干之验的参数有两个—cv%值和纱疵数,即只对控制仪和纱疵仪进行仪器校验,其次是对波谱仪进行校验。我们看重从原理上加以说明,以期读者知其所以然,护的方法。乌斯特公司规定两台条干仪之间,CV%值的台间误差不超过2%,有三级计量标准器:、中间级和用户级。在该公司有三台条干仪母机,互仪器校准比较,得出一个标准值,作为全世界条干仪的高计量标准,于仪器校准检测头)。PRG是个集成电路制成的电子仪器,只配备给工厂和维修站,电路,后由用户用自校电路校验条干仪。于是,标准量值就循着:母机一PRG一自校电路,级传递到每台条干仪,把全世界的条千仪的测试值统一到同一水平上。有了这么一套量值传递系统,保证了台差指标。