两种方法相比,简单计算方法产生的误差为0.656%,很多生产现场还是可以接受的,尤其是应急,因为重新更换孔板需要订货及停车进行。为了减少误差,还可在流量积算仪或DCS中对有的参数进行间接修正(如流出系数、膨胀系数、流体密度等)。
自行改变标准孔板的量程,先按照流量计算公式进行计算,再按计算结果设置差压变送器的量程,并进行校准;对流量积算仪、DCS进行新参数的设定工作,就可投用。
自行改孔板量程是受条件限制的,即新改的量程不能超过标准孔板3:1的可调量程范围,有条件时还是采用迭代计算法,或者重新设计孔板。