预付费电表说明书DDSY 单相电子式预付费电能表使用说明书 DDSY型电子式IC 卡预付费单相电能表 DDSY型电子式 IC 卡预付费单相电能表,简称 IC 卡电能表,用 于计量额定频率为 50Hz 的交流单相有功电能,实现先付费后用 电的管理功能。该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处GB/T18460.3-2001标准。具有体积小、重量轻、可靠性高、防窃 电等特点。 2.工作原理 电能表由两个主要部分进行功能组成:一是电能计量部分,二是微处理器控制部分;电能计量部分使用分流器倍增电流,产生 表示用电多少的脉冲序列,送至微处理器进行电能计量;微处理 器实现各种控制功能并通过电卡接口与电能卡(IC 卡)传递数据。 3.规格(见表1) 4.1仪表常数 1600imp/kW.h 4.2基本误差(见表) 4.3起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为1.0 的条件下,当负 载电流为0.4%(1.0 级),0.5%(2.0 级)时。电能表应能连续计量电能。 4.4 当施加115%额定电压,电流回路断开时,不产生多于一个电 能脉冲。4.5 电气参数 正常工作电压:0.9~1.1额定电压极限工作电压:0.8~1.15 额定 电压绝缘电压:2000VAC 功率消耗:2W