中国石油和化工标准与质量检验检测9www.chemstandard.com.cn/第 5 期浅谈石油产品闪点测定方法苏 波内蒙古赤峰市产品质量计量检测所 内蒙古 赤峰 024005【摘要】 闪点是一个反映安全性的指标, 其作用在于对石油产品和其他的可燃液体容易导致火灾的危险性进行鉴定, 是一项成熟的技术, 但是我国与国外先进方法相比还有一定的差距, 本文首先就国内外测定方法进行了 简 单的列表, 接着 就闪电测定方法的重要环节进行了 一定的阐述。【关键词】 石油产品 闪点 测定方法 测定结果1 概述1.1 定义国际上对闪点的定义有许多, 最容易被人们所理解的的定义方式是: 在特定的试验条件之下, 借助点火器进行测试样品蒸气被点着火的最低温度。 从概念上来看, 闪点是一个反映安全性的指标, 其作用在于对石油产品和其他的可燃液体容易导致火灾的危险性进行鉴定。对于是由产品在安全生产及其应用中有着极其重要的意义。1.2 起源与国际上有关闪点测定的方法石油产品闪点试验是相当成熟的测定技术, 其起源可以追溯到 19 世纪, 其作用主要是用来测定燃料和润滑油的质量, 通过长期的实践和研发, 该技术已经成为了一些国家和国际组织的标准测定方法。 从测定工艺上分, 闪点有可以被分为闭口闪点和开口闪点两种, 具体在国际上的主要方法如表 1 所示。2 目前我国使用的测定闪点的标准及方法2.1 标准我国目前和国外发达国家相比技术方法上还存在着一定的差距, 我国目前测定闪点的标准有克利夫兰法 (GB/T3536) ; 闭口杯法 (GB/T261); 开口杯法 (GB/T267); 泰克闭口杯法 (SH/T0733) 。 如表 2 所示是我国石油产品闪点测定采用的标准及与国外等效性标准的对照:2.2 国内闪点测试标准方法国内油品闪点测试标准方法对应的各项指标、 参数如表 3 所示。3 闪点测定方法实施过程的重要环节分析3.1 试验位置布置理论研究和实践经验表明, 对于闪点测定而言, 闪点试验位置的布置至关重要, 从防止通风的角度出发, 必须安装在一个避风性相当好的地点; 为了排除光线的影响, 应安装在较暗的地方, 实践中, 为了更有效地消除气流和光线对测定结果的不良影响, 便于准确地观察到并读出闪点, 测定仪的四周还应围上防护屏。3.2 安全措施备设试验表明, 油品在被加热的过程中会有一定量的毒