(特殊单位、具体字符通过HARTConfigTool的高级功能进行设置)、m、cm、mm。TORR切换到需要的单位后按下“Z”键则将当前显示的单位设置为量程单位并自动进入“设置量程下限”功能界面。设置量程下限 设置量程下限假设原来的量程下限为新输入的量程下限为-kPa。在输入操作码时直接输入“”或者在设置“量程单位”后都进入“设置量程下限”界面如右所示:设置量程下限界面如果不需要设置新的量程下限按下“Z”键直接进入“设置量程上限”功能。按下“S”键进入设置量程下限功能此时左下角显示的箭头开始闪烁表示已经进入设置。设置量程下限界面开始设置量程下限界面此时按下“S”键将在“↑”和“-”之间切换。如果显示“-”表示将输入的是负数(小于的数据例如需要输入-kPa)。设置负数界面此时按下“Z”键第个“”开始闪烁表示可以输入新的数据。设置最高位界面此时连续按下“S”键直到最高位显示“”。设置最高位界面按下“Z”键第个“”开始闪烁表示可以输入数据。如果需要修改则按“S”键输入新的数据。设置第位界面继续按“Z”键数字从第到第位依次闪烁。可以输入需要的数据。设置第位界面再次按下“Z”键小数点全部闪烁表示可以输入小数点位置。设置小数点位置界面按下“S”键则最高位的小数点开始闪烁表示当前设置的小数点位置。继续按“S”键小数点位置向右移动。到达期望的位置后按下“Z”键结束小数点的设置。此时左小角的下箭头开始闪烁表示此时可以按下“S”键完成当前的数据输入。小数点在最高位小数点在期望位置小数点设置完成按下“S”键或者按下“M”键完成数据输入。并自动转到设置量程上限界面。设置量程上限 设置量程上限在设置“量程下限”后自动进入“设置量程上限”界面如右所示:设置量程上限设置量程上限的方法和设置量程下限完全相同参见“设置量程下限”的方法。 设置阻尼在设置“量程上限”后自动进入“设置阻尼”界面如右所示:设置阻尼设置阻尼的方法和设置量程下限完全相同参见“设置量程下限”的方法。 特别说明:如果输入阻尼值为“”则自动进行“恢复出厂设置”操作。【需要在出厂前执行“数据备份”操作】注意:小数点位置必须置到后面!恢复出厂设置 主变量调零(清零)功能进入方法:在设置“阻尼”之后在输入操作码界面输入操作码“”之后或者同时按下“M”+“Z”键并保持秒。进入“设置阻尼”界面如右所示:左下角的功能码显示“”中间显示当前的主变量值下方区域显示“YES”或者“NO”。调零按下“S”键“NO”闪烁显示表明已经进入调零功能但是当前选择为“不调整”。按下“S”键切换为“YES”闪烁显示表明当前选择为“调整”。调零界面不允许调零调零界面允许调零此时按下“Z”键则执行“调零”功能当前压力值将被调整为“”。如果在闪烁显示“NO”时按下“Z”键则不执行“调零”功能直接退出。退出“调零”功能后进入“设置输出特性”界面。设置输出(假设当前线性输出) 设置输出特性进入方法:在设置“阻尼”之后在输入操作码界面输入操作码“”之后进入“设置输出特性”界面如右所示:左下角的功能码显示“”中间显示当前的主变量值下方区域显示“LIN”(表示线性输出)或者“SQRT”(表示开平方输出)。图示表示当前是线性输出。设置输出特性(当前为线性输出)按下“S”键“LIN”闪烁显示表明已经可以重新设置输出特性。按下“S”键切换为“SQRT”闪烁显示表明当前选择为“开平方输出”。设置输出特性(当前选择线性输出)设置输出特性(当前选择开方输出)选择好合适的输出特性后按下“Z”键则保存当前的设置:“LIN”(线性输出)或者“SQRT”(开平方输出)。执行完成后自动进入到“结束设置”功能界面如右所示:左下角显示功能代码“”。此时可以按下“Z”直接进入“设置单位界面”继续从量程单位开始设置【无需再次输入操作码】。如果没有任何按键按下则在秒后自动退出按键设置功能。设置输出特性(当前为线性输出) 零点迁移与量程迁移调零和调满进入方法:同时按下“Z”键和“S”键并保持秒以上进入“零点和量程迁移”界面如右所示:左下角的功能码显示“”表示可以进行调零和调满操作。按下“Z“进行“零点迁移”即“调零”操作:当前的压力设置为量程下限变送器输出调整为mA。按下“S“进行“量程迁移”即“调满”操作:当前的压力设置为量程上限变送器输出调整为mA。设置过程中如果分钟内没有按键按下则返回正常显示状态。零点迁移和量程迁移界面 显示变量设置液晶显示屏能显示“电流”、“百分比”、“主变量”三种变量的一种或交替显示其中的两种(间隔时间秒)。在实时正常显示状态使用S键能更改两个显示变量当两个显示变量设定为相同的参数屏幕上固定显示一种变量当两个显示变量设定为不同的参数时屏幕上交替显示两种变量。方法如下:按下“S”键当前显示变量(如:电流)发生变化循环显示“电流、百分比、主变量”,当所需要的显示变量(如:主变量)出现在屏幕上时松开“S”键即实现了将显示变量“电流”改为“主变量”。更改显示变量过程中左下角功能码显示““。例子:假设当前显示变量为“电流”需要设置为:交替显示“主变量”和“百分比”。步骤:修改第一个显示变量:按下“S”键液晶循环显示“电流、百分比、主变量”,当显示“主变量”时松开“S”键即可。此时液晶交替显示“主变量”和“电流”。修改第二个显示变量:当液晶显示“电流”时按下“S”键液晶循环显示“电流、百分比、主变量”,当显示“百分比”时松开“S”键即设置成功。注意:该功能只有软件版本号为以上的板卡支持并且用按键调整后“电流”和“主变量”小数点位数自动切换为三位“百分比”自动切换为一位。恢复出厂设置如果变送器已经在出厂时对组态等数据进行了备份则可以通过按键输入阻尼“”来现场恢复数据。“组态数据备份”:运行HARTCONFIGTool软件在“高级功能”下的“附加功能”选项下点击“数据备份”按钮即可将变送器的单位、量程、阻尼等信息进行备份。备份数据的恢复有以下几种方式:)通过HARTCONFIGTool软件在“仪表组态”下的“输出特性”页面输入阻尼“”再点击“写入”可以恢复备份数据。【提示:写入数据时可能提示“通讯失败”是正常现象不影响数据的恢复。因为不是有效的阻尼值】)通过HART手持器进行恢复。在“详细设置”→“信号状况”→“阻尼”下输入阻尼“”并写入可以恢复备份数据。【提示:写入数据时可能提示“通讯失败”是正常现象不影响数据的恢复。因为不是有效的阻尼值】