混凝土回弹仪强度换算表如图:
混凝土回弹仪回弹值计算
1、计算测区平均回弹值,应从该测区的 16 个回弹值中剔除 3 个最大值和 3 个最小值,余 下的 10 个回弹值按下式计算: 10 式中Rm — 测区平均回弹值,精确至0.1; Ri — 第i个测点的回弹值。
2、非水平方向时按下式修正: Rm R i 1 10 i Rm Rm Ra 式中Rm — 非水平检测时测区的平均回弹值,精确至0.1; Ra — 非水平状态检测时的回弹修正值,按附表查询。
回弹仪原理:
混凝土回弹仪是用一弹簧驱动弹击锤并通过弹击杆弹击混凝土表面所产生的瞬时弹性变形的恢复力,使弹击锤带动指针弹回并指示出弹回的距离。以回弹值(弹回的距离与冲击前弹击锤与弹击杆的距离之比,按百分比计算)作为混凝土抗压强度相关的指标之一,来推定混凝土的抗压强度。
扩展资料:
回弹仪有下列情况之一时应进行常规保养:
1、弹击超过2000次;
2、对检测值有怀疑时;
3、钢砧率定值不合格; 混凝土回弹仪
混凝土回弹仪常规保养方法应符合下列要求:
1、使弹击锤脱钩后取出机芯,然后卸下弹击杆(取出里面的缓冲压簧)和三联件(弹击锤、弹击拉簧和拉簧座);
2、用汽油清洗机芯各部件,特别是中心导杆,弹击锤和弹击杆的内孔与冲击面。清洗后在中心导杆上薄薄地涂上一层钟表 油或缝纫机油,其他零部件均不得涂油;
3、清洗机壳内壁,卸下刻度尺,检查指针磨擦力应为0.5-0.8N之间;
4、不得旋转尾盖上已定位紧固的调零螺丝;
5、不得自制或更换零部件;
6、保养后应按要求进行率定试验,率定值应为80±2。