186*****020_世强
1.一般陶瓷电容的测量方法:将万用表置于R*10档,用两表笔分别接触电容器引脚,测得电阻一般在几百千欧至几千千欧;若测得电阻很小甚至为零,说明电容内部已短路。当测量中发现万用表的指针无法达到无穷大的位置时,指针所指的阻值就是该陶瓷电容器的漏电电阻。指针距离阻值无穷大的位置越远,说明陶瓷电容器漏电越严重。有的电容器在测其漏电电阻时,指针退回无穷大的位置,然后又慢慢的向顺时针方向摆动,摆动的越多说明陶瓷电容的漏电流越严重。
2.陶瓷电容的断路测量。陶瓷电容的容量范围很宽,用万用表判断电容器的断路情况时,首先要看电容量的大小。对于0.019UF以下的小容量电容器,用万用表不能准确判断其是否断路,只能用其他仪表进行鉴别(如Q表)。
对于0.01UF以上的陶瓷电容,用万用表测量时,必须根据陶瓷电容容量大小,选择合适的量程进行测量,才能正确的给以判断。如测量300UF以上的陶瓷电容,可以选R*10档或者R*1档;如要测10~300UF陶瓷电容时可选用R*100档;如要测0.4710UF的电容可选用R*1K档。按照上述方法选好量程后,便可将万用表的两表笔分别接陶瓷电容的两引脚。测量时,如指针不动,可将两表笔对调后再测,如指针不动,说明陶瓷电容断路。
3.用万用表的欧姆档测量陶瓷电容的短路。用万用表的两表笔分别接电容器的两引脚,如果指针所指示的阻值很小或者接近为零,而且指针不再退回无穷大的位置,说明陶瓷电容已经被击穿短路。需要注意的是在测量容量较大的电容器时,要根据电容量的大小,依照上述介绍的量程选择方法来选择适合的量程,否则可能会把陶瓷电容的充电误认为击穿。