ICS　DL　中华人民共和国电力行业标准XX/T　XXXXX—XXXX　三相智能电能表技术规范　Technical　specification　for　polyphase　smart　electricity　meters　(报批稿)　XXXX　-　XX　-　XX　发布　XXXX　-　XX　-　XX　实施　发布XX/T　XXXXX—XXXX　I　目次前言·　1　范围·1　2　规范性引用文件·1　3　术语和定义·1　4　技术要求·1　5　试验项目·12　6　检验规则·18　附录　A(资料性附录)　智能电能表电压、电流规格对照表·19　附录　B(资料性附录)　试验项目明细表·21　XX/T　XXXXX—XXXX　II　前言本标准依据　GB/T1.1-2009　给出的规则起草。　本标准与《智能电能表功能规范》　、　《三相智能电能表型式规范》　、　《智能电能表信息交换安全认证技　术规范》共同成为三相智能电能表设计、制造、管理、维护的技术依据。　请注意本文件的某些内容可能涉及专利。文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。　本标准由中国电力企业联合会提出。　本标准由电力行业电测量标准化技术委员会归口。　本标准起草单位:中国电力科学研究院、国网冀北电力有限公司、国网北京市电力公司、国网河南　省电力公司、国网天津市电力公司、国网山东省电力集团公司、国网江苏省电力公司。　本标准主要起草人:姜洪浪、章欣、杜蜀薇、杜新纲、彭楚宁、徐英辉、郜波、林繁涛、崔星毅、　周晖、李亦非、秦楠、张卫欣、代燕杰,许晴。　本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化中心(北京市白广路二条一　号,100761)　。　XX/T　XXXXX—XXXX　1　三相智能电能表技术规范　1　范围　本标准规定了三相智能电能表的规格、适应环境、机械性能、电气性能、抗干扰及可靠性等方面的　技术要求和试验项目,并规范了电能表的检验规则。　本标准适用于电力行业规范测量参比频率为50Hz(或60Hz)交流电能的安装式三相智能电能表(以　下简称“电能表”)的设计、制造、订货和使用。　2　规范性引用文件　下列文件对于本文件的应用是必不可少的。　凡是注日期的引用文件,　仅注日期的版本适用于本文件。　凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。　GB　4208—2008　外壳防护等级(IP　代码)　G