1材料与方法1. 1材料厚度5 m m 的无色有机玻璃, 30 2改性丙稀酸酯胶黏剂( 抚顺合乐有限公司), 奥氏黏度计( 上海宝山启航玻璃仪器厂, 产品型号: 18 31)1. 2方法将有机玻璃加工成10m m × 13 m m 长方形条块, 长度要小于黏度计粗管与细管的间距。用什锦锉在距细管端口30一处将细管环行标志线上方打磨成粗糙表面, 对面粗管打磨成粗糙表面,然后用无水乙醇清洁。 将30 2A B 胶按重量比l: l混合后3 m in 内涂胶, 然后把加工好的有机玻璃块黏合在黏度计粗管与细管之间( 图2)。 常温下5~lOm in 定位, 30 m in 可达使用强度。　　万方数据 新乡医学院学报h Im dof)【j商蛆g M ed i刊cou8萨Ⅶ. 24N 0 . 6N 胛. 2 0 0 7・59 l・围l奥氏黏度计o s押a MvI!Ⅻ舳etern g . 12 结果课堂教学实验表明, 用经过加固改进的奥氏黏度计做试验, 黏度计的损坏率约为3%, 而加固改进前黏度计的损坏率约为30 %。 加固改进黏度计节约教学经费, 提高实验教学质量。3 讨论20 0 5年8 月 , 国家标准化管理委员会《教学仪器设备安全要求玻璃仪器及连接部件》 起草小组编制说明中指出“从目前在学校和培训中使用的玻璃仪器来看, 是用社会上的实验室玻璃仪器品种, 但又有相当一部分存在质量问题, 安全隐患问题也较多” 。 市售的黏度计机械强度十分差, 其u 型开口处用手握或掰不需太大的力就能使它从底部断裂。