重症监护仪 ★1、主机结构:便携式一体化,内置拔插式锂电池,电池供电可连续工 作时间≥2 小时。显示类型:屏幕≥15″TFT 真彩大屏幕 TFT 显示器,分辨 率≥1024*768,。可与中央监护系统组成无线中央监护网络系统。 2、基本监测参数:ECG、NIBP、SPO2、TEMP、RESP、PR;可升级参数: CS、Masimo SpO2、Nellcor SpO2、心排量、麻醉气体、记录仪等。 ★2.1 心电要求: 2.1.1 心电输入方式:三、五导联自动选择,十二导联可选。 2.1.2 工作模式: 诊断、 监护、 手术、 用户; 扫描速度: 12.5mm/s、 25mm/s、 50mm/s。 2.1.3 心律分析:ST 段,QTc 和特征点分析,起搏分析,≥18 种心律 失常分析。 2.1.4 抗除颤:抗高频电刀;抗交流、肌电和漂移干扰。电极脱落指示: 自动并提示。 2.2 无创血压要求: 2.2.1 测量模式:成人、儿童、新生儿 2.2.2 测量方法:自动振波法测量。 2.2.3 测量范围:10—270mmHg,分辨率:1 mmHg。 2.2.4 单位选择:mmHg、KPa 2.2.5 测量模式:单次(手动) 、周期(自动) 、快速(连续) 。 2.2.6 过压保护:有 2.3 血氧要求: 2.3.1 数字式血氧,抗抖动、抗弱灌注功能 2.3.2 测量范围:0—100%,分辨率:1%。 2.3.3 精度:±2%(70~100%),±3%(40~69%). 2.3.4 脉搏范围:25—250BPM。 2.3.5 脉搏调制音:具有。 2.4 呼吸: 2.4.1 测量方法:胸阻抗法。 2.4.2 呼吸导联可选择:RA-LL、RA-LA、RL-LA、RL-LL。 2.4.3 具有窒息监测功能。 2.5 脉搏:测量范围:30—250bpm(±1bpm)。 2.6 体温:0—50℃(±0.1℃) 3、波形通道:≥8 通道,各通道显示的波形用户可自定义。 4、显示界面:标准屏、它床观察、呼吸氧和图、NIBP 回顾屏,短趋势 屏、大字符显示、7 导心电同屏显示、12 导心电同屏显示界面等。 5、硅胶夜光按键,方便夜间观察。 6、存储功能:无创血压测量数据回顾≥1800 组;趋势图≥168 小时;心 电波形回放≥30 分钟;报警事件回顾≥1800 条,支持 SD 卡存储。 7、生产企业注册资金大于 2500 万。 ★8、质量保证体系:具有 ISO9000 系列国际质量体系认证和 CMD 认证、 CE 认证、CMC 认证、FDA 认证。 9、带★号为必备参数,如不能满足视为无效投标。 监护仪参数要求 一、技术规格要求 1、工作条件:能在电源电压 100~240V 交流、50/60Hz;室温 0℃~40℃ 和相对湿度 15%~95%(非冷凝)的环境下工作。 2、功能: ※2.1 标准配置:采用红外传输插件式模式化设计,可同时监护病人的 心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率、双体温(带温差不带探头)、麻 醉气体。 ※2.2 选配功能:支持选配 12 导心电分析功能,8 道有创血压、颅内压、 主流式、旁流式或微流式呼吸末 CO2,无创连续心排、有创心排、呼吸力学、 脑电双频指数(BIS)、以及掉电存储功能、无线联网功能、记录仪、支架、 锂电池。 ※2.3 可选配国际先进的 Masimo 血氧技术,并提供合作资质认证。 3、特殊要求: ※3.1 通过了欧盟 CE 和美国 FDA 认证 3.2 使用范围:成人、小儿、新生儿 4、强大的软件功能: 4.1 具有不少于 96 小时血压(舒张压、平均压)、心率、体温、血氧饱和 度、呼吸率、脉率等全部监护参数趋势图和趋势表存储。 4.2 具有不少于 800 组 NIBP 测量数据回顾功能。 ※4.3 具有 5 种计算功能标配:标配药物计算、血液动力学计算。可选 配氧合计算、通气计算、肾功能计算。 5、显示方式: 5.1 不小于 12.1 寸彩色 TFT 显示屏,波形颜色与位置可调。 ※5.2 显示界面: 最少显示不少于 8 道波形; 具有 2 小时动态短趋势显示功能; 呼吸氧合图显示功能; 全屏 7 导联显示功能; 它床观察功能,便于观察其他病人情况。 6、心电规格 ※6.1 标配 3/5 导联,选配 12 导联 6.2 保护:隔离承受 4000VAC/50Hz 电压,抗除颤,抗电刀。 6.3 工作模式:诊断、监护、手术 6.4 心率测量范围:成人 15—300bpm,新生儿/小儿 15—350bpm 6.5 ST 段监测:有,可设报警范围。 6.6 心律失常分析回顾:有 6.7 报警:声光双重报警,有回顾。 7、呼吸规格 7.1 方式:胸抗阻法,Ⅰ、Ⅱ导联可选。 7.2 测量范围:成人 0—120rpm,新生儿/小儿 0—150rpm。 