使用注意事项

1、使用中光电传感器的前端面与被检测的工件或物体表面必须保持平行,这样光电传感器的转换效率最高。
2、安装时,光电传感器的引脚根部与焊盘的最小距离不得小于5mm,否则焊接时易损坏管芯。或引起管芯性能的变化。焊接时间应小于4秒。
3、对射式光电传感器最小可检测宽度为该种光电开关透镜宽度的80%。
4、当使用感性负载(如灯、等)时,其瞬态冲击较大,可能劣化或损坏交流二线的光电传感器,在这种情况下,请将负载经过交流来转换使用。
5、线光电传感器的透镜可用擦镜纸擦拭,禁用稀释溶剂等化学品,以免永久损坏塑料镜。
6、针对用户的现场实际要求,在一些较为恶劣的条件下,如灰尘较多的场合,所生产的光电传感器在灵敏度的选择上增加了50%,以适应在长期使用中延长光电传感器维护周期的要求。
7、光电传感器必须安装在没有强光直接照射处,因强光中的红外光将影响接收管的正常工作。