MGIT960维修手册 目录前言 安装及安装条件 仪器结构及功能 基本操作 日常维护 部件更换 报警代码 仪器测试 第一章 前言MGIT960是由BD公司设计生产的,用于分枝杆菌鉴定及药敏的设备。该仪器最大容量可放960个培养管,共分三层检测架。操作简便,便于维护。 该机检测原理是:培养瓶底部有荧光底物,当细菌在培养剂中生长繁殖时所产生的代谢物将激发培养管中的荧光底物,仪器检测时在培养管下方有LED光源照射该荧光底物,荧光底物所发出的荧光信号被相应的光电池所接收。仪器根据所接受的信号来判定样本的性质,一个完整的测试周期需要一个小时,如果是阳性将立即对该培养瓶位置作阳性标识通知用户;样本在仪器中将被培养七周,如是阴性将在七周后对该位置作阴性标识通知用户取出。该仪器还可对阳性样本进行药敏测试。该机的LCD屏幕上有各种图标,用户对相应的图标所对应的软键进行操作即可完成整个操作流程。 第二章 安装及安装条件 MGIT960物理尺寸如下: 高度	135厘米	宽度	92厘米	深度	72厘米	四周预留空间	前方122厘米 左右后部11厘米	重量(净重)	342公斤	重量(满载)	360公斤	MGIT960电源要求如下: 输入电压	交流110V或交流220V	输入电流	最大10Amp	输入电源频率	50Hz或60Hz	功率	1000Watts	环境要求如下: 温度	19℃~~30℃	湿度	30%~~80%	海拔高度	3048M	在国内安装时,工程师应根据BD公司所要求的安装条件来准备。主要有房间的空调(冷暖)及3000VA的电子式净化稳压电源(单相),详细请参见《MGIT960安装条件》。 一套完整的货品包括:一个主机箱(木制),一个附件箱(木制)。 仪器安装 第一步: 打开主机木箱,拆除主机正面下部的电气箱面板,提出MGIT960主机,将主机定位。从主机木箱中取出平衡铁条及挂钩和螺丝,在仪器后部下方进行安装平衡条。调整仪器底部四个撑脚,使滚轮抬起脱离地面,安装电器箱面板。 第二步: 打开附件箱,按合同清点货品,从中取出定标管,依次拉开MGIT960主机A,B,C 各抽屉移去检测架左边定标管保护罩,放入定标管,重新安装定标管保护罩。 第三步: 安装打印机,MGIT960只能安装HP公司的激光黑白打印机,型号有:6L,1200等。 检查MGIT960主机抽屉是否关好,接通电源,打开仪器正面下方的主开关,检查仪器是否正常工作。 第四步: 如合同中用户订购药敏组件,需切断电源打开仪器顶盖,移去保护铁壳,将主板上的4号DIP开关拨到ON位置,通电后按用户要求对仪器进行药敏设置,设置完成后关闭电源,将4号DIP开关拨到OFF位置,重新开机。 第五步: 对仪器进行参数设置,如日期,时间等。从附件箱中取出三支温度计,A,B,C检测架各封掉一个孔位,将温度计放入该孔位中。确认仪器抽屉关闭,等仪器液晶屏幕显示温度达到37℃后,再等四小时(在此期间不得打开抽屉),依次取出温度计,查看温度是否在37℃±1.5℃范围内。 如在安装中发生任何故障现象,请与BD公司联系。 第三章 仪器结构及功能 MGIT960为一个全封闭结构的仪器。按功能可分三部分:仪器顶部为主机箱;仪器中部为三个检测架,垂直分布,功能完全相同;仪器下部为电源箱及机箱加热部件和散热风扇。 仪器上部由电脑主机板,液晶显示屏,三寸驱,键盘,扫描枪,其后部有打印机及其他通迅接口。 顶部外观 主机箱(后视) 主机箱的主要功能: 第一 是对仪器进行控制,并从检测架传来的数据进行分析,判断。 第二 进行人机对话和操作 第三 提供各种外设接口。 仪器中部有三个检测架组成,每个检测架安装在相应的抽屉里,操作时拉开抽屉即可。 