公司名称上海程斯智能科技有限公司品牌型号所在地上海厂商性质生产厂家访问次数276
公司介绍主营产品
纺织摩擦色牢度检测仪器 汽车内饰耐磨检测仪器 纺织燃烧性检测仪器 皮革检测仪器 汽车刮檫检测仪器,磨耗检测仪器 老化试验检测仪器
产品简介在线询价

品牌其他品牌产地国产
产品新旧全新

DEHS油盐性测试仪
移除的粉饼和剩余的粉尘随垂直气流往下掉到脏气管底部的粉尘收集器。
ASTM D6830 判定可清洁过滤介质压降及过滤性能的测试方法
符合多种测试标准
DEHS油盐性测试仪 产品信息
DEHS油盐性测试仪
【主要用途】
DEHS油盐性测试仪用于日常防护型熔喷滤料、医用熔喷滤料、呼吸器对颗粒物过滤、细菌过滤效率的测试。适用于医疗器械检验中心、安全防护检验中心、劳动防护检验中心、药品检验中心、疾病预防控制中心、纺织品检测中心、医院、熔喷滤料和呼吸器生产企业等。
进口熔喷滤料颗粒过滤效率检测仪的使用说明【适用标准】(对于不同的标准,需要配备不同的配件)
GB/T 32610-2016 日常防护型熔喷滤料技术规范 6.13(附录A)
GB 2626-2006 呼吸防护用品-自吸过滤式防颗粒物呼吸器
GB 19082-2009 医用一次性织物技术要求
GB 19083-2010 医用防护熔喷滤料技术要求
GB 24539-2009织物装 化学织物通用技术要求 6.9
YY 0469-2011医用外科熔喷滤料
熔喷滤料颗粒物过滤效率测试【技术参数】
1、 采用冷发生气溶胶发生器产生出连续稳定的气溶胶粒子,加注溶液方便。
2、 采用高精度PM2.5传感器对气溶胶浓度进行测量。
3、 全程颗粒物防泄漏设计,保护实验人员安全。
4、 气溶胶发生器2套:盐性颗粒物气溶胶发生器和油性颗粒物气溶胶发生器。
5、 配有气溶胶颗粒物静电荷中和装置。
6、 气动夹具并配有保护装置,使用安全方便。
7、 配置温湿度传感器,实时显示环境温湿度(温湿度要求:25℃±5℃,30%RH±10%RH)。
8、 配置玻璃转子流量计、真空泵、激光尘埃粒子计数器。
9、 过滤效率检测范围:0-99.999%。
10、过滤效率检测流量计范围(10-100)L/min,精度2.5级。
11、过滤效率采样频率:1-9999次/min可任意设置。
12、过滤效率颗粒物浓度:(20-30)mg/m3;计数中位径:盐颗粒物(0.075±0.02)μm、油颗粒物(0.185±0.02)μm;粒度分布几何标准偏差:盐颗粒物≤1.86、油颗粒物≤1.60;动态检测范围(0.001-100 )mg/m3,精度1%。
13、仪器准确度等级(精度等级):1级
14、控制系统:计算机控制试验过程,自动采集数据,配置电脑和测试软件。
15、计算机自动测试气体浓度,自动计算过滤效率;可保存、输出、查询、打印测试数据。
16、电源: AC220V 50Hz
医用织物检测仪器:医用织物血液穿透测试仪,医用织物阻干态测试仪,医用织物阻湿态测试仪,医用织物阻燃测试仪,医用织物防水测试仪,医用织物透气性测试仪,织物摩擦带电电荷量测试仪医用熔喷滤料检测仪器:医用熔喷滤料合成血液穿透测试仪,医用熔喷滤料呼吸阻力测试仪,医用熔喷滤料颗粒过滤性测试仪,医用熔喷滤料细菌过滤性测试仪,医用熔喷滤料气密性测试仪,医用熔喷滤料阻燃测试仪,医用熔喷滤料气流阻力测试仪,医用熔喷滤料呼吸阀气密性测试仪。
熔喷滤料颗粒过滤效率测试仪
产品信息
仪器简介
自动滤料测试仪能模拟熔喷滤料或滤材实际使用环境,基于标准要求的油雾和盐雾方法进行
过滤效率及过滤阻力测试。
测试参数符合NIOSH 42 CFR Part 84及GB/T 2626标准中测试方法要求。
除此之外,自动滤料测试仪还可进行滤料透气度测试,测试孔径:1/1,1/2,1/4,1/8;
测试材料:层状熔喷滤料或过滤滤材;
测试方法:油雾法测试和盐雾法测试;
测试参数:过滤效率、过滤阻力等;
自动滤料测试仪能准确评价熔喷滤料或滤料的过滤性能,为新型过滤材料的研发,产品质量
控制,材料性能验证等提供数据依据,是科研,检测,工业生产等领域的产品性能验证
的佳选择。