杭州市消保委联合“好奇实验室”、浙江省老年医学研究所,对市面上便携式血压监测设备进行实时评测活动。
根据不同的测量原理,这些手环分为三类
1、光电法(PPG)
手环向皮肤发射一种光电信号,通过传感器采集手腕部位的脉搏波,然后通过特定的计算公式,估算血压数值。使用时,手环只需佩戴在手腕上,即可直接测量血压。
2、光电+心电法(PPG+ECG)
就是在光电信号的基础上,又增加了几块金属片,用来采集心电信号,综合两种信号,估算血压数值。使用时需要用手指按住表面的金属按钮,才可以正常测量。
3、示波法
手环背面有一个微型气囊,通过充气、加压、再放气的过程,自动测量血压,这其实和电子血压计是同一原理,只不过是用在手腕上,而不是手臂上。
本次评测实验在浙江省老年医学研究所副所长王国付主任医师的指导下进行,杭州市消保委全程参与,消费者代表全程见证。
为了尽可能保证实验的科学性与严谨性,王医师运用医学统计上的“拉丁方设计”法,设计了一套实验方法。
电子血压计,是目前医院里普遍使用的一种测量血压的方法。其原理为示波法间接测量血压,放气或充气的过程中,感知脉搏波信息,并通过一系列复杂的转换和计算得到血压数据。
电子血压计能够最大程度地减少人为引起的误差,测量结果相对准确、稳定。
评测结果
从收缩压的情况来看,8 款产品中,误差值最小的有 6.4 mmHg;最大的误差达到了 19.5 mmHg。舒张压的情况也差不多,最小的误差值也有 5.7 mmHg,最大的则达到了 12.4 mmHg。
《JJG 692-2010 无创自动测量血压计检定规程》规定,误差超过 4 mmHg判定为检定不合格。
参照此标准,8 款产品的测量结果,与标准值相比,均有不小的误差。无论使用哪种测量原理,以现有的技术,智能手环还无法做到准确测量血压。
医用血压计作为一种医疗器械,我们国家有相关规定,需要定期到专业机构做检定,方可使用。家用血压计,也需要经常校准,才能减小误差。