日常工作中,　液相色谱仪的保养非常重要,　如要注意不要让空气进入输液系统和高压泵中,　储液器内的溶液如长时间未用应清洗储液器并更换溶液,　每次用完色谱仪后缓冲液要用纯水冲洗干净,防止无机盐析出或沉积;　样品的前处理也很重要,任何样品都要尽可能地去除杂质,　完全溶解,　尽量减少对色谱柱的污染,　以延长色谱柱的使用寿命,　同时避免注射过浓的样品溶液,　以免残留液在进样阀内析出固体引起堵塞;　色谱柱作好标记,用于不同分析目的的色谱柱不要混用等。　问题三:液相色谱中峰出现拖尾或出现双峰的原因是什么?　原因:1.筛板堵塞或柱失效　2.存在干扰峰　解决办法:对于第一种情况可以反向冲洗柱子,替换筛板或更换柱子;对于第一种情况解决办法为使用较长的柱子,改换流动相或更换选择性好的柱子。　End　免责声明:　本页搜狗指南内容仅代表作者本人意见,若因此产生任何纠纷由作者本人负责,概与搜狗公司无关。本页搜狗指南内容仅供参考,请您根据自身实际情况谨慎操作。尤其涉及您或第三方利益等事项,请咨询专业人士处理。　相关搜索　V3　还没有个性签名哟　相关搜索