病情描述(发病时间、主要症状、症状变化等):
我想轻轻问负压吸引装置的原理是什么
答

共1条医生回复

因不能面诊,医生的建议及药品推荐仅供参考
职称:
-来自:浙江省新华医院内科
专长:胃、十二指肠溃疡,慢性胃炎,慢性胆囊炎
问题分析:负压吸引装置由调压器、集液瓶、软管等组成。集液瓶上有两个软管接口,一个接负压终端,一个接入工作腔体。当负压终端接通时,集液瓶内将产生空气负压,该负压将引导污物(如污血、痰等)从另一个软管流入集液瓶内。当集液瓶内液体高度达到一定高度时,集液瓶盖上的止流阀将开始工作,切断液体流入管路,从而防止集液瓶内液体过盈而溢出。
意见建议:考虑到引流量的不同,可以将多个集液瓶级联,从而实现多量液体的抽取及储存。