用万用表的欧姆档,R*10档位,测得电容一般在几百千欧至几千千欧,如果很小甚至为零,说明电容内部已经短路。如果万用表指示没到无穷大,则显示的就是陶瓷电容的漏电电阻,数值越大漏电越严重。在没有专用仪表的情况下可用万用表测量电力电容器的电容量。具体方法是:用熔丝(其规格由电容器的电容量而定)和待测电容器串联接入220V交流电源上。用万用表的交流电压档测出电容器两端的电压U(V)
压电陶瓷的等效电路中有静态电容和动态电容用HP4192量测,频率设定1KHz时,得到的电容值是2.8nF;估计只计算了静态电容再用一般电容表量测,得到的电容值是3.1nF