根据六家实验室的验证结果,实验室内方法精　密度极差:当pH　值在　6~9　之间时,极差小于　0.1　个pH　单位;当pH　值小于　6　或pH　值大　于9时,极差小于　0.2　个pH　单位。　5.12　质量保证与质量控制　原标准未提及质量保证和质量控制内容。本标准的规定如下:　(1)每批样品测量前应对仪器进行校准,当样品　pH　值变化较大或监测场地变化时应重新　校准。　(2)每连续测量　20　个样品或每批次(少于　20　个样品/批)应分析　1　个有证标准样品,测定　结果在保证值范围,否则应重新校准。　(3)每20　个样品或每批次(少于　20　个样品/批)应分析　1　个平行样(同一样品重复测定两　次)　,允许差见下表。　表32　pH　测定精密度要求　pH　范围　允许差,pH　单位　重复性　小于等于　6　或大于等于　9　±0.2　6~9　±0.1　43　6　方法验证　6.1　方法验证方案　6.1.1　验证单位及验证人员情况　依照《环境监测　分析方法标准制修订技术导则》(HJ　168-2010)的要求,组织六家　有资质的实验室进行验证,　其中实验室　1　为中国环境监测总站、　实验室　2　为国家环境分析测　试中心、实验室　3　为北京市环境保护监测中心、实验室　4　为大连市生态环境事务服务中心、　实验室　5　为湖南省环境监测中心站、实验室　6　为四川省环境监测总站。　表33　参加验证的人员情况登记表　验证单位　验证人员　性别　年龄　验证人员职称　所学专业　参加分析　工作年限　中国环境监测总　站　薛荔栋　男34　工程师　环境科学　9　年　许人骥　男40　高级工程师　环境工程　9　年　国家环境分析测　试中心　朱超飞　男31　工程师　环境科学　3　年　郭婧　女35　工程师　环境工程　9　年　北京市环境保护　监测中心　张嘉骅　男28　助理工程师　环境工程　6　年　刘思铭　男25　助理工程师　化学工程与工艺　3　年　大连市生态环境　事务服务中心　鲁意扬　男51　工程师　有机化学　28　年　张倩　女36　工程师　微生物　9　年　湖南省环境监测　中心站　刘艳菊　女46　工程师　化学工程　8　年　朱日龙　男40　教授级高工　应用化学　9　年　四川省环境监测　总站　胡永波　男39　助理工程师　工业分析　18　年　庞妍娇　女26　助理工程师　分析化学　1　年6.1.2　方法验证具体方案　(1)选取