兆欧表是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。 摇表的选用原则 (1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表;额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的摇表。 (2)电阻量程范围的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。 3、摇表的使用注意事项 (1)应按设备的电压等级选择摇表,对于低压电气设备,应选用500伏摇表,若用额定电压过高的摇表去测量低压绝缘,可能把绝缘击穿; (2)测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,并进行短路放电,放电的目的是为了保障人身和设备的安全,并使测量结果准确; (3)摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不要缠绞在一起,最好不使连线与地面接触,以免因连线绝缘不良而引起误差; (4)测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好,若将两连接线开路摇动手柄,指针应指在∞(无穷大)处,这时如把两连线头瞬间短接一下,指针应指在0处,此时说明摇表是良好的,否则摇表是有误差的; (5)在测量时,一手按着摇表外壳(以防摇表振动)。当表针指示为0时,应立即停止摇动,以免烧表; (6)测量时,应将摇表置于水平位置,以每分钟大约120转的速度转动发电机的摇把; (7)在摇表未停止转动或被测设备未进行放电之前,不要用手触及被测部分和仪表的接线柱或拆除连线,以免触电; (8)如遇天气潮湿或测电缆的绝缘电阻时,应接上屏蔽接线端子G(或叫保护环),以消除绝缘物表面泄漏电流的影响; (9)禁止在雷电或潮湿天气和在邻近有带高压电设备的情况下,用摇表测量设备绝缘; (10)测量完毕后,应将被测设备放电。 4、测量绝缘电阻的作用和阻值判断 作用 测量电气设备绝缘电阻是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。由所测绝缘电阻能发现电气设备导电部分影响绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重热老化等缺陷。 绝缘阻值判断 (1)、所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值:低压设备0.5MΩ,3-10KV300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。 (2)、将所测得数值与出厂、交接、历年的数值进行比较,与前一次测试结果相比应无显著变化,一般不低于上次值的70%。 (3)、35kV及以上变压器应测量吸收比,一般不低于1.3。(吸收比计算:60秒所测绝缘电阻比15秒所测绝缘电阻)。