©2018　Waters　Corporation　1　COMPANY　CONFIDENTIAL　开机启用及全年使用维护纪律　沃特世培训中心　周莉©2018　Waters　Corporation　2　COMPANY　CONFIDENTIAL　概览　\uf0a1　仪器系统开机及使用注意事项　\uf0a1　常见故障及使用维护　\uf0a1　资料工具　©2018　Waters　Corporation　3　COMPANY　CONFIDENTIAL　概览　\uf0a1　仪器系统开机及使用注意事项　HPLC系统【e2695-2489-2998】　UPLC系统　\uf0a1　常见故障及使用维护　\uf0a1　资料工具　©2018　Waters　Corporation　4　COMPANY　CONFIDENTIAL　1.　按要求准备好流动相及相应清洗液;　2.　打开计算机电源,进入Windows操作系统,待操作系统加载完毕;　3.　打开e2695,待通过自检;　4.　进行系统的灌注　5.　设置流速冲洗检测器,确保检测器流通池内充满液体后,打开检测器,待　通过自检;　6.　登录Empower软件,进入运行样品界面;　7.　编辑仪器方法,平衡色谱,准备开始分析实验。　e2695-2489-2998　系统开机程序　©2018　Waters　Corporation　5　COMPANY　CONFIDENTIAL　准备流动相　\uf0a1　液相色谱仪器对流动相的要求　–与检测器匹配　–脱气,过滤除去微粒　–避免用含卤素离子的缓冲盐(不锈钢系统)　–防止细菌的生长　\uf0a1　色谱柱对流动相的要求　–纯度的要求　o超纯水,或用KMnO4处理过的双蒸水　o有机溶剂:色谱纯,并与填料相匹配　–缓冲液的pH值,在填料的允许范围　–缓冲液(盐)的浓度不要太高　–流动相对样品的溶解度　o调整有机溶剂和水的比例　o最好用流动相溶样　©2018　Waters　Corporation　6　COMPANY　CONFIDENTIAL　MENU　/　STATUS　2695的开机画面-Main　©2018　Waters　Corporation　7　COMPANY　CONFIDENTIAL　Diagnostics　点击“Prime　SealWsh”　©2018　Waters　Corporation　8　COMPANY　CONFIDENTIAL　点击“Start”　Prime　Seal　wash　©20