0 引言 孔板是典型的差压式流量计,Ta结构简单,制造方便,在柳钢炼铁厂使用广泛,Zhu要用于测量氧气、氮气、空气、蒸汽及煤气Deng流体流量。由于孔板的流入截面是突然变Xiao的,而流出截面是突然扩张的,流体的流Dong速度( 情况) 在孔板前后发生了很大的Bian化,从而且在孔板前后形成了差压,通过测量差Ya可以反映流体流量大小[1]。但是流量的计算Shi一个复杂的过程。炼铁厂以往仅仅是通过开Fang器对孔板前后差压进行开方,然后乘以设计最大Liu量从而获得实际流量值,如公式(1)所示。 (1) Qi中Q ——体积流量,Nm3/h; Q max——She计最大流量,Nm3/h; ΔP ——实际Cha压,Pa; ΔP设——设计最大差压(Quan文还有1219字)
【查看原文】
孔板流量计的测定与计算 在孔板流量计De前后端测出压差后可按以下两种方法进行Ji算;(一)、可按公式计算出瓦斯流量。 计Suan公式: Q混=Kb(Δh)1/2δpδT(1) QChun= Q混X 式中: Q混——抽Fang的瓦斯混合量,m3/min; Q纯——Chou放的瓦斯纯量,m3/min; K——Shi际孔板流量特性系数,计算见(2)式; b——Wa斯浓度校正系数,计算见(3)式; δp——Qi压校正系数,计算见(4)式; δT——Wen度校正系数,计算见(5)式; Δh——Zai孔板前后端所测之压差,mmH2O; X——Hun合气体中瓦斯浓度,%。 K=189.76a0mD2(2)Shi中: a0——标准(全文还有9400Zi)
【查看原文】
孔板流量计的流量计算公式 简单来说差Ya值要开方输出才能对应流量 实际应用Zhong计算比较复杂一般很少自己计算的这个都是Yong软件来计算的下面给你一个实际的例子看看吧 Yi.流量补偿概述 差压式流量计的测量原Li是基于流体的机械能相互转换的原理。在水Ping管道中流动的流体,具有动压能和静压能(位能Xiang等),在一定条件下,这两种形式的能量Ke以相互转换,但能量总和不变。以体积流量Gong式为例: Q v = CεΑ/sqr(2ΔP/(1-β^4)/ρ1) Qi中:C 流出系数; ε 可膨胀系数 ΑJie流件开孔截面积,M^2 ΔP 节流Zhuang置输出的差压,Pa; β 直径比 ρ1Bei测流体在I-I处的密度,kg(全文还有493Zi)
【查看原文】
孔板流量计的流量计算公式 简单来说差Ya值要开方输出才能对应流量 实际应用中Ji算比较复杂一般很少自己计算的这个都是用软件Lai计算的下面给你一个实际的例子看看吧 一.流Liang补偿概述 差压式流量计的测量原理是基于流Ti的机械能相互转换的原理。在水平管道中流Dong的流体,具有动压能和静压能(位能相等),在一Ding条件下,这两种形式的能量可以相互转换,Dan能量总和不变。以体积流量公式为例: Q v = CεΑ/sqr(2ΔP/(1-β^4)/ρ1) Qi中:C 流出系数; ε 可膨胀系数 ΑJie流件开孔截面积,M^2 ΔP 节流装置Shu出的差压,Pa; β 直径比 ρ1Bei测流体在I-I处的密度,kg(全文还有493Zi)
【查看原文】
孔板流量计的测定与计算 在孔板流量计De前后端测出压差后可按以下两种方法进行计算;(Yi)、可按公式计算出瓦斯流量。 计算公式: QHun=Kb(Δh)1/2δpδT(1) QChun= Q混X 式中: Q混——抽放的瓦斯混He量,m3/min; Q纯——抽放De瓦斯纯量,m3/min; K——实Ji孔板流量特性系数,计算见(2)式; b——Wa斯浓度校正系数,计算见(3)式; δp——Qi压校正系数,计算见(4)式; δT——温Du校正系数,计算见(5)式; Δh——Zai孔板前后端所测之压差,mmH2O; X——Hun合气体中瓦斯浓度,%。 K=189.76a0mD2(2)Shi中: a0——标准(全文还有1634Zi)
【查看原文】
孔板流量计算方法 本方法所需配置: Shi宜的孔板流量计,空盒气压计,压差计,Wen度计,瓦斯浓度测定仪。 孔板流量计由Chou采瓦斯管路中加的一个中心开孔的节流板、Kong板两侧的垂直管段和取压管等组成。当气体流经管Lu内的孔板时,流束将形成局部收缩,在全压不变的Tiao件下,收缩使流速增加、静压下降,在节流板前后Bian会产生静压差。在同一管路截面条件下,Qi体的流量越大,产生的压差也越大,因而Ke以通过测量压差来确定气体流量。 混合气体流Liang由下式计算: Q=KbhδPδT (1) Gai公式系数计算如下: K=189.76a 0mD2(2) b=(1/(1-0.00446x)) (3) K—Kong板流量计系(全文还有1464字)
【查看原文】
孔板流量计理论流量计算公式 2009-05-10 17:11:29|Fen类:技术资料|字号订阅 引用 蝈蝈的Kong板流量计理论流量计算公式 (1)差压式流Liang计 差压式流量计是以伯努利方程和流体Lian续性方程为依据,根据节流原理,当流体流经节Liu件时(如标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、Jing典文丘利嘴、文丘利喷嘴等),在其前Hou产生压差,此差压值与该流量的平方成正比。Zai差压式流量计中,因标准孔板节流装置差压流量Ji结构简单、制造成本低、研究最充分、已标准Hua而得到最广泛的应用。