某生产厂销售部销售人员待会2只压力表均是因为封口片与两岸之间的连杆销磨断,热电阻并将连杆上端的销孔由圆孔磨成不锈钢压力表长孔而使仪表失去使用功能,用户要求分析其原因。
初步分析发生连接销磨断的原因有以下两点:
1、连接销较细,仅1.2mm,而且材料为黄铜,材质软且耐磨性差;
2、现场工作环境震动频繁或被测压力表脉冲变化大,是造成连接销磨断的主要原因,不锈钢压力表连接杆上端的销钉孔由圆孔磨成热电阻长孔可以想象出现场工作环境震动很频繁。