電圧計（でんあつけい、）は、ある2点間の電位差を測る電気計器である。

デジタル電圧計や自動車、オートバイに搭載される電圧計も、この項目で説明する。

使用方法・接続方法 
内部電気抵抗の大きな測定器であり、測定する回路の2点間に並列に接続する。

直流の場合、電流制限用の大きな抵抗と可動コイル形計器を接続し、流れる微小な電流でムービング・コイル（電磁石）を動かして電圧を測る。

測定範囲の拡大のために、直流では倍率器が、交流では計器用変圧器が利用される。

また、交流の測定にあたっては整流器と直流用計器を組み合わせたもので測定される。

アナログ電圧計

内部構造 

基本的な構造は電流計と同じであるが、回路上に電気抵抗があるため定電流が流れるとオームの法則により求められた電圧を検針可能な構造となっている。右に可動コイル型の図を示す。構成部品は永久磁石、コイル、指針となっている。さらにその下の図は可動鉄片形で構成部品は可動鉄片、固定鉄片、指針となる。

直流電圧計 

直流においての電圧を測定するのに使用される。構造は可動コイル型 (Moving-Coil Type) であり永久磁石およびコイルで構成される。また、振れ角は電流に比例するので目盛り平等目盛りとなる。

交流電圧計 

構造は可動鉄片形 (Moving-iron Type) であり、非常に簡単、堅牢、安価で商用電源周波数程度 (45 - 65Hz) の交流電圧を測定するのに広く使用されている。本来は実効値の2乗で針が振れるが固定鉄片の形を改良することにより、定格の10 - 20%以上はほぼ平等目盛りとすることができる（写真の目盛りの始まり付近のことである）。

電流力計型電圧計 
構造的には電力計と同様だが内部配線が異なる。原理的には直流から商用周波数程度（DC - 1000Hzまで可能なものも）である。

静電電圧計 
二つの金属板に加えられた電圧により力が生じることによって指示する。低電圧の場合金属板に生じるトルクが小さいので、もっぱら高電圧 (1 - 500kV) で使用される。

熱電形電圧計 
熱電形電圧計は15 - 150Vまでが製品化されている。

電子電圧計（バルボル、ミリバル） 

交流電圧の実効値を広い周波数帯域及び広い電圧の範囲を測ることができる装置である。バルボルとは真空管電圧計（vacuum tube voltmeter, VTVM）の俗称である。またミリバルはミリボルト・バルボルの俗称で、微小電圧測定のための測定器である。

デジタル電圧計 

ここでは汎用の16bit ADCを例にあげ解説する。IC内部には入力マルチプレクサ(MUX)、プログラマブルゲインアンプ(PGA)、アナログ-デジタル変換回路(ADC)とそれらを制御しマイコン(MCU)などとの通信をつかさどる制御通信部からなる。下記にMCUによる電圧値取得の例を書く。ピンの割り当てやリファレンス電圧、PGAの設定、サンプルレートなどを指定した後に電圧値を1秒ごとにコンピュータに送信するソフトウェアである。

SPI spi(p5, p6, p7); // mosi(out), miso(in), sclk(clock)
DigitalOut cs(p8); // cs (the chip select signal)
Serial pc(USBTX, USBRX); 

int main() {
    
    spi.format(8,1); //(bits, mode) (mode1 (CPOL=0, CPHA=1)
    spi.frequency(1000000); //1MHz
    
    wait_ms(20);//Delay for minimum of 16ms to allow power supplies to settle and power-on reset to complete.
    
    cs = 0;// Select the device by seting chip select low
    wait_ms(1);//Delay for minimum of tsccs(=10ns)
    
    spi.write(0x06);//reset
    wait_ms(1);//Delay for minimum of 0.6ms
    
    spi.write(0x16);//SDATAC: Stop read data continuous mode.
    wait_ms(1);
    
    //WREG: Write to register rrrr
    spi.write(0x40);//WREG, MUX0
    spi.write(0x00);//
    spi.write(0x01);//AIN0 = + , AIN1 = -
    wait_ms(1);
    
    spi.write(0x42);//System Control Register0
    spi.write(0x00);//
    spi.write(0x30);//Internal Reference is always on. & Internal Reference selected.
    wait_ms(1);
    
    spi.write(0x43);//System Control Register0
    spi.write(0x00);//
    spi.write(0x12);//PGA=2, Data Output Rate = 20SPS
    wait_ms(1);
    
    spi.write(0x04);//SYNC: Synchronize ADC conversions.
    wait_ms(1);
    
    cs = 1;
    
    while(1) {
        cs = 0;
        spi.write(0x12);//RDATA: Read data once.
        wait_ms(1);
        
        unsigned char Volt_hex1 = spi.write(0xff);
        unsigned char Volt_hex2 = spi.write(0xff);
        unsigned short Volt_hex = (Volt_hex1 << 8) | Volt_hex2;
        float Volt = (float)Volt_hex / 0x7fff; //0 ~ 1.024V
        cs= 1;

        pc.printf("%f\r", Volt);
        wait(1);
    }
}

表示部をLCDや7セグメントディスプレイに置き換えればデジタルパネルメータとして仕上げることも可能になる。

倍率器 

倍率器(ばいりつき,Multiplier)は直流電圧計の測定範囲拡大に使われる抵抗器で、電圧計に直列に挿入する。直列抵抗器とも呼ばれる。

自動車・オートバイにおける電圧計 

自動車やオートバイの一部には、蓄電池性能監視のためにメーターパネル内などに電圧をデジタルまたはアナログメーターによって指示したり、「正常」「不足」「要点検」などの抽象的な表示を行う電圧計を備えた車種も存在しているが、パネル計器としての精度しかなく警告灯で代用するものが多い。

関連項目 
 指示電気計器
 回路計
 電流計
 電力計
 制御盤
 電位差計
 絶縁抵抗計
 検電器
 分圧回路

参考文献

注・出典 

電気・電子計測機器