有用于外接重置的接头。在这个功能下,一个踏板或可编程逻辑控制器(PLC)能用来启动一个新的测量循环。这个外接重置是TTL兼容的并且逻辑低会触发一个重置。信号是内部获得的,在12针和13针之间进行开关关闭的简单操作。
480磁通计后面板
1、电源输入接口
2、I/O串口
3、IEEE-488接口
4、终端模块(延迟和模拟信号)
5、用户线圈输入
6、Lake Shore探头输入
显示器
美国 Lake Shore 480磁通计有一个双排20位真空荧光显示器。在正常操作下,显示器是用来报告磁场读数和给出其他功能结果,比如最大/最小或相对数。当设置仪器参数时,显示器给操作员给出有意义的提示和反馈来简化操作。操作者还可以控制屏幕的亮度。
下面是3个不同的显示结构例子:
正常读数:默认模式下,现场显示DC磁通量的读数
DC正负峰值显示:显示器显示DC正负峰值读数
DC正负峰值显示:显示器显示DC正负峰值读数
报警显示-报警器给出一个有声的可视信号,当磁通量值在用户指定的范围外部或内部
亥姆赫兹和探测线圈