应基于风险评估确定　CO2　变送器的数目和位置。　理想气体定律　当估计温度和压力变化对　CO2　测量的影　响时,　理想气体定律很有用。　它可用于补　偿CO2　读数。　理想气体是一种假想气体,　它们由随机移　动的相同点粒子组成,　其大小和分子间相　互作用力可忽略不计。　假定理想气体分子　相互之间以及与容器壁均发生弹性碰撞。　在现实世界中,　气体的行为并不与理想气　体的行为完全相同,　但是理想气体的行为　常常可用于描述实际气体的近似行为。　理　想气体定律根据下面的方程式来描述一　定量气体的状态与压力、　体积和温度之间　的关系:　CO2　IR　吸收量　防护窗　IR　源　检测器　法布里-珀罗干涉仪　滤波器　恒温时压力增加。　IR　传感器检测到更多　的CO2　分子。　恒压时温度增加。　IR　传感器检测到更多　的CO2　分子。　镜面　温度和压力对　CO2　测量的影响　大多数气体传感器发出的信号与分子密度　(单位气体体积的分子数)　成正比,　即使　读数用　ppm　(百万分率,　体积/体积)　表示。　压力和/或温度变化时,　气体的分子密　度根据理想气体定律发生相应变化。　该影　响通过传感器的　ppm　读数可以看到。　下图直观地说明压力或温度增加如何改　变气体状态以及它如何影响　CO2　测量。　理想气体定律可用于计算给定温度和压力　下气体的分子密度,　此时标准环境温度和　压力　(SATP)　条件下的气体密度是已知　的。　将气体量　(n)　替换为　ρV/M,　假定气　体的摩尔质量　(M)　在两个不同条件下为　常数,　则方程式可以表示为:　方程式　1。　密度公式可用于估计当温度和/或压力变　化时气体传感器读数如何变化。　密度公式可用于补偿测量　CO2　时的温度　和压力变动。　普通　CO2　仪表不测量压力,　因此无法自动补偿压力变动。　在工厂校　准时,　通常将仪表设置为海平面压力条件　(1013　hPa)。　在海拔不为海平面的高度进　行测量时,　建议补偿压力影响。　这可以通　过以下方式实现:　输入用于内部补偿的正　确压力设置　(恒压条件)　或将补偿编程到　自动化系统或　PC　(变化的压力条件)　。　方程式　1.　给定温度和压力下气体浓度的计算　表1.　在不同温度和压力条件下测量具有　1,000　ppm　浓度的气体时　CO2　传感器的　ppm　读数　同样的补偿规则适用于温度影响。　不过,　现