原标题:哪能买到合格戥子秤
小资料
戥子
戥[děng]子,学名戥秤,据传是宋代刘承硅发明的一种衡量轻重的器具。属于小型的杆秤,是旧时专门用来称量金、银、贵重药品和香料的精密衡器。
在称量准确度方面,普通戥子的称量精度通常到克,而贵细药材专用的分厘戥子称量精度可达到0.1克。
戥[děng]子,这个词听起来有些陌生,但在中药房里常能看见,是用来称中药的计量器具。可如今,开中药店的谢先生面临无戥子可用的局面,因为市面上买不到合格的戥子。
店家:
去送检直接判定不合格
谢先生在西安城北开了一家中药堂,以前他都是按照规定每年去位于劳动南路的西安计量技术研究院检定戥子,今年8月,他看着戥子有效期快到了,提前一个月去送检。
“去送检人家都不收,看了一眼就说不合格。”谢先生说,他店里有两个称中药的戥子,小戥子最大称250克、最小称1克;大戥子最大称500克、最小称2克。当时工作人员说实行新规定,但自己也没弄明白到底咋规定的,检定戥子的事就不了了之了。
眼看着旧戥子检定过期,10月30日,谢先生再次咨询西安计量院,想知道哪里有合格的戥子出售,可工作人员也表示不知道。“现在用电子天平称中药太不方便了,天平秤盘只有巴掌大小,药材很容易掉落。”谢先生说,戥子不能用,他卖起药来太不方便了。
计量院:
今年来还未发现合格戥子
西安市质量技术监督局计量处工作人员表示,戥子是需要强制检定后使用的计量器具,药店经营者可以向区县质监局申请,之后免费到西安计量院检定。据他了解,最近市面上发现的戥子都不符合新的规定。
10月30日,华商报记者采访了西安计量院,一名工作人员表示,国家质量监督检验检疫总局先后发布了4个新检定规程,对数字指示秤、杆秤非自行指示秤及模拟指示秤的检定项目及检定要求做了多处重大改动。目前,戥子检定执行JJG017-2016杆秤检定规程。
按照新规定,戥子的3个部件秤杆、秤砣、秤盘不能分离使用,必须要有统一的编码。该工作人员说,今年以来,送到他们那里检定的戥子,从外观上就不符合规定,他们全部没有接收,目前还没有发现合格的戥子。没有检定的戥子到期后不能用,只能报废。
翻看谢先生之前的检定报告,上面标明“检定依据为JJG017-2002”,不是现行的JJG017-2016杆秤检定规程。据了解,新的检定规程从2017年5月25 日施行,替代JJG017-2002检定规程,有“秤杆与游砣要有对应统一的编号,不可分离使用”的条款。
走访药店:
不知哪能买到合格的戥子
随后,记者走访了城区多家中药店。在南郊电子城经营国医馆的杜先生说,他们店有中医坐堂也卖中药,开业时曾去省计量院检定过戥子,之后还没有去检定过。“戥子用着用着就不准了,但可以通过调节秤砣和秤盘手动校准。”
在高新区一家药店,店家表示戥子已停用,因为通不过检定,至于有啥新规定不是很清楚。店家介绍,一个月前买了一台电子秤并通过了检定。
“我们每次送去检定的戥子少说也得十来个,今年夏天刚去省上检定,通过了。”在北京同仁堂科技路店,一名工作人员介绍,新规定要求戥子的秤盘秤杆等需要统一编码,据他了解市面上还没统一编码的戥子,暂时也不知道怎么办。
厂家:
想要统一编码只能用记号笔写
由于谢先生的戥子都是浙江生产的,华商报记者电话咨询了浙江永康的两家衡器制造厂家。
“戥子的秤杆很细,根本没有能打编码的地方。为保证精准,秤砣秤杆根本不能分离,想要统一编码的话,买回去可以自己贴个一致的标签。”永康市锣金五金制品厂负责人说,以前永康有好多做衡器的厂子,这几年用戥子的人很少了,生产的厂子也越来越少了。
永康市清溪五金衡器厂负责人表示,他们生产的戥子全没统一编码,如果客户坚持要购买统一编码的戥子,“可以用记号笔在秤杆和秤盘上标注一下。” 华商报记者 李婧