Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
表(3)-9 表層から5cm土壌の除染処理前測定結果

地点	$ ^{137} $ Cs濃度(Bq/kg)	$ ^{134} $ Cs濃度(Bq/kg)	$ ^{137} $ Cs + $ ^{134} $ Cs濃度(Bq/kg)	EC( $ \mu $ S/cm)	pH
a	19703	±3980	7613	±1523	27316	±4262	124	5.4
b	27183	±5457	10711	±2122	37894	±5855	121	5.4
c	8150	±1630	3160	±630	11310	±1748	136	5.3
d	9330	±1870	3510	±700	12840	±1997	117	5.4
e	8063	±1609	3142	±625	11205	±1726	123	5.3
f	19299	±3821	7484	±1499	26783	±4104	128	5.3
g	19918	±4003	7710	±1544	27628	±4290	158	5.2
h	14438	±2908	5374	±1073	19812	±3099	124	5.5

表(3)-10 5cm以下の下層土壌の測定結果

地点	$ ^{137} $ Cs濃度(Bq/kg)	$ ^{134} $ Cs濃度(Bq/kg)	$ ^{137} $ Cs + $ ^{134} $ Cs濃度(Bq/kg)	EC( $ \mu $ S/cm)	pH
a	367	±75	154	±34	521	±82	102	5.3
b	129	±34	87	±24	216	±42	108	5.4
c	187	±42	101	±24	288	±48	121	5.3
d	2590	±520	975	±195	3565	±555	121	5.3
e	209	±46	110	±25	319	±53	107	5.3
f	914	±183	354	±72	1268	±196	111	5.4
g	350	±75	167	±37	517	±84	123	5.3
h	207	±48	74	±21	281	±52	104	5.4

aからh地点で採取したCore試料（8試料）の表層から5cm土壌の測定結果（表(3)-9）を観ると、縦1m×横1mの狭い範囲内にも関わらず放射性セシウム濃度にばらつきが確認できる。一般環境において放射性セシウムの分布が不均一であることを改めて認識させられる結果であった。一方、5cm以下の下層土壌測定結果(表(3)-10)においてd、f地点の放射性セシウム濃度( $ ^{137}Cs + ^{134}Cs\ Bq/kg $ )が1000 Bq/kgを超える高い値を示している。これは、試料採取の際、放射性セシウム濃度の高い土壌が混ざってしまったことによる試料の汚染と思われる。

表(3)-11に表層から5cm土壌の除染処理後の放射性セシウム濃度、EC、pH、除染率を示す。除染率の計算では、式(3)-1と除染処理前土壌の放射性セシウム濃度として表(3)-9の値( $ ^{137}Cs + ^{134}Cs $ Bq/kg)を使用した。除染率は、50%程度を示し深谷地区水田鉛直方向性調査土壌の除染処理における除染処理1回の除染率(表(3)-7)と同程度であることが言える。また、今回の処理において除染率が80%と高い効果を示す土壌がある一方で、除染ができなかった除染率0%の土壌も存在した。何故このような差が出たのかは、現時点では不明である。除染効果を左右する要因を検証する必要があり、除染効果のメカニズム解明と共に重要な課題である。
表(3)-11 表層から5cm土壌の除染処理後測定結果

地点	$ ^{137}\mathrm{Cs} $ 濃度 (Bq/kg)	$ ^{134}\mathrm{Cs} $ 濃度 (Bq/kg)	$ ^{137}\mathrm{Cs} + ^{134}\mathrm{Cs} $ 濃度 (Bq/kg)	EC ( $ \mu $ S/cm)	pH	除染率 (%)
a	9240	±1850	3480	±700	12720	±1978	1930	3.3	53.4
b	12400	±2500	4640	±930	17040	±2667	1570	3.3	55.0
c	4460	±890	1650	±330	6110	±949	1070	3.5	46.0
d	4580	±920	1670	±330	6250	±977	1500	3.3	51.3
e	8300	±1660	3140	±630	11440	±1776	1350	3.4	0.0
f	3810	±760	1420	±280	5230	±810	1990	3.3	80.5
g	7830	±1570	2960	±590	10790	±1677	1280	3.3	60.9
h	6700	±1340	2550	±510	9250	±1434	1610	3.3	53.3

