三、实验仪器 1.扭摆及几种待测转动惯量的物体 空心金属圆柱体、实心塑料圆柱体、木球、验证转动惯量平行轴定理用的细金属杆,杆上有两块可以 自由移动的金属滑块。 2.转动惯量测试仪 由主机和光电传感器两部分组成。 主机采用新型的单片机作控制系统,用于测量物体转动和摆动的周期,以及旋转体的转速,能自动记 录、存贮多组实验数据并能够精确地计算多组实验数据的平均值。 光电传感器主要由红外发射管和红外接收管组成,将光信号转换为脉冲电信号,送入主机工作。因人 眼无法直接观察仪器工作是否正常,但可用遮光物体往返遮挡光电探头发射光束通路,检查计时器是否开 始计数和到预定周期数时,是否停止计数。为防止过强光线对光探头的影响,光电探头不能置放在强光下, 实验时采用窗帘遮 光,确保计时的准确。 3.仪器使用方法 (1)调节光电传感器在固定支架上的高度,使被测物体上的挡光杆能自由往返地通过光电门,再将 光电传感器的信号传输线插入主机输入端(位于测试仪背面)。 (2)开启主机电源,摆动指示灯亮,参量指示为“P1、数据显示为‘’”。 (3)本机默认扭摆的周期数为 10,如要更改,可参照仪器使用说明 3,重新设定。更改后的周期数 不具有记忆功能,一旦切断电源或按“复位”键,便恢复原来的默认周期数。 (4)按“执行”键,数据显示为“000.0”,表示仪器已处在等待测量状态,此时,当被测的往复摆 动物体上的挡光杆第一次通过光电门时,由“数据显示”给出累计的时间,同时仪器自行计算周期 C1 以存贮,以供查询和作多次测量求平均值,至此,P1(第一次测量)测量完毕。(5)按“执行”键,“P1”变为“P2”,数据显示又回到“000.0”,仪器处在第二次待测状态,本机 设定重复测量的最多次数为5 次,即(P1,P2„P5)。通过“查询”键可知各次测量的周期值C1(I 2„5)以及它们的平均值CA。