测量器具对同一个尺寸进行正向和反向测量时,由于结构上的原因,其指示值不可能完全相同这种误差被称作回程误差。回程误差 回程误差:在相同条件下,被测量值不变。。
亲,“压力表的实际最大轻敲位移,实际最大回程误差 实际最大示值误差”都是实际的 不好举例喔 这些数据,都是按照国家计量器具检定规程计算 数据要用压力表的量程。。
回程误差是指在同一点,正行程读数与反行程读数的差。回程误差是一个绝对值,没有负数的。回程误差产生的主要原因是仪表传动机构的间隙,运动部件的摩擦,弹性元。。
请问示值误差怎么算,回程误差怎么算?谢谢!。
回程误差 没有负的。回程误差,对同一点检定时,在升压(或降压)和降压(或升压)检定时,应不大于仪表规定的允许误差绝对值。。
在你回程时,基地暴掉,回程终止.还有一个可能就是NE在基地最边缘部位回程,然后你控制基地在往旁边移动一下,这样也可以回程终止。
压力计校验的时候分为正行程和反行程,回程误差指的是反行程测量值与真值之间的误差。。
请问示值误差怎么算,回程误差怎么算?谢谢!。
按JJG52-1999弹簧管式一般压力表压力真空表及真空表检定规程中5.3.3.5条,回程误差:对同一检定点,在升压(或降压)和降压(或升压)检定时,轻敲表壳后示值之。。