羰基硫(OCS)是大气中最稳定,含量最高的含硫气体。它来源于自然和人为来源,对于研究从大气中吸收多少二氧化碳(CO2)植物进行光合作用的科学家至关重要。仅靠测量CO2不能提供光合作用(吸收CO2)的估计值,因为植物还会通过呼吸释放CO2。OCS像CO2一样被吸收,但不会被呼吸释放,因此可以提供有关全球光合作用速率的有价值的信息。超高精度ProCeas®羰基硫(COS)分析仪专为准确测量大气环境中低本底羰基硫(COS)而设计,具有检测低限低、测量精度高、漂移小的特点。ProCeas®羰基硫(COS)分析仪是一款完全预校准的红外激光光谱气体分析仪,基于光反馈腔增强吸收光谱(OF-CEAS)来加强分析目标的特异性、分辨性、准确性和稳定性。该分析仪能以极高的精度测量羰基硫(COS)气体,具有较高的采集频率(1Hz),25ml的测量腔室有利于在较低的气体流速下获得较高的周转速率,更能保证获得准确的压力和温度控制,特殊设计的低吸附管路和测量腔能进一步提高设备的稳定性和数据的准确性。ProCeas®羰基硫(COS)分析仪是一套完整、可靠、耐用、易操作的高精度的在线羰基硫(OCS)分析仪,可应用到植物单叶光合作用研究、也能应用到全球陆地生态系统碳循环模型研究。技术原理腔增强吸收光谱(CavityEnhancedAbsorptionSpectroscopy,CEAS)是基于传统光腔衰荡光谱技术(CavityRing-DownSpectroscopy,CRDS)技术基础上发展的一种高灵敏度检测技术。腔增强吸收光谱(CEAS)技术基于高品质光学谐振腔的弛豫效应,通过谐振来延长有限腔体内的光谱吸收有效路径,依据镜面反射率,其有效吸收路径可达几十千米,大大提高了检测灵敏度。与传统的CRDS不同,CEAS测量的是经过谐振腔的透射光强,而CRDS测量的是光强的衰减时间。CEAS在保持测量精度的同时,无需对激光进行快速关断,使得光谱分析仪结构更为简洁、系统更为稳定。光反馈(Optical-feedback,OF)是CEAS锁定的一种有效方法。AP2E率先拥有OF-CEAS技术专利(WO03031949),同时拥有专利的低压采样技术(WO2010058107),二者的结合,为高品质气体采样和分析提供了技术保障。主要特点直接抽气测量,无需样品预处理具有自校准功能,无需跨度标准气结构简洁,系统稳定,无事实漂移专利的低压取样,防止冷凝水侵扰通过替代材料验证测量,品质优异运行平稳,以年为周期的维护需求性能指标低本底COS测量低检出限(3σ,60秒)2ppb
品牌: AP2E型号: ProCeas COS价格:面议
GASTEC快速气体检测管无论何时由于不用分析仪器和化学药剂,省略了测量前的准备工作,无论何时都可以进行测定。无论何地极为小巧便于携带,只要有微量的空气就可以进行测定,最适合于现场测定。无论何人测定的操作非常简单,无论专业人士或非专业人士。多种气体GASTEC快速气体检测管可以检测多达300余种气体。检测快速测定的结果几分钟就可得到,可以立即转入下一步操作。过程安全日本GASTEC快速气体检测管不用电源,热源,不产生火花,即使有易燃易爆的气体存在,也可以确保操作安全。选型指南型号被测物质分子式可检测范围ppm19LA砷化氢AsH30.04-1021羰基硫COS5-20021LA2-12522乙硼烷B2H60.02-5.023M二氧化氯ClO20.1-1023L0.025-1.2
品牌: GASTEC型号: GASTEC 19LA、21LA、22、23L价格: 300元

甲氧基羰基咔啉对照品相关的耗材

玻璃羟丙氧基测定仪装置 带水浴支架由上海书培实验设备有限公司提供,适用于各大实验室、科研单位,产品质量优质,欢迎新老客户来电咨询选购。玻璃羟丙氧基测定仪装置 带水浴支架 产品介绍:图中D为25ml双颈蒸馏瓶,侧颈与外裹铝箱的长度为95mm的分馏柱E相连接:C为接流管,末端内径为0.25~1.25mm,插入蒸馏瓶内;B为蒸汽发生管(25mm×150mm),亦其末端内径为0.25~1.25mm的气体导入管,并与C相通;F为冷凝管,外管长100mm,与E连接。G为125ml具刻度的带浴A中,维持温度为155°C测定法 取各药品项下规定量的供试品,精密称定,置蒸馏瓶D中,加30%(g/g)三氧化铬溶液10ml。于蒸汽发生管B中装入水至近接头处,连接蒸馏装置。将B与D均浸入油浴中(可为甘油),使油浴液面与D瓶中三氧化铬溶液的液面相一致。开启冷却水,必要时通入氮气流并控制其流速为每秒钟约1个气泡。于30分钟内将油浴升温至155℃,并维持此温度至收集馏液约50ml,将冷凝管自分馏柱上取下,用水冲洗,洗液并入收集液中加酚酞指示液2滴,用氢氧化钠滴定液(0.02mol/L)滴定至pH为6.9~7.1(用酸度计测定),记下消耗的容积V(ml),而后加碳酸氢钠
上海子期实验设备有限公司专业生产甲氧基测定仪,甲氧基测定仪符合药典规定,常和羟丙氧基测定仪配套使用。更多玻璃成套仪器欢迎垂询。
上海子期实验设备有限公司专业生产羟丙氧基测定仪,羟丙氧基测定仪符合药典规定,常和甲氧基测定仪配套使用。更多玻璃成套仪器欢迎垂询
60807-25-24-甲氧基-1-甲氧基羰基-BETA-咔啉上海远慕生物专业提供标准品对照品—包括高纯度的生化试剂、分析试剂、化工中间体、催化剂、溶剂等各类化工产品产品编号:YB-0644中文名称:4-甲氧基-1-甲氧基羰基-BETA-咔啉CAS号:60807-25-2英文名称:4-Methoxy-1-methoxycarbonyl-beta-carboline分子式:C14H12N2O3分子量:256.3产品性状:黄色粉末产品类型:生物碱分子结构式:贮藏:干燥、避光、密闭、低温(0-10℃)包装:提供多种包装规格并可按要求定制。