实验题目测量双棱镜的锐角及折射率 一、实验目的 学会独立设计实验方法及步骤二、实验原理 双棱镜锐角的测量如图1-1 所示,有两束光1,2 分别从A,B面和 面垂直入射,有光的反射定律可知:1,2 的反射光与入射光重合是即可保证光线1,2 与AB,BC 面垂直,由双棱镜的光路图可 求得被测锐角 夹角的补角,设光线1所在位置两游标 的读数为 ,光线2所在位置两游标读数为 干扰像分析及排除由于双棱镜的锐角非常小,从而使得顶角几乎接近 180,故如图 1-2 1-3,当光线从AB BC面入射时,各面的放射光都会呈现在望远镜的视野中。先分析图 1-2,当望远 镜对着AB面时,望远镜视野中将出现3 个像1’,2’,3’,它们分别是光线1,2,3 在AB, AC,BC 面的放射光,故自准AB面时,只需找到有三个像的面且对着中间的像测量即可。 对图1-3,当望远镜对着BC 面时,视野中将出现4 个像1’,1’’,2’,2’’,它们分别是光线 1,2 BC,AB,AC,AB面的反射光,故用自准法测量 BC 面时,其反射光在视野中的 最右边,即测BC 面时,只需对着4 个像一侧的最右边的像测量即可排除干扰 双棱镜折射率的测量如图1-4 所示,光线1 分别从AB面以不同的角度入射,其中光线1与AB 面垂直,其 所在位置与自准时相同,而光线 角入射,其折射光线恰好与BC 面垂直,从而 其反射光原路返回,与光线 相等,也和双棱镜的锐角B相等,故只需求出 的夹角,自准AB面时测得光线1 的位置为 ,设光线2的位置为 三、实验仪器分光计、双面反射镜、双棱镜 四、实验内容和步骤 分光计的调节望远镜聚焦无穷远:打开分光计内部小电珠电源开关,将双面反射镜放在载物台上,上下调 节载物台的高度,使反射镜与望远镜光轴基本重合,锁定望远镜,使其不能转动,然后转动 载物台,使望远镜视野中出现绿色“十”字,然后调节望远镜的目镜与物镜的距离,看到绿 “十”字最清晰为止,然后调节目镜手轮,使分划板上的叉丝清晰,至此望远镜已经聚焦无 使望远镜光轴与中心轴垂直:调节望远镜俯仰调节螺钉,使绿“十”字与分划板上方的叉丝重合,然后旋转载物台180,此时视野中将有绿“十”字出现,调节俯仰螺钉,使绿“十” 靠近分划板上方叉丝,然后调节载物台水平调节螺钉中的两个,使绿“十”字与上方叉丝重 合,在将载物台旋转180,重复上面方法,知道