7.3 窒息报警:有 8、无创血压规格 8.1 测量方式:振荡法 8.2 工作模式:手动、自动、连续 自动测量时间:可设定(1—480 分钟) 8.3 测量单位:mmHg/kpa 可选 8.4 测量类型:收缩压、舒张压、平均压 ※8.5 使用范围:成人、小儿、新生儿 8.6 测量范围:成人 收缩压 40—270 mmHg 舒张压 10—210 mmHg 平均压 20—230 mmHg 小儿 收缩压 40—200 mmHg 舒张压 10—150 mmHg 平均压 20—165 mmHg 新生儿 收缩压 40—135 mmHg 舒张压 10—100 mmHg 平均压 20—110 mmHg 8.7 过压保护:双重安全保护。 8.8 报警:收缩压、 、舒张压、平均压 9、血氧饱和度贵妃 9.1 血氧饱和度测量范围:0—100% 9.2 精确度:70—100%±2%。 9.3 血氧饱和度报警:有 9.4 脉率测量范围:20—250bpm。 9.5 脉率报警:有 10、体温规格 10.1 通道数:两通道,显示 T1、T2、△T 10.2 测量范围:0—50℃ 10.3 分辨率:0.1℃ 10.4 体温报警:有 11、有创压规格: 11.1 通道数:最多 8 通道 11.2 可测量压力:ART、PA、RAP、LAP、ICP 11.3 测量范围:-50—300mmHg 分辨率:1 mmHg 测量精度:±2%或 1 mmHg,取大者 11.4 可选配有创压附件包 13、联网功能:支持有线或无线方式联入中央监护系统 14、可选配与同品牌监护仪组成转运方案,以支持转运功能及外挂模块; 可同屏亦可双屏显示,与插件式监护仪连接时作为多功能监护模块使用,从 监护仪拔出后自动作为独立监护仪使用。 插件式监护仪 ★1、主机结构:便携式一体化,整机为插件式模块化结构,模块支持热 拔插,插件槽≥5 个。显示类型:屏幕≥17″TFT 防眩显示屏,显示分辨率: 1280*1024。可与中央监护系统组成无线中央监护网络系统。 2、基本监测参数:ECG、NIBP、SPO2、CO2、2TEMP、RESP、PR;可升级 参数:12 导心电、Masimo SpO2、Nellcor SpO2、心排量、麻醉气体、记录仪 等。 ★2.1 基本参数复合模块可监测: ECG、NIBP、SPO2、2TEMP、RESP、PR。 基本参数复合模块带锂电池,可实现连续不间断监护,转运病人时可连续使 用 1 个小时,并可存储所有病人监测数据,并可实现病人数据与同类监护仪 之间的自动导入。 2.2 心电要求: 2.2.1 心电输入方式:三、五导联自动选择,十二导联可选。 2.2.2 可 7 导心电同屏显示(胸导任选) 2.2.3 心律分析:ST 段,QTc 和特征点分析,起搏分析,≥18 种心律失 常分析。 2.2.4 抗除颤:抗高频电刀;抗交流、肌电和漂移干扰。 2.2.5 电极脱落指示:自动并提示。 2.3 无创血压要求: 2.3.1 测量模式:成人、儿童、新生儿 2.3.2 测量方法:自动振波法测量。 2.3.3 测量范围:10—270mmHg,分辨率:1 mmHg。 2.3.4 单位选择:mmHg、KPa 2.3.5 测量模式:单次(手动) 、周期(自动) 、快速(连续) 。 脉搏调制音:具有。 2.4 血氧要求: 2.4.1 数字式血氧,抗抖动、抗弱灌注功能 2.4.2 测量范围:0—100%,分辨率:1%。 2.4.3 精度:±2%(70~100%),±3%(40~69%)。 2.4.4 脉搏范围:25—250BPM。 2.4.5 脉搏调制音:有 2.5 进口二氧化碳模块: 2.5.1 测量模式:主流式 2.5.2 测量方法:红外线辐射吸收技术 2.5.3 波形速度:6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s。 2.5.4 波形标尺:61 mmHg、76 mmHg、91 mmHg、16 mmHg。 2.5.5 报警来源: Fi、 Et、 awRR、 Et&Fi、 Et&awRR、 Fi&awRR、 Et&Fi&awRR。 2.5.6 报警设置:0—152 mmHg,上下限连续可调。 2.5.7 窒息报警:0—150bpm,连续可调 2.6 呼吸: 2.6.1 测量方法:胸阻抗法。 2.6.2 呼吸导联可选择:RA-LL、RA-LA、RL-LA、RL-LL 2.6.3 具有窒息监测功能。 2.7 脉搏:测量范围:30—250bpm(±1bpm)。 2.8 体温:0—50℃(±0.1℃) 3、中英文操作菜单、旋转钮操作、触摸式按键输入。夜视键盘,方便夜 间观察。 4、基本多种显示界面:标准屏、它床观察、呼吸氧和图、NIBP 回顾屏, 动态短趋势屏、大字符显示、7 导心电同屏显示界面等。 5、生产企业注册资金大于 2500 万。 ★6、质量保证体系:具有 ISO9000 系列国际质量体系认证和 CMD 认证、 CE 认证、CMC 认证、FDA 认证。 7、带★号为必备参数,如不能满足视为无效投标。