KJELTECTM 8100 全自动凯氏定氮仪操作说明 一、凯氏定氮仪器使用说明: 1、开机: 先打开水阀,再开主机电源,然后机器开始自检,需几分钟,此时勿 动仪器。注:带双引号的表示屏幕中的操作按钮。 2、预热:进入主界面后, 点击触摸屏“工具”中“手动”下“打开/关闭安全 门”,“打开安全门”,放入空消化管(注意轻放消化管不可拧,管口正好套在蒸 馏头下,管底正好卡在下面的凹三角上就可以),“关闭安全门”,点击“加水到 试管中”,约150ml 即可(界面右下角有上下导航键可调节加水量),点击“添加” 加水(程序 3)。点击“启动/停止蒸汽发生器”进行预热,约3—5 分钟,“停止 蒸汽发生器”,完毕后,安全门会自动打开,拿出消化管。 设置:“工具”——“分析数据”——“程序”——“AN300”(根据需要可以选择和编辑程序)。根据你的样品更改稀释液、碱液、接受液体积。(已经使用 的仪器一般不需要更改)。“样品管排空”必须更改为“NO”,蒸汽发生器功率为 100,若蒸汽温度过高,可改为70,“蒸汽结束方式”为自动。(已经使用的仪器 一般不需要更改)。“设置”——“配置”——“接受液颜色报警”——“NO”。 (已经使用的仪器一般不需要更改)。 、分析测定:点击“分析”,点击右下角“开始”依次向下分析,每支消化管测定完后,安全门会自动打开,手动换样,每个样需3~5 分钟。 、关机清洗:“工具”——“手动”——“打开/关闭安全门”,放入空消化管——“加水至试管中”——“启动蒸汽发生器”,大约 分钟,“停止蒸汽发生器”。安全门打开后,进行仪器的清洗——用湿抹布擦净蒸馏头,试管接头, 安全门内侧,将底部托盘小心拆下进行清洗。 、关机:关闭仪器电源,关闭水阀。