通常来说,色谱柱的pH范围是2-9,事实上超过7就算是比较苛刻了。
我看了一下你说的那种色谱柱,说明上只说是适合分析酸性物质和碱性物质,但是没有说过适合用碱性流动相。
我不建议用这种柱子,碱性的样品峰型肯定也不是很好,用国产柱子可能真的不太好看,而且重现性不一定会很好。
我做过一个测定氨基酸的实验,缓冲液的pH值达到了10,用的就是一般的色谱柱,两个星期废一根柱子。后来换成广泛pH值的色谱柱,工程师说pH耐受范围是1-12,不过也挺浪费的,大约一个月废一根柱子吧。不过峰型,分离度,拖尾因子,理论板数还都是不错的。
如果你们固定要用这种色谱柱,你也可以给工程师打电话,咨询一下他们品牌有没有合适的色谱柱。