传统的血压计,操作起来不太方便,也不便携,而智能穿戴设备改变了这一现象。与传统血压计相比,智能手环体积小巧,可随身佩戴。
问题是,这样一个小小的手环,测量的数值真的准确吗?近日,杭州市消保委对市面上便携式血压监测设备进行实时评测活动。选取8款销量较高的智能手环血压计
同步进行实验
本次评测,杭州市消保委随机取样了8款智能手环血压计。其中包括6款销量较高的,带血压监测功能的智能手环,1款可以测量血压的智能手表,以及1款腕式血压计。
根据不同的测量原理,这些手环分成三类。
第一类是光电法(PPG),手环向皮肤发射一种光电信号,通过传感器采集手腕部位的脉搏波,然后通过特定的计算公式,估算血压数值。
第二类是光电+心电法(PPG+ECG)。就是在光电信号的基础上,又增加了几块金属片,用来采集心电信号,综合两种信号,估算血压数值。
第三类是示波法。手环背面有一个微型气囊,通过充气、加压、再放气的过程,自动测量血压。
为了尽可能保证实验的科学性与严谨性,浙江省老年医学研究所副所长王国付主任医师运用医学统计上的“拉丁方设计”法,设计了一套实验方法。
总共8位受试者,全部为男性,年龄分别为29岁、32岁、33岁、43岁、62岁、74岁、78岁、80岁。
受试者通过抽签决定1—8的编号,8款手环也由监督人员从A—H随机编号。