检测架外观(后视) 抽屉前面板指示灯 检测架主要功能: 检测架共有320个样本孔位,每个孔位都有相应的指示灯,方便用户操作。检测架拥有独立的加热电路,使样本温度恒定在37℃。在检测架下部有一检测板(含有温度探测头),检测时有步进电机拖动,在导轨中滑行,对样本依次检测,样本数据和样本温度数据通过检测架输入输出板传送给电脑主板。检测架的右后方有一位置传感器,在检测架抽屉的前部有三个指示灯来表明该检测架中的样本状况(阴性,阳性,报警)。 仪器下部由电源箱和加热丝组件构成。 电源组件 机箱加热丝组件 电源组件功能: 对输入的电压进行自动选择(110V或220V)。 有瞬间跳电保护,50—60Hz频率测定功能,提供机箱低温及高温保护功能。该电源箱为检测架,主机箱提供各种直流电源,并为机箱加热丝及检测架加热丝供电。 该机箱中各有一块电压补偿电路板。当电压偏低时,对检测架加热丝进行补偿;当电压过高时对加热丝组件风扇进行补偿。 加热丝组件位于机箱底部的左测,为培养架提供热能。 机箱底部后面有两个散热风扇。 第四章 基本操作 MGIT960有友好的人机对话操作界面,用户只需按所要的图标相对应的软键即可完成操作流程。 仪器图标的标识如下: 1 仪器参数设置 首先,返回主菜单。其操作方法:按退出图标所对应的软键。 按设置图标所对应的软键进入设置界面,再按相应的图标按钮进入相关的设置,如时间、培养鉴定协议,日期,喇叭音量等。 2 培养瓶的放入 首先,返回主菜单。其操作方法:按退出图标所对应的软键。 拉开对应的抽屉,按培养瓶放入按钮。 扫描培养瓶的条形码。 将培养瓶放入绿灯指示的培养孔内。 关闭抽屉,按退出键。 3 阳性瓶的取出 首先,返回主菜单。其操作方法:按退出图标所对应的软键。 确认有阳性指示灯亮的抽屉。 打开抽屉按移去阳性瓶按钮。 按检测架孔位红色指示灯的提示取出培养瓶。 扫描培养瓶条形码。 当所有阳性瓶移去时会听到三声“滴,滴,滴”的声音。 4 移去阴性瓶 首先,返回主菜单。其操作方法:按退出图标所对应的软键。 确认有阴性指示灯亮的抽屉。 打开抽屉按移去阴性瓶按钮。 按检测架孔位绿色指示灯的提示取出培养瓶。 扫描培养瓶条形码。 当所有阴性瓶移去时会听到三声“滴,滴,滴”的声音。 5 当前培养瓶移去 首先,返回主菜单。其操作方法:按退出图标所对应的软键。 打开需要移去当前培养瓶的抽屉。 按移去当前培养瓶按键。 屏幕将显示培养协议中时间最长的培养瓶位置。 在培养架中相应的位置将会有黄色指示灯闪烁,或者用( (键选中所要移去的培养瓶位置。 移去培养瓶,并扫描条形码。 6 封闭、打开孔位 首先,返回主菜单。其操作方法:按退出图标所对应的软键。 按维护按钮两次,屏幕显示封闭和打开按钮。 打开抽屉,要被封闭的孔位或要被打开的孔位位置将显示在屏幕上。 按( (键选择孔位位置,按封闭或打开按钮即可完成。 7 匿名瓶确认 首先,返回主菜单。其操作方法:按退出图标所对应的软键。 确认有匿名瓶指示灯亮的抽屉。 打开抽屉,按匿名瓶确认按钮。 从有黄色指示灯亮的孔位中取出培养瓶。 扫描培养瓶条形码,将匿名瓶放回有绿色指示灯亮的孔位中。 当该检测架中的匿名瓶全部确认好后,可听到三声“嘀”的声音。 8 解决故障瓶 首先,返回主菜单。其操作方法:按退出图标所对应的软键。 确认有故障瓶灯亮的抽屉。 打开相应的抽屉,按解决故障瓶按钮。 检测架中将有一个红色指示灯指明第一个故障瓶位置。 如果该位置中有培养瓶: 从中取出培养瓶,扫描培养瓶条形码,将培养瓶放回绿色指示灯亮的孔位中。 如果该位置中没有培养瓶: 按强制孔位有效。 