产品优势 :
该仪器采用负压实验系统,保证操作人员安全;负压柜内置蠕动泵,A、B两路4级安德森(Andersen);蠕动泵流量大小可设定;专用微生物气溶胶发生器菌夜喷雾流量大小可设定;雾化效果好;嵌入式高速工业微电脑控制;USB接口,支持U盘数据转存;柜体内置高亮度照明灯;前置开关式玻璃门,便于实验人员观察操作。
技术参数:
控制方式
采用先进的PLC控制,做到智能化控制方式
显示方式
真彩色液晶显示(标配7寸威纶16:9触摸屏),可做到客户的人性化操作界面的升级
数据输出
测试结束时,设备自动判定合格与不合格
生成测试报告测试报告打印
上位机软件
实现测试报告的自动编号、存储和打印
箱体结构
冷板加gao档烤漆
按钮开关
gao档金属按钮
A路采样流量
参数范围:28.3L/min
分辨率:0.1L/min
zui大允许误差:优于±2.5%
B路采样流量
参数范围:28.3L/min
分辨率:0.1L/min
zui大允许误差:优于±2.5%
喷雾流量
(8~10)L/min
分辨率:0.1L/min
zui大允许误差:优于±5.0%
蠕动泵流量
(0.006~3)mL/min
分辨率:0.001mL/min
zui大允许误差:优于±2.5%
A路流量计前压力
参数范围:(-20~0)Kpa
分辨率:0.01Kpa
zui大允许误差:优于±2.5%
B路流量计前压力
参数范围:(-20~0)Kpa
分辨率:0.01Kpa
zui大允许误差:优于±2.5%
喷雾流量计前压力
参数范围:(0~300)Kpa
分辨率:0.1Kpa
zui大允许误差:优于±2.5%
气雾室负压
参数范围:(-90~-120)pa
分辨率:0.1pa
zui大允许误差:优于±2.0%
工作温度
(0~50)℃
柜体负压
(-50~-200)pa
数据存储能力
>100000组
高效空气过滤器特性
对0.3μm以上粒子的过滤效率≥99.99%
气溶胶发生器质量<