呼吸机参数肺顺应性正常肺顺应性降低肺顺应性增高
PIP (cmH2O)12~1520~2520~25
PEEP(cmH2O)2~34~60~3
RR(次/分)20~2530~4035-45
Ti(秒)0.5~0.750.5~1.00.5~1.0
I:E1:1.5~21:1~1.21:1.2~1.5
FiO20.3~0.40.5~0.80.6~0.8
FR6~88~108~10
应用呼吸器机械通气治疗的指征,呼吸器初调参数常为FiO20.6~0.8,吸气峰压(PIP)1.96~2.45kPa(20~25cmH2O),PEEP 0.39~0.59kPa(4~6cmH2O),吸/呼比1:1.0~1.2,呼吸频率30~40次/分。MAP维持在0.98~1.37kPa(10~12cmH2O)。
适宜的血气分析值: pH7.30~7.45,PaO250~80mmHg,PaCO240~50mmHg。
每次参数的调节幅度 PIP1~2cmH2O,PEEP1~2mH2O,RR 5~10次/分,Ti 0.1秒,FiO20.05~0.1。每次应只调节1个或2个参数,特别是降低参数时应先调整对患儿影响较大者,如PIP和FiO2每次调整后10~20分钟。FiO21.0