实习一 精密水准仪与水准尺的认识与使用 2.1 目的与要求1.了解威特N3水准仪、蔡司Koni007自动安平水准仪及水准标尺的基本结构,以及各螺旋的作用。初步学会二种仪器的使用方法和在水准尺上的读数方法。2.将仪器与书本上仪器的外貌对照,熟悉仪器各部件的名称及其作用,着重比较不同仪器的特点。3.掌握二种仪器在标尺上的读数方法,并了解测微器的测微工作原理。 4.了解精密水准尺的特点,它与一般普通水准尺有何不同。 2.2 仪器及工具 每组借用N3水准仪一台、脚架、N3水准标尺、扶杆二根、记录板、铅笔与记录本手薄等。另外借Koni007水准仪一台、脚架、Koni007水准标尺。 2.3 方法与步骤 1.精密水准仪和水准尺的构造与各部件的作用 (1)、 N3精密水准仪N3精密水准仪的外形如图3-1所示。望远镜物镜的有效孔径为50mm,放大倍串为40倍,管状水准器格值为。N3精密水准仪与分格值为10mm的精密因瓦水准标尺配套使用,标尺的基辅差为301.55cm。在望远镜目镜的左边上下有两个小目镜,它们是符合气泡观察目镜和测微器读数目镜,在3个不同的目镜中所见到的影像如图2-4所示。