关于液相色谱仪使用中气泡产生及解决方法 Ye相色谱仪在使用中整个液路系统有两个地方易产Sheng气泡! 1、泵头吸液白管。 2、Jian测口流通池。 气泡产生的原因:温度上升,Ya力下降! 温度上升或柱温上升,当接Jin试剂沸点时,试剂汽化产生气泡,试剂中已含微小Qi泡,因加热变大而产生气泡。 压力Xia降产生气泡,流动相中一直包含微小气Pao,无论超声过滤,均不能池底去掉它,Na么当压力下降时,微小气泡将长大,且多个Xiao气泡易聚集成大气泡,而影响正常实验。