一、 测压管测压管: 是以液柱高度为表征测量点压强的连通管测量点压强的连通管。 一端与被测点容器壁的孔口相连, 另一端直接 和大气相通的直管。端与适用范围: 测压管适用于测量较小的压强,但不适合测真空。 注意:1.由于各种液体重度不同, 所以仅标明高度尺寸不能代表压力的大小, 还必须同时注明是何种液体的液柱高度才行。2.测压管只适用于测量较小的压力, 一般不超过10kPa。 如果被测压力较高, 则需要加长测压管的长度, 使用就很不方便。 3.测压管中的工作介质就是被测容器(或管道)中的流体, 所以测压管只能用于测量液体的正压, 而对于测量液体的负压以及气体的压力则不适用。4.在测量过程中, 测压管一定要垂直放置,否则将会产生测量误差。 二、 U形测压计这种测压计是一个装在刻度板上的两端开口的U型玻璃管。 测量时,管的一端与大气相通, 另一端与被测容器相接(如图), 然后根据U型管中液柱的高度差来计算被测容器中流体的压力U型管内装有重度中流体的压力。 U型管内装有重度γ2大于被测流体重度γ1的液体工作介质, 如水、 酒精、 四氯化碳和水银等。 它是根据被测流体的性质、被测压力的大小和测量精度等来选择的。