测站点是指在哪个控制点上摆仪器施测;系统默认是直接输入坐标。定向点是指测站点是以哪个控制点作为定起始向的方向点。定向点起始值是指由测站点瞄向定向点在仪器读数显示窗上显示的水平角读数\ufe59方向值\ufe5a。这时,可以输入仪器上的读数,也可以将仪器的水平角读数置为零。检查点是用来检查该测站相互关系,系统根据测站点和检查点的坐标反算出测站点与检查点的方向值\ufe59该方向值等于由测站点瞄向检查点的水平角读数\ufe5a。这样,便可以检查出坐标数据是否输错、测站点是否给错或定向点是否给错.
仪器高指现场观测时架在三角架上的全站仪中点至地面图根点的距离,以米为单位。通讯口是指数据传输电缆联接在计算机的哪一个串行口,要按实际情况输入,否则数据不能从全站仪直接传到计算机上。完成后就可以测图了。
30、当测站的准备工作都完成后,如用相应的电缆联好全站仪与计算机,输入测站点点号、定向点点号、定向起始值、检查点点号、仪器高、通讯口等,便可以进行碎部点的采集、测图工作了。
在测图的过程中,主要是利用系统屏幕的右侧菜单功能,如要测一幢房子、一条电线杆等,需要用鼠标选取相应图层的图标;也可以同时利用系统的编辑功能,如:文字注记、移动、拷贝、删除等操作;也可以同时利用系统的辅助绘图工具,如:画复合线、画圆、操作回退、查询等操作;如果图面上已经存在某实体,就可以用“图形复制(F)”功能绘制相同的实体,这样就避免了在屏幕菜单查找的麻烦。