仪表的控制目标 值由 SVin 输入信号给定,根据用户的具体要求,仪表可输出模拟控制信号(如4—20mA、1 —5V 等) 。 (1) 、自动控制状态(模拟量输出) : 仪表上电后处于自动控制状态。 仪表采样 PVin 输入信号, 根据 PID 控制算法控制模拟 量的输出,并将测量值显示在 PV 显示器上,输出量或控制目标 SV 显示器上。 (2) 、手动操作状态: 当需要手动操作控制时,在PV 显示测量值状态下,同时按压 SET 键和键,仪表将跟 随当前输入量,自动转入手动控制输出量状态,仪表自动/手动指示灯亮,即可实现手动/ 自动无忧转换。此时,SV 显示输出量(0--100%) ,输出值大小可按压键增加输出量或 键减少输出量来调节。同时按压 SET 键和键,仪表即返回自动控制输出量状态。 维护与保养: 显示: 1、无显示:电源端子配线不正确;未接正规电源电压。 2、显示异常:仪表附近有干扰源。 3、闪烁:输入端短线。 控制: 1、 控制异常:未接用正规传感器;传感器的配线不正确;传感器插入深度不足;传 感器插入位置错误;配线附近由强干扰源。 2、 无控制输出:控制输出接线错误;参数设定不适当;参数设定操作不争取。 操作: 无法以按键操作变更设定:设定资料正被紧锁。 异常时的显示: -OH-:输入回路断线,测量值(PV)超过输入显示范围的上限。 -OL-:欠刻度,测量值(PV)超过输入显示范围下限。 确认输入种类、范围传感器以及传感器的配线。 上润 WP 系列智能数字仪表 仪表各部分说明: 显示器: PV 显示器:显示测量值;在参数设定状态下,显示参数符号或设置值。 SV 显示器:显示控制目标值;在参数设定状态下,显示参数设定值。 光柱显示器:显示测量值对应的百分比。 操作键: SET 参数设定键:可以记录已变更的设定值;可以按顺序变换参数设定模式;可以变换显示 或参数设定模式。 设定值减少键:变更设定值时,作为减少数值;连续按压,将作自动变速减 1. 设定值增加键:变更设定值时,作为增加数值;连续按压,将作自动变速加 1. 复位(RESET)键:用于程序清零(自检) (面板不标出) 指示灯: AL1:第一控制或报警 ON 时红灯亮 AL2:第一控制或报警 ON 时绿灯亮 AL3:第一控制或报警 ON 时红灯亮 AL4:第一控制或报警 ON 时绿灯亮 工程参数设