1.产生视差的原因是什么?如何消除? 答:十字丝分划板平面与物像不重合。仔细调节物镜对光螺旋。 2.在水准测量中为什么要求前后视距相等? 答:消除仪器误差(望远镜视准轴与水准管轴部平行),消除或减弱地球曲率和大气折光的影响。 3.简述根据等高线绘制某一方向断面图的步骤及方法。 答:确定高程轴线,取点(轴线与等高线的交点及其它特殊点),建立坐标系(把点的高程标在坐标系中), 用光滑曲线连接各标定点即得纵断面图。 绘制直角坐标轴线及标高尺,横坐标轴表示水平距离,其比例尺与地形图的比例尺相同,纵坐标轴表示高程,其比例尺要比水平距离比例尺大10~20 2.检验与校正竖盘指标差的方法是什么?检验方法:安置经纬仪,用盘左、盘右观测同一目标的竖直角,再计算竖直角和指标差 大于1′时则应校正。 校正方法:校正时先转动竖盘指标水准管微动螺旋,使盘右读数等于R-x,此时水准管气泡必然不再居中; 用改针拨动水准管校正螺纹,使气泡居中,反复进行几次,直至指标小于1′为止。