为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验电流不得小于30 安培。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题 大地网接地电阻测试仪适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率。
1、数字接地电阻测试仪工作原理: 工作原理为由机内DC / AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,在经过检波送入表头显示。借助被率开关,可得到三个不同的量限: 0-2 Ω,0-20 Ω,0-200 Ω。 2、大地网接地电阻测试仪工作原理:
3.电阻测量原理 钳形接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。 4. 电流测量原理 钳形接地电阻测试仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量原理相同。被测量导线的交流电流I,通过钳口的电流磁环及电流线圈产生一个感应电流 I1,钳表对I 1进行测量,通过下面的公式即可得到被测电流I。