⑴天平放置环境太差防风窗未关闭,改善天平的放置环境,关闭所有防风窗⑵校准特点:AB-S/A天平1小时预热后,做第一次自动校准;第二次环境是天平开启2小时后;然后天平保持通电状态150小时后,准时自动校准如有需要,可以随时手动触发校准(内校)。PB-S/A天平开启后就自动校准,如有需要,也可以随时手动触发校准(内校)。AB/PB/GB/SB只能进行外校。⑶校准出错:AB/PB/GB/SB用了错误、的外部砝码进行外校。在进入外校程序时,天平会出现一个闪动的砝码数值,使用这一数值的砝码进行外校。⑷AB-S/APB-S/A天平显示器右上方出现“CALL”:当显示器上出现”CALL“时,则表示天平工作不准了,需要做内校了。作完内校后“CALL”会自动消失。4、开启问题_开启后完全无显示⑴天平放置的环境太差改善环境;⑵天平菜单中的参数设置不好调入菜单后,用“RESET”功能,正确退出菜单,回到出厂设置;⑶称重室内留有手的体温尽量减少这一人为因素⑷被称量物体的温度未与天平达到等温将样品放置在天平旁等温。⑸样品存在吸水性、放水性、静电、磁性……等特性。参照“梅特勒—托利多天平正确称重/电子分析天平,克服上述影响,才能正确称量和微量天平的正确使用”5、开启问题_开启后完全无显示:⑴天平放置的环境太差:环境因素包括:振动、气流、温度、外部磁场,必须改善上述环境,关闭称量室的防风窗,天平才能正常工作。⑵天平菜单中的参数设置不好:调入菜单后,用“RESET”功能,正确退出菜单,回到出厂设置;6开启问题_开启后完全无显示:1、干燥剂的吸水和放水形成了不同方向的气流,引起了空气浮力的变化,导致称量不稳定,应该将称量室内的干燥剂移走保持稳定的称量环境;7开启问题_开启后完全无显示:⑴未装称盘:断电后,先装正确的称盘,再开启天平;⑵称盘错:用符合该天平的正确称盘⑶称盘与防风圈相碰:因安装不当产生的原因,请找出相碰的原因重新正确安装。