电子元器件 -----新晨阳电阻有限 ------电容器的材质 ------电容器的测量 用万用表测电容的三种方法 电容器主要由金属电极、介质层和电极引线组成,两电极是相互绝缘的。因此,它具 有“隔直流通交流”的基本性能。 用数字万用表检测电容器,可按以下方法进行: 1、用电容档直接检测 某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为 2000p、20n、200n、2μ 和20μ 五档。测 量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的 Cx 插孔,选取适当的量程后就可读取显示 数据。 000p 档, 宜于测量小于 2000pF 的电容; 20n 档, 宜于测量 2000pF 至20nF 之间的电容; 200n 档,宜于测量 20nF 至200nF 之间的电容;2μ 档,宜于测量 200nF 至2μ F 之间的电容;20 μ 档,宜于测量 2μ F 至20μ F 之间的电容。 电子元器件 -----新晨阳电阻有限 ------电容器的材质 ------电容器的测量 经验证明,有些型号的数字万用表(例如 DT890B+)在测量 50pF 以下的小容量电容器时误 差较大, 测量 20pF 以下电容几乎没有参考价值。 此时可采用串联法测量小值电容。 方法是: 先找一只 220pF 左右的电容, 用数字万用表测出其实际容量 C1,然后把待测小电容与之并联 测出其总容量 C2,则两者之差(C1-C2)即是待测小电容的容量。用此法测量 1~20pF 的 小容量电容很准确。 2、用电阻档检测 实践证明, 利用数字万用表也可观察电容器的充电过程, 这实际上是以离散的数字量反映充 电电压的变化情况。设数字万用表的测量速率为 n 次/秒,则在观察电容器的充电过程中, 每秒钟即可看到 n 个彼此独立且依次增大的读数。 根据数字万用表的这一显示特点, 可以检 测电容器的好坏和估测电容量的大小。 下面介绍的是使用数字万用表电阻档检测电容器的方 法,对于未设置电容档的仪表很有实用价值。此方法适用于测量 0.1μ F~几千微法的大容 量电容器。 1.测量操作方法 如图所示,将数字万用表拨至合适的电阻档,红表笔和黑表笔分别接触被测电容器 Cx 的两 极,这时显示值将从“000”开始逐渐增加,直至显示溢出符号“1”。若始终显示“000”, 说明电容器内部短路;若始终显示溢出,则可能时电容器内部极间开路,也