【万用表各档位功能用法_万用表主要功能使用详解】
在万用表的各种功能中,电阻挡的用途最广泛,本节电工天下小编为大家分享【万用表各档位功能及使用方法】,希望你会喜欢。
电阻挡(欧姆挡)一般用来测量电阻阻值大小、测量线路、电路元器件通断情况、以及通过测量元器件引脚间阻值大小是否与正常数据相符,来判断元器件好坏。
指针式万用表使用前要调零,将两表笔短接,此时指针右偏,调节调零电位器,使指针指在右边零刻度处。如不能调零时,所用是Rx1到Rx1k挡,说明1.5V电池电量不足;所用是Rx10k挡,说明9V或12V叠层电池电量不足。
1.量程选择
欧姆挡刻度盘标有Ω,右边为零,往左边数值增大,刻度成非线性排列,中间段显示较为准确。每更换一次电阻挡量程后,必须进行调零,以确保测量准确度。
认出电阻阻值后选合适量程并调零,选合适量程的原则是使测量数值指针尽量靠刻度盘中间位置。如电阻为10Ω,则选Rx1挡,电阻为220Ω选Rx10挡,电阻为4.7kΩ,可选Rx100挡,电阻为68kΩ可选Rx1k或Rx10k挡。将表笔放在待测电阻两引脚上,读出电阻刻度盘(最上面一条刻度线)指针指示处的数值,然后乘上该档倍率,即为电阻的阻值。
若是使用数字式万用表,则被测元件阻值与该挡量程越接近,测量结果越准确。如150Ω电阻,用Rx200挡和Rx2k挡都可以测量,但是200挡准确位数要多,测量结果自然也准确些。
2.在路测量
大多检修时需要先直接在电路板上测量电阻值。因为在路测量会受到其他串联、并联元器件的影响,测量结果会有偏差,一般需要将表笔对调测两次,取测量阻值大的一次作参考阻值。若测一个82kΩ电阻(见图2),测量显示结果小于标称值且相差不大,说明此电阻正常。若测得电阻值大于实际电阻值有可能是电阻变值增大了;若测得阻值很小,如无小阻值电阻、电感类元件并联,这种情况都要焊下引脚或拆下元器件再作测量。
图2 82kΩ电阻在路测量
一般情况下,电阻阻值会存在增大的可能,以及大电流或其他原因使其开路的情况,而阻值减小则很少见。
注意:
在路测量元器件一般要将其引脚断开,并对大容量电解电容、高压电容、高压包、显像管等储电元器件放电后才能测量。放电有很多方法,如直接短路元器件引脚、用1kΩ或10kΩ、2W电阻泄放,笔者推荐你可以用烙