分流器就是一个能够通过大电流的小电阻,一般常用的15A或20A以及35A的电流表都需要分流器,分流器的阻抗=表头标志满度电压/表头满度电流。比如20A的电流表的分流器阻值=75mv/20A=0.00375Ω,阻抗恒定后根据欧姆定律U=IR,电流与电压成正比,电流为线形电压也呈线形,所以就可以用一个满度为75mv的电压表显示当前电流。因此,使用的电流表实际是一块电压表。交流大电流怎么测量呢?采用电流互感器,将大电流以一定变比变成5安培以下的小电流,于是用小量程交流电流表就可测量大电流了,只是测得的电流还要乘那个变比。