1.基本原理水中以有机物的量来代表水中 COD 的量,虽各种有机物都有自己的吸收度,对每一波长的光的吸收度是不一样的,但我们发现大部分的有机物在紫外光谱区波长为254nm处有很强的吸收,因此在波长254 nm 紫外光区来测量污水 COD 具有很大的准确性。但是,实际我们平时所做的污水样品中,大多数都较混浊,其中含有大量的悬浊物及一些胶体,这些在测量的过程中会对测定COD的含量有一定的影响,会使测量的结果偏大,所以我们必须对此时测得的COD量进行修正。也就是说,我们同时还应测出此时水的浊度,在波长为546nm处的可见光区,可测出水的浊度。这样两次所测量的差值便为水中COD的含量。2.试验方法2.1所用仪器 紫外分光光度计2.2所用试剂 邻苯二甲酸氢钾、硫酸肼、六次甲基四胺2.3标准溶液的配制2.3.1 COD标准溶液的配制:称取在105度的温度下干燥优级纯邻苯二甲酸氢钾0.425 1g溶解于水中,定容至1 000 mL,此标准溶液为COD为500 mg/L的贮备液。分别吸取2.0、4.0、6.0、8.0、10.0、12.0、14.0、16.0、18.0mL邻苯二甲酸氢钾标准储备液于25mL比色管中,加定容到25 mL,摇匀,则得到的COD分别为40、80、120、160、200、240、280、320、360 mg/L。2.3.2 浊度标准溶液的配制:称取硫酸肼1.0000 g溶于水中,定容至 100 mL 得到1%硫酸肼溶液;称取 10.00 g 六次甲基四胺溶于水中,定容至 100 mL,得到10%六次甲基四胺溶液。分别吸取 5.00 mL 硫酸肼溶液和5.00 mL 六次甲基四胺溶液混合于室温放置24 小时,定溶至100 mL,摇匀,此时得到浊度为 400 度的贮备液。吸取 2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00mL 浊度标准贮备液于 25mL 比色管中,定容摇匀,则得到的浊度值分别为 32、48、64、80、96、112、128、144、160 度。2.4测试结果2.4.1COD标准溶液在波长为254nm及546nm处的吸光度及标准曲线:3.讨论从实验中我们可以看出,COD标准样品中,546nm处吸光度可忽略不计,所以可以看出COD在此波长时不吸收,对于浊度标准样品的分析我们也可以得出其在254nm及546n