中央纯水处理系统使用及维护　一、　CENTRA　R200　使用　1.　开机时先开电源,主机初始化完毕后开水源,接着开程序,待　系统稳定时观察水质情况;关机时先关主程序,再断开电源和　水源;主机已经设定为自动启动和关闭,一般无需额外操作;　2.　正常供水时间安排:08:30-22:00;周末和节假日正常供水;　3.　纯水系统提供电导率≤5μs/cm、　pH5~7　的纯水,　设备管理人员应　定时监测水质电导率,定期监测　pH　值;　4.　如果因为加班等原因需要在正常供水时段外取水,请按一下屏　幕右上方　键(见下图)　,主机就会自动恢复运行。使用结束后　主机会自动运行到下一次停机时间,不允许再按　键;　(注意:非正常供水时间外开机取水,主机运行约一小时后可能会　自动停机,故需要长时间取水应一小时后再次主机运行状态。　)　5.　中心实验室现有两台主机,如果一台无法正常供水,可关闭其　上的出水阀和回水阀,并打开串联供水阀,使正常供水主机同　时向整个管网供水。　二、　CENTRA　R200　维护　1.　每周向盐水桶内加工业用盐,保证盐水桶内盐溶液为过饱和状　态;切忌使用加碘盐;中心实验室购买的工业用盐一般放在化学　药品库防潮保存;　2.　每周检查盐水桶水位,如少于三分之二,需适量加水(自来水)　,　注意加水后盐溶液仍需过饱和;　3.　盐水桶半年左右需要清洗内部的污垢,　清洗前首先需要关闭纯水　主机及进水阀,而后拆卸相应的部件再移出盐水桶进行清洗;　4.　每周按要求冲洗石英砂过滤器以保证入水水质,　详细冲洗操作图　文步骤已悬挂在过滤器旁边的墙上;　5.　定期监测空调工作状态是否正常;温度需求为　5~40℃,相对湿　度小于　80%;　6.　若仪器出现报警状况,　先显示屏上是有故障报警图标则按照说明　书排除,若仅有提醒图标则按　下方的按键消除铃声,水质和　水温报警则报警项目闪动而无图标,消除铃声后处理,无法处理　则关闭主机电源开关,片刻后重启主机即可。若仍无法解决,请　联系维护工程师杨剑(13759127400)　;　7.　PP　滤芯和活性炭滤芯在下列情况下需要更换:纯水主机制水时　压力表　P1　和P2　压力差超过　1.5bar、　CENTRA　主机频繁出现进水　压力低报警且更换　LC159　滤器无效、　6　个月未更换滤芯;更换　前先关闭主机和进水阀门,打开排水阀门泄压,待压力排净后