1:将仪器放在左右各有一A,B标尺的50米中间处,整平,读出标尺读数a1, b1
2: 将仪器放在A点或B点约2米处(C点), 整平,读出标尺读数a2, b2
3:如果a1-b1等于a2-b2则仪器不需要校正, 如果a1-b1不等于a2-b2则仪器需要校正,
4;在C点处校正,打开仪器目镜后的后罩可看见一十字校正螺丝 用校正针校正分划板使分划板刻度线对准标尺上b2=a2-(a1-b1)
5:反复检查,校正,直到误差小于规定的值为止
6:在平行光管上校正, 打开仪器目镜后的后罩可看见一十字校正螺丝 用校正针校正分划板使分划板刻度线 与平行光管上的十字丝重合为止即可.
校正水准仪误差全过程如上给个满意回答。