集中供电的好处很多: ① 每块表省去了电源变压器、整流及稳压部分,从而缩小了仪表的体积, 减轻了仪表的重量,并减少了发热元部件,使仪表温升降低; ② 由于采用直流低电压集中供电,可以采取防停电措施,所以当工业用 220V交流电断电时,能直接投入直流低电压(如24V)备用电源,从而构成无停电 装置; ③ 没有工业用220V交流电进入仪表,为仪表的防爆提供了有利条件。 7. 阻尼特性 差压变送器常用来和节流装置配合测量流体流量,也可根据静压原理测量 容器内的介质液位,流量、液位这两种物理参数有时很容易波动,致使记录曲 线很粗很大,看不清楚,为此变送器内一般都有阻尼(滤波)装置。 阻尼特性以变送器传送时间常数来表示,传送时间常数是指输出由0 升到最大值的63.2%时的时间常数。阻尼越大,则时间常数越长。 变送器的传送时间分两部分,一部分是组成仪表的各环节的时间常数,这 一部分是不能调的,电动变送器大概为零点几秒;另一部分是阻尼电路的时间 常数,这一部分是可以调的,从几秒到十几秒。 8. 接液温度和环境温度 接液温度是指变送器检测部件接触被测介质的温度,环境温度则是指变送 器的放大器、电路板能承受的温度,两者是不一样的,前者的范围大,后者的 范围小。例如罗斯蒙特3051变送器的接液温度为-45~+120℃,环境温度为 -40~+80℃。所以在使用时要注意,不要把变送器所处的环境温度误以为是 接液温度。 温度影响是指变送器的输出随环境温度的变化而变化,一般是以温度每 变化10℃、28℃或55℃的输出变化来表征的。变送器的温度影响和仪表的使用 范围有关,仪表的量程越大,则受环境温度变化的影响越小。 9. 静压和单向过压特性 (1)静压特性。 静压是指差压变送器的工作压力,通常比差压输入信号大得多。按理说, 差压变送器的输出只和输入差压有关,和变送器的工作压力是没有关系的,但由 于设计、加工、装配等诸多因素,变送器的零点和量程是随着静压的变化而变化 的。变送器的静压指标就是指这种变化的允许范围。这里有以下两点需要说明: ① 不同使用范围的变送器,其输出受静压的影响是不一样的,量程范围 大,受静压变化的影响小;反之,则影响大。制造厂为了使自己生产的仪表有较 高的技术指标,所以不管用户使用在多大测量范围,静压指标总是以在最大量程 下,零点和量程的变化多少来定的。 ② 变送器的静压可以是正压,也可以是负压。正压有个限值,例如最为 16MPa、40MPa;负压也有个限值,例如-O.1MPa,但不能绝对真空。我们说变送 器的静压,通常只说它的上限压力,下限压力似乎认为没有规定,其实这是不对 的。变送器在绝对真空下,膜盒内的硅油会汽化,会损坏仪表,所以也有规定。 (2)单向过压特性。 单向过压即是单向超载,它是指差压变送器的一侧受压,另一侧不受压。在 变送器和节流装置配套使用过程中,由于操作不慎,有时会发生一侧导压管阀门 开着,而另一侧是关的,因此变送器静压是多少压力,单向过压也是多少压力。 对于一般仪表,信号压力只能比额定压力稍大一点,例如大30%,大50%, 但对差压变送器来说,单向超载的压力不是比信号压力稍大一点,而是大几倍、 几十倍、上百倍。在这种情况下,变送器应不受影响,其零点漂移也必须在允许 范围,这就是差压变送器独特的单向特性。 最早的差压计是不耐单向过压的,但是现在的变送器单向过压指标定得很 高,单向对仪表的各种性能基本上没有什么影响。例如,日本横河的EJA系列差 压变送器使用时可以不装平衡阀。单向过压时间也不作规定,但从使用角度来看, 不装平衡阀是不方便的。 10. 稳定性 稳定性是变送器的又一项重要技术指标,从某种意义上讲,它比变送器的精 度还重要。