱子的压力太高了,肯定是有堵塞的现象,仔细排查吧
广告宣传推广政治敏感、违法虚假信息恶意灌水、重复发帖违规侵权、站友争执附件异常、链接失效其他