除染処理後土壌と5cm以下の下層土壌を混合処理し、この混合土壌の放射性セシウム濃度、EC、pHの測定を行った。本実験では、除染処理後土壌と混合する下層土壌の深度を5cm-10cm、5cm-15cmとしている。表(3)-12に5cm-10cm下層土壌との混合処理後土壌の測定値（a、b、e、f）、表(3)-13に5cm-15cm下層土壌との混合処理後土壌の測定値（c、d、g、h）をそれぞれ示す。

5-10cmの土壌と混合した場合（a、b、e、f）では、除染後土壌と下層土壌は1：1で混合されるため放射性セシウム濃度等の値は理論的には2倍希釈となる。値に差はあるが、混合後土壌の放射性セシウム濃度は、混合前の1/2程度であり、除染と混合処理により濃度が下がる事を示した。全ての地点においてpH=3程度であったものが4.4～4.5の値に推移している。ECについては、農作物生育の参考値である200～500μS/cmよりも高い値を示した。

5−15cmの下層土壌と混合した場合では、除染後土壌と下層土壌は1：2で混合されるため放射性セシウム濃度等の値は理論的には3倍希釈となる。下層土壌の放射性セシウム濃度が高かったd地点、g地点は他の地点に比べると多少高い濃度を示したが、全地点5000 Bq/kg以下の濃度を示した。pHについては、全ての地点においてpH=3程度であったものが4.7～4.9の値に推移している。ECについては、農作物生育の参考値である200～500 μS/cmの範囲に収まっていることを確認した。

表(3)-12 除染処理後土壌（表層-5cm）と5-10cm下層土壌との混合後土壌の測定結果

地点	$ ^{137} $ Cs濃度(Bq/kg)	$ ^{134} $ Cs濃度(Bq/kg)	$ ^{137} $ Cs + $ ^{134} $ Cs濃度(Bq/kg)	EC( $ \mu $ S/cm)	pH
a	4670	±930	1780	±360	6450	±997	720	4.4
b	7500	±1500	2780	±560	10280	±1601	720	4.4
e	4020	±800	1440	±290	5460	±851	570	4.5
f	2400	±480	840	±168	3240	±509	660	4.5

表(3)-13 除染処理後土壌（表層-5cm）と5-15cm下層土壌との混合後土壌の測定結果

地点	$ ^{137} $ Cs濃度(Bq/kg)	$ ^{134} $ Cs濃度(Bq/kg)	$ ^{137} $ Cs + $ ^{134} $ Cs濃度(Bq/kg)	EC( $ \mu $ S/cm)	pH
c	1790	±360	676	±135	2466	±384	270	4.9
d	3310	±660	1250	±250	4560	±706	380	4.7
g	3290	±660	1300	±260	4590	±709	350	4.8
h	2540	±510	964	±193	3504	±545	450	4.8

本実験により除染処理後土壌を農地に戻した状況を再現し、放射性セシウム濃度、EC、pHの変化
についての基礎データが得られた。特に土壤中のECについて農作物生育の参考値である200～500μS/cmに着目すると、5-15cmの土壤と除染処理後土壤を混合した場合、混合土壤のECが範囲内に収まるという結果が得られた。この結果から、深さ15cmあるいはそれよりも深い土壤と混合を行う事で、農作物の生産に適した条件に近づけることが出来るということが確認された。

## (3-C) 【NaI(Tl) 検出器の性能特性】

Ge半導体検出器での測定結果を表(3)-14に示す。測定結果は、互いに近い値を示しており今回測定した土壤中の放射性セシウム濃度は、平均値で26468±175Bq/kgであった。このGe半導体検出器測定結果を基準とし、NaI(Tl)検出器で得られた測定値との比較を行った。

表(3)-14 Ge半導体検出器での測定結果

試料重量(g)	$ ^{137}\mathrm{Cs} $ 濃度(Bq/kg)	$ ^{134}\mathrm{Cs} $ 濃度(Bq/kg)	$ ^{137}\mathrm{Cs} + ^{134}\mathrm{Cs} $ 濃度(Bq/kg)
100	16593 ±162	9905 ±87	26498 ±184
50	16673 ±145	9764 ±78	26437 ±165

