禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,且不能用绝缘电阻表测量带电设备的绝缘电阻,否则将损伤被测物或绝缘电阻表;
绝缘电阻表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场;
正确选用合适量程的表进行测量,当测量高电压设备的绝缘电阻时应选用高电压绝缘电阻表,反正应采用低电压的绝缘电阻表;
绝缘电阻表上一般有三个接线柱,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽),L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接在被测物的外壳或大地,G接在被测物的屏蔽环上;
绝缘电阻表的外接连线应选用绝缘良好的单根导线,不宜采用双股导线,也不要将外接连线铰在一起。