有机相和水相都超声脱气15min后再试试
流动相里的气要在使用之前进行超声,驱除溶解的气体;如果在使用过程中管路进了气泡,也要进行排气泡处理;如果是在线混合梯度洗脱,就要用载气进行在线排气
一般的排气是指管路中的 流动相在用之前应超声脱气
排气是排管路里的气,防止进入柱子,引起压力不稳。流动相在配置之后就得脱气,要是有在线过滤器就不用了!
流动相要先处理
有时管路里有气泡,走一下基线
主要是排除管路中的空气,流动相也要进行处理,有的时候进样器也要进行排气,手动进样自己可以看一下,自动进样在进样前要多洗几次进样针,否则,小气泡会对你的结果产生很大影响。
液相中的排气一般是指流动相在进四元泵混合时由于放热产生的气泡。最好的处理办法是流动相使用前超声脱气,然后再用在线脱气机脱气。在双通道走流动相时,用甲醇和水做流动相压力可能会有波动,这是由于甲醇水混合放热所致,乙腈水做流动相压力波动就不会太大;若是单通道则必须先超声脱气。
排管路中的气泡,以免进到柱子里造成柱压不稳
建议您可以到行业内专业的网站进行交流学习!
分析测试百科网这块做得不错,气相、液相、质谱、光谱、药物分析、化学分析、食品分析。这方面的专家比较多,基本上问题都能得到解答,有问题可去那提问,网址百度搜下就有。