该新型测电笔适用于直接检测12v~250v的交直流电压,和间接检测交流电的零线、相线和断点,还可测量不带电导体的通断。读数直观,功能齐全,价格便宜。遗憾的是网上没有一篇详细而准确的说明,甚至厂家也不附带说明书或者语焉不详,故本人撰写此文,以方便我们普通消费者。
使用方法:
一、按钮说明:
A键“DIRECT”:为 直接测量键(离液晶屏较远),也就是用电笔金属前端(简称批头)直接接触线路时,请按此按钮;
B键“INDUCTANCE”:为 感应/断点测量键(离液晶屏较近),也就是用批头感应(注意是感应,而不是直接接触)线路时,请按此按钮。
不管电笔上文字如何印刷,通常而言,离液晶屏较远的为 直接测量健,离液晶屏较近的为 感应/断点测量键。若不是这样布局,则表明为山寨或劣质产品,为了您的安全着想,不建议购买。
二、直接检测:
1. 轻触 直接测量(DIRECT)键,测电笔金属前端直接接触被检测物:
1.1 最后数字为所测电压值(本测电笔分12V、36V、55V、110V、220V五段电压值,通常 ≤36V 的不至于有生命危险);
1.2 未到高段显示值70%时,显示低段值;
1.3. 测量非对地的直流电时,应手碰另一极(如正极或负极)。
2. 电笔直接接触到火线时,无论手有没有碰到任一测量键,指示灯都会立刻亮起:
2.1 手没碰到任一测量键时,指示灯亮起,并显示 12V ,此数值不准;
2.2 手碰到 感应/断点测量键时,指示灯亮起,并显示 110V ,此数值不准;
2.3 手碰到 直接测量键时,指示灯亮起,并显示 220V,此数值准确;
2.4 综上所述,在手没有碰到任一测量键的情况下,一旦指示灯亮起,就表明有交流电的火线 220V ,切记切记!
3. 手碰到 直接测量键时,电笔直接接触 人体、火线、零线、地线、金属等导电物体时,指示灯都可能会亮起,此时实际电压以读数为准,若无读数则表明无电压。
4. 手碰到 感应/断点测量键时,电笔直接接触被检测物时,有两种情况:
4.1 指示灯亮起,并显示 110V ,就表明有交流电的火线 220V ,切记切记!
4.2 指示灯不亮,但出现“高压符号”,请参见 “三、间接检测” 中的 1,2 两点。
三、间接检测(