〃水生态监测事业部简易通讯协议 f8 f8 字头 xx 数据长度 xx xx ID 号 xx xx 电压 xx xx xx xx xx 月 日 时 分 秒 xx xx 雨量 xx xx 水位 xx xx crc-16 校验码(不包括字头) ed 字尾 自报数据格式: fc fc 字头 校时数据格式: xx xx xx xx xx xx xx xx crc-16 校验码(不包括字头) ed 字尾 年 月 日 时 分 秒 GD100 简明用户手册 附录二:南京水利水文自动化研究所〃水生态监测事业部DEBUS通讯协议 f8 f8 字头 xx xx ID 号 主动自报数据: f9 f9 字头 xx xx ID 号 xx xx 中心区号 xx 特征功能码 xx xx crc-16 校验码(不包括字头) ed 字尾 xx xx xx xx xx xx 年月日时分 xx 特征功能码 xx 数据长度 xx xx…xx xx 数据 V1.1 xx xx crc-16 校验码(不包括字头) ed 字尾 读设备工作参数(x为参数序列号0~f) : 特征码(十六进制) a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 bc 特征码功能定义 开关量 1(可接雨量、蒸发量) 开关量 2(可接雨量、蒸发量) 数据并口(水位) 压阻式压力传感器水位 超声波传感器水位 雷达传感器水位 气泡式压力传感器水位 电源电压 风速 泵站开关状态 特征码(十六进制) dx cx 特征码功能定义 读设备参数 x 返回参数 x 水利部南京水利水文自动化研究所 22 GD100 简明用户手册 V1.1 10、附录三:GD100主板示意图 J7~水位计接入端子 J7 GND J2 雨量端子 J27 电源输入 J26 电源输出 SDI-12 485 COM 1 COM 2 水利部南京水利水文自动化研究所 23 GD100 简明用户手册 V1.1 10、附录四:GD100主模块板示意图 J2 雨量端子 J7 GND J7~水位计接入端子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SDI-12:1:+12V,2:DATA,3:GND 485:1:A,2:B,3:GND COM1:1:Rx,2:Tx,3:GND COM2:1:Rx,2:Tx,3:GND J26 电源输出 J26 ’ 电源输出 J27 电源输入 J27 ’电源输入 SDI-12 485 COM 1 COM 2 12 34 56 78 123 123 123 123 24 水利部南京水利水文自动化研究所