电火花震源的主要优点是发射功率较大、传播距离远、方法简便 和激发声波余震短等,其缺点是由于储电电容器等设备复杂笨重、现场需 要交流电或发电机。普通电火花震源主要用于产生压缩波,通过用爆炸储 能罩改进后,也可以产生丰富的的剪切波。锤击震源是在地面上水平铺上 钢板或铜铝合金板,合金板与土紧密接触,通过垂直锤击合金板压缩土体, 使土体产生压缩波(纵波)。纵波锤击震源的优点也是简单方便,缺点是 能量相对较弱,测试深度相对较小。 测试仪器:由孔内三分量检波器与地震仪组成。三分量检波器由三个互相垂直的检波器组成(X、Y、Z 方向各一个),它们同时安装在 一个密封的钢筒内,垂直方向安装的检波器用于接收纵波,两个水平方向 的检波器可接收地表传来的横波(SH 波);地震仪需要具有信号增强功能, 以便突出有效信号,降 低噪声及干扰的影响。目前地震仪的型号较多,我院使用的有美国 Bison-1580、 重庆产DZQ12-1、长沙产GJY-1 系列、北京产SWS-2 型等型号仪 器,它们均具有信号增强功能,能满足波速测试的要求。 测试方法:单孔法波速测试现场连接如图1所示: 孔法波速测试示意图钻探成孔后,将检波器放至孔底后,自底部向上依地层界面测试,一 般用气筒充气固定检波器,使其紧贴孔壁。测试横波时用木锤或铁锤水平 敲击木板两端;测试纵波时用铁锤垂直敲击合金板。敲击所产生的剪切波 (或压缩波)经地层传播到达测试点,孔中检波器接收到弹性波信号,经 电缆送入地震仪进行放大、储存、记录。