激光测量(4-19 设备垂直度测量) 1、 打开电脑及激光测量仪的主电源。 2、 开启电脑进入操作界面。 3、 开启激光测量仪电源并预热 4、 被测设备要保持清洁(擦清设备导轨 ) 5、 双击激光测量仪软件的快捷方式。进入软件操作界面然后单点击图面中垂 直度,进入垂直度操作主界面 6、 1)点击单位对话框使成为公制 MM 7. X 轴对光 1)近调象限仪、远调反光镜。 2)将激光发射器与反光镜直线对齐 3)将 X 轴导轨拖板调至远端,看一下是否有光源反射。 4)将象限仪放在 X 轴拖板的第一根T型槽处,至于激光发射器与反光镜一 直线上,固定象限仪手动调整象限仪,观察电脑屏幕上的读数进行调整 5)将 X 轴导轨拖板调至远端,观察电脑屏幕上的读数调整反光镜。 6)以上步骤重复多次,调整X、Y的偏差量为 0.02mm 8. 点击设定对话框进入设定界面、 9. 1)选中垂直度对话框(A) 2)最小数目平均对话框输入 1 值,误差弧度对话框输入 1 值(D) 3)选中象限仪移动(B)、测量次数 1、位置等分、只作顺向对话框内(E) 4)点击测量 1 对话框,再点击数据轴上的一个方位角,转动方位角,调整 至出现(C)上的数据,输入测量距离 0、300mm 点数 11 点 5)再次点击测量 1 对话框会出现一个选择对话框此时选择否!后出现一个 测量 2 对话框(A),再点击数据轴上的一个方位角,转动方位角,出现(B) 上的数据,输入测量距离 0、300mm 点数 11 点 9. 1)点击重置对话框, 2) 点击开始对话框 3)点击收集对话框 10. 进入 X 轴收集操作界面 11. X 轴测量完成后,将象限仪移至 Y 轴拖板上,并进行对光,对光方式与 X 轴 相同。对光后点击轴 2 对话框,再点击收集对话框,进行 Y 轴数据采集。 12.测量完成后将数据保存至选定的文件夹内,并点击分析对话框进入分析操作 界面 13.点击开启功能打开保存的文件 14. 依次点击数据选项功能选择垂直度及垂直度绘图 15. 点击 OK 对话框 16. 出现 5 个对话框 17.关闭第一第二对话框 . 18.读取第 3、4 个对话框内下面(红圈内)所需数据,并最小化 19. 在第 5 个对话框中点击数据选项功能选择垂直度绘图再点击数值。 点击图表红圈内是所需数据