一皮带秤安装位置的选择
皮带秤应该安装在皮带张力和张力变化最小的地方,由于这个原因,秤最好是安装在输送机靠尾部的地方,称重托辊应安装在距离
装料点不小于5m处(ICS-20,ICS-30)或9m处(ICS-17,ICS-14),但距尾部导料栏板不少于3个托辊间距(ICS-20,ICS-30)或5个
托辊间距(ICS-17,ICS-30);皮带秤不要安装在输送机角度大于16度的输送机上。同时要遵守以下准则:
1、 称量系统要安装在坚固的输送机上,否则必须增加支撑;
2、 皮带秤不应设置在距给料机、漏口、导料栏板3米以内的地方;
3、 秤不能装在凹形或凸开曲线的输送机上;
4、 秤不能装在输送机因超速或倾斜而使物料滑动的地方;
5、 秤应装在防风雨最好的地方;
6、 在装有皮带秤的输送机上不应联结或装有任何震动装置。
二皮带秤的现场安装
2.1 ICS-14型皮带秤的安装
2.1.1现场确定皮带秤在输送机上的安装位置后,按下列要求准备现场
1、 在安装部位配置支撑和支撑腿,以加固输送机机架,构架的偏差应保持在0.4mm以内。
2、 秤的区域内输送机架的夹板应和输送机架焊在一起。
3、 要把负4到正4间的托辊在输送机的横向用水平尺调平。
4、 全部称重域的托辊应在制造、样式、规格等方面应相同,具有转动灵活及良好的机械性能。
5、 确定输送机的中心线,在每一步测量中都参照此中心线。
2.1.2在完成了对皮带秤安装位置的选择和准备工作以后,可以按下列步骤安装皮带秤秤架
1、 为方便吊挂钢丝和安装设备,应举起或移开皮带秤范围内的输送皮带,其距离至少需要从负5到正5之间。
2、 将安装秤架部位的四组托辊拆掉,去掉连接脚板,改装为称重托辊。
3、 对皮带宽度超过1000mm的皮带秤,托辊要有足够强度的支撑,其支撑在侧翼托辊和底部的托辊架之间,以使托辊在重载下不
变形。
4、 在负4到正4间所有中间输送辊的中心位置上划刻线或冲上标记,对带宽超过一米的输送机,需用同样步骤完成两侧翼托辊。
5、 定负4到正4托辊之间的尺寸,并把它们用垫片垫高6mm。把负4和正4托辊调整为矩形,其对角线误差不大于3mm。
6、 在输送机的两边分别从负4到正4