3.1 型号表示方法 蜡油公司代号:表示德泰化工 技术要求蜡油的技术要求应符合表1的规定。 DHS外观 棕黄色 重芳烃含量 34.2蜡油含量 65.2沥青质+胶质 0.5凝固点 10闪点(开口) 120运动粘度(100 8.5Q/HDT 001—2009 DHS水分 0.1密度 试验方法5.1 外观 采用目测方法进行。 5.2 芳烃含量、蜡油含量、沥青质+胶质 按附录A规定进行。 5.3 凝固点 按GB/T 510的规定执行。 5.4 闪点 按GB/T 267的规定执行。 5.5 运动粘度 按GB/T 11137的规定执行。 5.6 水分 按GB/T 260的规定执行。 5.7 密度 按GB/T 1884、GB/T 1885的规定执行。 检验规则6.1 检验分类 本标准规定的芳烃含量、闪点、运动粘度为出厂检验项目;其他项目为根据客户要求检验项目。 6.2 生产厂检验 本产品经生产厂检验合格后方可出厂,并附有一定格式的质量证明书,其内容包括:产品名称、标 准号、生产厂名、注册商标、批号等。 6.3 组批规则 本产品以同等质量的均匀产品为一批。 6.4 取样 取样按GB/T 4765进行,取2L作为检验和留样用。 6.5 复检 检验结果有一项指标不符合本标准要求时,应重新自两倍量的包装中采样进行复检。复检结果仍有 一项指标不符合本标准要求,则该批产品为不合格品。 包装、标识、运输、贮存包装、标识、运输、贮存及交货验收按SH 0164进行。 Q/HDT 001—2009 (资料性附录)重质油中烃类组分含量的测定法 (棒状薄层色谱法) A.1 范围 本标准规定了棒状薄层色谱法测定重质油中烃类组分含量的方法。 本标准适用于蜡油、渣油、回炼油、油浆、重芳烃油等重质油的烃类组分含量的测定。 A.2 方法概要 试样经溶剂(甲苯)溶解稀释,用微量注射器取样,点样于色谱棒上,将色谱帮分别在几种不同的 扩展剂中扩展,经扩展后试样中不同组分分离在色谱棒的不同区域,色谱棒以一种均匀的速度自动地按 程序通过FID检测器进行扫描,各组分分别在不同的时间被检出,检出的信号被输入数据处理系统,并 计算出各组分的含量。 A.3 仪器与材料 A.3.1 仪器 A.3.1.1 MK-5TLC/FID棒状薄层色谱仪; A.3.1.2 IATRONCORDER TC-11数字是积分仪; A.3.1.3 扩展槽 DT-150; A.3.1.4 DT-250;A.3.1.5 干燥箱TK-8; A.3.1.6 棒架储存器DE-3; A.3.1.7 薄层色棒谱 CHROMROD-SIII; A.3.1.8 点样板; A.3.1.9 电子打火枪; A.3.1.10 微量注射器5μ A.3.2材料 A.3.2.1 A.3.2.2气体干燥管:不锈钢管; A.3.2.3 容量瓶 10mL。 A.4 试剂 A.4.1 正庚烷 分析纯; A.4.2 甲苯 分析纯; A.4.3 二氯甲烷 分析纯; A.4.4 无水甲醇 分析纯 A.4.5 亚硝酸钠 分析纯 A.4.6 钯分子筛:粒径约3mm。 A.5 准备工作 Q/HDT 001—2009 A.5.1氢气的净化 将钯分子筛放入马福炉,在500下活化4小时,置于干燥器中冷却备用,将钯分子筛装入气体干燥 管,把气体干燥管连接在氢气与薄层色谱仪入口管路中。 A.5.2 亚硝酸钠饱和溶液的配制 将亚硝酸钠溶解于水中,达到饱和度为止,将饱和溶液倒入恒湿缸内,加入量以不碰到悬挂的棒架 A.5.3试样的配制 用10mL容量瓶称取0.2g~0.5g试样(精确至0.01克),用甲苯稀释至刻度,摇晃容量瓶,使油样 完全溶解。 A.6 实验步骤 A.6.1 打开氢气钢瓶总阀,调节压力约0.25MPa,氢气气路接通后,将色谱仪后面板上的氢气阀向上扳 动,调节色谱器前面板氢气流量160mL/min,立即用电打火,至氢焰点燃。 点火时,点火器不能触及燃烧器内部气流管及电极,因内部电极管电压很高(280VDC)。