电工操作中常用的兆欧表(绝缘电阻表)有手摇式兆欧表和数字式兆欧表,手摇式兆欧表由刻度盘、指针、接线端子(E接地接线端子、L相线接线端子)、铭牌、手动摇杆、使用说明、红色测试夹以及黑色测试夹等组件构成。数字式兆欧表由数字显示屏、测试线连接插孔、背光灯开关、时间设置按钮、测量旋钮、量程调节旋钮等组件构成。数字式兆欧表显示屏、显示符号及说明
说明
本文不讨论手摇式兆欧表和数字式兆欧表孰优孰劣,只单纯普及知识!
数字式兆欧表使用练习
使用数字式兆欧表检测变压器绝缘电阻的方法如下:
1.查看待测变压器
使用数字式兆欧表检测变压器的绝缘电阻时,需要分别对变压器的绕组之间的绝缘电阻以及铁心之间的绝缘电阻进行检测。
2.调整数字式兆欧表的量程并连接表笔
将数字式兆欧表的量程调整为“500V”档,显示屏上也会同时显示量程为500V;然后将红表笔插入线路端“LINE”孔中,然后再将黑表笔插入接地端“EARTH”孔中。
3.测试变压器一次绕组与铁心见的绝缘电阻