拓普康750系列全站仪没有后方交会的应用程序,如果您真的想用后方交会来测量的话,可以结核卡西欧计算器。这里只需要您架好测站分别测量后视点到新点的距离就可以了。下面是程序:
一、程序功能
本程序适用于在一个未知点上设测站,观测两到个已知点的距离后,解算该未知坐标。本程序也可以在CASIO fx-4500P计算器及 CASIO fx-4850P计算器上运行。
注意:这种观测两到个已知点的距离后解算该未知坐标的方法,缺少多余观测值,也就缺少检核条件。
二、源程序
Lbl 1:{ABCDEFQ}:A"XA":B” YA”:C"XB":D"YB":E"D1":F"D2":Q:J=0:G=Pol(C-A, D-B) :H=J+QCos-1((GG+EE-FF)÷2÷G÷E):X"XP"=A+ECosH◢
Y"YP"=B+ESinH◢
Goto 1←┘
注:CASIO fx-4850改如下
Lbl 1:{ABCDEFQ}:A"XA":B” YA”:C"XB":D"YB":E"D1":F"D2":Q:J=0:G=Pol(C-A, D-B) :H=J+QCos-1((GG+EE-FF)÷2÷G÷E):"XP":X=A+ECosH◢
"YP":Y=B+ESinH◢
Goto 1←┘
三、使用说明
1、规定
(1) 未知点为P点,已知点分别为A点、B点;
(2) P点至A点的距离为D1,P点至B点的距离为D2;
(3) 当A、B、P三点逆时针排列时,Q=-1;当A、B、P三点顺时针排列时,Q=1。
2、输入与显示说明
输入部分:
XA ? 输入A点的X坐标
YA ?输入A点的Y坐标
XB ? 输入B点的X坐标
YB ?输入B点的Y坐标
D1 ?输入P点至A点的距离为D1
D2 ?输入P点至B点的距离为D2
Q ?输入A、B、P三点排列方式(逆时针时,Q=-1;顺时针时,Q=1)
显示部分:
XP=××× 所求点P的X坐标
YP=××× 所求点P的Y坐标
四、算例
已知XA=539.3551,YB=602.9159,Xb=433.0034,YB=1087.4213,D1=380.7996,D2=245.8664,A、B、P三点排列方式为逆时针(Q=-1),求P点的坐标。
输入数据后,经计算得
XP=647.8773101
YP=967.9244825