很多人家里都已经配备了电子血压计,这是自己监测血压的一个非常好的工具。但许多人也有疑惑:为什么在家里量的血压和在医院里量不一样?自己家的电子血压计到底准不准?
事实上,医院里的血压计每年会有计量监测单位进行校验。那么自家的血压计有没有办法检测呢?我在这里通过实际操作向大家演示一个可以自己检测电子血压计准确性的简易方法。在家校验电子血压计准确性的详细流程
用到的工具
水银血压计一个(不到百元可购买到,不需要听诊器)
思路
由于血压的测量值就是以水银柱的垂直高度为单位(毫米汞柱)的,因此,水银血压计的刻度只要标准,其测量值也应该是很准确的。我们只需要把水银血压计和电子血压计并联,同时测一个压力值,如果两者读数相同,就可以认为电子血压计也是准的。
具体操作
1、拔下电子血压计与袖带连接头
2、取下塑料转接头,这个转接头是要保留的关键
3、找到水银血压计的充气囊
4、拆下水银血压计充气囊和放气开关。用塑料转接头替换,最后插入电子血压计。
5、连接完成! 水银血压计配套袖带有两根皮管,同时通向水银血压计和电子血压计。
6、打开水银血压计开关。确保水银柱起始位置在0刻度线。
7、给自己绑上袖带,按电子血压计“开始”按钮,自动加压,开始测量。
8、加压和逐渐释放压力的过程中,紧盯水银血压计读数和电子血压计屏幕数值,观察是否一致。如果眼睛忙不过来,可以像我一样采取连续拍照的方式,存下来慢慢看。
读数上升中。注意读取水银柱数值,眼睛要与水银柱高度保持水平,平视才能读取准确。从下图拍照这个角度来看是有误差的。
读数继续上升。水银柱此时随脉搏有上下波动。电子血压计因为数值刷新有一个周期,会稍有延迟,所以有时会与水银血压计稍有差距,这也是正常现象。
继续自动加压中,读数基本能保持一致。
开始自动慢慢放气,电子血压计在测量中。因为我们只关心两者读数是否一致,所以没有必要同时用听诊器放在手肘窝处听诊。
自动放气中,两者读数基本一致,准确性令人满意。
测量值83。由于水银血压计最小刻度只有2,所以电子血压计的读数可以更精确。水银血压计还存在一个人为习惯性取整的问题。所以实际应用中,水银血压计不一定比电子的更好。
继续自动放气中,仍然很精确。
电子血压计测量结束,显示