实习 精密电子水准仪的认识与使用 3.1 目的与要求 1、了解电子水准仪的基本构造和性能。 2、掌握电子水准仪的安置方法,了解各键的名称及其主要功能并熟悉使用方法。 3、练习电子水准仪的安置、瞄准、读数与高差测量。3.2 计划和设备 1、每个实习小组由5人组成,轮流分工为:1人操作仪器,1人记录,2人立尺。 2、徕卡DNA03数字水准仪、索佳SDL30数字水准仪、拓普康DL-101C数字水准仪,铟瓦数字水准尺、尺垫、记录板、铅笔等。 3.3 仪器的认识及功能介绍 1、索佳SDL30数字水准仪 SDL30的性能与主要技术指标 电子水准仪的组成部分为:望远镜、水准器、自动补偿系统、计算存储系统与显示系统。SDL30M采用CCD读取独特的码型并交由CPU进行处理。观测值以数字显示,减少了观测员的判读错误。 SDL30电子水准仪的部件名称与显示屏 ? 1-提柄;2-气泡镜;3-园水准器;4-物镜;5―物镜调焦螺旋;;6-测量键;7-水平微动螺旋 8-数据输出插口;水平读盘;9-脚螺旋;10-底盘;11-水平读盘设置环;12-水平读盘 13-十字丝校正螺丝及护盖;14-电池盖;15-目镜及调焦旋钮;16-键盘;17-显示屏;18-粗瞄准器 图3-1 SDL30电子水准仪 1-显示屏;2-园水准器观察镜;3-目镜;4-电池盒盖;5-目镜调焦螺旋;6-照明键 7-电源键;8-物镜调焦螺旋;9-返回键;10-菜单键;11-光标移动键;12-回车键 图3-2 SDL30数字电子水准仪操作面板 显示屏 显示屏中显示仪器的操作状态、当前模式等内容,以帮助操作者按提示完成测量过程。 测量模式(在菜单模式下无此显示) 显示当前测量模式。S : 单次测量。R : 重复测量。A : 均值测量。T : 跟踪测量。 模式显示 电子水准仪有测量和放样等多种功能,并可以自动读数、计算和记录、通过各种操作模式来实现。图3-3为SDL30型电子水准仪的操作模式结构图,图中表示菜单和各种模式的屏幕显示。 仪器开机后,显示可以进行一般水准测量的“状态屏幕”,按菜单键使显示“菜单屏幕”,按返回键,可返回“状态屏幕”。“菜单屏幕”共有8个菜单项,选取某一菜单项后按回车键,分别显示其工作模式内容: Meas.: 状态(Status)模式或测量(Measurement)模式 M : 菜单(Menu)模式(共2页,再次按菜单键,可使其轮流显示)JOB :工作文件(JOB Setting)设置模式,包含有4个选项的子菜单; REC : 记录(Record Setting)设置模式,包含有4个选项的于菜单; H : 高差(Height difference)测量模式“Ht-diff”; Z : 高程(Elevation)测量模式“Elev.; SO : 为放样(Setting out)测量模式“S—O”,包含有3个选项的子菜单; C :参数配置(Configuration)模式“Config.”,包含有6个选项的子菜单(分2页)。 2、徕卡DNA03数字水准仪 徕卡全新推出的第二代数字水准仪。其主要特点为大屏幕的液晶显示屏能将所有重要的测量数据在一个界面上显示出来,并且能够提示下一步动作;测量数据双重保护,除了工作自动存储在仪器内存里,测量完成后,数据可存储到一张PC卡上。这样测量数据可以非常方便地下载到计算机上;利用随机的徕卡SurveyOffice软件可以进行数据交换、参数设置、建立编码表以及更新仪器系统软件。一个特别的功能是能将数据输出格式设成象外业手簿那样显示;选购的专业水准测量数据处理软件LevelPak-Pro功能包括线路计算、平差以及报表生成。通过数据库对数据和结果进行管理;Level-Adj中文水准测量平差软件,可以配合徕卡DNA中文电子水准仪使用,该软件采用Access数据库储存和管理数据。 (1)、徕卡DNA03数字水准仪技术规格 (2) 徕卡DNA03数字水准仪的构造与各部件的名称 1 开关 ; 2 底盘; 3 脚螺旋; 4 水平度盘; 5 电池盖操作杆; 6 电池仓; 7 开PC 卡槽盖按钮; 8 PC 卡槽盖 9 显示屏; 10 圆水准器; 11 带有粗瞄器的提把; 12 目镜; 13 键盘; 14 物镜; 15 GEB111 电池(选件) 16 PCMCIA 卡(选件); 17 GEB121 电池(选件); 18 电池适配器GAD39;6 节干电池(选件); 19 圆水准器进光管; 20 外部供电的RS232借口; 22 测量按钮; 23 调焦螺旋; 24 水平微动螺旋 1 聚焦; 黑条表示该栏为活动栏; 2 符号; 3 软按键; 4 电源开关键; 5 圆水准器; 6 固定键(左边一列)具有固定功能的按键; 7 固定键 第二功能, 用[shift]加固定键起动第二功能; 8 输入键, 输入数字、字母和特殊字符 9 定位键; 功能的变化与应用有关; 10 回车键 (3) DNA03电子水准仪的键盘、显示屏 (4) 测量模式 按键,显示测量模式如下 可以建立单次测量或多次测量模式。在多次测量模式下,仪器依次自动执行多次测量功能,直到完成设定的测量次数,达到了终止标准或者观测者终止这种测量模式。 测量模式显示: 3、拓普康DL-101C/102C数字水准仪 (1)、拓普康DL-101C/102C数字水准仪的主要功能 拓普康精密型电子数字水准仪DL-101C/102C应用先进的图象处理技术使其水准测量精度高,操作更方便,适用于一、二等水准测量和变形监测等高精度测量。其主要特点为: * 快速自动测量:使用拓普康独特的条码水准尺,DL-101C/102C即可自动测定水平视线在水准尺上的读数和视线长度,并以数字形式显示,全自动电子测量,无须进行光学读数。 * 内置水准测量程序:可进行下列模式水准测量:BFFB(后前前后)和BBFF(后后前前),BF(后前)。 * PCMCIA存储卡系统: DL-101C/102C采用国际标准的PCMCIA存储卡系统,容量为256KB/128KB/64KB的存储卡可以作为仪器400KB内存的补充,仪器内存可以存储1000个水准测量数据。PCMCIA存储卡槽隐藏在仪器内部电池的后面,这可确保PCMCIA卡防水。* 数据输出功能:标准的RS-232C端口可供水准仪与数据采集器之间的实时通讯或将数据直接输出到计算机。 (2)、拓普康DL-101C/102C数字水准仪的键盘、显示屏 ? 图3-4 DL-102 电子水准仪 4、拓普康DL-111C数字水准仪 (1) 各部件的名称与功能和主要技术指标 ??????? 2