液相色谱柱的正确安装和使用是液
lc500液相色谱仪结构简介 当柱塞推入缸体时,泵头出口(上部)的单向阀打开,同时,流动相进入的单向阀(下部)关闭,这时就输出少量的流体。反之,当柱塞向外拉时,流动相入口的单向阀打开,出口的单向阀同时关闭,一定量的流动相就由其储液器吸入缸体中。这种泵的特点是不受整个色谱体系
第一节 概述 理想的液相色谱仪检测器应能瞬间真实地反映色谱柱流出的流动相中组分的存在及其量的快速变化。