碎石或卵石的压碎指标值试验操作细则 1.0 目的 为合理使用碎石或卵石、保证混凝土的质量,制定本细则,试验依据 JGJ52-2006。 2.0 试验设备 a.压力试验机:荷载 300kN; b.压碎值指标测定仪; c.秤:称量 5kg,感量 5g; e.试验筛:筛孔公称直径为 10.0mm 及20.0mm 的方孔筛各一只。 3.0 试验步骤 3.1 标准试样一律采用公称粒级为 10.0~20.0mm 的颗粒, 并在风干状 态下进行试验。 3.2 对多种岩石组成的卵石,当其公称粒径大于 20.0mm 颗粒的岩石 矿物成分与 10.0~20.0mm 粒级有显著差异时,用将大于 20.0mm 的 颗粒应经人工破碎后,筛取 10.0~20.0mm 标准粒级另外进行压碎值 指标试验。 3.3 将缩分后的样品先筛除试样中公称粒径 10.0mm 以下及 20.0mm 以上的颗粒,再用针状和片状规准仪剔除其针状和片状颗粒,然后称 取3kg 的试样 3 份备用。 3.4 置圆筒于底盘上,取试样一份,分二层装入圆筒。每装完一层试 样后,在底盘下面垫一直径为 10mm 的圆钢筋,将筒按住,左右交替 颠击地面各 25 下。第二层颠实后,试样表面距盘底的高度应控制为 100mm 左右。 3.5 整平筒内试样表面,把加压头装好(注意应使加压头保持平正), 放到试验机上在 160~300s 内均匀地加荷到 200kN,稳定 5s,然后卸 荷,取出测定筒。倒出筒中的试样并称其重量(m0),用公称直径为 2.50mm 的方孔筛筛除被压碎的细粒,称量剩留在筛上的试样重量 (m1)。 4.0 结果计算 ?0 ? m0 ? m1 ? 100% m0 碎石或卵石的压碎值指标δ 0,应按下式计算(精确至 0.1%): 式中 δ 0—压碎值指标(%); m0—试样的质量(g); m1—压碎试验后筛余的试样质量(g)。 多种岩石组成的卵石,应对公称粒径 20.0mm 以下和 20.0mm 以上的 ? ? a ? ?? ? ? ?? ? 100 % ? ?? 1 1 2 2 1 2 标准粒级(10.020.0mm)分别进行检验,则其总的压碎值指标δ 0 应 按下式计算: 式中 δ а —总的压碎值指标(%); а 1、 а 2—公称粒径 20.0mm 以下和 20.0mm 以上两粒 级的颗粒含量百分率; δ (%)。 а 1 、δ а 2 —两粒级以标准粒级试验的分计压碎值指标 以三次试验结果的算术平均值作为压碎值指标测定值。