高温老化试验箱(0769-22851840)独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。设有大面积钢化玻璃观察窗,供观察工作室状况之用。订购热线:400-8010-200
高温老化试验箱外采用SECC钢板、精粉体烤漆处理;内采用SUS不锈钢全新耐高温长轴心马达涡轮风扇耐高温纤维超温保护:强负载自动断电系统循环方式:强制水平送风循环加热方式:PID+S.S.R温度范围:室温+20~500℃ 温控器:PID微电脑控制计时器:温到计时;时间到切断加热电流本机台另备有400℃型烘箱,可供选择。
高温老化试验箱箱体内胆均采用不锈钢镜面板(或拉丝板)氩弧焊制作而成,箱体外胆采用优质钢板喷塑处理,造型美观新颖。热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀。独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。设有大面积钢化玻璃观察窗,供观察工作室状况之用。
二、高温老化试验箱解决办法:
1、观察室内的循环风机是否正常工作,若烧坏不工作,蒸发不能正常蒸发,以至于无法降温。
2、判断是否有电压供给压缩机,比如连接压缩机组的交流接触器是否吸合?连接压缩机的电线是不断裂断开或连接不好?以及判断电压是否达到压缩机额定电压要求。
3、判断压缩机组的电流,电流必须达到压缩机的额定电流,如果电压正常,电流没有达到要求,说明缺少冷媒制冷剂。
4、高温老化试验箱若是复叠机组,观察是否两台机组都在运行如果有一台不在工作,应当立即停机检查。找出不工作的压缩机的原因并分析解决。
5、观察冷凝器的散热扇是否在工作在工作,散热扇的转向正常吗?正常工作时,风向应当朝外吹。
6、判断高温老化试验箱压缩机是否缺冷媒,利用压力表观察当设备工作压缩机启动后的压力是否正常?或通过手感触压缩机高压排气管的温度。正常时,应该温度非常高,烫手。若是双机组制冷,要判断出那台压缩机缺冷媒。
三、高温老化试验箱售后服务的模式与承诺:
1、自产品交货到客户工厂并安装调试完毕后免费保修一年(不可抗拒力、转移到国外、人为损坏因素除外);免费保修满一年以后乙方负责提供有偿的终身维护;费用由甲方承担;其中有偿的终身维护费用只包括需要更换的配件费,其它相关费用如技术服务费,安装费,工时费等费用不用支付,乙方在收到