第一种为　传统差压型,　只测量差压,　没有其他功能。　第二种为多参量变送　器。　多参量变送器是一种能够测量多个过程变量　(包括差压、　静　压和温度)　的多参量变送器。　用作质量流量变送器时,　这些独立　的数值可用于补偿密度、粘度和其他流量参数变化。　1.5　差压流量测量应用　产品一致性:按批次生产的产品依赖于成分的精确比例,差压流量计有助于确保液体和气体的准确输送。　生产效率:从批次控制到清除副产品再到排放监测,流量的计量和测量在与效率相关的大量过程控制变量中不可　或缺。　过程变量控制:过程通常包括多个变量输入。对这些变量(包括流量)的控制是优质生产的关键。　安全性:差压流量有助于防止对安全性造成各种威胁,包括加注过满、反应器控制等等。　内部料单和资源分配:对库存和过程速率的严格控制直接有助于盈利能力的提高。对于许多富有经验的生产者而　言,过程成本的内部料单直接影响生产力。　贸易交接:流量计量对于按体积或重量出售的产品而言不可或缺。输出端的准确测量要精确到每一滴,而接收端　的准确测量有助于将溢出可能性降到最低。　1.6　流量计的安装　传统安装　如图　1.6.a　所示,传统安装法需要三种不同的部件类别。　图1.4.c　–　一次元件类型　文丘里管　标准孔板　测流喷嘴　罗斯蒙特调节孔板　1.　一次元件(差压产生装置)　2.　二次元件(变送器)　3.　第三方元件(引压管、连接硬件、管道、接头、阀门等)　传统形式可使部件间的设计满足各种应用,可专为满足贸易交接标准而设　计。　传统安装存在自身限制或问题。包括接头、单独/错误的引压管和阀组装置　上存在多处可能的泄漏点;长导压管造成的精度问题。另外,安装极为复　杂,需要较长的直管段(取决于所使用的一次元件)和精心的部件配置。多　年以来,人们通过大量工作解决了其中一些问题,因而扩展了差压流量设备　的实用性和价值。　一体化安装　一体化流量计将一次元件和变送器集成为一个整体的流量计。在很大程度上,这是为了将老式传统流量计的安装　问题降到最低。因此,安装所需的部件和人力比传统流量计安装要少。　一体化流量计与传统流量计的工作方式极为相似。采用相同的测量计算方式,与相同的一次元件配合工作,而且　拥有相同的变送器(差压变送器和多参量变送器)。　一体化流量计的优点:　•　不再使用接头、导压管、阀门、适配器、阀组和安装支架　•　潜在泄漏点减少(出厂