校秤结束,. 量程 加载的砝码值 第一点 3kg 6kg 15kg 30kg 60kg 150kg 300kg 600kg 1Kg 2Kg 5Kg 10Kg 20Kg 50Kg 100Kg 200Kg 第二点 2Kg 4Kg 10Kg 20Kg 40Kg 100Kg 200Kg 400Kg 第三点 3Kg 6Kg 15Kg 30Kg 60Kg 150Kg 300Kg 600Kg 衡新电子计重秤校秤说明 电子计重秤校秤说明 1. 按下[ON/TARE] (开机键)并即时松开 2. 在机器未归零之前,按[MODE] (功能键)三次,进入机器标定状态。 3. 约等三秒钟 4. 若显示器不显示零,请按[ON/TARE] (开机键)一次归零。接着显示器交替显示: “25.00”与“——” (以150 kg 为例,秤的规格 不同,所显示的数字有所不同) “25.00 “:是该秤调试时要加载的砝码值,单位是“kg” ; “———”是加载砝码的提示符。 5. 按照显示的提示数字加载砝码值,然后再按下[MODE] (功能)键6. 显示器交替显示: “25.00”与“oooo” 。 “oooo” :表示等待秤稳定,并纪录砝码值。 7. 接着显示器交替显示: “100.00”与“———” 。 (以150kg 为例,秤的规格不同,所显示的数字有所不同) “ 100.00 ” :是该秤调试时要 加载的砝码值,单位是“kg” ; “———”是加载砝码的提示符。 8. 按照显示的提示数字加载砝码值,然后再按下[MODE] (功能)键9. 显示器交替显示: “100.00”与“oooo” 。 “oooo” :表示等待秤稳定,并纪录砝码值。 10. 接着显示器交替显示: “150.00”与“———” 。 (以150 kg 为例,秤的规格不同,所显示的数字有所不同) “150.00 ” :是该秤调试时 要加载的砝码值,单位是“kg” ; “———”是加载砝码的提示符。 11. 按照显示的提示数字加载砝码值,然后再按下[MODE] (功能)键12. 显示器交替显示: “150.00”与“oooo” 。 “oooo” :表示等待秤稳定,并纪录砝码值。 13. 完成纪录后机器显示“END” ,标定结束 14. 按“OFF”键关机,再按下[ON/TARE] (开机键)机器进入正常的称重状态 量程 加载的砝码值