稳定性误差是指在规定工作条件下,输入保持恒定时,输出在规定时 间内保持不变的能力。稳定性±0.1% URV/6个月表示:在6个月内,仪表的零点 变化不超过测量范围上限的±0.1%。注意这里说的是测量范围上限,不是使用范 围。例如某变送器的测量范围为0~2kPa至O~100kPa,如果使用在O~10kPa,那 么它的稳定性就不是±0.1%,而是±1%;所以在看仪表的误差时,一定要看它 对哪个范围而言。 (三) 差压变送器的应用 差压、压力变送器除了用于测量工业生产过程中的差压、压力参数外,还可 和多种传感元件配套,测量流体流量,测量容器中的介质液位,料位、密度和藏 量,以及在监测和控制系统中作为一个环节,参与各种运算。 一、 流量测量 1. 节流式流量计 差压变送器用得最广的是和节流装置配合,测量各种流体的流量。节流装置 包括节流元件、上下游连接的直管和引压装置三邵分,其中最基本的是节流元件, 主要的有孔板、文丘利管和喷嘴三种,见图 3.1。 在工业生产过程中,测量流量的仪表是很多的,但差压式流量计所占的比例 最大,用得最为广泛,其结构简单、可靠,无可动部件,不怕振动,能耐高温、 低温和其他恶劣条件; 差压式流量计既能测液体,又能测气体和蒸气流量;由标 准节流装置组成的差压流量计不用标定。 (a)孔板 (b)喷嘴 (c)文丘里管 图3.1 标准节流元件 2. 测速管流量计 测速管流量计是以测速管为传感元件,测量流体的全压和静压之差,以获得 流体的流速,再乘以管道截面积而得流体体积流量的流量计。 测速管的全压和静压也是由差压变送器的高、低压室检测,所以测速管流量 计和孔板流量计一样,由差压变送器的输出反映流体的流量。但是,测速管流量 计的测量原理和孔板流量计是不一样的,虽然它们都是速度式仪表。孔板是测管 道截面积上的平均流速面得流体流量,而测速管是测管道上某一点或某几点的平 均流速而得流体流量。所以测速管流量计要求流体的流速分布应更符合有关规 律,则便会测量不准。图3.2 为测速管流量示意图。 1-差压变送器;2 一全压力;3 一皮托管,4 均速管;5-静压力 图3.2 测速管流量计 3. 内藏孔板流量计 内藏孔板流量计是将节流元件设计在差压变送器的检测部件内部,用以测 量微小流量的一种变送器。它属于差压类流量计中的一种。这种仪表适用于测量 ?50 以下管道的流体流量。因为孔板嵌装在变送器内部,和变送器做成一体,所 以没有常规节流元件那样的引压装置,安装特别简单。 差压变送器是成熟仪表,精度高,稳定性好,一般仪表人员都比较熟悉。它 和小口径节流装置制作成一体,结构简单牢固,无可动部件,适应介质范围广, 气体、液体、蒸汽均可测量。 4. 靶式流量计 将力平衡式气动或电动差压变送器的膜盒部件卸下,换成一块圆板,固定在 下杠杆末端,便可构成靶式流量计。图3.3 为靶式流量计测量部分的工作原理图。 工作时,把靶插入管道。流体通过时,便对靶板产生作用力,再通过杠杆转换系 统输出 20~100kPa 气压信号(气动靶式流量计),或输出 4~2OmA 电流信号(电动 靶式流量计)。 1 一表头; 2 一下杠杆; 3 一靶板;4 一管道 图3.3 靶式流量计工作原理图 二、液位测量 差压、压力变送器的另一个用途是用于测量容器内液体的液位、界位,以及 固体颗粒的料位。 1. 静压液位计 容器中盛有液体或固体物料时,由于液体或物料受重力的作用,它们会 对容器底部或侧壁产生一定的静压力。当液体或物料的密度均匀,此静压力与液 体的高度成正比,测出了容器底部的静压力,就可知道液位高度。 式中: p 一容器底部的静压力,Pa; h—容器内介质液位,m; -一液体密度,kg/m3; g 一重力加速度,m/s2。 