(5)间歇强制通气(IMV)和同步间歇强制通气(SIMV):可以使自主呼吸和IPPV有机结合,保证病人的有效通气量,呼衰早期病人易于接受SIMV,无人机对抗。和CPAP同用,治疗ARDS。这两项功能一般用于自主呼吸较好的患者,多用于脱机之前。
(6)分钟指令性通气(MMV):该功能保证每分钟通气量,如自主通气量低于设定指,不足部分则由呼吸机自动补给,如自主通气量大于设定值或等于设定值,则自动停止气体供给。最适用于自主呼吸不稳定的患者。
(7)代替通气(BUV):运转时,如其自检系统发现系统性错误或电源电压低于额定电压的90%即会自动转为BUV。替代通气条件由厂方预先设定,在转为替代通气时,自动按所设定的条件进行通气。
(8)分隔肺通气(DLV、ILV):用双腔插管将两肺分隔开,给予不同形式的通气,称为分隔肺通气。主要用于一侧肺有严重肺大泡或肺脓疡患者,而另一侧肺正常的病人,也多用于开胸手术中。