光电传感器使用说明 红外线属于一种电磁射线,其特性等同于无线电或X射线。人眼可见 的光波是380nm—780nm,发射波长为780nm—1mm的长射线称为红外线,我 公司生产的光电开关就是使用的最接近可见光的近红外线。 红外线光电开关(光电传感器)属于光电接近开关的简称,它是利 用被检测物体对红外光束的反射,由同步回路选通,而检测物体的有 无,其物体不限于金属对所有能反射光的物体均可检测到。 我单位生产的光电传感器具有可视性强的特点。利用红外光受可见光 干扰小的特点,在光线强烈的环境下仍能达到预期的效果。同时利用单 片机进行信号的采集,减少了由于模拟电路带来的误差增强了电路的可 靠性。检测距离为0—4CM。其中红色的发光二极管为信号指示灯,绿 色的发光二极管为工作指示灯。 同时出于教学方便,在机械方面采用可见材料有机玻璃作为封装外 壳,在传感器的尾部还套有螺纹便于在教学中拆卸、安装。更加增强了 它的可视性。 接线图如下: BN=棕色线接+24V BU=蓝色线接0 BK=黑色线为信号线
1199人浏览
浅谈光电传感器的使用 作者:欧瑞华 作者机构:广州日立电梯有限公司产品设计部电梯设计科 来源:电梯工业 ISSN:1726-1589 年:2004 卷:005 期:004 页码:20-21,26 页数:3 中图分类:TU857 正文语种:CHI 关键词:光电传感器;光轴对齐;电梯配件;轿厢;反射型传感器 摘要:本文介绍了光电传感器使用方法与使用中出现的影响因素以及采取的一 些对策。目的是让用户能正确认识和使用光电传感器。
12人浏览
http://www.kaijite.com/ 光电开关使用时的注意事项 光电开关可用于多种应用场合。另外,在使用光电开关时,还应注意环境条 件,以使光电开关能够正常可靠的工作。 背景物:使用反射式扩散型投、受光器时,有时由于检出物离背景物较近, 光电开关或者背景是光滑等反射率较高的物体而可能会使光电开关不能稳定检 测。因此可以改用距离限定型投、受光器,或者采用远离背景物、拆除背景物、 将背景物涂成无光黑色、或设法使背景物粗糙、灰暗等方法加以排除。 强光源:光电开关在环境照度较高时,一般都能稳定工作。但应回避将传感 器光轴正对太阳光、白炽灯等强光源。在不能改变传感器(受光器)光轴与强光 源的角度时,可在传感器上方四周加装遮光板或套上遮光长筒。 镜面角度:当被测物体有光泽或遇到光滑金属面时,一般反射率都很高,有 近似镜面的作用,这时应将投光器与检测物体安装成 10~20°的夹角,以使其 光轴不垂直于被检测物体,从而防止误动作。 相互干扰:MGK 系列新型光电开关通常都具有自动防止相互干扰的功能, 因 而不必担心相互干扰。然而,HGK 系列对射式红外光电开关在几组并列靠近安装 时,则应防止邻组和相互干
扰。防止这种干扰蕞有效的办法是投光器和受 光器交叉设置,超过 2 组时还拉开组距。也可以使用不同频率的机种。HGK 系列 http://www.kaijite.com/ 反射式光电开关防止相互干扰的有效办法是拉开间隔。而且检测距离越远,间隔 也应越大,具体间隔应根据调试情况来确定。当然,也可使用不同工作频率的机 种。 自诊断:在安装或使用时, 有时可能会由于台面或背景影响以及使用振动等 原因而造成光轴的微小偏移、透镜沾污、积尘、外部噪声、环境温度超出范围等 问题。 这些问题有可能会使光电开关偏离稳定工作区,这时可以利用光电开关的 自诊断功能而使其通过 STABLITY 绿色稳定指示灯发出通知,以提醒使用者及时 对其进行调整。 严禁用稀释剂等化学物品,以免损坏塑料镜。 高压线、 动力线和光电传感器的配线不应放在同一配线管或用线槽内,否则 会由于感应而造成(有时)光电开关的误动作或损坏,所以原则上要分别单独配 线。
752人浏览
反射式光电传感器使用及测试注意事项 1·反射取样式光电传感器的工作原理是传感器红外发射管发射出红 外光, 接收管根据反射回来的红外光强度大小来计数的,故被检测的工件或物体 表面必须有黑白 相间的部位用于吸收和反射红外光,这样接收管才能有效的截 止和饱和达到计数的目的。 所以在选择工作点、安装及使用中最关健的一点是接 收管必须工作于截止区 和饱和区。 2·使用中光电传感器的前端面与被检测的工件或物体表面必须保持平 行,这样光电传感器的转换效率最高。 3·光电传感器的前端面与反光板的距离保持在规定的范围内。 4·光电传感器必须安装在没有强光直接照射处, 因强光中的红外光将影 响接收管的正常工作。 