1.空压机压力调整
顺时针旋转压力调整螺钉,闭合和断开压力同步增大。
逆时针旋转压力调整螺钉,闭合和断开压力同步减小。
2.压差调整
顺时针旋转压差调整螺钉,闭合压力不变,断开压力增大。
逆时针旋转压差调整螺钉,闭合压力不变,断开压力减小。
扩展资料:
压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经专用 CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出。
压力开关可以广泛用于石油、化工、冶金、电力、供水等领域中对各种气体、液体的表压、绝压的测量控制,是工业现场理想的智能化测控仪表。