频谱分析仪面板分 5 个区。 (1) 在 Span Control 区中: 当选择 Set Span 时, 频率范围由 Frequency 区域设定。 当选择 Zero Span时,频率范围仅由 Frequency 区域 Center 设定的单一频率进行仿真分析。当选择 Full Span 时,采用全频范围 0~4GHz,Frequency 区不起作用。 19(2)在 Frequency 区中:Span 设定频率范围,Span=end-start;start 设定起始频率,Start=center-span/2;Center 设定中心频率,center=(start+end)/2;End 设定终止频率,end=center+span/2。若已知 span 频率、center 频率、并在相应的框内输入这两个频率值,单击 enter 按钮,start 频率,end 频率会自动填入,反之亦然。因此实质上只需设置其中的两个参数,另两个参数在点击 Enter 按钮后程序会自动确定。 (3)在 Amplitude 区中:选择频谱纵坐标的刻度,有 3 个选项: dB(分贝):表示以分贝数即 20log10(V)为刻度,这里 log10 是以 10 为底的对数,V 是信号的幅度。当这个选项选中时,信号将以 dB/Div 的形式在频谱分析仪的右下脚被显示。 dBm:表示纵轴以 10log10(V/0.775)为刻度。0dBm 是当通过 600 欧姆电阻上的电压为 0.775V 时在电阻上的功耗,这个功率等于 1mW。如果一个信号是+10dBm,那么意味着它的功率是 10mW。当使用这个选项时,以 0dBm 为基础显示信号的功率。在终端电阻是 600 欧姆的应用场合,诸如电话线,直接读 dBm 数会很方便,因为它直接与功率损耗成比例。我们用 dB 时,为了找到在电阻上的功率损耗,需要考虑电阻值。而用 dBm 时,电阻值已经考虑在内。 LIN(线性):表示纵轴以线性刻度来显示。 另外,该区中还有 Range:用以设置频谱分析仪右边频谱显示窗口纵向每格代表的幅值多少。 Ref.:用于设置纵轴坐标幅值 dB 或 dBm 的参考值。