海克斯康三坐标测线轮廓度如何操作 由于扫描误差大于2113单点误差,所以如果知道名义5261轮廓,并且名义轮廓较小4102,精度要求高1653,这时可以采用定义二维曲线段而不用扫描模式,再BFITPT,ACNO2D.应该说扫描是求轮廓度最好的办法.要完成一段曲线的扫描,必须定义扫描平面,扫描路径,扫描参数SDA:扫描数据点,该点必须指明探针受力方向,例如PLA型则所有的力在一个平面里,如果CYL型则所有的力的方向在一个圆柱面里.如上图.STA:1,需要注意的两点,扫描精度:指的是扫描路径轨迹误差必须小于某个值,例如在图1PLA型扫描里,点的Z坐标变化之差必须小于某个值2,如果为闭曲线,而且测力在XY面里,则最后一个参数输入YDIR:方向点STO:停止点,例如图1,假设要扫描STA-STO1,则可以将STO设置为PLA型,平面为CSY.$YZ,通过次数(Break time)设为1,如果要扫描STA-STO3,则break times必须设置为2.也可以设置为PNT,但是如果捕捉范围太小,则测量机并不停止,事实上如果扫描精度不高的测量机这种情况会经常发生的(捕不到停止点),所以为了保险,将停止点类型设置为PLA是最保险的.
海克斯康三坐标怎么测圆锥锥度? 这个最好有模型,根据模型编程测量,这样测量准确更好的是三坐标带有扫描功能,有模型,编程扫描测量
海克斯康三坐标测线轮廓度如何操作? 由于扫描误差大于单点误差,所以如果知道名义轮廓,并且名义轮廓较小,精度要求高,这时可以采用定义二维曲线段而不用扫描模式,再BFITPT,ACNO2D.应该说扫描是求轮廓度最好的办法.要完成一段曲线的扫描,必须定义扫描平面,扫描路径,扫描参数SDA:扫描数据点,该点必须指明探针受力方向,例如PLA型则所有的力在一个平面里,如果CYL型则所有的力的方向在一个圆柱面里.如上图.STA:1,需要注意的两点,扫描精度:指的是扫描路径轨迹误差必须小于某个值,例如在图1PLA型扫描里,点的Z坐标变化之差必须小于某个值2,如果为闭曲线,而且测力在XY面里,则最后一个参数输入YDIR:方向点STO:停止点,例如图1,假设要扫描STA-STO1,则可以将STO设置为PLA型,平面为CSY.$YZ,通过次数(Break time)设为1,如果要扫描STA-STO3,则break times必须设置为2.也可以设置为PNT,但是如果捕捉范围太小,则测量机并不停止,事实上如果扫描精度不高的测量机这种情况会经常发生的(捕不到停止点),所以为了保险,将停止点类型设置为PLA是最保险的.