导读:为促进大家更全面更深刻学习了解测绘方面知识,本期推出全站仪测量两点间高差方法,供大家参考学习;
距离测量是全站仪一个基本又常用的功能,这个功能看似简单,只需要按下按键仪器就会在屏幕上显示测量结果。平距、斜距、高差,就像下图这样:
然而就是这个很普通常见的功能,它得到的数据在不同的仪器上可能代表着不同的意思。如果测量人员没有弄清楚,就可能犯错误,小编曾经就因此犯过错。今天就来给大家分享一下,主要是新手测量员们,看了记得去检查一下看你是否足够了解你正在使用的全站仪器。
全站仪的分类
从距离测量的结果(平距、斜距、高差)的角度看,全站仪分为两种,在此我个人将它们亲切的称为Good型和MMP型。
1,Good型:测得的平距、斜距、高差是测站点和置镜点之间的相对位置关系。数据简明、直观,所以我叫它Good型。对于这种仪器,测量时只要准确输入仪器高和棱镜高,仪器程序会将输入的仪器高和镜高参与计算后再显示结果,这样测量出来的数据直接就是测站点和置镜点的关系,省去了手动计算的步骤。
2,MMP型:测得的平距、斜距、高差是仪器横轴中心和棱镜中心的相对位置关系。MMP我要这个数据何用?对于这种仪器,上面显示的高差并不是地面两点之间的高差,要得到地面点之间的高差,还需要手动把棱镜高和仪器高带入计算,很明显不如Good型方便,并且有时忘记了可能是会犯错的,所以我称它为MMP型。
所以,在使用不同全站仪的距离测量功能之前,应该先搞清楚,它属于哪一种,如果搞错了就会对你的测量结果造成严重错误。
区分方法
将仪器照准棱镜后,同时锁死水平、竖直制动螺旋,先测量一次距离,记住这个结果。然后仪器棱镜都保持不动,在仪器的设置中修改仪器高度或棱镜高度的数字。再次测量,如果结果没有变化,说明棱镜高和仪器高的修改并不对结果产生影响,那这台仪器就属于前面说的MMP型,地面点间关系需要手动计算。反之如果结果发生了变化,那么恭喜你的仪器属于Good型,用起来更方便。
看了本文快去确认一下你的仪器属于哪种,看你是不是把MMP型当作Good型在使用。不细心还真不容易发现这个问题,因为测量中棱镜高跟仪器高往往相差不大,所以测量结果相差也不会太大,用肉眼看起来基本看不出来。
更多招聘信息请登录:www.3sjob.net必高测绘人才网
专注专业 专注高效
测绘行业招聘求职群:105533835
北京测绘求职招聘群:160454146
陕西测绘求职招聘群:626133726
四川测绘求职招聘群:621921045
湖北测绘求职招聘群:378129080
广东测绘测量交流群:558126657
航测内业数据处理交流:549262702
GIS地理信息求职交流群 :524202011
欢迎加入中国测绘人才网官网QQ群:416958184
提供:中高级人才推荐|网络招聘|猎头|专场招聘等服务
擅长的领域:3S技术开发类、无人机类、测绘测量类、土地规划勘察类