很多用户在使用的时候遇到软化水器在工作过程中,设置的再生时间到一定周期后不会再生,本公司就以下不再生时一般会出现的状况进行分析:
1 、控制器不能控制电机旋转
A 、电源适配器损坏(显示屏无显示)。
如有同类型的电源,可用其它电源进行测试;现润新阀主要采用两类电源适配器,输出电压及电流分别为 DC12V 、1000mA 及DC24V 、 1500mA 。
B 、电机与主板的连接线短路。
如安装时有水浸入控制板或阀芯漏水,可能会出现这种原因。
C 、主板损坏。不能控制电机旋转。
D 、电机损坏。主要由阀芯漏水造成。
2 、再生时间设置不合理
程序显示再生时间或流量未到,但实际出水不合格。
A 、时间型,再生时间设置不正确,超过系统的最大制水周期。如本应 2 天再生一次的,设为 20 天再生一次。
B 、流量型,流量不向下减,流量计损坏,无瞬时流量。
主要原因有: ---东莞软化水设备,石碣软化水装置,长安软化水设备,
①叶轮被异物卡住或吸住铁物质,不能旋转。
②流量计线损坏或流量计插口与主板松动。
③ F74 一体式流量型控制阀叶轮偏心,转动不畅。
④主控板故障。
3 、电机不能带动阀芯转动,即电机转动阀芯不转
A 、电机小齿轮损坏。导致电机不能带动阀芯上的终端大齿轮旋转。
B 、对带手动手轮的阀门,如F63、F67、F68 ,中间传动装置与电机齿轮或终端大齿轮打滑。
C 、阀芯被异物卡住,电机带不动。
D 、电机齿轮与阀芯上的终端大齿轮间被异物卡住。
4 、设备不运行
A 、主要是流量型软化阀,运行流量设为 0 。
B 、自动过滤阀中的 F-00 设为 F-01 或更大值。
C 、定位板霍尔元件损坏。
*版权所有*,转载请注明出处,并以链接形式链接网址 :www.lvjianwater.com