首先示波器本身就有比较大的数据误差,因为示波器是用来看波形的,只可以用于定性测试,数据定量测试误差比较大。
信号完整性与示波器及其输入有关。大多数DSO的增益不准确度是1%至5%,这是对直流来说的。对于高频的增益很少有所规定,但是示波器的整个高斯型滚降特性保证瞬态响应是良好的。DSO显示的相对增益准确度受前置放大器、衰减器和模傲转换器(ADC)的影响,除非采用模拟示波器的静电偏转或阴极射线示波管,准确度不受显示系统的影响。