仪器高度1.52(仪器高度是从点到仪器竖直度盘中间,仪器上有个明显的标记,一般是个点。)输入高程。进入测图模式,照准后视点,然后输入棱镜高度,这个一般都是两米杆输入两米就ok,输入坐标1200.000,1000.00输入高程输入杆高,输入高程。然后确认定向,这回就让棱镜去第三个点,然后照准,测量就出来这个点的坐标,高程了。
2这个就是和经纬仪测量一样,测出角度,距离然后计算,后测高程,进入测量模式有hv记得意思是点到仪器的高度,你可以把仪器假设在任意点上,然后把棱镜照准一个已知点,测出高度,然后让棱镜去未知点,测出一个高度,用第二个减去第一个数就是高差,带入绝对高程就ok
全站仪测水准叫三角水准,是用前视减后视,和水准仪水准相反。