NaI(Tl)検出器で得られた放射性セシウム濃度（Bq/kg）と、それら値をBqに換算した結果を表(3)-15から表(3)-17に示す。表(3)-15がマリネリ容器1L、表(3)-16がマリネリ容器0.5L、表(3)-17がマリネリ容器0.1Lの測定結果である。ATOMTEX社製のNaI(Tl)検出器RKG-AT1320Aでは、試料重量が少なくなるにつれ、解析、出力される放射性セシウム濃度（Bq/kg）の値が高くなる傾向を示した。Ge半導体検出器での土壌試料の放射性セシウム濃度は、26498±184Bq/kgであった。NaI(Tl)検出器を用い、マリネリ容器1L、試料重量1000gの条件での測定値は27867±4082Bq/kgであった。これら2装置の測定結果から、測定した土壌の放射性セシウム濃度は、26400Bq/kg程度であると言える。各マリネリ容器において試料重量が規定量よりも少ない状態での測定値は、26400Bq/kgあるいは27867±4082Bq/kgよりも大きい値を示している。測定値が過大評価されていると考えられる。測定で得られた放射性セシウム濃度Bq/kgをBqに換算したところ、試料重量が小さくなるにつれ測定値（換算値）が小さくなる結果となった。
表(3)-15 マリネリ容器1Lにおける測定結果

試料重量 (g)	$ ^{137}\mathrm{Cs} $ 濃度 (Bq/kg)	$ ^{134}\mathrm{Cs} $ 濃度 (Bq/kg)	$ ^{137}\mathrm{Cs} + ^{134}\mathrm{Cs} $ 濃度 (Bq/kg)	$ ^{137}\mathrm{Cs} + ^{134}\mathrm{Cs} $ 放射能 (Bq)
1000	17400	±3500	10467	±2100	27867	±4082	27867	±4082
900	18667	±3700	11267	±2267	29933	±4339	26940	±3905
800	19867	±3967	11967	±2400	31833	±4636	25467	±3709
750	20567	±4133	12300	±2467	32867	±4813	24650	±3610
700	20933	±4200	12467	±2500	33400	±4888	23380	±3421
600	22033	±4433	13033	±2633	35067	±5156	21040	±3094
500	23433	±4700	13667	±2733	37100	±5437	18550	±2719
400	24167	±4833	14100	±2833	38267	±5603	15307	±2241
300	24467	±4900	14133	±2800	38600	±5644	11580	±1693
250	24367	±4867	14167	±2833	38533	±5631	9633	±1408
200	24300	±4867	13967	±2800	38267	±5615	7653	±1123
100	23667	±4733	13467	±2700	37133	±5449	3713	±545

表(3)-16 マリネリ容器0.5Lにおける測定結果

試料重量 (g)	$ ^{137}\mathrm{Cs} $ 濃度 (Bq/kg)	$ ^{134}\mathrm{Cs} $ 濃度 (Bq/kg)	$ ^{137}\mathrm{Cs} + ^{134}\mathrm{Cs} $ 濃度 (Bq/kg)	$ ^{137}\mathrm{Cs} + ^{134}\mathrm{Cs} $ 放射能 (Bq)
500	15967	±3167	9813	±1963	25780	±3726	12890	±1863
400	17433	±3500	10967	±2200	28400	±4134	11360	±1654
300	18967	±3767	12200	±2467	31167	±4502	9350	±1351
250	19733	±3933	12800	±2533	32533	±4679	8133	±1170
200	20967	±4200	13767	±2767	34733	±5029	6947	±1006
100	22067	±4400	14700	±2933	36767	±5288	3677	±529
50	22867	±4567	15533	±3100	38400	±5519	1920	±276

表(3)-16 マリネリ容器0.1Lにおける測定結果

試料重量 (g)	$ ^{137}\mathrm{Cs} $ 濃度(Bq/kg)	$ ^{134}\mathrm{Cs} $ 濃度(Bq/kg)	$ ^{137}\mathrm{Cs} + ^{134}\mathrm{Cs} $ 濃度(Bq/kg)	$ ^{137}\mathrm{Cs} + ^{134}\mathrm{Cs} $ 放射能(Bq)
100	17300	±3467	8697	±1740	25997	±3879	2600	±388
75	19033	±3800	9917	±1997	28950	±4293	2171	±322
50	21633	±4333	11400	±2267	33033	±4890	1652	±245
25	24900	±5000	13100	±2633	38000	±5651	950	±141
10	27667	±5533	14633	±2933	42300	±6263	423	±63
5	29767	±5967	14867	±3000	44633	±6678	223	±33

