仪器信息网赛默飞紫外分光光度计专题为您提供2021年最新赛默飞紫外分光光度计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括赛默飞紫外分光光度计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的赛默飞紫外分光光度计您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合赛默飞紫外分光光度计相关的耗材配件、试剂标物,还有赛默飞紫外分光光度计相关的最新资讯、资料,以及赛默飞紫外分光光度计相关的解决方案。
赛默飞NicoletEvolution300紫外分光光度计采用铸铝光学底座,光学部件直接固定的底座上,因而系统稳定性高。即使在很恶劣的环境下,光学元件表面的石英涂层及密封光学系统仍能防止能量衰减。90%反射率的大镜子,单个Ebert单色器使能量输出zui大化。全息光栅的杂散光性能上佳,可测量吸收值高达6A的样品。步进驱动的光栅确保了波长准确性和测量重复性。微距驱动器在每个数据点停留,消除了传统设计带来的峰变形和波长漂移。NicoletEvolution300采用经光蚀刻刃边缘的非连续狭缝及几何优化的Ebert单色器,保证很好的带宽重复性,入射狭缝和出口狭缝安装在单个模块上,确保在所有带宽下保持波长准确度。NicoletEvolution300的性能由内置诊断系统来评估,方便快速确认仪器能否始终满足指标要求。校正验证系统:每台仪器出厂前都要用汞谱图的发射谱线进行校正以确保全波长范围内地波长准确度。像很多实验室那样,您需要证明您的仪器指标在条例规定的标准之内。我们的仪器所拥有智能评估装置(CVC)包含校准过波长和吸光度的滤光片——它们是二级标定参考材料(CertifiedReferenceMaterials,简称CRMs)。通过我们自己的ISO17025标准校验程序,用NPL1或NIST2的标品来标定。Thermo的经过UKAS3和NVLAP4论证的重校验实验室可为您做重新校准的工作。智能仪器校准测试单元(CTU)可以安装在光束聚焦的光学系统内。它能提供无人看管的自动仪器校准检查,通过用CVC校准,追溯到NPL及NIST标品,使仪器满足各类规则的要求。Thermo可以提供和校准一系列NIST和NPL的二级标定参考材料和校准材料,用于手动测试所有紫外和可见分光光度计。Thermo的UV-Vis校准实验室也生产满足NIST要求的原始参考材料。系统控制:NicoletEvolution300提供