一人观测,一人记录,一人打伞,二人扶尺。
在一个测站上的观测步骤 (以往测奇数测站为例):
(1)首先将仪器整平(望远镜绕垂直轴旋转时,符合水准气泡两端影象的分离不得超过1cm)。
(2)望远镜对准后视水准标尺,转动倾斜螺旋使符合水准气泡两端影象符合(分离不得大于2 mm ) ,用下、上视距丝平分水准标尺的相应基本分划读取视距读数。视距读数第四位数由测微器直接读出。读数时标尺分划读数和测微器读数共四个数字要连贯读出。
(3)转动倾斜螺旋使气泡影象精密符合,并转动测微螺旋使楔形丝照准基本分划,读取基本分划和测微器读数。测微器读至整格即可(二位数)。
(4)旋转望远镜照准前视水准标尺,使符合水准气泡两端影象精密符合,用楔形丝照准基本分划并进行读数,然后按下、上视距丝进行视距读数。
(5)用楔形丝照淮前视水准标尺的辅助分划,转动倾斜螺旋使气泡影象精密符合,进行辅助分划的读数。
(6) 旋转望远镜照准后视水准标尺的辅助分划,转动倾斜螺旋使气泡影象精密符合,进行辅助分划的读数。
以上所有读数应记录在规定的表格中。
至此一个测站的观测工作即告结束。以上为往测奇数测站的后--
前--前--后观测程序,往测偶数测站的观测程序为前--后--后--前。
4)技术要求
( 1)仪器和前后标尺应尽量在一直线上,前后视距差应小于1m 。( 2)观测时要注意消除视差,气泡严格居中,各种螺旋均应以旋进方向终止。
( 3)视距读至1mm ,基辅分划读至0.1mm ,基辅高差之差