多平面重组的方法是将一组横断面图像的数据通过后处理使体素重新排列 使其在显示屏上能够诊断的需要显示任意 方向的二维断面图像 、斜面和曲面。曲面重组 curved planar reformat CPR 是MPR的一种特殊形式 在可在一个指定参照平面上 由操作者沿感兴趣器官划一条曲线 并沿该曲线作三维曲面图像重组 从而获得曲面重组的图像 该方法可使弯曲器官拉直、展开显示在一个平面上 使观察者能够看到某个器官的全貌。但曲面重组对于所划曲线的准确与否依赖性很大 有时会造成人为的伪像 同时由于存在变形操作 曲面重组图像有时不能真实反映被显示器官的空间位置和关系。 2表面阴影显示法shaded surface display SSD SSD 法可逼真地显示骨骼系统及增强血管的空间解剖结构 能获得仿生学效果 SSD方法的优点是三维效果明显、立体感强 对于体积、距离和角度的测量准确可实施三维图像操作 例如模拟手术 SSD方法的缺点是由于该法是采用阈值法成像 图像显示准确性受图像处理中分割参数 阈值 的影响较明显 结果图像不能显示物体内部结构 也不提供物体的密度信息。 3最大密度投影法maximum intensity projection MIP MIP是按操作者观察物体的方向作一投影线 以该投影线经过的最大密度 强度 体素值作为结果图像的像素值 投影图像的重组结果 低密度的组织结构都被去除 MIP的主要优点是分辨力很高组织结构失真少 临床上广泛应用于具有相对高密度组织和结构。 MIP的主要缺点是相近密度的组织结构在同一投影方向 会产生前后物体影像的重叠。 4容积再现三维成像Volume Rendering Technique VRT 容积再现三维成像 VRT 是采用扫描容积数据的所有体素 并通过计算机的重组直接投影以二维图像的形式显示 11、图412 VTR的主要优点是能同时显示空间结构和密度信息对于肿瘤组织与血管空间关系显示良好。 缺点是数据计算量大、耗时。通常情况下 512 512矩阵的CT图像如超过500幅 则无法做到实时显示。 CT仿真内窥镜CT virtual endoscopy CTVE CT仿真内窥镜 CT virtual endoscopy CTVE 是在CT采集容积数据后 采用表面阴影显示法或容积再现法的三维后处理方法。