A.3.4 将仪器检测值和实际量测值进行对比,当仪器所有项目指标均符合 A.2 的要求时,判定仪器合格。当部分项目指标以及量程范围符合 A.2 的要求时,可判定其部分合格,但应限定仪器的使用范围,并指明其符合的项目和量程范围以及不符合的项目和量程范围。 A.3.5 经过校准合格或部分合格的仪器,应注明所采用的校准试件的钢筋牌号、规格以及混凝土材质。
B 雷达仪校准方法 B.1 校准试件的制作 B.1.1 选择当地常用的原材料以及强度等级,制作混凝土板,并采用同盘拌合料同时制作校正混凝土介电常数的混凝土试块,其大小应参考仪器说明书的要求。当试件较多时,校准用混凝土板应和校正介电常数的试块一一对应。 B.1.2 校正混凝土介电常数的试块为素混凝土试块。 B.1.3 混凝土板应采用单层钢筋网,宜采用 8mm~12mm 的圆钢制作,其间距宜为100mm~ 150mm,钢筋保护层深度应覆盖15mm、40mm、65mm、90mm 四个区段,每种保护层厚度的钢筋网至少应有8段间距。钢筋两端应外露,其两端保护层厚度差不得大于0.5mm,否则应重新制作试件。 B.1.4 制作混凝土的原材料均不得含有铁磁性,试件浇注后 7d内应浇水并覆盖养护,7d 后采用自然养护,试件应在混凝土龄期达到 28d以后使用。
B.2 校准项目和指标要求 B.2.1 钢筋保护层厚度的测试偏差,宜小于 2mm,任何情况下不得大于 5%。 B.2.2 钢筋间距的测试偏差,宜小于 3mm,任何情况下不得大于 5%。
B.3 校准步骤 B.3.1 校准过程中应始终确保仪器供电电压稳定、电源充足,并使外界的电磁干扰降到最小。B.3.2 用校正介电常数的试块对雷达仪进行校正。 B.3.3 在外露钢筋的两端,用钢卷尺量测 6 段钢筋间距内的总长度,取平均值,并计算钢筋的实际平均间距,精确至 1mm。同时用游标卡尺量测钢筋两外露端面实际保护层厚度值,取其平均值,精确至 0.1mm。B.3.4 正确操作仪器,在试件上进行扫描,标记出仪器所指定的钢筋轴线,并根据扫描结果计算钢筋平均间距。记录仪器指示保护层厚度值。 B.3.5 将仪器检测值和实际量测值进行对比,当仪器所有项目指标均符合 B.2 的要求时,判定仪器合格。当部分项目指标以及量程范围符合 B.2 的要求时,可判定仪器部分合格,但应限定仪器的使用范围,并指明其符合的项目和量程范围以及不符合的项目和量程范围。 B.3.6 经过校准合格或部分合格的仪器, 应注明所采用的校准试件的钢筋牌号、 规格以及混凝土材质。