第五章 日常维护 MGIT960是24小时连续工作的仪器,用户应定时对仪器进行保养清洁,并及时更换定标管(定标管上有效期标识)。 1 检查打印机 查看打印机纸张供应情况,及时更换硒鼓。 2 检查仪器指示灯状态 确认三个抽屉处于关闭位置,使仪器显示处于主界面状态。 按“维护”键按“测试指示灯”键按“测试抽屉指示灯”键,三个抽屉的指示灯都应点亮。 拉开A抽屉,按“测试绿灯”键,检测架的所有绿灯点亮,如有不亮的孔位,应将其封闭。 按“测试绿灯”键,所有绿灯熄灭。 按“测试红灯”键,检测架的所有红灯点亮,如有不亮的孔位,应将其封闭。 按“测试红灯”键,所有红灯熄灭。 依次测试B、C抽屉指示灯。 3 仪器温度测定 在测试前保证仪器稳定工作时间超过4小时(期间抽屉不应被打开)。 依次打开A、B、C抽屉,取出温度计,查看指示温度是否在误差范围内(37℃ ±1.5℃)。 4 空气过滤网更换 空气过滤网每月更换一次,如果环境较脏,则应提高更换频率,过滤网必须保持干净,不变形。如果过滤网罩过脏或被堵塞,会导致空气对流不畅,同时有可能会导致加热丝硬件损坏。 更换步骤如下: 移去电气箱前面板(用手从两侧将前面板往前拉出即可)。 取出空气过滤网罩,更换新的空气过滤网罩,对取出的过滤网进行清洗,凉干后以备更换。 5 定标管清洁或更换 BD公司提供的MGIT960定标管有使用效期,日期在定标管上。如仪器有E05报警,且定标管超过有效期则必须更换。如未过有效期则有可能是定标管底部有灰尘,或检测板上的光电传感器有灰尘,只需将其取出,用棉签清洁即可。 定标管更换方法如下: 首先,关机,打开抽屉,移去定标管保护罩,更换定标管,关闭抽屉。 移去顶盖板,移去保护铁壳,将主板上4号DIP拨至“ON”位置,打开电源,在主界面状态下,同时按静音键和最左边的软键5秒,仪器将进入自检状态,自检状态将持续2分钟。 连续进行5次上述操作,确保仪器不发生E05报警。重新安装保护铁壳及顶盖。 6 扫描枪窗口清洁 当扫描枪在识别条形码时比较迟钝,请用棉签清洁扫描枪窗口(严禁使用酒精及其他化学试剂)。 第六章 部件更换 1 主板更换: a. 拧松四个顶盖板螺丝(位置在仪器的后部)后,移去顶盖板。 b. 移去四个螺丝,移去保护铁板 c. 断开主板上的连接线,移去主板。 d. 更换新的主板,接好连线,安装保护铁壳和顶盖板。 2 液晶显示器更换 a. 移去顶盖板,b. 移去四个固定螺丝,移去前面板。 c. 断开液晶显示器连接线,移去四个固定螺丝,移去液晶显示器。 d. 安装新的液晶显示器。 3 更换三寸驱、扫描枪。 承接2液晶显示器更换步骤,移去三寸驱、扫描枪连接线,移去固定螺丝,移去三寸驱,更换新的三寸驱、扫描枪。 4 RTD板更换 a. 移去顶盖板,移去电气箱前面板。 b. 移去机箱左侧面板 c. 在机箱左侧中部有一RTD板保护壳,移去四个固定螺丝,移出保护板,移去两个RTD板的固定螺丝,更换新的RTD板。 5 更换检测架 拉开抽屉,断开抽屉后部四根电缆线。 从抽屉底部移去九个固定螺丝。 将检测架从抽屉中提出,更换新的检测架。 6 更换检测架位置传感器 拉开抽屉。 在抽屉的右后部移去两个固定螺丝,断开连接线。 更换检测架位置传感器。 关闭抽屉,接通电源,反复打开关闭抽屉,观察是否有E45报警。 如有E45报警,松动固定螺丝,调整传感器前后位置,直到E45报警消失。 7 更换电源箱组件 移去电气箱前面板。 移去电气箱金属面板。 移去仪器背面板。 从电气箱组件导轨上移去四个固定滑块,断开所有连接线。 从前面抽出电气箱组件,更换新的电源箱组件。 