液位控制器怎么调试
在购买浮球液位控制器后,需要进行适当的调试一边能够满足对浮球液位控制器的需求,很多客户对于浮球液位控制器的调试一知半解,甚至有时不去调试,就很容易造成对水位控制的效果较差,并且造成不同程度的影响,下面就由小编介绍一下,浮球液位控制器应该如何进行调试。
浮球液位控制器如何进行调试:
浮球液位控制器在安装前需要标定水位线,可以用对浮球液位控制器的状态进行,在水线附近会随水位高低通断,这说明浮球液位控制器产品没问题。只要保证安装过程中与热力设备的水位线一致就好了。比如部分浮球液位控制器,一般在筒壁上都贴着水位线,需要把浮球液位控制器泡在在水槽中,慢慢下沉,使水面逐渐靠近标识线,最靠近时会听到微动开关动作的声音。
需要注意的是:高温水的密度要小于室温水密度。因而室温水的动作线比开关标识线要低些的。
液位低报警接在常闭上(NC),液位高接常开(NO)。浮球液位控制器本身都会带两对以上的微动开关。分别输出两对常开两对常闭接点。在应用时通常是“接通报警”。
液位控制器的调整方法
很多仪器设备只有在我们熟练使用的情况下,我们才能更好的控制设备。是通过机械式或电子式的方法来调节液位的高低的,可以控制、水泵等,从而实现自动化。进行液位控制时,液位处于不正常的状态时,红色的报警灯就会亮。使用的时候需要了解一些控制器的使用说明,避免出错。
1、阀体安装时,如在氨系统中,以氨“A―” 划线为水平基准,并作正侧两个方向的垂直吊线;如在氟里昂系统中,以“F―”划线为水平基准。
2、贮液器上安装的上、下两个控制器,安装时按照制冷工艺图纸所需的液位对正。
3、下部液位平衡管应倾斜15度以上以免油污堵塞。
4、上盖密封橡皮必须压紧,不得留有缝隙。
5、线路严防接错,接错线路将造成严重事故。
6、控制器线包在-30℃以下的低温条件中,使用时需要设置一补偿,使线圈在-30℃以下也能将下液位讯号调出。
7、上控制器的线接头,应在贮液器上液位位置。
8、液位上限调定:液位上限可通过电器控制盒面板上的旋钮设定。