第1页1技术数据　德安特　ES-F　系列快速水分测定仪(外部砝码校准)　德安特　ES-F102　ES-F103　ES-F104　称量可读性　(d)　5mg　1mg　0.1mg　称量范围(最大)　120　g　120g　120g　水分测量最大允许误　差(%)　样品>2g　±10　±0.5　±0.2　样品>10g　±5　±0.3　±0.1　操作环境温度(℃)　13-25　建议(不提供)的校准砝码(级别)　100　g　(E2)　测量盘尺寸(mm)　Φ90　外形尺寸(长*宽*高)(mm)　310*205*200　开机预热时间(分钟)　20-30　波特率　1200　2400　4800　9600　显示器　LCD　液晶显示屏　加热温度范围(℃)　60-200　加热方式　标准加热、阶梯加热、快速加热　停机方式　自动停机、手动停机、定时停机　设定时间范围　0-99　间隔　1　分钟　电源输入电压　AC　110　-230　V,　50-60Hz　接口　RS232C　第2页1.1　尺寸示意图(mm)　第3页2设备概述　位置　设计　1　加热上盖把手　2　卤素灯　3　测量盘　4　测量盘托架　5　水平调节地脚　6　水平指示　7　防风盘　第4页2.1　按键示意图　按键　功能　·开机/关机　·去皮/清零　·增加设定值　·开始键　·减小设定值　·确认　·打印键　·在%和g之间转换　·菜单键　·时间键　设置加热时间　·温度键　设置加热温度　第5页2.2　显示屏信息　序号　显示　描述　1　最大量程　2　称量最小可读性　3　测试时间　4　停机方式　5　普通加热模式　6　阶梯加热模式　7　快速加热模式　8　表示当前加热程序(加热方法)　9　当前温度显示　10　湿度显示　5　段码趋势　.校准键　·停止键　第6页11　稳定值显示　12　表示固含量%　13　表示水份含量%　14　表示称重单位为克　3　基本信息(常规)　3.1　用途　感谢您购买德安特的快速水分测定仪。　您所购买的卤素水分测定仪既快速又可靠。它具有较高的操作便利性,有助于测量样品的　水分含量。　快速水分测定仪用于测量几乎所有物质的水分含量。　该仪器的工作原理是热失重分析　原理。测量开始时,由卤素水分测定仪测量样品的质量,然后通过集成卤素加热单元对样品进行　快速加热,将水分蒸发掉。在干燥过程中,仪器持续测量样品的质量,并显示质量减少情况。干　燥过程结束后,样