题目
单位新买的安捷伦7820气相,两个星期以前工程师来装了,调试正常后一直未用,今天想开起来用下,老是提示点火失败(FID).请大家帮助分析下什么原因.
工程师走后进行过的操作(公司用的是气瓶气):
1、氮气和氧气换过一次,换了以后排过一分钟左右的气
2、由于工程师来的时候过滤器未买,但试用了下是好用的,买来了以后自己装了下(三路气体,氢气和氮气装了除烃除水的,空气未装任何过滤器,破公司东西没买全),试过不漏气
3、换过一次毛细管柱(今天怕柱子装得太靠上,点不着火,重新把柱子装了下)
氢气流量是30,氧气是400,FID温度是300
答案解析
举报
较长时间不用会有这样问题,建议把检测器的温度升上去烘烤一段时间再试着点火,多试两次一般就能点着了
解析看不懂?求助智能家教解答
查看解答
更多答案(3)
相似问题