PS-ID相序测试仪
用来检测三相低压配电线路电压的相序及缺相情况。该表由被测电压直接供电,采用单片机进行逻辑分析判断,用LED发光二极管和蜂鸣器以声光形式指示正相序、反相序和缺相三种状态,具有反应迅速、操作简单、轻巧便携的特点。仪表外壳采用工程绝缘材料,现场使用安全可靠,可长时间使用。
PS-ID相序测试仪技术指标
1. 电压范围:AC30~600V
2. 频率范围:40~70Hz
3. 绝缘电阻:
仪表线路与外壳之间 ≥10MΩ
4. 耐压:AC1KV 50Hz 1min
5. 工作温度及湿度:
-10°C ~ +40°C <85%RH
6. 外形尺寸:120×83×41
7. 重量 :180g
8. 储存条件:-10°C~50°C
PS-ID相序测试仪使用说明将三根测量线夹分别接三相电源,按一下测量键(切勿按住不放),开始测量,仪表有如下三种状态。
1. 正相序状态:正相序指示灯(绿灯)每秒闪亮一次(慢闪),逆相序指示灯(红灯)熄灭,蜂鸣器不响;
2. 逆相序状态:逆相序指示灯(红灯)每秒闪亮两次(快闪),正相序指示灯(绿灯)熄灭,蜂鸣器报报警;
3.缺相状态:本相序表三盏缺相指示灯的颜色与相序表测量线夹的颜色一一对应。当某盏缺相指示灯熄灭并且蜂鸣器嘟、嘟作响时,为对应相电压缺相。测量结束后,取下测量线夹即可。