5·光电传感器的红外发射管的电流在 2~10mA 之间时发光强度与电流 的线性最佳, 所以在电流取值一般不超过这个范围,若取值太大发射管的光衰也 大长时间工作影响寿命; 若取值太小一是抗干扰性下降, 二是对接收管的要求严。 6·光电传感器长时间工作时红外接收管的最大工作电流不应超过 250μ A。 7·安装焊接时,光电传感器的引脚根部与焊盘的最小距离不得小于 5mm,否则焊接时易损坏管芯。或引起管芯性能的变化。 8·光电传感器在具体的工作环境中最佳工作状态的参数选择方法: 根据 实际的检测距离选取光电传感器的型号。 安装好传感器,做好工件或物体表面的取样标志,在5V 工作电压下根据该型号 传感器红外发射管所需的工作电流选取负载电阻 R1 (红外发射管的正向压降在 (1~1.3 V),红外接收管负载电阻 R2 取一值,测量 AB 两点之间的电压。当光 电传感器对准工件或物体表面黑色标志处,AB 间的电压应控制在 0.3~0.6V 之间, 此时光电传感器的工作状态最佳,若AB 间电压小于 0.3V,则将 R2 电阻阻 值换大直到符合要求,若AB 间电压大于 0.6V,则相反。在工件或物体表面无黑 色标记处, AB 间的电压≥4.5V 即可。 注:用于测量电压的电压表的内阻与接收管 的负载电阻 R2 相比较必须有足够大,否则测量数据有误(特别在 UAB 较大时)。 南平市旭光电子技术部 典型应用电路,下载 光电传感器典型电路参数(以下表格参数是在 Vcc=5V 条件下取值,其它电源电压供电时的电阻取 值按 5V 电源时发射管电流值和接收管饱和电流值换算, 换算时发射
7653人浏览
反射式光电传感器使用及测试注意事项 反射式光电传感器使用及测试注意事项 1反射取样式光电传感器的工作原理是传感器红外发射管发射出红外光, 接收管根据反射回来的红外光强度大小来计数的, 故被检测的工件或物体表面必 须有黑白 相间的部位用于吸收和反射红外光,这样接收管才能有效的截止和饱 和达到计数的目的。所以在选择工作点、安装及使用中最关健的一点是接收管必 须工作于截止区 和饱和区。 2使用中光电传感器的前端面与被检测的工件或物体表面必须保持平行, 这样光电传感器的转换效率最高。 3光电传感器的前端面与反光板的距离保持在规定的范围内。 4光电传感器必须安装在没有强光直接照射处,因强光中的红外光将影响 接收管的正常工作。 5光电传感器的红外发射管的电流在 2~10mA 之间时发光强度与电流的线 性最佳,所以在电流取值一般不超过这个范围,若取值太大发射管的光衰也大长 时间工作影响寿命;若取值太小一是抗干扰性下降,二是对接收管的要求严。 6光电传感器长时间工作时红外接收管的最大工作电流不应超过 250μA。 7安装焊接时,光电传感器的引脚根部与焊盘的最小距离不得小于 5mm, 否则焊接时易损坏管芯。或引起管芯性能的变化。 8光电传感器在具体的工作环境中最佳工作状态的参数选择方法:根据实 际的检测距离选取光电传感器的型号。 安装好传感器,做好工件或物体表面的取样标志,在5V 工作电压下根据该型号 传感器红外发射管所需的工作电流选取负载电阻 R1 (红外发射管的正向压降在 (1~1.3 V),红外接收管负载电阻 R2 取一值,测量 AB 两点之间的电压。当光 电传感器对准工件或物体表面黑色标志处,AB 间的电压应控制在 0.3~0.6V 之间, 此时光电传感器的工作状态最佳,若AB 间电压小于 0.3V,则将 R2 电阻阻 值换大直到符合要求,若AB 间电压大于 0.6V,则相反。在工件或物体表面无黑 色标记处, AB 间的电压≥4.5V 即可。 注:用于测量电压的电压表的内阻与接收管的负载电阻 R2 相 比较必须有足够大,否则测量数据有误(特别在 UAB 较大时)。 南平市旭光电子技术部 典型应用电路,下载 光电传感器典型电路参数(以下表格参数是在 Vcc=5V 条件下取值,其它电源电压供电时的电阻取值按 5V 电源时发射管电流值和接收管饱和电流值换算,换算时
1811人浏览
对射式光电传感器安装注意事项(原创) 对射式光电传感器安装注意事项(原创) 对射式光电传感器分发射和接收两部分,由于光的发散性,发射部分发射出去的 光束并不是一条直线,而是呈发散状的,在距离发射部分较远处可能光斑就变得 比较大。因此,对射式光电传感器安装,尤其是多个传感器同时安装且距离较近 时,要注意传感器的安装方式,以防止传感器之间的互相干扰。 在介绍对射式光电传感器安装注意之前, 先介绍一下要用到的对射式光电传感器 的光形图, 光形图是对于判断光电传感器在某个应用中能否正常工作的一个重要 工具。