孔板测氧气流量,差压变送器输出值老是偏小,回路也正常,表头上显示数值与控制室一样,也没问题,困惑???还有就是孔板测流量,如果孔板正负装反了,会出现什么情况?孔板装在管道上以后怎么判断孔板的正负端,就是想确定上游侧的孔板是否是正压端,当然,孔板上标有正负的除外?
20人参与回答
先查漏,再看参数设置。
,DMC、PC操作工
这是那本书啊,朋友可以分享一下吗, 284430438 ,先谢谢你了
更倾向于参数提供有问题
偏小的可能原因: 1、孔板装反了 2、孔板安装时与管道不同心 3、实际流量在孔板量程的30%以下或者80%以上 4、压差变送零位偏高 5、引压管中有积液 6、孔板理论误差就有1~2%,实际误差到5%都是正常的 7、工艺提供的实际数据有错误
你是不是装反了?
装反了 指示会偏低,因为装反了差压会变小,流量和差压的平方根成比例,所以流量指示偏低 能不能具体描述一下正压测和负压测的压力的具体变化情况?多谢!
会不会是有泄漏?用肥皂水测试一下;另外是新投用的表还是已运行很长一段时间只是最近才出现偏小的现象? 做过泄露检查,确保没有泄露,是新投用的表。
装反了 指示会偏低,因为装反了差压会变小,流量和差压的平方根成比例,所以流量指示偏低
楼主怎么知道显示的就是偏小,参考值从哪里来的,参考值是否可信?
会不会是有泄漏?用肥皂水测试一下;另外是新投用的表还是已运行很长一段时间只是最近才出现偏小的现象?
引压管中有积液,且负压比正压多