气相色谱法　气相色谱法　Gas　Chromatography　Gas　Chromatography　海南大学分析测试中心　海南大学分析测试中心　谢艳丽　谢艳丽　\uf06e　\uf06e　俄国植物学家茨维特　俄国植物学家茨维特　(　(Tswett　Tswett)　)在在1906　1906年使　年使　用的装置:色谱原型装　用的装置:色谱原型装　置,如图。　置,如图。　一、色谱法　一、色谱法　1.　概述　色谱法又称色谱分析、色谱分析法、层析　法,　是一种重要的分离分析方法,它是利用混合　物不同组分在两相中具有不同的分配系数(或吸　附系数、渗透性等),当两相作相对运动时,不　同组分在两相中进行多次反复分配实现分离后,　通过检测器得以检测,进行定性定量分析。其中　不动的一相成为固定相,而携带混合物流过此固　定相的流体成为流动相。　能完成这种分离的仪器即为色谱仪。　2.　2.特点　特点　混合物最有效的分离、分析方法,分离　混合物最有效的分离、分析方法,分离　效能高、灵敏度高、分析速度快。　效能高、灵敏度高、分析速度快。　3.　色谱法原理　\uf06e　当流动相中携带的混合物流经固定相时,其　与固定相发生相互作用。由于混合物中各组分在　性质和结构上的差异,与固定相之间产生的作用　力的大小、强弱不同,随着流动相的移动,混合　物在两相间经过反复多次的分配平衡。使原来微　小的差异累加产生了很大的效果,形成差速迁　移,使各组分在柱内移动的同时逐渐分离,并按　一定的先后次序从色谱柱中流出。　\uf06e　与适当的柱后检测方法结合,实现混合物中　各组分的分离与检测。　\uf06e　两相及两相的相对运动构成了色谱法的基　础。　4.　4.色谱法分类　色谱法分类　从不同角度有多种分类方法,主要有以下四种:　从不同角度有多种分类方法,主要有以下四种:　按流动相的状态不同主要分为三类:　按流动相的状态不同主要分为三类:　(1)　(1)气相色谱　气相色谱:　:流动相为气体(称为载气)。　流动相为气体(称为载气)。　按分离柱不同可分为:填充柱色谱和毛细管柱色谱;　按分离柱不同可分为:填充柱色谱和毛细管柱色谱;　按固定相的不同又分为:气固色谱和气液色谱　按固定相的不同又分为:气固色谱和气液色谱　(2)　(2)液相色谱　液相色谱:　:流动相为液体(也称为淋洗液)。　流动相为液体(也称为淋洗液)。　按固定相的不同分为:液固色谱和液液色谱。　按固定相的不同分为