维普资讯 http://www.cqvip.com 《 南钢科技￣o2年第 3 2o 期 技 术 交 流 真 空 状 态 下 液 位 测 量 仪 表 的选 型 动 力 公 司 卞传 根 摘 要 针对动力公 司汽轮机凝汽嚣热水井水住测量系统的改造, 简单介绍了在真空状态下的测量仪 表 的选 型及 几种液住 测量 方式 的原理及 适 用 范围。 关 键 词 真空状态 液住测量 磁浮球式液住计 我 公 司 的 四 台 汽轮 发 电机 组 中有 三 台 为抽 汽凝 汽 式 机 组 , 汽 器 是该 种 机 组 中 的 重 要 部 凝 从 前 面介 绍 的 实 际 应 用 及 分 析 情 况 , 压 静 式 液 位 计 应 用 在 凝 汽 器 系 统 中 , 理 论 上 是 完 在 全 可行 的 , 在 实 际 应 用 中 , 难 实现 稳 定 正 常 但 很 地 工 作 , 因 已在 前 面进 行 了 分析 , 且 在 使 用 原 并 中存 在 每 次 开 机 时需 在 凝 汽 器 系统 稳 定 后 建 立 件 之 一 , 运 行 状 况 的好 坏 直 接 影 响 汽 轮 发 电 其 机 组 的 经 济 效 益 。 所 以 , 凝 汽器 运 行 时 必 须 在 对 其 各 参 数 进 行 准 确 的测 量 及 控 制 , 确 保 汽 以 轮 发 电机 组 的安 全 经 济运 行 。在 这些 参 数 的测 量 中 , 水 井 水 位 的测 量 及 控 制 是 重 点 。 三 台 热 机 组 中 除 0 机 组 采用 就 地 观 察 , 工 控 制 外 , 1 人 1 。 、 相 对 液 柱 即在 液 柱 注 入 口 注 入标 定 高 度 的 水 。 这 样 增 加 了测 量 设 备 的维 护 量 , 且 测 量 控 制 并 系 统 会 因相 对 液 柱 随凝 汽器 系统 工况 变化 的影 3 机 组 原 设 计 采 用 静 压 式 液 位 测 量 的 方 。 响 不 能稳 定 工 作 。 12 2 超声 波 液 位 计 .. 法, 即用 差 压 变 送 器 加 相 对 液 柱 再进 行 零 点 迁 移 的方 法测 量水 位 , 使 用 过 程 中 , 现 该 系统 在 发 常 出现 故 障 、 作 极不 稳 定 。分 析原 因 为 : 测 工 该 量 控 制 系 统 工 作 在 负 压状 态 下 , 为 系 统 测 量 因 超 声 波 液 位 计 是根 据 距 离 等 于 波 的传播 速 率与 时 间 的 乘 积 的 原 理 制 作 的 。超 声 波 发 射 ( 收 ) 到 被 测 物 体 表 面 的距 离 S正 比于超 声 接 头 波从 发 射 到 接 收 的行 程 时 间 A t即 S=V×At , / 装 置 中 有截 止 阀 、 阀组 及 液 柱 注 人 口等 , 头 三 接 及 连 接 件 较 多 , 闭性 难 以保 证 , 致 相 对 液 柱 密 导 的高 度 无 法 保 持 不 变 , 其 变 化 直 接 影 响 测 量 因 的准 确 性 , 无 法 控 制 凝 汽 器 热 水 井 水 位 在 正 而 常 范 围 内 , 认 为在 凝 汽 器 系 统 中选 用 静 压 式 故 液 位 的测 量 装 置 是 不妥 当 的 , 应考 虑 重 新 选 型 。 2 发射 头 和接 收 头 是 制 作 成 一 体 的 ) ( 。式 中 : V 是 超 声 波 的 传播 速 度 。该 类 型 的液 位计 几乎 不 受 被测 介 质 限 制 , 合 用 于 “ ” 适 S 值较 大没 有 盲 区 影 响 的贮 仓 类 的 物位 测 量 。 由于 凝 汽 器 的热 水 井 总高 度 只有 6 e ,S 值 太 小 对 测 量 的 准 确 0r “ ” a 度 影 响较 大 , 且 超 声 波 液 位计 的价 格 偏 高 , 并 维 护 亦相 对 复杂 。 12 3 磁 浮球 翻 板 式 液位 计 .. 该 类 液 位 计 是根 据 连 通 管原 理 及 浮 力原 理 1 液 位 计 的 选 型 1 1 选 型 原 则 . ( ) 感 器 必 须 能适 应在 负压 状 态 下 工 作 , 1传 不受 凝 汽 器 真 空 度 变化 的影 响 。 ( ) 感 器 测 量 准 确 度 应 不 低 于 2 , 安 2传 % 应 装 方 便 , 于维 护 。 易 () 位 计 必 须 有 标 准 模 拟 量 输 出 以 便 于 3液 配 接 调 节 器 等 二 次 仪表 。 12 几 种 类 型液 位 计 的 比较 . 12 1 静 压 式 液 位计 .. ? 制 作 的 , 测 量 管 内 的 浮子 随 液 位 的升 降而 上 在 下 移动 , 子 内 的 磁 钢 通 过 磁 耦 合 驱 动 测 量 管 浮 外 的 双 色 薄 片 翻 转 来 就 地 显 示 液 位 高 度 , 时 同 测 量 管 外 的液 位 传 感 器 内的 干簧 管 同样 因浮 子 内磁钢 的磁耦 合作 用 , 变了传感器 内分压 器 改 电阻的输 出电信号 , 该信 号经 转换器转换输 出 与 液 位 高 低 成 比 例 的 4~2 m 0 A标 准 直 流 电 流 38 ? 维普资讯 http://www.cqvip.com 技 术 交 流 信 号 , 输 给 显 示 器 、 节 器 等 二 次 仪 表 完 成 显 传 调 示 控 制 等 功 能 。此 类 液 位 计 测 量 准 确 度 一 般 可 达 到 10级 , 不 能 用 于 介 质 中 有 较 多 的 悬 浮 . 但 物 杂 质 的测 量 , 因介 质 中 的 油