1、无论是高粘性胶水还是速干胶水,衡量市面上胶水产品品质的一个首要标准是胶水中的固含量。与传统的烘箱法比较,利用胶水固含量测试仪,如今能够更加地检测胶水的固含量。是当代zui快速又的胶水固含量测试解决方案。对比传统的烘箱法。胶水固含量测试仪可在短时间内取得更好的结果。
胶水固含量测试步骤
用实验勺盛取少许胶水倒在铝箔盘上,在上面铺上一张玻璃纤维纸,胶水的重量为3.89克,设置温度120℃,按“START”键开始进行测试,10分钟14秒后测试结束,测试结果数据显示31.19%(含水率),按“单位键”切换其显示数据,则屏幕显示其固含量为68.81%。
二、仪器本身有个自动降温过程,为求得数据的准确性,故在进行第二次测量的时候先等待几分钟,使仪器显示温度为40度以下时再进行第二次测量,这次我们加大胶水样品量为7.025克,将胶水均匀滴于铝箔盘上,温度照样设定在120℃,按“START”键开始进行测试,由于这次的胶水量比较多,所以仪器此次用了17分钟43秒才测试结束,测试结果数据显示31.17%(含水率),按“单位键”切换其显示数据,则屏幕显示其固含量为68.83%。
三、从上述步骤很容易看出胶水的适宜烘干温度应控制在120度左右,而干燥时间均都是在十几分钟左右。关于固含量测定而言,糊状或粘性的胶水液体应覆盖上吸附性玻璃纤维纸上,以避免构成结膜,以及确保将同类样品分配在一起。快速的胶水固含量测试仪及其高的温度操控,确保快速到达加热温度且平均地加热胶水,然后确保取得和可重复的固含量数据。
胶水固含量测试数据记录

项目
型号
胶水重量(g)
胶水固含量(g)
温度
时间
第1次
10分14秒
第2次
17分43秒

胶水固含量测试注意事项: