1、先选择档位(有×1,×10,×100,×1K等),然后将两表笔直接接触,调节调零电阻(可旋转那个电位器)使指针指在0欧刻度处。(这一步叫“电阻调零)
2、再将两表笔分别与待测电阻两端相连(注意这个电阻不要连接到其他电路中),则该电阻的阻值是 示数*倍数。例:使用 ×100档,指针指在20刻度处,则结果是 20*100=2000欧。
注:指针在刻度盘中间附近时,所测的结果较准确。(若指针太靠近刻度盘两端,则要换档重新调零后测量)
1、电阻若在线测量,应首先切断被测电路的电源和迂回支路.使该电阻所在支路呈开路状态。
2、先把转换开关旋到电阻“Ω”挡范围内,再根据大致估值选择适当的电阻倍率挡。
3、测量前应先进行Ω挡校零。方法是:将两表笔短接,看指针是否指在Ω零刻度上;若不指零,则转动Ω调零钮校准至指针指零。
4、将表笔分别和被测电阻两端相连,此时指针将偏转,若指针未停留在刻度尺的1/3~2/3范围内,应变换倍率挡,使指针最终指在该范围内(因为指针在该范围内测量准确度较高)。需要注意的是,每次变换倍率后,都须重新校准Ω零位,然后才可测量。
5、按指针停留位置读取读数:被测电阻值=指针指示读数×倍率数。