如果出现"Link　Failed"　的警告,请　检查仪器电源是否打开,通讯电缆是否接好,通讯口的设置是否正确.如果都没问题,有可能是计算机的串行通讯口工作不正常,请多试几个计算机.如果还是不能通讯,请内行检查串行口是否工作正常.如果工作正常,大约一分钟后屏幕上会显示硬件测试的结果.硬件测试是一个参考,有时错误信息出现不一定是硬件问题.最好的办法是用标准电阻进一步测试.找一个100K　欧姆(1%　精度)的电阻,将对极(红色夹头)和参比电极(白色夹头)同时夹在电阻的一端,将工作电极(绿色夹头)夹在电阻的另一端.此电阻构成模拟电解池.在Setup　菜单中执行Technique　(　实验技术)的命令,选择Cyclic　Voltammetry　(　循环伏安法).在Setup　菜单中再执行Parameters　(　实验参数)的命令,将Init　E　(　初始电位)和High　E　(　高电位)都设在0.5　V　,　Low　E　(　低电位)设在-0.5　V　.　Sensitivity　(　灵敏度)设在1.0e-　006　A/V　.　如果你用的不是100K　欧姆的电阻,灵　敏度需重设,使灵敏度和电阻的乘积约为0.1　.　完成参数设定后,在Control　(　控制)菜单中执行Run　(　运行实验)的命令.实验结果应是一条斜的直线,每点电位处的电流值都应等于电位除以电阻.如果Hardware　Test　中发现某些量程错误,可用电阻作模拟电解池进一步测试(方法如上所述).根据灵敏度量程选用合适的阻值(使灵敏度和电阻的乘积约为0.1　)　,　在0.5　V　至-0.5　V　的电位范围扫描,看结果是否为一斜的直线,零电位处电流是否接近于零,以及各点电位下的电流值是否等于电位除以电阻.一　般如果硬件问题,会产生完全错误的结果(误差大于满量程信号的5%　)　.　如果确认硬件出了问题,请和上海辰华仪器公司或CH　Instruments　联系.5实验操作将电极夹头夹到实际电解池上.设定实验技术和参数后,便可进行实验.实验中如果需要电位保持或暂停扫描(仅对伏安法而言),可用Control　菜单中的Pause/Resume　命令.此命令在工具栏上有对应的键.如果需要继续扫描,可再按一次该键.对于循环伏安法,如果临时需要改变电位扫描极性,可用Reverse　(　反向)命令,在工具栏也有相应的键.若要停止实验,可