通过测静压来测量容器液位的静压液位计,可分为两类: ① 用于测量开口容器液位的压力式液位计; 图3.4 为开口容器液位测量示意图,测量仪表可以用差压变送器,也可以 用压力变送器。用差压时,低压引压口通大气。 图3.4 开口容器液位测量示意图 图3.5 闭口容器液位测量示意图 ② 用于测量闭口容器液位的差压式液位计。 用静压式液位计测量闭口容器液位时,变送器的示值除了与液柱的静压力有 关外,还与液位上面的气相压力有关,所以变送器的输出既受液位的变化,还受 气相压力的变化而变化。为了消除气相压力的影响,需要采用差压式液位计测量, 如图 3.5 闭口容器的液位测量示意图所示。容器底部压力引至变送器高压侧,上 部压力引至变送器低压侧。 2. 吹气液位计 有时,被测介质有腐蚀性、高粘度或含有固体悬浮颗料,再或者就是粉末状 的固体,这些介质会腐蚀或堵塞引压导管和变送器测量室,这时可用吹气法测量 它们的液位或料位。 1 截止阀;2 一过滤减压阀;3 限流孔板;4 一转子流量计;5 变送器,6 容器; PA 一气源压力; PB 一限流孔板后的压力 图3.6 吹气液位计 吹气气体一般是空气,但如果被测液体是易燃、易氧化的介质,也可以用氮 气或二氧化碳等惰性气体。 吹气法测液位和非吹气法测液位一样,也有闭口容器和开口容器两种。闭口 容器要用差压变送器测,开口容器用压力变送器就可以了。图3.6 是吹气法测开 口容器液位计的原理示意图。经过过滤的压缩空气从导管进人,经限流孔板 3、 转子流量计 4 后分成两路: 一路进变送器 5 的测量室,另一路进容器 6,并从容 器底部逸出。如果空气流量很小,从导官下端仅有少量气泡逸出(每分钟约 15。 个),则变送器引压口 C 处的压力和导管空气出口处 D 的压力几乎相等。如果有 一点差值,则只要吹气流量恒定差值也就不变,变送器的输入就单一地随着容器 内液位高度的变化而变化,变送器的输出也就和容器内的液位相对应。同时又隔 离了被测介质进人引压导管和仪表测量室。 3.双室平衡容器差压液位计 双室平衡容器用于测量下业锅炉的汽鼓水位,因为汽锅内温度高,压力高, 如不采取特殊装置,则两引压导管内的温度无法恒定。图3.7 为双室平衡容器的 结构与测量原理图。 1 内管容室,2 一冷凝室;3,5 一接杆;4 一汽鼓 图3.7 双室平衡容器的工作原理 它由内管容室 1 和冷凝室 2 组成,其中冷凝室 2 通过接管 3 与汽鼓 4 的蒸汽 空间相连。工作时,冷凝室中的蒸汽不断冷凝成水,多余的凝结水不断地通过连 接管 3 溢流回汽鼓,从而使凝结水保持恒定高度口容室 1 为冷凝室 2 中的管子, 通过接管 5 与汽鼓的容水空间相连,这样容室 1 中的水位便随汽鼓待测水位的变 化而变化。这种平衡容器使得冷凝室 2 和容室 1 的水温基本相同。并维待在蒸汽 的饱和温度不变,因而可以减少由于温度不同而产生的误差。 双室平衡容器实质上是一个水位一差压的转换装置,它根据连通器原理,将 汽鼓水位转换为两个容室中的压力差,并通过测此压力差来测量汽鼓水位。 三、测量密度与重量 用差压变送器还可以测量介质的密度和重量,图3.8 为测量原理图。 1 一密度差压变送器;2 一重量差压变送器;3 一容器 图3.8 密度与重量的测量原理 1. 密度的测量 用差压变送器可以测量容器内介质的密度,只要在容器下部始终有介质的地 方装两根引压管,分别引到密度差压变送器的高、低压侧,就可以测出它的密度。 如图 2.13 所示,密度变送器的差压为: 式中 H1 一取压点 a、b 间的距离,m;ρ—介质密度,kg/m3;g—重力加速 度,m/s2。 