指针式万用表测电流方法:
1、连接电路,使发光二极管正常发光。
2、准备万用表并将选择开关置于mA档100mA量程。
3、断开电位器中间接点和发光二极管负极间引线,形成“断点”,发光二极管熄灭。
4、将万用表串接在断点处。红表笔接发光二极管负极,黑表笔接电位器中间接点引线。发光二极管重新发光,万用表指针所指刻度值即为通过发光二极管的电流值。