下面我们来看看如何利用液晶 光开关来实现图形和图像显示任务。 精彩部分在最后哟~答案+数据,whuter 只要你敢抄! 如图1所示,各个按钮的功能: 模式转换开关:切换液晶的静态和动态(图像显示)两种工作模式。在静态时,所有的液晶单元所加电压相同,在动态时,每 个单元所加的电压由开关矩阵控制。同时,当开关处于静态时发 射器光源会自动打开,动态时关闭; 静态闪烁/动态清屏切换开 关:在静态时,此开关可以切换到闪烁和静止两种方式;在动态 时,此开关可以清除液晶屏幕因按动开关矩阵而产生的斑点; 供电电压显示:显示加在液晶板上的电压,范围在0.00V~7.60V之间; 供电电压调节按键:改变加在液晶板上的电压,调节范围在0V~7.6V 之间。其中单击+按键(或-按键)可以增大(或减小)0.01V。 一直按住+按键(或-按键)2 秒以上可以快速增大(或减小) 供电电压,但当电压大于或小于一定范围时需要单击按键才可以 改变电压; 透过率校准按键:当供电电压为0V 时,透过率显示如果大于 “250”,则按住该键 秒可以将透过率校准为100%;如果供电 电压不为 0,或显示小于“250”,则该按键无效,不能校准透过 液晶驱动输出:接存储示波器,显示液晶的驱动电压,一般接CH1 通道; 光功率输出:接存储示波器,显示液晶的时间响应曲线,一般接CH2 通道; 开关矩阵:此为1616的按键矩阵,用于液晶的显示功能实验; 将液晶板金手指1(如图2)即水平方向插入转盘上的插槽,液晶凸起面必须正对光源发射方向,将角度盘 对准0刻度; 打开电源开关,选择模式开关为静态模式,使光源预热10 分钟左右; 请勿调整发射器和接收器方向,如发现方向没对准请报告老师; 在静态0V供电电压条件下,将透过率校准为“100%”。 的数据改变供电电压,记录相应电压下的透射率数值; 次并计算相应电压下透射率的平均值,依据实验数据绘制电光特性曲线,根据曲线估得阈值电压和 将液晶实验仪的液晶驱动输出接入示波器的CH1 通道, 光功率输出接入CH2 通道; 在静态模式0V 供电电压条件下,检查和调整透射率为 100%;然后再将电压调到2.00V,通过矩阵按键最 打开示波器电源,按下列步骤调节示波器以正常显示所要测量的波形: 仔细观察屏幕中动态周期性出现的CH1 驱动信号(黄色) 和CH2 响应信号(蓝色),通过按键区域右 通过屏幕区域右侧“XY”对应按键切换成X光标模式; 通过屏幕区域右侧“信源”对应按键切换成CH2模式; 按下屏幕区域右侧“X1”对应按键选定X1光标,通过按键 区域左上方“多功能控制”旋钮将X1 光标移动 并对准响应信号的上升沿起点(即使光标与驱动信号方波的下降沿重合); 按的方法选定X2光标并移动到与驱动信号方波的上升沿 重合; 按下屏幕区域右侧“X1X2”对应按键同时选定两个光标,分别读取此时显示在屏幕区域右侧“X1”和“X2” 下面的坐标数据(时间、电压),保留正负号记录在实验报告册表格2 内(X1 的坐标为上升沿的,X2 中依次记录每一步进的X1和X2 测量响应信号的上升时间和下降时间,具体示波器操作步骤: 在示波器处于实验步骤(4)最后的状态下,再次按下“光标”使屏幕中光标消失; 按下按键区域上方的“测量”,在屏幕区域右下角“上升时间(或下降时间)”处读出并记录通道“2”的数 据,再按下该处对应按键,切换显示之后按下“时间设置”对应按键,通过“多功能控制”旋钮在弹出的 窗口中将光标移至“FallTime”(若之前读的是下降时间,则此处选择“RiseTime”),然后按下屏幕区域 右下角“上页”对应按键,记录通道“2”的“下降时间(或上升时间)” 的数据绘制曲线到坐标图中的“响应信号”区域,同时在“驱动信号”区域绘出对应的方波; 取消液晶屏闪烁状态,将电压调回到0.00V,再次检查和调整透射率为100%; 的透过率数据到表3的TMAX 将供电电压调到2.00V,按照同样的步骤依次记录数据到 TMIN 按TMAX/TMIN 依次计算出对比度并绘图。 关闭液晶实验仪总电源,更换液晶板为垂直方向插入插槽,在0V 供电电压条件下调整透射率为100%; 的角度记录对应的TMAX 和TMIN 并绘图。 将模式转换开关置于动态(图像显示)模式。