华创生产的80G雷达液位计产品
80G雷达液位计
什么是液位计:
在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计。液位计为物位仪表的一种。
液位计良好的结构及安装方式可适用于高温、高压、强腐蚀,易结晶,防堵塞,防冷冻及固体粉状、粒状物料。 它可测量强腐蚀型介质的液位,测量高温介质的液位,测量密封容器的液位,与介质的粘度、密度、工作压力无关。
一、雷达液位计开始的选型
各类液位仪表都有其各自的特点与优势,在面对测量介质进行选择仪器时要综合考虑各方面的因素,包括被测介质的特性、介质测量的目的以及环境条件和经济条件等其他因素。尽量在众多仪器中扬长避短,选择适宜测量介质和目的的仪表。
二、考虑被测介质的特性
由于雷达液位计的种类很多,在进行测量前,首先要考虑被测介质的压力、温度、密度等特性,有针对性地选择适宜的天线和表头。对于高温或腐蚀性强的介质,应该使用非接触天线雷达液位计,让液位计不与液体进行直接的接触,既能保证测量数据的准确性,又能保护液位计不受损伤。
河北华创测控技术有限公司办公楼
三、考虑介质测量的目的
在进行雷达液位计选择时,还要考虑介质测量的目的,从而选择不同测量精度的液位计。为了尽可能节省投资,在满足计量精度的前提下,尽可能地选择性价比高的液位计。如果介质测量的目的是用于内部核算,则对于精度的要求就不需要太高。如果介质测量的目的是用于对外交易,就需要选择高精度的液位计。
四、考虑其他因素
另外,在进行雷达液位计选择时,还需要考虑环境条件、安装条件、经济条件以及测量范围、频率等其他因素。
五、雷达液位计的安装
雷达液位计的安装也是进行液位测量十分重要的环节,为了保证雷达液位计正常稳定的工作,就要使用科学合理的安装方式,以减少各种故障的发生。在安装时,要做到天线与测量槽壁保持平衡,同时安装位置距离应该大于槽壁300mm,保持足够的距离,否则容易让回波信号产生异常,造成虚假的回波信号。
在对具有腐蚀性或易结晶的物体进行测量时,为了避免各种因素对天线的影响,防止天线上存在的结晶影响正常的工作,应该有针对性地选择仪表,从而减少各种故障的产生,防止得到的数据存在偏差。
雷达物位计在油罐应用
雷达液位计属于通用型雷达液位计,它基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲在空间以光速传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。
雷达液位计的主要优点
雷达液位计应用广泛,无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,都可以进行测量,能够在极其恶劣的条件下工作是其最大的特点。在测量方面,雷达液位计的主要有以下优点:
1、准确、安全、节省能源
雷达液位计在真空、受压状态下都可进行测量,而且准确安全,可靠性强。由于电磁波的特点,可以不受任何限制,不受环境的影响,能够适用于各种场合。雷达液位计的探头与介质表面无接触,属非接触测量,能够连续、准确、快速地测量不同的介质。雷达液位计的探头几乎不受温度、压力、气体等的影响(500℃时影响仅为0.018%,50bar时为0.8%)。雷达液位计采用材料的化学性、机械性都相当稳定,且材料可以循环利用,极具环保功效。
2、对干扰回波具有抑制功能
波束范围内接头引起的干扰回波,进料或出料的噪声引起的干扰回波等可由内部的模糊逻辑控制自动进行抑制。
3、维护方便,操作简单
雷达液位计具有故障报警及自诊断功能,能够根据操作显示模块提示的错误代码进行故障分析,及时确定故障并予以排除,使维护校正更加方便、准确,保障仪表的正常运行。
4、可靠性强
微波与测量介质不直接接触,几乎不受干扰地应用于真空测量、液位测量或料位测量等各种测量场合。由于高级材料的使用,能够在极其复杂的化学、物理条件下使用,提供准确可靠、长期稳定的模拟量或数字量的物位信号。
5、适用范围广
雷达液位计的应用范围很广,从被测介质来说,可以对液体、颗粒、料浆等进行测量。从槽罐体的形状来说,雷达液位计可以对球罐、卧罐、柱形罐、圆柱椎体罐等的液位进行测量。从罐体功能来说,可以对储罐、缓冲罐、微波管、旁通管中的液位进行测量。