如果目标点不能放置棱镜或仪器与目标点之间不能通视,该模式在这样的状况下十分有用。可以输入目标与测量点(可以放置棱镜的点或与仪器可以通视的点)间的偏置值(纵向,横向及高差等偏差分量),通过对测量点的观测,计算并显示目标点的角度、距离值。
高程偏差值为正(+):表示偏置点比测量点高
操作步骤
✪①屏幕右边软按键FUNC,进入常用功能菜单。
✪②按[F2]进入偏置测量功能。输入偏置值(纵向、横向及高差等偏差值),并确定偏置值的应用时效。输入完一项按ENT 键将光标移到下一输入区。
[F1](置零):将偏置值设置为零 。输入完毕,按[F4](确认)键。
✪③按导航键的
选择偏置测量功能的应用时效。应用时效的选择模式有:记录后置零和永久使用偏置测量。所有设置完毕,按[F4](确认)键保存设置。
✪④程序计算改正数,并将屏幕返回偏置测量的应用程序。