电解电容的检测方法
一 万用表电阻挡的正确选择
因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47UF间的电容,可用R*1K挡测量,大于47UF的电容可以用R*100挡测量。
二 测量漏电阻
将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极。要刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大幅度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。然后,将红黑表笔对调,万用表指针将重复上述摆动现象。但此时所测阻值为电解电容的反向漏电阻,此值略小于正向漏电阻。即反向漏电流比正向漏电流要大。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百K欧姆以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向反向均无充电现象,即指针不动,则说明容量消失或内部短路,如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
三 极性判别
对于正负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值朋的那一次便是正向接法,即,黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。