本仪器只是研究用仪器,而不是诊断、治疗或预防人或动物疾病的医疗仪器。　第二法　直接提取法　Page.2　\uf0e32020　Hitachi　High-Tech　Science　Corporation　标准样品的色谱图(浓度:　10　mg/L)　\uf0a2线性　\uf0a2　重现性(　10　μg/mL标准样品,n=6)　No　保留时间　(min)　峰面积　1　10.075　540399　2　10.072　540046　3　10.077　540079　4　10.078　540340　5　10.087　539685　6　10.089　540014　AV.　10.080　540094　RSD%　0.07%　0.05%　色谱柱　:　HITACHI　LaChrom　C18　(5　\uf06dm)　4.6　mm　I.D.×　150　mm　流动相　:甲醇/水=98/2　流速　:　1.0　mL/min　柱温　:　25　\uf0b0C　检测波长　:　UV:　264　nm　进样量　:　20　\uf06dL　维生素　D3　0　2　4　6　8　10　12　14　16　18　20　保留时间　(min)　0.00　0.02　0.04　0.06　0.08　0.10　信号强度　(AU)　维生素D3　r2=　1.0000　0　5　10　15　20　25　30　35　40　45　50　55　浓度　(mg/L)　0　500000　1000000　1500000　2000000　2500000　面积　对维生素D3标准溶液进行了连续进样测定,得到了　良好的重现性。　维生素D3在0.5　~　50.0　mg/L标准溶液的浓度范围内得　到了r2　=　1.0000良好的线性关系。　分析条件　样品的测定例　猪饲料样品1.0　g(添加一定量维生素D3标准样品)　提取:100　mL棕色容量瓶中,加入约80　mL甲醇,50℃下超声30　min,冷却至室温,甲醇稀释至100　mL,将溶液过0.45　μm滤膜,　待进样分析。　猪饲料样品的预处理方法　猪饲料样品　维生素D3　100　mg/kg添加　维生素D3　500　mg/kg添加　维生素D3　0　2　4　6　8　10　12　14　16　18　20　保留时间　(min)　0.00　0.01　0.02　0.03　0.04　0.05　0.06　信号强度　(AU)　猪饲料样品按照直接提取法没有检测到维生素D3,对添加了100　mg/kg及5