浮子流量计有玻璃锥管 型和金属锥管型两大类,玻璃锥管型的不足之处是耐压不高和玻璃锥管易碎, 另外,流体温度压力对示值影响大。一般可根据流体实际温度和压力按式 (3.28)进行人工换算。式中由于引入 р n,在被测气体不为空气时,也可利用 该公式进行换算。 qv= qvf (3.28) 式中 qv――实际体积流量,Nm3/h; qvf――仪表示值,m3/h; ρ n――被测气体在标准状态下的密度,kg/Nm3; ρ an――空气在标准状态下的密度,kg/Nm3; Tn、Pn――气体在标准状态下的绝对温度、绝对压力; Tf、Pf――气体在工作状态下的绝对温度、绝对压力。 (2) 湿空气干部分流量测量问题 ①湿空气干部分流量测量的必要性。在化工生产的氧化反应过程中,一般是将 空气送入反应器,而真正参与反应的仅仅是空气中的氧,由于空气中的氮和氧 保持恒定比例,所以测量得到进入反应器的氮氧混合物流量,也就可以计算出 氧的流量。但是压缩机和鼓风机从大气中吸入的空气除了氮氧成分之外(微量 成分忽略不计),总是包含一定数量的水蒸汽,而且水蒸气的饱和含量是随着 其温度的变化而变化的。为了将氧化反应控制在理想状态,须对进入反应器的 氮氧混合气流进行精确测量,也即将进入反应器的空气中的水蒸气予以扣除, 得到湿空气的干部分流量,这是湿气体中需要测量干部分流量的一个典型例 子。 ②湿空气密度的求取。湿空气由其干部分和所含的水蒸气两部分组成。