金钻小编分享:如果出现了这种电子秤不归零的这种情况,原因无外乎三种,一种是环境的因素造成的,一种是称重传感器的问题,再就是主板的问题了。这三个问题都会导致电子秤不归零的情况发生。那么电子秤不归零了怎么办,原因有哪些?你已经知道了,如何判断具体的问题部位呢? (智能计数桌秤砝码校准) 1、拆开电子秤外壳,检查称重传感器上是否有杂物或与其他地方搭接; 2、检查分度值设置是否正确; 3、检查是否有重频现象; 4、检查秤体电池是否有足够电压; 5、检查传感器和ADF的接触是否良好。 出现电子秤不归零的情况用排除法来找问题,首先我们要检查一下电子秤所使用的环境有没有干扰源的影响,例如恶劣的大风天,振动厉害的设备,先进的电磁设备,还有无线电的装置等等,如果因为环境因素,换一个环境会准确的话,就判断是环境因素导致的电子秤不归零的情况。 排除不是环境因素的话,就要继续找问题,需要做以下的检查。首先拆开电子秤的外壳部分,把电子秤水平的放置在无外界恶劣环境的干扰环境中,然后将电子秤的主板拿出来,将跳线拨到标定端,开机后观察以下内码的数值,如果是因为这个造成的称重不准确和不归零,就会发生内码值跳动的很厉害。 现在讲称重传感器四根引线断开后,冷却再观察数值,趋于稳定的话就是传感器的问题了,还是跳动就是主板的问题。电子秤不归零了怎么办,原因有哪些?上面介绍了三种原因的排除方法,你看懂了吗?电子秤不归零的情况大部分都是传感器原因造成的,所以我们平常的时候一定维护好传感器、维护好电子秤。 如果您需要电子秤相关资料或者想要购买各种类型的电子秤请联系我们