在排除了人为读数误差以后,我们对其他误差进行一些分析。 1.万用表电压、电流挡量程选择与测量误差 万用表的准确度等级一般分为0.1、0.5、1.5、2.5、5等几个等级。直流电压、电流,交流电压、电流等各挡,准确度(精确度)等级的标定是由其最大绝对允许误差 △X与所选量程满度值的百分数表示的。以公式表示:A%=(△X/满度值)×100%…… 1 (1)采用准确度不同的万用表测量同一个电压所产生的误差 例如:有一个10V标准电压,用100V挡、0.5级和15V挡、2.5级的两块万用表测量,问哪块表测量误差小? 解:由1式得:第一块表测:最大绝对允许误差 △X1=±0.5%×100V=±0.50V。 第二块表测:最大绝对允许误差 △X2=±2.5%×l5V=±0.375V。 比较△X1和△X2可以看出:虽然第一块表准确度比第二块表准确度高,但用第一块表测量所产生的误差却比第二块表测量所产生的误差大。因此,可以看出,在选用万用表时,并非准确度越高越好。有了准确度高的万用表,还要选用合适的量程。只有正确选择量程,才能发挥万用表潜在的准确度。 (2)用一块万用表的不同量程测量同一个电压所产生的误差 例如:MF-30型万用表,其准确度为2.5级,选用100V挡和25V挡测量一个23V标准电压,问哪一挡误差小? 解:100V挡最大绝对允许误差: X(100)=±2.5%×100V=±2.5V。 25V挡最大绝对允许误差:△X(25)=±2.5%×25V=±0.625V。由上面的解可知: 用100V挡测量23V标准电压,在万用表上的示值在20.5V-25.5V之间。用25V挡测量23V标准电压,在万用表上的示值在22.375V-23.625V之间。由以上结果来看,△X(100)大于△X(25),即100V挡测量的误差比25V挡测量的误差大得多。因此,一块万用表测量不同电压时,用不同量程测量所产生的误差是不相同的。在满足被测信号数值的情况下,应尽量选用量程小的挡。这样可以提高测量的精确度。 (3)用一块万用表的同一个量程测量不同的两个电压所产生的误差