大中小

步骤
操作
显示
解释
[******]
称重显示状态
按[功能]键+[清除]键
[P ***]
标定密码:密码是111,是仪表显示[P 111],按[保持]键,进入步骤2,若密码错误将返回到称重状态。
输入密码,,最后按[保持]键确认
[d *]
分度值设置:显示仪表原来设定的分度值参数,提示用户输入新的分度值参数。
输入新的分度值参数,例如“1”:按一次[置零]键将显示数据改为“1”,按[保持]键确认
[d 1]
此参数范围为1、 2、5、10、20、50;如果要输入的分度值参数与当前显示的分度值参数一致,可直接按[保持]键进入步骤4。