交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。本人根据造成数字万用表损坏的实际情况,总结出数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。
数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏.
有些数字万用表损坏是由于测量的电压电流超过量程范围所造成的.如在交流20V档位测量市电,很易引起数字万用表交流放大电路损坏,使万用表失去交流测量功能。在测量直流电压时,所测电压超出测量量程,同样易造成表内电路故障。在测量电流时如果实际电流值超过量程,一般仅引起万用表内的保险丝烧断,不会造成其它损坏。所以在测量电压参数时,如果不知道所测电压的大致范围,应先把测量档置于最高档,通过测量其值后再换档测量,以得到比较精确的数值。如果所要测量的电压数值远超出万用表所能测量的最大量程,应另配高阻测量表笔。如检测黑白彩电的第二阳极高压及聚焦高压。
多数数字万用表的直流电压上限量程为1000V,因此测量直流电压时,最高电压值在1000V以下,一般不会损坏万用表。如果超出1000V,则很有可能造成万用表损坏。但是,不同的数字万用表的可测量电压上限值可能有所不同。如果测量的电压超出量程,可采取电阻降压的方法加以测量。另外,在测量40O~1000V的直流高电压时,表笔与测量处一定要接触好,不能有任何抖动,否则,除了可能会造成万用表损坏而使测量不准确外,严重时还可使万用表无任何显示.
在测量电阻时,应注意一定不要带电测量。
万用表测量交流与直流电流
1、测电流之前,先判断电流的性质(交流和直流)、电流大小范围。
2、选择恰当的测量工具(比如安全、精度和现场测量时使用方便)和测量档位。选择恰当的测量工具后,如果不是专业技术人员,而只是兴趣爱好者,建议阅读使用说明。
3、一般的操作步骤:
1)如果是小型用电设备(如电子设备等),可以阅读产品说明书中有关产品用电功率相关描述,该部分说明有时候直接将用电设备工作时通过的电流范围标示在说明书中。如果说明书只是标明了用电功率和电压,则可以通过公式“A=W/V”计算得出电流。当需要测试多个设备工作时的总电流时,将单个设备的电流相加,计算出主线路上的总电流。
如果需要实际测量:
(1)选择恰当档位(测电流,电流值范围)
(2)断开被测线路(但是用电设备和负载不能断开,否则就是线路短路!),将万用表窜入线路(注意是串联),此时万用表电阻几乎为零,流经万用表的电流就等于流经用电设备和负载的电流。
2)如果是较大型用电设备(工作电压一般为220V至380V),建议使用钳形电流表(万用表)。其原理是在通电线路上形成闭合的电磁场,电磁场的变化引起万用表产生电流。这个电流与被测线路电流存在一个比例关系,从而可以直接在电流表中读出线路电流。
万用表测电流图列