1.清洗正多面棱体,并对棱镜及棱体恒温。2.调整仪器使仪器处于正常工作状态下,并检查外观,仪器应能平稳的工作,读数装置视场亮度应均匀。开关按扭应可靠的工作。金属度盘刻度方向及示值应一致。3.用自准仪检查工作台的工作面的直线度和平面度。4.用心轴、测微表检定工作台的平行度和顶尖的斜向圆跳动。5.示值误差检定:选用标准正多面棱体和自准直仪做标准,将棱体借助心轴固定在分度头上,仪器度盘位于0°位置,调整多面棱体,使其0°工作面与自准直仪照准,在分度头读数装置中读数,然后转动分度头,使度盘分别为30°…60°…330°位置,每个测回的示值用最大与最小之差来确定。