超声雾化湿化器的故障处理 开机后各种指示灯不亮,机器不能正常工作,此种情况一般是熔断丝熔断,更换熔断丝即可 大雾化杯松动是因为大雾化杯三卡头未拧到卡头槽底,应将大雾化杯顺时 针拧紧,使大雾化杯上与机箱对准,即尖头拧到卡头槽底部 大雾化杯松动是因为大雾化杯三卡头未拧到卡头槽底,应将大雾化杯顺时 针拧紧,使大雾化杯上与机箱对准,即尖头拧到卡头槽底部 不出雾(1)开机后电源指标灯亮:振荡膜数片叠用应拧下内螺纹盖,只装一 片振荡膜;晶片接触不良或晶片已坏,应切断电源后重新安装或更换。(2)水 位灯熄灭,是因为水槽内未注入水或注水不够,应向水槽内加水,使浮子充 分浮起。 雾化量变小(1)晶片老化或有水垢,应切断电源更换晶片或将晶片表面擦 净。(2)振荡膜打毛或安装不正确,应更换或重新安装。(3)大雾化杯上盖进 风口未对准出风口,应将大雾化杯上盖拧到位,使大雾化杯上盖进风口对 准出风口。(4)雾滴时有时无,是由于晶片表面镀层脱落,应切断电源更换 送不出雾