用提勒管法测定熔点的 安装装置。将提勒管竖直固定于铁架台上,加入选定的载热液,载热液的用量应使插入温度计后其液面高于上支管 口的上沿约1cm为宜。插入带有塞子的温度计。温度计的量 程应高于待测物熔点30以上。温度计的安装高度应使其水 银球的上沿处于提勒管上支管口下沿以下约2cm处。如用b 管,则应使温度计的水银球处于上、下支管口的中间位置。 温度计需竖直、端正,不能偏斜或贴壁。塞子以软木塞为好, 无软木塞时也可用橡皮塞,但橡皮塞易被有机载热液溶胀, 也易被硫酸载热液碳化而污染载热液,所以应尽量避免橡皮 塞触及载热液。塞子的侧面应用小刀切一切口,以利透气和 观察温度,在该段温度不需观察的情 测熔点的毛细管的制作。