差压变送器使用说明一、简介本公司生产的系列电容式变送器是采用进口压力传感器自行开发和生产的压力变送器。采用特有的抗干扰技术、电路线性和温度补偿技术使其抗干扰超强、线性更好、温漂系数更低或超低其温漂系数远低于国内同类通用型产品适用于气体、液体、蒸汽压力的测量和各类腐蚀性介质。广泛用于石油、化工、冶金、电力、轻工、机械等领域。可在现场调节零点、满量程。可配置线性指针表或液晶显示表头。本公司的宗旨是:以质量求生存、以信誉求发展。二、技术指标量 程:~MPa(具体产品的量程详见产品铭牌)测压形式:GP表压、AP绝压、DP差压补偿温度:~℃工作温度:~℃综合精度:、输出选择:~mA 电源电压:VDC三、智能型接线如下图所示:四、变送器典型安装形式五、零点和满点调节(注意:变送器在出厂前已按用户需要将量程、精度、线性调至最佳状态一般不需要现场调节。)、对于模拟型变送器零点、量程调节在变送器上面的铭牌下。调节时卸下产品铭牌即露出零点、满程调节电位器。其中Z为零点调节S为满程调节。ST按键详细操作指南按键功能概述按键模式说明标准的HS和HT表头上都有三个按键分别为“M”、“S”、“Z”。也支持外部扩展干簧管接口实现不开盖调整。此时支持两个按键分别为“S”、“Z”。针对这两种应用本产品支持“双按键”和“三按键”两种操作模式。“三按键”操作模式:操作更快捷适用于LCD上具备个按键的产品。Z键用于进入提示数据设置界面和移位S键用于进入数据设置界面、增加数字和数据保存M键用于数据保存。注:在三按键模式下任何时候都可以按下“M“键保存当前的设置数据。“双按键”操作模式:这种操作模式通常用于外部只有个非接触按键的情况。Z键用于进入提示数据设置界面和移位S键用于进入数据设置界面、增加数字和数据保存。注:在双按键模式下输入数据时必须等左下角的下箭头闪烁时才能通过按下“Z”键保存设置数据。按键功能输入操作码操作码及对应功能现场使用按键组态时LCD左下角“”字符用于表示当前设置变量类型也就是当前按键所执行的设置功能。其对应关系为:左下角“”字符显示设置变量或空正常显示输入操作码(可以直接输入和下面功能对应的数字以直接进行相应功能的设置)设置单位设置量程下限设置量程上限设置阻尼主变量调零零点迁移与量程迁移调零和调满输出特性【设置线性输出、或者开方输出】 注:通过输入各个功能对应的操作码可以快速进入对应功能。例如输入“”直接进入设置阻尼功能。例如输入“”直接进入设置输出特性。操作码输入方法图例说明:均以当前采集值kPa量程为~kPa为例空心显示的数字、字母、符号表示当前是闪烁显示在实时正常显示状态按下Z键进入组态数据设置状态。此时左下角显示“”。同时数字区第个“”开始闪烁。按下Z键依次向右移动闪烁位直到最后一个“”开始闪烁。按下S键最后一位数字开始从增加。这是输入的数字就是操作码根据输入的操作码不同将进入不同的功能。以进入设置主变量单位为例进行说明:等到增加到“”时按下“Z”键此时左下方有一个箭头开始闪烁。此时按下“S”键则进入“设置单位”菜单此时左下角显示“”。同时下方显示当前的单位。说明:如果是按键则在显示“”时直接按下“M”键就可以进入“设置单位”。如果输入操作码不同则进入相应的菜单例如:输入“”进入设置量程下限。输入“”进入设置阻尼。输入“”进入调零。输入“”进入设置输出特性。设置量程下限设置阻尼调零设置输出(假设当前线性输出) 设置单位输入操作码“”后进入“设置单位”功能如右图所示。如果不需要设置单位按下“Z”键直接进入“设置量程下限”功能。如果需要设置单位按下“S”键进入设置单位功能此时右下角显示的单位开始闪烁表示可以设置新的单位。设置单位初始界面进入设置单位界面按下“S”键则依次切换量程单位。切换顺序:InH、InHg、ftH、mmH、mmHg、PSI、bar、mbar、gcm、Kgcm、pa、kPa、TORR、ATM、MPA、InH℃、mH℃、mH、mHg、SPecial