本文档一共被下载:

次,您可全文免费在线阅读后下载本文档。

下载提示

1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
薄层层析:原理;定性和定量分析时的区别。 VC测定原理加入活性炭的目的?实验所用的活性炭进行预处理的目的是什么?应该怎样进行预处理?怎样检测预处理是否成功?加入的目的?校准曲线分两种工作曲线和标准曲线工作曲线即曲线和样品的测定步骤完全一样即需要预处理标准曲线与样品的测定步骤不一样即不需要做预处理使用校准曲线时的一些注意事项(1)校准曲线包括“标准曲线”和“工作曲线”。应用标准溶液制作校准曲线时,如果分析步骤与样品的分析步骤相比有某些省略时,则制作的校准曲线称为标准曲线。如果模拟被分析物质的成分,并与样品完全相同的分析处理,然后绘制的校准曲线称为工作曲线。因此,如果基体效应对分析方法至关重要时,应使用含有与实际样品类似基体的标准溶液系列进行校准曲线的绘制。如有可能,也可用与试样成分相近的标准参考物质制作校准曲线。(2)校准曲线的点数光谱分析中,一般至少为3个点(不包括空白),在新版的《全国疾病预防规范》中,新方法的研制要求校准曲线至少5个点(不包括空白)。因此,日常工作中,校准曲线应选择3~5个点(不包括空白)。(3)校准曲线的各点应尽量等距离分布在曲线上,最低点与最高点相差约一个数量级。(4)当样品中基体不明或基体浓度很高、变化大,很难配制相类似的标准溶液时,应使用标准加入法