参数设置与基站一样后点击右上角的“设置”,主机语音播报“UHF 移动台”。稍等片刻,悬浮窗上显示“固定”,便可以进行校点环节了。
以下两种方法有参数用点校验无参数用点平移
点平移
用于计算两坐标系统之间的平面、高程平移参数。
计算
【计算】根据当前点和已知点计算出点平移量 dN、dE、dZ。点平移的计算步骤:
第一步、获取源点(即当前点)坐标; 第二步、获取已知点的坐标;
第三步、点击【计算】。
已知点可以从点库中选择或者直接输入坐标 N、E、Z。
源点坐标可以来源于平滑
、实时点采集、列表
、图选
结果
【应用】选择是否把计算出的改正量应用到项目中。
【加载】读取已有的点平移文件。
【另存为】将计算好的校正参数存储为 txt 文件供其他项目使用。
【确定】存储计算好的校正参数,并更新项目的点平移信息。
已经计算好的点平移参数可在“项目设置-系统”界面选择是否启用:
点校验
用于计算两坐标系统之间的大地坐标平移参数。
计算
【计算】:根据当前点和已知点计算得出坐标改正量 dN、dE、dZ。点校验的计算步骤:
第一步、获取当前点的坐标;
第二步、获取已知点的坐标;
第三步、点击【计算】
已知点部分可用三种方法输入:从
点库中选取、从
图上选择、直接输入坐标。
选中 / ,得出的已知点坐标对应为 NEZ/BLH 形式。
结果
【应用】把计算出的改正量应用到项目中。
【确定】计算后勾选“应用”,点校验界面右上方的“确定”按钮表示应用点验参数。(注意这与按返回键后提示框出现的“确定”按钮作用不同)
【取消/确定】计算后勾选“应用”,按“返回”物理键弹出提示框,点击“取消”则返回修改点校验参数;点击“确定”则放弃修改的点检验参数。
【加载】把存储好的参数读取出来。
【另存为】存储已经计算好的校正参数。