记录容量2MB永久存储器,可存储999次试验,每次试验最多可记录100个点。U盘存储可识别FAT16、FAT32格式的U盘。显示屏5.1” 单色LCD显示屏;分辨率:320×240实时钟走时误差:13秒/月长期稳定温度范围:-10 ~+50 ℃温度影响:50ppm/℃长期稳定性:<0.1%/年工作条件温度:-10 ~+50 ℃湿度:20~95%无凝露储藏条件温度:-25 ~+75 ℃湿度:20~95%无凝露机箱尺寸320m (宽) ×240m(高)×290m(深)重量7 kg工作电源AC220V±15% 50Hz±0.5Hz其他:型号调压器输出测试电压(U)测试电流(I)量程0 - 500V0 - 500V0 – 50A输入阻抗200kΩ200kΩ0.01Ω过载能力1.2倍1.2倍1.2倍面板布置如图3.2所示,面板上各元件名称和功能如下:① 输入端:接调压器输出端;② U1、U2:电压测量端钮;③ I1、 I2:电流测量端钮;④ 接地端钮;⑤ 工作电源插座及开关;⑥ 热敏打印机;⑦ 旋转编码开关及左右键;⑧ 液晶显示器;⑨ USB通讯口;⑩ 蜂鸣器。