图2—2是我国生产的DS3型微倾式水准仪。 (点击图片放大) 图2-2 DS3微倾式水准仪 2.2.1.1望远镜 望远镜的作用是能使我们看清不同距离的目标,并提供一条照准目标的视线。 (点击图片放大) 图2-3望远镜的构造 图2-3是DS3型水准仪望远镜的构造图,主要由物镜、镜筒、调焦透镜、十字丝分划板、目镜等部件 构成。物镜、调焦透镜和目镜多采用复合透镜组。物镜固定在物镜筒前端,调焦透镜通过调焦螺旋可沿光 轴在镜筒内前后移动。十字丝分划板是安装在物镜与目镜之间的一块平板玻璃,上面刻有两条相互垂直的 细线,称为十字丝。竖的一条是竖丝,中间横的一条称为中丝(或横丝),是为了瞄准目标和读取读数用的。 在中丝的上下还对称地刻有两条与中丝平行的短横线,是用来测距离的,称为视距丝。十字丝分划板通过 压环安装在分划板座上,套入物镜筒后再通过校正螺钉与镜筒固连。 物镜光心与十字丝交点的连线称为视准轴或视准线(图2-3)。视准轴是水准测量中用来读数的视线。 水准测量是在视准轴水平时,用十字丝的中丝截取水准尺上的读数。 望远镜成像原理如图2—4所示,目标 AB 经过物镜后,形成一倒立缩小的实像 ab。移动对光凹透镜 可使不同距离的目标均能成像在十字丝平面上,再通过目镜的作用,可看清同时放大了的十字丝和目标影 (点击图片放大)图2-4 望远镜成像原理 通过望远镜所看到的目标影像的视角与肉眼直接观察该目标的视角之比,称为望远镜的放大率。通 过望远镜所看到的目标影像的视角为 ,用肉眼直接观察该目标的视角可近似的认为是 ,故放大率 。DS3型水准仪望远镜放大率为28倍。 2.2.1.2 水准器 水准器是用来判别视准轴是否水平或仪器竖轴是否竖直的装置。水准器有管水准器和圆水准器两种。 管水准器用来判别视准轴是否水平,圆水准器用来判别竖轴是否竖直。 (1)管水准器 水准管管水准器又称水准管,是把纵向内壁琢磨成圆弧形的玻璃管,管内装酒精和乙醚的混合液,管子加 热融闭后,在管内形成一个气泡(图2—5)。由于气泡很轻,故恒处于管内最高位置。水准管圆弧中点 为水准管零点。过零点与内壁圆弧相切的直线LL,称为水准管轴。当水准管气泡中心与零点重合时,称气泡居中,这时水准管轴处于水平位置。 图2-6水准管分划值 水准管2mm 的弧长所对圆心角τ 称为水准管分划值(图2—6),即气泡每移动一格时,水准管轴所倾斜