1—望远镜目镜;2—水准气泡反光镜;3-倾倾斜螺旋;4—调焦螺旋;5—平行玻璃板测微螺旋 6—平行玻璃板旋转轴;7—水平微动螺旋;8—水平制动螺旋;9—脚螺旋;10—脚架 图2-1 N3精密水准仪 精密水准尺的分划印刷在因瓦合金钢带上,由于这种合金的温度膨胀系数很小,因此,水准尺的长度准确而稳定。为了使因瓦合金钢带不受木质尺身伸缩的影响,以一定的拉力将其引张在 图2-2 精密水准尺 木质尺身的凹槽内。水准尺的分划为线条式,如图2-2所示。水准尺的分划值有10mm和5mm两种,与所用水准仪的测微器相配合。 10mm分划的精密水准尺如图2-2(a)所示,它有两排分划,右边一排注记为0-300cm,称为基本分划;左边一排注记为300-600cm,称为辅助分划。同一高度的基本分划与辅助分划相差一个常数301.55cm,称为基辅差,又称尺常数,用以检查读数中是否存在错误。 5mm分划的精密水准尺如图2-2(b)所示。它也有两排分划,彼此错开5mm,因此,实际上,左边是单数分划,右边是双数分划,右边注记是米数,左边注记是分米数,分划注记恒比实际数值大了一倍,所以,用这种水准尺所测得的读数应除以2才为实际的高度。 为了免去对尺上厘米分划以下的估读,进一步提高读数精度,精密水准仪上具有平行玻璃板测微装置。视线经过倾斜的平行政璃板时、产生上下的平行移动,使原来并不对淮尺上某一分划的视线精确对准某一分划,由此可以读到一个整分划读数,而其尾数(即视线在尺上的上下平行移动量)则由测微器上的精细分划读出(直读0.1-0.05mm)。 (2)自动安平水准仪Koni007 这种仪器由于其构造的特点,外形与一般水准仪不同,成直立圆筒状,一般称为直立式,图2-3就是这种仪器的外形。这种直立式水准仪离地面比一般的卧式水准仪高,因而有利减弱地面折光影响。 1—测微器;2—圆水推器;3—脚螺旋;4—保护玻璃;5—调焦螺旋;6—制动扳把 7—微动螺旋;8—望远镜目镜;9—水平度盘读数目镜 图2-3 Koni007自动安平水准仪 2.精密水准仪的安置与操作 (1) 安置脚架和连接仪器 在选好的测站上松开脚架伸缩螺旋,拉需要调整高度,架头大致保持水平,旋紧脚架伸缩螺旋,将仪器用连接螺旋固定在架头上。 (2) 粗平 转动脚螺旋,使园水准器或粗平水准管气池居中,使仪器的纵轴大致铅垂。(3)瞄准 把望远镜对准水准尺,进行目镜调焦和物镜调焦,使十字丝和水准尺像清晰,消除视差。 (4) 精平 转动倾斜螺旋,使符合水准管气泡严格居中,从而使望远镜的视准轴处于水平位置。可以在水准管气泡观察镜中看到气泡两端的影像,使气泡两端的像符合。 (5) 读数 水准仪精确整平后,视线水平。此时可转动测微螺旋使望远镜目镜中看到的楔形丝夹住水准标尺上的148分划线,也就是使l48分划线平分楔角,再在测微器目镜中读出测微器读数653,故水平视线在水准尺上的全部读数为148.653cm. 图2-4 读数示意图3、精密水准测量记录 每人练习精密水准仪的安置和操作以后,对两水准尺分别进行瞄准、精平、读数,并按精密水准测记薄作好观测记录、测站检核和计算两立尺点高差。记录表的记录和计算作为本次实验的成果上交。4、注意事项 (1) 水准仪安放到三脚架上后,必须旋紧连接螺旋,使连接牢固。 (2) 水准仪在读数前,必须使长气泡严格居中。 (3) 瞄准目标时,必须消除视差。 2