电予血压计是由测量部分、气泵部分、主控制部分、显示部分和电源等部分组成。电子血压是根据水银柱式血压计工作原理设计程序,以压力传感器为主要的检测器件,按照设计的程序进行充气、放气检测,以达到控制、分析、计数和数字显示结果。
例如:韩国(KOREA)SE-2000型电子血压计,开机无任何反应。重新安装电池时有“滴滴”两声,显示屏无任何显示,按任意控制键均无反应。
分析与检修:按任意控制键均无反应,从故障现象分析,一是电池电压过低;二是电池只给电路板局部加上电源;三是电路板损坏。
据检修经验,电路板上的元器件不轻易损坏,重点检查前两项。检测各节电池电压均正常(电池容量简单测试法:将万用表置于500mA量程上,测量单节电池“瞬间”短路电流估计电池的容量,即看万用表指针偏转角度及速度的快慢。此方法简单实用)。由于该机无随机图纸,只有凭经验来检修。首先查电源所有的退耦电容器,这些电容容量大,一般为100—2200uF,经测量退耦电容C6(470uF/16V)两端无电压,但有充放电现象,C6未坏。由于此退耦电容与电池并联,故用导线将电池正极与电容C6正极相连。再测量C6两端电压为6V正常。试机,按电源开关键(POWER),按充气设置键(PRESSURE)设定180mmHg,再按一下就能改变充气设定压力值。
按测试开始,停止键(START),气泵开始工作给袖带充气(充气到设定值)。然后.自动慢慢放气,最后显示屏显示收缩压(高压)和舒张压(低压)。工作正常,故障排除。此故障因敷铜板线路较细,可能有裂纹造成开路所致。
综上所述,小编不仅给大家介绍了电子血压计维修方法,还教大家怎么正确使用电子血压计,如果按照以上的方法,大家还是不会维修电子血压计,可以请专业人士来维修,或者把电子血压计送到购买地点,他们一般都有售后保修服务的。