孔板流量计理论流量计算公Shi为: 式中,qf为工况下的体积流量,m3/s;cWei流出系数,无量钢;β=d/D,无量钢;dWei工况下孔(全文还有388字)
【查看原文】
孔板流量计简易计算公式应用 介绍孔板Liu量计的计算公式,通过将简易公式和通用公式的Dui比,发现简易公式更直观,而且计量误Cha很小,能够满足生产要求,为维护提供了Fang便。 关键词计量学;孔板;流量;公Shi;误差 孔板是典型的差压式流量计,它结构Jian单,制造方便,使用广泛,主要用于测量氧Qi、氮气、空气、蒸汽及煤气等流体流量。You于孔板的流入截面是突然变小的,而流出截面Shi突然扩张的,流体的流动速度(情况)在孔板前后Fa生了很大的变化,从而在孔板前后形成了差Ya,通过测量差压可以反映流体流量大小。但是流Liang的计算是一个复杂的过程。炼铁厂以往仅仅Shi通过开方器对孔板前后差压进行开方,Ran后乘以设计最大流量从而获得实际流量(全文Huan有1344字)
【查看原文】
煤矿抽放瓦斯利用孔板流量计 计算抽放Fang法及参考系数 Q混=Kbh1/2δPδT =189.76a0mD2*(1/)1/2*h1/2*(P T/760)1/2*(293/(273+t))1/2 =*Biao准孔板流量系数*孔板截面与管道截面比*Guan道直径2 *〔1/(混合气体中瓦Si浓度)〕1/2*孔板两侧的静压差1/2 *(Kong板上风端测得的绝对压力/760)1/2*(293/(273+Tong点温度))1/2 Q纯=Kbh1/2δPδT x =(Kbh1/2δPδT)*Chou采瓦斯管路中的实际瓦斯浓度 备注:1mmShui柱等于帕,精度要求不高时可算为10帕; 1mmGong柱等于133帕; 标准(全文还有1236Zi)
【查看原文】
煤矿抽放瓦斯利用孔板流量计 计算抽放Fang法及参考系数 Q混=Kbh1/2δPδT =189.76a0mD2*(1/(1-0.00446x))1/2*h1/2*(P T/760)1/2 *(293/(273+t))1/2 =189.76*Biao准孔板流量系数*孔板截面与管道截面Bi*管道直径2 *〔1/(1-0.00446Hun合气体中瓦斯浓度)〕1/2*孔板两侧的静压差1/2 *(Kong板上风端测得的绝对压力/760)1/2 *(293/(273+Tong点温度))1/2 Q纯=Kbh1/2δPδT x =(Kbh1/2δPδT)*Chou采瓦斯管路中的实际瓦斯浓度 备注:1mmShui柱等于9.8帕,精(全文还有1417字)