検出器 (1)
本プロジェクトで使用しているATOMTEX社製のNaI(Tl)検出器RKG-AT1320Aでは、試料重量が少なくなるにつれ、解析、出力される放射性セシウム濃度（Bq/kg）の値が高くなる傾向を示していた。各マリネリ容器（1L、0.5L、0.1L）の規定重量まで試料を入れた状態での測定値を基準値とし、試料重量を少なくした状態での放射性セシウム濃度測定値がどれだけ過大評価されているかを濃度倍率として求めた。計算では、 $ ^{137} $ Csと $ ^{134} $ Cs濃度を合計した値を使用した。1Lマリネリ容器の値を表(3)-17、0.5Lマリネリ容器の値を表(3)-18、0.1Lマリネリ容器の値を表(3)-19にそれぞれ示す。

表(3)-17 マリネリ容器1Lにおける測定結果

試料重量(g)	$ ^{137}\mathrm{Cs} + ^{134}\mathrm{Cs} $ 濃度(Bq/kg)	濃度倍率
1000	27867	±4082	-
900	29933	±4339	1.07
800	31833	±4636	1.14
750	32867	±4813	1.18
700	33400	±4888	1.20
600	35067	±5156	1.26
500	37100	±5437	1.33
400	38267	±5603	1.37
300	38600	±5644	1.39
250	38533	±5631	1.38
200	38267	±5615	1.37
100	37133	±5449	1.33

表(3)-18 マリネリ容器0.5Lにおける測定結果結果

表(3)-19 マリネリ容器0.1Lにおける測定

試料重量(g)	137Cs + 134Cs濃度(Bq/kg)	濃度倍率
500	25780	±3726	-
400	28400	±4134	1.10
300	31167	±4502	1.21
250	32533	±4679	1.26
200	34733	±5029	1.35
100	36767	±5288	1.43
50	38400	±5519	1.49

試料重量(g)	$ ^{137}\mathrm{Cs} + ^{134}\mathrm{Cs} $ 濃度(Bq/kg)	濃度倍率
100	25997	±3879	-
75	28950	±4293	1.11
50	33033	±4890	1.27
25	38000	±5651	1.46
10	42300	±6263	1.63
5	44633	±6678	1.72

表(3)-17から表(3)-19の濃度倍率を用い各マリネリ容器における補正式の作成を行った。マリネリ1L容器の補正式を図(3)-11、0.5L容器の補正式を図(3)-12、0.1L容器の補正式を図(3)-13にそれぞれ示す。
図(3)-130.1Lマリネリ容器補正式

図(3)-11 1Lマリネリ容器補正式

図(3)-120.5Lマリネリ容器補正式

容器の規定量よりも少ない試料量で測定を行った場合、それぞれの容器毎に求めた補正式のXに実際の試料重量を代入し、検出器から出力された放射性セシウム濃度をこの値で除することで補正した放射性セシウム濃度が得られる。作成した補正式を用い、補正值の精度確認を行った。試料は、飯館村深谷地区で採取した土壌を用いた。各マリネリ容器に規定量の試料を入れた状態で測定を行い、この測定値を基準値とした。次に、試料量が少ない状態（任意の試料量）で測定し出力された値を補正式で補正し、基準値との誤差を求めた。比較のため補正をかけない値（検出器から出力された値）と基準値との誤差も合わせて求めた。マリネリ容器1L容器の補正結果を表(3)-20、0.5L容器の補正結果を表(3)-21、0.1Lの補正結果を表(3)-22にそれぞれ示す。全ての容器において、試料量が規定量に満たない状態での実測値と基準値の誤差は、試料量が少なくなるにつれ誤差が大きくなる傾向を示した。補正式を用い測定値を補正した補正濃度は、実測の放射性セシウム濃度よりも誤差が小さいという結果が得られた。これにより試料量が規定量に満たない状態での測定において濃度誤差を小さくすることが可能となった。しかしながら、各容器の規定量の半分を切った試料量での測定では誤差が大きくなる傾向にあるため、出来るだけ多くの試料を入れた状態で測定を行うことが望まれる。

