当前,随着工业的迅猛发展,人类的生存环 境遇到来自多方面的威胁,其中之一就是空气污染。同时, 现代科学和现代工业,特别是电子、精密机械、冶金、宇航、 核能、化工等工业以及医疗、制药、食品等行业的发展,对操 作环境的洁净度也提出了更高要求。 聚丙烯熔喷非织造过滤材料具有较大的比表面积和适 当的孔隙,能吸附捕获及阻隔固体颗粒,是一种优良的空气 滤料,对于防止颗粒污染物进入人体、减少可入肺颗粒物对 健康的损害、预防疾病的传播具有重要作用,特别是经过驻 极工艺处理后的滤料,其过滤效率大幅度提高,常被应用于 高效空气过滤器和医用口罩中。 影响熔喷过滤材料过滤性能的因素有很多。有纤网自 身因素,如纤维直径、纤网孔径、厚度和纤网密度等;同时也 有测试条件因素,如气溶胶颗粒物、过滤风速和气溶胶浓度 等。本文着重测试和分析在不同的外部测试条件下,聚丙烯 熔喷非织造布空气滤料过滤性能的变化,为不同场合下选用 过滤材料提供一定的技术参考。 材料和实验方法本文所用的聚丙烯熔喷非织造布,由上海港凯净化制 品有限公司提供。克重分别为10g/m 过滤效率测试在TSI8130型自动滤料测试仪上测得,基本测试参数为气溶胶流量32L/min。8130测试仪内部结构图 如图1所示。 TSI8130自动滤料测试仪由美国TSI公司于1994年研制 成功,用于呼吸防护用品及滤料的粒子阻隔效率等关键指 标的检测。该仪器有两类不同颗粒物发生器,一类为油性颗 粒物发生器,使用油性颗粒物DOP、石蜡油、DEHS等油性 物质;另一类为盐型颗粒物发生器,可产生NaCl颗粒物。由 于它可同时产生油性颗粒物和盐型颗粒物,所以它对滤料 的测试条件满足美国职业安全与健康局(NOISH, 42CFR, Par t84)对呼吸器的测试要求。其技术规格也完全满足GB 2626—2006对过滤效率的测试要求。 TSI8130的操作非常简单,测试效率可达99.999%。