闪点测试最初起源于英国,主要是使用 A2 bel闪点仪。1873年德国工程师 Berthold Pensky改Abel系统,形成Abel Pensky闪点仪,后来又和 Adolf Martens教授共同研制成功 Pensky Martens闪 点仪。仪器一经问世,便获得工业界和科技界的广 泛认可,成为测量闪点的主要标准仪器之一。与此 同时,美国推出了 TAG闭杯闪点仪和 Cleveland开 杯闪点仪。一百多年以来,闭杯闪点测试所遵循的 标准主要有 Abel方法 51755,IP 170) 、TAG方ASTMD56 PenskyMartens 的测试方法 (ASTM D93) 。虽然方法细节各异, 但都是采用模 拟实际工况的闭杯。其技术过程是在一容量为 50 ~70 ml的密闭容器中,以一定的升温速度进行加 热,并按一定的时间间隔打开快门进行点火,直至达 到闪点;开杯闪点测试所遵循的标准主要是 Cleve2 land方法 (ASTM D92) ,模拟的是敞开的工作环境。 采用的是敞开的容器,其技术过程与闭杯闪点相近。 为适合海军舰只检测发动机油的燃油污染, 1992年奥地利的 Grabner博士开发了新的连续闭杯 闪点测试方法 (ASTM D6450) ,采用 MIN IFLASH闪 点仪。该方法只需 1ml样品量,采用电弧点火,避免 了大样品量和明火带来的火灾危险性,已在很多领 域得到了广泛应用。 国外闪点的测试研究已很成熟,方法越来越多, 标准也日趋完善;仪器制造已实现全自动化、智能程 序控制、多功能化,测试准确度越来越高。我国闪点 测试采用的标准较少,方法相对比较落后,采用的还 是国外几十年前的标准;仪器以手动为主,制造精度 低,制造水平落后。这些因素使得我国闪点测试水 平与国外相比存在很大差距。 1 国内外测定石油产品闪点的主要方法 111 国外有关闪点测定的标准 国外有关闪点的测试标准见表 国外有关闪点的测试标准温度范围 测试标准 闪点仪名称 53213, IP 304, EN 53, ISO 1516, ISO 1523, SIS 15 02 23 Abel Pensky闪点仪 IP 33, IP 170 Abel闪点仪 ASTM D56, IP 304 TAG闪点仪 ASTM D3228, D3243, ASTM D3278 IP 303 ISO 36