瑞思迈HumidAire湿化器不能加热的故障维修 无锡市第二人民医院设备科214002 摘要:医院的一台瑞思迈HumidAire 湿化器开机后电源指示及加热指示均正常,但电热盘 不能正常加热,经逐级检查,排除了保险丝、电线、温度传感器、继电器的故障,最终经 检测发现是一型号为BTA 06 600 的可控硅损坏导致了机器不能正常工作。关键词:湿化器;维修 HumidAire通过对PAP 呼吸机输入的空气加湿,使治疗更舒适和有效。 特别适合鼻腔 和鼻窦干燥、咽喉疼痛及充血的病人使用。使用这种加热湿化器能缓解大部分病人的这类 症状。 该湿化器用大的转动旋纽来设定温度;加热盘大,加热水的速度极快(最多20 分钟); 加热盘的温度设定范围为:68-140F (20-60C)。HumidAire 能将较低温度时最少限度 的水分沉降变成湿气,HumidAire 与ResMed 的所有CPAP、VPAP 及最新AutoSet 系统兼容; 该机器所有电子部件与水罐隔离开,相对比较安全。 最近医院一台瑞思迈HumidAire 湿化器出现了故障,机器开机电源指示灯及加热指示 灯都正常,但电热盘一直没有发热。 先取下湿化盘及加热金属盆,取下上盖板,拧开机器底部的四个螺丝,拆开机器。首 先用万用表检测电热盘电阻,发现电阻约8 欧姆,这是正常值,说明电热盘没有烧毁。仔 细检查,发现在电热盘上有一个温度传感器,型号为 TSA 103,脱开该传感器与电路板的 连接线,用万用表检测其电阻值,电阻约 9.3K 欧姆,查资料,了解到该 TSA 103 热敏电 25时零功率阻抗为10K 欧姆,最大允许电流 50 毫安,因此,该温度传感器也是 正常的。 接着检查线路发现,所有连接线都正常,检查其开关及220 伏输入电路板上的三个保 险丝也都正常。因此初步判断故障出在唯一的一块控制电路板上,将控制电路板上的连接 线脱下,单独对该电路检修。