液相色谱通常均采用填充柱。色谱柱的分离效果取决于所选择的固定相,以及色谱柱的制备和操作条件。 1、网上对柱子是否可以反冲一直有争论,那什么样的柱子可以反冲,什么不可以。反冲后是正者用,还是反着用。具体到各型号
安捷伦液相色谱仪由高压液体泵、检测器及液相色谱柱等三部分组成,其中液相色谱柱的正确安装和使用,是液相色谱工作的关键;也是液相色谱工作者获得正确可靠的实验数据的必经之路。 *:安捷伦液相色谱仪安装条件 一、环境要求: 1、温度:15~30℃
安捷伦液相色谱仪由高压液体泵、检测器及液相色谱柱等三部分组成,其中液相色谱柱的正确安装和使用,是液相色谱工作的关键;也是液相色谱工作者获得正确可靠的实验数据的必经之路。 *:安捷伦液相色谱仪安装条件 一、环境要求: 1、
高效液相色谱仪是实验室不可缺少的分析仪器之一,由采样系统、高压输液系统和检测系统、分离系统和记录系统组成。在分析前,将合适的高效液相色谱仪的色谱柱和流动相、泵开启、冲洗柱和其它柱平衡,基线呈直线状,用微量注射器将样品注入样品口,使流动相进入高效液相色谱仪的色谱柱进行分离,分离后的组分依次流入检测器的
高效液相色谱仪主要有分析型、制备型和专用型三类。 一般由五个部分组成: 高压输液系统 —— 进样系统 —— 分离系统—— 检测系统 —— 数据处理系统 一. 高压输液系统 贮液装置、高压输液泵、过滤器、脱气装置等 1. 贮液器:贮液器用于存放溶剂。溶剂必须很纯,贮液器材料要耐腐蚀
液相色谱柱填料的种类与选择现代液相色谱中,分离效果好坏很大程度上取决于色谱填料的选择。但是色谱填料的选择范围很宽,要做合适的选择,首先必须对此有一定的认识和了解。液相色谱仪填料可以是陶瓷性质的无机物基质,也可以是有机聚合物基质。液相色谱仪填料中的有机物基质主要是硅胶和氧化铝。无机物基质刚性大,在溶剂
液相色谱仪流动相有两个作用,一是携带样品前进,二是给样品提供一个分配相,调节选择性,以达到样品的满意分离。流动相对样品的分离影响很大,通常是一些有机溶剂、水溶液和缓冲溶液等。