采用磁分路补偿,在对互感器的比值　差进行补偿的同时,也对互感器的相位差起补偿作用,但是对相位差的补偿数值　不大　式(70)得到:　ε=　-(Wk²/W2²)　匝对比值差和相位差的补偿　f=εcosα*100=　-(Wk²/　δ=εsincosα*3438　=　-(Wk²/W2²)*(Z02/R　由式(72)和(73)可见。短路匝补偿对比值差和相位差的补偿均为负值,　匝的内阻成反比。　短路匝补偿现在生产上主要用来补偿当二次负荷功率因数为　0.8　时互感器　的相位差。但是,当二次负荷功率因数为　1　时,原来互感器的相位差增大,而短　路匝对相位差的补偿却减小,甚至不　值差增大,特别是当二次负荷增大时,原来互感器的比值差就大,而短路匝　补偿使互感器的比值差更增大。　所以短路匝补偿有很大的副作用,　补偿效果不好,　应该尽量少用,最好不用。　六、磁分路短路匝补偿　电流互感器的相位差,容偿。如上所述,为了增大　5%~10%In　时对相位差的补偿,必须增大磁分路的　损耗角　ψb,例如采用损耗角大的冷轧硅钢片或铁片做磁分路。还可以采用人为　的办法增大磁分路的损耗角,这只要在磁分路上绕制短路匝即可,如图　17　所示。　这种补偿方法就叫做磁分路短路匝补偿。图中　A　为示意图,B　为原理线路图。　图17　由此可见,　求在　7%~10%In　时,有短　损耗角　ψb2　最大,对比值　差和相位角的补偿也最大。只是有短路匝的磁分路比一般磁分路有更大的损耗　角,　磁分路短路匝补偿　磁分路短路匝补偿与磁分路补偿具有完全相同的特性,即同样要　路匝的磁分路的磁导率　μb2　和即ψb2>ψb;更小的磁导率,即μb2<μb。这是因为磁分路上加上短路匝后,　除了使损耗角增大外,同时还使磁导率下降。为了使加短路匝后磁分路对比值差　的补偿数值不变,就必须增大补偿匝数　Wb　和磁分路的截面　Sb,这样,磁分路短　-　33　-　电流互感器手册　路匝补偿数值就可以得到与磁分路补偿相同的对比值差补偿的数值,　而磁分路短　路匝补偿对相位差的补偿数值却比磁分路补偿大的多。　磁分路短路匝补偿的计算是很复杂的。如果采用试验的方法,预先测出加　短路匝后磁分路铁心的磁化曲线,即Bb2-　Hb2　和ψb2-Hb2　曲线,那么磁分路短路　匝补偿的计算方法与磁分路补偿的计算公式(60)至(62)相同,只要将式中的　Hb、　圆环磁分路的材料与