Hvfc呼吸机操作程序一、目的改善换气、通气功能,降低呼吸做功。二、用物准备呼吸机及配件、中心供养(如用氧气筒应备好减压器)、灭菌注射用水一瓶、电源及多功能插座、简易呼吸器。三、操作方法氧气连接,若用氧气瓶,减压器的输出压力应在MPa左右。呼吸机的各管道按规定要求连接好,检查各管道连接是否正确,将呼吸机的电源插头插入网电源插座。呼吸机与湿化器的连接是否正确加温湿化器分为九档,点最低,温度为°C,~档湿化量温度依次增高,每增加一档温度上升°C环境温度超过°C时,湿化量设定一般不能超过档。接上温度感应器后,在测量菜单上可有湿化温度显示。湿化器内注入蒸馏水至上限刻度值(不得超过最高水位线或低于最低水位线),后将其电源插头插入电源输出插座,在确定呼吸机已开机后方可接通电源(先开机后通电)。