一个流量计集成了传统的　10　个零件,简化了设计、采购和安装程序。　图1.6.b　-　传统式差压流量计结构对比一体化多参量差压流量结构。　图1.6.a　-传统的差压流量安装包括独立　的一次元件、二次元件和第三方元件。　1.　流量计算机　2.　一次元件　3.　热套管　4.　温度传感器　5.　温度变送器　6.　传感器接线　7.　压力变送器　8.　差压变送器　9.　阀组　10.　连接法兰　1.7　其他流量技术　除了基于压力的技术之外,还有各种流量测量技术。其中包括明渠、机械、超声、　电磁、科氏、光学、热式和涡街流量计。　电磁流量计要求使用导电流体和将磁能引入流量的方法,该流量计使用电极来感应磁通量的电流感应。　顾名思议,科氏流量计利用科氏效应,驱动振动管变形。　光学流量计使用光电探测器测量被照亮流体中的微粒运动。　涡街流量计使用电脉冲发生器—通常为压电晶体—测量已校准发生体周围的流体扰动(涡流)。　如今各种不同的流量测量技术均有其理想的应用范围。但是,因其悠久的历史、易用性和广泛的应用范围,差压　流量仍然是行业内最常用的流量测量形式。　差压流量仍然是行　业内最常用的流量　测量形式。　2　-　流体基础知识和概念　2.1　简介　本章节概述了流体的物理属性,列出了一些　基本概念,并提供了了解第3　章所介绍的流　量测量理论所需的基础知识。　流体是一种受到剪应力时会持续发生变形的　物质。流体可以是液体、蒸气或气体。对于　大多数流体而言,有些流体属性可通过已知　的其他属性来计算。　必须了解五种关键的流体特性,以使用大小　合适的　DP　流量计:密度或比重,静压、温度、等熵指数和粘度。这些属性是　DP流量　计算中的因素。　2.2.　力、质量和重量　属性　符号　单位　质量　m　lbm　,　kg　力Flbf,　N　当处理流动的流体时,回顾了解力、质量和　重量概念背后的物理属性很重要。DP　流量计　采用能量转换概念,通过测量压力下的物理属　性差异确定管道中的流速。　质量的美制单位为　lbm,国际单位制单位为　千克。其关系如下:　牛顿第二运动定律将力、质量和加速度之间　的关系描述为:　图2.2.a　-　牛顿第二定律定义力等于质量乘　以加速度。　其中:　F　=　施加到物体上的力或物体所施加的力　m　=　物体的质量　a　=　物体产生的加速度　为解释重力,需要使用重力转换常数　gc。因此,牛顿第二定律