出现电子秤不归零的情况用排除法来找问题,首先我们要检查一下电子秤所使用的环境有没有干扰源的影响,例如恶劣的大风天,振动厉害的设备,先进的电磁设备,还有无线电的装置等等,如果因为环境因素,换一个环境会准确的话,就判断是环境因素导致的电子秤不归零的情况。
排除不是环境因素的话,就要继续找问题,需要做以下的检查。首先拆开电子秤的外壳部分,把电子秤水平的放置在无外界恶劣环境的干扰环境中,然后将电子秤的主板拿出来,将跳线拨到标定端,开机后观察以下内码的数值,如果是因为这个造成的称重不准确和不归零,就会发生内码值跳动的很厉害。现在讲称重传感器四根引线断开后,冷却再观察数值,趋于稳定的话就是传感器的问题了,还是跳动就是主板的问题。
电子秤不归零了怎么办,原因有哪些?上面介绍了三种原因的排除方法,你看懂了吗?电子秤不归零的情况大部分都是传感器原因造成的,所以我们平常的时候一定维护好传感器、维护好电子秤。