2.2伺服式液位计的安装伺服式液位计的安装方式同非接触式液位计。安装在罐体上时,与介质相通的腔室与电气腔室完全隔离,以避免物料泄露。 由于 LNG 储罐通常是底部进料,在刚开始进料时,由于液位较低,LNG 会对浮子产生冲击, 使浮子发生飘移, 从而影响读数的精确性。 因此,需采用导波管安装方式。在使用中, 伺服液位计安装时有以下注意事项: (1)安装导波管的位置应偏离储罐进料口, 以防止由于输入液体的波动或湍流而引起的浮子的剧烈摆动。 (2) 安装导波管的位置应该离开罐壁至少500mm,以确保测量不受环境温度的影响。 (3)彻底处理好导波管进液小孔的毛刺, 以防毛刺挂住浮子。 (4)保证伺服式液位计连接法兰的垂直度,以避免浮子碰到导波管的内壁造成液位测量失灵。