温度传感器的接线方法及规律
pt100温度传感器是一种以铂(pt)作成的电阻式温度传感器,其将温度变量转换为可传送的标准化输出信号,主要用于工业过程温度参数的测量和控制。pt100铂电阻传感器有三条引线,可用a、b、c(或黑、红、黄)来代表三根线,三根线之间有一定的规律。
传统的方法虽然简单,但是有很多不足。使用通用传感器接口芯片,只需要一个对温度不敏感的参考电阻,把pt100接上uti的电路,可以通过mcu得到pt100和参考电阻的比例,从而得到阻值和温度。这种方法非常适用于基于微处理器(mcu)的系统,uti所有的信息只通过一mcu兼容的信号输出,这样大大的减少了各分立模块之间的外接线和耦合器。
pt100温度传感器0℃时电阻值为100ω,电阻变化率为0.3851ω/℃。由于其电阻值小,灵敏度高,所以引线的阻值不能忽略不计,采用三线式接法可消除引线线路电阻带来的测量误差,pt100铂电阻传感器可用a、b、c(或黑、红、黄)来代表三根线,三根线之间有如下规律:
a与b或c之间的阻值常温下在110欧左右,b与c之间为0欧,b与c在内部是直通的,原则上b与c没什么区别。仪表上接传感器的固定端子有三个:a线接在仪表上接传感器的一个固定的端子.b和c接在仪表上的另外两个固定端子,b和c线的位置可以互换,但都得接上,。如果中间接有加长线,三条导线的规格和长度要相同。
热电阻的3线和4线接法:是采用2线、3线、4线,主要由使(选)用的二次仪表来决定。一般显示仪表提供三线接法,pt100一端出一颗线,另一端出两颗线,都接仪表,仪表内部通过桥抵消导线电阻。一般plc为四线,每端出两颗线,两颗接plc输出恒流源,plc通过另两颗测量pt100上的电压,也是为了抵消导线电阻,四线精确度最高,三线也可以,两线最低,具体用法要考虑精度要求和成本。
二线三线的温度传感器怎么接线?
温控仪的工作原理:电源的主电路直接通过交流接触器的主触点连接加热装置,温度传感器感应到此时的温度低于设定值,总和低导通接触器线圈得电吸合,加热装置开始工作,当温度达到设定值时,总和低断开转为总高导通,接触器线圈失电触点复位,加热停止温度逐渐降低,当温度低于设定值时,又变为总低导通,加热开始以此循环工作。这中间有一个温度的“回差”,大多数的温控仪都可以设置温度的“回差”范围