谷物水分测定仪步骤: 1.按下电源开关,仪器自检后显示品种号; 2.按“+”或“-”键选择测量品种代号(查附表); 3.将被测样品放入落料筒,取样量以至漏斗下沿口为宜, 4.将落料筒放于仪器传感器,左手扶住落料筒,右手轻按落料开关,使样品全部均匀落入测量传感器,谷物水分测定仪在小数点闪动数次后即可显示水分值。 谷物水分测定仪注(由于仪器采用了新技术,每次测量前无需按“测量”键,放人样品后落料筒也不必拿开)。 5、在测量水分显示后再按“测量”键即可显示样品重量,此时再按“品种”键又可以转为显示样品温度,再接“测量”键则回到水分显示。