上海的耀华仪表xk3190-a12(e)这个型号是一款比较热门的仪表产品,但发现怎么样校正这款仪表,大家比较疑惑,在这里我就说一下它的校正步骤:
按住(#)键不放,再开机(开关在背后)
屏幕显示丛9-1
自检过程后放开(#)键
分度值设置:
此时屏幕显示分度值设置(d 5)
按(去皮)键选择1.2.5.10.20.50这些数字表示显示的分度值 按(#)键确认
例如:在显示(d 5)时,按(#)键,分度值即设置为5.并自动进入小数点设置状态
小数点设置:
此时屏幕显示小数点设置(p 0.0)
按(去皮)键选择0 0.0 0.00 0.000小数点位数表示显示的精度 按(#)键确认
例如:在显示(p 0.0)时,按(#)键,小数点即设置为0.0 并自动进入最大秤量设置状态
由于图片较多,上传麻烦,更详细的校正方法和资料下载
点击右边出处链接:xk3190-a12(e)怎么校正(完整版)