WORD 格式整理 飞利浦Brilliance 64 通道螺旋CT介绍 Brilliance CT——心脏CT的金标准 全新的第二代Brilliance CT的高端产品 ——64层 CT是业内最先进的多层 CT。不仅完善心脏诊断,更进一步从诊断向辅助治疗发展,独有的TrueView 冠脉介入导航系统,通过 CT采集的数据成像精确定位,模拟最佳血管机投照 角度辅助心血管介入治疗,方便并简化临床医师治疗的程序。同时在 EP Planning电生理导航技术中,独有的融合导航技术提高手术定位的精度, 减少并发症。成熟的Jog模式全脏器灌注成像范围拓展至15厘米,减少病灶遗 漏,提高医师诊断的信心。 64通道40mm宽的亚毫米采集,极大地改善了心脏成像应用,更方便的进 行冠脉疾病的评估。此外,在肺部成像、急诊快速检查和婴幼儿低剂量扫描也 达到最佳的应用。 飞利浦Brilliance 64 通道螺旋CT特点 ●扫描速度快,1秒钟扫描完成一个器官,5秒钟扫描完心脏,10秒钟就 可以扫描完全身,极大的提高了检查成功率。 ●扫描精度高,0.625mm超薄切层,0.3mmZ轴高分辨率扫描,图像更加 清晰,“捕捉”早期恶性肿瘤、微小血管病变,精准定位、定性。 ●辐射量更小,检查更加安全。 ●真正三维立体成像,逐层显示软组织和骨性结构,适用于头颅、颌面 部、脊柱、骨关节等部位三维结构的显示。 ●高级仿真内窥镜技术,是早期筛查结肠、胃部、气管等空腔脏器肿瘤 的最佳无创检查方法。 ●CT 灌注成像技术真实反应组织的血流灌注情况, 对于脑中风、 体部肿瘤等, 能从整体上评估器官微血管灌注的变化,从而对实质脏器及其疾病进行全面分 析诊断。 主要性能参数 1 机架系统 700mm 0.5 度变化 1.1 机架孔径 1.2 倾斜角度 ±30° 2 检查床 2.1 最大可运动范围 2.2 可扫描范围 1900mm 1750mm 专业知识分享 WORD 格式整理 2.3 速度 0.5 到 143mm/sec 2.4 定位精度 ±0.25mm 2.5 垂直运动范围 2.6 最大载重量 578mm 到 1028mm 204Kg 保证精度 从地面算起 2. 7 滑动床面 碳纤维无金属床面包括脚闸和手握长杆控制 3 X 线部分 3.1 高频逆变式高压发生器 低压滑环 3.1.1 功率 3.1.2 管电流 60KW 20 至 500mA 80 120KV 时 120 140KV 3.1.3 三种可选择电压 3.2 飞利浦专利的金属陶瓷 X 线球管 3.2.1 等效热容量 3.2.2 阳极热容量 3.2.3 散热率 3.2.4 球管焦点 3.2.4.1 小焦点 3.2.4.2 大焦点 0.5×1.0 mm2 1.0×1.0 mm2 DFS 26MHU 8MHU 1608KHU/min 3.2.4.3 动态双焦点技术 4 探测器 4.1 专利 BIP 技术稀土陶瓷探测器系统 4.2 每排等效探测器数量 4.3 探测器 专业知识分享 672 个 WORD 格式整理 4.3.1 探测器排数 4.3.2 扫描层数 64 排 360° 64 层 40mm 4.3.3 64 层扫描时探测器覆盖范围 4.3.4 数据采集率 5 扫描参数 360° 0.42s 5122 4640 幅/单元/360° 5.1 最短扫描时间 5.2 重建速度 64 层模式 1s 20 幅/秒 5.3 扫描最短显示时间 5.4 最薄扫描层厚 0.625mm 100 秒 最快扫描条件下 5.5 一次连续螺旋扫描能力 5.6 有 3D 自动毫安调节技术 5.7 重建矩阵 512×512 5.8 