体测仪发生故障的原因有很多、出现故障的情况也不尽相同,每种故障都有它自己的解决方式以及出现的原因,通过总结发生过的状况,今天就为大家来简单介绍一下。
1、阻抗超出测定范围
原因:用户的阻抗超出测定范围时与电极的接触不良、阻抗比标准范围低或者高、测定范围: 100~950Ω。
处理方式:
1)将测定部位(电极、手、脚)清洁干净之后重新测定。
2)调整好抓握电极的方法和测定姿势之后重新测定。
3)测定当中身体不能晃动,以免在晃动的瞬间发生与电极的接触不良。
4)重新测定之后在画面上仍然显示错误,请询问本公司或指定经销商。
2、体脂百分比超出体测仪的测定范围
原因:用户的体脂百分比的分析结果超出允许范围时个人信息输入有错,体脂百分比超出范围,其测定范围是3~50%。
处理方式:
1)清洁干净电极柄之后重新测定。
2)重新测定之后在画面上仍然显示同样的错误,请询问本公司或者指定经销商。
3、超出了体测仪的测定范围
原因:肥胖度超出范围时,测定范围: -100~+100%。
处理方式如下
1)正确输入身高。
2)检查量体重结果是否正确,请用正确方法重新测定。
3)若被测定人员的肥胖度超出允许范围,则无法分析。
4)用正确的方法重新分析之后仍然显示错误提示,请询问本公司或者指定经销商。
4、无法输入身体
原因:用户的身高超出输入范围时身高输入错误,身高输入范围: 100~200cm,
处理方式:请正确输入身高,如果用户的身高超出分析范围,则无法输入。
5、无法量体重
原因:用户的体重超出测定范围时测定体重有错、测量时总是在动,体重测定范围是10~200kg。
处理方式:请重新测定体重。如果用户的体重超出测定范围,则无法测定。