XK3190-A15E耀华电子秤校正方法
A15E称重仪表是上海耀华一款计数,计价高精度称重显示器,采用快速高精度的Δ-Σ模数转换技术和先进的软件处理技术,适用于电子平台秤、不锈钢电子台秤、电子地磅、汽车地磅秤、机电改造秤等使用1~6个传感器的静态称重系统。
XK3190-A15E耀华电子秤校正步骤:
一:正确联接信号源,接通电源,仪表进行笔划自检,完毕后,进入工作状态(刚开机时,要让仪表及信号源有一段预热时间,约15-30分钟以上,再标定为好)
二:将仪表内的短路的短路环插在“NO”位置
1、“数量设定”键+“定值”键同时按下,显示“PASS”“000000”进入标定状态,提示用户输入标定密码
2、通过数字键输入标定密码,按“数量设定”键确认,显示“PASS ”“319015”输入标定密码:319015
3、按“2”键,按“数量设定”键确认,显示“E”“ 002”,设定的分度值:仪表显示原设定的分度值,提示用户输入新的分度值,可输入参数为:1、2、5、10、20、50、100、200,无需修改则直接按“数量设定”键进入下一步,下同
4、按“2”键,按“数量设定”键确认,显示“POS”“ 2”,设定重量数据小数点的位置:仪表显示原设定的小数点,提示用户输入新的小数点,可输入参数为:0、1、2、3、4,分别对应0-4位数
5、当显示“2Ero”“ YZ”,设定零点属性参数
W:零点跟踪速度 X:零点跟踪范围 Y:手动置零范围
Z:开机置零范围
6、按“1”“2”“4”,按“数量设定”键确认,显示“2Ero”“ 0124”例如0124
7、当仪表显示“FLT”“ XYZ”设定数字滤波强度
X:抗震动选择 Y:判稳范围 Z:滤波强度,数字越大,滤波强度越强,显示越稳定,但反应较慢
8、按“0”“2”“4”,按“数量设定”键确认,仪表显示“FLT”“ 012”,例如012
9、按“6”“0”“0”“0”,按“数量设定”键确认,仪表显示“FULL”“006000”“******”输入满量程值:例如6000
10、等稳定后,按“数量设定”键确认,“noLoAd”“SurE”“****”,零点标定:使仪表处于空秤连接状态
11、等稳定5-10秒后,按“6”“0”“0”“0”,按“数量设定”键确认,显示“AdLoAd1”“006000”“*****”,线性标定:加裁一定的负载,越接近满量程越好,稳定指示灯亮5-10秒后,输入称台上加裁砝码的实际重量
12、标定结束,返回工作状态
以上资料为上海宿衡实业有限公司整理,如有疑问可!