电子测量原理电子测量原理 第一章模拟示波器1.1 1.1 概述 概述 1.2 CRT 1.2 CRT显示原理 显示原理 1.3 1.3 通用示波器 通用示波器 电子测量原理 电子测量原理 示波器属信号时域分析类仪器,是将信号随时示波器属信号时域分析类仪器,是将信号随时 间的变化用 间的变化用X X--YY图示的方式显示出来。 图示的方式显示出来。 水平通道 垂直通道 显示器 模拟示波器结构 触发 模拟通道 数字电路 驱动与显示装置 数字示波器结构 电子测量原理 电子测量原理 1.2.1CRT 1.2.1 CRT CRT CRT主要由电子枪、偏转系统和荧光屏三部分 主要由电子枪、偏转系统和荧光屏三部分 组成,基本结构如下图所示。 组成,基本结构如下图所示。 电子测量原理电子测量原理 电子束在偏转电场作用下的偏转距离与外加偏转电子束在偏转电场作用下的偏转距离与外加偏转 电压成正比: 电压成正比: 示波管的 示波管的YY轴偏转灵敏度(单位为 轴偏转灵敏度(单位为cm/V cm/V): 其倒数为示波管的其倒数为示波管的YY轴偏转因数。偏转灵敏度越大, 轴偏转因数。偏转灵敏度越大, 示波管越灵敏。 示波管越灵敏。 ll为偏转板的长度;为偏转板的长度;SS为偏转板中心 为偏转板中心 到屏幕中心的距离; 到屏幕中心的距离;bb为偏转板间 为偏转板间 距;VVaa 为阳极 为阳极AA 22 上的电压。 上的电压。 电子测量原理电子测量原理 11.显示随时间变化的图形.显示随时间变化的图形 ((11))Ux Ux、、Uy Uy为固定电压时,有下面四种情况: 为固定电压时,有下面四种情况: 光点出现在荧光屏的中心位置。光点出现在荧光屏的中心位置。 光点仅在垂直方向偏移光点仅在垂直方向偏移 ::Uy Uy为正电 为正电 压时,光点从荧光屏的中心往垂直方 压时,光点从荧光屏的中心往垂直方 向上移; 向上移;Uy Uy为负电压时,光点从荧光 为负电压时,光点从荧光 屏的中心往垂直方向下移。 屏的中心往垂直方向下移。 电子测量原理 电子测量原理 光点仅在水平方向偏移光点仅在水平方向偏移 ::Ux Ux为正电 为正电 压时,光点从荧光屏的中心往水平 压时,光点从荧光屏的中心往水平 方向右移; 方向右移;Ux Ux为负电压时,光点从 为负电压时,光点从 荧光屏的中心往水平方向左移。 荧光屏的中心往