测 量精度会高一些。 浅谈万用表测电压误差的修正方法 摘要:通过对万用表内阻大小对电压测量的影响的分析,结合理论(戴维南定理)和实践,寻找万用表测 量电压误差的修正方法。 关键词:万用表;电压的测量;误差;修正;戴维南定理 一、 万用表内附的电源电压对电压测量的影响 万用表一般是用磁电系测量机构配用不同的电路和开关组成,因此内部必附有电源,其内附的电源一 般是干电池(1.5 V)或叠层电池(15 V)。随着使用时间的加长,从而产生测量误差,电源电压下降越大,测 量的电压误差越大,影响万用表测量电压的正确度。 二、 万用表内阻大小对电压测量的影响 用万用表电压挡测量电路中某两点的电压时,需要把万用表接在被测电压的两点之间,也就是必须将 表并接于该两点处,为便于分析问题,下面以如图 1 所示的直流电路为例来分析万用表内阻大小对电压测 量的影响。图中 E 为电路电源电压、RAB 为电源电压的内阻、R 为被测电路 AB 左边部分的等效电阻、RV 为万用表电压挡的内阻。在电压测量前,RAB 两端电压 UAB 为:UAB=E,用万用表并接在 RAB 两端, 测量其两端电压 UAB,则 UAB 将变为:U*AB=RAB∥RV+RAB∥RV.E,式中 RAB∥RV+RAB 为 RAB 与 RV 的并联值,由于 RAB∥RV+RAB?垲 RAB,所以 U*AB 万用表测量误差过大是什么原因 人为读数误差是影响测量精度的原因之一。它是不可避免的,但可以尽量减小。 因此,使用中要特别注意以下几点:1 测量前要把万用表水平放置,进行机械调 零;2 读数时眼睛要与指针保持垂直;3 测电阻时,每换一次挡都要进行调零。 调不到零时要更换新电池; 测量电阻或高压时, 4 不能用手捏住表笔的金属部位, 以免人体电阻分流,增大测量误差或触电;5 在测量 RC 电路中的电阻时,要切 断电路中的电源,并把电容器储存的电泄放完,然后再进行测量。在排除了人为 读数误差以后,我们对其他误差进行一些分析。 1.万用表电压、电流挡量程选择与测量误差 万用表的准确度等级一般分为 0.1、0.5、1.5、2.5、5 等几个等级。直 流电压、电流,交流电压、电流等各挡,准确度(精确度)等级的标定是由其最 大绝对允许误差 △X 与所选量程满度值的百分数表示的。