几何法主要是采用全站仪(激光) 扫描法;容积比较法主要有:加油机比对法、流量计测量法、标 准金属量器容量比较法。 1 全站仪(激光)扫描法的优缺点及测量结果的 扩展不确定度 全站仪(激光)扫描法是将测量仪器固定安放在专用支架 上,然后将支架及测量仪器放入卧式罐内部,然后垂直固定好 支架,连接电脑,调整仪器水平,然后自动开始测量,测量完成 后,软件自动处理并生成容积表。该方法的优势有:(1)设备体 积轻便,操作便捷,自动化程度高,测量用时少;(2)无需人员进 入油罐测量,不需要调动油品,油罐车等部门的配合,减少安全 隐患;(3)降低测量人员的劳动强度,提高工作效率。该方法的 缺点有:(1)测量前必须需要对卧式罐进行清罐,使油罐处于空 罐状态,不能有残留的油液;(2)卧式罐内存在很多附件,旧的 卧式罐在长期使用后会产生局部变型等情况,会影响测量精 度;(3)应选用有防爆合格证的全站仪(激光)扫描仪。全站仪 (激光)扫描法测量结果的扩展不确定度因为采用该方法时,卧 式金属罐容量测量原理及计算方法均依据 JJG 266-1996《卧式 金属罐容积》检定规程的规定,所以测量结果的扩展不确定度 为 0.4%。 2 加油机比对法的优缺点 加油机对比方法主要由加油机、液位计等组成,也可以采 用人工量尺。通过加油机对油罐进出油品进行计量,使用液位 计或人工测量读取油高。然后通过电脑生成罐容表。该方法 的优势有:(1)简单易行,每个加油站都可以自行采用该方法进 行测量比对;(2)检测时间比较好调配,如果没有油罐车配合的 情况下,可以采用每加一车,记录加油量,罐内液面高度变化, 油温等数据,不影响加油站的日常作业;该方法的缺点有:(1) 需选用计量重复性好的加油机,在开展容量比对工作前需检查 加油机自身计量误差;(2)需选用安装后检定合格的液位计(或 量油尺),温度计宜选取检定合格的数字温度计;(3)人员操作 情况对测量结果影响很大,检测人员应经过专业培训;(4)加油 机在加油状态下的运行情况对测量结果有较大影响。采用该 方法时,卧式金属罐容量测量引入的不确定度分量较多,所以 测量结果的扩展不确定度为 0.35%。 3 流量计测量法的优缺点 流量计测量法与加油机比对法较为类似,将其中的标准器 由加油机换成了流量计,油品从汽车油罐车中经过流量计放入 地埋罐中。每注入固定量的油品,都要及时测量流经流量计和 罐内的油温,测量罐内液面高度,将测量到的数据进行处理,得 到罐容表。该方法的优点有:(1)准确度等级高的流量计对卧 式金属罐容量测量引入的测量不确定度较加油机小;流量计流 速较快,节省检测时间。该方法的缺点有:油品的粘度系数对 流量计的测量结果有很大影响,导致同一个流量计对不同介质 油品进行测量时的测量误差不一样。流量计应有不同油品介 质的粘度修正系数,粘度修正系数应在不同油品的标准装置上 检测时获得;(2)由于油品流动时可能会产生气泡,气泡进入流 量计就会影响准确性,因此需要检测人员在流量计前端控制阀 门,避免气泡进入;(3)开关连接流量计的阀门时难以避免锤击 现象和半管流现象的发生;(4)人员操作情况对测量结果影响 很大,检测人员应经过专业培训。采用该方法时,卧式金属罐 容量测量引入的不确定度分量较多,所以测量结果的扩展不确 定度为 0.5%。 4 标准金属量器容量比较法 将油流量计换成标准金属量器,就是标准金属量器容量比 较法。油品经防爆泵抽入标准金属量器,经过金属量器确认体 积后,再放入地埋罐,放入一定量的油品,及时用量油尺测量液 面高度,用温度计测量油温,将测量到的数据进行处理,得到罐 容表。该方法的优点有:由于使用的二等标准金属量器的不确 定度为 0.025%,符合量传体系要求,卧式金属罐容量的测量结 果扩展不确定度比较小。该方法的缺点有:(1)测量过程中,防 爆泵需带电工作,重复性工作较多,对检测人员的素质要就较 高;(2)对油品调配的要求会影响加油站的日常经营;(3)自动 化程度不足;(4)对检测数据处理的技术要求较高。采用该方 法时,卧式金属罐容量测量结果的扩展不确定度为 0.2%。 5 结论 以上卧式金属罐四种测量方法已经在国内加油站都进行 过测量实践,由于国内石化企业在测量实践时没有专业技术机 构和专业技术人员的参与,不能系统分析测量方法不同带来的 测量结果差异,导致发现油品计量差异时人云亦云;甚至本末 倒置,用油罐车的油品容量来核验加油站卧式金属罐的容量测 量结果的符合性,给国内石化行业的数质量管理工作带来了困 惑。国内石化企业为实现管理目标对加油站油品交接试行的 管理办法,因为加油站卧式金属罐容量测量方法技术依据的缺 失,存在一定的法律风险。 2018 年 11