小编这次给大家带来的是全站仪后方交会的测量步骤与一些需要注意的方面,简单易懂的口语化,让您理解起来更加得心应手。
首先介绍下全站仪后方交会的原理,仅在待定点上设站,向三个已知控制点观测两个水平夹角a、b,从而计算待定点的坐标。
全站仪后方交会测量步骤
前提,已知两个点位坐标A、B
在已知两个点位坐标之间呈现一个三角形架设全站仪(要求:能通视,角度不宜小于15度,也不要大于165度)过大过小都会影响误差超过要求,而不能使用
点击电源“开关”开机,对中整平水准气泡。
选择“新建项目”,名称一般以日期命名。
选择“建站”,选择“后方交会测量”。
点击“测量”,输入“点名”,输入已知点位坐标A,输入“镜高”。
照准已知点位坐标A棱镜中心,点击“测角测距”。点击完成。
点击“测量”。输入“点名”,输入已知点位坐标B,输入“镜高”。
照准已知点位坐标B棱镜中心,点击“测角测距”,点击完成。
根据所测数据点击“计算”,得到待定点坐标,用于建站。
下面我们来看一个实例题更加便于理解
已知点位坐标M、N,而全站仪架设在点O,求测出点ABC的点位坐标。
先通过后方交会法把O点全站仪架设的点位坐标测出,然后逐渐通过后方交会法把其他点位坐标测出。(要注意度数的要求哦!)
也可以先通过后方交会法测出O点点位坐标后,算出方位角,通过方位角逐渐得到点ABC的点位坐标。