对《固定污染源废气　苯系物的测定　气袋采样/直接进样-气相色谱　法》进行方法验证的结果进行汇总及统计分析,其结果如下:　1.1　实验室基本情况　表1-1　参加验证的人员情况登记表　姓名　性别　年龄　职务或职称　所学专业　参加分析工作年份　验证单位　严严　女34　工程师　环境化学　江苏省环境监测中心　韩颖　男28　工程师　化学分析　2011　年　南京市环境监测中心站　宋宁慧　女30　助理研究员　环境化学　环境保护部南京环境科学研　究所　董铮　男41　高级工程师　环境化学　镇江市环境监测站　陈艳芳　女31　工程师　环境工程　苏州市吴中区环境监测站　董黎静　女31　工程师　分析化学　常州市环境监测站　表1-2　参加验证单位仪器情况登记表　仪器名称　仪器编号　性能状况　验证单位　气相色谱仪器　良好　南京市环境监测中心站　自动稀释装置　良好　南京市环境监测中心站　气相色谱仪器　良好　环境保护部南京环境科学研究所　自动稀释装置　良好　环境保护部南京环境科学研究所　气相色谱仪器　良好　镇江市环境监测站　自动稀释装置　良好　镇江市环境监测站　气相色谱仪器　良好　苏州市吴中区环境监测站　自动稀释装置　良好　苏州市吴中区环境监测站　气相色谱仪器　良好　常州市环境监测站　自动稀释装置　良好　常州市环境监测站　1.2　方法检出限、测定下限测试数据　表1-3　为6家实验室对　《固定污染源废气　苯系物的测定　气袋采样/直接进样-气相色　谱法》中目标化合物检出限的原始测试数据。　31　表1-3　方法检出限的测试数据表　化合物　名称　实验室号测定值(mg/m3　)　平均值　(mg/m3　)　标准　偏差　(mg/m3　)　t　值　检出限　(mg/m3　)　测定　下限　(mg/m3　)　第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次苯10.23　0.26　0.22　0.25　0.23　0.22　0.25　0.24　0.016　3.143　0.1　0.4　2　0.21　0.27　0.25　0.22　0.20　0.25　0.22　0.23　0.025　3.143　0.1　0.4　3　0.22　0.26　0.27　0.26　0.22　0.32　0.27　0.26　0.034　3.143　0.2　0.8　4　0.25　0.24　0.26　0.31　0.25　0.26　0.25　0.26　0.023　3.143　0