新房装修,室内空气中甲醛、TVOC等污染物已成为危害人类健康的“隐形杀手”,大部分人为了心里有底就会选择自己测测看~网购甲醛测试仪,买买买!大部分人对电子检测仪测试结果还是表示比较信任的。
事实上,甲醛检测仪和检测盒的测得到底准不准?
为此,我们做了一个购买了市面在售的由几十到几百元不等甲醛检测仪和检测盒,来和专业实验室仪器对比~
例牌声明:本次比较试验由深圳市消委会联合龙岗区、坪山区、盐田区消委会共同委托深圳市品质消费研究院开展,试验模拟消费者在京东、天猫、苏宁等网购平台上选择销量靠前的产品作为本次试验样品进行测试,包括5款甲醛检测仪、2款甲醛检测盒。
~样品如上~
线上购买总图
测试方法
为保证测试的公平性,整个比较试验地点为随机选定新装修的消费者家中,5款甲醛检测仪、2款甲醛检测盒、实验室专业检测仪器在同一时间、同一地点进行测试。如下图所示:
在消费者家中进行测试过程图
试验结果
1、家用甲醛检测仪和甲醛检测盒全军覆没,测试结果不可信
甲醛检测仪/盒测试数据总表
7款家用甲醛检测仪/盒的甲醛测试结果对比“标准值”,相对误差范围在17%-228%;检测仪的TVOC测试结果对比“标准值”,相对误差范围在21%-182%。没有一款检测仪或检测盒能提供准确的检测结果。
备注:标准值是指实验室专业仪器检测的值,文中简称“标准值”。
相对误差指检测结果的精确性,数值越小表明检测值越接近标准值。岚宝德源检测仪无TVOC测试结果是因为该产品无TVOC检测功能。
2、甲醛的检测结果中,检查官甲醛检测仪的甲醛测试结果相对误差高达228%
甲醛测试相对误差展示图
7款检测仪/盒对甲醛的测试结果相对误差均较大,其中“检查官检测仪”的检测结果相对误差竟高达228%,消费者家中甲醛标准值为0.1mg/m³,而检查官测出结果均在0.3mg/m³以上,四次测试结果均严重偏离标准值,结果准确性较差。
备注:GB 50325-2010(2013版)第6.0.8条款中对于甲醛简便取样仪器的测量结果进行了规定:“测量结果在0.01mg/m3 -0.60mg/m3测定范围内的不确定度应小于20%。”
甲醛检测仪现场测甲醛结果图
3、同款甲醛检测盒同一环境测出结果不一致,可信度差