万用表在测高电压时,忘记转换挡位都会把万用表烧坏,比如用电阻档去测量220v电压,有些万用表有防烧保护功能,所以我们在用万用表的时候一定要先选择档位量程,看好后再去测量,不要盲目的拿起来就去用,不用的时候我们要养成把万用表调到电压最高档,或者调到关闭档,以防忘了调档烧坏万用表,测量元件时不要带电去测量,特别是220v以上供电线路,测量线路通断时一定要断电。万能表只要能按要求正常使用寿命是相当长的,我的MF47是一九八八年产品用了三十多年了,(产品编号8884454)使用要养成良好的习惯,如测电压不知电压多少要先放最高档位,每次表笔在接触测量点前必须先看一下档位,防止刚测完通断又测电压,电表还在欧姆档,总之养成良好的使用习惯,万能表的寿命是很长的。
万用表烧的原因有几种,一、打到电阻档去量交流,这是很危险的,电表马上会烧。二,量交流电压时打到小电压档去量高电压,这时表也会烧,三是表笔插到电流测量插孔,沒換到测电压插孔,就打到电压档去测电压。四是测电流要和负载串联而且万用表只能测微小电流,所以沒串联去测也会烧表,就算串联,超过电流也会烧表,不过随着科技的进步,有些万用表巳有可靠的保护装置,减少了烧表的可能
1.低电压挡测高电压。
2.小电流挡测大电流。
3.电流挡测电压。
4.电阻挡测电压电流。