包括:　a)　采用对容器检查控制清洗容器符合质量控制要求,通过密码平行样分析、加标样分　析、标准样品/标准物质或质控样分析等方法检查;　b)　每批清洗容器检查应抽取　10%或不少于　2　个,污染因子测定结果应为小于检出限;　c)　加标样、标准样品/标准物质和质控样的总测定率应达到　10%以上。当样品数量少　于10　个时,每批样品测定数不少于　1　个(组)　;样品加标回收率,不得超出方法给　出的范围值,加标量应控制在实际样品浓度水平的　0.5-3　倍之间;　d)　水质监测的准确度和精密度检查采用密码标准样品/标准物质、质控样、加标回收　样、平行样进行,参照　6.3　相关规定执行。　14　附录　A　(资料性附录)　水文气象项目观测方法　表A.1　水文气象项目观测方法　观测项目推荐的分析方法　最多　有效位数　小数点后　最多位数　检出限(量)　采用标准　海况　目视法　-　-　-　GB　12763.2　风速　风速风向仪测定法　3　1　0.1　m/s　GB　12763.2　风向　风速风向仪测定法　3　0　1º　GB　12763.2　气温　干湿球温度计测定法　3　1　0.1℃　GB　12763.3　气压　空盒气压表测定法　5　1　0.1　hPa　GB　12763.3　天气现象　目视法　-　-　-　GB　12763.3　15　附录　B　(资料性附录)　水质监测项目分析方法　表B.1　水质监测项目分析方法　序号　监测项目　分析方法　方法编号或来源　检出限　测定下限　检测范围　1　透明度　透明圆盘法　GB　17378.4-2007(22)　-　-　-　2　水色　比色法　GB　17378.4-2007(21)　-　-　-　3　嗅和味　感官法　GB　17378.4-2007(24)　-　-　-　4　水深　水深测量　GB/T　12763.2-2007(4.8)　-　-　-　5　水温　表层水温表法　GB　17378.4-2007(25.1)　-　-　-5~+40℃　颠倒温度表法　GB　17378.4-2007(25.2)　-　-　-20~+50℃　水质　水温的测定　温度计　或颠倒温度计测定法　GB/T　13195-1991　-　-　水温计法:-6~+40℃　深水温度计:-2~+40℃　颠倒温度计:主温度计:-2~　+32℃　辅助温度计:-20~+50℃　6　盐度　盐度计法　GB　17378.4