百分表是一种比较性测量仪表,用来测量工件的偏差大小,检验零件垂直平面和水平面,检测轴的间隙、轴或气缸的圆度和圆柱度等。如下图所示。
百分表主要由表盘、表圈、挡帽、转数指示盘、主指针、轴管、测量头和测量杆等组成。百分表及支架
百分表的表盘刻度一般分为100格。测量时,大指针偏转1格,表示0.01mm,大指针超过1圈时,小指针偏转1格,表示1mm。指针的偏转量就是被测零件(工件)的实际偏差或间隙值。
百分表的测量范围
百分表的结构较简单,传动机构是齿轮系,外廓尺寸小,重量轻,传动机构惰性小,传动比较大,可采用圆周刻度,并且有较大的测量范围,不仅能做比较测量,也能做绝对测量。 主要用途 主要用于测量制件的尺寸和形状、位置误差等。分度值为0.01mm,测量范围为0-3、0-5、0-10mm。
百分表的使用准备过程
a、首先根据被测孔径的公称尺寸,选择内径百分表的测量范围。
b、把百分表的装夹套筒擦净,小心地装进表架的弹性卡头中,并使表的指针转过半圈左右(0.5mm),俗称“压表”,用锁母紧固弹性卡头,将百分表锁住。注意,拧紧锁母时,用力适中,以防止将百分表的套筒卡变形。
c、 根据被测孔径的公称尺寸,选取一个相应尺寸的可换测头,并装到表杆上,其伸出的长度可以调节,用卡尺调整到两测头(活动测量头)之间的长度尺寸比被测孔径的公称尺寸大0.5mm左右,数控专业微信号cncdar并紧固可换测头。
d、根据被测量尺寸,选取校对环规,(当没环规时,也可以用外径千分尺)校对百分表的“0”位。 校对“0”位的方法 分别将测头、定位护桥和环规的工作面擦净后用手按动几次活动测头,检查百分表的灵敏度和示值变动量。符合要求时即可进行校对“0”位操作。
百分表的使用方法 介绍
①百分表在使用时,要把百分表装夹在专用表架或其他牢靠的支架上(图1),千万不要贪图方便把百分表随便卡在不稳固的地方,这样不仅造成测量结果不准,而且有可能把表摔坏。