其实电流型和电压型传感器都是属于模拟传感器,现在比较流行的反而是数字型传感器,更加符合大数据中的边缘计算的特征。
接下来按照下面顺序进行回答和分析:
1、电压传感器特点2、电流传感器特点3、电压传感器和电流传感器的区别4、数字型传感器(补充知识)一、电压传感器原理
电压输出的压力传感器
1、早期的变送器大多为电压输出型,即将测量信号转换为0-5V电压输出,这是运放直接输出,信号功率<0.05W,通过模拟/数字转换电路转换数字信号供单片机读取、控制。
2、在信号需要远距离传输或使用环境中电网干扰较大的场合,电压输出型传感器的使用受到了极大限制,暴露了抗干扰能力较差,线路损耗破坏了精度等等等缺点
3、电压输出型变送器抗干扰能力极差,线路损耗严重,精度较低,有时输出的直流电压上还叠加有交流成分,使单片机产生误判断,控制出现错误,严重时还会损坏设备。
4、输出0-5V不能远传,远传后线路压降大,精确度大打折扣。
二、电流传感器特点
电流输出的水平传感器
电流传感器理想特性:相当于一个非常大的电压源串联了一个非常大的内阻。当负载阻抗远远小于它的内阻时,电流就总是等于信号源的“短路电流”。
电流传感器主要优点:传输线上的电阻和接线处的接触电阻只要不太大,只要和负载电阻之和仍然远远小于信号源内阻,就可以认为不影响收到的电流大小,仍然等于信号源的“短路电流”。
电流传感器误差标准:只要负载和传输线上的总压降不超过某个界限,就保证电流值的误差不超过某个界限。
电流传感器应用条件:接收电流型信号的设备,尽量控制低输入阻抗。以解决上述的精度问题和起到还有抗干扰的作用。
三、电压传感器和电流传感器的区别
相比于电压型传感器电流型传感器抗干扰能力更好,传播距离更远。
常见的电场耦合的干扰信号,原理上很像一个信号源串联了一个电容,这个电容就是空间分布的寄生电容,容量是很小的,所以电干扰信号的电流也是很小的。
然而,如果我们的接收电路不是在接收电流信号,而是在接收电压信号,输入阻抗常常极大。(注:接收电压信号,输入阻抗之所以要很大,是为了减少传输线上电阻影响)
于是干扰信号串联了分布电容后,加到这个输入端,有可能分压并不小。所以电压型信号的传输电路在抗这一类干扰时就不如电流型。
—引用自haolizhong4924的知道回答四、数字型传感器
模块化的气体检测的数字型传感器
刚才的电流型和电压型传感器都是模拟传感器,下面聊一下现在比较流行的数字型传感器。
数字型传感器定义:数字传感器是指将传统的模拟式传感器经过加装或改造A/D转换模块,使之输出信号为数字量(或数字编码)的传感器。
主要具备以下三个优点:
解决模拟式传感器信号差的问题:解决射频干扰问题:数字式传感器精度、可靠性和稳定性更高,减少模拟式传感器经常引起的误差。
最重要的是:使用极其简便,非常适合大学生或者研究生做课程设计时候使用,又或是科研人员做简单功能验证的时候使用。
最后
感兴趣朋友可以看下我之前的文章和回答:
公众号:“硬件攻城狮的秘密”,专注原创知识和硬件资源分享,关注就送电路设计和PCB课程和EMC大礼包。
如有收获,“点赞““收藏”“关注””喜欢”一键四连,激励下本人吧!