本仪表的测量范围为:0-100,其最小分度为0.1Ω; 0-1000Ω的最小分度10Ω.
辅助接地棒的接地电阻:测童范围为0-10Ω时,不大于1000Ω,对测盘无影响;0-100Ω时,不大于2000Ω,对测量无影响;0-1000Ω时,不大于5000Ω,对测量也无影响。
还有一种ZC34A型晶体管接地电阻测试仪,共有三档,即0-2Ω, 0-20Ω, 0-200Ω;辅助接地棒的接地电阻在测鼠范围为0^-2Q时不大于500Ω, 0-20Ω时不大于1000Ω, 0-200Ω时不大于2000Ω,此仪表用于电讯系统、电气设备、避霄针等接地装置的接地电阻测试也可供一般低电阻导体电阻值的测量.