常用的螺旋 读数量具有百 分尺和千分尺 。百分尺的读 数值为 m,千分尺的读数值为 校正百分尺的零位百分尺如果使用不妥,零位就要走动,使测量结果不正确,容 易造成产品质量事故。所以,在使用百分尺的过程中,应当校对百分尺的零位。所谓“校对 百分尺的零位”,就是把百分尺的两个测砧面揩干净,转动测微螺杆使它们贴合在一起(这是 指0~25mm 的百分尺而言,若测量范围大于0~25mm 时,应该在两测砧面间放上校对样棒), 检查微分筒圆周上的“0”刻线,是否对准固定套筒的中线,微分筒的端面是否正好使固定 套筒上的“0”刻线露出来。如果两者位置都是正确的,就认为百分尺的零位是对的,否则 就要进行校正,使之对准零位。千分尺的使用千分尺的使用应用螺旋测微原理制成的量具,称为螺旋测微量具。它们的测量精度比游标卡尺高,并且测量比较灵活,因此,当加工精度要求较高时多被应用。常用的螺旋读数量具有百分尺和千分尺。百分尺的读数值为0.01mm,千分尺的读数值为0.001 如果零位是由于微分筒的轴向位置不对,如微分筒的端部盖住固定套筒上的“0”刻线,或“0”刻线露出太多,0.5 的刻线搞错,必须进行校正。此时,可用制动器把测微螺杆锁 住,再用百分尺的专用扳手,插入测力装置轮轴的小孔内,把测力装置松开(逆时针旋转), 微分筒就能进行调整,即轴向移动一点。使固定套筒上的“0”线正好露出来,同时使微分 筒的零线对准固定套筒的中线,然后把测力装置旋紧。 千分尺的使用千分尺的使用应用螺旋测微原理制成的量具,称为螺旋测微量具。它们的测量精度比游标卡尺高,并且测量比较灵活,因此,当加工精度要求较高时多被应用。