V锥流量计计算公式为:其中: 。取0.96335涡街流量计计算公式: 一、孔板流量计1.1 工作原理 流体流经管道内的孔板,流速将在孔板处形成局部收缩因而流速增加,静压力降低,于 是在孔板上、下游两侧产生静压力差。流体流量愈大,产生的压差愈大,通过压差来衡量流 量的大小。它是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律)为基础,在 已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关 系而求得流量。其流量计算公式如下: 上式中:ε 流体的体积流量(单位:m3/min) 孔径(单位:m 直径比1.2 安装 孔板流量计的安装要求:对直管段的要求一般是前10D 后5D,因此在安装孔板流量计 时一定要满足这个直管段距离要求,否则测量的流量误差大。 1.3测量误差分析 1.3.1 基本误差 孔板在使用过程中,会由于煤气的侵蚀而产生变形,从而引起流量系数增大而产生测量 误差;而且流量计工作时间越长,流体对节流件的冲刷越严重,也会引起流量系数增大而产 生测量误差。 1.3.2 附件误差 孔板节流装置安装于现场严酷的工作场所,在长期运行后,无论管道或节流装置都会发 生一些变化,如堵塞、结垢、磨损、腐蚀等等。检测件是依靠结构形状及尺寸保持信号的准 确度,因此任何几何形状及尺寸的变化都会带来附加误差。 二、皮托管2.1 技术参数 型皮托管系数在0.99~1.01 之间 测量空气流速小于40m/s, 测量水流速不超过 25m/s 2.2用途 常用皮托管测量管道风速、炉窑烟道内的气流速度,经过换算来确定流量,也可测量管 道内的水流速度。用皮托管测速和确定流量,有可靠的理论根据,使用方便、准确,是一种 经典的广泛的测量方法。此外,它还可用来测量流体的压力。 2.3 结构 标准皮托管用两根不同内径管子同心套接而成,内管通直端尾接头是全压管,外管通侧 接头是静压管,并在接头处标有系数号及静压接头标记号,使用时不能接错。侧面指向杆与 测头方向一致,使用时可确定方向,保证测头对准来流方向。 2.4 使用方法 1、要正确选择测量点,确保测点在气流流动平稳的直管段。为此,测量点离来流方向 的弯头、变径异形管等局部构件要大于 倍管道直径,离下游方向的局部弯头、变径结构应大于 倍管道直径。2、测量时应当将全压孔对准气流方向,以指向杆指示。测量点插入孔应避免漏风,可