自去年以来公司
质谱是一种测量离子质荷比(m/z)的分析仪器,质谱仪器一般由样品导入系统、离子源、离子传输组件、质量分析器、检测器、数据处理系统等部分组成,如图1 所示。 离子源是使待测物质转化为带电离子的部件,根据离子化原理不同,分为大气压电离电喷雾离子源(ESI)、大气压电离化学电离离子源(APCI)等等。 质
纳米科技是当今国际上的一个热点。纳米测量学在纳米科技中起着信息采集和分析的不可替代的重要作用,纳米加工是纳米尺度制造业的核心,发展纳米测量学和纳米加工的一个重要方法就是电子束,离子束技术。近年来发展起来的聚焦离子束纳米加工系统用高强度聚焦离子束对材料进行纳米加工,结合扫描电子显微镜实时观察,开辟了从
质谱(mass spectrometry,MS)的开发历史要追溯到20世纪初,最初的质谱仪主要用来测定元素或同位素的原子量,随着离子光学理论的发展,质谱仪不断改进,其应用范围也在不断扩大,到20世纪50年代后期已广泛地应用于无机化合物和有机化合物的测定。进入80年代后,材料学、精密机械、电真空和计算
气质联用仪结合了气相色谱和质谱两者的优势,同时具备GC的高分离效率和MS强大的定性定量能力,广泛应用于复杂组分的分离与鉴定中,是石油化工、农残检测、香料香精等复杂分析有效工具。气质联用仪的几个主要性能指标: 1、质量范围:能检测zui低和zui高质量,决定了仪器的应用范围,取决于质量分析器
质量范围是质谱仪所能测定的离子质荷比的范围。对于多数离子源,电离得到的离子为单电荷离子。这样,质量范围实际上就是可以测定的分子量范围;对于电喷雾源,由于形成的离子带有多电荷,尽管质量范围只有几千,但可以测定的分子量可达 10 万以上。质量范围的大小取决于质量分析器。四极杆分析器的质量范围上限一般
【导语】2015年7月11日,由复旦大学和中国计量科学研究院研发的“四极离子阱关键部件和技术研究与应用”科技成果通过了技术鉴定。中国分析测试协会专家组评价:“研发成果的技术创新性强,所发明的PCB离子阱和离子阱阵列技术国际领先,四极离子阱的质谱性能达到国际先进水平”
——复旦大学附属中山医院液相色谱-质谱技术临床应用培训班举办 分析测试百科网讯 2017年4月19日,由复旦大学附属中山医院检验科主办、复旦大学生物科学研究院协办的“液相色谱-质谱技术临床应用培训班”在复旦大学附属中山医院独山厅成功举办。本次活动围绕LC-MS/MS技术在我国临床检验领域的应用,邀