请勿拆卸,修理或改装设备。当探头镜头变脏时,请用柔软的干布或棉签轻轻擦拭。 请勿用纸巾或纸巾擦拭探头镜头。 有关详细资料,请参见第4.3节。如果存放和要测量的地方之间存在温差,请将其放在要使用它的房间中超过30分钟,以使其首先达到室温。测量。
1.Overview
2。 制备
2.1撕下绝缘胶带
首次使用本机时,将绝缘胶带从电池盒中拉出。
打开本机,室温1分钟后
出现在显示屏上。
备注:
•即使关闭本机,室温仍会显示在显示屏上。
•将本机放置在室温下的水平表面上(避免阳光直射或空调等)。
2.2在°C和°F之间切换
默认将单位设置为°C。
显示室温时,按住开始按钮。按住它的同时,按住ON / MEM按钮,直到°F出现两次哔哔声在显示屏上。
备注:
•要再次选择°C模式,请从步骤1开始。
•当单位在°C和°F之间切换时,将删除存储器中存储的所有读数。
2。 制备
2.3设置蜂鸣器
蜂鸣器默认情况下处于激活状态,但可以禁用。
请注意:蜂鸣器仅在额头测量模式下可用。
按ON / MEM按钮打开本机。按住ON / MEM按钮3秒钟。
”蜂鸣器”图标在显示屏上闪烁。
3.释放ON / MEM按钮。
”蜂鸣器”图标保持点亮,并且蜂鸣器被禁用。
备注:
•如果在“”之后按下ON / MEM按钮5秒钟以上蜂鸣器”图标开始闪烁,本机在不关闭蜂鸣器的情况下关闭。•要再次激活蜂鸣器,请从步骤1开始。
3.使用本机
3.1阅读
额头测量模式
此模式显示测得的前额温度的口腔等效值。
始终确保探头透镜清洁无损,并且额头清洁无汗,无化妆品,无疤痕等。
在测量之前,请确保患者在最近30分钟内没有洗澡或运动,并且在稳定的环境中停留了至少5分钟。 建议进行三次测量。 如果三个测量值不同,请选择最高温度。
拉下探针镜盖以将其取下。按ON / MEM按钮。
所有指示灯在显示屏上显示1秒钟。 然后,最右边显示的显示屏将出现两声蜂鸣。
3.握住带有探测镜的装置,使其距前额中心1厘米至3厘米。
备注:
手持设备太长时间可能会导致探头的环境温度读数更高。 这可能会使体温测量值低于正常水平。测量期间保持