建议使用防护手套和非接触技术.　如果　与皮肤发生接触,　则可用肥皂和水清洗.　丙稀酸脂可以穿透一般常用手套.　因此如果粘结剂　接触到手套时应立即除掉或丢弃手套.　并立即用肥皂和水清洗双手并重带手套.　如果,偶然　与眼发生接触或延伸到与口部软组织接触,　则立即用大量水冲洗.　如果有持续的刺激作用,　则应请医师顾问.　另外一些注意事项请参阅材料安全数据页(MSDS).　您可以访问因特网站　http://www.3M.com/MSDS　或与您的　3M　ESPE　公司牙科产品代理人接触,　获得最近的　MSDS.　2　过敏　某些病人或许会经历瞬时术后过敏.　采用下列措施使过敏风险减至最小:　牙准备:　清除细微牙结构.　使用合适的绝缘物.　推荐使用橡皮障.　使用合适的牙髓保护措施.　在深孔穴中使用玻璃离子　交联聚合物或树脂-改性玻璃离子交联聚合物内衬/基体(3M　ESPE公司生产的Vitrebond型).　粘结剂的应用:　不提倡使用压缩空气耒清除腐蚀操作步后残留的水,　而建议使用棉花球或小海棉吸干准备　操作步中残留的过量水份.　吸干后立即施加粘结剂.　恢复剂:　以增量形式放置修复材料,　分别固化每个增量.　按说明书指示,　用遮光帘,　修复剂厚度和光强度控制,　正确地固化修复剂.　暴露时间.　仔细调整咬合状态.　检验过咬合,　特别是侧向偏移接触.　酸蚀剂注射装置:　1.　当使用此传送系统时,　建议病人及医护人员防止与眼部接触.　2.　准备传送系统:　打开刻蚀剂注射器盖帽并保存.　可靠地拧下兰色一次性嘴尖到注射器上.　握住注射器嘴尖远离病人和任何牙医端.　挤出少量刻蚀剂到一块配药垫或　2x2　纱布上,　确保传送系统不阻塞.　若有阻塞,　则卸掉配药嘴,　直接从注射器推出少量刻蚀剂.　如果　存在的话,　应从注射器嘴尖清除任何可见的阻塞物.　重装配药嘴,　再次挤出少量刻蚀剂.　如果还阻塞,　就丢弃此配药嘴,　重装一只新的配药嘴.　弯曲配药嘴到所需要的角度.　使　嘴尖处于弯曲中心线.　不要将配药嘴弯到它的针芯,　因为这样会引起嘴部断开.　3.　输送系统贮存:　卸去用过的配药嘴并丢弃.　拧到贮存帽上.　若要贮存带有使用过的配药　嘴或没有贮存帽的输送注射器时,　应当干燥刻蚀剂并顺序填满系统.　在下一次使用时,　采用一支新的配药嘴替代贮存帽.　4.　若有必要,可以吸出到配药垫上并用小刷或其它合适