示波器的误差分析1、两台信号发生器不协调。 3.示波器上显示的荧光线较粗,取电压值时的荧光线间宽度不准,使电压值不准。 4.取正弦周期时肉眼调节两荧光线间宽度不准,导致周期不准。 6.fy选取时上下跳动,可能取 值不准 示波器的问题讨论 1、示波器上图形不断向右移动,扫描频率是偏高还是偏低?应该调 节哪些旋钮,怎样调节才能使波形稳定? 答:扫描频率偏高(即扫描锯齿波的周期偏小)。 应该往左旋TIME/DIV 旋钮,以降低扫描频率(即增大扫描锯齿波的 周期)。 2、示波器已正常显示出波形?将TIME/DIV 旋钮从 0.5ms 位置旋到 0.1ms 位置,屏上显示的波形是增多还是减少? 答:减少。因信号周期Ty 是一定的,TIME/DIV 从0.5ms0.1ms, 扫描锯齿波的周期Tx 减小,由Tx/Ty=n 知显示的周期个数n 减少。 在气垫导轨上 误差分析 1.没有满足在碰撞方向上合外力为零的条件。可能由于导轨的形变和水平调整欠佳,使滑 块在运动中因克服摩擦阻力消耗一部分动量。若导轨沿滑块运动方向向上倾斜,滑块要克服 摩擦阻力消耗一部分动量,而且还需要克服一部分自身重力消耗动量。若导轨沿滑块运动方 向向下倾斜,使运动滑块获得了一定的加速度,物体系总动量增加。 2.也可能是在碰撞瞬间,由于某种原因,滑块B 获得了初速度,破坏了 为零的条件。 3.若两个挡光片离光电门光源的距离不一样,则挡光片经过两个光电门时的挡光部位不相 同,在这两个部位挡光的距离又不相等,当用同一 去进行计算时,也会产生误差。 4.滑块碰撞并非完全弹性碰撞,因而有能量损失,也带来误差。 5.因摩擦力与速度有关,若测量时滑块速度与调平时速度相差太大,也会引起误差。