临床医师要求心电图仪在现场、运送和重症护理等往往低于理想水平的条件下能运行稳定,发挥出高水平的性能。他们要求
稳定呈现病人的心电活动和异常状况,不会因射频干扰(RFI)、医疗设备或其他杂散性外部环境条件的影响而失真。能多视图查看心电活动,以便获得仅观察单个导联时不能发现的信息。需通过多视图确定病人是否存在心肌梗死(M.I.)及其发生在心脏中哪个部位,同时检测各种心律失常(如,房颤(A.F.))、起搏器功能、心轴偏差、心室增大以及其他传导或脉冲数据元素。诊断质量频率响应(0.05 Hz至150 Hz)和监护仪质量选项(如2 Hz至30 Hz或者0.5 Hz至40 Hz)。带宽要求与具体的临床应用有关。比如,拥有0.05 Hz的低端响应对检测ST段偏差来说至关重要,可据此决定启动整套插管程序。如果采用零相位失真滤波器,有些标准允许将0.05 Hz的低端响应提高至0.67 Hz。这一点有着重要的意义,必须仔细检查,因为ECG的临床应用和检查要求在全部带宽范围内进行精确表征。精确、可重复的心电活动视图,必须以其为基础慎重选择和启动可能危及生命的干预措施。以值得信赖的方式捕获、存储、保存、传输数据,并接收到另一接收系统和下行计算机中。数据必须始终可以下载,以便用于远程比较或后期比较。输出数据必须采用标准格式和展示方式,以便整个治疗环节的一系列介入医师都能理解。强大的系统——包括高品质电极和电缆——可以承受冲击、振动、病人移动和肌肉震颤、温度变化、基线漂移和电磁干扰以及可能扭曲实际心脏活动输出和显示结果的任何其他影响。这些因素可能影响到重症诊断的灵敏度和特异性。在购置成本、运营成本、尺寸和重量方面的投入处于可接受水平的高效系统。通过减少系统安装和完成全部任务所需要的时间和人工,可以获得竞争优势。此外还期望完全能够适应可能出现的、不断变化的医疗指导方针和实践模式。

单盒式急救医疗服务(EMS)设备