氧气小伙
医用氧气减压器(也称氧气表或者吸入器)的作用是将氧气瓶内氧气的压力降低到对人安全的水平下使用。日常使用我们需要使用到的部分如图:

氧气压力表的作用:

1.了解氧气瓶内氧气储量:氧气开关关闭的时,氧气表指针应该指向0的位置。当我们打开氧气瓶的阀门后,如果氧气瓶内有氧气的话,指针会跳起,指向某一个位置,这个位置应该是位于0~15之间。随着氧气逐渐被消耗,每次打开开关的时候指针所指的位置会逐步接近0的位置,指针离0不远的时候说明氧气快用完了应该做好换气的准备。
2.计算氧气的使用速度:每日都在使用的情况下,记录当前时间压力表的显示数字减去次日相同时间压力表的显示数字即可得到每日氧气的使用量。例:当日的氧气表显示压力为14.5Mp,第二天相同时间再次观察发现压力表显示为14Mp,那么说明使用者每日的用量为0.5,那么用14/0.5=28日(这种计算方法是使用者状态稳定,如果使用量经常波动的情况下此方法不适用)。
注:Mp的学名叫兆帕,是压力单位。简单点说1个Mp约等于10个大气压。于是15Mp就约等于150个大气压,氧气被150个左右的大气压压缩在咱们使用的钢瓶内了。于是10升容积的氧气瓶最多可以装10乘以150等于1500升的医用氧气。
用氧不能中断的情况下,一定要经常观察压力表,避免因氧气用空延误病情。

浮标式流量计的使用技巧

了解氧气瓶氧气的流出速度:它的单位是升/分钟,和压力式流量计比较更能直观的获取流量数据。当小球的中心在刻度1的时候意思就是表示每分钟流出一升氧气,小球浮起越高表明流量越大,流量是控制吸氧浓度的关键要素,保健、治疗和急救时都有常用的流量。

流量调解阀的功能和使用

调节氧的输出速度旋转流量调解旋钮控制流量大小的关键部件,不能当开关用。可以调整医用氧气的流出速度,表现在流量计上就是小球会上下浮动。氧气流出量多了,自然吸氧者吸入的氧浓度就会升高。
氧气瓶中氧气的使用速度由于氧气瓶中的氧气容量是一定的,所以流出速度增加势必会导致医用氧气瓶中的氧气消耗速度加快,所以并非流量越大越好,流量的选择应该根据使用者的情况来选择

潮化瓶的使用和维护

潮化瓶的作用是加湿瓶嘴的凸起是连接吸氧管或者面罩的地方,瓶中应该加入凉白开纯净水等人可以安全饮用的清洁的水。水量应该在让液面在瓶子的两条刻度线之间,一定不能超过刻度线的上线。潮化用水可以用凉白开纯净水等人可以安全饮用的水即可,水需要定期更换,2~3天一换最好,最长不要超过一周。
要注意:由于瓶盖方向向下,有些使用者会在更换潮化瓶用水的时候遗失密封圈(瓶盖内侧的硅胶圈)导致潮化瓶失去密闭性!