使用前请先将秤底部的电池盖打开,连接好电池(一节9V层叠电池),然后将秤底部的单位转换开关打到“kg”位置。l 开机
将秤平放在平整坚实的地面上,用脚轻敲秤面,即可开机。开机后液晶屏幕将显示“8888”,稍后回零显示“0.0”,此时被测人即可站到秤面上进行称重。留意在未回零之前,人不要站到秤面上或触动秤体,否则将影响丈量结果。
l 测试
人站上秤面稳定后,液晶显示器将显示体重丈量值(液晶闪烁3次后锁定显示所测体重值)。此时受测人可以走下秤面,稍后液晶显示器回零,可以进行下一次体重测试。
l 自动关机
假如1分钟内不进行任何操纵,仪器将自动关机。
l 人不得手持秤体开机,假如手持秤体开机,则零点不准,需将秤体放置在地面上,等一分钟自动关机后重新开机使用,或卸下电池,按正确的使用方法重新装上电池开机使用。
l 秤底部有一拨动开关,丈量单位可选择公斤或磅,公斤将显示“kg”;磅将显示“lb”。
l 当显示“O-LD”时,表示超载,即重量已经超出150kg。超载时人走下秤面,秤即可恢复正常工作,“O-LD”也随之自动消失。
l 当LCD显示“LO”时,表示电池电压过低,请立即更换新电池继续使用,欠电状态下,仪器丈量精度不被保证。
l 为保证丈量精度,操纵时请遵循以下两点:
2 使用时,将秤置于平整坚硬的地面上。
2 称重时,人竖立在秤面中间,身体不得晃动。
l 若长期不用,请及时将电池取出,以免电解液泄漏腐蚀秤体和秤内元件。
l 本产品是精密的电子衡器,应小心保管并正确使用,避免受潮、跌落碰撞、重压及暴晒。不得用水直接冲洗,如外表污秽请用软布沾净水清洗,严禁使用苯类、硝基类溶液或液态烧碱清洗。
l 携带与运输时必须轻拿轻放,假如外壳因遭外力击打而破损,不在本品保修范围之内。
l 禁止拆卸,私自拆卸本产品的行为一经发生