正反向电阻差值越大约好。 挡位选择:测量时一般选 R×1K挡或R×100挡,不要用R×1挡或R×10K挡。因为使用R×1挡时电流过大,易使二极管烧毁,而使用R×10K挡时电压太高,易使二极管击穿。 极性判断:用两表笔分别连接二极管两极,对两次测出的阻值进行比较,阻值较小时与黑表笔连接的管脚为二极管正极,因为在万用表的电阻测量电路中,红表笔端与表内电池负极连接,黑表笔端与表内电池正极连接。 电容测量:测量方法见图,选择C.L.dB(10V交流)挡位,在C(цF)50Hz刻度盘读取电容测量值。 电感测量:测量方法见图(电容换成电感即可),选择C.L.dB(10V交流)挡位,在L(H)50Hz刻度盘读取电感测量值。 使用万用表之前,必须熟悉万用表的使用方法、测量原理、待测量种类和量程,核对转换开关、插孔是否正确。 万用表使用时必须水平放置,使用前,先将机械调零。 测量完毕,将量程选择开关拨到最高档位置,防止下次测量时不慎将表烧坏。 长期不使用的万用表,应将电池取出,避免电池存放过久而变质漏液,损坏电路板。