一、前言 光电开关是传感器大家族中的成员, 它把发射端和接收端之间光的 强弱变化转化为电流的变化以达到探测的目的。由于光电开关输出回路 和输入回路是电隔离的(即电缘绝),所以它可以在许多场合得到应用。 二、光电开关介绍 1、工作原理 光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测 物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。 物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入 电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱 或有无对目标物体进行探测。工作原理如图 1 所示。多数光电开关选用 的是波长接近可见光的红外线光波型。图2是德国 SICK 公司的部分光 电开关外型图。 2、光电开关的分类及术语解释 (1)、分类 ①漫反射式光电开关:它是一种集发射器和接 收器于一体的传感器,当有被检测物体经过时,物 体将光电开关发射器发射的足够量的光线反射到接 收器,于是光电开关就产生了开关信号。当被检测 物体的表面光亮或其反光率极高时,漫反射式的光 电开关是首选的检测模式。 ②镜反射式光电开关:它亦集发射器与接收器 于一体,光电开关发射器发出的光线经过反射镜反 射回接收器,当被检测物体经过且完全阻断光线时, 光电开关就产生了检测开关信号。 ③对射式光电开关:它包含了在结构上相互分离且光轴相对放置的发射器和接收器,发射器发出的 光线直接进入接收器,当被检测物体经过发射器和接收器之间且阻断光线时,光电开关就产生了开关信 号。当检测物体为不透明时,对射式光电开关是最可靠的检测装置。 ④槽式光电开关:它通常采用标准的 U 字型结构,其发射器和接收器分别位于 U 型槽的两边,并 形成一光轴,当被检测物体经过 U 型槽且阻断光轴时,光电开关就产生了开关量信号。槽式光电开关比 较适合检测高速运动的物体,并且它能分辨透明与半透明物体 ,使用安全可靠。 ⑤光纤式光电开关:它采用塑料或玻璃光纤传感器来引导光线,可以对距离远的被检测物体进行检 测。通常光纤传感器分为对射式和漫反射式。 它们的工作光线示意图如图 3 所示。 (2)术语解释 常见的术语示意图如图 4 所示。 ①检测距离:是指检测体按一定方式移动,当开关动作时测得的基准位置(光电开关的感应表面) 到检测面的空间距离。额定动作距离指接近开关动作距离的标称值。 ②回差距离:动作
2752人浏览
HTT 系列 温度传感器使用说明书 一、原理 光电温度传感器是以黑体辐射理论为依据,采用的是综合型测温方法。它是由探测管和探测 器两部分组成,兼有接触式和非接触式测温两类方法的长处。 可用于测量各类高温炉和熔液内部的 实际温度,而不受环境污染以及目标黑度系数的影响。产品已广泛应用在冶金、玻璃、陶瓷、耐 火材料、热处理等高温测量领域,其将成为贵金属热电偶的理想替代产品。 图1光电温度传感器 二、主要特点 1、不受被测物体黑度系数的影响,测温准确度高; 2、统一分度,互换性好,响应时间快,温度分辨率高; 3、采用耐高温性能好的探测管,测温上限可达 2000℃; 4、价格低、寿命长,使用成本少(只消耗少量的探测管) 5、 对恶劣环境的适应能力和抗干扰能力都比较强, 一般不需要附设风冷水冷系统; 能避免粉尘、 烟、水汽等对光路的污染;不需要补偿导线。 三、技术指标 1、测温范围: (0—1400)℃、 (500—1400)℃ (800—1600)℃ (1200—2000)℃ 2、基本误差:T≤±(0.3—1.5) %t℃ 3、环境温度:20℃-80℃ 4、探测管规格:长度 500 mm-2000 mm;外径φ 8 mm –φ 30mm;可按用户需要定制 5、传感器输出:标准 0mV-60mV,可转化输出 S、B、K 型热电偶信号或 4-20mA 标准信号 四、安装使用说明 1、光电温度传感器的安装方法基本与热电偶相同。