螺纹规: 1、测量螺纹螺距时,将螺纹规组中齿形钢片作为样板,卡在被测螺纹工件上,如果不密合, 就另换一片,直到密合为止,这时该螺纹规上标记的尺寸即为被测螺纹工件的螺距。但是, 须注意把螺纹规卡在螺纹牙廓上时,应尽可能利用螺纹工作部分长度,使测量结果较为正确。 2、测量牙形角时,把螺距与被测螺纹工件相同的螺纹规放在被测螺纹上面,然后检查 它俩的接触情况。如果没有间隙透光,被测螺纹的牙形角是正确的。如果有不均匀间隙透光 现象,那就说明被测螺纹的牙形不准确。但是,这种测量方法是很粗略的,只能判断牙形角 误差的大概情况,不能确定牙形角误差的数值。 怎样测量螺纹的螺距;可以使用螺纹规进行测量螺距,也可以用卡尺进行测量。 用卡尺测量时,一般测量一个螺距不太容易测量准确。可以用卡尺一次卡 10 个螺距测量, 也可以把卡尺定在 10mm,去卡螺距,看看在 10mm 内有几个螺距,用 10mm 除以就可以知 道究竟是多少,这样测量比较准确。 垂直度测量 垂直度测量,要素一般为直线和平面,基准要素一般为平面,当然也可以是直线。 ? 垂直度测量 - 什么是垂直度 垂直度是表示零件上被测要素相对于基准要素,保持正确的 90°夹角状况。也就是通 常所说的两要素之间保持正交的程度。 垂直度是形状公差,垂直度公差是:被测要素的实际方向,对于基准相垂直的理想方向 之间,所允许的最大变动量。也就是图样上给出的,用以限制被测实际要素偏离垂直方向, 所允许的最大变动范围。 垂直是用符号“⊥”来表示的。 垂直度的要素一般为直线和平面。基准要素一般为平面,当然也可以是直线。垂直度评 价直线之间、平面之间或直线与平面之间的垂直状态。其中一个直线或平面是评价基准,而 直线可以是被测样品的直线部分或直线运动,平面可以是被测样品的平面部分或运动轨迹形 成的平面。 垂直度测量 - 垂直度的测量 垂直度的测量方法有很多。市面上还有专门的测量垂直度的垂直度测量仪。但要看工件 要求的公差是多少,如果公差范围很小的话,一般的测量仪器可能量测不出来。所以建议垂 直度公差在 0.05 之内的,还是用三坐标测量机来测量才有保证。本条主要介绍垂利用三坐 标测量机来测量垂直度。 三坐标测量机能从三维空间的不同方向来对工件进行数据采集和计算。所以是测量垂直 度比较理想的设备。 测量工件的垂直度先要确定基准要素,按照图面先测量基准。建立坐标系。再测量要被 评价的要素,测量好数据,用软件来计算、计算出来的结果与图纸上标注的理论值作比较