开始继续“使用打磨石准备测试表面”。在新测量序列的第一次测试冲　击之后,测量序列号自动增加一个个数。　设置新的值:　•　按下菜单　(MENU)　键。　•　根据“设置”一节所述输入新的值。　完成测量:　•　以中速朝坚硬表面用力推混凝土回弹仪。　在触发冲击时,按下按钮　(6)。冲击棒　(1)　锁定在内缩位置,且冲击弹簧处于空　载状态。	　1　6　图5-5	　锁定冲击棒　(1)　18　5.2	　数据输出　数据自动保存在主机中(最多可保存500个测量序列,每个测量序列包含10个测量　值)。存储器存满后将覆盖最旧的数据。　5.2.1	　数据传输　•	使用传输线(订购号:330　00　456)将主机与电脑相连。　自版本4.0起,利用软件ProVista(配件CD的货号为:390　00　120),可以很容易　地传输和处理存储数据。ProVista详细操作说明位于ProVista软件附赠CD上。　上传结果如图5-6所示。　图5-6	　传输结果　	　可在宣传页“传输数据至PC”中查阅更多与该主题有关的信息。　19　5.2.2	　删除数据　无法单独删除对象。　	　只能删除全部存储内容。该操作执行后不可撤销。　	　5.2.3	　数据显示　显示测量编号、混凝土回弹仪的冲击方向和测量回弹值R,以及回弹值R的平均值　或混凝土抗压强度的平均值。　自版本4.0起,显示测量值和计算值以及设置的所有参数。　图5-7	　“数据显示”举例　1)	　日期　2)	　字母数字编号　3)	　冲击方向,平均值法　4)	　转换曲线/标准偏差/碳化深度　5)	　单个冲击回弹值　6)	　R　和fc*　的平均值　20　6	　保养和维护　6.1	　使用后清洁　	　警告!　	　不得将混凝土回弹仪浸入水中,或在水龙头下清洗。不可使　	　用研磨剂或溶剂清洗!　6.1.1	　混凝土回弹仪　•　展开冲击棒　(1)　,如图　5-2所示。　•　用洁净干燥的布擦拭冲击棒　(1)　和外壳　(3)　。　6.1.2	　主机　•　使用主机和测量设备之后,用洁净干燥的布进行清洁。　•　使用洁净干燥的刷子清洁接头。　6.2	　性能检查　6.2.1	　混凝土回弹仪　如有可能,每次