微量进样针是一种必不可少的精密器械。 进样针的使用 1、在使用前检查进样器,检查针筒是否有裂缝及针尖是否是毛口。 2、排除进样器中残留的样品,用溶剂洗涤进样器5~20次,并弃去前2~3次的废液。 3、排除进样器中的气泡,把针头浸没于溶剂中,反复的抽排样品。当排除样品时,进样器中的气泡能随着管的垂直变化而改变。 4、使用进样器时,先将进样器吸满液体,再排除液体至所需进样的体积。 柱塞的维护 1、不能用力压柱塞。 2、当针头被堵时,不能用力压迫柱塞,因为高压能使得柱筒破裂。 3、标准进样器的柱塞时不能相互调换的,每个柱塞都适合相应的进样器上的附着层。 4、当进样器干的时候尽量不要抽压柱塞。 5、清洗柱塞的时候用无毛刺的绵纸,不要弯折。 针的维护 1、中等到高粘性的样品在使用之前应该稀释或选择大的内径的进样针。 2、清洗针头时应使用清洗工具,如通管丝或管心针、镊子,表面活性物质用以清洗针壁。 3、热清洗,热清洗用以清除针上的有机残留物,特别是对痕量分析、高沸点和粘性物质。热清洗几分钟后,可再使用针头清洗工具。 进样针的清洗 1、可以用有机溶剂来清洗进样针的内壁,在进行清洗时请注意检查进样针推杆是否可以平滑地移动; 2、如果在进样针推杆不以平滑的移动,则可以将推杆取出.推荐使用蘸过有机溶剂的软布将其擦干净。 3、重复使用有机溶剂抽吸,如果在几次抽吸之后对进样针推杆的阻力很快的增加了,说明仍然有一些小的污物存在,发生这种情况后需重复进行清洗过程。 4、如果进样针推杆可以流畅的平稳的移动,检查针头是否堵塞。用有机溶剂重复冲洗针头,检查样品被推出针头的形态。 5、如果进样针正常的话样品将会以一条直线流出,如果针头有堵塞的话样品将会从一个方向或一个角度以细雾的形态喷出。即使有时溶剂以直线流出,也要小心检查看流出的情况要好于正常情况(和一个新的未堵塞的进样针比较一下流出情况即可)。 6、针头中的堵塞会破坏分析的重现性,由于这个原因针头的维护是很必要的。用例如金属丝的东西除去针头中的堵塞物。只有在样品正常流出的情况下才可以使用针头。使用吸液器吸液或者注射器清洁器也可以有效地除去针管内的污染物。 进样针的使用注意事项 手不要拿注射器的针头和有样品部位、不要有气泡,吸样时要慢、快速排出再慢吸,反复几次,10 μl注射器金属针头部分体积0.6μl,有气泡也看不到,多吸1-2μl把注射器针尖朝