盐雾试验结果的判定 方法有:评级判定法、称重判定法、腐蚀物出现判定法、腐蚀数据统计分析法。评级判定法是把腐蚀面积 与总面积之比的百分数按一定的方法划分成几个级别,以某一个级别作为合格判定依据,它适合平板样品 进行评价;称重判定法是通过对腐蚀试验前后样品的重量进行称重的方法,计算出受腐蚀损失的重量来对 样品耐腐蚀质量进行评判,它特别适用于对某种金属耐腐蚀质量进行考核;腐蚀物出现判定法是一种定性 的判定法,它以盐雾腐蚀试验后,产品是否产生腐蚀现象来对样品进行判定,一般产品标准中大多采用此 方法;腐蚀数据统计分析方法提供了设计腐蚀试验、分析腐蚀数据、确定腐蚀数据的置信度的方法,它主 要用于分析、统计腐蚀情况,而不是具体用于某一具体产品的质量判定 盐雾试验技术分析与探讨 摘要:分析盐雾试验技术对试验结果的影响,并从盐雾腐蚀机理、影响盐雾腐蚀的因素包括试验温湿度、 盐溶液的浓度、样品放置角度、盐溶液的 pH 值、盐雾沉降量和喷雾方式以及试验结果表述等方面对提高 盐雾试验结果的有效性进行了探讨。 关键词:盐雾、试验技术、有效性 一、盐雾腐蚀的危害 盐雾腐蚀会破坏金属保护层,使它失去装饰性,降低机械强度;一些电子元器件和电器线路,由于腐蚀 而造成电源线路中断,特别是在有振动的环境中,尤为严重;当盐雾降落在绝缘体表面时,将使表面电阻 降低;绝缘体吸收盐溶液后,它的体积电阻将降低四个数量级;机械部件或运动部件的活动部位由于腐蚀 物的产生,而增加了摩擦力以至造成运动部件被卡死。 二、盐雾腐蚀机理 盐雾对金属材料的腐蚀,主要是导电的盐溶液渗入金属内部发生电化学反应,形成“低电位金属-电解 质溶液-高电位杂质”微电池系统,发生电子转移,作为阳极的金属出现溶解,形成新的化合物即腐蚀物。 金属保护层和有机材料保护层也同样,当作为电解质的盐溶液渗入内部后,便会形成以金属为电极和金属 保护层或有机材料为另一电极的微电池。 盐雾腐蚀破坏过程中起主要作用的是氯离子。它具有很强的穿透本领,容易穿透金属氧化层进入金属内 部,破坏金属的钝态。同时,氯离子具有很小的