在线 pH 校准步骤 1、准备好校准用的标准溶液(pH4.0 和7.0 的标液)和清洗 pH 电极的清水。 2、同时按一下仪表操作界面上的“CAL”和“MODE”键。 原界面如下: 跳转界面如下: 3、按一下“MODE”键,跳转至如下界面: 4、按一下“MODE”键,跳转至如下界面: 5、用清水将 pH 电极清洗干净,放入 pH 为7的标液中,按一下“MODE”键。 自动出现如下界面: 后又自动跳转至如下界面(需要等待几秒或几分钟,如出现第 4 步的界面,则 按一下“MODE”键直至跳出如下界面): 备注:界面中显示的 pH 应为 7,如果不为 7,按”CAL”或“SET”键将 pH 值下 调或上调至 7. 6、界面显示为“7”后,按一下“MODE”键,出现如下界面: 7、用清水将 pH 电极冲洗干净,放入 pH 为4的标液中,按一下”MODE”键,出 现如下界面: 自动先出现如下界面: 后又自动跳转至如下界面(需要等待几秒或几分钟,如出现第 6 步的界面,则 按一下“MODE”键直至跳出如下界面): 备注:界面中显示的 pH 应为 4,如果不为 4,按”CAL”或“SET”键将 pH 值下 调或上调至 4。 8、操作完第 7 步后,出现”pass”的字样后,快速自动跳转至如下界面。 9、按两下“CAL”键,重启界面,校准结束。 10、与便携式 pH 计对比数值。如数值相差在 0.1 之内,说明校准成功。(首 先得保证便携式 pH 计的测量结果是正确的)