博朗耳温枪f怎么转换c
1、先将耳温枪关机。
2、在关机状态下按住电源键不放,约5秒左右显示屏上会依次出现°C/SET,°F/SET字样,分别表示摄氏度及华氏度,当显示屏上出现°C/SET温度单位后,立即松开电源键即可。
提醒:调整一次后,下次开机会保持现在的设置,即只要调整一次到摄氏度后,就永远是摄氏度,除非重新调整。
博朗耳温枪使用说明
按键说明 I/O:按一下开机,长按就是关
start :测量前按一下,灯会闪烁,表示进入测量的状态了。
1.将温度计从盒中取出,并装上一个耳套。
2.按I/O键启动机器,把探头轻柔缓慢地伸入耳道。 确保探头方向在正确测量的位置上。
3.按下,然后松开“Start”按钮。Start按钮上方的绿色Exactemp灯开始闪烁,显示正确的探头就位。等待听见提示音以及绿色Exactemp灯信号固定不动,表示已经以正确的方式结束测量,可以拿出耳温计,读数。
4.按住”I/O”按钮,直到显示“1 MEM",可以依次显示最近八次测量的温度。
5.耳温计关闭时,按住”I/O”按钮约5秒钟(会出现OFF提示)或者不进行操作 机器会自动关机。
6.转换华氏度到摄氏度的方法:同时按住‘I/O’键和‘start’键不动,等待画面依次显示‘。F’‘set’‘ ℃’当显示到℃的时候同时松手就可以了;测量时请按“start”键。
博朗耳温枪使用注意事项
1、人的外耳道并非呈直线状,因此在使用耳温枪 时,需将耳廓往后上方拉,让耳道趋向直线形,耳温枪也较容易对准鼓膜测量。
2、饮用热水,进食热的食物,进行剧烈的活动,刚洗完热水澡后,都会出现体温短暂升高的现象,这时候不能测体温,应等半小时在进行。
3、每个人的左、右耳道不尽相同,所以测量时应每次都测同一个耳朵。
4、耳温枪刚从盒子取出,还未适应环境温度,测出来的温度不太准确,一般建议先将耳温枪打开应置于室内约20分钟后再使用。