有关设备安装和配置方面的信息,请参阅《设备指南》。　表C-1　ExionLCTM　设备系列　所需要的通信线缆　经过测试的固件(及其他固　件)　外围设备　Ethernet　2.0、3.01、3.40　ExionLCTM　控制器　光缆　2.04　ExionLCTM　AC　泵　光缆　2.05、3.12　ExionLCTM　AC　自动进样器　光缆　3.21　ExionLCTM　AC　柱温箱　光缆　2.04、3.11、3.21　ExionLCTM　AD　泵　光缆　(3.12)　ExionLCTM　AD　自动进样器　光缆　(3.15)　ExionLCTM　AD　多层进样器　Ethernet　注释:　PDA　检测器需要有一　个交换集线器连接系统控制　器和数据采集计算机。请参　阅《ExionLCTM　PDA　检测器　操作员指南》。　4.02　ExionLCTM　PDA　检测器　光缆　2.03　ExionLCTM　UV　检测器　光缆　(2.0)　ExionLCTM　支架变换装置　不适用　—　ExionLC　脱气装置　不适用　不适用　ExionLCTM　溶剂选择阀　SCIEX　OS　1.5　软件安装指南　19　/　28　RUO-IDV-02-7371-ZH-B　C　外围设备与固件　表C-2　Agilent　1290　Infinity　和Infinity　II　系列设备　所需要的通信线缆　经过测试的固件(及其他　固件)　型号　外围设备　Ethernet　或CAN　A.06.73、B.07.01　G4220A　二元泵　Ethernet　或CAN(如　果系统中含一个　DAD　的话)　A.06.54、A.07.01　G4226A　标准型自动进样器　CAN　A.06.53　G1316C　色谱柱室　Ethernet　A.06.73、B.06.30　G4212A　DAD　CAN　或Ethernet　(B.07.10)　G7120A　Infinity　II　高速　泵CAN　或Ethernet　B.07.10　G7104A　Infinity　II　挠性　泵CAN　或Ethernet　D.07.17　G7167B　Infinity　II　多样　品进样器　CAN　D.07.10　G7116B　Infinity　II　多柱　恒温器　Ethernet　(D.07.10)　G7117B　Infinity　II　D