德国Eager公司的名字仍然是质量与可靠性的完美结合,每种产品均注明了相关的应用标准,可以保证为你提供的产品、售前、售后服务是z为快捷优质的,诚卫仪器科技(德国)有限公司是德国Eager代理商及分公司跟多家欧美仪器设备制造商建立了长期战略合作。主要为国内科研单位、企业、质检机构提供高性价比、高品质的测试仪器设备,为测试相关的实验室提供设备以及整体解决方案,诚卫仪器科技(德国)有限公司为确保产品质量可靠性、在每件产品出厂前经过严格测试,我们制定的材料测试行业标准并被行业广泛认可。
诚卫仪器科技(德国)有限公司坐落于东海边之城是一家科研、生产、销售于一体的高科技企业,符合IEC 、CCC、UL、CSA、VDE、JIS、KS、SEV、BSI、HD、KEMA、SSA等有关标准,我们近年的发展源于客户对Eager公司的信赖。一直以来,公司以优质的产品和完善的服务赢得了同行一致好评。目前客户涵盖有国内各省和检验*的实验室、大中小企业质检部门。
我们的宗旨:真心服务、真诚合作、共同发展、共创未来。
展开
仪器

详细信息在线询价

品牌其他品牌应用领域医疗卫生

DEHS油性测试仪
产品信息
仪器简介
DEHS油性测试仪能模拟熔喷滤料或滤材实际使用环境,基于标准要求的油雾和盐雾方法进行
过滤效率及过滤阻力测试。
测试参数符合NIOSH 42 CFR Part 84及GB/T 2626标准中测试方法要求。
除此之外,自动滤料测试仪还可进行滤料透气度测试,测试孔径:1/1,1/2,1/4,1/8;
测试材料:层状熔喷滤料或过滤滤材;
测试方法:油雾法测试和盐雾法测试;
测试参数:过滤效率、过滤阻力等;
自动滤料测试仪能准确评价熔喷滤料或滤料的过滤性能,为新型过滤材料的研发,产品质量
控制,材料性能验证等提供数据依据,是科研,检测,工业生产等领域的产品性能验证
的 选择。
测试标准
NIOSH 42 CFR Part 84呼吸防护装置技术要求;
GB/T 2626呼吸防护用品——自吸过滤式防颗粒物呼吸器
相关术语
过滤效率:在规定检测条件下,过滤元件滤除颗粒物的百分比;
油雾法检测:以DEHS/PAO/DSP等油性或等价物做气溶胶来检测熔喷滤料或滤料的过滤性能;
盐雾法检测:以NaCl或等同卤化物作为气溶胶来检测熔喷滤料或滤料的过滤性能的方法;
测试原理
1.油雾法:
干燥无油压缩空气以一定流量进入气溶胶发生器,产生一定颗粒分布的气溶胶,经级联
撞击器筛分,将满足标准要求的粒度分布的颗粒从气溶胶出口排出,进入测试管道。
并到达滤料,滤料两侧安装有压差传感器,测试过程中对滤料上游及下游颗粒进行颗粒
数目监测;整个测试过程以一定流量或风量进行。
2.盐雾法:
干燥无油压缩空气以一定流量进入气溶胶发生器,产生一定颗粒分布的气溶胶,经级联
撞击器筛分,将满足标准要求的粒度分布的颗粒从气溶胶出口排出,进入测试管道。
由于盐雾气溶胶产生带有静电,故需对盐雾气溶胶进行中和处理。且对盐雾气溶胶来讲,
需对其进行加热以产生盐颗粒。方法为:将产生满足粒度要求的气溶胶与加热气体混合然后
气溶胶中水分被蒸发产生盐颗粒。
并到达滤料,滤料两侧安装有压差传感器,测试过程中对滤料上游及下游颗粒进行颗粒
数目监测;整个测试过程以一定流量或风量进行。
技术参数
1.适用滤料:⑴ 玻璃纤维滤料
⑵PP滤料 ⑶ 覆膜滤料;等
2.检测粒径档别:
0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0µm(六档)
3.流量范围:
0~150 l/min
4.检测阻力范围:
0~1000 Pa
5.尘源:
⑴ 气溶胶(DEHS)
数量中直径:0.18um;
质量中直径:0.3um;
几何偏差:小于1.8;
⑵ 钠盐(2%NaCl溶液)
数量中直径:0.075um;
质量中直径:0.26um;
几何偏差:小于1.6;
6.标准测试面积:
100 cm2
7.电源:
220V/50 Hz
8.系统功耗: