Tektronix THS710A 示波器操作指令 示波器是仪表检修过程中最常用的工具之一。 对示波器的正确操作关乎数据采集的有效 性和系统、设备的运行安全。 Tektronix THS710A手持式示波器由美国著名通信技术公司泰克(Tektronix)生产。本 报告基于现场操作经验,对该示波器的面板按钮、常用功能及其设置方式做一简单介绍,并 总结细化实际应用中的操作指令,方面初学者快速上手。 一、 面板按钮功能 由上图可以直观地看到, 示波器的前面板分为四个主要的区域——菜单区、 垂直控制区、 水平区控制区和触发区,下面对面板按钮逐一介绍。 1.1、菜单按钮 、 AQUIRE(采集):设定采集状态。 SAVE/RECALL(保存/再调):保存或再调出设置状态或波形。 MEASURE(测定):执行波形自动测定 DISPLAY(显示):改变波形和显示的外观。 CURSOR(光标):选用示波器的光标。 UTILITY(实用功能):选用各种系统实用功能。 TRIGGER(触发):选用触发功能。 HORIZONTAL(水平):改变波形的水平特性。 VERTICAL(垂直):调整波形的刻度和位置,设定输入参数。 说明: 说明: 菜单系统操作步骤: 1、按面板上的按钮,显示所需菜单。 2、按菜单读取钮,选择菜单项目。如出现弹出菜单,继续按读取钮,选择菜单中项目。可 能需按Select Page(选择页)钮以显示附加菜单项目。 3、某些菜单项目需要设定参数,此时可以按右侧+/-按钮改变参数值或按TOGGLE恢复预设 值。 4、 若OK钮出现,按下此钮确认所选项目。 1.2、专用按钮 、 ON/STBY(开启/等待) METER(万用表):进入万用表状态。 SCOPE(示波器):进入示波器状态。 HARD COPY(硬拷贝):硬拷贝打印初始化。 HOLD(保持):保持或重新开始示波器的采集。 AUTORANGE(自动量程):选择自动量程功能。 CLEARMENU(清除菜单):清除显示出的菜单。 TRIGGER LEVEL(触发电平):调整触发电平。 SET LEVEL TO 50%(中点设定):将触发电平调至示波器波形中点。 HORIZONTAL POSITION(水平位置):调整波形水平位置。 MAG:打开或关闭波形10倍放大功能。 SEC/DIV(秒/刻度):调整水平刻度比例。 VERTICAL POSITION(垂直位置):调整波形显示的垂直位置。 WAVEFORM OFF(波形关闭):消除所选波形的显示。 VOLTS/DIV(电压/刻度):调整波形垂直刻度比例。 CH1,CH2,MATH,REF A,REF B(通道1、通道2、数学运算、基准A、基准B) 二、功能及参数设置 2.1、示波器显示界面 、 按下SCOPE按钮进入示波器状态,然后按AUTORANGE,自动设定横、纵坐标和触发 器以建立可用显示。 状态显示分为四个部分:状态栏、网格区、波形读数显示行、测定读数区。 状态栏位于显示屏的顶部, 用以显示采集和触发状态信息。 其中触发状态信息包括Auto (自动触发)、Trig?(待触发)、PrTrig(采集新的预触发数据)。 网格区显示波形。 底部波形读数栏区显示各通道波形时基和触发信息。 右侧测定读数区包括光标读数和测定读数。 2.2、ACQUIRE(采集) MENU 、 (采集) Sample Acquire Mode Peak Detect Envelope Average Stop After Force Trigger 2.3、CURSOR(光标) MENU 、 (光标) Off Cursor Function H Bars V Bars Paired Seconds Time Units Set 0 and 360 with V Bars 1/seconds(HZ) Degrees 相位测量 说明: 说明: 1、 使用+\-按钮可以移动选中的光标,按TOGGLE钮可以切换选中的光标。 2、 按MAG钮,可以对光标进行微调。 水平柱条测定电压 垂直柱条测定时间、频率或度数 H、V同时使用 HOLD Button Only Single Acquisition Sequence --采样(预设) 峰值检测 包络 平均值 按保持钮停止采集,再按重新开始 单次采集后自动停止序列 2.4、HORIZONTAL(水平控制)MENU 、 (水平控制) Time Base Main Delayed Runs After Main Set to 10% Set to 50% Set to 90% % Pre-trigger On Off --主时基 设定延迟时间 将触发点置于波形记录开始附近 … … 手动设定 触发点显示符号‘T’ 用垂直柱条光标设定延时(延迟时基和 延迟时间) Trigger Position Display T at Trig Pt Set Delay With Cursor V Bars 说明: 说明: 使用POSITION按钮可以选择需要MAG(放大)的部分。 2.5、VERTICAL(垂直控制) MENU (CH1/CH2) 、 (垂直控制) ) DC AC GND Invert Off Invert On Full 20MHZ --Current Probe(1mv/A) Voltage Probe(1×) 当前模式(电压/电流) 电压输入模式(可设定探头衰减) 耦合方式选择:DC耦合显示所有输入信号, AC耦合去除信号中的直流成分 翻转 全带宽 20MHZ带宽限制 Coupling Invert Bandwidth Position Probe Type 2.6、MEAS(测定)MENU 、 (测定) Select Measurement Select Page Remove Measurement --Measurement All Measurement Measurement Gating Gating & High-Low Setup High-Low Method 选择移除测定项目 限定测定光标之间的部分 Histogram(频率曲线) Min-max(最小-最大值) 选择测定项目 说明: 说明: 常用测定项目有Pk-Pk(峰峰值),Period(周期)等。 