电子皮带秤安装后几个月内,
建议每隔一天检测一次零点,每一周检测一次电子校准常数,并作一二次实物校准。其检测周期的长短由所需精度决定。
1、 润滑。称重托辊应每年润滑一次至二次,称重托辊润滑以后,可能改变皮带秤及校准参数,因此在润滑以后进行校准是必须的。
2、 皮带调整。在空载及负载运行的情况下,在整个秤的范围内,皮带必须被调整到与托辊的中心线对齐,当有偏载时,
要对物料整形。当空载时皮带不跑偏,负载时皮带跑偏的情况下,要求校准期间皮带至少在称量段内不跑偏。
3、 皮带拉紧。输送机的状况始终保持恒定是很重要的,因此建议在安装了皮带秤的输送机上使用重锤式张紧装置。
没有恒定的拉紧装置,当皮带张力有变化及拉紧装置调整时,秤需要重新校准。
4、 皮带秤载荷。皮带秤载荷均匀对称量有利,最好能工作在标定时流量±20%范围内,使用的上极限流量为最大流量的125%,
实际流量和标定流量相差过大时,建议重新校准量程。
5、 物料粘在皮带上。当物料潮湿或运输细粒物料时物料可能形成一个簿层粘在皮带上。使用皮带清扫器可以改善这种情况。
如果簿层不能被去掉,则零点值必须重调。
6、 导料栏板和外罩。导料栏板不能安装在称重域托辊内,在计量段以内如果需要设置导料栏板或外罩,它们必须不施加任何外力于秤上。