参考超声波系统和参考换能器从多家厂商以前的一些典型超声波系统和换能器　中选定,选择的依据是其声输出在所有换能器/超声波系统组合可能出现的标称预期声输出中具　有代表性。当然,每一种换能器/超声波系统组合都会具有自己独特的声输出特点,而且不会与　预估显示值所基于的标称输出刚好吻合。不同超声波系统和换能器的这种差异便是导致显示值　误差的一个原因。通过在生产期间进行声输出取样测试,可以确定由这种差异所引起的误差范　围。取样测试确保了所生产的换能器和超声波系统的声输出处于标称声输出的特定范围内。　误差的另一个原因是在计算显示指数的估计值时所做的一些假定和近似取值。这些假定中最主　要的一项是,声输出　(及进而推及计算出的显示指数)与换能器的传导驱动电压之间成线性关　系。一般而言,这种假定比较理想,但是并不精确,而显示值的某些误差正是因这种电压线性　假定所致。　TEEx/8-3　MI　否否否否TIC、　TIB　或TIS　否否是是表5:TI　或MI　≥　1.0　(续)　换能器型号　指数　2D　(二维)　M　Mode　CPD/　Color　PW　Doppler　CW　Doppler　78　相关指导文档　•　Information　for　Manufacturers　Seeking　Marketing　Clearance　of　Diagnostic　Ultrasound　Systems　and　Transducers,　FDA,　1997.　•　Medical　Ultrasound　Safety,　American　Institute　of　Ultrasound　in　Medicine　(AIUM),　1994.　(每台超　声波系统都随附一份该文档。　)　•　Acoustic　Output　Measurement　Standard　for　Diagnostic　Ultrasound　Equipment,　NEMA　UD2-2004.　•　Acoustic　Output　Measurement　and　Labeling　Standard　for　Diagnostic　Ultrasound　Equipment,　American　Institute　of　Ultrasound　in　Medicine,　1993.　•　Standard　for　Real-Time　Display　of　Th