一般遇到现场压力变送器没有输出的情况时,人们总是下意识地认为压力变送器发生了故障,但这种损坏故障在实际中只占少数。
在诸多应用中,压力变送器除了单独使用外,还可能与其他设备或系统相结合,如孔板、数显表、流量计等。变送器没有输出的现象,往往发生在与这些设备配合使用的错误之中,我们可以通过以下几个方面去判断故障原因:
1、压力变送器与数显表结合使用,如果此时数显表没有显示,用户经常会说压力变送器没有输出,而事实上,这个问题通常出现在数显表上。我们要做的第一件事是用万用表直接测量压力变送器输出端,测量电流值是否为4~20mA,如果压力变送器的输出正常,即可判断数显表或连接出现问题。用户可能对现场故障做出一些有错误引导性的判断,而我们首先就要排除这些干扰。当然,当它与其他仪器一起使用时,先用万用表测量电流也是一样的道理。
2、这一点涉及到一些对变送器的基本认识问题,我们知道一般变送器需要24V电源。如果压力变送器没有输出的情况,还要考虑电源是否正常工作或者电压数值是否正常。当然,如果现场与数字显示仪表或其他具有24 V电源的仪表并联,如第一点类似,可以通过并联的正常工作的设备判断出电源是正常运行的。以上两个方面是单独使用压力变送器时需要注意的问题。
3、如果有24V电源且电源正常,此时压力变送器无输出,应检查电源线是否接反,正负极是否接错。
4、如果接线正确,则应检查整个回路是否有断线现象,或检查仪表是否选用不当(输入阻抗应≤250Ω)。
5、如果上述检查正常,则可以开始考虑是否是压力变送器的硬件出现故障。例如,由于电源接线错误的问题导致压力变送器的电路板烧毁,这时变送器不会有数显,也没有直接输出。再例如,当所选压力变送器的过载和耐压能力与现场条件不符时,超压可能导致压力变送器的部件损坏,也是可能造成变送器无输出的原因。还有因为表头数显部分损坏导致现场无显示无输出的情况,这时直接将表头的两根导线短路。如果短路正常,则说明表头损坏。
以上包含了压力变送器部分常见故障原因。当然还有很多故障因素因现场环境及工况而异,但这些基本的检测手段足以应付较为紧急的恶性故障事件,反而是一些不会直接影响使用的小问题难以排查。
当您需要更深入的去排查仪器设备的故障问题时,从压力变送器的原理入手或许会是一个更加高效的途径。
微小型压力变送器