版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
版权
电路专栏收录该内容
3 篇文章0 订阅
订阅专栏
1、ADC采集器内部使用的是半桥电路
通过通断测量分析:
ADI-实际与AC24-/COM供电引脚连通
2、模拟量变送器内部使用全桥电路
通过分析:
AV-与DC24-相连通
3、错误的电路连接:(上图时错误连接方式)
默认采集器的ADI+与变送器的
AV+相连,ADI-与AV-相连
4、可行的电路连接:
断开采集器的COM电源输入端,将
变送器的AV-作为GND连接采集器
的COM,AVI+连接AV+,ADI-连接
AV-,由于GND和AV-相连,ADI-与
COM相连,当AV-与ADI-相连时,可
以去掉AV-和COM端的连接
5、原因分析:
如果直接连接,由于ADI-与AC24-/COM导通,当ADI-连接到AV-时,
相当于AC24-通过一个二极管B连接到AC24-,再通过一个二极管A连
接到AC24+,可想而知,二极管AB均会因为直接接在高压上而烧毁
可行接法原理分析:
当去掉采集器的AC24-/COM电源接入端,使用全桥输出的GND做替
换时,ADI-和AV-在同一基准,不会出现压差,缺点是:采集器的
供电电压减少一个二极管的压降