仪器在连续使用时,每天要标定一次。在测量电极插座处拔去Q9短路插头;在测量电极插座处插上复合电极;如不用复合电极,则在测量电极插座处插上电极转换器的插头;玻璃电极插头插入转换器插座处;参比电极接入参比电极接口处。
电源接通后,按“pH/mV”按钮,使仪器进入pH测量状态,预热30min。按“温度”按纽,使显示为溶液湿度值(此时温度指示灯亮),然后按“确认”键,仪器确定溶液温度后回到pH测量状态。
把用纯化水清洗过的电极插入pH=6.86(25℃)的标准缓冲溶液中,待读数稳定后按“定位”键(此时pH指示灯慢闪烁,表明仪器在定位标定状态)使读数为该溶液当时温度下的pH值;然后按“确认”键,仪器进入测量状态,pH指示灯停止闪烁。
把用纯化水清洗过的电极插入pH=4.01(25℃)(或pH=9.18(25℃))的标准缓冲溶液中,待读数稳定后按“斜率”键(此时pH指示灯闪烁,表明仪器在斜率标定状态)使读数为该溶液当时温度下的pH值,然后按“确认”键,仪器进入pH测量状态,pH指示灯停止闪烁,标定完成。
重复5~6直至不用再调节定位或斜率两调节旋钮仪器显示数值与标准缓冲溶液pH值之差≤±0.02为止。别看步骤这么多,其实也挺简单的,多试几次熟练就好了