一般推荐水平安装。如果可以确定气体介质中无任何凝结的液体,可以将孔板垂直安装,但流动方向最好是自下向上,同时注意导压管的配管要合适,因为导压管在从取压口引出时可能有一小段是水平走向,若产生积液或堵塞不易排出。严格点要求测量精确的话可以参考《自动化仪表工程施工及验收规范GB50093-2002》附录A, 不过一般现场施工比较难实现,就按照老一辈的经验用前10后5.不过建议如果在泵出口或是弯管三通比较多的地方还好尽量增大前后直管段。