1.懿宏成立于2013-01-06,是集研发、生产、销售、服务于一体的专业化低温真空探针台生产企业,也是产品配套种类Z齐全的生产企业。经过多年的拼搏进取,企业不断壮大,产品在客户中留下良好口碑。企业设备先进,检测设施齐全。拥有一支专业从事生产、科学管理、技术检测、售后服务的高素质团队。 2.产品基本资料:产品名称:振动样品磁强计;产品类别:精密仪器;价格:1;企业类型:有限责任公司;主营产品或服务:低温真空探针台;联系人姓名:黄小姐;产品详细资料: Lake Shore 公司的振动样品磁强计应用于材料研究和开发、质量控制及产品检测,完成对材料磁特性的测量和分析。7400系列型振动样品磁强计可用来测量各种粒子和连续磁介质材料,包括:声、视及数字数据磁带;柔性介质;磁光材料;溅射和电镀薄膜材料,包括多层GMR,CMR,偏交换作用和自旋电子材料。特点: 背景噪音/灵敏度:5×10-7emu,电磁铁极头间距可调,磁场可达到31kOe,水冷电磁铁,可提供很好的磁场稳定性,磁场长期稳定双极电源平滑过零,数据快速采集模式测试一个样品的速度只有几分钟。 软件运行于Windows® XP系统下,计算机自动采集收集数据,系统软件功能包括操作和控制电磁铁电源 VSM控制单元、高斯计时实反馈处理、磁矩测量数据采集分析、图象显示、数据表格显示。 可测试材料: 各种磁性材料,包括:反磁性材料、顺磁材料、铁氧磁材料、铁镁磁材料和抗铁磁材料,各向异性材料粒子和连续介质磁记录材料、层GMR、CMR、偏交换作用和自旋电子材料磁光学材料块体磁性材料、粉末、薄膜、单晶、磁性液体 测量:下面的参数可通过系统软件直接测量获得或通过系统软件计算获得:磁滞回线: M vs H 曲线、饱和磁化率( MSAT)、剩磁( MREM)、矫顽力( Hc)、矫顽力倾角, dM/dH值, 或矫顽力的相对敏感度、转换区分布、平直度、矩形比、磁滞损失, Ws、Z小磁滞曲线,初始磁化曲线,直流剩磁,交流剩磁,磁化数据的时间函数。系统选件高低温一体变温装置:100K to 950K高温装置:室温 to 1273K低温装置:6K to 425K自动旋转选件:实现振动头0—720度旋转矢量线圈:可实现样品X、Y两个方向矢量值的同时测量磁电阻选件:采用四探针法测量磁电阻 3.公司特别注重员工队伍建设,努力构建有利于各类人才成长的人力资源激励机制,吸引各类人才,打造的员工队伍,为经销商和消费者提供优质的标准化服务。公司现主要经销磁通计、振动样品磁强计等产品,欢迎惠顾,产品:www.linkphysics.com。