万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。

万能表的使用方法

(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
(2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
(3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
(4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
(5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
在使用模拟万用表时分别将两只测量表笔的一端按红接正(+)、黑接负(-)的要求插到测量端,然后确认指针是否在“0”位。指针应与刻度盘左侧的端线对齐,如果不一致,则要进行零位调整。在进行电流和电压测量之前,要先估计一下待测电流和电压的范围,先设在较大的挡位,然后再调到合适的挡位,以避免过大的电流将万用表烧坏。
在进行测量时,要考虑到万用表内阻的影响。例如,为了测量电压,要将表笔接到被测电路上,这时万用表内的电阻上也有电流流过,这对测量值有一定的影响。测量同一点的电压时,若使用不同的挡位,万用表的内阻不同,影响程度也不同。
在测量晶体管电子电路时,以直流挡选20kΩ/V的内阻比较好,这个数值通常标注在万用表刻度盘上。另外,晶体管电路往往还需要测量低值电压,例如0.1V,这时所选万用表要具有1V挡的测量范围。

万用表11个档位介绍

1.5伏:这个是测1.5伏电池的电量,显示的是电压
二极管蜂鸣档:可以测二极管单向导通,显示的数字是二极管的电压降,单位毫伏。蜂鸣档测通断,非常实用。
Ω:电阻档,测量电阻的时候一定要断电。
HFE:测三极管的参数,显示的是三极管的放大倍数。测三极管不用表笔,有三极管插口。
火线:可以测火线,捏住黑表笔或者接地,有HV符号的就是火线。
V—:直流电压档,并联到被测线路上,直流电压有正负。
V~:交流电压档,同上,只有正值。
A~:交流电流档,需要把万用表串到被测线路中,一定要估测下电流,无法估测就用大的量程。
A--:直流电流档,同上。
F:电容档,测电容的时候记得放电哦。

万能表使用口诀

1、测量先看挡,不看不测量
每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。
2、测量不拨挡,测完拨空挡
测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“?”位置。
3、表盘应水平,读数要对正
使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。
4、量程要合适,针偏过大半
选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程,然后根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止。
5、测R不带电,测C先放电
严禁在被测电路带点的情况下测电阻。检查电器设备上的大容量电容器时,应先将电容器短路放电后再测量。
6、测R先调零,换挡需调零
测量电阻时,应先将转换开关旋到电阻挡,把两表笔短接,旋“Ω”调零电位器,使指针指零欧后再测量。每次更换电阻挡时,都应重新调整欧姆零点。
7、黑负要记清,表内黑接“+”
红表笔为正极,黑表笔为负极,但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极。
8、测I应串联,测U要并联
测量电流时,应将万用表串接在被测电路中;测量电压时,应将万用表并联在被测电路的两端。
9、极性不接反,单手成习惯
测量电流和电压时应特别注意红、黑表笔的极性不能接反,并且一定要养成单手操作的习惯以确保安全。