本次测试参考电桥为同惠TH2822E,具体测试情况如下:
1、电容档底数
2、680P 由于该表电容档最小档位是20np,且底数为0,所以,我这里选取最小电容为680P
3、1np
4、10np
5、100np
6、1uf
7、10uf
8、47uf
9、100uf
10、电容对照表
该表电容档最大量程为200uf,所以,最大电容测试到100uf,从测试结果上看不理想,所有测试数值都超标
五、其他
1、市电电压测试
2、二极管开路电压,个别发光二极管可能无法点亮
3、二极管测试
4、电压档内阻
6、反转电压 实际测试反转电压不一致
六、拆机
1、保护套,说实话,这块表的保护套做的真心不错,厚重有质感,装好严丝合缝,费了好大劲才取下来
2、电池仓,9伏电池
3、内部做工 内部做工上略显粗糙,人工焊接痕迹很明显,到处都有助焊剂的残留,背壳有一处锡纸通过弹簧连接主板用来屏蔽,这一点做的不错
4、档位拨盘及主芯片
5、主芯片特写
6、拨盘采用滚珠方式
7、测试端子焊在主板上,此处只有一个PTC和一个200MA保险管,分流康铜丝上有堆锡痕迹,说明厂家校准过精度
8、此处贴一个关于量程切换的识别示意图,该表在不同档位转换的时候,显示屏下面上会依次显示2、20、200、2000等带点字样,以区别不同量程,下面图示中,拨盘选择200K电阻档,屏幕下方显示200