自动凝点的工作原理及结构A:工作原理物质的凝固分为结晶性凝固和粘性凝固两种。对于石油产品,其凝固后失去其流动性,我们给他施加一定的压力,他也不会流动,此时我们说他已经凝固。
我们通过压力信号,来检测他的流动性,依次来判断他是否凝固。当凝固后,压力不变,此时控制仪器温度显示部分,为样品的凝点值。B:仪器结构仪器分两大部分,制冷和温度控制。
自动凝点的制冷部分a.水冷系统,本仪器采用半导体制冷,其热端必须用水进行冷却,为保护半导体冷板,我们加了水压开关,只有当水压达到水压开关闭合时,才能使半导体冷板正常工作。否则将没有制冷电流。b.制冷系统:由冷包和制冷变压器、整流二极管等组成,当启动制冷时,制冷变压器、整流管开始工作。冷包内冷芯开始降温,当制冷停止时,冷芯温度开始上升。