密度法(比重法):
密度法又称静水力学法,根据黄金标准密度而估算出被测黄金饰品的成色含量,它是根据物理学里的阿基米德定律而来,即物体的浮力等于排开这种液体的重量来测算的。假设所求黄金饰品的成色含量为D,该黄金饰品在空气中的重量为P,水中的重量为P1,黄金的标准密度值为P2,用公式表现为:D=P÷P1÷P2。这种鉴定方法也可测定K金饰品以及铂金等饰品。理论上,某种贵金属的密度只有一个,而实际测出的成色含量是一个近似值,而不是标准值,因此密度法(比重法)也有其局限性,而且水的密度随温度及时间而变化,黄金饰品表面应保证干燥,操作时要求手法应保持快捷。对于空心的或掺入高密度金属(如金属钨)的黄金等饰品无法测定。尽管如此,密度法还是具有操作简单、快捷、准确(视情况而定)和使用、维护成本低等优势,如果和条痕法以及经验相结合则非常有效。
密度法(比重法)所用的仪器和材料很简单,这里采用的方法可能与一般教科书上所讲的密度法有所区别,此法所求得的值为所测物的成色含量,因此,严格意义上讲,采用此法的前提是所测物已经定性,此法对所测物的定量很有实用价值。一般来说,只要有感量在0.01g-0.0001g的天平和水即可。天平可以为双盘的光电式天平或单盘的电子天平,一般单盘的电子天平比较常见也易于操作,因此,本书只就单盘的电子天平的操作方法予以介绍。由于水具有成本低、无污染和安全性好等因素,因此,此法多采用水来作为浸液(自来水亦可)另外,须准备一个烧杯(一次性水杯亦可)一根细线或发丝。
操作方法及步骤:
将天平调致零点状态,洗刷并干燥所测黄金饰品,将该黄金饰品放在载物盘上,称量出黄金饰品在空气中的重量并作好记录。
倒入一定比例的水至烧杯里并将之放在载物盘上,将天平重新调致零点状态,再将所测黄金饰品用细线捆扎,然后用手钩住细线并将黄金饰品提起完全没入烧杯里的水中,直接读出所测黄金饰品在浸液中的重量并记录。
用该黄金饰品在空气中的重量值除以该黄金饰品在水中的重量值,然后用所得值再除以黄金的标准密度值,即用前面的公式换算出该黄金饰品的成色含量。
密度法的操作方法及步骤要多次熟悉,做到能熟练操作,应善于结合实际经验,并综合判断测试结果。