流量调节范围:1-10L/min 进口螺纹:G5/8'' 附有潮化瓶装置 主要配套于医用中心供氧系统,供医疗单位急救给氧和缺氧病人作氧气吸入用、科研机构、工矿等吸入流量控制的装置。氧气吸入器流量精确,使用方便、安全。是医院急诊室、病房病人给氧治疗的必备器械。 氧气吸入器的作用就是提供持续的恒定压力和流量的氧气,供病员使用。瓶插式氧气吸入器利用自带的减压装置,将氧气瓶内的高压(满瓶时15Mpa压力)减至适合人体使用的低压(0.2~0.2Mpa),然后经过水的湿润后输出给人体。而墙插式氧气吸入器由于输入压力即为0.2~0.4Mpa,因此不需要再进行减压,直接输出给人体即可。 1.加蒸馏水到湿化杯内,瓶体内水位不能高于上水线,但也不得低于下水线。禁止用生理盐水代替。 2.把吸入器的大螺帽拧在氧气瓶阀的出口接头上,使压力表、流量计处于垂直向上。 3.供氧前先将吸氧管插入输氧接头,再逆时针方向转动流量调节开关开启起源,使浮球缓慢上升(浮球上平面所对准的刻度线为流量读数,单位为升/分),可根据需要进行调解供氧量。 4.吸入器在供氧过程中,如吸入器瓶体内的水低于下水线时,应及时关闭流量调节开关,拧下湿化瓶体,按本项第一条的要求加上蒸馏水,在拧上吸入器瓶体,继续供氧。 5.吸入器停止使用时,应关闭吸入器气源;如需取下时,应用手握住吸入器,进行后取下(不同供氧终端插座的解锁方法由工程安装单位负责解释),然后倒掉瓶体内的水进行清洗消毒后,存放于无腐蚀和通风良好的室内)。