珠宝科技Jewel l ery Sci ence and Technol ogy1999年第11卷第1期 V ol珠宝科技 Jewel l ery Sci ence and Technol ogy 1999年第11卷第1期 V ol . 11 N o. 1 1999活学活用钻石热导仪郭靖宏　曹姝　　物体传导热的能力称为导热性\ue044导热性是用穿过给定厚度的材料并使该材料升高一定温度所需的能量来度量的。其测量单位是瓦特每米每摄氏度(W /m /℃)。虽然测试仪表被称为导热性仪\ue044但实际上它们通常是对比物体的热惰性\ue044所以这些仪器最佳名称应该是“热导仪”。 　　由于钻石的导热性与绝大多数的钻石仿制品有巨大差别\ue044所以可以设计出一种相当简单的仪器来鉴定钻石。室温下钻石的导热性从Ⅰ型的1000W /m /℃变化到Ⅱa型的2600W /m /℃。在钻石之后\ue044导热性次高的宝石是刚玉\ue044其导热性是40W /m /℃\ue044两者相差25\ue03a65倍。而尖晶石的导热性是15W /m /℃\ue044比刚玉还要低2-3倍。 　　FG A的D onal d B H ower科学博士将导热性和热惰性的相对值与以尖晶石为基准的钻石热测头相对灵敏度测值进行对照\ue044得出如表1之结果。 　　而张蓓莉等编著的《系统矿物学》中亦有一个关于相对热导率的表\ue044如表2。