(1)结构和用途。千分尺是一种用于测量加工精度要求较高的精密量具,其测量精度可达到 0。01mm。 (2)种类。按照测量范围可以分为0~25mm、25~ 50mm、50~75mm、75 ~100mm、100~125mm 等多种不同规格,但每一种于分尺的测量范围均为25mm。 (3)千分尺误差检查。 ①把千分尺砧端表面擦拭干净。 ②先旋转微分筒,使两个砧端靠拢,再旋转测力装置,直到发出2-3声“咔咔”响,这时检视指示值。 ③微分筒前端应与固定套筒的“0”线对齐。 ④微分筒的“0”线与固定套筒的基线对齐。 ⑤若两者中有一个“0”线不能对齐,则该干分尺有误差,应予检调后才能测量。 (4)使用方法。 ①将工件被测表面擦拭干净,并置于千分尺两砧端之间,使干分尺螺杆轴线与工件中心线垂直或平行。 ②先旋转微分筒,使砧端与工件测量表面接近,再旋转测力装置,直到发出“咔咔”声响时为止,这时的指示数值就是所测量到的工件尺寸。 ③测量完毕,倒转微分筒,取下千分尺。 使用完毕,应先将千分尺擦拭干净,并涂抹一薄层工业凡土林,然后放人盒内保存。