准备工作:全站仪的三个脚螺旋调至中间位置,以便后面的操作,现在不用开机,待调平对中好后观测之前再开机,这样会节省一部份电量。
对中:全站仪架设首先需对中,根据人的身高首先调节脚架的高度使之能控制在能观测的范围。方法是固定一条脚架杆,另外两条移动至对中器能看到控制点上即可。然后再操作全站仪上的三个脚螺旋让对中器完全对准控制点。
调平:调平对中在全仪操作过程中往往是个反复的过程,如控制不好,架设的时间较长,现在注意必需要固定一条脚架,另外两条进行升降,不用看粗平,直接看精平,方法是,首先让精平管平行于你将要调节的一条脚架和固定的那条脚架,让可以调节的脚架让水准泡居中,然后全站仪旋转90度让它垂直于刚才调节的那两条杆,再调节第三条杆使精平水准管水准泡居中,这样反复两三次就可以了。
按照上述步骤,现在的对中器应该是对中于控制点的,如有小偏差直接调全站仪位置使之对中,再检查全站仪是否精平,如差一点按调平步骤再调一次即可满足精度要求。
上述步骤全部完成后,开机,进行测量观测。