用这　组功能,可以　(举例)　:　–　设置　“　警报　”　信号的限值　–　设置内置气泵　(选装件)的功率　–　设置数字接口的通信参数　–　设置自动校准子程序　–　输入校准气的标称值　–　测试所有输入和输出　某些高级专家功能设在　“　隐藏　”　菜单内,需要用特殊键盘代码才能访问　(→　第68　页,　§7.1)　。用这组功能,可以　(举例)　:　–　向可配置的各信号接头分配一个开关功能　–　左右测量值输出的工作方式　–　保存所有设置,恢复先前设置　专家功能描述→　第67　页,　§7。　出厂设置　在“出厂设置　”　菜单中,只有厂家的技师才可以更改基本的仪器设置。菜单中未列出这　组功能,只有输入密码代码才可访问。　本说明手册不介绍出厂设置。　•　只有对功能设置的作用完全了解,并且了解步骤时,才能使用专家功　能。　•　如果设置并启用了　“　维护锁定　”　控制输入,那么该菜单的许多功能都不　能使用　(→　第83　页,　§7.10.2)　。　54　SIDOR　·　操作说明书　·　8015208/XN20/V2.3/2015-05　·　©　SICK　AG　操作　(概述)　如有更改　,　不另行通知　标准功能　SIDOR　·　操作说明书　·　8015208/XN20/V2.3/2015-05　·　©　SICK　AG　55　如有更改　,　不另行通知　SIDOR　6　标准功能　主菜单　测量显示　状态消息　泵控制　维护信号　56　SIDOR　·　操作说明书　·　8015208/XN20/V2.3/2015-05　·　©　SICK　AG　标准功能　如有更改　,　不另行通知　6.1　主菜单　专家功能开始是隐藏的;　要访问→　第68　页,　§7.1。　6.2　测量显示　6.2.1　所有组分的综合显示　功能　从这种显示中,可以同时查看所有当前测量值。　每2秒时间　(大约)　,更新一次显示。　调用　选择　main　menu　→　measuring　display　→　all　components　(主菜单→　测量　显示→　所有组分)　。　将显示以下内容　(例子)　main　menu　1　measuring　display　2　instrument　status　3　control　4　calibration　5　maintenance　signal　6　settings　7　service　Enter