对照放线图纸,输入测 设置测站 [ENT] 站点(架仪器的点)的坐标值,屏幕上的 NO 为图纸上的 X 坐标,EO 为图纸上的 Y 坐标。输入完毕 后再检查一遍,确定无误后,点[F4] [F4]键确定。 [F4] 注意:因为平时,一般不采用全站仪的高程,所以仪器高,目标高(棱镜高)不需要输入。 对准后视点 选第 4 项[设置后视 点[ENT] 设置后视 [ENT]键确定, 再选第 2 项[坐3.2 对准后视点 输入测站点的坐标后, 设置后视], [ENT] [ 标定后视],点[ENT] 标定后视] [ENT]键确定。对照放线图纸,输入后视点(架棱镜的点)的坐标值,屏幕上的 NBS [ENT] 为图纸上的 X 坐标,EBS 为图纸上的 Y 坐标。输入完毕后再检查一遍,确定无误后,点[F4] [F4]键确定, [F4] 这时仪器的屏幕会显示,是否照准?这时把仪器的十字丝,精确对准到后视点的钉子中心(或棱镜 架的尽量靠下的位置的中心)后,点[F4] [F4]键(是) ,对准后视点,完成参数的设置。 [F4] 复核后视点 [ESC]键,按[F2] [F2]键(坐标) ,选第 1 项测量,按[ENT]键确定,复核后 3.3 复核后视点 按两次[ESC] [ESC] [F2] [ENT] 视点的坐标值是否有误,一般误差在 2~6mm 以内为正常。 坐标放线 4.坐标放线 复核完成后, 按两次[ESC] [ESC]键, 退回到屏幕的主界面, [F3]键按[F [F3 (放样) 移动上下键选第 2 项[放,[ESC] [ 样]点[ENT]键确定,输入需要放线的点的坐标值,屏幕上的 Np 为图纸上的 X 坐标,Ep 为图纸上的 Y [ENT] 坐标,输入而且检查无误后,点[F4] [F4]键确定。 [F4] 按[F3]键进行切换显示,屏幕上第 1 行显示,为需要旋转仪器的角度,第2行显 [F3 [F 示↑或者↓。这时旋转仪器,直到屏幕上第 1 行显示为 0°00′00″(误差为 2~4″以内) 。 这里指挥架设棱镜的人把棱镜杆的下部对准十字丝的竖丝,大致对准以后,叫架棱镜的人整平 棱镜架,然后仪器向上瞄准棱镜的横丝,左右不要再动。点[F4] [F4]键(平距) ,仪器开始测量,测量完 [F4] 成后,↑或者↓显示棱镜需要后退或前进移动的距离,指挥架棱镜的人前进或后退(应当在十字丝 的前后方向线上移动) 。当误差只有 3~4mm 时,叫放线的人打点,放线的人瞄准仪器方向上前后,或 左右移动后打点的标记。 角度放线 角度放线 [ESC]键,直到屏幕上显示有[置零],点[置零]键,再把仪器对准需要对准的点位后,点[置按[ESC] [ESC] [置零] [ 零]键,在[置零]键闪烁的时候再点一次。仪器的角度置零完成。 [置零] 按[FNC] [FNC]键翻页,直到显示有[平距],就可以测量点的水平距离,然后用计算器或手机的计算器 [FNC] [平距] 功能,手动计算需要前进或后退的距离。 二〇一一年三月 全站仪操作指南