上海实干是一家专业生产矿山井下水渠流量测量仪,本司生产的水渠流量测量仪专为测量封闭管道中含有一定固体杂质和气泡的液体和浆状物等介质的流量而设计,传感器管外安装,不与流体接触,因此具有不受管道污垢及堵塞影响和安装维护无需截流,断管的特点,安装快捷,检定维修方便,由于其携带方便, 安装快捷,性价比高等特点,在移动式测量,计量检测,数据对比等领域应用广泛。
变送器
测量原理
超声波多普勒
可测流速范围
0.05 - 12 m/s,双向测量
重复性
精度
0.5% - 2.0% F.S.
响应时间
2-60秒,任选
测量周期
500 ms
管径范围
40-4000 mm
可测流体
含量超过100ppm 的反射体( 颗粒或气泡),且颗粒大小>100 微米
供电
AC: 85-265V DC: 24V/500mA 可充电锂电池可连续工作50个小时
安装方式
便携式
防护等级
IP65
操作温度
-20℃ 至60℃
壳体材料
ABS
显示
2行8位LCD,8位瞬时流量、累积流量(可复位)
测量单位
体积/质量/速度:升,立方米,千克,米,加仑等 ;流量时间单位:秒,分,时,天; 累积流量倍率:E-2 ~E 6
通讯输出
4~20mA, OCT
按键
6个按键
尺寸
270*215*175mm
重量
3kg
传感器
防护等级
标准IP65. IP67,IP68 可选
可测流体温度
标准传感器: -35℃~80℃, 短时间内可测温度可达120℃
高温传感器: -35℃~200℃,短时间内可测温度可达 250℃
可测管道
D型(40-4000 mm)
传感器尺寸
60(h)*34(w)*32(d)mm
传感器材料
铝合金(标准温度传感器),高温传感器(Peek)
线缆长度
标配5m, 其他长度可定做
1. 可充电锂电池可连续工作50个小时。
2. 非接触式测量,安装时无需断管或停流。
3. 测量准确度0.5-2%FS。
4. 自适应信号增益调。
5.