可得介质密度: 因为电动变送器的输出电流为 4~20mA,所以变送器输出电流 I 和差压P 的关系为: 式中 — 仪表量程。 可得介质密度和变送器的输出电流之间的关系为: 表明测出了变送器的输出电流,便可知道介质密度。 2. 重量的测量 测量容器内介质重量时,从图 8-14 的a、c 两点引压力至重量差压变送器 2, 就可以由变送器测出它的重量。因为容器内介质的重量为: 式中:W 一介质重量,N;V—介质体积,m3。因为介质体积: 式中:d—容器内径; H2 一介质液位。故可以求出介质质量: 式中P 一重量变送器测得的差压。由密度计算公式转换可得到: 从而可以求出介质重量。 (四) 压力、差压变送器的选择 一、 结构和型式的选择 变送器根据结构不同分为一般型、防爆型和防腐型几种,应根据环境和介质 的特点选择。 在易燃易爆危险的场所(如氢、煤气、天然气、轻柴油等)应选择防爆型或本 安型;被测介质为一般腐蚀性介质时,可选择防腐型,当为强腐蚀性介质时,则 应选择防腐隔离容器。当安装地点含有对电气元件有腐蚀作用气体(如氯、氨、 酸、碱等)时,也宜选用防腐型;被测介质为高黏度、易结晶、含微小机械颗粒 或纤维等介质时,宜选用隔离容器与一般变送器配用;测量液位时,也可选择法 兰型差压变送器直接安装在被测对象上;差压法测量流量时,可选用带开方输出 的流量变送器,其输出信号与流量成正比;用于负压或负压和压力联合测量的检 测可选用绝对压力变送器。 二、 规格选择 被测介质的工作压力不能大于变送器的允许静压,然后根据被测参数的变化 范围,选择合理的量程。有时为提高测量精度,可采用零点迁移的方法。 变送器量程应按生产工艺参数的最大变化范围来选择。例如,某压力最大变 化范围为 O~10MPa,压力变送器量程应选用 10MPa;某液位变化范围为-3.2~ +3.2KPa,则差压变送器量程应选为 6.4KPa。当参数的最大变化范围未知时,变 送器量程可按参数额定值的 1.2~1.3 倍考虑。 对于某一已确定规格的变送器来说,它的最小量程和最大量程是固定了的, 相当于变送器从零到满刻度输出范围的最小输入变化量和最大输入变化量。这时,实际使用的量程可在最小和最大量程之间连续可调,但不允许小于最小量程 或大于最大量程。 在液位测量中根据液位变化范围来选择变送器量程时,要考虑介质的密度影 响: ?p ? ?g?h 式中: p 为差压变送器的量程,Pa;h 为液位变化范围,m;ρ 为介质 密度,kg/m3;g 为重力加速度,m/s2。式中,介质密度 ρ 按额定压力和额定温 度考虑,当有压力、温度自动校正时,则按初始压力和温度考虑。 在一般情况下变送器的量程是按测量起始值为零整定的,但在实际应用中某 些参数的变化范围不是从零开始,这时可进行变送器的零点迁移。零点经正迁移 或负迁移后,量程上下限间的绝对值不可超过最大测量范围的上限。 需考虑采用零点迁移的测量对象如下: (1)参数的测量从某一正值开始,如在锅炉燃料量调节中对蒸汽压力的测量, 为了提高灵敏度,其起始值改为从某一压力开始。这时,变送器采用零点正迁移, 迁移量即等于测量的起始值。 (2)被测参数从负值到正值的范围内变化时,如对锅炉炉膛负压的测量,此 时变送器应采用负迁移。 (3)在开口容器的液位测量中,变送器安装地点(膜盒位置)比最低液位为低 时,如图 4.1 所示,应采用正迁移,正迁移量为 ?p? ? 9.8?? 图4.1 开口容器液位测量 式中: 为差压变送器零点正迁移量,Pa;H 为变送器安装零位与最低液位间 的距离,m; 为液体的密度,kg/m3。变送器量程为 ,其中 h 为液位变化 范围(m)。 (4) 在封闭容器液位的测量中,当容器内外温差较大,气相容易凝结时,应 采用平衡容器并对变送器作零点迁移。 图4.2 为锅炉汽包水位测量示意图。。在锅炉汽包水位测量中变送器要进行 零点迁移。 当差压变送器正压室接平衡容器时(与图示相反),变送器采用正迁移。正 迁移量按下列公式计算(即水位在上限时): ?p? ? ?3gH ? [(H ? h1 )g?1 ? h1?2g] ?p? ? 9.8[H (?3 ? ?1 ) ? h1 (?2 ? ?1 )] 1- 汽包;2-平衡容器;3-变送器 图4.2 锅炉汽包水位测量 式中:为差压变送器的零点正迁移量,Pa; 为与高水位对应的尺寸,m;H 为平衡容器结构尺寸,m; 、 为额定压力下饱和蒸汽和饱和水的密度, kg/m3; 为正压侧水密度,kg/m3。 这是目前常用的方法。应用这种方法时,汽包水位下降时,即h(h1)减小, [H(?3 ? ?1) ? h2(?2 ? ?1)] 增大, ?p? 增大,差压增大,变送器的输出增大,这与 一般的习惯不一致。 当差压变送器正压侧接汽包时(与图示相同),变送器应采用负迁移,负迁 移量为(即水位在下限时) ?p?? ? [h 2g?2 ? (H - h 2 )g?1] ? Hg?3 Δp????9.8[H(ρ3?ρ1)?h2(ρ2 ?ρ1)] 式中: 为与低水位对应的尺寸,m;其余符号含义同上式。 在这种接法中,水位高时,即h(h2) 增大,[H(?3 ? ?1) ? h2(?2 ? ?1)] 减小, ?9.8[H (?3 ? ?1) ? h2 (?2 ? ?1)] 增大, ?p?? 增大,变送器输出增加,与习惯 一致,但这种方法负迁移量较大。 (五) 变送器的安装 1.信号压力的引入 变送器的输入信号压力一般有三种方法引入:①通过直通终端接头;②通过 腰形法兰;③通过阀组。 (1) 通过直通终端接头 图5.1 为直通终端接头结构图。接头体 1 上有外螺纹,它拧到变送器的导压 口。螺纹有各种规格,以适应不同型号的变送器的需要。接管 5 和引压导管相焊, 它也有多种规格,以配不同直径和壁厚的引压导管。拆卸时,只要把外套螺母 4 拧下,就可以使变送器和导压管分开。 图5.1 直通终端接头 (2) 通过腰形法兰 腰形法兰是一个小法兰,形如腰子,有时也叫椭圆法兰。它用两螺钉固定在 变送器的导压口上,法兰的一端和变送器相通,另一端有内螺纹接口,直通终端 接头或引压导管即拧在此接口上。拆卸时,拧开腰形法兰的两个固定螺钉,或拧 开直通终端接头的外套螺母,都可以使导压管和变送器分开。 (3) 通过阀组相连 变送器阀组有三阀组、二阀组、五阀组等三种。图5.2 为3051S 变送器的外 形图,变送器输入压力的引入采用了三阀组。 图5.2 3051S 变送器的三阀组 ① 三阀组 差压变送器和导压管的连接也可以通过三阀组。图5.3(a)为一体化三阀组 的工作原理图,它由两个引压阀 1 和一个平衡阀 2 组成。一体化三阀组比单独的 三个阀结构紧凑,安装方便。 图5.3 仪表阀组工作原理 三阀组的入口 A 接直通终端接头.引压导管则焊在终端接头的接管上。出口 B 用4个螺钉加垫圈固定在变送器的引压导口。三阀组两出口 B,也即变送器两 引压导口之间的距离,一般都是 54mm。 当三阀组高、低压阀关闭,平衡阀开启时,变送器高、低压测量室压力平衡, 差压为 O。当高、低压阀同时开启,平衡阀关闭时,两输出端压力分别为节流装 置的高压和低压;当平衡阀开启,高低压阀中一个阀关,一个阀开,则两输出端 压力均为高压或低压。 有的三阀组上还有两个压力校验口 D,正常工作时用堵头堵死。