你的位置: >资讯中心 >行业资讯 > 使用COD测定仪测量结果偏差原因!

行业资讯
一些客户报告在使用COD测定仪测量COD值的数量时测量数据结果太大。大多数这些现象不是由仪器引起的,主要是因为操作。为了方便用户更好地了解本产品,我公司将总结操作技巧:
1.比色管标签的效果,确保比色管上的白色椭圆形标签在比色管插入比色孔时面向操作者。
2.测量前,小心擦洗比色管外部。消化完成1-2分钟后,用比色管或纸巾清洗水是否应用干燥的滤纸或纸巾仔细擦洗。
3.在水样冷却过程中COD分析仪的沉淀也严重影响测量功能。
(1)不着急急于检测的时候,我们把消解以后取出比色管晾至1-2分钟,然后用湿滤纸小心地清洗管外,然后擦干滤纸。然后停止放置(不要摇晃)一到两个小时,然后测量,你会获得更好的测量结果。
(2)冲洗测量时,消解完成后,取出比色管1分钟,然后用冷水冷却2分钟,然后用滤纸清洗,立即测量。 5分钟后,可以完成测量。
4. COD分析仪试剂干预的操作。在水样中,插入1号试剂并充分摇匀,然后插入2号和3号试剂.3号应直接插入水样中。摇匀并溶解。
5.如果氯离子含量低,则可以添加1并单独制作低范围曲线,因此可重复性。
以上信息是我们专业生产水质分析仪器山东格林凯瑞整理发布希望对大家以后的工作有所帮助我们的网站是:http://www.1cod.cn。
文章主题
标签聚合