参考章节 4.4 “ 锁定 / 解锁操作 ” (? ? 21)。 ? 加载的压力必须在传感器的标称压力范围内。参考铭牌信息。 1) 执行位置调整。 设置量程下限 ( 空标 )。 设置当前仪表所受压力为量程 下限。 ? 按下 “-” 键,并保持 3 s。 ? 电子插件上的 LED 指示灯是否短 暂亮起? 是 ? 否 ? 设置量程上限 ( 满标 )。 设置当前仪表所受压力为量程 上限。 ? 按下 “+” 键,并保持 3 s。 ? 电子插件上的 LED 指示灯是否短 暂亮起? 是 ? 否 ? 当前仪表所受的压力。 ? 按下 “E” 键,并保持 3 s。 ? 电子插件上的 LED 指示灯是否短 暂亮起? 是 ? 完成调零。 否 ? 调零失败,注 意量程范围。 量程下限被设 超量程,注意 置为当前所受 量程范围。 压力值 ( 量程下 限已设定 )。 量程上限被设 超量程,注意 置为当前所受 量程范围。 压力值 ( 量程上 限已设定 )。 1) 注意 “ 警告 ” 信息 (? ? 22) Endress+Hauser 25 调试 Deltabar S PMD70, PMD75, FMD76, FMD77, FMD78 4...20 mA HART 5.3 敞口罐 液位测量 ? FMD76 和 FMD77:打开截止阀 ( 可选 ),即可进行仪表标定 ? PMD70 和 PMD75:进行仪表标定前,必须首先清洗取压管,并注满填充液 密闭罐 ? FMD76 和 FMD77:打开截止阀 ( 可选 ),即可进行仪表标定 ? FMD78:可以立即进行仪表标定 ? PMD70 和 PMD75:进行仪表标定前,必须首先清洗取压管,并注满填充液 超压蒸汽罐 ? FMD76 和 FMD77:打开截止阀 ( 可选 ),即可进行仪表标定 ? FMD78:可以立即进行仪表标定 ? PMD70 和 PMD75:进行仪表标定前,必须首先清洗取压管,并注满填充液 5.3.1 液位测量方式的快速设定菜单 – 带现场显示单元 ! 注意 ! ? 其他功能参数正确设置后,部分参数仅可显示 ( 参考下表 )。 ? 下列功能参数的出厂设置如下: – “LEVEL SELECTION / 液位模式选择 ”:“Level Easy Pressure / 液位快速压力 ” – “CALIBRATION MODE / 标定方式 ”:“Wet / 湿标 ” – “OUTPUT UNIT / 输出单位 ” 或 “LIN. MEASURAND / 被测变量线性化 ”:% – “EMPTY CALIB. / 空标 ”:0.0 – “FULL CALIB. / 满标 ”:100.0 – “SET LRV / 输入最低液位 ” (“BASIC SETTINGS / 基本设定 ” 功能组 ): 0.0 (4 mA 时对应液位 ) – “SET URV / 输入最高液位 ” (“BASIC SETTINGS / 基本设定 ” 功能组 ): 100.0 (20 mA 时对应液位 ) ? ? 仪表参数功能的详细信息请参考 《操作手册》 BA00274P (CD 光盘中 )。 ? 快速设定菜单用于简便、快速地进行仪表调试。 需要进行复杂设定时,例如:更改单位,从 “%” 更改为 “m”,需要使用 “BASIC SETTINGS / 基本设定 ” 功能组进行设置。 ? 参考章节 4.2.3 “ 操作单元的功能 ” (? ? 16) 和章节 4.3 “ 通过现场显示单元进行现场 操作 ” (? ? 17)。 26 Endress+Hauser Deltabar S PMD70, PMD75, FMD76, FMD77, FMD78 4...20 mA HART 调试 ??? ??? ?? ???? ???? ???? ?????? ?? ?? ?? ?? 1) ぎ? 1) ???????????????ā? ??????ā????ā ???????ā??????????ā? ???????ā????ā? ??????ā????ā 1) ?? ???? P01-xMx7xxxx-19-xx-xx-zh-047 图 10: 液位测量方式的快速设定菜单 现场操作 测量值显示 现场显示单元:按下 F 键,从测量值显示切换至 “GROUP SELECTION / 组选择 ”。 GROUP SELECTION / 组选择 选择 “MEASURING MODE / 测量方式 ”。 