用下式换算成应用煤低位发热量(Qnet. ar) 后, 再计算标准煤耗。 应用煤低位发热量计算公式 100-Mad 100-Mar Qnet. ar=Qnet. ad×──────-23(Mar-Mad×─────) 焦/克 100-Mad 100-Mad 煤经挥发分测定后遗留在坩埚内固体残渣的特征。 焦渣特征(CRC) 煤炭热分解以后剩余物质的形状。 根据不同形状分为 8 个序号, 其序号即为焦渣特征代号。 1、 粉状。 全部是粉末, 没有相互粘着的颗粒; 2、粘着。用手指轻碰即成为粉末状或基本上是粉末状, 其中较大的团块轻轻一碰机即成粉末。 3、 弱粘性。 用手指轻压即成小块; 4、 不熔融粘结。 用手指用力压才裂成小块, 焦渣上表面无光泽, 下表面稍微有银白色光泽; 5、 不膨胀熔融粘结。 焦渣形成扁平的块, 煤粒的界限不易分清。 焦渣上表面有明显的银白色金属光泽, 下表面银白色光泽更明显; 6、 微膨胀熔融粘结。 用手指压不碎, 焦渣的上、 下表面均有银白色金属光泽。 但是焦渣表面具有较小的膨胀泡; 7、 膨胀熔融粘结。 焦渣上下表面均有银白色金属光泽, 明显膨胀, 但高度不超过 15mm; 8、 强膨胀熔融粘结。 焦渣上、 下表面有银白色金属光泽, 焦渣高度超过 15mm。 第一篇 煤分析基础知识 一、 动力用煤的分类 燃煤电厂发电用煤大体是: 烟煤占 90%, 无烟煤占 5%, 褐煤占 4%, 其他煤占 1%。 无烟煤是煤化程度最高的煤, 挥发分含量最低, Vdaf≤10%, 密度最大, 着火点高, 无粘结性,燃烧时多不冒烟。 烟煤的煤化程度高于褐煤而低于无烟煤, 挥发分含量范围很宽, Vdaf>10%, 不同类别的烟煤粘结性差异较大, 燃烧时冒烟。 烟煤与无烟煤通称硬煤。 褐煤是经过成岩作用, 没有或很少经过变质作用所形成的低煤化程度的煤。 外观多呈褐色,光泽暗淡, 质地较软, 含有较高的内在水分及不同程度的腐殖酸, 挥发分含量较高, Vdaf>37%。 二、 煤炭组成的表示方法 1、 工业分析表示方法 煤中水分按结合状态可分为游离水和化合水两大类。 游离水以吸附、 附着等机械方式与煤结合; 而化合水则以化合方式同煤中的矿物质结合, 是矿物质晶格的一部分, 如硫酸钙(CaSO4?2H2O) 高岭土(AL2O3. 2SiO2. 2H2O) 中的结晶水。 煤的工业分析, 只测定游离水。 游离水按其赋存状态又分为外在水分和内在水分。 煤的外在水分是指吸附在煤颗粒表面上或非毛细孔穴中的水分, 在实际测定中是煤样达到空气干燥状态所失去的那部分水分。 煤的外在水分很容易蒸发, 只要将煤放在空气中干燥, 直到煤表面的水蒸气压和空气相对湿度平衡即可。 煤的内在水分是指吸附或凝聚在煤颗粒内部毛细孔中的水。 在实际测定中指煤样达到空气干燥状态时保留下来的那部分水。 煤的外在水分与内在水分的总和, 称为全水分。 工业分析中测定的水分有原煤样的全水分和分析煤样水分两种。 煤的灰分不是煤中的固有成分, 而是美中所有可燃物质完全燃烧以及煤种矿物质在一定温度下产生一系列分解、 化合等复杂反应后剩下的残渣。 所以我们把所测的灰分称为煤的灰分产率。 煤的挥发分不是煤中固有的物质, 而是在特定条件下煤受热分解的产物, 为各种烃类所构成有机可燃成分, 所以称为煤的挥发分产率。 煤的固定碳含量是不可测的, 是指煤除去水分, 灰分及挥发分后的组分。 水分、 灰分是煤中的不可燃组分, 挥发分和固定碳是煤中的可燃组分。 2、 元素分析表示方法: 碳是组成煤的最为重要元素。 在充足的氧气条件下, 碳完全燃烧生成二氧化碳, 每克碳可释放出 34040J 的热量; 当氧气不足时, 则燃烧生成一氧化碳, 其释放的热量大为降低, 仅为9910J 热量。 一氧化碳也是一种可燃气体, 当氧气充足时, 还可燃烧生成二氧化碳, 同时释 放出 24130J 的热量。 氢是仅次于碳的主要热源之一。 煤中氢有两种存在状态: 一是构成矿物质及水中的情, 它是不能燃烧的; 另一种是与碳元素构成的有机成分, 在燃烧时, 释放出很高的热量, 每克氢完全燃烧时, 可释放出 143010J 的热量。 氧在煤中呈化合状态, 无烟煤含氧量最小, 烟煤和褐煤中含氧量较高。 氮在锅炉中燃烧时, 大部分呈游离状态, 但也有少量氮氧化物生成, 它们均随烟气排出。 氮氧化物也是对大气产生污染的一种有害物质, 故从燃烧角度来说, 氮是烟中无用甚至有害的一种成分。 硫按其燃烧特性划分, 可分为可燃硫及不可燃硫。 硫的燃烧产物主要是二氧化硫, 并有极少的三氧化硫。 硫是煤中一种十分有害的元素。 硫燃烧时生成的二氧化硫、 三氧化硫形成的硫酸对锅炉设备有着强烈的腐蚀作用; 硫燃烧生成的二氧化硫是造成大气污染的主要来源之一;煤中含硫量的增高, 还会增加煤粉的自燃倾向, 从而给煤粉的贮存及制粉系统的安全带来不利影响; 煤中好硫量的增高, 还会降低煤灰熔融温度, 促使锅炉结渣情况的发生或加剧结渣的严重程度。 