关闭主、副电源,等待数分钟使梁体冷却到室温。　将F/V表的切换开关置20V档,把图中的R3换成　应变片(补偿片),重复4-6过程。　比较二种情况的F/V表数值:在相同温度下,补偿后的数值小很多。　实验完毕,关闭主、副电源,所有旋钮转至初始位置,　思考:为什么不能完全补偿。　提示:从补偿应变片和受力应变片所贴的位置点,梁的温度梯度考虑。　*实验三　应变片的温度影响　实验目的:了解温度对应变测试系统的影响。　所需单元和部件:可调直流稳压电源、-15V不可调直流稳电源、电桥、差动放大器、F/V表、加热器、双孔悬臂梁称重传感器、应变片、砝码、水银温度计(自备)、主、副电源。　有关旋钮的初始位置:主、副电源关闭、直流稳压电源置±4V档,F/V表置20V档,差动放大器增益旋钮置最大。　实验步骤:　解加热器在实验仪所在的位置及加热符号,加热器封装在双孔悬臂梁下片梁的表面,结构为电阻丝。　将差动放大器的(+)、(-)输入端与地短接,输出端插口与F/V表的输入插口Vi相连。开启主、副电源,调节差放零点旋钮,使F/V表显示零。再把F/V表的切换开关置2V档,细调差放零点,使F/V表显示零。关闭主、副电源,F/V表的切换开关置20V档,拆去差动放大器输入端的连线。　按图1接线,开启主副电源,调电桥平衡网络的W1电位器,使F/V表显示零,然后将F/V表的切换开关置2V档,调W1电位器,使F/V表显示零。　在传感器托盘上放上所有砝码,记下此时的电压数值。将-15V电源连到加热器的一端插口,加热器另一端插口接地;F/V表的显示在变化,待F/V表显示稳定后,记下显示数值。比较二种情况的F/V表数值,即为温度对应变电桥的影响。　实验完毕,关闭主、副电源,所有旋钮转至初始位置,　实验四　热电偶原理及现象　实验目的:了解热电偶的原理及现象　所需单元及附件:　-15V不可调直流稳压电源、差动放大器、F/V表、加热器、热电偶、水银温度计(自备)、主副电源　旋钮初始位置:F/V表切换开关置2V档,差动放大器增益最大。　实验步骤:　了解热电偶原理:二种不同的金属导体互相焊接成闭合回路时,当两个接点温度不同时回路中就会产生电流,这一现象称为热电效应,产生电流的电动势叫做热电势。通常把两种不同金属的这种组合称为热电偶。具体热电偶原理参考教课书。　解热电偶在实验仪上的位置及符号,(参见附录)实验仪所配的热电偶是由铜