仪器信息如下图
1. 选定好要测试的频率范围后进行校准,然后按区域二面板按键 Format,在显示器上单击SWR选项,进入驻波测试界面
使用区域五面板的 Maker按键,进行maker点设置,如下图
然后将待测物接到网分的1号端口上,如下图;
按区域二面板的 Display按钮,进入如下界面:
选Display 选项可以进行显示选择。Data:显示当前待测物驻波Mem:显示存储波形Data&Mem:同时显示当前待测物与存储的波形。OFF:关闭显示Display 选项下方Date->Mem 将当前波形图存储,存储后才可使用 Display选项内的:Mem和Data&Mem功能
当前波形:
当前与存储波形同时显示。
按面板上Format 按键进入如下界面,直接点击选择需要测试的参数