真空度、正压和负压关系及负压中MPa和Pa 对应关系 一、简单得说,这三个概念分别对应气体的稀薄、正常、浓密状态。 常压:指一个大气压,即我们平常生活的这个大气层产生的气体压力。一个 标准大气压为 101325 Pa(帕,帕斯卡-常用压强单位)。100,000Pa=100KPa,所以“一个标准大气压”我们也常用100KPa 或101KPa 表示。每个地方由于地理位 置、海拔高度、温度等不同,当地的实际大气压跟标准大气压也不相等,但出于 简化目的,有时候可以近似认为常压就是一个标准大气压,即100KPa; 负压:就是指比常压的气压低的气体状态,也就是我们常说的“真空”。例如,用管子喝饮料时,管子里就是负压;用来挂东西的吸盘内部,也是负压。 正压:就是指比常压的气压高的气体状态。例如,给自行车或汽车轮胎打气时, 打气筒或打气泵的出气端产生的就是正压。 二、科研、生物工程、自动控制、环保、水处理等众多领域应用中,常常要 进行气体采样、气体循环、物体吸附等,这时候就要用到真空泵。它的主要参数 有真空度、流量等。 (一)、“真空度”一般指泵工作时,能达到的极限压力,也即,它能将密闭容器 内的气体抽走后,剩下气体的稀薄程度。 工业上,极限压力表示可以有两种,一种是“绝对压力”,即以“绝对的真空”(理 论上才能达到的绝对真空,什么物质都没有)为零位,标出的数值都是正值,这个 数字越小,越接近绝对真空,也就是真空度越高。比如我们有一款“高真空”微型 真空泵 。它的极限压力为 10KPa(0.01MPa),在微型真空泵里,就属于真空度 很高的了。 另一种是“相对压力”,即以大气压作为零位,低于大气压的用负值表示, 所以叫“负压”。这个负值的绝对值越大,则真空度越高。 国际真空行业通用的、也是最科学的是用“绝对压力”标识;但因为测量相对压 力的方法简便、测量仪器普遍(如一般的真空表都是相对压力表),所以国内习 惯用“相对压力”来标识。 二者关系:相对压力=绝对压力-当地大气压。 如VCH1028 的绝对压力:10Kpa,它的相对压力=10-100=-90Kpa(-0.09MPa)。 (二)、科研、实验室、医疗等领域中,常常有气体增压的应用,如:往本身 有正压的容器内打气,或系统内阻力较大,需要泵克服阻力送气等。这时候,就 需要泵能输出比大气压高的正压,通常用“相对压力”表示。我们的高压微型气 泵、微型真空泵最大可以输出>100Kpa(0.1MPa)的正压,本身属于干式真空泵, 不需要真空泵油及润滑油,不污染工作介质,可连续24 小时运转,抽排气端都 可堵塞,就特别适合这些场合。 综合举例:(不是特别严谨,只是为了说明三者的关系) 假设密闭容器内气体压力为常压,即表示内有 100 个气体分子,用负压为 -90Kpa 的VCH1028 最后能抽走90 个,剩下10 个,则此时容器内负压为-90Kpa; 换成 PH2506B 就只能抽走75 个,剩下25 个,相应的容器内负压为-75Kpa。 如果用PCF5015N 往这个容器打气,则最后容器内有200 个气体分子,用绝 对压力表示为200Kpa,用相对压力(正压)则为100Kpa。 国际真空行业通用的“真空度” ,指得是“极限真空、绝对真空度、绝对 压力” ,但“相对真空度”(相对压力、真空表表压、负压)由于测量的方法简 便、测量仪器非常普遍而更广泛使用。 换算公式:相对真空度=标准大气压-绝对真空度 例如:绝对真空度为 80KPa,则它的相对真空度约为 100-80=20KPa,则在相对 真空表上就该显示为-0.02MPa。 附压力单位换算: Pa=1.0210-5Kgf/cm2= 110-5bar 0.01mbar=9.8710-6atm= 7.510-3torr= 4.0110-3inH20= 7.510-3mmHg 1.4510-4PSI下表数据为标准大气压按100kPa 计算,若按标准大气压1.013105Pa,则Pa数据上加上1300Pa 真空度/MPa 真空度 /Pa 真空度/MPa 真空度 /Pa 真空度/MPa 真空度/Pa -0.01 90000 -0.091 9000 -0.0991 900 -0.015 85000 -0.0915 8500 -0.02 80000 -0.092 8000 -0.0992 800 -0.025 75000 -0.0925 7500 -0.03 70000 -0.093 7000 -0.0993 700 -0.035 65000 -0.0935 6500 -0.04 60000 -0.094 6000 -0.0994 600 -0.045 55000 -0.0945 5500 -0.05 50000 -0.095 5000 -0.0995 500 -0.055 45000 -0.0955 4500 -0.06 40000 -0.096 4000 -0.0996 400 -0.065 35000 -0.0965 3500 -0.07 30000 -0.097 3000 -0.0997 300 -0.075 25000 -0.0975 2500 -0.08 20000 -0.098 2000 -0.0998 200 -0.085 15000 -0.0985 1500 -0.09 10000 -0.099 1000 -0.0999 100 -0.095 5000 -0.0995 500 -0.10 若按标准大气压1.013105Pa,-0.1013