一,主要技术性能
1, 工作环境温度:0-60℃
2, 相对湿度:≤85%
3, 被测水温:冷水表0-50℃;热水表0-90℃;纯净水表0-35℃
4, 工作压力:0.02MPa~1MPa
5, 技术参数:
精度等级及流量范围(见下表)
公称口径(DN)mm 计量
等级 较大
流量Qmax 公称
流量Qn 分界流量Qt 较小流量Qmin 始动流量
Qs≤ 较小读数 较大
读数
m3 /h m3
15 A 3 1.5 0.150 0.045 0.014 0.1 99999.9
B 0.120 0.030 0.010
20 A 5 2.5 0.250 0.075 0.019
B 0.200 0.050 0.014
25 A 7 3.5 0.350 0.105 0.023
B 0.280 0.070 0.017
40~150 A 20~300 10~150 1.00~10.00 0.22~2.40 0.056~0.55
B
15(纯净
水表) C 0.6 0.3 0.0225 0.015 0.004
6, 电池使用时间:≥6年
7, 表的压力损失:≤0.035MPa
二,外形尺寸及液晶显示示意图
1, 水表连接尺寸如图:
公称口径(DN)mm 长度
Lmm 宽度
Lmm 高度
Lmm 螺纹
D 连接螺纹长度mm
Amin Bmin
15 165 85 115 G3/4B 10 12
20 195 85 115 G1B 12 14
25 225 92 120 G11/4B 12 16
40~150 可根据用户要求提供
15(立式) 178 91 158 G3/4B 10 12
20(立式) 178 91 158 G1B 12 14
15(纯净水表) 165 75 98 G3/4B 10 12
2,液晶显示示意图:
家用家用智能热家用家用智能热水表计量和监控数据是通过水表和液晶显示并用非接触式家用家用智能热传递数据。液晶显示如下图所示:
A, 显示容量为五位整数,一位小数。
B, 八种(阀关,阀开,缺电,异常,卡错,购量,累计,余量)状态显示。
C, 解释:
1, 显示“购量”:本次购买水量。
2, 显示“累计”:本水表自使用以来累计的用水量。
3, 显示“余量”:本水表剩余的可用水量。
4, 显示“阀关”:本水表阀门处于关闭状态。
5, 显示“阀开”:本水表阀门处于开启状态。
6, 显示“缺电”:本水表供电锂电池电压过低。
7, 显示“异常”:本水表出现异常的错误。
8, 显示“卡错”:使用了非本水表使用的家用家用智能热或者没有按照操作步骤使用各个功能卡。
三,安装使用说明
1, 选用水表规格应以常用流量为宜,不能单凭管道口径来确定水表的口径。水表使用时被测水的水温和水压应符合主要技术性能2和3条要求。
2, 水表安装时表壳上的箭头方向必须与水流方向一致,安装必须水平。水表安装位置应能避免暴晒,且便于拆卸和观察的场所,寒冬季节应采取保温措施。
3, 锅炉进水端安装水表时必须装回止阀,防止热水和蒸汽回流损坏水表。
4, 水表上方严禁搁置任何物品。注意防潮,防湿,严禁水滴渗入水表控制器内损坏控制系统影响用户正常使用。
5, 长期使用后,杂物堵塞或零件磨损等原因引起误差,须检修后使用。水表上的铅封用户不得启动,发现不正常现象应通知家用家用智能热公司或房产物业公司检修。
6, 特别告示:注意安装预留尺寸必须符合水表外形尺寸安装要求,由于预留尺寸不足造成水表外壳受拉力损坏,责任自负。
四,用户须知
1,水表在正常状态下,液晶依次循环显示:用户号(Uxxx),余量(元),累计(方),日期,时间。
2,用户从物业管理部门购水后,将已购入水量的用户卡准确横放在水表感应区处约2-5S,当听到“嘀”一声蜂鸣或液晶显示“GOOD”后,说明用户购买的水量已输入水表中,同时屏幕显示新的剩余水量,用户将卡移开,以备下次使用或随时查看水表信息和使用情况。如果家用家用智能热不成功,则显示相应的错误代码(见附表1)。
显示代码 具体表示内容
good 家用家用智能热正确
ERR2 强磁干扰,02故障
ERR3 卡数据校验错
ERR8 系统号(错)不一致
ERR12 用户号(错)不一致
ERR14 未进行厂家代码设置
ERR20 显示次数错误
ERR22 显示超囤积量
ERR23 显示表已作废
3,以下几种情况,水表阀门将会关闭,请按照以下说明进行处理:
a) 剩余水量达到设置的报民量时,屏幕显示“阀关”。刷用户卡即可打开阀门,继续用水直到关阀量。建议家用家用智能热后尽快购水。
b) 剩余水量达到设置的关阀量时(一般为0),屏幕显示“阀关”,此时刷用户卡不能再打开阀门,只有重新购水并家用家用智能热后才可打开阀门。
c) 当水表受到外界的强磁干扰时,屏幕显示“异常”“02”并且关闭阀门,当外界干扰消除后再刷用户卡即可打开阀门。
d) 当水表检测到电池欠压时,屏幕显示“缺电”并关闭阀门,请及时与管理部门联系,请勿擅自拆装。
E.,若因其他原因阀门关闭时,请检查剩余水量并向水表中刷一次用户卡,看是否能打开阀门,若不能打开且剩余水量大于关阀量,请及时与管理部门联系,请勿擅自拆装。
五,附件
家用家用智能热家用家用智能热水表配备连接螺母,接管,橡胶密封圈两只。
六,产品“三包”原则
1, 凡属质量原因所造成的水表故障,本厂实行“三包”。自购买日起为期一年。
2, 人为造成的损坏,本厂负责收费检修。按检修项目保用三个月。
3, 由于安装不当及人为造成的损坏造成水表损坏不属“三包”范围。
七,声明
1, 用户不得擅自拆卸铅封,否则按破坏处理。
2, 本公司有对本说明进行更改和修订的权利,若有更改恕不另行通知,一切以实际产品为主。}