分流器是根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。分流器广泛用于扩大仪表测量电流范围,有固定式定值分流器和精密合金电阻器,均可用于通讯系统、电子整机、自动化控制的电源等回路作限流,均流取样检测。
分流器实际就是一个阻值很小的电阻,当有直流电流通过时,产生压降,供直流电流表显示;直流电流表实际是电压表,满度值75mV;直流电流表和分流器是配套使用的;比如:100A电流表配套的分流器阻值为0。00075欧,使用100A/75mV规格的分流器;即100A*0。00075欧=75mV;50A电流表配套的分流器阻值为0。0015欧;50A*0。0015欧=75mV。
用于直流电流测量的分流器有插槽式和非插槽式。分流器有锰镍铜合金电阻棒和铜带,并镀有镍层。其额定压降是60mV,但也可被用作75、100、120、150及300mV。插槽式分流器额定电流有以下几种:5A,10A,15A,20A和25A,非插槽式分流器的额定电流从30A到15kA标准间隔均有。