讲题:水准仪检校及测量误差、 其他水准仪简介 内容提要: §2.6 水准仪的检验与校正 §2.7 水准测量误差及注意事项 §2.8 其他水准仪简介 §2.6 水准仪的检验与校正 一、水准仪轴线应满足的几何关系 主要条件 V L0 水准管轴LL∥视准轴CC L L C C 圆水准轴L0L0 ∥竖轴VV 横丝要水平(即:⊥竖轴) V L0 二.水准仪的检验与校正 (一)圆水准器的检验与校正 1、检验:气泡居中后,再将仪器绕竖轴旋 转180°,看气泡是否居中。 若居中,条件满足; 若不居中,需要校正; 2、校正:用三个脚螺旋使 气泡向中央移动一半, 再 用三个“校正螺旋”, 使气泡居中。 (二)十字丝横丝的检验与校正 检验:整平后,用横丝的一端对准一固定点M, 转动微动螺旋,看M点是否沿着横丝移动。 是,十字丝横丝垂直竖 轴 不,需要校正 M M M 校正:旋下目镜处十字丝环外罩,转动左右 2个“校正螺丝”。 (三)水准管轴∥视准轴(i角)的检校 检验:(1)平坦地上选A、B两点,约80-100m。 (2)在中点C架仪,读取a1、b1; (3) 在距B点约2—3m处架仪,读取a2、b2 a1 x1 h1=(a1-x)-(b1-x)=a1-b1 i i b1 x1 A C B A尺的正确读数为a’2,则a’2=b2 +h1;A尺实读数a2 a2=a’2, 满足;a2\ufe65a’2 向上;a2\ufe64a’2 向下; |a2-a’2 |\ufe653mm,需要校正 校正 方法有二种: (1)校正水准管 转动微倾螺旋, 使十字丝横丝对准(a2’=h1+b2), 拨动水准管校正螺丝,使水准管气泡居中。 (2)升降十字丝——i角误差较小 水准仪照准A尺不动,保持水准管气泡居中,拨动十字丝 上下两个“校正螺丝”,使十字丝横丝对准 (a2’=h1+b2)。 §2.7 水准测量误差及注意事项 来源:仪器本身误差、观测误差、外界条件影响 一、仪器误差 1.i角误差 前后视距相等 2.水准尺误差 长度变化、刻划误差、零点误差 设置偶数站; 起点、终点使用同一根水准尺 二、操作误差 整平误差 读数之前要精平 读 照准误差(视差) 消除视差 数 误 估读误差 差 视线长不超过150m 水准尺倾斜误差 竖直 采用往返观测的方法 三、外界条件影响的误差 主要有:仪器下沉、尺垫下沉、地球 曲率、大气折光、气温和风力。 §2.8 其他水准仪简介 一、自动安平水准仪 二、激光扫平仪 全自动激光扫平仪 三、精密水准仪 三.数字水准仪(电子水准仪)