1、大重量称量不准、比原重量轻、不回零。故障原因:释台强度不足,产生分力。解决方法:秤台加固。2、电子地磅秤仪表开机后仪表从ERRO1~08循环显示。故障原因:接线盒PCB板烧坏。解决方法:更换PCB板。3、电子地磅秤仪表数据上下跳动。故障原因:接线盒进水或PCB板受潮。解决方法:接线盒吹干或更换。4、电子地磅秤仪表数据跳动故障原因:接线接触不良或传感器导线破损解决方法:更换该衡器传感器