MEASURING MODE / 测量方式 选择 “Level / 液位 ” 选项。 LEVEL SELECTION / 液位模式选择 选择液位测量方式。 GROUP SELECTION / 组选择 选择 “QUICK SETUP / 快速设定 ” 菜单。 POS. INPUT VALUE / 输入零点值 仪表的安装位置可能会导致测量值偏差 。 在 “POS. INPUT VALUE / 位置输入值 ” 功能参数中,设置 “MEASURED VALUE / 测量值 ” 为所需的设定值。 EMPTY CALIB. / 空标 1) 输入液位的标定点下限。 在此功能参数中输入仪表当前所受压力的对应液位值。 FULL CALIB. / 满标 1) 输入液位的标定点上限。 在此功能参数中输入仪表当前所受压力的对应液位值。 DAMPING TIME / 阻尼时间 输入阻尼时间 ( 时间常数 ?)。 阻尼时间影响后续单元的响应速度,例如:现场显示屏、测量值和电流输出对压力变化的响应速度。 Endress+Hauser 27 调试 Deltabar S PMD70, PMD75, FMD76, FMD77, FMD78 4...20 mA HART 1) – “LEVEL SELECTION / 液位模式选择 ” 为 “Level Easy Pressure / 液位快速压力 ”, 且 “CALIBRATION MODE / 标定方式 ” 为 “Wet / 湿标 ” – “LEVEL SELECTION / 液位模式选择 ” 为 “Level Standard / 液位内行模式 ”、 “LEVEL MODE / 液位测量 方式 ” 为 “Linear / 线性 ”,且 “CALIBRATION MODE / 标定方式 ” 为 “Wet / 湿标 ” (“CALIBRATION MODE / 标定方式 ” 功能参数的菜单路径: “GROUP SELECTION / 组选择 ” ? “OPERATING MENU / 操作菜单 ” ??“SETTINGS / 设定 ” ? “BASIC SETTINGS / 基本设定 ”) 5.3.2 现场操作 – 未连接现场显示单元 未连接现场显示单元时,可以通过电子插件或仪表外部的三个按键实现下列功能: ? 位置调整 ( 调零 ) ? 设置压力值下限和压力值上限,并设置为对应的液位值下限和液位值上限 ? 仪表复位,参考章节 4.2.2 “ 操作单元的功能 ” (? ? 15) ! 注意 ! ? 仪表的标准设置为压力测量方式。 通过 “MEASURING MODE / 测量方式 ” 功能参数可以切换测量方式。 ? 下列功能参数的出厂设置如下: – “LEVEL SELECTION / 液位模式选择 ”:“Level Easy Pressure / 液位快速压力 ” – ”CALIBRATION MODE / 标定方式 ”:“Wet / 湿标 ” – “OUTPUT UNIT / 输出单位 ” 或 “LIN. MEASURAND / 被测变量线性化 ”:% – “EMPTY CALIB. / 空标 ”:0.0 – “FULL CALIB. / 满标 ”:100.0 – “SET LRV / 输入最低液位 ” (“BASIC SETTINGS / 基本设定 ” 功能组 ): 0.0 (4 mA 时对应液位 ) – “SET URV / 输入最高液位 ” (“BASIC SETTINGS / 基本设定 ” 功能组 ): 100.0 (20 mA 时对应液位 ) 上述参数只能通过现场显示单元或远程操作 ( 例如:FieldCare) 进行更改。 ? 在下列功能参数中, “-” 和 “+” 键方有效: – “LEVEL SELECTION / 液位模式选择 ” 为 “Level Easy Pressure / 液位快速压力 ”,且 “CALIBRATION MODE / 标定方式 ” 为 “Wet / 湿标 ” – “LEVEL SELECTION / 液位模式选择 ” 为 “Level Standard / 液位内行模式 ”、 “LEVEL MODE / 液位测量方式 ” 为 “Linear / 线性 ”, 且 “CALIBRATION MODE / 标定方式 ” 为 “Wet / 湿标 ” 在其他功能参数设置中,按键无效。 ? 必须解锁操作。