电子称常见故障及维修常识
1.仪表接收不到信号或信号不稳定
①检查秤体或者仪表天线是否拧好
②秤体电池仓内电池插座是否接触良好,用刀片把插座中间开口处往两边拨一下,增大接触面积
③把秤体电池插到充电器上3秒钟查看当前电压电否低于6.2V,否则应该及时充电
④有频道比较接近的同型号产品干扰(如本频道是10,其它是9或者11),修改一个比较
远的频道。能设置仪表信道的,更换或者维修ADF;不能设置仪表信道的,仪表接收
机有问题。
2. 修改秤体、仪表频道
按设置键2次,选择4无线信道,按修改输入密码,按3输入秤体地址码(ADF上面)。按0.秤体信道搜索.按1.秤体信道修改,输入刚才搜索到的频道.按2.仪表信道修改,输入搜索到的信道.
3.仪表信号正常,显示为“0”kg,不称重
①检查显示器左上角是否出现“负秤”,如果有此现象,关机后重新开机即可解除
②检查分度值设置的数值是否符合国家规定标准。如果设置的太大,称重的重量不到此数,不显示重量
③检查传感器与ADF连接插头是否接触良好,可以把插头接口处拔大一些
④检查传感器线是否有断路现象,用万能表测试
⑤检查秤体吨位是否和实际相符
⑥ 检查是否重频
4.仪表能显示所称重量,但是不能打印单子
①检查累计磅次是否已满99磅次,如果超过则不能打印。按累显——总清——确认删除
②打印机出现故障,检查是否连线脱落或虚焊,否则更换或维修。
③打印按键坏,如按此按无声音,也没有任何反应,说明键盘已坏,需要更换键盘
④色带上反
⑤仪表电池电量不足
5. 称重不到此秤满量程时出现超载报警
①按磅次或按比例增加的数值太大
②传感器线有接触不良的处
③按设置两次找到当前限重值是否正确。
6. 200公斤以下不显示重量
①检查分度值是否设置为200公斤,如果是设置了200公斤的话,显示器显示的重量200公斤一跳,所称重量不足“200公斤”时就不显示重量值
②分度值根据所规定值设定,分度值设太大或者太小对称重精度都有很大影响
7. 更换仪表和ADF后出现很大误差
①每台秤出厂时都有不同的比例校正值,更换后须把原始数据输入到新仪表里。如只换仪表首先把ADF的地址码输入到仪表里,修改地址码后再修改频道
②更换ADF后要根据ADF的地址码和频道来修改。仪表的地址码和ADF修改一致后,自动搜索的数据输入仪表后即可
③改好地址码和频道后,把秤体吨位与原来的改为一致
8.加减磅输入后,称重没有变化
①加上数据后可能未按确认键
②可能称的重量不足500公斤以上
③F2、F3同时进行加减磅
④主板有问题
⑤所加重量与分度值不成比例
⑥所加重量是所秤重量的一半
9.仪表和秤体电池充不上电
①检查仪表充电连线是否断路
②检查电池是否太亏电,按放电按钮强制放电后再充电
③检查壳内每组电池连接片是否脱落或虚焊
10.显示重量值不回“0”或负数
①检查秤体电池是否有足够电压
②检查是否有重频现象
③分度值设置不正确
④检查传感器和ADF的接触是否良好
11.充电器故障
充电器接上电源(220V)后不能正常工作,检查后面保险丝是否断路,如有电池充不满电,把充电时间适当延长一些。
注:充电器在正常工作时出现发热属于正常现象