置于“DC” 位置时, 所加的信号电压是直接输入的; 置于“AC” 位置时, 所加信号电压是通过一个电容器输入的, 它可以让交流信号通过而隔断直流成分。 右边的“同步” 也是一个选择开关。 置于“+” 位置时, 扫描由被测信号正半周起同步, 置于“-” 位置时, 扫描由负半周起同步。 这个开关主要在测量较窄的脉冲信号时起作用, 对于正弦波、 方波等,无论扳到“+” 或“-” , 都能很好地同步, 对测量没有影响。 2. 练习使用示波器 ①把辉度旋钮反时针旋到底, 垂直位移和水平位移旋钮转到中间位置, 衰减旋钮置于最高挡, 扫描旋钮置于“外 X” 挡。 ②接通电源, 打开电源开关。 经预热后, 荧光屏上出现亮点。 调节辉度旋钮, 使亮度适中。 ③调节聚焦和辅助聚焦旋钮, 观察亮点的大小变化, 直至亮点最圆、 最小时为止。 ④旋转垂直位移和水平位移旋钮, 观察亮点的上下移动和左右移动。 ⑤把扫描范围旋钮旋至最低档, 扫描微调旋钮反时针旋到底, 把 X 增益旋钮顺时针旋到 1/3 处,观察亮点的水平方向的移动情况。 ⑥顺时针旋转扫描微调旋钮, 观察亮点的来回移动(随着扫描频率增大而加快, 直至成为一条水平亮线) 。 旋转 X 增益旋钮, 观察亮线长度的变化。 ⑦把扫描范围旋钮置于“外 X” 挡, 交直流选择开关扳到“DC” , 并使亮点位于荧光屏中心。 按图实 18-2 接好电路, 输入一直流电压。 ⑧移动变阻器的滑动片, 改变输入电压的大小,观察亮点的移动。 ⑨将电池的正负极接线调换位置, 重复步骤⑧。 图实 15-2 ⑩使 Y 增益旋钮顺时针旋到底, 衰减旋钮置于“1” 挡。 使变阻器的滑动片从最右端起向左滑动至某一位置, 读取亮点偏移的格数。 此时亮点每偏移 1 格, 表示输入电压改变50mV。 计算此时输入电压的大小。 如果衰减旋钮置于其他挡时, 应将所得数值乘以相应的倍数。 (11) 实验完毕后, 把辉度旋钮反时针旋到底, 然后关机, 切断电源。 注意事项 (1) 亮度不要太大, 光点不应长期停留在一点上, 以免烧坏荧光屏 (2) 打开电源时, 预热 1-2 分钟 (3) 输入电压不要太大。 以免损害仪器 练习题 1.本实验中, 某同学欲按要求先在荧光屏上调出亮斑, 为此, 他进行了如下操作: 首先将辉度调节旋钮逆时针转到底, 竖直位移和水平位移旋钮转到某位置, 将衰减调节旋钮置于1 000 挡, 扫描范围旋钮置于“外 x” 挡.然后打开电源开关(指示灯亮), 过 2 min 后, 顺时针旋转辉度调节旋钮, 结果屏上始终无亮斑出现(示波器完好) .那么, 他应再调节下列哪个旋钮才有可能在屏上出现亮斑( ) A.竖直位移旋钮 C.聚焦调节旋钮 2.用示波器观察某电压信号时, 发现屏上的图像不稳定.那么, 怎样调节才能使图像稳定? B.水平位移旋钮 D .辅助聚焦旋钮 3.欲使屏上出现一条竖直亮线, 应怎样调节示波器? 4. 在《练习使用示波器》 的实验中, 关于竖直位移旋钮“↓↑” 和 Y 增益旋钮的作用, 下列说法中正确的是( ) A. 竖直位移旋钮用来调节图象在竖直方向的位置, Y 增益旋钮调节图象在竖直方向的幅度 B. 竖直位移旋钮用来调节图象在竖直方向的幅度, Y 增益旋钮调节图象在竖直方向的位置 C. 竖直位移旋钮和 Y 增益旋钮都是用来调节图象在竖直方向的位置 D. 竖直位移旋钮和 Y 增益旋钮都是用来调节图象在竖直方向的幅度 5. 用示波器观察交流信号时, 为了能在荧屏上呈现稳定的波形, 必须满足的条件( ) A. 扫描电压的周期等于信号电压的周期 B. 扫描电压的周期是信号电压周期奇数倍 C. 扫描电压的周期是信号电压周期偶数倍 D. 扫描电压的周期是信号电压周期整数倍 6. 若在示波器的“Y 输入” 和“地” 之间加上如图 15-3 所示的电压, 而扫描范围旋钮置 于“外 X” 档, 则此时屏上应出现的情形是下图乙中的( ) U 7. 某学生用示波器观察按正弦规律变化的电压图线时, 他将扫描范围旋钮置于第一挡(10Hz~100Hz)。 把衰减调节旋钮置于“ ” 挡, 把同步极性选择开关置于“+” 位置,调节扫描微调旋钮, 在屏上出现了如图实 15-4 甲所示的正弦曲线。 后来他又进行了两步调节, 使图象变成如图乙所示的曲线, 这两步调节可能是( ) A. 将衰减调节旋钮换挡并调节标有“↓↑” 的竖直位移旋钮 B. 将衰减调节旋钮换挡并调节 Y 增益旋钮 C. 调节扫描范围旋钮和调节 Y 增益旋钮 D. 将同步极性选择开关置于“-” 位置并调节 Y 增益旋钮 8. 示波管是示波器的核心部件, 它由电子枪、 偏转电极和荧光屏组成, 如图实 15-5所示。 如果在荧光屏上 P 点出现亮斑, 那么示波管中的( ) A. 极板 X 应带正电 B. 极板X 应带正电 C. 极板 Y应带正电 D. 极板  Y 应带正电 9. 如图实 15-6 所示, 右图是示波器面板, 左上图是一个信号源。