校验时,先 把高低压阀和平衡阀切断,然后从测试口通入被校压力,便可在不拆卸其他接头 的情况下校验变送器。 ② 五阀组 五阀组是在三阀组的基础上又增加了两个排污阀 3 (放空),其工作原理示 于图 3.5(b)。正常工作时,将两组排污阀和平衡阀关闭;仪表对零位时,则将 高低压阀切断,打开平衡阀即可。有的五阀组上也有两个压力校验口 D,如要校 验仪表,只要打开测试口,通上被校压力即可。因而检查、校验、排污、冲洗均 可在这五阀组上进行,比较灵活,安装也简便得多。 ③ 两阀组 两阀组一般用于压力变送器,通过它将过程压力和变送器的导压口相连接, 其工作原理示于图 5.3(c)。其中 A 接工艺导管,B 接压力变送器导压口,C 用于 排污或吹扫,D 为校验口。两阀组有时也可和差压变送器配套使用。 2. 正反向的转换 在用差压变送器测量容器液位时,高压侧接容器下部的导压管,低压侧接容 器上部的导压管,这样仪表输出便能按照习惯,液位上升,输出增加;液位下降, 输出减少。同样,在用差压变送器和节流装置配套测量流体流量时,正压导管接 变送器高压侧,负压导管接变送器低压侧,这样变送器才能正常工作。 但是有时由于工作不慎,高低压导管敷设反了,或者为了维护操作方便,必 须将正压导管接变送器低压侧,负压导管接变送器高压侧。在这种情况,变送器 还能不能正常工作?导压管还需不需拆除后重新敷设? 对于测量静压液位的变送器来说,导压管接反了,只能违反常规,使输出反 向指示。当液位最低时,输出不是零位,而是 100%;当液位最高时,输出不是 最大,而是 O%,早年没有零点迁移的差压计就是这样用的。但对于测流量的差 压变送器,导压管接反了,一般就不能工作 智能变送器是用手持通信器的组态来实现它的功能的,在变送器内部有一正 反向转换模块,只要将它设定成反向,便可解决导压管接反的问题。对于非智能 变送器,有的电路板上也有一正反向插块,只要改变插块的插接位置,也可实现 正反向的转换。 所谓正向,是指变送器的差压信号增加,输出也增加;反向则是差压信号增 加,输出减少。 凡是有正反向转换的变送器,如果导压管接反了,只要将它改为反向输出状 态,再加上一定的零点正负迁移,便可使变送器按常规输出方向工作,而不需改 装引压导管。 3. 变送器的安装注意事项 变送器有模拟的、智能的和现场总线的,但它们的安装方式基本相同。 流量、液位或压力测量的综合精确度取决于几个因素。虽然变送器具有很好 的性能,但为了最大限度地予以发挥,正确的安装仍是十分重要的。在可能影响 变送器精确度的所有因素中,环境条件是最难于控制的。然而,还是有一些方法 可以减少温度、湿度和振动带来的影响。 智能变送器有一个内置的温度传感器用来补偿温度变化。出厂前,每个变送 器都接受过温度循环测试,并将其在不同温度下的特性曲线储存在变送器的存储 器中。在工作现场,这一特点使变送器能将温度变化的影响减到最小。 把变送器放置在免受环境温度剧烈变化的地方,从而将温度波动的影响减到 最小。在炎热环境中,变送器安装时应尽可能地避免直接暴露在阳光下,也必须 避免把变送器安放在靠近高温管道或容器的地方。当过程流体带有高温时,在取 压口和变送器之间需采用较长的导压管。如果需要,应考虑采用遮阳板或热屏蔽 板保护变送器免受外部热源的影响。湿度对电子电路是非常有害的。在相对湿度 很高的区域,用于电子线路室外盖的密封圈必须正确地放置。外盖必须用手拧紧 至完全关闭,应感觉到密封圈已被压紧。不要用工具去拧紧外盖。尽量减少在现 场取下盖板,因为每次打开盖板,电子线路就暴露在潮气中。 电子电路板采用防潮涂层加以保护,但频繁地暴露在潮气中仍有可能影响保 护层的作用。重要的是保持盖子密闭到位。