千分尺常见故障排除方法及注意事项 量具名称 常见故障 一般排除方法 注意事项 ·测量时必须使用“测力装置”并以恒定 将“固定套管”上的“螺钉”(M2.5 发黑螺钉)松开, 的测量压力进行测量; 不要直接转动 “微 利用“扳手”(产品附件)来回转动“固定套管”并使 分筒”来测量。 零位对准,最后将“固定套管”上的“螺钉”固紧。 ·禁止测量运动的被测零件。 A.当“压线或离线”差异不大时可采用上述调整零位 方法进行。 B.当“压线或离线”差异比较大时则使用“扳手”(产 品附件)松开并取下“测力装置”,再拿下“盖板”并 卸下“微分筒”。