其它法兰标准请用户注明。 可选项: XGTA一810(横式)显示调节报警仪J2 循环水加热夹套 J3 真空夹套 J4 电伴热装置 一口 测量范围(mm) 一口 介质密度(g/cm3) 一口 工作压力(MPa) 五、使用注意: 其它几种型式产品为防止运输过程中浮子连杆组件上下移动造成损坏,液位计出厂包装时将主导管组件与连杆组件分体包装,用户收到产品后按上述安装步骤将液位计装配完毕再投入使用。 液位计安装完毕后,需用磁钢进行校正,对磁翻柱导引一次,使零位以下显示红色,零位以上显示白色。校正磁钢出厂时配套。 由于产品结构原因,测量时底端有一测量盲区,产品加工时已按实际液位对面板刻度进行迁移。如配远传变送器,变送输出4mA对应刻度低限,可在DCS 或二次仪表中进行迁移。 配套仪表及附件详细内容具体见相应仪表附件说明书。