共有四种模式:成人连续脉冲治疗模式、儿童交替脉冲治疗模式、单脉冲训练模式、评估模式(YS1001J型无后两种模式)。成人连续脉冲治疗模式:脉冲强度:0~30mA可调;脉冲宽度:100μs~300μs可调,步距增量20μs;脉冲间隔:100μs;脉冲频率:20Hz~100Hz可调。儿童交替脉冲治疗模式:脉冲强度:0~30mA可调;脉冲宽度:100μs~300μs可调,步距增量20μs;脉冲间隔:100μs;脉冲频率:20Hz~100Hz可调;持续时间:≥1s。单脉冲训练模式:脉冲强度:0~30mA可调;脉冲宽度:10ms~1000ms可调,步距增量10ms、 50ms,;脉冲间隔:1s~5s可调,步距增量1s。评估模式: 脉冲宽度:1000ms;脉冲间隔:1000ms;阈值Ⅰ:0~30mA可调,步距增量0.12 mA,;阈值Ⅱ:0~30mA可调,步距增量0.12 mA。
【适应症】
适用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练。
【规格】
YS1001J、YS1001P、YS1001T、YS1002T、YS1001、YS1002、YS1001C、YS1002C
【批准文号】
苏食药监械(准)字2013第2260446号
关注或联系我们
官方微信公众号:39健康网
联系邮箱:ypk@mail.39.net
客服QQ:2308406323
合作电话:020-85501999(媒体&市场合作)
39