显微镜的基本结构可分为光学系统、光源照明系统和机械装置三部分。下面分别对它们予以介绍。一、生物显微镜的光学系统
显微镜的光学系统主要包括物镜、目镜、聚光镜和光源系统四个主要部件。其次还包括滤光片、载玻片和盖玻片。
(一)物镜
物镜一般都是在物镜转换器上旋着。它是显微镜的最主要部件。显微镜的放大及分辨作用主要由它来担当。其优劣直接决定了显微镜的主要光学性能。普通物镜的结构如图10-2-1所示。
为了校正像差和色差(所谓像差是指所成的像与原物在形状上的差别,色差是指所成的像与原物在颜色上的差别),物镜都由多块透镜组成,而且放大倍数越高,结构越复杂。
普通物镜所观察到的像面总有些弯曲,即靠中间部分清晰,靠边缘部分比较模糊。要想让边缘清楚,需要调节显微镜的微调钮。但是边缘部分清楚后,中间部分又变得模糊了。这除了不便观察外,更主要地是无法对其进行摄影。平场物镜可以较好地校正像面弯曲,使视场平坦。但其结构也相应地复杂些。
现在,多数高倍物镜和油镜内都装有弹簧。在物镜前端受压时,镜头可以退缩回来。这样一方面可以保护镜头,另一方面也不会把载玻片和盖玻片压碎。这种物镜称为弹簧物镜。
1、物镜的分类 显微镜的物镜虽然细分起来多达数百种,但是一般可采用下述三种分法:
(1)按物镜使用空间介质的不同可分为:
干燥系物镜:使用时,物镜与标本之间以空气为介质。
油浸系物镜:简称油镜。使用时,物镜与标本之间以油类为介质。
(2)按物镜的放大倍数不同,可分为:
低倍物镜:放大10倍以下;
中倍物镜:放大10~25倍:
高倍物镜:放大40~80倍;
油镜:放大倍数一般为100倍。
(3)按物镜对像差和色差的校正程度不同,可分为:
消色差物镜(ACH);
复消色差物镜(APO);
平场消色差物镜(PLAN ACH);
平场半复消色差物镜;
平场复消色差物镜(PLAN APO)。
这五种物镜的区别主要是消除色差与校正场曲的程度不同。其性能和复杂程度均是递增的。即平场复消色差物镜质量最好,但其价格也最高,结构也最复杂。
2.物镜的识别 物镜通常都标有表示物镜光学性能和使用条件的一些数字和符号。如“40/0.65”和“160/0.17”。此处的40表示它的放大倍数(有的