4、使用方法
4-1 下面以MF 47型万用电表来介绍使用方法
a)直流电压测量
在已知电源大概电压的情况下测量电压应将档位开关拨至比估值略高的档位,比如9V层叠电池,应将档位拨至10V档,红表笔接正极黑表笔接负极,指针偏转至一定刻度时,视线要与表盘刻度垂直或可通过反射镜中指针的影子与指针本体重合时所指向的刻度来读数。
在未知电压的情况下应将档位开关打到最高量程,并用红黑表笔试碰电源两极,若偏转动作幅度不大时可依次降低档位再进行测量,直至测量时指针摆动达到表盘刻度2/3或以上即可开始读数。
b)交流电压测量
与直流电压测量步骤一致,但红黑表笔不分正负。
c)直流电流测量
将某处被测电路断开,红黑表笔按电流方向跨接在断点上,在未知电流大小的情况下应使用最高档位,将红表笔插至5A大电流插孔,档位拨至500mA档,发现电流小于0.5A时可把红表笔插回“+”插口测量500毫安以下的电流,指针读数与电压档读数方法一致。需要注意的是电流档使用完毕后,红黑表笔必须分别插回“+”孔和“com”孔,档位开关拨回至交流电压最高档。
d)电阻测量
测量电阻时将档位开关拨至电阻档,然后红黑表笔短接,指针偏转至右边,若未指在最右的电阻0刻度线则需要调节欧姆调零旋钮使得指针偏转指在电阻档0刻度线处,读数时看最上方的刻度线,同样是视线要与刻度线垂直时(或反射镜影子与指针本体重合时)才可以读数,所得数值再乘以档位开关的倍率即可得到电阻值,比如指针示数5,档位X1k,则阻值为5×1kΩ。每换一个档位都应进行欧姆调零。最后测量完毕应将开关拨回交流电压档最高档。
需要注意:电阻测量时被测元件两端必须与电源断开,切不可带电测量,以免烧坏表头!
e)二极管通断测量
将档位开关拨至电阻档×1k档,红表笔接二极管阴极黑表笔接阳极,此时黑表笔为表内电池正极,红表笔为表内电池的负极,指针偏转表示二极管导通,红黑表笔反接时指针不偏转,即可知道二极管是好的。测量完毕应将旋钮拨回交流电压最高档。
f)晶体管放大倍数测量
1.确定基极B
P型管(PNP):将开关拨至电阻档×1k档,用红表笔顶住其中任意一只引脚不动,再用黑表笔分别触碰另外两只引脚,测到两次读数都很小时即可确定红表笔所抵住的引脚为基极。
N型管(NPN):与P