主要因素是温度,这是因为温度传感器自身误差所占的比重比较大。对于一般温度传感器来说,测量的温度越接近室温,相对误差越大,测量不确定度越大。比如经过校准的温度传感器不确定度为0.5℃,那么对于室温到50℃的热膨胀系数测试来说,温度传感器误差所占的比重是1%,但对于室温到100℃的线膨胀系数测试来说,温度传感器所占的比重就是0.5%。