三轴振动仪VM-6380　VM-6380　操作和维护手册使用说明书10　1　显示器:4位液晶显示器,用于显示数值和测量状态　传感器:三维压电加速度计,即集X,,Y,Z轴三个压电传感器为一个传感器　测量参数:速度、加速度及位移　测量范围:　速度:0.01-400.0　mm/s　真有效值0.004-16.00　inch/s　加速度:0.1-400.0m/s²　峰值0.3-1312　ft/s²　;　0.0-40g　位移:0.001-4.000mm　峰-峰值0.04-160.0　mil　频率范围:10-19KHz　准确度:±5%+2个字　输出:交流2.0V　,负载电阻10K　关机:　2种模式,手动可随时关机,自动则在上次键盘操作5分钟后自动关机。　操作条件:　温度0-50℃　湿度:　45　A　A　A　A　B　B　B　B　C　C　C　C　D　D　D　D　I　II　III　IV　适用机器类别　V　rms　(mm/s)　振动速度　注:　(1)I　类为小型电机(小于15kw的电动机等);II　类为中型机器(15kw~75kw　的电动机等);III　类为大型原动机(硬基础);IV　类为大型原动机(弹性基础)　(2)A　/　B　/　C　/　D　为振动级别;A　好、B　满意、C　不满意、D　不允许。　测量速度(RMS)值应在轴承壳的三个正交方向上。　A.　机器振动分级表(ISO2372)　B.　大于1马力电机最大允许振动(NEMA　MG1-12.05)　转速　(rpm)　3000~4000　1500~2999　1000~1499　≤999　25.4　38.1　50.8　63.6　峰-峰位移幅值(um)　注:　对于交流电机,使用最高同步转速;对于直流电机,使用最大功率转速;对于串　联和多用途电机,使用工作转速。　7　4　监测机械设备的振动,在它成为重大问题前,就检测出它的恶化,以便必要时提　前订购备件和维修。通过一段时期的连续监测,绘出趋势图,将这些有价值的数　据添加到设备的历史记录中。　6.3　什么是趋势图　趋势图就是被监测的振动参数随时间变化的一种表示方法。对于有规律的振动,　画出振动参数在一定时间内的变化,就会表示出某一设备的发展情况或恶化情况　。典型地,设备在安装后,无论是新的或修理过的,当设备运行时都会稍微变差　,稍后将在一段正常的寿命期内,保持不变。当部件磨损时,振动加剧。这种