验光的一般流程
一,问诊
1, 基本礼节性问候,年龄、职业、生活习惯。
2, 视力状况,戴镜史,家庭眼睛病史。
3, 眼病史(加膜,结膜,晶体,眼底),有无全身病。
4, 原眼镜佩戴情况
5, 眼镜的使用目的,视力要求。
二,客观检查
检影或电脑验光
三,验光准备工作
1, PD测量,瞳距尺或瞳距仪
2, 裸眼视力和原戴眼镜的矫正视力的检查并记录
3, 检测主(利)导眼
4, 验光设备清洁,消毒,确保肺头镜片清洁,透明。
5, 肺头数据回零(辅助镜片、球镜、柱镜等),
6, PD置入
7, 被检者坐姿调整(高低位置,前后距离)
8, 调整额托调节钮,调整镜眼距,肺头视窗处可观察,竖线与角膜顶点相切。
9, 肺头水平,垂直,前后,使游标气泡居于正中位。
四,雾视
1, 置入电脑验光仪或检影验光结果
2, 双眼同时处于开放状态
3, 出示0.2视标,调整球镜至双眼刚好识别0.2视标
4, 双眼同时减负度数或加正度数(0.25D一档)
5, 视标模糊时,让双眼努力分辨视标3-5分钟,直至无法看清
五,散光轴位和度数初步检测
1, 雾视后,关闭左眼,开放右眼,将右眼柱镜度调整为零
2, 出示0.5-0.6视标,加负球镜片视力调整至0.5-0.6
3, 出示散光盘视标
4, 让被检者辨认最清晰的线方向
5, 计算散光轴向(最清晰线*30)
6, 加柱镜至各条线清晰度基本一致
六,红绿平衡测试
1, 加球镜至视力0.8以上
2, 出示红绿视标或在0.8的视标上迭加红绿背景
3, 被检者先绿再红再绿,比较红绿视标清晰度
4, 调整球镜度数使红绿视标清晰度一致或无法一致时让绿色稍微清晰一点
5, 出示1.0及以上视标,确认视力处于最佳矫正视力状态
七,交叉圆柱镜
1, 红绿平衡后,将交叉柱镜旋转轴与散光轴位对齐,出示蜂窝状视标。
2, 翻转交叉柱镜,翻转速度适中,中间无停顿
3, 根据追红点的原则调整轴位,每次调整幅度为进10退5
4, 直到交叉柱镜两面一样清晰,即为散光轴位
5, 调整散光度数,顺时针旋转交叉柱镜使P点与散光轴