1 测站处仪器架立: 在现场找到两个在图纸上标有坐标的两个点,靠近现场需放样的一点当测站架立仪器,另外一点当后视架 立棱镜 。全站仪三个支脚架立在测站点上空,架上全站仪,固 定仪器的螺丝先不要锁太紧,中空的位置基本对准测站点。
2 按住全站仪电源开关打开全站仪,转动望远镜后才会进入主菜单,打开红外线对中开关,就会看见在仪器下方测站点附近 有个红点,那就是红外线对中点,挪动仪器的两个支脚让红点对 准测站点,注意仪器下一个圆形气泡尽量居中,以保证微调后气 泡就能居中。红点对准测站点、气泡基本居中后进行仪器上个长 形气泡的调整,长形气泡居中后再观察红点有没有对准测站点, 没有的话需松掉固定仪器的螺丝, 轻轻移动让红点居中再观察气 泡水平,没问题后就可以进入下个步骤了。
3 按菜单键进入菜单,点击 F1 进入测站的设置,仪器会要求输入点号, 如果以前在仪器上有存过这个测站点的话就输入存入 的代码,仪器会自动输入坐标值,没有的话就随便编个代码按确 认进入然后输入坐标,不需要标高的话就不输入仪器高了,需要的话就用卷尺拉一下看仪器中心到测站点的距离, 输入高度按确 认测站就设置好了。
4 让帮手在后视点架好棱镜,注意气泡要居中。