1、补偿线缆按产品品种划分为:SC BC KC KX JX TX EA,其中字母“×”表示延伸型补偿导线,字母“C”表示补偿线缆其热电势和电阻值符合下表规定:2、补偿线缆防潮试验的绝缘电阻在40℃水中24小时后不小于(10米)25MΩ.3、补偿线缆耐热老化24小时后进行5倍外径试验,经电压试验5000V/1min不击穿。补偿导线的作用是来延伸热电极即移动热电偶的冷端,与显示仪表联接构成测温系统。等效采用IEC 584-3《热电偶第三部份-补偿导线》国家标准。产品主要应用于各种测温装置,已被广泛用核电、石油、化工、冶金、电力等部门。