欧姆表
欧姆表也叫多用电表,既可以用来测量电阻,也可以用来测量电压和电流。在讲解欧姆表的使用方法前,同学们一定要懂得欧姆表的原理。
欧姆表的原理
实验室中有各种各样的欧姆表,外表均不一样,可内部的原理、构造大致相同,我们通过对下方这张图的介绍,来探究多用电表的原理。
(1)当B表笔开关S接到1位置,欧姆表为电流表,电流经由A表笔进入,经过分流电路流到1接线柱上,表针测量的是支路电流,可以通过公式来描述干路电流。
(2)当B表笔开关S接到2位置,欧姆表还是电流表,电流经由A表笔进入,经过分流电路流到1接线柱上,表针测量的是支路电流,可以通过公式来描述干路电流。与(1)相比,这种情况下测量的电流最大值会更小些。
(3)当B表笔开关S接到3位置,欧姆表测量电阻,电源正极出来的电流,经由3(B表笔)进入外电阻,在经过A,借助并联电路流回到电源负极,其中电表位于并联的之路上,表针测量的是支路电流,由于电源电压已知,可以通过函数关系式用电表数据来描述外界所接电阻的大小。
(4)当B表笔开关S接到4位置,同上述(3)只不过电路中多了一个电阻,故测量同一个R时,电表值偏小,所以这种情况是处于相对(3)的低档位。
(5)当B表笔开关S接到5位置,测量的是电压,如果不理解,请同学们认真看王尚老师的这篇文章:电流表改装电压表的实验。
(6)当B表笔开关S接到6位置,同上述(5)只不过测量的电压的量程变大了。
欧姆表表盘的特点
欧姆表的刻度特点与电流表和电压表不同,欧姆表有以下几个显著特点:
(1)电流表和电压表刻度越向右数值越大,欧姆表则相反,这是因为Rx越小I越大造成的.当Rx=∞时,I=0,则在最左端;当Rx=0时(两表笔短接)I为Ig,电流表满刻度处电阻为“0”在最右端。
(2)电流表和电压表刻度均匀.欧姆表刻度很不均匀,越向左越密.这是因为在零点调正后,E、R、Rx都是恒定的,I随Rx而变.但他们不是简单的线性比例关系,所以表盘刻度不均匀。
(3)电流表和电压表的刻度都是从0到某一确定值,因此,每个表都有确定的量程。而欧姆表的刻度总是从0→∞Ω;这是否说明所有欧姆表都有相同的刻度?是否欧姆表不存在量程的问题?不是的。
(4)电流表和电压表在使用时都需要电路连接(即串联或并联),但欧姆表可以不