系统简介 医用中心吸引系统由中心吸引站的真空泵机组作为负压源, 通过真空泵的抽 吸使吸引系统管路达到所须的负压值,在手术室、抢救室、治疗室和各个病房的 终端处产生吸力,主要用于吸除病人体内的痰、血、脓及其他污染物。 系统组成 中心吸引站:也称负压站,由真空泵机组和真空容器组成的独立操作间,一 般包括真空泵、真空阀门、真空仪表、真空罐、集污罐、连接管道及电控柜等。 吸引管道:中心吸引站到各病区、各楼层、各病房的管道系统,主要包括真空管 道和一些管道元件。 终端:吸引管路的末端,插拔式自封快速接头,连接吸引器和吸引瓶等吸引装置 技术参数 抽气量:25~630 m3/h 电机功率:0.75~20 KW 终端负压值:0.02MPa ~ 0.07 MPa 范围内任意调节 终端抽气速率:≥30L/min 系统小时泄漏率:≤ 1% 主要特点 采用进口真空泵及医用气体细菌过滤器,真空度稳定、噪音低、无污染 真空泵机组的启动与停止可选择手动和自动两种控制方式 智能监控,及时全面的故障报警及信号远传(可选) 真空泵机组工作说明 自动控制方式下,系统根据检测到的压力信号,对真空泵进行启动和停止控 制。当真空罐内负压达 0.07MPa 时,真空泵自动停机,真空罐内负压使用下降到 0.02MPa 时,真空泵自动起动。控制泵自动开启和关闭的压力可按医院的要求调 整。当负压值高于 0.019MPa 或低于 0.073MPa 时,声光报警装置启动。