表(3)-20 マリネリ容器1L容器での測定値補正結果
試料重量g	137Cs+134Cs(Bq/kg)	実測濃度(%)	誤差(%)	137Cs+134Cs(Bq/kg)	補正濃度(%)	誤差(%)
1000(規定量)	54900	±8276	—	—	—	—
921	57700	±8682	5.1	52083	±7836	5.1
841	61100	±9220	11.3	52292	±7891	4.7
758	64700	±9708	17.9	52896	±7937	3.7
560	72000	±10875	31.1	54531	±8236	0.7
461	75700	±11413	37.9	56021	±8446	2.0
326	81200	±12265	47.9	59075	±8923	7.6
234	82400	±12448	50.1	59803	±9035	8.9
140	82700	±12489	50.6	60332	±9111	9.9
96	82400	±12489	50.1	60421	±9158	10.1

表(3)-21 マリネリ容器0.5L容器での測定値補正結果

試料重量g	137Cs+134Cs(Bq/kg)	実測濃度(%)	誤差(%)	137Cs+134Cs(Bq/kg)	補正濃度(%)	誤差(%)
500(規定量)	53000	±7962	—	—	—	—
470	57600	±8633	8.7	56097	±8408	5.8
345	66100	±9884	24.7	56772	±8490	7.1
216	79800	±11851	50.6	61093	±9073	15.3
77	102000	±15161	92.5	69906	±10391	31.9

表(3)-22 マリネリ容器0.1L容器での測定値補正結果

試料重量g	137Cs+134Cs(Bq/kg)	実測濃度(%)	誤差(%)	137Cs+134Cs(Bq/kg)	補正濃度(%)	誤差(%)
100(規定量)	42700	±6555	—	—	—	—
86	46400	±7094	8.7	43910	±6713	2.8
44	60700	±9285	42.2	44388	±6790	4.0
19	83400	±12739	95.3	53720	±8205	25.8

各マリネリ容器で規定試料量よりも試料が多い状態で測定を行い、装置から出力される濃度の変化について確認を行った。表(3)-23にマリネリ容器1L、表(3)-24にマリネリ容器0.5L、表(3)-25にマリネリ容器0.1Lの測定結果を示す。なお、各測定データは、3回測定を行った平均値である。

表(3)-23 マリネリ容器1Lにおける試料過多条件下における濃度推移

試料重量 (g)	$ ^{137} $ Cs濃度 (Bq/kg)	$ ^{134} $ Cs濃度 (Bq/kg)	$ ^{137} $ Cs + $ ^{134} $ Cs濃度 (Bq/kg)
1000	16800 ±3367	8207 ±1640	25007 ±3745
1100	15933 ±3167	7797 ±1557	23730 ±3529
1200	15200 ±3033	7470 ±1493	22670 ±3381

表(3)-24 マリネリ容器0.5Lにおける試料過多条件下における濃度推移
試料重量(g)	$ ^{137}\mathrm{Cs} $ 濃度(Bq/kg)	$ ^{134}\mathrm{Cs} $ 濃度(Bq/kg)	$ ^{137}\mathrm{Cs} + ^{134}\mathrm{Cs} $ 濃度(Bq/kg)
500	15567 ±3133	7623 ±1523	23190 ±3484
550	14800 ±2967	7373 ±1473	22173 ±3312
600	14167 ±2833	7193 ±1437	21360 ±3177

表(3)-25 マリネリ容器0.1Lにおける試料過多条件下における濃度推移

試料重量(g)	$ ^{137} $ Cs濃度(Bq/kg)	$ ^{134} $ Cs濃度(Bq/kg)	$ ^{137} $ Cs + $ ^{134} $ Cs濃度(Bq/kg)
100	15533 ±3133	5520 ±1103	21053 ±3322
110	14967 ±3000	5293 ±1060	20260 ±3182
120	14600 ±2900	5310 ±1063	19910 ±3089
130	14200 ±2867	5160 ±1033	19360 ±3047
140	13733 ±2733	5073 ±1013	18807 ±2915

