550TOC 分 析仪的相应时间少于 1 分钟。nute! ? 更新时间:更新测量值需要的时间,550TOC 分析仪的更新时间是 2 秒钟! 页首 550TOC 分析仪需要哪些维护? ? ? ? ? 每 4000 个小时需要更换 UV 灯 每年校准一次 有简单的、可插拔的传感器校正电阻板,可以现场校正。 TOC/电阻可以在工厂或在现场由 Thornton 的技术人员校正。不久的将来可以使用 Thornton 便携式校正箱现场校正。 页首 运行 550TOC 分析仪需要化学品、气体或试剂吗? 正常的 TOC 测量不需要任何化学品、气体和试剂。