用于移栽和 植物保护剂有限公司提供) 1.2色谱操作条件 检测波长 240 nm;柱温 25 腈-水(体积比7030),流速 0.8 mL/min;保留时间 8.7 min。 1.3 测定步骤 1.3.1 标准溶液和样品溶液的配制 唑酰草胺标准品0.1g(精确至0.0002 g)于100 mL 量瓶中,用乙腈定容至刻度,摇匀作为母液。将此母 10mg/L的标准溶液,摇匀 备用。 0.1g(精确至 0.2 mg)样品,置于 100 mL 容量瓶中,乙腈定容至刻度,摇匀作为母液。 将此母液 10mg/L的样品溶液,摇匀备 1.3.2测定 在上述液相色谱条件下,待仪器稳定后,连续注入数 针标准溶液,计算各针相对响应值的重复性,待相邻2针 相对响应值变化小于1.5% ,按标准溶液、样品溶液、 样品 溶液、标准溶液的顺序进行液相色谱分析(见图1)。 直播稻田除草。 唑酰草胺低毒,对环境安全,有广泛的 可混性,并有望用于其他作物和草坪除草,是很有发展前 景的除草剂。 目前关于 唑酰草胺的分析方法未见报道。 研究了高效液相色谱法测定 唑酰草胺含量的方法,获得 令人满意结果,方法快速、准确,符合定量分析的要求。 实验部分1.1 仪器与试剂 Agilent 1200高效液相色谱仪,紫外检测器;Agilengt 色谱工作站;色谱柱:Eclipse XDB-C18柱(15 cm4.6 mm m)。