首页　>　分子荧光光谱　>　赛默飞　荧光分光光度计　Lumina　分享　型号　Lumina　产地　美国　下载　核心参数　灵敏度　>　4000:1　RMS;　>　1000:1　Peak-to-peak　波长准确度　±0.5nm　分辨率　0.2nm　狭缝(光谱通带)　0.5,　1.0,　2.5,　5.0,　10,　20　nm,可调　色散单元　光栅　产地类别　进口仪器　上海力晶科学仪器有限公司　营业执照　已审核　品牌性质　经销商　铜牌会员　第10年　信用积分　2795　反馈速度　15-18小时　同类仪器　0台　\ue50a采购客服电话　\ue50b\ue50a400-827-9100　\ue50b产品介绍　赛默飞Lumina　荧光分光光度计　一、产品简介:　Lumina　荧光分光光度计具有高灵敏度和高分辨率的优异性能　,　完全符合研究和实验室常规检测等的各类应用　,　通过所提供的附件形成一套完整的分析系统。　Thermo　Scientific　所提供的高灵敏度的　Lumina　荧光分光光度计适合绝大多数的精确测量应用。激发和发射均可达到　0.5nm　的光谱带宽,从而使您的分析工作可以提升到更高的层次。通过选择温度控制、固体样品测试、偏振等附件,满足您样品测试的多样性要求。　Lumina　完全符合研究和实验室常规检测等的各类应用。　高分辨单色器为各种高分辨测定提供　0.5nm　的窄光谱带宽　150W　氙灯可在全波长范围内提供极稳定的光强　高灵敏性检测器能够提供更为宽广的测定范围,可用于近红外染料、叶绿素或苯二甲蓝染料化合物分析　水平光束设计能够提供最佳发射强度,从而得到最佳荧光信号　大容积样品仓可轻松容纳各种附件,用于温度控制、多样品池支架、快速混合、固体采样和偏振附件　二、产品技术规格:　波长范围　:　190　-　1100　nm　光谱带宽　:　0.5,　1.0,　2.5,　5.0,　10,　20　nm,　可调　光源　:　150W　氙灯　灵敏度　(Raman　band　of　water):　>　4000:1　RMS;　>　1000:1　Peak-to-peak　最小样品体积:　0.5　ml　(标准　10　mm　池)　赛默飞　荧光分光光度计　Lumina　信息由上海力晶科学仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于赛默飞　荧光分光光度计　Lumina　报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。　相关资料　上海力晶科学仪器有限公司　仪信通铜牌会员10年　推荐品牌　浏览该仪器的用户也在看　用户评论　综合评分　产品质量:　售后服务:　易用性:　性价比:　发表评论+4个积分,　删除评论-8积分采纳评论+20积分;查看积分规则产品质量　售后服务　易用性　性价比　还可以输入500字　发布