清洁加热单元和温度传感器
打开上盖 危险:加热单元终端处于通电状态
把电源变压器从插座上拔下来。如果有接口电 缆连接在水份仪的端口上,将电缆拔下来。
将样品残留物小心地从温度传感器上去掉。
用刷子或湿的无毛软布清洁加热头的金属管。30安全检查 如果有迹象表明水份仪的安全操作没 有保障:
把电源变压器从插座上拔下来>把水份仪锁在一个安全的地方,确保暂时不会使用在以下情况下,
温度传感器设备的安全操作无法保障:
设备或电源线有明显损坏
-设备工作不正常
-设备在不利条件下放置较长时间
-设备在运输过程中受过粗暴对待。
如遇到以上情况请与当地服务中心。
温度传感器保养和维修工作应该由专业的维修技术人员进行行定期检查:
-使用万用表测定的接地保护电阻