选择尽可能薄的层厚者目的在于实现 真正 的各向同性体 0.smmx0.5mm)从而达到最佳的各类重建效果;采用略厚层厚者的目的在于在保持基本的各向同性 体素采集的基础上 适应16 层采集中的锥形线束采集与重建方式及达到更好的曝光剂量效率 (exposure dose efficle。-cy).如Siemeel。公司的材料显示,4 层采集时的曝光剂量效率为70% 075mm层厚的16 层采集时曝光计量效率则为85%。 16 层设计的采集时间一般为0.5 描(全周扫描),最低可达0.42 秒,以一个身高 155cm 的病人 2.5mm层厚采集将可在19-22秒钟完成全身的扫描 明显提高了扫描的单位时间覆盖率。 对包括心脏在内的动态器官全部可以实现一次屏息采集、这是4 层采集的CT 尚不能完全实现的。 (二)和16 层采集的螺旋CT 相关的技术进展 锥形线束算法随锥形线束覆盖的探测器列数与宽度增加,螺旋扫描中信息采集的几何学误差会进 一步增大 因而锥形线束地影会比4 层者更严重。为此已发展了相应的16 层采集锥形束扫描 重建算法。如为了对应采集平面的位相而采用的倾斜成像平面采集算法2 螺旋滤过伴交叉校准算也非 线性插入重建算法;一次采集16 层的原始数据 然后作逐层二次重建算法等。这些新的重建算法目标 在于减少锥形线束伪影;保证Z 轴上的分辨力和保证采集速度。 降低扫描剂量和最初厂家介绍多层采集的螺旋CT 设备时谈到的重要优点一“因采集层面呈4 倍数增加故射线剂量将减低 相应 由于多层采集时采集层厚很薄每次扫描覆盖的范围通常比单层螺 旋CT 大,以及采集中的剂量效率因素等,放实际的病人受线量在扫描范围内会明而增加而不是降低 尽管和4 层扫描设备相比8 层设备的扫描剂量有所降低(约30%)但16 层设备的扫描剂量则明显增 高。