品牌
亿超亿超高定蔡司依视路
适合度数
825度以上525到800度325到500度0到300度
类型
近视透明片变色片防蓝光抗疲劳染色片偏光片老花片阳光少年防雾片渐进片
材料
MRPC太空片树脂镜片
眼镜片频道
配过眼镜的人都知道,当你配镜时,卖家总爱问度数是多少?瞳距是多少?瞳高是多少?这时候就有很多人懵逼了,提到近视度数都知道,但是瞳距、瞳高还真有很多人不知道是什么,今天小编就给大伙普及一下知识,给大家讲讲什么是瞳距和瞳高,又该怎么测量。
瞳孔距离的定义
瞳孔距离(papillary distance)简称瞳距,是指两眼瞳孔中心间的距离,或指两眼正视前方、视线平行时瞳孔中心间的距离。一般用英文字母缩写“PD”来表示,单位为毫米(mm)。
瞳孔距离的分类
瞳距有双眼瞳距和单眼瞳距之分。双眼瞳距,是指从右眼瞳孔中心到左眼瞳孔中心之间的距离。单眼瞳距,是指分别从右眼或左眼的瞳孔中心到鼻梁中线(nasal centreline)之间的距离。独眼、斜视眼者,尤其需配渐进多焦点镜片者,需测量其单眼瞳距。
瞳距又有远用瞳距和近用瞳距之分。远用瞳距,是指患者看远时的瞳距,即指当两眼向无限远处平视时两眼瞳孔中心间的距离。近用瞳距(NCD),是指患者注视近处目标,即眼前30~40cm阅读或近距离工作时瞳孔中心间的距离。近用瞳距总要小于远用瞳距。
瞳高的定义及分类
瞳高是瞳孔中心高度的简称,指从眼的视轴通过镜片处到镜框下缘槽底部最低点的距离。
瞳高有远用瞳高和近用瞳高之分。无特殊要求时,远用眼镜的瞳高一般在镜架几何中心的水平线上。近用眼镜的瞳高可在镜架几何中心水平线上一点或略低于水平线。但在配制渐进多焦点眼镜时对瞳高有严格的要求,需特别仔细反复测量。
怎么测量瞳距呢?
常见的是角膜反射式瞳距仪,其结构为:(1)额部,(2)鼻梁部,(3)观察窗,(4)视度切换键,(5)电源开关,(6)PD/VD切换键,(7)PD可调键(左右),(8)注视距离键,(9)PD指针,(10)角膜基准线,(11)电池箱,(12)数值显示窗,(13)遮盖板键,(14)绿色固视目标。
1、首先按测量远用瞳距或近用瞳距的要求,将注视距离键调整到注视距离数值∞或30mm标记的位置上。
2、打开电源开关。
3、将瞳距仪的额部和鼻梁部放置在患者的前额和鼻梁处。
4、嘱患者注视里面绿色光亮视标。
5、检查检查者通过观察窗观察到患眼瞳孔上的反射亮点,然后分别移动左右PD可调键使PD指针各自与两眼的角膜反射亮点对齐。
6、读取数值显示窗所显示的数值。其R值表示从鼻梁中心至右眼瞳孔中心之间的距离,代表右眼瞳距;L值表示从鼻梁中心至左眼瞳孔中心之间的距离,代表左眼瞳距。中间所表示的数值代表两眼瞳孔之间的距离,即两眼瞳距。单位为mm。
7、如需对斜视眼测量单眼瞳距时,可调节仪器进行测量,即用远用部观察瞳孔,用近用部读取PD数值。
8、利用视度切换键,可戴多焦点眼镜进行测量,即用远用部观察瞳孔,用近用部读取PD数值。
9、切换PD/VD键,可测得角膜间的距离。
10、注意事项
(1)观察窗或测量窗处,勿用手指触摸或推积污垢。清洁时需用镜头纸及少许酒精轻轻擦净。
(2)数值显示窗采用液晶显示,避免受外力压迫以免损坏
怎么测量瞳高呢?
(1)让患者戴上所选配的镜架,进行整形和校配。
(2)配镜员与患者相隔40cm的距离正面对座,使两人的视线保持在同一高度。
(3)配镜员用右手大拇指和食指竖着拿瞳距尺,其余手指靠在顾客的脸颊上。
(4)配镜员测量左眼用右眼注视,令患者左眼注视配镜员右眼,配镜员将瞳距尺的“零位”对准瞳孔中心后,在镜框下缘槽底部最低点处读取瞳距尺上的数值,即为该眼的瞳高。
(5)用同样的方法测量另眼的瞳高。