精华:0帖求助:5帖年度积分:0历史总积分:5926注册:2010年8月25日
楼主
求助帖20分-已结帖
称重数显表偶尔不归零,显示510Kg,清零后正常,不规律出现。零点时,测量数显表信号为7.8mv,显示510Kg时,信号也为7.8mv。求解
分享到:
关注私信
精华:48帖求助:4帖年度积分:45历史总积分:78710注册:2006年7月25日
1楼
设备刮料在称重系统中是很正常的,特别是一些粉末状颗粒,如果空气潮湿极易凝结成块,粘附到容器的底部、器壁,造成称重不回零,如果此时清零后,其刮料在今后的使用中如果脱落容器,其容器空了的时候,其称重数显表显示负值。
关注私信
[版主]精华:7帖求助:25帖年度积分:3661历史总积分:39075注册:2010年3月25日
2楼
是不是有干扰,或者有线头虚接的地方,建议楼主查找!
关注私信
[版主]精华:32帖求助:11帖年度积分:490历史总积分:44002注册:2001年2月15日
3楼
信号干扰或者称有磕碰周边
关注私信
精华:0帖求助:0帖年度积分:94历史总积分:2648注册:2011年7月11日
关注私信
精华:0帖求助:0帖年度积分:0历史总积分:5注册:2016年1月28日
5楼
请检查是否称重系统有去皮功能,清零和去皮是否误操作了。
关注私信
精华:0帖求助:0帖年度积分:0历史总积分:263注册:2009年12月09日
6楼
看零点追踪是否关闭?用的是UNiPLUSE么?
关注私信
精华:0帖求助:5帖年度积分:0历史总积分:5926注册:2010年8月25日
7楼
感谢各位同僚的帮助,事情已经解决了,原来是称体自带震动给料机有点卡,处理后已经好了。
关注私信
精华:0帖求助:0帖年度积分:0历史总积分:102注册:2006年3月27日
8楼
机械振动和刮料不干净成为主要原因。
关注私信
精华:8帖求助:5帖年度积分:3历史总积分:2555注册:2007年9月30日
9楼
如果排除粘料问题 应考虑一下是否存在信号干扰问题
关注私信
精华:0帖求助:0帖年度积分:0历史总积分:4注册:2016年1月06日
10楼
应该是称重传感器的问题,你看看传感器输出正不正常