摘要:万用电表又称“多用电表”“复用电表”,简称“万用表”,是电工电子维修及实验人员常用的测量仪表。万用表可分为模拟指针式万用表和数字式万用表以及数字钳形万用表,都是通过档位开关(拨盘)选择相应的测量功能来实现对各种电量的粗略或精确测量。
一、模拟指针式万用表(Multimeter)
指针万用表是透过表内电阻的串并联分压分流与电磁感应原理来对模拟电学量诸如电压、电流进行测量的仪表,通过表头的电流固定在50μA(满刻度量程时通过表头的满度电流)
模拟指针式万用表1、构造及配件
a)游丝表头:二极管整流磁电系直流微安表,这是指针式万用表的心脏部位,目前流行的表头一般是50μA表头,可分为外磁式表头和内磁式表头,表头构造主要有表盘、磁钢、极掌、指针、游丝、可动线圈、圆柱形铁芯、平衡锤、调零螺杆和前后固定螺丝等部件构成,见图1、2
图1 外磁式表头结构图2 内磁式与外磁式之区别
b)张丝表头:如图3是张丝支承表头结构,当下主要应用于高精度仪表,它的特点主要有:
①无摩擦。相比于游丝轴尖轴承表头,张丝表头由于没有轴尖摩擦,其精度更高;
②无倾斜影响。万用表有平放使用和垂直使用的方式,游丝表在倾斜时会导致误差增大,而张丝表的支承结构令其根本无倾斜影响;
③耐冲击、耐振动。游丝表中的轴尖轴承仅有15μm,受到冲击时容易断裂导致呆表,张丝由于没有轴尖轴承所以耐受外力冲击的效果更好。
图3 张丝支承表头
无论是游丝表还是张丝表,其可动线圈都是在洛伦兹力作用下产生电磁力矩,带动指针偏转指示相应的刻度示数。
c)档位开关:也称“选择开关”“功能开关”以供各种不同电量测量功能选择,一般有交直流电压测量档、直流电流测量档和电阻测量档,同时还有一些辅助功能比如晶体管放大倍数测量、电容量测量等等,见图4
图4 MF 47型指针万用表
d)欧姆调零旋钮:用于电阻测量档位的电调零,在使用电阻档时需要将红黑表笔短接,若指针没有指正最右的电阻零刻度线则需要调节欧姆调零旋钮,使得指针指在电阻0刻度线,接着才可以进行电阻的测量;
e)机械调零旋钮:在表蒙上有一枚一字螺丝用于表头调零,在无任何电量输入的情况下使用一字螺丝批调节指针位置,使其指在最左边的0刻度线,调零后不需要多次调零以免损坏调零螺杆造成精度下降;
f