COGO程序
COGO提供多种坐标几何计算功能。包括:正算、反算、角-角交会、角-距离交会、距离-距离交会、线-线交点、垂足计算、延长线计算等。计算的点可以立即用于放样。
技术参数:

距离测量
zui大距离
免棱镜
350m
(良好天气)
单棱镜
5.0km
数字显示
zui大:99999999.999zui小1mm
精度
有棱镜
2+2 ppm
免棱镜
3+2 ppm
测量时间
精测0.8秒,跟踪0.5秒
平均测量次数
可选取2~5次的平均值
气象修正
输入参数自动改正
大气折光和地球曲率改正
输入参数自动改正
棱镜常数修正
输入参数自动改正
角度测量
测角方式
编码
码盘直径
79mm
zui小显示读数
1″/ 5″可选
精度
2″
探测方式
水平盘:对径垂直盘:对径
望远镜
成像
正像
镜筒长度
154mm
物镜有效孔径
望远:45mm,测距:50mm
放大倍率
30×
视场角
1°30′
zui小对焦距离
1m
分辨率
3″
补偿器
系统
双轴液体光电式电子补偿器
工作范围
±3′
精度
1″
水准器
管水准器
30″/2mm
圆水准器
8′/2mm
光学对中器
成像
正像
放大倍率
3×
调焦范围
0.5m~∞
视场角
5°
显示部分
类型
双面、数字键+字母键
机载电池
电源
可充电镍-氢电池
电压
直流6V
连续工作时间
8小时
选配功能
激光下对点
免棱镜测距
无
有
SD卡存储
标配2G,可扩展至32G
尺寸及重量
外形尺寸
200mm×170mm×350mm
重量
5.5㎏

【全站仪坐标放样原理】
(1) 打开电源开关转动望远镜
(2) 按(MENU)主菜单键
(3) 按F1 放样
(4) 按F4 确认
(5) 按F1 测站点设置
(6) 按F3(NZE)
(7) 按F1 先输入 X 坐标(站点)然后按 F4 确认再按 F1 输入 Y 坐标
(8) 按3次F4 确认键
(9) 按F2 后视点设置
(10) 按F3(NE)
(11) 按F1 先输入后视 X 坐标然后按 F4 确认再按 F1 输入 Y 点坐标
(12) 按2次F4 确认
(13) (对准棱镜对点)按F3(是)
(14) 按F3 放样
(15) 按F3(NEZ)
(16) 按F1 先输入需放点 X 坐标按 F4 确认再按 F1 输入 Y 坐标
(17) 按3次F4 确认
(18) 按F1 极差键
(19) 转动水平度盘使水平角接近 00 旋紧启动微调将水平角 dHR 为000’0”
然后
对准方向棱镜
(20) 按F1 测距当 dHD 为0.000 表示方向距离正确(-数往后+数往前) 注:再下点按 F4 输入错误按 ESC 键
【距离测量 】
(1) 打开电源转动望远镜
(2) 按2次(DISP)切换键进入平距、高差测量模式
(3) 照准棱镜中心
(4) 按F1(测距)键
(5) 记录测量数据 注:按(ESC)键测距值被清空。按3次(DISP)切换键可将 测距结果切换斜距示
【斜距测距】
(1) 开机进入菜单界面按(DISP)切换键
(2) 照准棱镜中心
(3) 按F1 测距键
【角度测量】
(1) 开机照准目标 A 点“
(2) 设置 A 点水平角为 000’0(按F1 置零键再按 F3 是键)
(3) 照准目标 B 点便知水平角和竖直角
【采集全站仪坐标数据】
(1) 开机并转动镜头
(2) 按(MENU)菜单功能键
(3) 按F1 放样键
(4) 按F4 确认键
(5) 按F1 测站点设置
(6) 按F3(NEZ)键
(7) 按F1 输入站点 X 坐标及 Y 坐标
(8) 按3次F4 确认键
(9) 按F2 后视点设置
(10) 按F3(NE)键
(11) 按F1 输入后视 X 坐标及 Y 坐标
(12) 按2次确认键
(13) 对准后视棱镜点对点按 F3 是键
(14) 按退出键(ESC)
(15) 按F2 数据采集
(16) 按F2 列表
(17) 按F4 确认
(18) 按F3 碎部点
(19) 按F3 测量键
(20) 按F3(NEZ)键测到该位置点坐标数据 注:需测下一点对准该点按 F3 测量键
【水平角(左右)切换、】
(1) 照准目标水平角置零
(2) 按F4 功能键次
(3) 按F2(左右)键水平角右角模式转换左角模式 注:每按 1 次F2 键左右角依次转换
【面积测量】
(1) 开机按(ENU)功能键
(2) 按F3 程序
(3) 按F3 面积
(4) 按F1 测距 注:每对 1 次棱镜按 1 次F1 键