热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。
一、热电阻测温原理
热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜。
我们公司中采用了大量的PT100型号的铂热电阻体。PT100类型电阻体对应 0℃时阻值为100Ω。标准的热电阻回路国内一般采用三线制,采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。
二、接线方式
三、常见故障及处理
故障现象
可能原因
处理方法
显示仪表指示值比实际值低或示值不稳
保护套管内有金属屑、灰尘,接线柱间脏污及热电阻短路(水滴等)
除去金属屑,清扫灰尘、水滴等,找到短路点,加强绝缘
显示仪表指示为无穷大
热电阻或引出线断路及接线端子松开等
更换热电阻体或焊接及拧紧接线螺丝等
组织与温度关系有变化
热电阻丝材料受腐蚀变质
更换热电阻
显示仪表指示负值
显示仪表与热电阻接线有错,或热电阻有短路现象
改正接线,或找出短路处,加强绝缘
四、安全注意事项
⑴、对可能导致工艺参数波动或带联锁报警装置及调节阀的检修作业,必须事先取得工艺人员的认可。
⑵、根据工艺介质正确选择测温套管及密封垫片的材质。
⑶、检修时注意仪表接线不能出现短路、接地等现象,计算机电缆的屏蔽也不能出现接
第四部分
一、显示仪表指示值比实际值低或示值不稳
故障原因1:热电阻元件插深不够,没有顶到保护套管端部。
处理方法:1、查明套管长度,选用合适长度的热电阻元件,安装时保证热电阻元件顶到套管端部。2、清理保护套管内的铁屑、灰尘。
故障原因2:保护套管内积水
处理方法:1、清理保护套管内的积水并将潮湿部分加以干燥处