参考章节 4.4 “ 锁定 / 解锁操作 ” (? ? 21)。 ? 加载的压力必须在传感器的标称压力范围内。参考铭牌信息。 ? “MAX. PRESS. FLOW / 最大差压时的流量 ”、 “MAX. FLOW / 最大流量 ”、 “SET LRV – Flow / 输入下限值 - 流量 ” 和 “LINEAR/SQROOT / 线性 / 开方 ” 功能参 数适用于现场显示单元单元或远程操作,例如:FieldCare。 ? ? 仪表参数功能的详细信息请参考 《操作手册》 BA00274P (CD 光盘中 )。 1) 执行位置调整。 设置最大压力值。 最大压力值时仪表所受压力 (“MAX. FLOW / 最大流 量 ”)。 ? ? 按下 “E” 键,并保持 3 s。 ? 电子插件上的 LED 指示灯是否短暂亮起? 是 ? 否 ? 当前仪表所受的压力。 按下 “E” 键,并保持 3 s。 ? 电子插件上的 LED 指示灯是否短暂亮起? 是 ? 完成调零。 否 ? 调零失败,注意量程范 围。 当前压力保存为最大压 量程上限未被接收,注 力值 (“MAX. PRESS 意量程范围。 FLOW / 最高差压时的流 量 ”),并对应到最大流 量值 (“MAX. FLOW. / 最 大流量 ”)。 1) 注意 “ 警告 ” 信息 (? ? 22) Endress+Hauser 31 KA01018P/00/ZH/14.13 71218527 CCS/FM+SGML 10.0 71218527 71218526 71218525 71218524 71218523 71218521 71218520 71218518 71218516