土建质检员实际操作 质检员通常要配备一个建筑工程质量检测工 具包,此工具包由11件多功能建筑检测器 组成:内外直角检测尺;楔形塞尺;磁力 线锥(8功能);百格网;检测镜;卷线器; 伸缩杆;焊缝检测尺;水电检测锤;响鼓 锤;钢针小锤。 各工具的使用功能如下: ? 1、内外直角检测尺:检测物体上内外(阴 阳)直角的偏差,及一般平面的垂直度与 水平度; ? 使用方法: 1、内外直角检测:将推键向左推,拉出活动 尺,旋转270度即可检测,检测时主尺及活 动尺都应紧靠被测面,指针所指刻度拍数 值即被测面130mm长度的直角偏差,每格 为1mm。 2、垂直度水平度检测:可检测一般垂直度 及水平度偏差,垂直度可用主尺侧面垂直 靠在被测面上检测,检测水平度应把活动 尺拉出旋转270度,指针对准“0”位,主尺 垂直朝上,将活动尺平放在被测物体上检 测。 ? 2、楔形塞尺:检测建筑物体上缝隙的大小 及物体平面的平整度; ? 使用方法: ? 楔形塞尺,一般为金属制成,在其中斜的一面 上有刻度,一种施工用现场测量工具. ? 一般与之相配的水平尺,将水平尺放于墙面 上或地面上,然后用楔形塞尺塞入,以检测墙, 地面水平度,垂直度误差. ? 建筑上一般用来检查平整度\水平度\缝隙等, 还直接检查门窗缝. ? 3、磁力线坠(8功能):检测建筑物体的 垂直度及用于砌墙、安装门窗、电梯等任 何物体的垂直校正,目测对比 ? 例检测范围:测量门框垂直度等。 ? (1)使用前准备: ? 确认试拉铅垂查看磁力线坠各部件是否能 正常运行。 ? 确认磁力线坠坠线的完好无破损。 ? (2)操作步骤 ? 将磁力线锤固定在门框的最高端,拉下铅 锤。若是铁门框磁力线锤可直接吸附在门 框上,若是木门框如图1所示拔出固定针嵌 入门框固定即可。用手轻触铅锤使其静止。 ? 利用钢直尺(或钢卷尺)测量磁力线锤的 线与门框(或被测物体)之间的间距。至 少测量上中下三点的距离。取最大值为判 定标准。注:标准判定值为55mm。 ? 测量完成后小心收回线坠,放置好。 (3)注意事项 ? 保持磁力线坠清洁度,不得沾有腐蚀性的 物质。 ? 不得用力乱拉乱扯铅锤。 ? 不得将铅锤去敲击其他物体。 4、百格网:百格网采用高透明度工业塑料制 成,展开后检测面积等同于标准砖,其上 均布100小格,专用于检测砌体砖面砂浆涂 复的饱满度,即覆盖率(单位%) ? 使用方法:百格网共分为100个格,是用来 套比或检测砌体所用砖的大面规格尺寸为: 115×240mm的饱满程度的。不仅仅是适 用于被淘汰的粘土砖。也适用于免烧砖、 空心砖等同规格的砖。检测时,要求在砌 筑过程中,对每个操作者跟踪随机抽取三 块砖,并将三块砖翻面朝上,用百格网分 别套比或检测其饱满程度,且取其三块砖 的平均值。 ? 注意: ? ①一般砌体砂浆饱满度不小于80%。 保温墙体不小于90%。超出此范围应返工 处理; ? ②检测时,应对翻上来的三块砖进行 检测,不得检查砌体上的三块砖面。可参 照示范图8-2进行检测。 5、检测镜:检测建筑物体的上冒头、背面、 弯曲面等肉眼不易直接看到的地方,手柄 处有M6螺孔,可装在伸缩杆或对角检测尺 上,以便于高处检测。 6、卷线器:塑料盒式结构,内有尼龙丝线, 拉出全长15米,可检测建筑物体的平直, 如砖墙砌体灰缝、踢脚线等(用其他检测 工具不易检测物体的平直部位)。检测时, 拉紧两端丝线,放在被测处,目测观察对 比,检测完毕后,用卷线手柄顺时针旋转, 将丝线收入盒内,然后锁上方扣。 7、伸缩杆:二节伸缩式结构,伸出全长410 毫米,前端有M16螺栓,可装锲形塞尺,检 测镜,活动锤头等,是辅助检测工具。 8、焊缝检测尺:检测钢筋折角焊接后的质 量。 9、水电检测锤(锤头重50G):使用于检测 水电管道安装、地面装饰等工程,利用敲 击振动的声响,来判断物体的牢固的程度 及施工质量; 10、响鼓锤(锤头重25G):轻轻敲打抹灰 后的墙面,可以判断墙面的空鼓程度及砂 灰与砖、水泥冻结的粘合质量 11、钢针小 锤(锤头重10G): ①小锤轻轻敲打玻璃、 马赛克、瓷砖,可以判断空鼓程度及粘合 质量 ②拨出塑料手柄,里面是尖头钢针, 钢针向被检物上戳几下,可探查出多孔板 缝隙、砖缝等砂浆是否饱满。锤头上M6螺 孔,可安装在伸缩杆或对角检测尺上,便 于高处检验。