1. 在投影仪(或工具显微镜)上安装顶针座,调整两顶针连线与工作台移动方向一致后,将被测螺纹制件装在两顶针之间并锁紧。
2. 选择适当放大倍数,调整光圈、焦距等,使螺纹一侧的牙型放大影像清晰地显示在投影屏上。
3. 将投影屏描图纸上的螺纹牙型影像,用透明三角尺、铅笔准确地描出牙侧直线部分(铅笔线越细越好,以能看清为准)。
4. 过放大牙型的中径线附近(目估),作一平行于螺纹轴线的基线,基线与牙侧交于A、B、C三点,这就是螺纹中径测量时的标准放大图。这时记下纵向(径向)仪器读数y1(参见图1a)。
5. 使另一侧牙型放大影像显示在投影屏上,并通过仪器纵、横向的调整使影像与放大图同一螺旋槽相应点(A)、(B)、(C)与A、B、C重合(当不能同时重合时,应保证(B)与B重合,(A)与A和(C)与C两点处有相同的对称性间隙),这时记下纵向仪器读数y2(图1b)。
6. 取下投影屏上描绘出的牙型牙侧直线放大图(图2a),将其放在制图板上进行几何作图,确定AB和BC的中点E和F,再作EF的垂直平分线(中径定义直线)与牙侧直线交于点D,然后量出基线至D点的距离H(图2b)。
7. 被测螺纹的中径(参见图3)按下式求出式中:M为放大倍数 当中径定义直线位于BC之间时取正号;位于AB之间时取负号。
8. 投影作图方法的准确性,除测量仪器的误差外,尚取决于螺纹制件牙型本身的加工精度,放大牙型影像和牙型侧边描绘质量,以及几何作图的技巧和准确度。放大图基线至D点的尺寸H,推荐用0.02mm的游标卡尺测量。