四、注意事项 1.拨水准管校正螺丝时,要先松后紧,松紧适当,校正工作应反复进行。 2.需要校正部分,应在教师的指导下 进行,不得随意拨动仪器的各个螺丝。 实验四 测回法观测水平角 目的与要求1.掌握测回法观测水平角的观测与计算方法。 2.进一步熟悉经纬仪的操作。 3•每人对同一角度观测一个测回,两个半测回的较差不超过土 40〃。 仪器准备DJ6 级经纬仪1 台,记录板1 在一个指定的点上安置经纬仪,进行对中和整平。2•选择两个明显的固定点作为观测目标。 成果校核,盘左盘右两个半测回的较差不超过土40〃时,取两个半测回的平均值作为一 个测回的观测时,需将盘左起始方向的读数按 180/n 进行度盘的配置。 如果度盘变换器为复测式,在配置度盘时,先转动照准部,使读数为配置度数,将复测扳手扳下,再瞄准起始 目标,将扳手扳上;如果为拨盘式,则先瞄准起始目标,再拨动 度盘变换器,使读数为配置度数。 每人独立观测一个测回,测回间应改变水平度盘位置。实验五 竖直角观测及竖盘指标差检验 仪器准备DJ6 级经纬仪 在某指定点上安置经纬仪。2.以盘左位置使望远镜实现大致水平。看竖盘指标所指的读数是 90或0,以确定盘左 时的竖盘起始读数,记着 3.以盘左位置将望远镜物镜端抬高,当视准轴逐渐向上倾斜时,观察竖盘注记形式是增加还是减少,借以 确定竖直角和指标差的计算公式。 )当望远镜物镜抬高时,如果竖盘读数逐渐减少,竖直盘注记形式为顺时针,则竖直角计算公式为: 始=90,贝U左=90— 读一270)竖直角: 不管是顺时针还是逆时针注记的度盘均可按计算竖盘指 来计算就能获得正确的竖直角 ;而盘右位置观测时用 eq\o\ac( 0,4)4 用上述公式算出的竖直角 ,如果符号为"+ 为仰角;如果符号为“一”时,贝 为俯角。 安置好经纬仪后,盘左位置照准目标, 读取竖盘的读数 读记入竖直角测量记录 再用盘右的位置照准目标,并读取其竖直度盘的读数 读记入竖直角测量记录表 计算一测回竖直角值和竖盘指标差。四、注意事项 1.观测过程中, 对同一目标应用十字丝中横丝切准同一部位。 每次读数前应使指标水准 气泡居中。2.计算竖直角和指标差应注意正、负号。 实习六:全站仪测量及点位放样 一、实习目的和要求: 了解TOPCO全站仪的构造和原理。 掌握TOPCO全站仪的测角测边测三维坐标的功能。 掌握TOPCO全站