【技术实现步骤摘要】
一次性自动负压引流器
本专利技术涉及一种医用引流器,特别是涉及一种外科手术引流用的自动负压引流器。
技术介绍
目前,公知手术引流用的引流常用引流管接引流袋引流、引流管接手动负压发生器引流和电动负压发生器引流等诸多引流器材皆存在着不足:引流管接引流袋引流,该引流方式不能形成持续稳定的负压,引流效果不充分,操作不当还可使引流出的液体返流到引流部位,有引起逆行感染的风险;引流管接手动负压发生器引流,负压压力不能持续稳定维持和精确调控,操作不当也能使引流出的液体返流到引流部位;电动负压发生器虽然能够产生持续稳定的负压,但成本较高,使用不方便,限制了其广泛应用。
技术实现思路
为了解决引流管接引流袋引流、引流管接手动负压发生器引流和电动负压发生器引流等诸多引流器材存在的不足,本专利技术提供一种外科手术引流用的自动负压引流器。本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是一种一次性自动负压引流器,包括输液管穿刺器、输液管、引流管、导流管、积液袋,其特征在于:所述输液管穿刺器、输液管、引流管、导流管、积液袋顺次连接形成“丁”字形状,所述引流管具有医用单向通液阀,所述输液管具有透明滴壶和流量调节阀。本专利技术的有益效果是医用单向通液阀能够阻止引流出的液体返流到引流的病灶部位,可有效预防逆行感染,引流管中的液体由于重力作用和虹吸作用通过导流管流向积液袋,从而在引流管内自动形成持续稳定的负压,输液管持续供液能够维持引流管内液体,防止引流出气体时引流管中的虹吸作用消失,方便院前急救、战地急救和伤员转运等,2013年1月至2015年11月近三年中,本人使用本专利技术应用手术超过2000人次,无一例病人感染。附图说明下面结合附图和实施例对本专利技术进一步说明:图1是本专利技术的结构示意图。图中:1.输液管穿刺器,2.输液管,3.透明滴壶,4.流量调节阀,5.引流孔,6.引流管,7.医用单向通液阀,8.导流管,9.积液袋。具体实施方式在图中,一种一次性自动负压引流器,包括输液管穿刺器1、输液管2、引流管6、导流管8、积液袋9,其特征在于:所述输液管穿刺器1、输液管2、引流管6、导流管8、积液袋9顺次连接形成“丁”字形状,所述引流管6具有医用单向通液阀7,所述输液管2具有透明滴壶3和流量调节阀4。使用时积液袋9低于引流孔5,输液管2高于引流孔5,打开流量调节阀4,以30-60滴/分钟的速度持续滴液体,输液管2中的液体由于重力作用和虹吸作用通过导流管8流向积液袋9,在这一过程中同时可在引流管6中形成持续稳定的负压,病灶部位的空气和液体便可由引流孔5抽吸到积液袋9;调节积液袋9的高低就能调节引流管6中负压的大小,积液袋9距离引流孔5越低引流管6中的负压越大。本专利技术主要适用于慢性硬膜下血肿、血气胸等密闭腔隙的引流,使用方便,成本低廉,效果良好。
【技术保护点】
一种一次性自动负压引流器,包括输液管穿刺器(1)、输液管(2)、引流管(6)、导流管(8)、积液袋(9),其特征在于:所述输液管穿刺器(1)、输液管(2)、引流管(6)、导流管(8)、积液袋(9)顺次连接形成“丁”字形状,所述引流管(6)具有医用单向通液阀(7),所述输液管(2)具有透明滴壶(3)和流量调节阀(4)。
【技术特征摘要】
1.一种一次性自动负压引流器,包括输液管穿刺器(1)、输液管(2)、引流管(6)、导流管(8)、积液袋(9),其特征在于:所述输液管穿刺器(1)、输液管(2)、...
【专利技术属性】
技术研发人员:牛晓滨,
申请(专利权)人:牛晓滨,
类型:发明
国别省市:甘肃,62