沈阳医学院,辽宁沈阳 110034) 分析了液体粘滞系数测量的原理和方法。针对奥氏粘度计测定液体粘滞系数实验中所存在的问题,设计了一套改进的实验装置并应用于实验教学,取得了理想的实验效果。该装置具有结构简单、操作 方便,测量精度高、误差小等优点,有效克服了传统测量仪器的缺点和不足。 关键词: 液体粘滞系数; 泊肃叶定律; 奥氏粘度计; 毛细管 当液体内各部分之间有相对运动时,接触面之间 存在的内摩擦力为粘滞力。粘滞力大小与接触面面积 以及接触面处的速度梯度成正比,比例系数称为粘滞 系数。