随着血压健康成为广大群众关心的话题之后,家用血压计也日渐走红,但使用血压计时,就有很多细节上的东西需要我们去注意的,否则会造成测量结果偏高或偏低,这样不仅无法掌握身体的血压健康情况,还让血压计失去了存在的意义。家用电子血压计分类
家用电子血压计按照测量部位的不同可以分为三种:
1、手指式;2、手腕式;3、手臂式;
手指式以及手臂式由于测量的部位都是在手臂的末端,因此对于末梢血管不发达或者老化堵塞的人来说,测得结果通常会比真实数值低;因此,选择家用血压计的时候最好选择上臂式血压计,也就是臂带绑在手肘以上的那种,测量时会准确一些。因此,下面要讲的内容也主要围绕上臂式血压计展开。
造成误差的情况及原因下面我们开始讲解,测量血压的时候,哪些动作会测出偏高的数值?哪些又会使测得的结果偏低?这就为大家一一道来!
1、臂带越靠近肩膀,测量数值高于真实数值,反之则低于真实值。臂带缠绕位置不正确,导致血压数值产生变化,以上臂式[color=Red血压计为例,位置过高(距离心脏越近,接近肩膀方向),测量就结果可能偏高;绑的位置偏低(远离心脏,接近手指方向),血压偏低。
正确操作:一般绑臂带的正确位置,是以手臂弯曲部为准,向上两指距离左右作为绑带下沿。
2、臂带过紧,测量值低于真实值;臂带过松,测量值高于真实值。