每次取下盖子,螺纹将暴露并被锈蚀, 因为这些部分无法用涂层保护。导线管进入变送器必须使用符合标准的密封方 法。不用的连接口必须也按如上规则塞住。 虽然变送器实际上对振动是不敏感的,但安装时应尽可能避免靠近泵、涡轮 机或其他振动装备。 在冬天应采取防冻措施防止在测量容室内发生冰冻,因为这将导致变送器无 法工作,甚至可能损坏膜盒。 注意:当安装或存储液位变送器时,必须保护好膜片,以避免其表面被擦伤、 压凹或穿孔。 变送器设计得既坚固又轻巧,因此比较容易安装。三阀组的标准设计可以完 美地匹配变送器法兰。 如过程流体含有悬浮的固体,则需按一定的间隔距离安装阀门或带连杆的管 接头,以便管道清扫。在每根导压管连接到变送器之前,必须用蒸汽、压缩空气 或用过程流体排泄的方法来清扫管道内部(即吹扫)。 4. 变送器的安装位置 以孔板差压变送器为例,说明当它们测量气体、液体和蒸汽时的安装位置。 (1) 测量液体介质 变送器测量液体的压力或差压时,主要是防止进入导管中的液体内混入气体 并积贮在导压管内,使其静压头发生变化,为此,变送器应装在与测压点水平的 位置或下方,如图 5.4(a)所示。如果变送器不得不装在测压点的上方,则将导 压管先从测压点向下一段距离后再向上,以形成 U 形管,让液体中的气体尽可能 先放出去。在导管的最上方,要装集气器或放空阀, 如图 5.4(b)所示。无论 是上方还是下方,如果液体有沉淀物析出,为了不堵塞导管,都需装沉降器。如 果被测液体有腐蚀性或粘性液体,应装隔离器,安装位置如图 5.4(c)所示。 (a)变送器在节流装置下方 (b)变送器在节流装置上方 (c)使用隔离器的变送器安装 1 一节流装置;2 一隔离器; 3 一差压变送器 图5.4 测量气体安装 (2) 测量气体介质 变送器测量气体的差压或压力时,主要是防止液体和灰尘进入导压管,使其 静压头发生变化,造成测量误差增加,为此变送器应装在测压点的上方。如果不 得不装在下方,则需在导压管路的最低点加装沉降器或沉降管,以便析出冷凝液 和灰尘。如果测量腐蚀性气体,也应加装隔离器。图5.5给出了测量气体安装位 置。 (a)变送器在节流装置上方 (b)变送器在节流装置下方 1一节流装置;2一隔离器; 图5.5 测量气体安装位置 (3) 测量蒸汽介质 变送器测量蒸汽时,蒸汽是以冷凝液的状态进入变送器测量室。如果操作不 慎,而让蒸汽进入了变送器,则会损坏仪表的检测部件。为此,在靠近节流装置 处的差压连接管路上,需装两个平衡器。平衡器内应是冷凝液体,并确保两平衡 器内的液面相等。因为蒸汽是以液体的状态被测量的,所以变送器应装在下方; 如果不得不装在上方,则需加装集气器或放空阀。测量蒸汽介质安装位置如图 5.6(a)、5.6(b)所示。 (a)变送器在节流装置下方 (b)变送器在节流装置上方 1一节流装置;2一平衡器;3一变送器 图5.6 测量蒸汽介质安装位置 (4) 测量液位安装 (a)变送器在节流装置下方 (b)变送器在节流装置上方 1一节流装置;2一平衡器;3变送器 图5.7 测量液位安装位置 根据静压原理,用差压或压力变送器测量容器内液体的液位或界位时,根据 被测介质的性质和容器内的压力,可以有多种安装方法,图5.7是其中的两种。 图5.7(a)是测量闭口容器的液位,负压管为干气体,正压管为被测液体。 为了防止负压管内有冷凝液析出,而使负压的静压头增加,所以在它的下方装了 个冷凝罐1。校准管3是用来校验变送器的量程的,其高度正好等于容器内的最高 液位。这样,只要把阀Q关掉,把阀R打开,然后从阀R处倒人被测介质,当阀R 出口开始溢流时,便是给变送器通了满量程压力。 