【产品名称】低频间歇电子脉冲治疗仪【商品名/商标】

贺医生

【结构与组成】低频间歇电子脉冲治疗仪由主机、电极线、电极片组成。主要技术指标:1.电源:DC7.4V±0.6V;2.额定工作电流:17mA±1mA;3.频率:20Hz±10%;4.脉宽:400μS,误差:±10%;5.波形:方波;6.治疗的工作制为间歇运行:工作0.5-1min,间歇5-10min为一个工作周期;7.输出端开路时,输出电压峰值应不大于500V;8.单个脉冲输出的能量应不超过300mJ;9.治疗仪输出电流有效值:≤1.7mA。【适用范围】

适用于癫痫的辅助治疗。

【生产厂家】郑州康金瑞健康产业有限公司【注册证号】豫械注准20152260051【生产地址】郑州高新技术产业开发区龙柏里8号【条形码】6943242055374