为考察方法的重现性,连　续进样　7　次浓度均为　20　μg/L　的氟离子标准溶液,测得被　测离子的保留时间(tR)和色谱峰面积(A)的相对标准　偏差(RSD)分别为　0.213　%　和1.104　%。依次进样氟离子　标准工作溶液　,　以氟离子离子的浓度　(c,　μg/L)　为横坐标,　以色谱峰面积　(A)　的平均值为纵坐标,　绘制标准工作曲线,　考察线性范围,线性曲线为　A=0.0019c-0.0016,R2　=0.9998。　以信噪比　S/N　=　3　计算方法对氟离子离子的检测线(LOD)　为0.6　μg/L。　样品测定结果　将处理好的样品按照所示的色谱条件分析。图1为氟离　子标液的色谱图图　2　所示为果蔬饮料样品色谱图。在样　品中加入氟离子标准溶液,和样品同样的处理步骤进行　加标回收实验,加标回收率见表　1,加标回收率良好,　可见样品分析方法可靠。　结果与讨论　方法重现性　结果与讨论　方法重现性　图1.　氟离子色谱图。　氟离子标液的色谱图见图1。　为考察方法的重现性,　连续进样7次浓度均为　20　μg/L　的氟离子标准溶液,测得被测离子的保留时间(tR)和色谱峰面积(A)的相对标准偏　差(RSD)分别为　0.213　%和1.104　%。依次进样氟离子标准工作溶液　,以氟离子离子的　浓度(c,μg/L)为横坐标,以色谱峰面积(A)的平均值为纵坐标,绘制标准工作曲　线,考察线性范围,线性曲线为A=0.0019c-0.0016,R2　=0.9998。以信噪比S/N　=　3计算方　法对氟离子离子的检测线(LOD)为0.6　μg/L。　样品测定结果　将处理好的样品按照所示的色谱条件分析。　图1为氟离子标液的色谱图图2所示为果　蔬饮料样品色谱图。在样品中加入氟离子标准溶液,和样品同样的处理步骤进行加标回　收实验,加标回收率见表1,加标回收率良好,可见样品分析方法可靠。　图1.　氟离子色谱图　图2.　果蔬饮料样品色谱图　1-　橙汁;2-　柚子汁;3-　混合果蔬;4-　葡萄汁　图2.　果蔬饮料样品色谱图。1-橙汁;2-柚子汁;3-混合果蔬;4-葡萄汁。　表1.　果蔬饮料样品测定结果　F-　Detected　(μg/L)　Added　(μg/L)　Found　(μg/L)　Recovery　(%)　Sample1-橙汁　N.a　0.400　0.355　88.8　Sample2-柚