3、 动力用煤重要特性指标及表示符号对照表 特性指标 符号 特性指标 符号 水分 M 有机硫 So 全水分 Mt 硫化铁硫 Sp 外在水分 Mf 硫酸盐硫 Ss 内在水分 Minh 发热量 Q 灰分 A 弹筒发热量 Qb 挥发分 V 高位发热量 Qgr 固定碳 FC 低位发热量 Qnet 碳 C 变形温度 DT 氢 H 软化温度 ST 氧 O 半球温度 HT 氮 N 流动温度 FT 硫 S 全硫 St 1. 空气干燥基 在实验室中室温 20℃, 空气相对湿度 60%时, 煤样在试验室中存放一定时间后, 会失去一些水分而达到一个稳定的水分含量, 称为空气干燥水分(air dried), 其余成分也称为空气干燥成分, 以 ad 表示, 其成分可以写成: Mad+Vad+FCad+Aad=100(%) 注: M——水分(moisture) V——挥发分(volatile) FC——固定碳(fixed-carbon) A——灰分(ash) 4. 1 收到基 As received basis 已收到状态的煤为基准 ar 应用基 4. 2 空气干燥基 Air dried basis 与空气湿度达到平衡状态的煤为基准 ad 分析基 4. 3 干燥基 Dry basis 以假想无水状态的煤为基准 d 干基 4. 4 干燥无灰基 Dry ash-free basis 以假想无水、 无灰状态的煤为基准 daf 可燃基 4. 5 干燥无矿物质基 Dry mineralmatter free basis 一假想无水、 无矿物质状态的煤 为基准 dmmf 有机基 4. 6 恒湿无灰基 Moist ashfree basis 一假想含最高内在水分、 无灰状态的煤为基准 maf 4. 7 恒湿无矿物质基 Moist mineral matter-free-baisis 以假想含最高内在水分、 无矿物质状态的煤为基准 M, mmf 三、 燃煤分析常用基准 1、 基准的定义 煤所处的状态或者按需要而规定的成分组合, 称为基准。 1. 1 收到基(旧称应用基--Y) 计算煤中全部成分的组合称为收到基, 用 ar 表示。 1. 2 空气干燥基(旧称分析基--f) 不计算外在水分的煤, 其余成分的组合(内在水分、 灰分、 挥发分、 固定碳) 称空气干燥基, 用 ad 表示。 1. 3 干燥基(旧称干燥基--g) 不计算水分的煤, 其余成分的组合(灰分、 挥发分、 固定碳) 称干燥基, 用 d 表示。 1. 4 干燥无灰基(旧称可燃基--r) 不用计算可燃成分(水分、 灰分) 的煤, 其余成分的组合(挥发分、 固定碳) 称干燥无灰基, 用 daf 表示。 分析基(ad): 进行煤质分析化验时, 煤样所处的状态为空气干燥状态。 干燥基(d): 进行煤质分析化验时, 煤样所处的状态为无水分状态。 收到基(ar): 进行煤质分析化验时, 煤样所处的状态为收到该批煤所处的状态。 2、 基准的表示方法: 基准的符号应标在特性指标的又下角。 例如: 收到基的灰分用 Aar 表示; 空气干燥基水分用 Mad 表示; 干燥基固定碳用 FCd 表示;干燥无灰基挥发分用 Vdaf 表示等。 3、 不同基准的计算 根据不同基准的定义可知, 同一煤质特性指标, 当采用不同基准来表示时, 就会有不同的值,其中以收到基所表示的值最小, 空气干燥基准次之, 干燥基准较大, 干燥无灰基最大。 例如: 100g 煤中, 有外在水分 8g, 内在水分 2g, 灰分 30g, 固定碳 40g, 测得硫 2g。 计算St, ar、 St, ad、 St, daf 的值。 解: 4、 不同基准间的换算 煤质分析化严重, 有些基准在实际中是不存在的, 是根据需要换算出来的; 有些基准在实际存在, 但为了方便, 有时不进行测试, 而是根据已知基准的分析化验结果进行换算, 这样就简单多了。 化验室中进行煤质分析化验时, 使用的煤样为分析煤样。 分析煤样是经过一次次破碎和缩分得到的, 它所处的状态为空气干燥状态。 所以, 化验室中用分析煤样进行分析化验时, 其基准为分析基(又称为空气干燥基)。 分析煤样分析基化验结果, 是化验室中直接测到的, 是最基础的化验结果, 是换算其它基准的分析化验结果的基础。 各种基准间的换算公式: 干基的换算: Xd=100Xad/(100-Mad) % 式中: Xad——分析基的化验结果; Mad——分析基水分; Xd——换算干燥基的化验结果。 收到基的换算: Xaf=(100-Mar) /(100-Mad) % 式中: Mar——收到基水分; Xar——换算为收到基的化验结果。 无水无灰基的换算: Xdaf=100Xad/(100-Mad-Aad) % 式中: Aad——分析基灰分; Xdaf——换算为干燥无灰基的化验结果。 空气干燥基低位发热量与应用基低位发热量有何区别? 测试的原料不同, 前者是用空气干燥除去水分后测得的低位发热量, 后者是用原煤测得的低位发热量。 所谓地位发热量, 就是只算燃烧发热, 去除了测试实验中其他反应产生的热量                