CTH1000煤矿用一氧化碳测定器是一种采用进口电化学传感器和单片机微处理器系统的新型全数字式气体检测仪器,无需打开机壳便可进行校准标定。具有声光报警、零点跟踪、整机功耗低、精度高、寿命长、外形美观、便于携带等特点。 报警仪下井使用之前,应先在地面上充满电。 1、操作 1)开机与关机:在关机状态下按开关键,仪器开机,进入检测状态。在开机状态下按开关键,仪器关机。 2)显示时间、电池电压:按电压键,仪器先显示时间,然后显示电池电压。 2、调校 仪器的各项参数的调校采用功能菜单项方式,其功能菜单项选项含义见表4。 表4 字符 含义 P 1 调零 P 2 调精度 P 3 调报警点 P 4 调时间 1)自动校准仪器零点:(P1) 仪器置于一氧化碳浓度为00.0%的环境里(如新鲜空气环境),同时按下调整键和电压键,弹出调校菜单,数码管显示P1字符,按开关键或电压键,仪器自动把当前状态标为0. 00%,退出菜单,返回到一氧化碳检测状态。 2)通标气校准仪器精度:(P2) 把标准一氧化碳气体通过流量计以200ml/min流量通入仪器,待读数稳定后,同时按下调整键和电压键弹出调校菜单,数码管显示P1字符,再按一下调整键, 数码管显示P2字符, 然后按开关键或者电压键显示上次标定的一氧化碳值,按开关键(+)或者电压键(-)把仪器示值调整到和标准气体值一致,然后按一下调整键确认,仪器精度校准完毕,返回到一氧化碳检测状态。 3)调报警点 (P3) 在一氧化碳显示状态, 同时按下调整键和电压键弹出调校菜单,数码管显示P1字符,再按两下调整键,数码管显示P3字符, 然后按开关键或者电压键显示上次标定的报警值,按开关键(+)或者电压键(-),把仪器显示的报警值调整到所需的目标报警值,然后按一下调整键确认,仪器报警点调校完毕,返回到一氧化碳检测状态。 4)调时间(P4) 开机后同时按下调整键和电压键弹出调校菜单,数码管显示P1字符,再按三下调整键,数码管显示P4字符,按开关键或者电压键,仪器显示时间,小时位闪动,指示当前调校的是小时值,按开关键(+)或者电压键(-)把小时值调整到所需的目标小时值,然后按一下调整键确认,此时分钟位闪动,指示当前调校的是分钟值, 按开关键(+)或者电压键(-),把分钟值调整到所需的目标分钟值, 然后按一下调整键确认,仪器时间值调校完毕,返回到测量状态。