精密水准测量一般指国家一、二等水准测量,在各项工程的不同建设阶段的高程控制测量中, 极少进行一等水准测量,故在工程测量技术规范中,将水准测量分为二、三、四等三个等级, 其精度指标与国家水准测量的相应等级一致。 下面以二等水准测量为例来说明精密水准测量的实施。 一 精密水准测量作业的一般规定 在前一节中,分析了有关水准测量的各项主要误差的来源及其影响。根据各种误差的性质及 其影响规律,水准规范中对精密水准测量的实施作出了各种相应的规定,目的在于尽可能消 除或减弱各种误差对观测成果的影响。 ( 1 )观测前 30 分钟,应将仪器置于露天阴影处,使仪器与外界气温趋于一致;观测时 应用测伞遮蔽阳光;迁站时应罩以仪器罩。 ( 2 )仪器距前、后视水准标尺的距离应尽量相等,其差应小于规定的限值:二等水准测 量中规定,一测站前、后视距差应小于 1.0m ,前、后视距累积差应小于 3m 。这样,可以 消除或削弱与距离有关的各种误差对观测高差的影响,如 i 角误差和垂直折光等影响。 ( 3 )对气泡式水准仪,观测前应测出倾斜螺旋的置平零点,并作标记,随着气温变化, 应随时调整置平零点的位置。对于自动安平水准仪的圆水准器,须严格置平。 ( 4 )同一测站上观测时,不得两次调焦;转动仪器的倾斜螺旋和测微螺旋,其最后旋转 方向均应为旋进,以避免倾斜螺旋和测微器隙动差对观测成果的影响。 ( 5 )在两相邻测站上,应按奇、偶数测站的观测程序进行观测,对于往测奇数测站按“后 前前后”、偶数测站按“前后后前”的观测程序在相邻测站上交替进行。返测时,奇数测站 与偶数测站的观测程序与往测时相反,即奇数测站由前视开始,偶数测站由后视开始。这样 的观测程序可以消除或减弱与时间成比例均匀变化的误差对观测高差的影响,如 i 角的变化 和仪器的垂直位移等影响。 ( 6 )在连续各测站上安置水准仪时,应使其中两脚螺旋与水准路线方向平行,而第三脚 螺旋轮换置于路线方向的左侧与右侧。 ( 7 )每一测段的往测与返测,其测站数均应为偶数,由往测转向返测时,两水准标尺应 互换位置,并应重新整置仪器。在水准路线上每一测段仪器测站安排成偶数,可以削减两水 准标尺零点不等差等误差对观测高差的影响。 ( 8 )每一测段的水准测量路线应进行往测和返测,这样,可以消除或减弱性质相同、正 负号也相同的误差影响,如水准标尺垂直位移的误差影响。 ( 9 )一个测段的水准测量路线的往测和返测应在不同的气象条件下进行,如分别在上午 和下午观测。 ( 10) 使用补偿式自动安平水准仪观测的操作程序与水准器水准仪相同。观测前对圆水准 器应严格检验与校正,观测时应严格使圆水准器气泡居中。 ( 11 )水准测量的观测工作间歇时,最好能结束在固定的水准点上,否则,应选择两个坚 稳可靠、光滑突出、便于放置水准标尺的固定点,作为间歇点加以标记,间歇后,应对两个 间歇点的高差进行检测,检测结果如符合限差要求(对于二等水准测量,规定检测间歇点高 差之差应 ≤1.Omm ),就可以从间歇点起测。若仅能选定一个固定点作为间歇点,则在间 歇后应仔细检视,确认没有发生任何位移,方可由间歇点起测。 二 精密水准测量观测 1. 测站观测程序 往测时,奇数测站照准水准标尺分划的顺序为 后视标尺的基本分划; 前视标尺的基本分划; 前视标尺的辅助分划; 后视标尺的辅助分划; 往测时,偶数测站照准水准标尺分划的顺序为 前视标尺的基本分划; 后视标尺的基本分划; 后视标尺的辅助分划; 前视标尺的辅助分划。 返测时,奇、偶数测站照准标尺的顺序分别与往测偶、奇数测站相同。 按光学测微法进行观测,以往测奇数测站为例,一测站的操作程序如下: ( 1 )置平仪器。气泡式水准仪望远镜绕垂直轴旋转时,水准气泡两端影像的分离,不得 超过 lcm ,对于自动安平水准仪,要求圆气泡位于指标圆环中央。 ( 2 )将望远镜照准后视水准标尺,使符合水准气泡两端影像近于符合(双摆位自动安平 水准仪应置于第 Ⅰ 摆位)。随后用上、下丝分别照准标尺基本分划进行视距读数(如表 5-2 中的( 1 )和( 2 ))。视距读取 4 位,第四位数由测微器直接读得。然后,使符合水 准气泡两端影像精确符合,使用测微螺旋用楔形平分线精确照准标尺的基本分划,并读取标 尺基本分划和测微分划的读数( 3 )。测微分划读数取至测微器最小分划。 ( 3 )旋转望远镜照准前视标尺,并使符合水准气泡两端影像精确符合(双摆位自动安平 水准仪仍在第 Ⅰ 摆位),用楔形平分线照准标尺基本分划,并读取标尺基本分划和测微分 划的读数( 4 )。然后用上、下丝分别照准标尺基本分划进行视距读数( 5 )和( 6 )。 ( 4 )用水平微动螺旋使望远镜照准前视标尺的辅助分划,并使符合气泡两端影像精确符 合(双摆位自动安平水准仪置于第Ⅱ摆位),用楔形平分线精确照准并进行标尺辅助分划与 测微分划读数( 7 )。 ( 5 )旋转望远镜,照准后视标尺的辅助分划,并使符合水准气泡两端影像精确符合(双 摆位自动安平水准仪仍在第Ⅱ摆位),用楔形平分线精确照准并进行辅助分划与测微分划读 数( 8 )。