[dP *]
小数点位数设置:显示仪表原来设定的小数点位数,提示用户输入新的小数点位数。
输入新的小数点位数,例如“3”:按三次[置零]键将显示数据改为“3”,按[保持]键确认
[dP 3]
此参数范围为0~3,0表示无小数点,1~3分别表示1位到3位小数;如果要输入的小数点位数与当前显示的小数点位数一致,可直接按[保持]键进入步骤6
[F*****]
(如果量程是6位数时不显示F)
满量程设置:显示仪表原来设定的满量程,提示用户输入新的满量程。
(此处如果输入3190,按[保持]键会回到称重状态,重新开机仪表参数恢复出厂设置)
输入新的满量程,例如“6000”:按六次[置零]键将显示最低位改为“6”,再按三次[除皮]键将数据移为“6000”,最后按[保持]键确认
[ 6000]
如果当前无需进行零位和满值标定,可直接按[保持]键进入步骤13,如果要重新标定,必须输入一遍满量程值才可进行步骤8和9操作。
显示内码后,按[保持]键确认进入下一步
[noloAd]
零位标定:此时仪表自动检测零位,若仪表原来从未标过零位,此时将显示零位内码,否则将很快进入步骤9
[ LoAd ]
满值标定:仪表零位已经确认,提示用户加载砝码准备满值标定,此时可在秤上加载大于1/2量程的砝码
砝码加载完毕,稍等几秒按[保持]键
[******]
仪表显示当前秤上所加载砝码的内码。若加载砝码过小,重新回到第9步,要求重新加载砝码。
[******]
仪表等待数据稳定后,按原标率计算并显示的当前秤上砝码重量。
输入当前秤上砝码实际重量,如3000 ,最后按[保持]键确认
[ 3000]
如果要输入的重量值与当前秤上砝码实际重量一致,可直接按[保持]键进入步骤13
波特率
[bt *]
波特率设置:显示仪表原来设定的波特率参数,提示用户输入新的波特率参数。0:600 1:1200 2:2400 3:4800 4:9600
按[保持]键输入进入14步。