除颤能量测试仪计量测试原理图中的能量试验装置 ,可以使用除颤器用的能量测试仪。 目前 ,除颤器的性能测试有一种综合测试仪 ,他包括了除颤能量的测试 ,国内也有单位在研制除颤器用的能量测试仪器 ,但是他只限于测试除颤器释放的能量多少 ,在测试设备的功能上无法直接测试脑电图机与除颤器同时使用时脑电图机吸收了多少除颤器释放的能量。 由于是专用设备 ,市场占有度不高 ,使用具有瞬时能量测试计算功能的相关测试设备和计量设备也不多 ,因此 ,专用的计量设备很多计量测试部门均不具备 ,还无条件测试计量。 用除颤器的性能测试仪测试能量值 ,必须具备有符合标准要求的模拟除颤器的能量发生装置。 因此 ,现在测试脑电图机吸收除颤能量的测试需要配备自制标准模拟除颤器放电功能及符合脑电图机测试要求的设备和具有瞬时能量计算功能的带有高压分压装置的记忆示波器 ,测试精度低 ,有近10 %的误差 ,并且测试烦琐 。但是 ,在没有瞬时能量测试基准设备时 ,校验计量本仪器我们采用公式计算方法作为标准值与实际测试值进行对比计量。 其原理是 :根据国标测试原理图要求 ,计算出电容充电的总能量 ,然后用已知阻抗替代脑电图机的阻抗值 ,采用并联分流原理测试计算出分流的能量数值 ,此法在此提出 ,供探讨。