液位料位计调试说明书液位料位计调试说明书 杨帆整理 目录 雷达液位计................................... 3 超声波液位计................................. 4 雷达料位计................................... 5 射频导纳液位计............................... 6 2 液位料位计调试说明书 雷达液位计 型号:LR 250 操作步骤 Quick Start (快速开始设置) (1)语言 (2) (选择液体 liquid) 介质 (3)反应速度(快中慢) (4)单位(选择米) (5)操作模式(液位 level) (6)低标定点(空罐液位) (7) 高标定点 (一般选择 0) (8)确认 说明: 1、低标定点的设置方法是先任意设置低标,测空 3 液位料位计调试说明书 罐的液位,修改低标便可,例如:低标设置 1 米, 确认后显示 -2 米,实际液位为 3 米。再次修改低 标为 3 米,完成量程设置。 2、默认语言为英语,介质为液体 liquid,反应速度 为快、单位为米、操作模式为液位 level。 3、每次修改参数后到最后一步选择 Yes 确认。 超声波液位计 超声波液位计设置为代码,具体如下: P01 操作模式:1 液位(level) 2 空间(space) 3 距离(distance) P02 界面属性:1 水平(standard)2 斜面(slope?) P03 反应速度: 快1(fast) 中2(middle) 慢3(slow) P04 探头类型 P05 单位: m、 cm 、 mm、 (feed) 英寸 英尺 、 (inch) P06 安装位置到池底的距离 P07 量程 说明: 1、注意设置量程,例如安装位置到池底为 3 米, 池高 2.8 米,则P06 为3米,P07 为2.8 米。不可与 雷达液位计混淆。 2、默认参数:操作模式:液位(level) ;界面属性: 4 液位料位计调试说明书 水平(standard) ;反应速度:快(fast) ;单位:m ; 3、探头类型为出厂默认,不用修改。 雷达料位计 设置步骤: 开始设置(start)→快速开始设置(quick start) 1、 仓的结构类型: 钢仓 (steel) 水泥仓