电子量测仪(见图 2)由压力传感器和主机两部分组成, 经由连通管将其接入测点。压差读数(以厘米水柱为单位)通过 主机显示。 1.压力传感器;2.排气旋钮; 3.连通管; 4.主机 自循环高压恒定全自动供水器由离心泵、自动压力开关、气--水压力罐式稳压器等组成。压力超高时能自动停机,过低能自动 开机。为避免因水泵直接向实验管道供水而造成的压力波动等影 响,离心泵的输水是先进入稳压器的压力罐,经稳压后再送向实 验管道。 由于本实验装置所采用水泵的特性,在供小流量时有可能时开时停,从而造成供水压力的较大波动。为避免这种情况出现,供 水器设有与蓄水箱直通的旁通管,通过分流可使水泵持续稳定运 行。旁通管中设有调节分流量至水箱的阀门,即旁通阀。