广州市 地区提供快速上门维修服务,欢迎 客户来电报修。申安医r疗器械厂是一家生产蒸汽灭菌器和蒸馏水器的生产厂家,具有30多年的生产历史,产品涉及医r疗器械,科学仪器领域,清远申安,地处上海国际汽车城,有着人才,研发独厚的生产环境优势。 处理方法:打开仪器侧盖,面板显示正常表明220V电源正常进入控制电路。将与加热管连接的电线拆下,用万用表检查加热管电阻,一般阻值在8~15Ω之间,如阻值过大表明加热管内部断路,须更换。