一、什么是液相色谱仪连结管路
液相色谱仪的组成是由高压恒流泵、色谱柱、检测器等部件组成的。其中的色谱柱是液相色谱仪的核心。深受实验室人们的关注。液相色谱仪还有一些不起眼的部件。但是这些不起眼的部件也是液相色谱仪很关键的东西,比如液相色谱血管连接管路。
液相色谱连接管路在系统里面有着很重要的作用。相当于整个液相色谱仪系统的系统。这些管路把液相色谱仪的每个部件都连接起来形成一个整体的系统。
二、连结管路的选择原则
连结管路可不是普通的管路,不是随便拿来就能用的,每一根的选择都是很有说法,很有讲究。原则一般有3点:
1、低压或负压管路尽量用粗的、塑料的管路,以聚四氟的居多。
2、高压的管路尽量用细的、不锈钢或PEEK材料的管路。
3、混合器出口到进样阀(或进样器)的管路、进样阀到色谱柱的管路、色谱柱到检测池的管路、检测池进液和出液的管路尽量用更细的,尤其是检测池前后的。这些管路并且越短越好。
三、连结管路详细介绍
进液管和废液管是低压管路,用塑料材料的是因为塑料的便宜,而且一般都是透明的,可以清晰的看到管路里液体的情况。用内径较粗的是因为粗的阻力小,吸液、排液更通畅。还有就是塑料管路可以耐腐蚀。
高压的用不锈钢的(耐腐蚀的特殊材料)或PEEK的,这是因为不锈钢和PEEK的可以耐腐蚀,可以耐高压。不锈钢的管路硬有韧性,可以弯出很多形状,方便管路走向,这样就会使管路既漂亮又节省,方便设计,美化外观,节省成本。
PEEK管路较软,韧性虽没有不锈钢的好,但也还算可以,也可以比较自由的连接;PEEK管还容易切割,容易密封,密封件也容易装卸。细是为了减小死体积,这样既容易置换流动相,又可保证滞后时间,而且耐压更高、密封更好。但也不能太细,太细了不仅背压高而且还容易堵塞,增加系统的安全隐患和故障率。
混合器到进样阀的管路细、短是为了减小混合后的流动相扩散而改变比例。
进样阀到色谱柱、色谱柱到到检测池的管路细、短是为了减小样品扩散,防止色谱峰变宽、变低、峰形变差,这样一是降低灵敏度,二是检测不准确。
检测池前管路细、短一是为了减小样品扩散,二是为了提高检测灵敏度。