aters.com　新柱上机,其它峰都正常,但增加了杂质峰个数,或者时不时出现“鬼峰”,是色谱柱有“流失”吗?　n　样品不变,连续3针进样,检查“鬼峰”是否稳定存在且大小一致,如是,可能来自样品溶液(样品降解、样品瓶污染)都有　可能。　n　连续2~3针空针,可以检查“鬼峰”是否来自流动相的污染,或是柱上残留(后者通常峰越来越小)。　n　连续进针时,峰的大小变化规律、以及峰保留/峰形的谱图,可以用于参考判断。　n　最后注意样品过滤器膜材质,是否会造成吸附和/或溶出。　没进几针(或几百针),峰形就变差了,色谱柱坏得太快怎么办?　n　是全部峰都变差,还是只是个别峰形变差?对于后者,通常提示柱并未坏　n　清洗过色谱柱吗?什么清洗条件?清洗后,是否有所恢复?如是,提示有样品污染(或流动相污染),在分析中加强清洗　步骤(或者用质量好的流动相)。　n　使用的流动相条件是什么?样品配制方法是什么?如果是对色谱柱有化学腐蚀性,考虑使用更耐用的色谱柱,或者加配　保护柱。如果是样品有组分吸附污染,加强样品处理过程,或者加配保护柱。　n　是否伴随柱压升高?如果是,参见问题8.　没进几针(几百针),柱压就高了,为什么?怎么办?　n　首先是压力突然就升高了还是逐渐升高的。　n　若是突然高了,看下样品是不是不是澄清的,分段排查一下仪器看下哪里堵了。　n　若是逐渐升高,如果不进样压力就不上升,那说明污染来自样品,色谱柱要好好清洗一下,同时加强分析过程中的柱　清洗。如果是不进样也能慢慢上升,提示流动相有微粒,特别注意:　1)流动相配制时是否需要加强过滤(注意要用合适且合格的滤膜);2)水相流动相是否长期放置,容易长菌(特别是在天气　较热时,磷酸盐易长菌,建议当天新鲜配制,且连瓶更换);3)检查系统背压、特别是检查水相通道的压力,如果压力明　显偏高,提示有长菌污染,需要对系统进行彻底清洗。　n　排查压力升高位置,分段依次检查:系统压力、在线过滤器(如果有)、保护柱(如果有),如果压力(堵塞点)发生在在线　过滤器或保护柱上,通常色谱柱本身仍可使用。可通过柱效测试检查色谱柱性能状态(柱效、压力)。　一直用得好好的色谱柱,过了一个周末(或者几天),就突然不好了,怎么回事?　n　怎么“不好”?是峰形恶化?压力增加?还是其它问题?对前两者,可参见问题7和8。　n　如涉及峰形或压力,有没有可能是仪器问题?或管路与