112 列,共4D 列。PhilipS 和Siemens 公司原来设计是中间1mmx2 列,1.5mmx2 列,Z.5mmxZ 列,5mmx2 列;16层的设计为中间 16列,两侧分别为 15mm。4 0.5mm(Toshiba)。0.625mm(GE)和0.75mm(Philips 和SIemen。).最薄层厚将决定Z 轴分辨力 而层厚则依赖于每列探测器宽度的设计O 16 层CT 探测 器设计有不同的侧重。