\ue50a发表时间:12-14　09:00:27　\ue50b\ue50a发布人:yueqiluo　\ue50b血氧仪应该夹哪个手指　1、血氧仪应该夹哪个手指　首次使用手指式血氧仪,按下Reset键,LCD屏幕显示待机状态　。　按启夹口。将左手或右手中指,伸入工作仓(可以看见工作仓内的红外线亮灯,注意:手指不能夹歪、不能手湿、不能指甲表面有异物)。　待手指和工作仓完全接触后,LCD显示检测进程。(注意,进入检测状态,保持受检手指的稳定,不要上下左右的晃动)　30秒后,松开夹口,手指撤出工作仓,LCD定格检测结果。其中屏幕上方%SpO2为血氧指标。屏幕下方Min为脉搏速率。　2、手指式血氧仪的原理　手指式血氧仪利用发光二极管,发出红光和红外光,透过手指皮肤和肌肉骨骼组织后的光亮度,检测人体血氧饱和度和脉率,安全性、精度、准确性完全符合欧盟CE标准。手指式血氧仪体积小、重量轻,携带方便,简单方便,功耗低。　3、血氧仪指夹的校准方法　功能测试装置不能用来评估血氧仪的准确性。把Tech设置为1,R曲线设置为2,然后使用者可以使用这种特殊的标准曲线来校准血氧仪,临床测试是一种常用的用来确定血氧精度的方法。用血氧仪测量的动脉血红蛋白含氧饱和度,并且用这个测量结果与用CO-oximeter分析的采样的动脉血的确定的结果相比较。　手指式血氧仪的使用方法　1、按下前面板上的功能键打开血氧仪的电源。　2、捏开血氧仪的夹子,然后把其中一个手指完全放进血氧仪的腔体里面。再次按功能键改变显示方向。　3、读取显示屏上的数据。　4、翻转血氧仪后,每次按下功能键,血氧仪将切换到另一个显示模式,总共有4个显示模式。　5、长按功能键进入到设置菜单界面。　6、短按功能键可以在设置菜单里面切换,长按则可以改变各菜单的当前值。　7、当星号移动到Exit上时,长按功能键退出到测量界面。　8、当手指插入血氧仪,指甲表面必须向上。　9、如果你插入手指没有完全插入,那么有可能造成测量错误。　在每次的测试前后,请使用医用酒精清洗接触手指的血氧仪橡胶和手指。