简介 高温老化箱用于做各种产品的高温老化试验,检测产品的耐高温性能。 性能指标 温度范围 A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃ 湿度范围 30~98% R?H 波动/均匀度 ≤±0.5℃ /±2℃ 温度偏差 +2%、-3%R?H 升温时间 -20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min 降温时间 25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min 温湿度运行控制系统 控制器 进口微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数) 精度范围 设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1%R?H,指示精度:温度± 0.1℃、温度±0.1%R?H 温湿度传感器 铂金电阻?PT100Ω 加热系统 完全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 加湿系 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 除湿系统 采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 供水系统 加湿供水采用自动控制且可回收余水,节水降耗 制冷系统 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装“泰康”/全封闭风冷复选压缩制冷方式 循环系统 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 使用材料 1.内箱材质:优质高级不锈钢板 2.外箱材质:冷轧钢板静电喷涂,坚固、美观、耐用 3.保温材质:超细超玻璃保温棉 4.加热器:镍铬合金鳍片式加热器,内嵌式加热元件安装于不锈钢腔体夹层中极为安全。(已升级为加热效率更高的瓷片式加热器) 三、 送风循环系统: 1.BJYSL系列专用风机 2.空气强制循环 四、控制系统: 1.精确的微电脑PID温度控制器 2.标准的电子计时器1秒—99小时(任意可调) 3.测温体;Pt100测试传感器 4.换气量可调 五、安全保护装置 1.具有独立的超温保护(超温自动切断整机电源) 2.线路设有短路保护 六、电源:AC220V/380V 50HZ 七、附件 1、不锈钢样品架:2块 2、熔断器:3只