5标准不确定度　的　B类　评定5.1获得　B类标准不确定度的信息来源一般有:　a　)以前的观测数据;　b　)对有关技术资料和测量仪器特性的了解和经验;　c　)生产部门提供的技术说明文件;　JJ　F　1　0　59　-　19　99　1　5　79　d　)校准证书、检定证书或其他文件提供的数据、准确度的等别或级别,包括目前暂在　使用的极限误差等;　e　)手册或某些资料给出的参考数据及其不确定度;　f　)　规定实验方法的国家标准或类似技术文件中给出的重复性限r　或复现性限R.　用这类方法得到的估计方差　u　2(　二)　,可简称为B类方差　5　.　2　如估计值z　,　来源于制造部门的说明书、　校准证书、　手册或其他资料　,　其中同时还明确　给出了其不确定度　U　(　x　,　)是标准差、(　二)的k　倍,指明了包含因子k的大小,则标准不　确定度　u(　二)可取　U　(　x　,　)　　/　k　,而估计方差　u　,　　(　x)为其平方。　例:　校准证书上指出标称值为　l　k　g的祛码质量　m　=1　0　0　0　.　　0　0　0　3　2　g　,　并说明按包含因子k　=3　给出的扩展不确定度　U=0　.　　2　4　m　g　。则该祛码的标准不确定度为u　(　m)　　=0　.　2　4　mg　/　3　=　S　O　k　g　,估计方差为“　z　(　m)=　(　S　O　p　g　)　'　=6　.　　4　X　1　0　-　9　g　'　。相应的相对标准不确定度为:　u　,　(　m)=　u　(　m)　/　m　=　8　0　X　1　0　”　5　.　3　如　x的扩展不确定度不是按标准差,(　x)的k倍给出,而是给出了置信概率P为900o.　9　5　%或99%的置信区间的半宽队。　、　队。　或队。　,　除非另有说明,　一般按正态分布考虑　评定其标准不确定度　u　(　x　;　)　。　对应于上述三种置信概率的包含因子　k分别为1　.　6　4　,　　1　.　9　6　或2.58,更为完整的关系如表　Z　:　表2正态分　布情况　下置信概　率　P与包含因子　k　,　间的关系　0　(　%)　5　0　6　8　.　　2　7　9　0　9　5　9　5　.　4　5　99　9　9　.　　7　3　k　,　0.　　6　7　1　1　.　　6　4　5　1　.　　9　60　2　2　.　　5　7　6　3　例:　校准证书上给出　标称值为1　0　。