1、使用前,先用清洁的纱布将千分尺干净,并检查其各部分是否灵活可靠,即检查旋钮转动和测微螺杆移动应平稳。在测量前,如果零件比较脏,必须把零件的被测量表面擦干净,以免脏物影响测量结果。 2、测量中,要注意温度的影响,防止手温或其它热源的影响.手必须握在隔热装置的位置处,以避免将测量者的体温传给千分尺,使千分尺的温度与被测件的温度不一致而产生较大的测量误差。
3、转动微调K′不可太快,否则由于惯性会使接触压力过大使被测物变形,造成测量误差,更不可直接转动大旋钮去使测杆夹住被测物,这样往往压力过大使测微螺杆上的精密螺纹变形。
4、不能手握千分尺的微分筒任意摇动,损伤量具。以防丝杠过快磨损和损伤;
5、要防止千分尺受到撞击或脏物侵入到测量螺杆内造成不灵,比如拉浆车间使用的千分尺测微螺杆常不擦干净,容易被腐蚀生锈,这样不能用强力继续旋转。千分尺使用时绝对避免将其掉落在地上以免千分尺失效,切勿用手直接接触测微螺杆与测砧两测量面,避免留下指纹引起生锈及测量误差。
6、用毕放回盒中,存放中测微螺杆P和测砧A不要接触,要定期清洗测微螺杆上的精密螺纹,将精密螺纹上的污垢擦洗干净之后,涂上防锈油,将各部件装配好之后,将它放入尺盒中,并置于抽屉内防止掉失或阴凉、干燥处。
螺旋测微器的组成部分
1、如图所示,图上A为测杆,它的活动部分加工成螺距为0.5mm的螺杆,当它在固定套管B的螺套中转动一周时,螺杆将前进或后退0.5毫米,螺套周边有50个分格。大于0.5毫米的部分由主尺上直接读出,不足0.5毫米的部分由活动套管周边的刻线去测量。所以用螺旋测微器测量长度时,读数也分为两步,即(1)从活动套管的前沿在固定套管的位置,读出主尺数(注意0.5毫米的短线是否露出)。(2)从固定套管上的横线所对活动套管上的分格数,读出不到一圈的小数,二者相加就是测量值。
2、螺旋测微器的尾端有一装置D,拧动D可使测杆移动,当测杆和被测物相接后的压力达到某一数值时,棘轮将滑动并有咔咔的响声,活动套管不再转动,测杆也停止前进,这时就可以读数了。
3、不夹被测物而使测杆和小砧E相接时,活动套管上的零线应当刚好和固定套管上的横线对齐。实际操作过程中,由于使用不当,初始状态多少和上述要求不符,即有一个不等于零的读数。所以,在测量时要先看有无零误差,如果有,则须在最后的读数上去掉