如果此时仪表输出不是满刻度,便可调节量程螺钉。如果被测介质有腐蚀性, 一时无法得到,则可以用水或其他介质进行标定,然后根据水或其他介质的密度 和被测介质的密度计算仪表示值,再根据实际示值和计算示值的差值进行量程调 整。 图5.7(b)为打冲洗液和有隔离弯管的液位测量示意图。为了防止被测介质 进入仪表而影响测量,从正压导管内打冲洗液,负压导管内打气体。打气体的目 的是为了节省冲洗液。为了防止冲洗液停打时,被测重介质进入导压管和仪表机 体,故在正压导管上而加一隔离弯管,它的高度应高于最高液位,这样,被测介 质就被冲洗液隔开,不可能进入仪表测量室。 5.常用辅助容器 (l) 冷凝器 被测流体是蒸气时,在引压管内以凝结水的形态传给变送器,为了使两引压 管内的液位高度不变,常在靠近节流装置的导压管上安装冷凝器。对于工作过程 中测量室容积变化大的差压变送器,安装冷凝器还可以大大减.少因容积变化而 造.成导压管内冷凝液柱高度的变化。 图5.8 冷凝器结构 图5.8为冷凝器结构图。它在一段钢管2的上、下两端各焊上底板1、4,并钻 孔焊上接管构成口由于容器内有版力.所以焊接时要按钢制焊接容器技术条件进 行。容器制成后,还需进行耐压测试、测试压力为公称压力的1.5倍。 冷凝器上带螺纹的接头座主要是为了供出厂或安装前对冷凝器进行单体耐 压试验用的,当然也可以连接低压管道。 安装时,从节流装置引出的两个水平导压管的高度要一致,导管内径至少 10mm,中间不宜装阀门。要让多余的液体能顺利地流人工艺管道中,以使两冷凝 器的液面相等,且稳定不变,从而减少附加误差。 为了减少运行中的故障,除测量低压蒸汽外,冷凝器和节流装置、冷凝器和 阀门之间应采用焊接方式连接。冷凝器和仪表间要接人阀门,以便在维修时可切 断与仪表的联系,从而不影响工艺生产的正常运行。 (2) 隔离器 1一连接座;2,6一接管;3一螺塞;4一底板;5一筒体;7一底板 图5.9 隔离器 对于高粘度、强腐蚀性、易冻结或易析出固体颗粒的液体,应采用一种化学 性质稳定,且与被测液体不起作用和不相熔融的隔离液体,将被测介质与变送器 隔开。而被测介质的压力可以通过隔离液传到变送器检测部件,这样,变送器将 不受腐蚀性介质的侵蚀,变送器前的导压管也不会因冷凝或有固体颗粒而堵塞, 而测量却不受影响。 隔离的方法有两种,一种用隔离器,另一种用隔离管。由于隔离器的容积远 大于隔离管,所以采用隔离器的液面不易变化,精度较高。图5.9为隔离器的结 构示意图,它也是由筒体、上下底板构成。引压导管焊在隔离器的短管上,连接 座是用于连接导管,以便灌隔离液和装放空阀。 隔离液的密度要和被测介质的密度有一定的差异,这样才能使两种液体不易 相混。根据隔离液,即传压液体的密度大于或小于被测介质的密度,隔离器有两 种安装方法。若以隔离器和节流元件连接处为其进口,与引压管连接处为其出口, 则当被测介质密度小于隔离液的密度时,隔离器要上进下出,若被测介质密度大 于隔离液密度,隔离器要下进上出。 在灌隔离液时,应打开中间堵头螺钉后往里灌。由于隔离液的密度和被测介 质不同,所以测差压时,高低压室的起始高度两边必须调整到同一水平线上,并 且在隔离液中不允许有气泡存在,隔离器应无泄漏现象,这样才能使分界面高度 相等,不产生零位误差。 (3)集气器和沉降器 当被测介质为液体时,为防止液体中析出的气体引起静压头变化,产生测量 附加误差,所以常在导压管最高处安装集气器。集气器上有排气阀,可以定期排 放气体。另外,为了防止液体中析出的沉淀堵塞导管,又在导管最低处安装沉降 器及排污阀以便定期排出污物。集气器和沉降器是一个空罐,体积尽可以设计得 大一些,以便放气排污的周期加长。