深度千分尺

杂谈

深度千分尺的故障有以下两种
1、零位不准
排除方法:若零位不正确则应调整,其调整方法与外径千分尺相同。
2、压线或离线
排除方法有两种
(1)、将“固定管套”上的“螺钉”松开,利用“扳手”来回转动并沿轴向前、后移动“固定管套”。向前(即向左)则调整压线,向后(即向右)调整离线。
(2)、当“压线或离线”差异比较大的时候,其调整的方法将参见《千分尺常见故障排除方法及注意事项之外径千分尺篇》的“压线或离线”中的第二种排除方法。
注意事项
(1)、测量前,必须校对深度千分尺的“零位”。
(2)、在更换“测量杆”时,由于拧紧程度不同,将直接影响深度千分尺的“示值误差”(即测量精度),因此在更换“测量杆”后,必须要用“校对量杆”(产品附件)或“量块”进行校正。