DIRECT(A键),直接测量按键(离液晶屏较远),也就是用批头直接去接触线路时,请按此按钮。INDUCTANCE(B键),感应测量按键(离液晶屏较近),也就是用批头感应接触线路时,请按此按钮。含有这两种键的电笔一般称为数显测电笔。
使用A键时,为直接检测,最后数字为所测电压e799bee5baa6e4b893e5b19e31333431353933值,未到高断显示值70%时,显示低断值,测量直流电时,应手碰另一极。
使用B键时,为间接检测,将批头靠近电源线,如果电源线带电的话,数显电笔的显示器上将显示高压符号;B键还可进行断点检测,按住B键,沿电线纵向移动时,显示窗内无显示处即为断点处。
工作原理:
1、欧姆定律:I=U/R;
2、串联电路的总电阻关系式:R=R1+R2;
3、测电笔的构造及其特点。
按键不需用力按压,测试时不能同时接触两个测试键,否则会影响灵敏度及测试结果。
扩展资料: