示值基本误差 在正常使用条件下及测量范围内,温控器示值基本误差限 值为测 量精度与测量范围之积。示值回差 温控器在测量范围内. 其示值回 差应不大于示值基本误差限 值的 绝对值。示值重复性误差 温控器的示值重复性误差应不大于示值基本误差限值绝对值的1 /2,环境温度影响 当温控器从 200 C12℃ 变化到5.1.1中规定内的任一值时, 温控器的 示值变化不应大于测量范围 的0.05% / ℃。6.6 过范围 温控器应能承受历时1 5 n - i n的过范围试 验,其过范围限值TG为: To - (T,r - TO) X IO%< TG< TH + (Ty- TO ) X ...