铝水密度一般是多少 铝材料的密度随纯度、温度的变化而变化,当它的杂质含量越高或铝合金中铝含量越少,那么它的密度就越大,纯铝的密度是2700千克每立方,其他系列根据合金不同,一般都在2.58-2.9之间。铝在铸造时候融化温度是740℃左右。 铝水密度计的设计原理 液体密度计通常是根据阿基米德浮力法原理结合现代微电子科技进行设计,一般是由称重部分跟密度配件等硬件结合密度软件组成。铝水是熔融状态的高温金属液体,它的温度一般可以达到740℃。普通的电子液体密度计配件承受不了高温,盛装液体的烧杯及测量用的玻璃砝码也可能会因为高温而受到破坏,定制相应的耐高温配件才能使得设备获得较好的使用性能,保证其使用安全。 技术参数 常用型MDJ-300L 称重精度0.01g 称重阀值300g 密度解析0.001g/cm3 高精度XF-120YL 称重精度0.001g 称重阀值120g 密度解析0.0001g/cm3 结果显示:密度、波美度(浓度) 测试种类:高温流动性液体 校正方式:100g单键自动校正、蒸馏水验证结果值 输出方式:RS-232C标准通信接口方便测试数据输出与打印 密度配件:耐高温测量砝码、耐高温测量台、耐高温烧杯 电子铝液密度计怎么用 液体密度测试仪使用非常简单,首先把挂钩放在测量台,按ZERO归零;然后把标准砝码挂在挂钩上称量重量,稳定后按ENTER键存储;再把连着挂钩的砝码放入待测液体中,稳定后按ENTER键存储,显示密度值。 铝水密度计的应用范围 铝水属于熔融状态的高温液体,测量铝水密度时要使用耐高温的密度配件才能保证测量操作的正常进行。铝液密度检测仪不仅可以用于检测高温液体、普通流动性液体还可以用于测量腐蚀性液体的密度、比重、波美度。通常可以用于测量钢水、铝液、铜液、化工溶液、盐酸、各种酸碱盐溶液、化学品、油类、石油、化妆品、油漆、涂料、油墨、香精、香料、化工溶液、化学试剂、树脂、胶粘剂、食用油、饮料、助剂、合成剂、金属加工、火电、电镀行业、建筑、化工贸易、大专院校、检测机构、政府部门、教学机构。 铝水密度计 电子密度计的图片 电子液体密度测试仪的设计比较简单,可以看一下产品的图片。而铝液密度测量仪检测的铝水属于高温液体,普通的液体测量配件很容易遭到破坏。它的配件要另外定制,实际的产品外观要根据实际的产品跟测量需求定制,有需要定制的客户可以跟我们联系。我们会根据测试工况,测试条件进行合理的实验方案设计以及测量仪器的整体设计。