每学年约10 0 个班的学生做“液体黏滞系数测定”的实验, 很难控制黏度计消耗量, 而备用黏度计的准备也占用了工作人员的大量时间。 针对黏度计设计的缺陷应采取可靠的措施来增大黏度计的机械强度, 以避免学生误操作损坏黏度计。 所以作者考虑在黏度计u 形开口处黏合上1个有机玻璃块进行加固改进, 就能使黏度计变得坚固而耐用。 黏接也叫胶接, 是近几年发展起来的一种连接新工艺, 特9 0 是不同材料的连接” 1。 黏合剂品种较多, 经试验, 可以用30 2胶黏剂对黏度计进行加固改进。 它圈2加固后的奥氏黏度计F ig . 2 R e硼删ostw 小v重蛐. 皿eter对玻璃与有机玻璃的黏接有独到之处, 其强度高、韧性好、 耐水、 耐碱, 固化时间短。 作者也曾经尝试过用玻璃棒对黏度计进行加固改进, 但由于玻璃棒端面处理费时费力, 所以最终还是选择用有机玻璃。 加固黏度计时不能改变粗细管之间的距离, 以避免黏度计倾斜面产生测量误差” 1。 另外须注意,黏合表面的处理是获得牢固连接的关键。 作者按此法加固改进的一批舆氏黏度计已连续使用数年, 其抗张强度、 抗弯强度都优于改进前, 特别适合大规模的学生实验使用。 可以有效地避免实验过程中黏滞计出现断裂损坏, 在教学实践中效果理想, 所以对奥氏黏度计的加【酊改进设计是成功的, 其成果具有一定的经济社会效益, 具有一定的推广应用价值。