随着超级 电容器应用领域的不断扩展,特别是对快速充放电要求的提高,使得用电池测试仪器 研究超级电容器显得力不从心。 对超级电容器实施快速循环充放电,需要设立一个限 压换流模块,属于反馈控制。就是当采集单元检测到超级电容器两端的电压超越限定 值后,立即通知驱动单元改变电流方向。 限压换流的过程必须快速,否则就控制不住了。在RST5200E 电化学工作站中, 限压换流功能由硬件实现,从而确保该反馈控制过程小于 1mS。