安装注意事项。
2.仪表的电压必须符合电源的电压。如果电源电压为220伏,则不能使用110伏电表。否则,仪表的电压线圈将烧坏并导致事故。
5.仪表应安装在木板上进行分配,并应牢固地安装在可靠干燥的墙壁上。它不应安装在门框上或墙板上。
1.使用合适的保险丝。保险丝的功能是在电路短路或严重过载时及时切断电源,以确保安全。应根据使用的最大功率或仪表的当前值来考虑选择保险丝。
2.避免仪表过载运行,否则不仅会造成测量不准确,还可能烧坏仪表甚至引起火灾。例如,如果仪表铭牌标有“5(20)A”,则最大家用电流不能超过20 A.
3.旧仪表应送到计量部门进行验证。更换仪表前,应检查外观,外观无明显缺陷。新的电能表不仅要求密封完好无损,还必须附有工厂检验证书,可在安装后正常使用,从零开始计数。如果是旧的电能表,则应将其发送到计量部门(过去,送到供电部门进行验证)并通过铅封,然后才能使用。
4.定期检查电表。使用一段时间后,由于各种原因存在测量不准确的问题,应定期检查,每3年检查一次。