J2459 示波器的使用 (一)目的 1. 了解示波器面板上各个开关、 旋钮的名称和作用; 2. 初步学会示波器的使用方法。 (二)器材 J2459 型示波器 1 台; 低压电源 1 台; 变阻器 1 只; 电键 1 只; 导线若干。 (三)原理 当信号电压输入示波器时, 示波管的荧光屏上就反映出这个电压随时间变化的波形来。 示波管主要由电子枪、 竖直偏转电极和水平偏转电极组成。 两电极都不加偏转电压时,由电子枪产生的高速电子做直线运动, 打在荧光屏中心, 形成一个亮点。 这时如果在水平偏转电极上加上随时间均匀变化的电压, 则电子因受偏转电场的作用, 打在荧光屏上的亮点便沿水平方向匀速移动。 如果再在竖直偏转电极上, 加上一随时间变化的信号电压, 则亮点在竖直方向上也要发生偏移, 偏移的大小与所加信号电压的大小成正比。 这样, 亮点一方面随着时间的推移在水平方向匀速移动, 一方面又正比于信号电压在竖直方向上产生偏移。 于是在荧光屏上便形成一波形曲线, 此曲线反映出信号电压随时间变化的规律。 (四)步骤 1. 熟悉 J2459 型示波器板上各旋钮的作用。 如图实 15-1 为 J2459 型示波器的面板,荧光屏右边最上端的是辉度调节旋钮, 标以“ ” 符号, 用来调节光点和图像的亮度。顺时针旋转旋钮时, 亮度增加。 如图中①. 第二个是聚焦调节“⊙” 和辅助聚焦“○” , 这两个旋钮配合着使用, 能使电子射线会聚, 在荧光屏上产生一个小的亮斑, 得到清晰的图像。 如图中②和③. 再下面是电源开关和指示灯, 用后盖板上的电源插座接通电源后, 把开关扳向“开” 的位置, 指示灯亮, 经过一两分钟的预热, 示波器就可以使用了。 荧光屏下边第一行左、 右两端的旋钮是垂直位移“” 和水平位移“” ,分别用来调整图像在竖直方向和水平方向的位置。 如图中⑤和④. 它们中间的两个旋钮是“Y 增益” 和“X 增益” , 分别用来调整图像在竖直方向和水平方向的幅度, 顺时针旋转时, 幅度连续增大。 中间一行左边的大旋钮是 “衰减”,它有 1、 10、 100、 1000 四挡, 最左边的图实 15-1 “1” 挡不衰减, 其余各挡分别可使加在竖直偏转电极上的信号电压按上述倍数衰减, 使图像在竖直方向的幅度依次减为前一挡的十分之一。 最右边的正弦符号 挡不是衰减,而是由示波器内部自行提供竖直方向的按正弦规律变化的交流电压, 可用来观察正弦波形或检查示波器是否正常工作。 中间一行右边的大旋钮是“扫描范围” , 也有四挡, 可以改变加在水平方向的扫描电压的频率范围, 左边第一挡是 10~100Hz, 向右旋转每升高一挡, 扫描频率都增大 10 倍,最右边的是“外 X” 挡, 使用这一挡时, 机内没有加扫描电压, 水平方向的电压可以从外部输入。 中间的小旋钮是“扫描微调” , 用来调整水平方向的扫描频率, 顺时针转动时频率连续增加。 底下一行中间的旋钮“Y 输入” 、 “X 输入” 和“地” 分别是竖直方向、 水平方向和公共接地的输入接线柱。 左边的“DC、 AC” 是竖直方向输入信号的直流、 交流选择开关。