瑞思迈 HumidAire 湿化器不能加热的故障维修 陆银春 无锡市第二人民医院 设备科 214002 摘要: 医院的一台瑞思迈 HumidAire 湿化器开机后电源指示及加热指示均正常, 但电热盘不能正常加热, 经逐级检查, 排除了保险丝、 电线、 温度传感器、 继电器的故障, 最终经检测发现是一型号为 BTA 06 600 T 的可控硅损坏导致了机器不能正常工作。 关键词: 湿化器; 维修 HumidAire™通过对 PAP 呼吸机输入的空气加湿, 使治疗更舒适和有效。 特别适合鼻腔和鼻窦干燥、 咽喉疼痛及充血的病人使用。 使用这种加热湿化器能缓解大部分病人的这类症状。 该湿化器用大的转动旋纽来设定温度; 加热盘大, 加热水的速度极快(最多 20 分钟);加热盘的温度设定范围为: 68-140° F (20-60° C) 。 HumidAire 能将较低温度时最少限度的水分沉降变成湿气, HumidAire 与 ResMed 的所有 CPAP、 VPAP 及最新 AutoSet 系统兼容;该机器所有电子部件与水罐隔离开, 相对比较安全。 最近医院一台瑞思迈 HumidAire 湿化器出现了故障, 机器开机电源指示灯及加热指示灯都正常, 但电热盘一直没有发热。 先取下湿化盘及加热金属盆, 取下上盖板, 拧开机器底部的四个螺丝, 拆开机器。 首先用万用表检测电热盘电阻, 发现电阻约 8 欧姆, 这是正常值, 说明电热盘没有烧毁。 仔细检查, 发现在电热盘上有一个温度传感器, 型号为 TSA 103, 脱开该传感器与电路板的连接线, 用万用表检测其电阻值, 电阻约 9. 3K 欧姆, 查资料, 了解到该 TSA 103 热敏电阻, 在 25℃时零功率阻抗为 10K 欧姆, 最大允许电流 50 毫安, 因此, 该温度传感器也是正常的。 接着检查线路发现, 所有连接线都正常, 检查其开关及 220 伏输入电路板上的三个保险丝也都正常。 因此初步判断故障出在唯一的一块控制电路板上, 将控制电路板上的连接线脱下, 单独对该电路检修。 发现该电路板是通过一个继电器和一只可控硅控制电热盘加热用 220 伏的电源供给的, 其继电器型号为: OMRON G6B-1114P – US 输入 24VDC , 输出 5A 250VAC。 其可控硅型号为: BTA 06 600T。 检查继电