可以通过以下方式测量:
1. 由于变频器主电路(输入),输出(电动机)端的电压、电流包含着谐波分量,因此用常规工频50Hz的仪表测量,往往数值偏大(如一般的指针式万用表、数字万用表、钳形电流表),这是个假象,例如输出侧设定380~400V时,用表测得可近于500V。因此最好用带有滤波器的,只反映基波(50Hz)的电压、电流值的电表更为合适。
2. 交流电量,属于非线性物理量,要求检测的是交流的真有效值,需要对检测电路作非线性的运算处理,一般的模拟万能表和数字万能表都只在某个固定的频率段做硬件的数据处理,标定其真有效值的准确性,对很宽的频率范围做交流真有效值的检测就无能为力了。可以采用智能检测交流真有效值的方法,智能检测可以进行复杂的非线性运算处理,但是对于高频的真有效值检测,比如变频器的输出电源的最高频600Hz,不仅需要对检测波形的非线性处理,还要有更快的检测速度,以保证在一个交流电压周期内,采集足够的参数点,才能保证波形的不失真。
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。