以下操作以洁必康为例。
旋转定值喷雾仓外仓使档位柱到达一档位置
1、往定制喷雾仓内注入生理盐水,水不能超过内仓的蓝色卡头,注意注水时不要把水直接注入到蓝色卡头顶部的小孔里,小喷雾仓注水10ml可洗一个鼻孔,大喷雾仓注水35ml可洗两个鼻孔;
1、手拿喷雾仓,仓口对着鼻孔接触好,喷雾仓倾斜角度可根据使用情况自行调整,不需要堵住另外一个鼻孔,打开电源开关;
在主机开始工作的期间,要用嘴来进行呼吸。洗鼻后的脏水会自动回流到定值喷雾仓的外仓,内外仓是分离的所以不会造成内仓污染;
使用小喷雾仓:当喷雾声音不连续时,可关掉主机开关,不需要拆开喷雾仓,将仓口朝下倒掉喷雾仓外仓里的脏水,再注盐水10ml到内仓,清洗另一个鼻孔;使用大喷雾仓:注水35ml,两个鼻孔轮流洗完即可。
旋转定值喷雾仓外仓,使档位柱到达二档位置;
往定制喷雾仓内注入生理盐水,水不能超过内仓的蓝色卡头,注意注水时不要把水直接注入到蓝色卡头顶部的小孔里,与一档的加水方法相同;
手拿喷雾仓,仓口对着鼻孔接触好,喷雾仓倾斜角度可根据使用情况自行调整;
打开主机开关,身体前倾,低头,如果适应了喷雾的压力,可以堵住另一边鼻孔使用,如果适应不了2档喷雾建议先不要堵鼻孔使用;
其余操作方法与一档时使用相同。
内仓的水洗完后直接倾斜仓体,把外仓中的污水倒出;
平常清洗直接在水龙头底下冲洗即可;
使用一段时间后,喷雾仓需要深度清洗,打开喷雾仓,拆开内仓,将喷雾仓底在水龙头下冲洗,使用滴露等产品兑水浸泡消毒效果更好。