目次前言　Ⅲ　1　范围　1　2　规范性引用文件　1　3　总则　1　4　X射线设备防护性能的技术要求　2　5　X射线设备机房防护设施的技术要求　4　6　医用X射线诊断防护安全操作要求　6　7　X射线设备及场所的防护检测要求　8　附录A(　规范性附录)　X射线设备的半值层　1　0　附录B(　规范性附录)　X射线设备防护性能的检测方法　1　2　附录C(　规范性附录)　X射线设备及机房内防护区测试平面防护检测位点示意图　1　4　附录D(　资料性附录)　医用诊断X射线防护中不同屏蔽物质的铅当量　1　6　Ⅰ　犌犅犣1　3　0—2　0　1　3　前言根据《　中华人民共和国职业病防治法》　制定本标准。　本标准第4章~第7章和附录　A、　附录　B、　附录　C是强制性内容,　其余为推荐性内容。　本标准按照　G　B　/　T1.　1—2　0　0　9给出的规则起草。　本标准代替　G　B　Z1　3　0—2　0　0　2　《　医用　X　射线诊断卫生防护标准》　和GBZ1　3　8—2　0　0　2　《　医用　X　射线诊断　卫生防护监测规范》　。本标准以　G　B　Z1　3　0—2　0　0　2为主,　整合了　G　B　Z1　3　8—2　0　0　2　的内容,　与GBZ1　3　0—　2　0　0　2　相比,　除编辑性修改外,　主要技术变化如下:　—　—　—删除了关于医用　X　射线机的生产、　X　射线机不适用种类限制、　X　射线源组件泄漏辐射定期检　测等内容和有关诊断床板、　乳腺摄影支撑台滤过厚度的要求;　—　—　—增加了C　T　机、　介入　X　射线设备可允许的最小第一半值层的内容,　牙科机管电压指示的偏离和　曝光时间指示的偏离等要求、　同室近台操作(　非普通荧光屏透视)　时透视防护区测试平面剂量　率控制值和机房屏蔽体外辐射剂量水平剂量率的控制值,　介入放射学设备配置患者受照剂量　记录装置的要求和机房防护检测方法以及附录　D;　—　—　—修改并增加了机房屏蔽防护厚度和机房使用面积的要求,　还增加了机房单边长度的要求,　并修　改了水箱散射标准水模的尺寸;　—　—　—将GBZ1　3　8—2　0　0　2中X射线诊断设备及场所的防护监测要求内容改写在第7章,　检测方法内　容改写在附录　B中。　本标准由中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会批准。　本标准起草单位:　北京市疾病预防控制中心、　中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全