?DT9205A型数字万用表 ? 数字万用表的使用 ? 数字式万用表,是把连续的被测模拟电参量自动的变成断 续的,用数字编码方式并以十进制数字自动显示测量结果 的一种电测量仪表,它把电子技术。计算机技术,自动化 技术的成果与精密电测量技术密切地结合在一起,成为仪 器仪表领域中的一种新型仪表。数字式万用表具有输入阻 抗高、误差小、读数直观的优点,但显示较慢也是其不足 之处,一般用于测量不变的电流、电压值。数字式万用表 由于有蜂鸣器,因而测量电路的通断比较方便。 ? (1)插孔和转换开关的使用 ? 首先要根据测试项目选择插孔或转换开关的位置,由 于使用时测量电压、电压和电阻等交替地进行,一定不要 忘记换档。切不可用测电阻、电流档测电压,如果用直流 电流或电阻档去误量交流220V电源,则万用表会立刻烧毁。 ? (2)测试表笔的使用 ? 万用表有红、黑两根表笔,位置不能接反、接错,否则, 会带来测试错误或判断失误。一般万用表的将黑表笔插入 COM插孔,红表笔插人VΩ插孔 ? 1)电压测量 将黑表笔插人COM插孔,红表笔插入VΩ插孔。测直流电压时,将 功能开关置于DCV量程范围,测交流电压时则应置于ACV量程范围), 并将测试表笔连接到被测负载或信号源上,在显示电压读数时,同 时会指示出红表笔所接电源的极性。 如果不知被测电压范围,则首先将功能开关置于最大量程后,视 情况降至合适量程。如果值显“1”表示过量程,功能开关应置于更 高量程。 (2)电阻的测量 将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入VII插孔(注意红表笔极性为 “十”)。将功能开关置于所需量程上,将测试笔跨接在被测电阻 上。当输入开路时,会显示过量程状态“1”。如果被测电阻超过所 用量程,则会指示出过量程“1”须用高挡量程。当被测电阻在1M以 上时,该表需数秒后方能稳定读数,对于高电阻测量,这是正常的。 检测在线电阻时,须确认被测电路已关掉电源,同时已放完电,方 能进行测量。当200M欧量程进行测量时须注意,在此量程,两表笔 短接时读数为1.0,这是正常现象,此读数是一个固定的偏移值。 如被测电阻100M欧时,读数为101.0,正确的阻值是显示减去1.0, 即101.0-1.0=100。 ? 一、电压档:在检测或制作时,可以用来测量器件的各脚电压,与 正常时的电压比较,即可得出是否损坏。还可以用来检测稳压值较 小的稳压二极管的稳压值,其原理:电源端的电压视稳压管的标称 稳压值而定,一般比标称电压大3V以上,但不要超过15V。再 用万用表检测D管两端电压值,此值既为D管实际稳压值 二、电流档:将表串入电路中,对电流进行测量和监视,若电 流远偏离正常值(凭经验或原有正常参数),必要时可以调整电路 或者需要检修。还可以利用该表的20A档测量电池的短路电流,即将 两表笔直接接在电池两端。切记时间绝对不要超过1秒!注意:此方 法只适用于干电池,5号,7号充电电池,且初学者要有熟悉维修的 人员指导下进行,切不可自行操作!根据短路电流即可判断电池的 性能,在满电的同种电池的情况下,短路电流越大越好。 三、电阻档:可用于判断电阻,二极管,三极管好坏的方法之一。 对于电阻其实际阻值偏离标称值过多时则已损坏。对于二三极管, 若任两脚间的电阻都不为很大值(几百K以上),则可认为性能下降 或者已击穿损坏,注意此三极管是不带阻的。此法也可用于集成块, 须要说明的是:集成块的测量只能和正常时参数作比较。 ? (3)二极管测量 测量二极管时,把转换开关拨到有二极管图形符号 所指示的挡位上。红表笔接正极,黑表笔接负极。对硅 二极管来说,应有500-800mV的数字显示。若把红表笔 接负极,黑表笔接正极,表的读数应为“1”。若正反测 量都不符合要求,则说明二极管已损坏。 (4)短路线的检查 将功能开关拨到短路测量的挡位上,将红黑表笔放 在要检查的线路两端。如电阻小于50欧,则万用表发出 声音。 3.