上海耀华是专业生产称重仪表(显示控制器)的厂家,其产品市场占有率是非常的高的。用耀华仪表做的电子秤,在工业电子秤当中使用很广泛,上海耀华电子秤(校正)标定方法:
开机初始化过程中按“#”键,即进入电子秤标定状态:
1、分度值设置:显示“d*”,按“去皮”键选择1、2、5、10、20、50,按“#”确认,自动进入下一参数的设置。按“去皮”键自动步进循环显示。
例如:在 显示 “d5”时,按“#”键,分度值即设置为5,并自动进入电子秤小数点设置状态。
2、小数点设置:显示“p*”,按“去皮”键选择0、1、2、3,按“#”键确认,自动进入下一个参数的设置。按“去皮”键自动步进循环显示。
例如:在显示“p0.000”时,按“#”键,小数点即设置为0.000,并自动进入zui大秤量设置状态。
3、zui大秤重设置:显示“FULL”按“去皮”键进入数字输入状态。