分光光度计使用方法 分光光度计使用方法 1、操作方法 (1)预热仪器 为使测定稳定,将电源开关打开,使仪器预热 20min,为了防止光电 管疲劳,不要连续光照。预热仪器时和在不测定时应将比色皿暗箱盖打开, 使光路切断。 (2)选定波长 根据实验要求,转动波长调节器,使指针指示所需要的单色光波长。 (3)固定灵敏度档 根据有色溶液对光的吸收情况,为使吸光度读数为 0.2-0.7,选择合适 的灵敏度。为此,旋动灵敏度档,使其固定于某一档,在实验过程中不再 变动。一般测量固定在“1”档。 (4)调节“0”点 轻轻旋动调“0”电位器,使读数表头指针恰好位于透光度为“0”处(此时,比色皿暗箱盖是打开的,光路被切断,光电管不受光照)。 (5)调节 T=100% 将盛蒸馏水(或空白溶液或纯溶剂)的比色皿放入比色皿座架中的第 一格内,有色溶液放在其它格内,把比色皿暗箱盖子轻轻盖上,转动光量 调节器,使透光度 T=100%,即表头指针恰好指在 T=100%处。 (6)测定 轻轻拉动比色皿座架拉杆,使有色溶液进入光路,此时表头指针所示 为该有色溶液的吸光度 A。读数后,打开比色皿暗箱盖。 (7)关机 实验完毕,切断电源,将比色皿取出洗净,并将比色皿座架及暗箱用 软纸擦净。 第1页共2页 分光光度计使用方法 分光光度计使用方法 2、注意事项: (1)为了防止光电管疲劳。不测定时必须将比色皿暗箱盖打开,使光 路切断,以延长光电管使用寿命。 (2)比色皿的使用方法: A、拿比色皿时,手指只能捏住比色皿的毛玻璃面,不要碰比色皿的透 光面,以免沾污。 B、清洗比色皿时,一般先用水冲洗,再用蒸馏水洗净。如比色皿被有 机物沾污,可用盐酸-乙醇混合洗涤液(1∶ 2)浸泡片刻,再用水冲洗。不 能用碱溶液或氧化性强的洗涤液洗比色皿,以免损坏。也不能用毛刷清洗 比色皿,以免损伤它的透光面。每次做完实验时,应立即洗净比色皿。 C、比色皿外壁的水用擦镜纸或细软的吸水纸吸干,以保护透光面。 D、测定有色溶液吸光度时,一定要用有色溶液洗比色皿内壁几次,以 免改变有色溶液的浓度。另外,在测定一系列溶液的吸光度时,通常都按 由稀到浓的顺序测定,以减小测量误差。 F、在实际分析工作中,通常根据溶液浓度的不同,选用液槽厚度不同 的比色皿,使溶液的吸光度控制在 0.2-0.7。 第2页共2页