原因
重复使用的透析器未经压力检测;
短时间内超滤量过大,tmp超过限额
透析器本身质量不合格
表现
机器提示漏血报警
旁路管路发红
tmp下降
应急预案
tmp大于0,立即回血排空透析液以确保透析液不会进入血液。将动静脉两端夹住更换新的透析器,将动脉端连接透析器,排空透析器空气后与静脉端相连,关闭盐水夹子,引血重新上机。观察患者有无不适。
若tmp小于0则立即关闭动静脉夹子全管路血弃掉,更换新的管路重新上机并观察患者有无不适。必要时遵医嘱操作。