气相色谱(GC)
版主:
wlx880723
结帖率:
新手级:新兵
发表于:2011/03/20 10:59:46
gc-920点不着火,空气、氢气、氮气的压力比要是多少,才能点着呢?大哥们帮帮忙嘛,小弟不胜感激!
为您推荐
coffee8
结帖率:
新手级:新兵
2011/3/20 11:03:24
各厂家仪器设置要求不知是否一样?
有些仪器是控制流量,不知道楼主以前设置是多少?
wlx880723
结帖率:
新手级:新兵
2011/3/20 11:23:59
我是新手,仪器买来一年没有用,现在刚到公司,不知道
我的是GC-920
wlx880723
结帖率:
新手级:新兵
2011/3/20 11:25:20
大哥帮个忙啊
我现在用打火机也点不着,是不是要预热啊
coffee8
结帖率:
新手级:新兵
2011/3/20 12:00:21
气路当时都是工程师接的吧?应该没有动吧
气源检查一下供气正常吗?是气瓶还是气体发生装置呀?
happy水中月
结帖率:
新手级:新兵
2011/3/20 12:30:33
FID故障:点不着火
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060311/360426/index.shtml
agilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/
Agilent色谱FID点火有问题的处理方法
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071011/1016748/
wlx880723
结帖率:
新手级:新兵
2011/3/20 15:09:46
原文由coffee8(coffee8)发表:
气路当时都是工程师接的吧?应该没有动吧
气源检查一下供气正常吗?是气瓶还是气体发生装置呀?[/quot
全部是工程师接的,没有人动过,以前是非专业人用,不知道问题出在哪里?
他们用时要预热8小时才能点着,这样做对吗?
使用气瓶,只有空气噪声泵硅胶变色,有影响吗?
wlx880723
结帖率:
新手级:新兵
2011/3/20 15:10:12
原文由coffee8(coffee8)发表:
气路当时都是工程师接的吧?应该没有动吧
气源检查一下供气正常吗?是气瓶还是气体发生装置呀?[/quot
全部是工程师接的,没有人动过,以前是非专业人用,不知道问题出在哪里?
他们用时要预热8小时才能点着,这样做对吗?
使用气瓶,只有空气噪声泵硅胶变色,有影响吗?
youyu
结帖率:
新手级:新兵
2011/3/20 16:41:52
每个机器FID检测器的最佳空气比例都要经过细心调校的,但大多数集中在氢空比在1:10-1:12之间,即氢气30ml/min,空气就要300-360ml/min.这些流量主要通过你的机器上的稳压阀或稳流阀或EPC控制,而不是气瓶等的出口压力,还有就你看一下你点火时点火线圈是否点亮,位置是否合适.最后就是FID最好在温度150度以上再去点火,试试吧兄弟!
coffee8
结帖率:
新手级:新兵
2011/3/20 16:42:43
预热8小时?问题应该不是出在这儿
检测器温度达到一定的温度就可以点火了!
不知道你检测器温度设置多少呀?
xuexiaohong615
结帖率:
新手级:新兵
2011/3/20 16:57:24
最方便的方法是你调用一个方法,只要方法里的参数是对的就可以了,特别是工程师 装机留下的方法,看看里面的监测器参数和你现在使用的参数有些什么区别
热门帖子
•Quantification of Tetramethylenedisulfotetramine (TETS) in Various Food Matrices by Solid Phase Extraction Liquid ChromatographyIon Trap Mass Spectrometry