微孔滤膜的类型和使用 过滤溶剂,一般用溶剂过滤器+膜过滤 过滤样品,一般用针式过滤器 针式过滤器一般分过一次性和可换膜(有塑料/不锈钢 2 种),不过,考虑到使用的方便性,可换膜 目前已经接近被淘汰边缘 一般的针式过滤器,膜直径为 13mm,可以过滤 0.5-2ml 的样品,如果样品量更大,还有 25mm 的 目前,国产的针式过滤器,根据膜的材质一般分为有机相和水相 2 种,有机相为聚砜膜,水相为 纤维素膜,水相不能过滤纯有机相或者水/有机混合相溶剂,有机相其实也可以过水相,就是速 度比较慢,压力有点高 膜的孔径有 0.45um(有时也标注 0.5um)和0.2um(有时标注为 0.22um) 进口的针式过滤器的膜材质就五花八门了,目前比较多见的是聚丙烯 PP 和尼龙 Nylon66 膜, 还有兼容性最好的,是PTFE 的,不过相应的价格最贵,具体需要选择哪种材质,要跟您的供应 商需求一下技术支持 1、为什么溶剂和样品要过滤? 溶剂和样品过滤非常重要,它会对色谱柱、仪器起到保护作用,消除由于污染对分析结果的影响。 色谱柱:由于填料颗粒很细,色谱柱内腔很小,溶剂和样品中的细小颗粒会使色谱柱和毛细管容易 堵塞。 仪器:溶剂和样品中的细小颗粒会增加进样阀的堵塞和磨损,同时也会增加泵头内的蓝宝石活塞杆 和活塞的磨损。 样品过滤头的类型: 30mm 内径:适用于大进样量的过滤,由0.2μm 和0.45μm 两种规格,材料有纤维素,醋酸纤维,聚四 氟乙烯。处理样品体积少于 50μl。 13mm 内径:适用于范围广的过滤,由0.2μm 和0.45μm 两种规格,材料为纤维素。 3mm 内径:适用于小进样量的过滤,由0.2μm 和0.45μm 两种规格。处理样品体积为 7μl。 滤膜类型: 聚四氟乙烯滤膜:适用于所有溶剂,酸和盐,并无任何可溶物。 醋酸纤维滤膜:不适用于有机溶剂,特别适用于水基溶液,推荐用于蛋白质和其相关样品。 尼龙 66 滤膜:适用于绝大多数有机溶剂和水溶液,可用于强酸,70%乙醇、二氯甲烷、不适用于二 甲基甲酰胺。 再生纤维素滤膜:具有蛋白吸收低,同样适用水溶性样品和有机溶剂。 滤膜过滤,分清有机相(脂溶性)和水相(水溶性)滤膜。 有机相滤膜:过滤有机相,过滤水溶液时流速低或者不动。 水相滤膜:只能过滤水溶液,过滤有机相溶液时,滤膜会溶掉,溶有滤膜的溶剂严禁进入