大中小

本周我们给大家带来的是网络分析仪的入门操作,图文并茂,拿着说明就能对网分进行简单的操作。当然每个仪器都有非常多的功能,本次系列主要涉及S11参数查看和常用功能操作。
仪器操作说明

----初级版

仪器信息如下图:
一、面板说明:
1、功能面板分区如下
2、区域一:测试通道,通过以下4个按钮可以进行测试通道的切换与选择。
按键说明:
a)Channel Prev: 选择上一个通道
b)Channel Next: 选择下一个通道
c)Trace Prev: 选择上一个轨迹
d)Trace Next: 选择下一个轨迹
3、区域二:常用功能操作栏。
按键说明:
a)ChannelMax:通道最大化
b)TraceMax:轨迹最大化
c)Meas测量类型:S11\S21\S12\S22 转换调整
d)Format格式:LOG、PH、DELAY、SMITH 、POLAR 、LINMAG、SWR 、REAL 、IMAG
e)Scale标尺:扫描线、基准、位置、参考线的设定
f)Display显示:显示窗口的设定、测试扫描线的模拟参照等
g)Avg平均值、平滑系数的设定
h)CAL:校准菜单
4、区域三:常用功能操作栏
按键说明:
a)Start: 起始频率设定
b)Stop:: 终止频率设定
c)Center: 中心频率的设定
d)Span: 扫描频宽的设定
e)Sweepsetup:扫描设置
f)Trigger: 触发
5、区域四:选择栏,上下左右以及确认操作
6、区域五:
按键说明:
a)Marker: Marker点的设定菜单
b)Markersearch: Marker搜查
c)Markerfctn: Marker 光标功能
d)Analysis: 仿真功能
7、区域六:数字键操作区域
8、区域七:
按键说明:
a)Save/Recall:贮存、调取键
b)System: 系统菜单设定键
c)Preset: 系统复位键