MRI(Matz's Ruby Interpreter)标准的Ruby实现,标准的Ruby解释器 常用检查方式 平扫不注射对比剂直接进行的扫描MRI增强扫描通过注射MRI造影剂,缩短组织在外磁场作用下的共振时间、增大对比信号的差异、提高成像对比度和清晰度的一类诊断试剂。它能有效改变生物体内组织中局部的水质子弛豫速率,缩短水分子中质子的弛豫时间,准确地检测出正常组织与患病部位之间的差异的一种检查方式。MRAMR血管成像,分为使用造影剂和不使用造影剂,相对DSA,是一种无创的血管造影技术。MRCPMR胆管成像,显示肝内外胆管及胆囊,确定有无结石及胆道扩张。MRUMR泌尿成像,显示输尿管及膀胱,确定有无尿路扩张及畸形等疾病。MRMMR脊髓水成像,磁共振脊髓水能充分显示椎管内脑脊液形态,是判断椎管内外病变性质的新型可靠的检查方法。 常用检查序列 SE 自旋回波序列在MRI中施加脉冲的顺序是先给90°激励脉冲,尔后给予一个180°相位重聚脉冲,故在一个TR内只有一次180°脉冲,称之为自旋回波序列(spin—echosequence,SE)。FSE/TSE 快速自旋回波序列FSE序列是建立在SE序列基础上的一种序列,在MRI中施加脉冲的顺序是先给90°激励脉冲,尔后给予多个同方向的180°相位重聚脉冲,形成回波链(ETL),从而减短扫描时间,称之为自旋回波序列(Fast spin—echosequence,FSE)。IR 快速反转序列通过发射180°反转脉冲,使组织内某些质子先达到饱和,再发射90°一180°一180°一脉冲,由于已经达到饱和的质子不产生信号,从而达到抑制效果,分STIR(脂肪抑制)和FLAIR(自由水抑制)两种。GE/GRE 梯度回波序列在射频激发之后,热平衡态的磁化向量(磁向量)M0部分或全部被翻转到垂直主磁场的横平面上,产生了自由感应衰减(FID)这种信号。若加上额外的梯度磁场第一叶,其信号衰减会变得更快,因为外加梯度磁场的存在,使得不同位置的磁化向量又额外多了相位差异,这因素加了进来使得磁化向量的向量和更快变小,即造成信号强度。梯度回波的产生,是额外再加上一个与前者相反极性的梯度磁场第二叶,其作用影响可以抵销掉,随着时间抵销越来越多,当积分面积G2dt=-G1ft时,可以发现自旋信号强度达到最高峰。EPI 回波平面成像EPI实际上是FSE基础上发展起来