在工农业生产和日常生活中,为了做到计划用电和节约用电,往往需要用到电能表(简称:电表)来测量用电量。电表是由电流线圈、电压线圈及铁心、铝盘、转轴、数字盘灯组成(参见:单相电表的基本结构和工作原理讲解)。电流线圈串联于电路中,电压线圈并联于电路中。在用电设备开始消耗电能时,电压线圈和电流线圈产生主磁通通过铝盘,在铝盘上感应出涡流效应并产生转矩,使铝盘转动,带动计数器记录耗电量多少。
在实际应用中,应合理选用电能表的规格。如选用的电能表规格过大,而用电量过小,则会造成计度不准;选用规格过小时,会使电表过载,严重时有可能烧坏电能表。一般选用电能表时,额定电压为220V,1A电能表的最小负载功率为11W,最大负载功率为440W; 2.5A单相电能表,最小使用负载功率为27.5W,最大可达1100W; 5A单相电能表,最小使用负载功率为55W,最大可达2200W。