将取样器接在仪器入口,打开泵开关,便可将被测环境的气体抽入仪器内,从显示器上直接读出被测的CO,浓度值。测量下一个数据时,不必回零,将取样器杆指向被测处,即可读出被侧值。一般情况下,工作一小时后,应该检查零点。当零点漂移较大时,需旋转零点电位器进行调整,若变化不大,仍可继续工作,而不必进行修正。(要将CO,的ppm(1%=10000ppm)值转换成mg/m需根据气压、温度进行修正,但在城市气压、温度变化不大的情况下,一般可取的经验公式:mg/msppm×1.96
5、充电
电池电压在5.5V时,就应对仪器进行充电。充电时,将稳压电源一端插在220V交流电源插座上,另一端插在仪器侧面板的“电源”处,并且将切换开关打到充电档,电源和泵开关都处于“关”的状态,“检查”开关向上扳。(当想观察充电情况时,可按下“POWER”开关,看显示器的显示,然后再关上显示器继续充电。)