二、差压液位计的量程及迁移量的计算 4、综上所述,从上面的计算中可以得出,不管变送器安装在什么位置,其量程和零点迁移量是一样的。 5、实际安装中推荐第一重安装方法,其他两种易使硅油倒灌造成膜盒鼓包,损坏变送器。 三、差压液位计的安装 选型安装: 如果是高温的设备,毛细管充装的介质一定要耐 高温,不然,会造成测量误差。 最好将变送器安装在下法兰以下,特别是对于真 空工况的。正压法兰装在低,负压法兰装在高处. 安装时要注意密封压垫不可挤压膜片。 对于液面连续测量,宜选用差压式仪表;对于界 面测量,可选用差压式仪表,但要求总液面应始 终高于上部取压口。 三、差压液位计的安装 对于在正常工况下液体密度有明显变化时,不宜 选用差压式仪表; 腐蚀性液体、结晶性液体、粘稠性液体、易气化 液体、含选浮物液体宜选用平法兰式差压仪表; 高结晶的液体、高粘度的液体、结胶性的液体、 沉淀性的液体宜选用插入式法兰差压仪表; 以上被测介质的液面,如果气相有大量冷凝物、 沉淀物析出,或需要将高温液体与变送器隔离, 或更换被测介质时,需要严格净化测量头的,可 选用双法兰式差压仪表。 三、差压液位计的安装 腐蚀性液体、粘稠性液体、结晶性液体、熔融性液体、沉淀性液体的液面在测量精度要求不高时 ,宜采用吹气或冲液的方法,配合差压变送仪表 进行测量。 对于在环境温度下,气相可能冷凝、液相可能汽化,或气相有液体分离的对象,在使用普通差压 仪表进行测量时,应视具体情况分别设置冷凝容 器、分离容器、平衡容器等部件,或对测量管线 保温、伴热。 用差压式仪表测量锅炉汽包液面时,应采用温度补偿型双室平衡容器。 三、差压液位计的安装 注意事项: 智能差压变送器和压力变送器在出厂设计上是可以承受一定的冲击振动的。但也应当尽量安装在 无振动或振动小的场所。 请尽量避免将变送器安装在环境温度变化大的场所,如果安装位置直接受到热辐射或暴露在日晒 雨淋中,应采取防水、隔热辐射和通风措施。 三、差压液位计的安装 注意事项: 本产品请避免安装在腐蚀性环境中,如果使用在腐蚀性环境中,应有良好的通风并注意避免腐蚀 性气体或液体浸入电线管内。 所有差压变送器都对安装位置有严格要求,有倾钭安装要求时,订货时需附加提出。也可安装完 后重新进行零点设置。