将 、 代入(3—32)中,即得 。则称量水校正滴定管体积时引入的标准不确定度分量 ,按式(3—38)计算:u2(V)=(m0-m)u1r(V)/ρw(3—38)由内插法确定被标定溶液体积校正值时引入的标准不确定度分量 ,数值以毫升(mL)表示,按式(3—39)计算:(u2(V)=a/k按均匀分布, k=6^1/3 ) (3—39)式中: a——大于被标定溶液体积的数值与小雨被标定溶液体积的数值两校正点校正值差值的一半, mL 。