数码放大是指外接设备后,显示到图像上的放大倍数,目前市 场上较多的是用三目显微镜,通过CCD 设备连接至电脑、监视器或者电视机上进 行成像观察,以减轻眼睛的疲劳,同时也便于与他人分享。
(1)直接对图像进行测量。将测微尺放到显微镜下,然后拿直尺直接测量显示 器上测微尺的长度,将显示器上一格的测量结果 /测微尺每格的实际长度(一般 在测微尺上都会直接标有每格的长度)=物体被放大的倍数。物体被放大的倍数/ 当前物镜的倍数=数码放大倍数。通常情况下,会在图像中加比例尺来表示改物 体被放大的倍数。 注:如果没有测微尺,可以用直尺代替,同时在计算时可以多测量几格,以减少 误差。 (2)通过公式计算实际的放大倍数。 数码放大倍数=物镜倍数*{25.4*屏幕尺寸(英寸)/CCD 对角线的长度}*适配器 的放大倍数,如果系统放大倍数,还需要乘以系统放大倍数。