一、因为用万用表测电阻的原理是:
I=U/(Rg+R定+R调+R测)
其中:I是通过用万用表的电流,U是它内部电池的电压,Rg是表头的电阻,R定,与表头串联的一个定值电阻,R调,调零的可变电阻,R测,要测量的电阻。
由于要测量的电阻大小范围不同,使用的定值电阻也不同,这使得用万用表分为几档。
用万用表上测量时,电阻读数实际是电流读数,只是将R测=0时的电流:I=U/(Rg+R定+R调)标成R=0,没有电流时,电阻标在无阻大,I与是一个函数关系,它们不是简单的正比关系。
选用不同的电阻档,R定不同,R=0时,I是不同的,所以每次测量之前都要调零。
二、人体是导体,有电阻,手捏住电阻器两端,相当于给要测量的电阻,并联了一个电阻,就不是要测的电阻了。