静水总压力的铅直分量等于“压力体”体积内所含液体的重量。压力体由如下诸面围成:①所论曲面;②过曲面周界上一切点的铅垂线所构成的曲面;③与液面重合的水平面。若压力体实际上充有液体,则该铅直分力的方向向下。若压力体(如图中的ABDCA)并未充有液体,则该铅直分力的方向向上。 水压力 　　部分或全部浸没于静止液体中的物体,其表面所受到的静水总压力仅存在铅直分力,叫做浮力。它的大小等于物体所排开液体的重量,这就是著名的阿基米德原理。 　　动水总压力计算　渐变流断面上动水总压力的计算方法与静水总压力的相同。急变流断面一般为曲面,其上的压强分布不同于静压分布,作用于其上各点的压力彼此不平行,合力难以按一般方法求出。对于急变流断面,一般可同时考虑压力和切力求其总作用力。将断面上各点的压力和切力均沿取定的两个互相垂直的方向(其中之一可为来流方向或水平方向)进行分解,然后按平行力系的合成法则分别求出沿这两个方向的总作用力分量及各自的作用线。必要时再求这两个分量的合力(即总作用力)和合力矩。 　　压强量测　包括相对压强与绝对压强的量测,前者更为常见。实验室中、水利工程及各种工业部门中,压强量测都很重要。测量压强的仪器叫压力计或压力表,按作用原理可分为三类。 　　①液柱式压力计:测出液柱高度换算为测点压强。有直接用液柱高度表示测点压强的简单测压管。还有部分填充非挥发性液体(不同于待测液体)的 U形管压力计或压差计,填充液体可为水银、油或水,视待测液体的种类和待测压强(或压差)的大小而定。 　　②弹性式压力计:以弹性元件受压变形的大小来量测液体压强,有多种型号。 　　③电气式压力计:利用压力传感器感受液体压强,将它转换成电信号(如电压、电流、电容、电感等),经放大显示记录后,再将这些电信号经过相应的换算而求出压强。压力传感器的形式多种多样,如电阻应变式、电容式、压电式等。压强的电测法比其他方法有更多的优越性:电信号可以传送到很远的距离,适于遥测、遥控;电测往往更为准确快捷;只有电测法可以测量脉动压强,而另外两种方法,只能测量时均压强;电信号通常更易于转接,更适于直接用微机记录、处理。 　　参考书目 　华东水利学院编:《水力学》,第2版,科学出版社,北京,1983。