泵堵塞或泵失灵气体通过仪器的流量降到100cc/min以下。检查探针和滤芯有没有堵塞现象。探针附着水气或尘埃、弯曲的探针、污染的滤芯或出气口堵塞会造成流量偏低。解决堵塞原因,按ESC键消除报警。如果故障仍然出现,请将仪器返回英国离子申贝仪器技术服务中心。电量低或电池故障当电量下降到2%,仪器会关闭。请根据第29页描述给仪器充电。如果电池充电失败,可以的话请更换另一个电池包充电。如果使用碱性电池,请更换电池。如果故障仍然出现,请将仪器和充电器返回英国离子申贝仪器技术服务中心。
PID原理的特点:PID的基本原理是利用惰性气体真空放电现象所产生的紫外线(VUV),使待测气体分子发生电离,并通过测量离子化后的气体所产生的电流强度,从而得到待测气体浓度,PID传感器由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,有机挥发物分子在高能紫外线光源激发下,产生负电子和正离子,这些电离的微粒在电极间形成电流,经检测器放大和处理后输出电流信号,最终检测到ppm级的浓度。