心电轴的计算公式法及其应用【摘要】 目的 介绍心电轴计算公式,通过对公式法与查表法比较,说明公式 法的实用有效。方法 介绍心电轴计算公式及其原理,应用公式法制定心电轴表记 中的数值进行配对设计以及对40例心电图实例应 用上述两种方法所得值进行配对设计。结果 对配对样本 检验的结果(P>0.05)表明这两种方法无显著差别,公式法与查表法取得一致性结果。结论 公式法是一 种准确实用的方法。 【Abstract】 Objective introducemethod electrocardiacaxle’s calculation formula(formula method),and prove formulamethod effective,bycomparison formula method lookingup table.Methods introduceelectrocardiac axle’s calculate formula itsprinciple. formulamethod electrocardiacaxle table which named table one,to make paired design tableone quotedtable two,such comparison twogroups incomedata usetwo kinds above-mentionedmethod 40cases electrocardiogramsdata.Results Fesult pairedsample’s test(P>0.05) showed remarkabledifference twomethods,So formula method got sameresult lookingup table.Conclusion Formula method accuratepractical availablemethod. 【Key words】 Electrocardiac axle;Formula method;Method looking-up figure 心电轴一般指的是 QRS 波群平均心电轴,是心电学上一个重要指标,代表心 室除极过程中额面QRS 综合向量的方向,一般采用心电轴与导联正侧夹角表示 心电轴角度。其测量方法有:目测法、坐标图法、查表法等。现介绍一种公式法, 经比较表明该方法是一种准确实用的方法。 资料与方法1.1 公式与原理 世界卫生组织专家小组推荐:测定 QRS 波群面积并计算其 代数和来计算心电轴,如QRS 波群不增宽。常用振幅法,即测量、、、avF QRS波群的振幅,并计算向上及向下的各波振幅的代数和分别记为 、、、avF,设心电轴角度为θ,由Einthoven 三角理论,可有: avF=+12=-12tgθ=23*avFI1.15*avFI 根据马克劳林公式,有arctgx=x-x33+x 55- =180/π57.3)设x=tgθ=23*avFI=23*(+12)=23*(-12) 根据两角和三角函数变换,有tg(θ+45)=tgθ+tg451+tgθ*tg45=tgθ-1tgθ+1 arctg|x| =a*|x|(|x|3.3) 45+a*y-a3*y 3(y=|x|-1|x|+1,0.3|x|3.3) θ=arctg|x|(I>0,avF>0) -arctg|x|(I>0,avF