我们先看下磁翻板液位计主体材质有那些
磁翻板液位计根据被测量介质的特性而选择相应的浮筒材质和显示面板材质。
浮筒材质常用的有不锈钢304、不锈钢316L、不锈钢304/316L加内衬F4或F46氟管、塑料型PP材质。不锈钢304、316L材质使用较为普遍,当介质会跟不锈钢发生化学反应而造成腐蚀时,就应该选择不锈钢衬氟,或者选用塑料PP材质。被测介质为常温常压时,一般选择PP材质;被测介质非常温常压时,一般选用304/316衬氟,其过程温度zui大可达到120℃,过程压力可达1.6MPa。
磁翻板液位计显示面板一般采用铝合金或塑料面板,塑料面板一般在现场工况环境会造成铝合金腐蚀时采用。
无论铝合金面板或塑料面板,面板视窗透明板材料可以选用普通玻璃或亚克力:
1、普通玻璃
普通玻璃是无机非金属材料,由多种无机矿物制成,主要成分为二氧化硅和其他氧化物。由于玻璃具有通透性好、便于现场观察、性能稳定、与大部分液体不起化学反应等特点,现有磁翻板液位计厂家大部分采用普通玻璃用于显示面板视窗。
2、亚克力
亚克力又叫有机玻璃,化学名为聚甲基丙烯酸甲酯,是一种可塑性高分子材料,具有较好的透光率,透光率达92%以上,并且化学性能稳定,韧性好不易损坏,但是亚克力生产难度大,成本高。在普通玻璃面板无法满足现场工况或者客户有特殊要求的情况下,磁翻板液位计厂家则会以亚克力作为显示面板的材料。
二、几种常见液体腐蚀对照表
工业现场中腐蚀性液体很多,常见的强腐蚀性液体有:王水、硫酸、盐酸、氢氟酸等,其腐蚀性对照表如下所示:
不同材料耐腐蚀对照表

强腐蚀液体
玻璃
亚克力
不锈钢316L
聚四氟乙烯PTFE
聚丙烯
PP
硫酸
O
王水
O
氢氧化钠
盐酸≤6%/85℃
氢氟酸
O

注:强耐腐蚀+ ; 耐腐蚀/; 不耐腐蚀O;未知--
三、测量氢氟酸时磁翻板液位计材料选择