由于红外光谱仪的许多光学器件为卤素的晶体,所以在红外光谱的骨架振动区无特征的吸收峰,仅在指纹区有吸收峰,但易受分子中其他化学键峰的干扰,仅靠这些峰作结构识别要谨慎。如,C―F:1400-1000 cm-1(极强);C―Cl:800-600 cm-1(强);C―Br:600-500cm-1(强);C―I:500 cm-1(强)。
2.6 无机阴离子的红外吸收峰无机化合物中金属元素的定性和定量分析,采用发射光谱(ICP/AES(MS))、X光荧光光谱(XFS)、扫描电镜(SEM)等方法很容易解决,但这些方法对无机阴离子的结构分析无能为力。无机阴离子的分析通常建议采用离子色谱法,不但分析操作手续冗长,且必须有已知标准化合物作对照分析。作为有机化合物鉴定的红外光谱分析方法,也是一种被忽视了的快速、准确地鉴定大多数无机阴离子的好方法。大部分无机阴离子的红外谱图谱峰比较简单,峰的强度较高,很容易识别和确认。常见的无机阴离子特征红外吸收谱带包括:硅酸盐:1100-900 cm-1(强);磷酸盐:1030-1000 cm-1(强宽);碳酸盐:1450-1400 cm-1(极强);碱式碳酸盐:1430 cm-1(双峰,极强),3300 cm-1(―OH氢键缔合峰);硫酸盐:1130-1080 cm-1(极强);硝酸盐:1380-1350 cm-1(极强);亚硝酸盐:1250-1230 cm-1(极强);氰化物、硫氰酸盐(―C≡N):2200-2000 cm-1(强)。
3 影响红外光谱基团吸收频率位移的原因
红外光谱中基团的吸收频率主要由基团化学键结合的力常数和基团的原子质量决定,但这些基团的红外吸收频率,受在分子中所处环境影响会发生位移。这些影响因素一般可归属为基团的外因和内因,外因主要是分子的物态、晶态、溶剂和杂质等影响;内因主要是分子结构中基团的周围基团和在分子结构中空间构型等的影响。许多文献中讨论了“影响吸收峰位置位移的因素”,由于这些影响因素的加合,使红外光谱变得更加复杂,增加了对红外光谱准确理论解释的困难,虽然可预示分子某些结构特征峰的出现,但要注意会经常遇到一些解释困难的例外,使红外光谱理论解释增加了许多不确定因素。
3.1 样品外部环境的影响
样品处于气态时,分子间相互作用力很小,因而光谱与常见的凝聚态光谱明显不同,所以气态样品的IR图一