CASS系统中所有地形符号都是根据最新国标的地形图图式、规范编的,并按照一定的规律分成各种图层,如控制点层:所有表示控制点的符号都放在此图层\ufe59三角点、导线点、GPS点等\ufe5a;居民地层:所有表示房屋的符号都放在此图层\ufe59包括房屋、楼梯、围墙、栅栏、篱笆等符号\ufe5a。
31、注意:
① 如选择手工输入观测值,系统会提示输入边长、角度,如选择全站仪,系统会自动驱动全站仪测量。
② 标高默认为上一次的值。当测某些不需参与等高线计算的地物\ufe59如房角点\ufe5a时,则在系统提示输入标高时要输入0。
③ 测碎部点,其定点方式分全站仪定点方式和鼠标定点方式两种,可通过屏幕右侧菜单的“方式转换” 项切换。全站仪定点方式是根据全站仪传来的数据算出坐标后成图;鼠标定点方式是利用鼠标在图形编辑区直接绘图。
④ 观测数据分为自动传输、手动传输两种情况。自动传输是由程序驱动全站仪自动测距、自动将观测数据传至计算机,如宾得全站仪;手动传输则是全站仪测距、传输要人工干预,如徕卡全站仪。
⑤ 当系统驱动全站仪测距后20至40秒时间还没完成测距,将自动中断操作
⑥如果某地物还没测完就中断了,转而去测另一个地物,可利用“加地物名”功能添加地物名备查,待继续测该地物时利用“测单个点”功能的“输入要连接本点地物名“项继续连接测量,请参阅后面的多棱镜测量方法。
32、总结:
立尺注意事项:
1.当测三点房时,要注意立尺的顺序,必须按顺时针或逆时针立尺。
2.当测有辅助符号\ufe59如陡坎的毛刺\ufe5a,辅助符号生成在立尺前进方向的左侧,如果方向与实际相反,可用下面的方法换向: 步骤一:“地物编辑\ufe59A\ufe5a—线型换向”功能换向;
步骤二:“地物编辑\ufe59A\ufe5a—重新生成”功能将符号重构。
3.要在坎顶立尺,并量取坎高。
4.当测某些不需参与等高线计算的地物\ufe59如房角点\ufe5a时,在系统提示输入镜高时一定要输入零。
野外作业注意事项:
注意:1.测图过程中,为防止意外应该每隔20或40分钟存一下盘,这样即使在中途因特殊情况出现死机,也不致前功尽弃。2.如选择手工输入观测值,系统会提示输入边长、角度,如选择全站仪,系统会自动驱动全站仪测量。3.镜高是默认为上一次的值。当测某些不需参与等高线计算的地物\ufe59如房角点\ufe5a时,则在系统提示输入镜高时一定要输入零。4.测碎部点,其定点