Tektronix示波器 Tektronix示波器 示波器可喻为电子工程师的“眼睛”,在实验中扮演着极为重 要角色。武汉大学电子设计竞赛培训基地所使用的Tektronix TDS 1002示波器为贵重仪器,在使用示波器时同学们要遵守仪器使用规 范,注意安全,不损坏仪器。 一、P2200 无源电压探头 探头由四个部件组成,使用探头过程中应防止部件丢失。 一、P2200 无源电压探头 开关在1X 位置时,P2200 探头的带宽为6 MHz 开关在10X 位置时,其带宽为200 MHz 使用过程中应注意使探头衰减选择与示波器“探头”选项设置一致 二、示波器面板按钮介绍(美国泰克,TDS1002数字示波器) 示波器面板按钮介绍(美国泰克,TDS1002数字示波器) 数字示波器 示波器按钮虽多,但基本应用所涉及的按钮仅有三四,下述面板按 钮介绍标红色字体部分为常用按钮。 二、示波器面板按钮介绍(美国泰克,TDS1002数字示波器) 示波器面板按钮介绍(美国泰克,TDS1002数字示波器) 数字示波器 12 1 4 2 5 3 6 7 8 9 11 10 1.存储/调出(SAVE/RECALL)。存储和取回波形和波形到内存或软盘。 2.测量(MESSURE)。执行自动化的波形测量。 3.采样(ACQUIRE)。采样设置。 4.工具(UTILITY)。激活系统工具功能,诸如选择语言。 5.光标(CURSOR)。激活光标,测量波形参数。 6.显示(DISPLAY)。改变波形外观和显示屏。 7.帮助(HELP)。激活帮助系统。 8.默认设置(DEFAULT SETUP)。恢复出厂设置。 9.自动设置(AUTO SET)。自动的设置垂直、水平和触发器控制器用于可用的显示。 10.单序(SINGLE SEQ)。一次单脉冲捕获设置触发参数至正确位置。 11.运行/停止(RUN/STOP)。停止和重新启动捕获。 12.打印设置(PRINT)。打印机设置。 二、示波器面板按钮介绍(美国泰克,TDS1002数字示波器) 示波器面板按钮介绍(美国泰克,TDS1002数字示波器) 数字示波器 1 2 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.垂直位置(VERTICAL POSITION)。调节所选波形的垂直位置(可调节光标1位置)。 2.通道1菜单(CH1 MENU)。显示/关闭CH1通道波形。 3. 垂直刻度(VOLTS/DIV)。调整所选波形的垂直刻度系数。 4. 运算菜单(MATH MENU)。显示所选运算类型、波形。 5. 水平位置(HORIZONTAL POSITION)。调节相对于已捕获波形的触发点位置。 6. 水平视窗菜单 (HORIZONTAL MENU)。调节水平视窗及释抑电平。 7. SET TO ZERO 。设置相对于已捕获波形的触发点到中点。 8. 水平刻度(SEC/DIV)。调整所选波形的水平刻度系数。 9.触发电平(TRIGGER LEVEL)。调节触发电平。 10.触发菜单(TRIG MENU)。调节触发功能。 二、示波器面板按钮介绍(美国泰克,TDS1002数字示波器) 示波器面板按钮介绍(美国泰克,TDS1002数字示波器) 数字示波器 1 2 16 3 4 5 6 7 8 15 9 10 11 12 13 14 11.SET TO 50% 设置触发电平至中点。 12.强制触发(FORCE TRIG)。 强制进行一次立即触发事件。 13.触发线(TRIG VIEW)。 显示垂直触发点位置。 14.探头检查(PROBE CHECK)。 调节探头补偿。 15.外部触发(EXT TRIG)。使用TekProbe介面进行外部触发输入。 16.屏幕按钮 。根据屏幕显示调节对应的选项。 三、示波器基本运用 功能检查: 功能检查: 1.打开电源,等待确认所有自检通过。 2.将示波器探头连接至PROBE COMP 连接器。 3.按下【AUTOSET】按钮,在显示屏上会显示一个方形波(约5V,1KHz)。 4.调整【VOLT/DIV】改变每格电压值,调整【SEC/DIV】改变每格对应时间 值,按【RUN/STOP】切换可观擦动态、静态波形。 三、手动探头补偿 1. 按下CH 1 MENU(CH 1 菜单)? “探头” ? “电压” ? “衰减”选项并选择 10X。在P2220探头上将开关设定到10X 并将探头连接到示波器的通道1 上。如 果使用探头钩式端部,请确保钩式端部 牢固地插在探头上。 2. 将探头端部连接到探头元件 ~5V@1kHz 终端,将基准导线连接到探 头元件机箱接地终端。显示通道,然后 按下“自动设置” 按钮。 3. 检查所显示波形的形状。 4. 如有必要,请调整探头。 四、示波器使用基础--光标使用 示波器使用基础--光标使用 -使用光标可快速对波形进行时间和振幅测量。 显示界面右侧【增量】 时间测量步骤: 为光标1、2的相对时 1. 按下CURSOR(光标)按钮查看Cursor(光标)菜单。 间宽度;【光标1】、 【光标2】为光标相对 2. 按下“类型” ? “时间”。 与原点的时间值。 3. 按下“信源” ? CH1。 4. 旋转多用途旋钮【CURSOR1】,将光标置于第一个测量点。 5. 旋转多用途旋钮【CURSOR2】 ,将光标置于第二个测量点。 四、示波器使用基础--光标使用 示波器使用基础--光标使用 -电压测量步骤: 8. 按下“类型” ? “幅度”。 10. 旋转多用途旋钮【CURSOR1】 ,将光标1置于第一个测量点。 12. 旋转多用途旋钮【CURSOR2】 ,将光标2 置于第二个测量点。 类似与时间测量,在 显示界面右侧可读出 电压测量的相关参数。 四、示波器使用基础—数学计算 示波器使用基础— 通过按【MATH MENU】按键切换到信号数学运算界面,通过选择 “操作”类型(分别有FFT、+、—)可实现对单路信号做FFT分析,双路 信号加减运算。在FFT模式下可通过“信源”选择输入信号通道,可切 换“窗口”选择FFT观察窗类型。 在FFT分析时也可使用光标辅助观察信号频谱特性,操作和前述光 标使用一致,对信号加减运算操作和FFT分析操作类似。 四、示波器使用基础—双通道观察 示波器使用基础— 在双通道观察模式下需选择触发信源选择。 按【TRIG MENU】进入设置界面对触发“类型”、“信源”、“斜率”“触发方式”“耦合”进行设置。 旋转【LEVEL】可对触发电压进行调整,【SET TO 50%】可将触发电压 自动设置为信号中点。 本PPT只介绍了示波器的几项简单 应用,更具体的说明请参阅本示波器使 用说明书,要熟练使用示波器还需同学 们多多动手操作。