GXH-3010E二氧化碳分析仪内置式调零过滤器、六通阀切换调零与测量,操作简便灵活。符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程,主要的技术指标符合国家二级仪表的技术要求,可以取得中国计量科学研究院的检定证书(检定结论:合格,该仪器符合二级技术要求)。
1、启动
交流供电时,将稳压电源的插头插在仪器侧面板“外接”插孔处,按下“POWER”(电源)开关,红灯指示灯亮,将“TEST”(检查)开关向上扳动,仪器表头指示为电源电压,外接电源时要大于6V。电池工作时要大于5.8V,否则要给仪器充电。如果电源检查正常,则将“TEST”开关扳下,预热5~10分钟。
2、校零点
将仪器侧面板上的圆型切换阀旋钮沿顺时针方向拧到“零点”位置,(圆点对准“零点”,要拧到底)。打开"PUMP”(泵)开关,黄色指示灯亮,并可听到泵的声音,说明泵在工作,大约15秒,若表头指示值不是零,转动前面板“ZERO”(零点)电位器,将指示值调为“O"”。
3、终点
调好仪器的零点后,关上泵开关,将仪器侧面板上的圆形切换阀旋钮拧到“测量”位置。(注:本仪器不附带标准气和减压阀,用户如需要请在购买时提出要求。)将减压阀装在标准气瓶上,用气嘴接好橡皮管。打开标准气总阀,再慢慢旋动减压阀旋杆,将皮管另一端放在耳边,能听到轻微的“唑唑”声,这时气体流量大约为0.5升/分(有条件可在入口串接流量计指示流量)。将皮管插到仪器入口“IN”处,使表头显示值上升约1分钟稳定,调终点电位器使显示值与标准气值相等。关上减压气阀再关上气瓶总阀。打开泵开关将标气排出,指示值回到“O”附近,终点就调好了(注:新出厂的仪器已经调校好终点,且仪器终点很稳定,所以用户半年内可不必再调校终点)。
4、测量