RTK的操作和应用 一、RTK可以做什么? ? 控制测量 ? 碎部测量 ? 点放样 ? 直线放样 ? 线路放样 ? 断面测量 二、仪器的连接---基准站 二、仪器的连接---基准站 ? 三声关机,四声动态,五声静态,六声恢复初始设置。 DL灯常亮,STA灯五秒钟闪一次,表示处在静态模式 STA灯常亮,DL灯五秒钟快闪两次,表示处在动态模式 动态时 静态/GPRS/ 数据链灯 GSM指示灯 卫星/蓝 牙灯 电源灯 开关键 三、注意事项------基准站架设 基准站架设的好坏,将影响移动站工作的速度,并对移动站 测量质量有着深远的影响,因此用户注意使观测站位置具有以下 条件: ? 在10度截止高度角以上的空间部应没有障碍物; ? 邻近不应有强电磁辐射源,比如电视发射塔、雷达电视发射天线 等,以免对RTK电信号造成干扰,离其距离不得小于200m; ? 基准站最好选在地势相对高的地方以利于电台的作用距离; ? 地面稳固,易于点的保存。 ? 用户如果在树木等对电磁传播影响较大的物体下设站,当接收机 工作时,接收的卫星信号将产生畸变,影响RTK的差分质量,使 得移动站很难FIXED。 四、仪器的连接---移动站 ? 三声关机,四声动态, 五声静态,六声恢复初 始设置。七声是基准站 和移动站互换!DL灯 常亮,STA灯五秒钟闪 一次,表示处在静态模 式。动态模式时,DL 灯一秒钟闪一次。 五、参数设置---新建工程 依次按要求填写或 选取如下工程信息:工 程名称、椭球系名称、 投影参数设置、四参数 设置(未启用可以不填 写)、七参数设置(未 启用可以不填写)和高 程拟合参数设置(未启 用可以不填写),最后 确定,工程新建完毕。 五、参数设置---作业文件名 五、参数设置---椭球设置 五、参数设置---投影参数设置 五、参数设置---四参数设置 五、参数设置---七参数设置 五、参数设置---高程拟合参数设置 六、求转换参数---控制点坐标库 六、求转换参数---输入已知坐标 六、求转换参数---增加原始点坐标 六、求转换参数---保存及查看参数 七、碎部点测量---手动采集 七、碎部点测量---自动采集 八、点放样 八、点放样----增加放样点 八、点放样----确定放样点位 九、直线放样---增加放样直线 九、直线放样---确定直线位置 十、线路放样----线路设置 根据线路设计所 需要的设计要素按照软 件菜单提示录入后,软 件按要求计算出线路点 坐标和图形。道路设计 菜单包括两种道路设计 模式:元素模式和交点 模式 十、线路放样----元素模式 ? 元素模式”是道路设计里面惯用的一种模式,它 是将道路线路拆分为各种道路基本元素(点、直线、 缓曲线、圆曲线等),并按照一定规则把这些基本元 素逐一添加组合成线路,从而达到设计整段道路的目 的 十、线路放样----元素模式 “间隔”为生成 线路点坐标的间隔;“ 整桩号”、“整桩距” 是生成坐标的方式;“ 路名”为所需要设计的 道路名称;“里程”为 起始点里程。 十、线路放样----元素模式 道路元素分为:点、直线、缓曲线、圆曲线。各种元素的组合 要遵循道路设计规则。要根据界面提示添加相应的数据信息,如: 点要素就只需要输入X坐标和Y坐标,直线元素只需要输入方位角和 长度。 十、线路放样----元素模式 点击 “图形绘制”按钮,看到道路的计算后绘制的图形 十、线路放样----交点模式 交点模式是目前普 遍使用的道路设计方式 。用户只需输入线路曲 线交点的坐标以及相应 路线的缓曲长、半径、 里程等信息,就可以得 到要素点、加桩点、线 路点的坐标,以及直观 的图形显示,从而可以 方便的进行线路的放样 等测量工作。 十、线路放样----交点模式 十、线路放样----交点模式 十、线路放样----放样 十、线路放样----放样 列表中显示设计文件中的 所有的点(默认设置),用户 也可以通过在列表下的标志、 加桩、计算、断面前的对话框 中打勾来选择是否在列表中显 示这些点。选择要放样的点, 如果要进行整个线路放样,就 按“线路放样”按钮,进入线 路放样模式进行放样;如果要 对某个标志点或加桩点进行放 样,就按“点放样”按钮,进 入点放样模式。如果要对某个 中桩的横断面放样,就按“断 面放样” 十、线路放样----放样 在放线库中调入设计文件选择 进行线路放样以后放样界面。 路放样实际上是点放样的线路 表现形式既在点放样时以设计的线 路图为底图,实时的显示当前点在 线路上的映射点(当前点距线路上 距离最近的点)的里程和前进方向 的左或右偏距。在图中会显示整个 线路和当前测量点,并实时计算当 前点是否在线路范围内,如果在线 路范围内,就计算出到该线路的最 近距离和该点在线路上的映射点的 里程;如果不在线路范围内,就给 出提示。 十、线路放样---参数设置 十、线路放样---参数设置 ? 最小值,最大值:点放样下面的圆圈提示和报警提示,当离放样点的距离小 于最大值并且选择了声音提示时,就给出声音提示。 ? 北方向、线方向:线路放样和点放样两种方向指示模式的互相切换。 ? 属性赋值里程:测量点时是否把里程作为属性。 ? 显示所有放样路线:如果选择了就显示所有的放样路线。 ? 显示标志点:如果选择了就在图中显示所有的标志点。 ? 显示加桩点:如果选择了就在图中显示所有的加桩点。 ? 显示测量点:如果选择了就在图中显示测量点,并且显示的测量点个数跟下 面设置“显示测量点个数”一样,如果选择显示“全部”测量点,就把所有 采集点都显示出来,如果选择显示“3”个点,就显示最近的3个采集点。 ? 显示断面点:如果选择了就在图中显示所有的断面点。 ? 显示加桩点:如果选择了就在图中显示所有的加桩点。 ? 显示计算点:如果选择了就在图中显示所有的计算点。 ? 范围设置:用来设置放样的起始里程和终点里程,当前点不在此范围内时, 不会计算偏距和里程,会提示不在线路范围内。 ? 设置属性:可以设置属性。 ? 横断面法线延长线长度:设置横断面法线延长线的长度,默认值是30m。 十一、断面测量 首先点击线路放样主界 面中的“断面文件”按钮,然 后选择断面文件 当我们在设计线路的时 候,软件会自动计算每一个中 桩以及计算桩的切线方位角, 并生成横断面文件,文件格式 为*.tdm. 选择了文件之后,我们就 可以选取某个中桩的横断面 进行放样,如图,我们放样的是 中桩为120的横断面.图中的直 线段就是该横断面的法线延 长线,这样我们就可以非常方 便的放样这个横断面上的点. 十一、断面测量 ? 在线路放样功能界面下, 我们既可以放样,同时也 可以进行纵横断面的测量 ,横断面的测量可以在断 面放样中完成,纵断面测 量只要保持在线路上测量 就可以进行.当然纵横断 面测量之后,需要进行格 式转换才能得到我们常用 的格式 十一、断面测量 ? 然后点击上面的“测量 文件”,选择测量文件, 然后根据需要,选择纬地 或者天正这两种格式,完 成后点击下面的“转换 ”按钮 ? 转换完成后会在相应的 文件夹下生成*.hdm和 *.dmx文件,即横断面文 件和纵断面文件. 十一、断面测量 谢 谢!!