EPAP(呼气相气道正压)EPAP是指呼吸机在呼气相维持的低相压力。其作用相当于PEEP,可以增加功能残气量、扩张陷闭肺泡、改善氧和,对抗PEEPi、降低呼吸功。同时增加EPAP,可以降低二氧化碳重复吸入的潜在危险。更高的压力将使呼气口产生更多的流量,有助于排出回路中的二氧化碳,进而防止重复吸入。一般EPAP达4 cmH20即可有效清除面罩和管路里的二氧化碳。一般设置4-8 cmH20,I型呼衰时可适当上调。
RR/BPM/f(呼吸频率)
在T模式下,设定的呼吸频率就是患者的实际呼吸频率。而在S/T或PCV模式下,设定的呼吸频率为后备频率(安全频率),决定患者的最长呼吸周期(60/RR),当病人的呼吸周期小于60/RR时,为S(S/T模式下)或A(PCV模式下)通气;当病人呼吸周期大于60/RR时,为T通气。一般设置10-20次/分,设置过低无法保证最低通气需求,设置过高可能会干预患者自主呼吸。