1.调整光路,检流计。2.开始测量,转动手轮,使光电探头沿衍射图样展开方向(x轴)单向平移,以等间隔的位移(如0.5mm或1mm等)对衍射图样的光强进行逐点测量,记录位置坐标x和对应的检流计(置适当量程)所指示的光电流值读数I。 3.测量单缝到光电池的距离D。 【实验步骤 1. 按图1搭好实验装置,并接好电源; 打开激光器,用小孔屏调整光路,使出射的激光束与导轨平行; 打开检流计电源,预热及调零,并将测量线连接其输入孔与光电探头; 调节二维调节架,选择所需要的单缝、,对准激光束中心,使之在小孔屏上形成良好的衍射光斑; 移去小孔屏,调整一维光强测量装置,使光电探头中心与激光束高低一致,移动方向与激光束垂直,起始位置适当; 开始测量,转动手轮,使光电探头沿衍射图样展开方向(x轴)单向平移,以等间隔的位移(如0.5mm或1mm等)对衍射图样的光强进行逐点测量,记录位置坐标x和对应的检流计(置适当量程)所指示的光电流值读数I,要特别注意衍射光强的极大值和极小值所对应的坐标的测量; 7.测量单缝到光电池的距离D。 绘制衍射光的相对强度I/I0与位置坐标x的关系曲线。由于光的强度与检流计所指示的电流读数成正比,因此可用检流计的光电流的相对强度i/i0代替衍射光的相对强度I/I0。 8.整理仪器注意事项 1.激光器光强极高,切勿用眼睛对视防止对眼睛的伤害。要防止回误差测量开始前应将鼓轮转一侧,测量开始时,鼓轮只能沿一个方向如果反向,,必须重开始测量。3.保护光学元件的光学表面,不能随意用手触摸 4. 测量过程中检流计要注意换挡三位有效数字,三位要一档检流计为为超量程,要一档数据记录 1. 半导体激光器波长 nm,D= cm 2.记录位置光强数值。(设计表格) 数据处理 1.统一单位制数据1)或坐标纸x的关系曲线。由于光的强度与检流计所指示的电流读数成正比,因此可用检流计的光电流的相对强度i/i0代替衍射光的相对强度I/I0。 (2).宽度的测量。至少三级) 附录-1 KF-WJF型数字式检流计使用说明书 KF-WJF型数字式检流计该检流计用于微电流的测量,其正面如图5所示: 图5 KF-WJF数字式检流计 1、数字显示窗 2、量程选择 3、衰减旋钮 4、电源开关 5、保持开关 6、调零旋钮 7、模拟输出孔 8、被测信号输入口 检流计的测量范围为1×10-10~1.999×10-4A,分为四挡: 第1档0.001~1.999×10-7A 内阻