磁质量分析器(Magnetic Sector Analyzer)
分为单聚焦(Single-focusing)和双聚焦(Double-focusing)质量分析器
单聚焦质量分析器使用扇型磁场,结构简单,操作方便,但是分辨率低。
双聚焦质量分析器使用扇型电场及扇型磁场,分辨率高,其缺点是价格贵,操作和调整比较困难。
飞行时间质谱计(Time of Flight, TOF)用一个脉冲将离子源中的离子瞬间引出,经加速电压加速,它们具有相同的动能进入漂移管,质荷比小的离子具有最快的速度因而首先到达检测器,质荷比大的离子则最后到达检测器。
四极质量分析器(QuadrupoleMass Analyzer)
由四跟平行的棒状电极组成而得名。与扇型磁场的质量分析器的原理完全不同。
优点:
1)结构简单、容易操作、价格便宜;
2)仅用电场而不用磁场,无磁滞现象,扫描速度快,适合与色谱联机;
3)操作时的真空度相对较低,特别适合与液相色谱联机。
缺点:
1)分辨率不高(R=103-104);
2)对较高质量的离子有质量歧视效应。
离子阱(Ion Trap)
离子阱与四极质量分析器的原理类似,因此也称为四极离子阱(quadrupoleion trap);或因其储存离子的性质而称为四极离子储存器(quadrupoleion storage, QUISTOR)。
优点:1)单一的离子阱可实现多极“时间上”的串联质谱;2)结构简单、价格便宜,性能价格比高;3)灵敏度高,较四极质量分析器高达10-10000倍;4)质量范围大,可达6000。
缺点:质谱与标准谱有差别。
傅立叶变换离子回旋共振质谱计(Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance, FT-ICR)通过同时激发分析时内的所有质荷比的离子,通过对检测信号进行傅立叶变换得到质谱图。
优点:
1)分辨率极高,可达1106,但不导致灵敏度下降;
2)可实现多极“时间上”的串联质谱;
3)灵敏度高、质量范围宽,速度快、性能可靠。
仪器参考