第一阶段,回弹仪的检定、原理及适用范围。回弹仪必须有检定合格的标签,因为任何真实准确的数据前提是必须保证检测工具的有效合格性。回弹仪检定周期为半年,新仪器必须检定,需要观察机身这几个数据:率定值80±2,中型回弹仪标准能量是2.207J,具体看规格型号。
回弹法的原理:根据回弹仪弹击锤冲击混凝土表面所得到的回弹值大小而形成的"混凝土强度-回弹值" 曲线,进而推算出所测混凝土构件的强度。
回弹法适用范围:
1、适用于所测混凝土构件的表层质量与内部质量基本一致,或内部不存在缺陷的混凝土构件;
2、混凝土表面干燥,龄期大于14d,小于1000d;
3、混凝土强度在10MPa~60MPa之间;
4、对离心法、真空法、压浆法、喷射法和混凝土表面曾经各种物理化学方法处理成型的混凝土,慎用回弹法。
第二阶段,测区及测点的数量范围选取。