1、先是需要准备好可以使用的万用表,而且是要支持交流电压220V范围的测量
2、紧接下来是将黑色触笔线插入万用表的COM端口,将红色触笔线插入万用表的 VΩ 端口。
3、将开关调到750V交流电压的档位,同时将红色触笔接触电路正极,黑色触笔接触电路负极,万用表这时候就可以显示出电压值
扩展资料
万用表的使用的注意事项
(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
(2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
(3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时
,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
(4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时,还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
(5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
参考资料来源:百度百科-万用表