飞利浦 16 排螺旋 CT 机操作规程 一、 用途:全身各部位 CT 检查 二、 每天早晨开机前检查设备的完整性,观察温湿度,稳 压电源工作状态。 三、 扫描前准备工作 1、 开机: ⑴、 开启变压器电源; ⑵、 开启 UPS(如果关闭) ; ⑶、 开启重建计算机,按开机按钮直至绿灯亮起,开机顺 序从上到下,等待 SERVER(最下)的 DISK ACTMTY 灯熄灭; ⑷、 开启主计算机及 EBW,打开检查床,将检查床钥匙旋 转开机位置。 (⑴-⑶) 2、 预热: ⑴、 主显示屏出现提示预热对话框,在 Home 窗口下,点 击 Tube conditioning 开始预热; ⑵、 进入预热过程,约 2-3 分钟,此时不要做其他操作; ⑶、 预热完毕。 3、 检查硬盘可用空间,删除一些较早期的病人资料,可 用空间小于 50%时,将影响系统运行速度。 四、 资料录入 1、 审读申请单,了解病人一般资料和检查目的; 2、 病人资料录入 方法一:利用 RIS 系统,由系统检索得到病人信息数据。 方法二:手动输入 必填项: ID Last Name Gender Age Group 五、 摆放病人体位 根据检查目的,在 Position 栏 neu 选择仰卧/俯卧、头先进/ 脚先进等体位,升高检查床到一定高度后送入扫描孔内。 六、 选择扫描序列 1、 点击 Exam Protocol Groups 进入下一个界面, 点击桌面 人体模拟图的相应部位,根据检查申请单上的检查目的, 选取合适的扫描序列后点击进入。 2、 检查序列参数是否与病人体位、检查目的相符合,若 不符则进行修改。 七、 扫描 1、 定位片扫描(出床扫) 点击“go” ,约 3-5 妙桌面会闪动曝光按钮的图标,按下相应 按钮,获得定位片图像。 2、 确定扫描范围 在定位片上调节扫描框的各个边界使与花不检查目的相符 合,选取合适的 KV、MAS、FOV、层厚、层间距、滤过函 数、HP、窗值等参数。 3、 点击“go” ,曝光图标开始闪动,按下相应曝光按钮, 获得平扫图像。 4、 增强扫描: 点击相应部位的增强扫描序列,若和检查目的不符,可进行 修改,设定扫描范围、延迟时间等,点击“go”准备扫描。 5、 6、 打开高压注射器控制台,设定造影剂流速和流量。 CT 主计算机显示器闪动开始曝光图标时,同时按下相 应曝光按钮及高压注射器按钮,机器根据设定时间自动扫 描。 7、 扫描完成,调整图像—OK—点击 End Study,进行下 一个病人的检查。 8、 图像传至 EBW,开始图像后处理工作。 八、 关机 完全关闭电源由三个步骤完成 第一步:关闭扫描机架、主计算机及 EBW 1、 确认扫描已结束,打印及传输图像已完成,将扫描控 制台商的钥匙旋至关毕位置。 2、 3、 单击 Home 窗口上的 logout(注销) ,应用软件退出。 桌面弹出 shut down 选择窗口,点击 OK,主计算机将 关闭。 (EBW 关机同主计算机关机) 第二步:关闭重建计算机 1、 2、 打开重建计算机柜门 按住计算机的关机按钮(大约 5 秒钟)直至绿灯熄灭。 第三步:关闭变压器电源(警告:在扫描机架没有关闭之前 不能变压器电源) 。 1、 将变压器开关旋至关闭位,UPS 将发出鸣叫声,提示 电源被切断,关闭 UPS。 2、 重新开启电源前最少等待 2 分钟,保持机房温度和湿 度始终在允许范围内。 (第二、三步可每周关闭一次)