全てのマリネリ容器において、試料重量が規定量よりも多い状態での測定では、測定値が低く出力される傾向にあることが判った。

## 検出器 (2)

福島大学に増設した検出器（2）について、検出器（1）と同様にマリネリ容器（1L、0.5L、0.1L）の規定重量まで試料を入れた状態での測定値を基準濃度とし、試料重量を少なくした状態での放射性セシウム濃度測定値の値がどれだけ過大評価されているかを濃度倍率として求めた。計算では、 $ ^{137} $ Csと $ ^{134} $ Cs濃度を合計した値を使用した。1Lマリネリ容器の値を表(3)-26、0.5Lマリネリ容器の値を表(3)-27、0.1Lマリネリ容器の値を表(3)-28にそれぞれ示す。これら濃度倍率を用い、補正式の作成を行った。マリネリ1L容器の補正式を図(3)-14、0.5L容器の補正式を図(3)-15、0.1L容器の補正式を図(3)-16にそれぞれ示す。

検出器（1）と同様に作成した補正式を用い、補正值の精度確認を行った。試料ならびに値の検証については検出器（1）と同様である。マリネリ容器1L容器の補正結果を表(3)-29、0.5L容器の補正結果を表(3)-30、0.1Lの補正結果を表(3)-31にそれぞれ示す。全ての容器において、試料量が規定量に満たない状態での実測値と基準濃度の誤差は、試料量が少なくなるにつれ誤差が大きくなった。また、補正式を用い測定値を補正した補正濃度は、実測濃度よりも誤差が小さくこれら結果は、検出器（1）と同様の傾向を示した。

表(3)-26 マリネリ容器1Lにおける測定結果（検出器（2））
試料重量(g)	$ ^{137} $ Cs濃度(Bq/kg)	$ ^{134} $ Cs濃度(Bq/kg)	$ ^{137} $ Cs + $ ^{134} $ Cs濃度(Bq/kg)	倍率
1000	16433	±3267	8223	±1647	24657	±3658	-
900	17533	±3500	8767	±1750	26300	±3913	1.07
800	18467	±3700	9173	±1837	27640	±4131	1.12
750	19067	±3800	9443	±1890	28510	±4244	1.16
700	19400	±3900	9587	±1920	28987	±4347	1.18
600	20467	±4100	10013	±1997	30480	±4560	1.24
500	21500	±4300	10433	±2100	31933	±4785	1.30
400	22000	±4400	10733	±2133	32733	±4890	1.33
300	22033	±4433	10667	±2133	32700	±4920	1.33
250	21667	±4333	10567	±2100	32233	±4815	1.31
200	21233	±4267	10400	±2100	31633	±4755	1.28
100	20300	±4067	10033	±1993	30333	±4529	1.23

表(3)-27 マリネリ容器0.5Lにおける測定結果（検出器（2））

試料重量(g)	$ ^{137} $ Cs濃度(Bq/kg)	$ ^{134} $ Cs濃度(Bq/kg)	$ ^{137} $ Cs + $ ^{134} $ Cs濃度(Bq/kg)	倍率
500	15567	±3100	7790	±1557	23357	±3469	-
400	17100	±3400	8610	±1723	25710	±3812	1.10
300	18700	±3733	9697	±1940	28397	±4207	1.22
250	19600	±3900	10267	±2067	29867	±4414	1.28
200	20733	±4133	11000	±2200	31733	±4682	1.36
100	23067	±4600	12433	±2500	35500	±5235	1.52
50	23133	±4633	12633	±2533	35767	±5281	1.53

表(3)-28 マリネリ容器0.1Lにおける測定結果（検出器（2））

試料重量(g)	$ ^{137} $ Cs濃度(Bq/kg)	$ ^{134} $ Cs濃度(Bq/kg)	$ ^{137} $ Cs + $ ^{134} $ Cs濃度(Bq/kg)	倍率
100	15567	±3100	6390	±1280	21957	±3354	-
75	17267	±3467	7283	±1457	24550	±3760	1.12
50	19667	±3933	8420	±1683	28087	±4278	1.28
25	22367	±4467	10107	±1993	32473	±4891	1.48
10	25167	±5033	10967	±2200	36133	±5493	1.65
5	27033	±5567	11567	±2467	38600	±6089	1.76
図(3)-14 1Lマリネリ容器補正曲線

