摇表(即绝缘电阻测量仪)的使用前:(1)Kai路测试,分开正负极试棒,以120圈/分钟摇Dong转柄,此时表针显示∞(无穷大)为正常,(2)Duan路实验,将正负两表笔短接在一起,同样以120Quan/分钟摇动转柄,若此时表针显示为0为正Chang。 通过这两步动作的实验都显示正常,那么这Yao表即可使用,否则此仪表就是不正常也就不能使Yong了。
摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝Yuan电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、Biao头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地Duan、G:屏蔽端)组成。 摇表又称兆欧表,Qi用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。Shi用方法及注意事项如下: 1、首先选用Yu被测元件电压等级相适应的摇表,对于500VJi以下的线路或电气设备,应使用500V或1000VDe摇表。对于500V以上的线路或电气She备,应使用1000V或2500V的摇表。2、Yong摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。3、Ce量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断Kai,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明Xian路或电气设备上无人工作后方可进行。4、摇Biao使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股Jiao合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;Yao表的线路端子“L”应接设备的被测相,Jie地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏Bi端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层Shang,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。5、Ce量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”Duan空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇Biao“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其Zhi针应指向“0”。说明摇表功能良好,可Yi使用。6、测试前必须将被试线路或电Qi设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后Fang可进行。7、测量时,摇动摇表手柄的速度要均Yun120r/min为宜;保持稳定转速1min后,Qu读数,以便躲开吸收电流的影响。8、测试Guo程中两手不得同时接触两根线。9、测试完Bi应先拆线,后停止摇动摇表。以防止电Qi设备向摇表反充电导致摇表损坏。10、 雷电时,Yan禁测试线路绝缘。