HD-613A 电子业端子拔力测试;饮料包装顶破力测试;小型电子产品塑壳耐压力测试;键盘按键帽拉拔力测试。 1、微电脑显示,全中文菜单操作 2.、试验结果输出:最大力值、伸长率、最大拉力强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度. 3、可单点调速也可无极调速屏幕显示典型试验结果及力-位移曲线。 4、具有峰值保持,拉断停机等功能,而且具有上下限位,过载,撞车等多种保护功能。 5、本机为闭环式控制方式,采用高性能直流伺服务系统;控制精度高,运行稳定。 6、可做拉伸、压力、撕裂、剪切、录离试验等指标 一﹑清洁:随时保持机台之清洁。 二﹑防锈:定期于机台金属表面喷涂防锈油。 三﹑润滑油:定期于机台活动部件加注润滑油. 四﹑螺杆应保持有少量黄油以致润滑 五﹑标点伸长计指针不用时应推靠左边,以防给下夹具撞弯。 六﹑经常检查上下限设定钮位置是否适当,是否锁紧,避免夹具间互撞,损坏荷重元。 七﹑绝对禁止测试超过本机荷重元容量之试样`。 ASTMD903、GB/T16491、GB/T1040、GB/T8808、GB13022、GB/T2790/2791/2792、CNS-11888、JISK6854,PSTC-7 容量:2kg,50Kg(任选) 单位切换:Kg,N,LB 荷重分解度:1/10,000 荷重精度:±1% 最大行程:650mm(不含夹具) 测试速度:25~300mm/min 外型尺寸:(L×W×H)270×430×1140mm 重量:36Kg 电源:1∮、220V/50Hz 配送:拉力夹具一套 (1)选用及装卡夹块; (2)顺序开机:显示器→打印机→计算机→工控机→启动试验软件→液压源; (3)进入试验窗口,选择试验方案;测量试样尺寸,输入相关试验参数; (4)装卡试样; (5)安装引伸计,以备测弹性模量和规定非比例延伸强度; (6)传感器示值清零,开关转换到加荷档,点击试验窗口的“运行”按钮,进入试验状态; (7)直到试样拉断,保存试验数据; (8)取下试样,再把开关转换到快退档,使活塞退回到底; (9)如果需要的话,可以输出打印试验报告单; (10)关机:液压源→退出试验软件→工控机→计算机→显示器→打印机。