型号:HeartSaver 100
产品介绍
HeartSaver 100
美国蓝仕威克全自动心肺复苏机
安全可靠,坚固耐用
+气动气控,适用于各种恶劣工作状态
+坚硬的主机外壳,强度符合军方标准
多配置,多用途
+便携基本配置、标准配置、担架高级配置
+可用于救护车上车担架、病床、楼梯担架等各种急救转运场所
+可适应于各种转运氧气动力系统及医院中心供氧系统
+适用于院前、院内心肺复苏急救
操作灵活,方便携带
+系统启动快速
+重量仅为6.5kg
Heart Saver 100主要技术参数
1. 采用气动气控工作原理,活塞式胸腔接触式按压方式,按压精确、到位,按压呼吸同步,确保更有效的复苏成功率。
2. 按压频率:≥100次/分钟
3. 按压深度在0~7cm,可视,连续精确可调。
* 4. 潮气量范围在200~1200ml,精确可调。
5. 按压释放比率:1:1(50%:50%)。
* 6. 具有全自动同步连续按压呼吸30:2模式,
15:2模式;连续按压模式。
* 7. 通气时间1s,1.5s,2s三档可调。
8. 额定工作压力输入≥0.35MPa。
9. 压力过大保护≥0.7 MPa±0.1 MPa时,系
统压力释放阀开。
10. 气道压力≥60cmH2O时,自动泄气报警。
11. 按压器有按压深度标识的双侧刚性立柱可显示病人的胸厚。
*12. 按压器的双刚性立柱可前后滑动、上下移
动锁定,在不移动病人的同时,可确定病人的心脏按压位置。
13. 按压器与人体接触位置为高分子绝缘材料,
故按压器不移开胸部时,亦可进行除颤。
*14. 等高背板设计,便于病人头部可后仰,有效开放气道。
15. 氧气驱动压力范围345Kpa~621Kpa。
16. 整机重量≤6.5kg。
17. 整机体积≤60cm×46cm×7cm。
18. 原装进口产品。
型号:HLR-601
产品介绍
美国蓝仕威克全自动心肺复苏机
安全可靠,坚固耐用
+气动气控,适用于各种恶劣工作状态
+坚硬的主机外壳,强度符合军方标准
多配置,多用途<