摇表主要用于测量电气设备的绝缘电阻。摇表的额定电压有500、1000、2500、5000V等几种。
1.摇表的原理
摇表由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即l:线路端子、e:接地端子、g:屏蔽端子)组成。被测电阻Rx接在“L”与“E”端子之间。摇动发电机的手柄,发电机两端产生较高的直流电压,线圈1和线圈2同时通电。当以120转/分速度均匀摇动手柄时,表内的发电机输出该表的额定电压,在线圈1与被测电阻间有电流1,在线圈2与表内附加电阻R2有电流2,两种电流与磁场作用产生相反的力矩,当电流1最大(即被测电阻为0),指针指向刻度0。当电流2最大(即开路状态),指针指向刻度无穷大∝。
2.摇表的选择
摇表的额定电压一定要与被测设备或线路的工作电压适应。一般额定电压在500伏以下的设备,选用500伏或1000伏的摇表;额定电压在500伏及以上的设备,选用1000~2500伏的摇表。摇表的测量范围要与被测绝缘电阻的范围相符合,以免引起大的读数误差。
3.摇表的使用
1)摇表的接线:摇表有三个接线端钮,分别标有L、E和G。当测量电力设备对地的绝缘电阻时,应将L接到被测设备上,E可靠接地。
2)将被测设备与摇表正确接线。摇动手柄时应由慢到快至额定转速120r/min。
3)正确读取被测绝缘电阻大小。同时记录测量时的温湿度。
4.常用电气设备的摇测方法详解
1)测量线路对地的绝缘电阻:将摇表接线柱的(E)可靠接地,(L)接到被测线路上。按顺时针方向摇动摇表手把,转速由慢变快,转速达120/分钟匀速摇动,约一分钟后发电机转速稳定时,表针也稳定下来,这时表针指示数值就是所测得的绝缘电阻。
2)测量电机的绝缘电阻:将摇表接线柱的(E)接机壳。(L)接到电机绕组上,以120转/分的速度摇动手柄。指针稳定后读数。
3)测量变压器线圈绝缘电阻:测量各相线圈对地绝缘电阻时,将绕组的导线接(L),将设备外壳和铁芯接(E),瓷瓶外表接(G)。
4)测量电缆绝缘电阻:将摇表(L)接在主芯上,再将(E)接在接地上,并用导线连接橡胶护套后,另一端接在(G)上,转动手柄,测出相对地绝缘电阻值。
5.摇表使用时的注意事项
1)根据被测设备电压等级选用合适的绝缘电阻测试仪。
2)测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开