2.7、TRIGGER(触发) 、 (触发) 触发控制使当波形采集满足一定条件时, 示波器自动停止捕获, 并显示一段时间内的波 形快照以便分析。 触发类型有很多种,最常用的是对输入信号上升或下降边沿满足触发阈值的边沿触发 (Edge)。 说明: 说明: 1、在菜单中选择触发通道(CH1/CH2)和触发位置Positive Slope(上升沿)/Negative Slope (下降沿)。 2、用TRIGGER LEVEL按钮调整触发电平。 三、应用实例 3.1、电压纹波测量 、 纹波就是一个直流电压中的交流成分。纹波电压会影响系统的工作,带来噪声。所以电 源要有足够的滤波措施, 以将纹波限制在一定的幅度以内。 下面以RGL系统EEC机柜SG/MG/LC1机架ALIM±15V电源卡为例说明用该示波器测量 电压纹波峰峰值的方法。 1° 参考 RGL 系统维修规程 D-MC-I-X-RGL-007/B0 《EEC 柜电气与电子板件检查》做 好相关准备工作。 2°用示波器通道 1 探头的两极分别连接电源卡面板上+15V 测试孔与 0V 孔。 3°按ON/STBY 钮启动示波器;再按 CLEAR MENU 钮进入显示界面;再按 SCOPE 钮 进入示波器状态。然后在前面板进行如下设定: 输入通道 CH1 (通道 1) Coupling (耦合方式) 量程设定 Probe Type (输入信号) Voltage Probe (电压信号) Select Measurement (测定项目) Pk-Pk (峰峰值) AC AUTORANGE (交流方式) (自动量程) 4°在屏幕右侧读数区读取电压峰峰值,记录入表分析。 说明: 说明: 峰峰值测量也可调用 H bars(水平柱条),上下移动其使覆盖波形变化区域,在右侧读 数去读取即为峰峰值。 0V 3.2、STARTER(启动)卡延时特性测量 、 (启动) 该卡位于 EEC 机柜 SG/MG/LC1 机架。 启动卡实际上是个时间常数为 500ms±10ms 的延 时开关。若限位开关是闭合的,则当控制柜上电,或反应堆跳堆开关合上后,经过 500ms 的延时,启动卡才向移相卡的脉冲放大器提供 24VDC 电压。延时的目的在于避免噪声电压 对可控硅栅极的干扰。 下面说明利用示波器测定该卡延时特性的方法。 1° 参考 RGL 系统维修规程 D-MC-I-X-RGL-007/B0 《EEC 柜电气与电子板件检查》做 好相关准备工作。 2°分别确定示波器两个通道的正负极,以CH1 为例方法如下: ① 设置示波器输入耦合方式为 DC,CH1 波形纵向偏置为 0V,适当的垂直刻度值; ② 把示波器的 CH1 两个接线端子分别插入 ALIM±15V 电源卡的 0V 孔和 15V 孔, 如 果电压波形在 X 轴上方, 说明插入 0V 孔的一端为负极, 另一端为正极。 反之同理。 3°在确定通道正负极之后,将示波器通道 1 连接到本卡上 RAMP VISUALIZATION (J1),通道 2 接到本卡电压输出端 OUTPUT VISUALIZATION(J2),两个通道的负极同 时连接到 ALIM 电源卡 0V 孔。 4°然后对示波器进行如下设定: 输入通道 CH1、CH2 Probe Type Coupling (耦合方式) (输入信号) DC Voltage Probe (直流方式) (电压信号) Cursor Function (光标设定) V Bars/ Seconds (垂直柱条测时 间) Stop After (采集停止) Single Acquisition Sequence 再进行触发设定: Trigger Type (触发类型) Edge (边沿触发) Trigger Source (触发通道) CH1 Trigger Slope (触发斜面) Negative (下降沿) 触发电平 -7V 左右 Trigger Position (触发位置) 90% 说明: 说明: ① 触发电平值默认以触发斜面初始电压为零参考电压位,调整时在屏幕右侧有→的上 下移动作为指示。 ② 触发通道亦可选择通道 2,触发斜面选择上升沿,触发点平>0V 自由设定。 5°调整合适的横、纵坐标以获得最佳的波形显示。 横坐标 200mS/DIV; 纵坐标 CH1:2V/DIV、CH2:5V/DIV; 纵坐标偏置 CH1:4V、CH2:10V。 6°闭合机架左上角的行程开关,观察到 STARTER 卡指示灯发光、示波器上显示稳定 波形后断开。 7°此时波形应处于 HOLD 状态,用+\-按钮移动选中的光标到目标位置(如下图),按MAG 钮可放大进行微调。 8°读取屏幕右侧光标读数,即为从行程开关闭合到 STARTER 电压输出由 0V 跳变至 24V 的延迟时间,该延迟时间遵从 500ms+/-50ms 的标准。 9°再次按下 HOLD 钮返回 RUN 状态重复 3°~8°进行下一个 STARTER 卡的测量。 CH2---OUTPUT (0~24V) TRIGGER LEVEL CH1---RAMP 500ms (0~-9V)