体温枪,也叫“额温枪”“测温枪”,学名是“红外线测温仪”或者“红外线辐射测温仪”。陈永强介绍,目前我们使用的体温测量仪器主要分为接触式的和非接触式的,接触式的主要有水银体温计、医用电子体温计等,非接触式的有红外耳温计、红外额温计、红外筛检仪等。两者最大的区别是是否接触到皮肤,从测量精度来说,接触式测温计(水银体温计)要高于非接触式(体温枪)。在这次疫情防控中,主要使用的是红外额温计和红外筛检仪,其优点是使用方便,无接触,效率高,能起到初步筛查目的。
(河南省计量科学研究院热学计量研究所工程师陈永强接受大河报记者采访)
【问题一】为什么有的体温枪测温不准?
就市民关心的体温枪测温存在误差问题,河南省计量科学研究院热学计量研究所工程师陈永强认为主要由以下几个原因造成:一是冬季温度低,人员长时间在寒冷环境下,额头热量损失较多,测出来的温度偏低;二是红外体温枪对环境要求较高,例如其要求的使用环境为16—35℃,而当前是冬季,室外比较寒冷,各疫情防控监测点又均在室外,长时间暴露在外的体温枪,易出现偏差;三是测量方法不当,如紧贴着额头,反而会测不准。
(额温枪测量位置在人体额头正中央、眉心上方)
陈永强建议,使用额温枪时,探测头距离额头一般为3—5厘米,测量位置在人体额头正中央、眉心上方,并保持垂直。额头无毛发等遮挡物,无汗水。“也有额温枪要求探测头距离额头0—3厘米,有的是5—10厘米,所以建议使用前仔细阅读额温枪的使用说明书,按照规范来操作。”陈永强介绍。此外,针对当前疫情防控监测点均在室外的实际情况,为防止测温误差较大,陈永强建议一是防止体温枪长时间暴露在外,一般不超过3分钟;二是如出现较大误差或体温异常时,及时使用水银体温计复测体温。
【问题二】体温枪测额头和手腕,哪个温度更准?
在疫情防控点,工作人员通常用体温枪对准人体的额头、手腕、脖子、脑后来测温,哪个位置最接近人体体温?
陈永强告诉大河报记者,“在正常环境中,我们首选是对额头进行测温,因为额头的温度最接近人体腋下的温度。”而在室外温度较低的情况下,额头长时间暴露在外,温度偏低,测量的温度一般比正常体温低,这个时候可以选择对衣物覆盖的地方进行测量,比如手腕、耳后、脖子等,“这也是不得已的办法。”
【问题三】红外体温枪是否有辐射?是否有损人体健康?