8 更换加热丝组件 移去电气箱前面板。 移去电气箱金属面板。 断开连接线。 从前面抽出加热丝组件,更换新的加热丝组件。 第七章 报警代码 MGIT960有故障时,仪器显示屏会有报警灯闪烁,并伴有蜂鸣声。用户可进入主界面,按报警图标下的软键,获得相关的报警信息。当有多个报警时,用户可按上下键依次查看报警代码。查阅方式如下:按报警图标下的软键即可看到屏幕显示EXX,下面有关于该报警的子代码,分为二种:一种只有一行子代码(子代码为八位阿拉伯数字),是指主机故障;有三行报警代码则指向检测架(八位全为“0”的检测架为正常),用户可根据子代码的指示来清除故障。 1.E01-----样品管重新测试(计算规则重置)断电超过八小时主机温度偏低超过35小时主机温度偏高A检测架定标管错误A检测架温度偏低超过35小时A检测架温度偏高B检测架定标管错误B检测架温度偏低超过35小时B检测架温度偏高C检测架定标管错误C检测架温度偏低超过35小时C检测架温度偏高 2.E02--------温度报警机箱平均温度偏低超过10分钟机箱平均温度偏高超过10分钟温度偏低超过5小时温度偏高超过5小时温度偏高超过35小时温度偏高机箱温度传感器故障000002000000080000004000 A架温度不正常A架温度传感器故障000200000008000000400000 B架温度不正常B架温度传感器故障020000000800000040000000 C架温度不正常交流电压不正常C架温度传感器故障 3.E04--------内存损坏 4.E05--------定标管错误 第一行子代码表示A架 例如A管B管;这是一个16进制代码转换为2进制代码的表示方法 第二行子代码表示B架 方法同上 第三行子代码表示C架 方法同上 5.E06---------瓶位故障 瓶位故障机架超时 6.E07---------机箱直流电压故障-- +5伏偏高; -- +5伏偏低;-- +15伏偏高; -- +15伏偏低;-- -15伏偏高; -- -15伏偏低;-- -5伏偏高; -- -5伏偏低;-- +12伏偏高; -- +12伏偏低;-- -12伏偏高; -- -12伏偏低;-- 交流电压偏高– 交流电压偏低;-- SRAM电池故障; 7.E08---------检测架直流电压故障-- +5伏偏低;-- +15伏偏高;-- +15伏偏低-- -15伏偏高;-- -15伏偏低; 8.E09---------超过4小时未检测-- 超过4小时未检测 9.E10---------数据丢失 当发生该故障时,如无法清除则需重装操作系统。 10.E11--------打印机故障 用户应检查打印机连接线是否接好,打印机型号是否匹配,打印机是否卡纸。 11.E12--------样品管出错-- 样品管丢失;-- 样品管放在已封闭的定标管列上(重新安放)– 温度故障(35小时温度故障未排除后发生) 12.E13-------每次开机后显示前次关机发生时间 13.E31--------三寸软驱出错 14.E40--------网络故障 15.E44--------LIS接口故障 16.E45--------检测架门锁检测器报警 17.E60--------NVRAM故障 请重新安装NVRAM卡(该卡在I/O板上) 18.E90--------药敏故障,请与应用专家联系 19.另外仪器报警(E30、E32、E33、E34、E35、E36、E37、E38、E39、E43),为用户操作故障,请与应用专家联系。 第八章 仪器测试 MGIT960 I/O板上有四个DIP开关,其中4号DIP开关为诊断、检测开关。