电子血压计在使用过程中总会出现各种各样的测量问题或使用故障,而“电子血压计不能正常充气”也是电子血压计会出现的一种使用故障,那么,电子血压计不充气怎么回事呢?下面佰佰安全网小编就来跟大家介绍一下这方面的知识,让你对血压计有一个全面的认识。
电子血压计不能正常充气的原因
1、上臂式电子血压计不能正常打气的原因:
(1)臂带或充气管漏气,充气时可用手摸着气管仔细查看哪里出现漏气,如臂带或充气管漏气,可换上新的充气臂带;
(2)电池量不足,查看电池型号是否符合血压计,另外电池使用时间太久电量不足,更换新的电池即可;
(3)充气管与仪器没有插好的;
(4)加压过程中胳膊移动了。如果以上几点都正常,那最好还是拿到专业的维修点进行咨询和维修。
2、手腕式电子血压计不能正常充气的原因:
(1)电池量不足,使用适合仪器的电池型号,更换新的电池即可;
(2)腕式袖带里面的气囊漏气了,这是腕式电子血压计最容易出现故障,如果可以买到同型号的袖带,可打开仪器后盖换上新的袖带,然后把后盖螺丝拧好即可,建议若是查不出原因最好还是拿到维修点咨询、维修,不要自行拆开仪器。
(3)微型气泵出现故障,一般来说微型气泵是没那么容易损坏的,若出现损坏还是直接到专业的维修点进行维修吧。
通过上面的介绍,相信您一定了解了电子血压计不充气怎么回事的好的知识,血压计作为老年人常用的测量器材发必须要妥善保管和使用,让它及时准确的监测老人血压状况,确保老人健康安全。如果想要了解什么样的血压计更好用以及相关的老人疾病安全小知识,那么佰佰安全网是最好的选择。