"袖带充气管漏气" NIBP的袖带未连接好,或气路有漏气部分。或测量曲线时出现问题,系统无法进行测量分析计算。 检查各部分的连接情况,或更新一个袖带,如果故障仍然存在,模块问题。
"空气压力错"
"信号太弱"
"压力超范围"
"手臂运动" 病人手臂运动。 检查各部分的连接情况,及病人的状况,再次进行测量,如果故障仍然存在,模块问题。
"过压保护" 可能是气路有折叠。 检查气路是否畅通,病人的状况,再次进行测量,如果故障仍然存在,模块问题。