其他N95及KN95/KN90等口罩虽然不属于医用防护口罩,但也可以叫做防护口罩,不仅可以防霾,也可以有效阻挡飞沫。
8、医用口罩一定比非医用口罩防护效果好?
这种说法不正确。
非医用的N95/KN95在阻挡飞沫方面优于医用外科口罩、一次性使用医用口罩及其他普通医用口罩。
来源:人民日报公众号
9、R95/P95/KP95口罩可以吗?
可以,达到N95/KN95的防护效果。
“N”表示“不耐油(not resistant to oil)”“R”表示“耐油(resistant to oil)”“P”表示“防油(oil proof)”
根据NIOSH的标准:R95对油性及非油性颗粒物过滤效率≥95%,对含油性颗粒物使用时限8小时;P95油性及非油性颗粒物过滤效率≥95%,对含油性颗粒物无使用时限(3M建议累积使用40小时或30天,以提前到达者为准)。N95是等级最低的,高于它的都能达到它的效果。
根据我国GB2626-2006标准,KP95对油性及非油性颗粒物过滤效率≥95%。也是可以有效阻隔飞沫的。
来源:《GB2626-2006呼吸防护用品——自吸过滤式防颗粒物呼吸器》
10、KN90口罩可以吗?
KN90与KN95的作用机理和针对的非油性颗粒大小是一样的,仅在颗粒过滤效率方面差5%,也是可以选择的。
需要注意的是,美国NIOSH标准中N级别只有N95、N99、N100,没有N90;中国GB 2626-2006标准中KN级别只有KN90、KN95、KN100,没有KN99。
所以标着达到N90或KN99的口罩,基本可以判断为假货。
11、代购卖的日本、韩国口罩可以吗?
需要辨别,主要看非油性颗粒物过滤效率是否达到95%。
我没有了解过各个国家执行的标准,但只要是非油性颗粒物过滤效率达到95%的,阻挡飞沫的效果就达到了N95、KN95级别了。
下图这个是代购卖的日本口罩,说是医用外科口罩。
来源:微信朋友圈
日本字不太认识,但大概能识别几个关键词:“空气中X微粒子XXXX飞沫 99%”、“微粒子(0.1μm)PFE”。PFE即颗粒过滤效率,所以是不是可以理解为这个口罩对0.1μm颗粒过滤效率达到99%?
如果以上理解正确的话,这个口罩颗粒过滤效