每校验完一次误　差仪器蜂鸣器响一下,　误差显示界面　如图:　LYDJ-III　三相电能表现场校验仪/多功能用电稽查仪　上海来扬电气科技有限公司　电话:021-56774665,56653661　27　按向上方向键进入其他测量数据的查看,　按向下方向键重新进　入参数输入界面,再按确认键返回主测量界面。　【变比】　使用一把　500A　钳和一把　5A　钳可判定电流互感器的变比,其　准确度约为　0.5%,其方法是将　500A电流钳表　IC　插到仪器　IC　插孔,5A　电流钳表　Ia　插到仪器　Ia　插孔,　仪器选择　Ia\Ib\Ic　通道,　将　模式转换为变比测量,即可显示　电流互感器的角差和比差。同相　电流互感器角度应为　0　度,如相　差180　度则极性接反,显示界面　如图:　注意:　\uf0d8　变比测量只局限于低压计量系统,不能用仪器去测量高压系　统的　CT　变比,否则可能产生高压危险。　\uf0d8先将　500A　大电流钳插入　IC　电流通道端口,大钳表夹在　A　相　电流互感器的一次侧,再将　5A　小电流钳插入　Ia　电流通道端口,　小钳表夹在电流互感器二次侧或电能表的输入线上,注意电流　钳表的正负极性。　\uf0d8如需要对其它相进行变比测量,则把大小钳表分别夹在其他　所需测量相的电流互感器的一次和二次即可。　\uf0d8测量变比时电流通道必须选择　Ia\Ib\Ic　小电流通道,此时是　以Ia　为基准测量角度。　LYDJ-III　三相电能表现场校验仪/多功能用电稽查仪　上海来扬电气科技有限公司　电话:021-56774665,56653661　28　【速比】　此功能可检测电表有无漏脉冲面影响表计正常计费,按◄　►　方向键将光标移动至功能菜单速比位置,速比参数输入界面　如图:　操作说明:与校验参数设置相同输入　CT　变比、电表常数、校　验圈数、检验方式、脉冲方式,参数设置界面内初始电量和结束　电量是指某一设定电量范围内,应走电量和应走脉冲与实际电量　与实际脉冲的校验比对,比如说现在电表显示为　126.65KWH,可　将初始电量设置为　0.68,结束电量设置　0.88　按确认键进入速比　校验界面后,观察当电表电量显示为　126.68　时,按下　M　键,仪器　开始计算电量及脉冲数,当电表电量显示为　126.88　时再按　M　键,　仪器即可计算并显示该　0.2　度电应走脉冲数和实际脉冲数,走字　时间,脉冲误差,