千分表示值超差的主要原因和修理{:mf 中图分类号:TH711.3文献标识码:A 文章编号:1673—6516(2008)12—0039—02 千分表示值超差的主要原因和修理 吴小玲/杭州萧山区质量计量监测中心,浙江杭州311202 摘要:文章根据从事长度计量器具检定和修理的工作实践,总结了千分表示值超差 的原因和修理方法. 关键词:千分表;示值超差;修理 千分表是由测杆的上下运动,通过杠杆,扇形轮, 组合轮与中心轮的啮合放大转变成指针旋转运动的一 种精密测量工具,它广泛应用于工矿企业精密件的测 量与校准,其示值的准确与否与产品质量息息相关. 根据笔者20 年的检修经历,引起千分表示值超差的主 要原因概括为如下三点:正常使用的磨损,杠杆机构 部位,因非正常使用造成各部件配合不正常. ,正常磨损引起千分表示值超差的修理方法 在检定千分表过程中,如发现检定结果是没有规 律的示值误差,并无发现测杆运动有卡滞现象,此时 可卸开表体,仔细检查可发现导向块上红宝石挡块与 扇形齿轮短臂头子接触处会因长期的点接触表面变的 凹凸不平.由于红宝石挡块是粘贴在端块下端面,而 端块是安装在测杆上随测杆作上下直线运动,扇形齿 轮短臂头子是通过挡块的拉力在红宝石平面上有一个 微量行程,再通过扇形齿轮和组合中心轮的啮合,由 中心轮带动大小指针的转动读出示值.从理论上讲 (排除其它示值误差因素),如果红宝石平面是平整的 那么杠杆测量头与其接触移动后其示值应该是恒定 的,而现在红宝石表面凹凸不平,当杠杆测量头在上 面的移动不在水平面上,而是在不规则的斜面上了, 那么最后指针显示的读数是不恒定的,因而示值出现 不规则的误差也在所难免. 最简单的方法是更换一块新的红宝石挡块即可, 当然从经济的角度来讲,可以将红宝石翻个面再粘在 端块上,需要指出的是由于红宝石粘贴的非常牢固, 在取红宝石时切不可用力敲击,以防红宝石碎裂造成 报废,可先找一个酒精灯烘烤一下,待胶软化后轻轻 击即可取下,换个面粘贴在原处就行了(一般用502胶水或环氧树脂胶),注意原粘贴处一定要清理干净. 另外当红宝石两面都用过了可把红宝石粘贴位置稍微 移动一下,使短臂头子的行程避开缺陷点,当然此方 法容易使短臂头子行程跑出红宝石挡块外,故一定要 谨慎行事. 二,杠杆机构传动放大比错误引起示值超 差的修理方法 在检定千分表时,会发现示值是单向增