使用方法
①首先是机械调零,通过调节定位螺丝,使指针指在电流表零刻度线处。
②选择合适的挡位。选挡时有两个思路;其一,若被测电阻能估计出阻,值则挡位;其二,试测法,先选用一个挡位测一次,若出现读数较小或说指针偏角较大时应换用低挡,若出现读数大或说指针偏角较小时应换用高挡。
③将两表笔短接,调节R,使指针满偏。
④把两表笔分别与被测电阻两端良好接触。
⑤把表针指示的数值乘以倍率,即得被测电阻的阻值。
欧姆表测电阻的选挡、调零与读数
欧姆表使用前,首先是估测待测电阻的大小,选择合适(通常按大量程挡向小量程挡次序选择)的挡次(即选挡),然后调零,再进行测量。
如果选择的挡次不合适,则应重新选挡(换挡),若指针偏角较小,则应选倍率高一挡的挡次,反之则选低一挡的挡次,换挡后,须重新调零后方可测量,测量完毕,应将旋钮拨到“OFF”的位置。(若无该挡则应拨至交流高压挡)。
必须注意:在用多用电表测量电流或电压值时,只要根据旋钮所指示的量程看表盘相对应的刻度弧线,根据读数规则,直接读出指针指示的读数即可,而欧姆表的刻度指示线只有一根,读出指针指示的读数后必须再乘以旋钮指示的挡次倍率,才是电阻的测量值。
注意事项
①被测电阻要同其他电路脱离开。
②不能用双手分别同时握住表笔金属杆和被测电阻。
③测量前应选择合适挡位,使指针在中值电阻附近。
④每次换挡时,需重新对欧姆表调零。
关键字:低电阻欧姆表使用方法注意事项编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14423.html
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号
享受更多官方福利