注:困难情况下,边长测距可采取不同时间段测量代替往返观测。　a　为固定误差(mm)　,b　为比例误差系数,　D　平面控制测量　—　27　—　为测距边长(km)　。　条文说明　测距的主要技术要求,是根据工程实践经验,基于以下条件制定:　(1)一测回读数较差是根据各等级仪器每千米标称精度规定。　(2)单程各测回较差为一测回较差乘以　2　。　(3)往返较差的限差,取相应距离仪器标称精度的　2　倍。　(4)仪器的精度等级和测回数,是根据相应等级平面控制网要求达到的测距精度而　作出的规定。　3.3.18　测距仪及辅助设备检校应符合下列规定:　1　新购置或维修后的测距仪器,应进行检校。　2　测距使用的测距仪、温度计、气压计等应经法定检验机构检测合格后方可使用。　3.3.19　测距作业应符合下列规定:　1　测距前应先检查电池电压是否符合要求。在气温较低的条件下作业时,应有一　定的预热时间。　2　测距仪的测距头、反射棱镜等应按出厂要求配套使用。未经验证,测距仪不得　与其他型号的反射棱镜混合使用。　3　测距应在成像清晰、稳定的情况下进行。雨、雪、雾及大风天气不应作业。　4　反射棱镜背面应避免有散射光的干扰,镜面不得有水珠或灰尘沾污。　5　晴天作业时,测站主机应打伞遮阳,不宜逆光观测。　6　测距时气象数据的测定及各项观测限差应符合表3.3.19规定。　7　测站对中误差和反射棱镜对中误差应不大于2　mm。　8　测量气象元素的温度计宜采用通风干湿温度计,气压表宜选用高原型空盒气压　表。读数前应将温度计悬挂在离开地面和人体1.5　m　以外阳光不能直射的地方,且读数　精确至0.2　℃　;气压表应置平,指针不应滞阻,且读数精确至0.5　hPa。　表3.3.19　测定气象数据主要技术要求　等级　气象数据测定　温度最小读数(℃)　气压最小读数(hPa)　规定时间间隔　数据取用　二等、三等、四等　0.2　0.5　每边观测始末　每边两端平均值　3.3.20　测距边归算应符合下列规定:　1　斜距化算为水平距离前,应先进行气象、加常数、乘常数改正。　2　测距边的气象改正应按仪器说明书给出的公式计算。　3　测距边的加、乘常数改正应根据仪器检验的结果计算。　特大跨径公路桥梁施工测量规范　JTG/T　3650-02—2019　—　28　—　4　测距边经倾斜改正后,可按下列方法化算为水平距离:　1)已知测距边两端点