A.6.2 将色谱仪电源开关至“ON”,调节色谱仪前面板空气流量为2.0L/min。 空气是由安装在内部的空气泵提供,要将色谱电源开关打开后才能调节。A.6.3 色谱棒的活化 将色谱棒架(每个色谱棒架可安装10根色谱棒)安放在色谱仪的框架上,当色谱仪的电源开关打开 时,屏幕显示“IATROSCAN TLC FID”表示一种分析步骤即将形成标准的起始状态“30 1~10”将出现 在显示屏上,等待分析条件的输入。 A.6.3.1 视棒上的残留物,可选择空白扫描,原点扫描二种方式 1)空白扫描设置按:BLANK SCAN键—数字键回车键(即:显示空白扫描的次数)。 2)原点扫描设置按:DRIGN SCAN键数字键回车键(即:显示原点扫描的次数)。 A.6.3.2 设置扫描速度 按:SCAN SPEED键数字键回车键(即:显示扫描速度是多少)。相对应的扫描速度如表2所列 数字键扫描速度sec/scan 60A.6.3.3 设置色谱棒棒号 按:ROPNO键数字键(先输入要扫描的起始棒号,回车再输入终止棒号)回车键(即:显示色谱 棒的棒号范围)。 A.6.3.4 按STAR(启动)键,色谱仪将按照所设置的分析条件,氢火焰头便开始沿色谱棒扫描,在氢 焰约700高温下,色谱棒上的有机物被出去,色谱棒得到活化。 色谱棒活化程度的好坏,可连接数据处理系统,查看基线。