CT检查技术参数 红旗医院影像科 CT检查技术参数 扫描类型 曝光条件 视野 矩阵 准直 层厚 层距 重建间隔 螺距 旋转速度 心电门控 扫描架倾斜角度 算法 红旗医院影像科 扫描类型 非螺旋扫描 螺旋扫描 非螺旋扫描检查时间较长,扫描数据通常不适于重建 ,图像信噪比较高 螺旋扫描速度快,数据适于扫描后重建 通常颅脑、椎间盘扫描选用非螺旋扫描 胸部、腹部扫描及增强扫描选用螺旋扫描 红旗医院影像科 曝光条件 管电压(kV) 100~140kV 管电流(mA) 70~260mA 扫描时间(s) 6~20s X线剂量降低:噪声增大,图像质量降低。 必须选择合适的曝光剂量,并在保证影像质量的前提 下尽可能减少病人所接受的X线剂量。 红旗医院影像科 视野(field of view FOV) 扫描视野(scanning field of view,SFOV) 显示视野(displaying field of view, DFOV) 扫描结束后,可以改变显示视野大小重建图像 颅脑显 示视野 25cm 胸部显 示视野 36cm 红旗医院影像科 矩阵(matrix) CT矩阵用于重建图像 256×256,512×512,1024×1024等,目前应用最多 的是512×512矩阵 相同的视野情况下,矩阵越大,空间分辨力越高。 扫描结束后,可以改变矩阵重建图像。 红旗医院影像科 准直(collimation)与采集通道 前准直器 后准直器 采集通道输出信号 同时使用几个采集通道通常代表同时采集几层图像。 多层螺旋CT机的“层数”实际上往往指该CT机的最大 通道数,而不一定是探测器的排数。 红旗医院影像科 层厚 一幅图像对应的断面厚度 图像空间分辨率 可以重建 重建的心脏薄层图 像(层厚0.5mm) 红旗医院影像科 层厚 非螺旋、单层螺旋CT:层厚=前准直的宽度,即扇形X 线束的宽度 多层螺旋CT X线束的厚度与多个层面的厚度之和一致 , 层厚=一个采集通道所对应的全部体层的厚度 采集通道数目决定了旋转一周采集数据的层数 红旗医院影像科 层厚(slice thickness) 层厚小,纵向空间分辨力好,信噪比降低。 层厚大,信噪比提高,纵向空间分辨力下降。 扫描层厚可从1~10mm 0.33mm 检查内耳、颞骨乳突、眼眶、椎间盘、肾上腺等须采 取薄层扫描;观察软组织且范围较大时,选择较大的 层厚。 红旗医院影像科 层距(slice gap) 层距概念一般用于非螺旋扫描,是指相邻两个层面的 中点之间的距离。 连续扫描 间隔扫描 重叠扫描 红旗医院影像科 重建间隔(reconstruction interval) 被螺旋CT重建的相邻图像的中心在长轴方向的距离。 近似于非螺旋CT扫描的层距 重建间隔=层厚,层面无遗漏、无重叠 重建间隔>层厚,部分层面未显示 重建间隔<层厚,重叠重建 30%~50% 红旗医院影像科 螺距(pitch) 扫描旋转架旋转一周(360°角)检查床运行的距离 与X线准直宽度的比值 无量纲的比值 pitch=1,曝光剂量、重建使用的数据量与非螺旋扫 描持平 pitch>1,图像信噪比降低,扫描速度加快 pitch<1,图像质量提高,扫描时间延长 红旗医院影像科 旋转速度 0.5~1.0s/周,最快可达0.35s/周 扫描速度快,减少了运动伪影,减少了因运动而产生 的漏扫,缩短了病人的检查时间 腹部增强扫描保证了多期扫描的时间更准确 红旗医院影像科 旋转速度 时间分辨力提高,结合心电门控技术,适用于心脏、 大血管、冠状动脉等动态器官的检查 适于对急、重症病人检查 减慢扫描速度,曝光时间长,X线剂量增加,可以增 加信噪比,提高图像质量 红旗医院影像科 心电门控(cardiac gating) 前瞻性心电门控 心电图R波 心电触发(triggering technique) 回顾性心电门控 回顾性图像重建心电门控 红旗医院影像科 扫描架倾斜角度 被检组织器官的扫描层面与水平面不相垂直的时候, 需将扫描架倾斜一定角度进行扫描。 ±30° 许多设备设置需在扫描机架的控制面板上操作,有的 设备设置也可在控制台上操作。 红旗医院影像科 算法 CT图像重建时所采用的数学函数 标准算法、软组织算法、骨算法 标准算法均衡图像的密度分辨力和空间分辨力 软组织算法突出密度分辨力 骨算法提高空间分辨力 螺旋扫描的容积数据可变换算法重建 红旗医院影像科 算法 在实际操作中,各参数的选择要受到CT机性能的限制 ,还会受到病人的扫描部位、扫描范围、X线剂量、 诊断对图像的要求等因素的制约。 各参数的确定要结合实际需要进行综合考虑,合理选 择。 红旗医院影像科 THANK YOU 红旗医院影像科