有心脏变速扫描技术 6.1 空间分辨率 使用临床条件 栅格状水模测量 6.1.1 超高空间分辨率 6.1.2 高空间分辨率 6.1.3 标准空间分辨率 6.2 噪声 24.0Lp/cm@cut-off 16.0Lp/cm@cut-off 13.0Lp/cm@cut-off 相当于 21.6 厘米水 使用 20cm CATPHAN 0.27% 使用飞利浦系统水模 4mm@0.3% 27mGy 6.3 密度分辨率 水模 6.4 CT 值范围 -1000 到+3027 Hu 7 主控计算机系统 专业知识分享 WORD 格式整理 7.1 主机 7.2 内存 32 位 2.0G 512GB 257121 幅 7.3 硬盘容量 7.4 512×512 矩阵非压缩影像存储量 7.5 DICOM3.0 接口 7.6 监视器 传输/接收/打印/存档/查询/工作表等 2 台 19”高分辨率液晶彩显 2把 7.7 操作室专用椅 7.8 接口 7.8.1 DICOM3.0 激光相机接口 7.8.2 高压注射器接口 8 临床引用软件 8.1 主机功能 8.1.1 MPR 8.1.2 3D 8.1.3 MIP 8.1.4 VR 8.1.5 造影剂自动跟踪扫描软件 8.1.6 去金属伪影技术软件 8.1.7 肺通气功能自动分析软件 8.1.8 智能呼吸导航系统 8.1.9 直接浏览器 8.1.10 直接三维重建功能 专业知识分享 SSD CTE CTA WORD 格式整理 8.2 临床应用软件 8.2.1 CT 灌注 8.2.1.1 脑灌注 8.2.1.2 肿瘤灌注 8.2.1.3 体部灌注 8.2.2 低剂量肺扫描技术 8.2.3 肺结节分析软件 8.2.4 心脏功能软件包 8.2.4.1 冠脉束自动提取软件 8.2.4.2 心肌灌注功能 8.2.4.4 心脏冠脉诊断报告自动生成系统 8.2.4.5 钙化分析 8.2.4.6 时间分辨率 53ms 4 扇区成像 8.2.4.7 冠状动脉成像 包括 8.2.4.7.1 三维成像 8.2.4.7.2 内窥镜 8.2.4.7.3 搭桥及支架显示、分析和置放计划 8.2.4.7.4 斑块定性 8.2.4.7.5 动脉狭窄分析 8.2.4.7.6 整体心功能分析 一键式自动左心室和右心室分割 自动报告射血分数 梗塞容积 能性心脏信息。 专业知识分享 心肌活力 心脏血液输出等等功 WORD 格式整理 8.2.4.7.7 局部心功能分析 室壁厚度图、室壁运动图、局部 射血分数图 8.2.4.8 室性早搏 ECG 校准软件 8.2.5 结肠造影软件 8.2.5.1 CTE 8.2.5.2 三维透明显示 8.2.5.3 结肠病变分析软件 8.2.5.4 结肠 380 度平铺 8.2.5.5 自动去小肠功能 8.2.6 牙科扫描软件 8.2.7 骨密度测量分析软件 8.2.8 CT 透视功能 8.2.9 单键去骨技术 CT 仿真结肠镜软件 工程部维修工的岗位职责 1、 严格遵守公司员工守则和各项规章制度,服从领班安排,除完成日常维修任务外,有计划地承担其它工作任务; 2、 努力学习技术,熟练掌握现有电气设备的 原理及实际操作与维修; 3、 积极协调配电工的工作,出现事故时无条件地迅速返回机房,听从领班的指挥; 4、 招待执行所管辖设备的检修计划,按时按质按量地完成,并填好记录表格 ; 5 、 严格执行设备管理制度,做好日夜班的交接班工作; 6、 交班时发生故障,上一班必须协同下一班排队故障后才能下班,配电设备发生事故时不得离岗; 7、 请假、补休需在一天前报告领班, 并由领班安排合适的替班人. 专业知识分享