PPt 飞利浦CT低剂量技术进展.pptx
下载后只包含 1 个PPTX 格式的文档,里面的视频和音频不保证可以播放,查看文件列表
特别说明:文档预览什么样,下载就是什么样。
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩?页未读,继续阅读
下载所得到的文件列表
文档介绍:
PPt_飞利浦CT低剂量技术进展CT
Computed
Tomography
飞利浦CT低剂量技术进展
飞利浦低剂量技术进展
硬件技术
降低辐射剂量
迭代重建
提高图像质量
飞利浦低剂量影像链
自动准直器:根据患者情况自动改变形状
智能滤线栅:提高射线硬化程度,滤过软射线
月蚀准直器: 自动遮挡螺旋扫描两端无用射线
月蚀动态准直器
End-effects
Imaging Area
Total Area Being Irradiated
辐射剂量降低: 24.3 ± 2.4%
Walker, M. J.; Olszewski, Halliburton, S. S. & Flamm, S. D. (2009), Journal of Cardiovascular Imaging.
Improved Efficiency by a
Fully integrated detector design
Old school
Ahead of its time, similar to
most petitors today
Foundation of the
iCT & Ingenuity families
Since 2007
Philips NanoPanel3D86% Noise Suppression by Tach2 Technology
Detector Noise
Conventional
TACH
TACH 2
采样率:4800view/圈
微幅射成像——星光iDose4平台
+ 星光iDose4
Accelerated Model based Iterative Reconstruction
CT检查步入微辐射检查新时代
iDose4 迭代重建原理
投影空间(原始数据)
Optimizing image quality
iDose4
图像空间
Anatomical Model
Data variation analysis
Multi-frequency Model Based noise removal
Noise optimization
Model Optimized?
n
y
Update
projections
Structure (Anatomy)
Model
Model
selection
Model
双空间、多模型
CT重建技术进展基于原理和临床结果
第四代
模型迭代
第三代
初级迭代技术(基于统计学迭代分析)
第二代
类迭代(图像空间降噪)
第一代
滤波反投影法
各厂家技术
IRIS (Siemens), AIDR (Toshiba)
ASIR (GE), SAFIRE (Siemens), AIDR3D (Toshiba)
Veo (GE)
FBP所有厂家
iDose4 (Philips)
2013年医学装备学会CT/MR市场分析研讨会
高建华,武警总医院
微辐射平台
内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.