GD100(YDZ-1) 通用数据采集仪 简明用户手册 ? http://www.nsy.com.cn 水 利 部 南 京 水 利 水 文 自 动 化 研 究 所 TEL:025-5289 8400 中 国〃南 京 GD100 简明用户手册 V1.1 声明 本手册所述内容不属于承诺范围,内容如有变化不再另行通知。 本手册所述仪器的出售必须经过授权或签订协议。 本手册所述仪器的使用必须遵循协议约定,禁止在约定外的任何媒体上复制本手册。 购买者可以备份为目的而做一份拷贝,在未经书面许可之前本手册的任何一部分都不 允许为了购买者使用以外的目的而以任何形式和任何手段进行复制或传播。 版权所有 2005-2006 水利部南京水利水文自动化研究所 南水?是水利部南京水利水文自动化研究所的注册商标 我们尽力保证这本手册的正确,如有修改不再另行通知。 前言 本手册讲述GD100型通用数据采集仪在目标环境中如何使用及如何优化设臵,使得其 处于最佳运行状态。 在使用本仪器以前,请详细阅读本手册,以避免由于误操作,导致仪器的损坏或部分、 全部功能的丧失。 本用户手册由下面的章节和附录组成: 第一章:概述 第二章:产品的适用范围 第三章:产品技术参数 第四章:产品的功能 第五章:安装与操作 第六章:维护与安全使用说明 第七章:全套仪器及附件 第八章:产品生产与保修 附录 水利部南京水利水文自动化研究所 1 GD100 简明用户手册 V1.1 目 录 1.产品概述 ............................................................................................... 4 2.适用范围 ............................................................................................... 5 3、技术指标 ........................................................................................... 6 3.1 数据采集接口...................................................................... 6 3.2 标准通讯接口...................................................................... 6 3.3 通讯协议............................................................................... 6 3.4 数据存储............................................................................... 6 3.5 数据传输信道接口 ............................................................. 6 3.5.1 与数字超短波通讯机接口 .............................................. 6 3.6 电源 ....................................................................................... 7 3.7 实时显示、参数设臵 ........................................................ 7 3.8 工作环境............................................................................... 7 4. 主要功能 ............................................................................................ 8 4.1 具有多参数数据采集功能 ............................................... 8 4.2 具有多参数的数据存储能力 .............................................. 8 4.3 具有多通道数据通讯能力................................................... 9 5.安装与操作 ..................................................................................... 10 水利部南京水利水文自动化研究所 2 GD100 简明用户手册 V1.1 5.1 仪器的安装 .......................................................................... 10 5.2 键盘、屏幕的使用 ........................................................... 12 5.3 参数设臵功能的使用 ........................................................ 12 6、维护与安全使用 ........................................................................... 14 7、全套仪器及附件 ........................................................................... 15 8 产品生产与保修.............................................................................. 16 9、 附录一:南京水利水文自动化研究所〃水生态监测事 业部简易通讯协议 ............................................................................. 21 附录二:南京水利水文自动化研究所〃水生态监测事业部 DEBUS 通讯协议 ................................................................................ 22 10、附录三:GD100 主模块板图 ................................................. 23 10、附录四:GD100 主板示意图 ................................................. 24 水利部南京水利水文自动化研究所 3 GD100 简明用户手册 V1.1 1.产品概述 GD100 型通用数据采集仪(简称 GD100)是一种先进计算机技术、工业控制技术 和网络通信技术紧密结合的产物,是体现当代技术先进性和安全可靠性的水利水文自 动化系统的优选产品, 实现远程和本地实时水文数据采集与监测。 GD100 是在 DT3000 通用数据采集仪上简化而来,在其高可靠性的基础上,进行了全新的设计。既保留了原 有的大部分功能,又更有益于用户的使用、维护,使得水文信息要素的采集变得可靠 和简单。 GD100 负责对现场信号的采集和监测,与常用的 RTU 相比,GD100 具有优良的 通讯能力和更大的存储容量,适用于更恶劣的温度和湿度环境。GD100 结构先进,接 口灵活,硬件设计为主板和显示接口板两大部分,主板为通用组件,含微处理器 (CPU) 、固态存储、通信接口(RS485/422、RS232、SDI-12) 、信息采集接口(含 雨 量 、 水 位 、 风 速 风 向 、 温 度 、 湿 度 、 蒸 发 等 ) 用户可根据采集数据规模的实 。 际需要进行接口数量的选择(本手册仅针对通用型叙述) GD100 采用性能优良的 。 工业级元器件, 电路板采用先进表面封装焊接工艺, 内臵功能强大的 GD100 监控程序, 具有性能高超、使用方便、低功耗、省电等优点,卓越的温度特性可适应的环境温度 为-20~50℃。