注意事项 首先注意检查电池,将数字万用表的ON-OFF钮按下, 如果电池不足,则显示屏左上方会出现电池正负极符号, 还要注意测试表插孔之旁符号,这是警告你要留意测试 电压和电流不要超出指示数字。此外,在使用前要先将 量程放置在你想测量的挡位上。 ? 手头上有一些BC337的三极管,假设不知它是PNP管 还是NPN管。我们知道三极管的内部就像二个二极管组 合而成的。其形式就像下图。中间的是基极(B极) ? ? 首先我们要先找到基极并判断是PNP还是NPN管。看 上图可知,对于PNP管的基极是二个负极的共同点, NPN管的基极是二个正极的共同点。这时我们可以用数 字万用表的二极管档去测基极,看图3 ? 对于PNP管,当黑表笔(连表内电池负极)在基极上,红表笔去测 另两个极时一般为相差不大的较小读数(一般0.5-0.8),如表笔反 过来接则为一个较大的读数(一般为1)。对于NPN表来说则是红 表笔(连表内电池正极)连在基极上。从图4,图5可以得知,手头 上的BC337为NPN管,中间的管脚为基极。 把万用表打到hFE档上,BC337卑下到NPN的小孔上,B极对上面 的B字母。读数,再把它的另二脚反转,再读数。读数较大的那次 极性就对上表上所标的字母,这时就对着字母去认BC337的C,E 极。学会了,其它的三极管也就一样这样做了,方便快速。 ? 一、先调查,后熟悉 当用户送来一台故障机,首先要询问产生故障的 前后经过以及故障现象,犹如医生对病人诊病一 样,先要问清病情,才能对症下药。根据用户提 供的情况和线索, 再认真地对电路进行分析研究(这一点对初学者尤 其重要),弄通弄懂其电路原理和元器件的作用, 做到心中有数,有的放矢。 ? 二、先机外,后机内 对于故障机,应先检查机外部件,特 别是机外的一些开关、旋钮位置是否 得当,外部的引线、插座有无断路、 短路现象等。当确认机外部件正常时, 再打开机器进行检查。 ? 三、先机械,后电气 例如一台收录机放音无声,应当先分 清是机械原因引起的(如机心的问题), 还是由电气毛病造成的。只有当确定 各部位转动机构无故障时,再进行电 气方面的检查 ?四、先静态,后动态 所谓静态检查,就是在机器未通电之前进 行的检查。当确认静态检查无误时,方可 通电进行动态检查。若发现冒烟、闪烁等 异常情况,应迅速关机,重新进行静态检 查。这样可避免在情况不明时就给机器加 电,造成不应有的损坏 。 ? 五、先清洁,后检修 在检查机器内部时,应着重看看机内是否清洁, 如果发现机内各元件、引线、走线之间有尘土、 污物、蛛网或多余焊锡、焊油等,应先加以清除, 再进行检修,这样既可减少自然故障,又可取得 事半功倍的效果。实践表明, 许多故障都是由于脏污引起的,一经清洁故障往 往会自动消失。 ? 六、先电源,后机器 电源是机器的心脏,如果电源不正常, 就不可能保证其他部分的正常工作, 也就无从检查别的故障。根据经验, 电源部分的故障率在整机中占的比例 最高,许多故障往往就是由电源引起 的,所以先检修电源常能收到事半功 倍的效果。 ? 七、先通病,后特殊 根据机器的共同特点,先排除带有普 遍性和规律性的常见故障,然后再去 检查特殊的电路(包括一些特殊的元器 件),以便逐步缩小故障范围,由面到 点,缩短修理时间。 ? 八、先外围,后内部 在检查集成电路时,不要先急于换集成块, 而应先检查其外围电路,在确认外围电路正 常时,再考虑更换集成块。若不问青红皂白, 一味更换集成块,只能造成不必要的损失, 且现在的集成块引脚众多,稍不注意便会损 坏,而且即使确定是集成块内部问题,也应 先考虑能否通过外围电路进行修复。 ? 九、先直流,后交流 这里的直流和交流是指电路各级的直流 回路和交流回路。这两个回路是相辅相成 的,只有在直流回路正常的前提下,交流 回路才能正常工作。所以在检修时,必须 先检查各级直流回路(静态工作点),然后检 查交流回路(动态工作点)。 电子入门书籍介绍 ?《零起步轻松学系列》TN710C15; ?《图解系列》 ?《怎样学电子技术系列》 ?《轻松入门系列》