原因:过载或传感器不良、校正值较大变化。　　显示器显示ERR故障代码意思:　　1、+/-Err:超过LCD显示范围/传感器线断、或传感器不良 ;　　2、+/-Err2/Unst:起始零点超过+/-10%/外部有干涉(如有振动或风吹或其它物体碰到秤盘等);　　3、+/-Err3/Out2:AD/LOAD故障/开机时秤盘上有东西/外部有干涉;　　4、Err4/ErrE:存器坏/存储器内部数据丢失,可重新设定及校正或更换存储器后再重新设定及校正;　　5、Err5/EEEEE:过载(超过最大秤量+9e)/或传感器不良/校正值较大变化(需重新校正)　　6、Err6/ErrC:校正法码不对/或需做线性校正;　　7、Err7:秤量与感量设定错误(需重新设定秤量及感量);　　8、Err8:使用单位与开机单位设定冲突(需重新设定使用单位及开机单位) ;　　9、Err9:设定LOW值大于或等HI值;　　需要需重新校正来解决　　方法:　　打开仪表盖,将短路环短接 ↑ 修改值,按 确认 输入　　按 标定+确认 开机,屏幕出现 PASS 输密码 010201 按 确认　　(d=xx) 选择分度值　　(dot x )小数位数 确认　　(Zeroxx)选择零位跟踪范围　　(FULL)满量程设置　　(LOAD) 进行称量标定,放好砝码,按↑和 确认 输入重量值 再按 确认 结束标定。