図(3)-15 0.5Lマリネリ容器補正曲線

図(3)-16 0.1Lマリネリ容器補正曲線

表(3)-29 マリネリ1L容器での測定値補正結果

試料重量g	137Cs+134Cs(Bq/kg)	実測濃度(%)	誤差(%)	137Cs+134Cs(Bq/kg)	補正濃度(%)	誤差(%)
1000(規定量)	54300	±8186	-	-	-	-
921	57200	±8633	5.3	52747	±7961	2.9
841	60500	±9080	11.4	52926	±7943	2.5
758	64200	±9708	18.2	53746	±8127	1.0
560	71100	±10693	30.9	55626	±8366	2.4
461	74500	±11231	37.2	57333	±8643	5.6
326	79800	±11992	47.0	61088	±9180	12.5
234	81400	±12307	49.9	62791	±9493	15.6
140	80900	±12216	49.0	63502	±9589	16.9
96	80400	±12174	48.1	63848	±9668	17.6
表(3)-30 マリネリ0.5L容器での測定値補正結果

試料重量g	137Cs+134Cs(Bq/kg)	実測濃度(%)	誤差(%)	137Cs+134Cs(Bq/kg)	補正濃度(%)	誤差(%)
500(規定量)	52600	±7872	-	-	-	-
470	57100	±8543	8.6	57237	±8563	8.8
345	65700	±9794	24.9	56633	±8443	7.7
216	79800	±11851	51.7	60099	±8925	14.3
150	89100	±13282	69.4	63031	±9396	19.8

表(3)-31 マリネリ0.1L容器での測定値補正結果

試料重量g	137Cs+134Cs(Bq/kg)	実測濃度(%)	誤差(Bq/kg)	137Cs+134Cs(Bq/kg)	補正濃度(Bq/kg)	誤差(%)
100(規定量)	41100	±6369	-	-	-	-
86	45100	±7001	9.7	42871	±6655	4.3
77	51200	±7892	24.6	45625	±7033	11.0
50	48400	±7301	17.8	36315	±5478	11.6

検出器（1）と同様に、各マリネリ容器で規定試料量よりも試料量が多い状態で測定し、装置から出力される濃度の確認を行った。表(3)-32にマリネリ容器1L、表(3)-33にマリネリ容器0.5L、表(3)-34にマリネリ容器0.1Lの測定結果を示す。なお、各測定データは、3回測定を行った平均値である。

検出器（2）においても各容器の規定量に満たない量での測定では、放射性セシウム濃度を過大評価し、規定量以上の状態では過少評価することが確認された。

表(3)-32 マリネリ容器1Lにおける試料過多条件下における濃度推移

試料重量(g)	$ ^{137}\mathrm{Cs} $ 濃度(Bq/kg)	$ ^{134}\mathrm{Cs} $ 濃度(Bq/kg)	$ ^{137}\mathrm{Cs} + ^{134}\mathrm{Cs} $ 濃度(Bq/kg)
1000	16433 ±3267	8223 ±1647	24657 ±3658
1100	15533 ±3100	7837 ±1567	23370 ±3473
1200	14867 ±2967	7510 ±1503	22377 ±3326

表(3)-33 マリネリ容器0.5Lにおける試料過多条件下における濃度推移

試料重量(g)	$ ^{137} $ Cs濃度(Bq/kg)	$ ^{134} $ Cs濃度(Bq/kg)	$ ^{137} $ Cs + $ ^{134} $ Cs濃度(Bq/kg)
500	15567 ±3100	7790 ±1557	23357 ±3469
550	14767 ±2967	7493 ±1500	22260 ±3324
600	14133 ±2833	7320 ±1463	21453 ±3189
表(3)-34 マリネリ容器0.1Lにおける試料過多条件下における濃度推移

試料重量(g)	$ ^{137} $ Cs濃度(Bq/kg)	$ ^{134} $ Cs濃度(Bq/kg)	$ ^{137} $ Cs + $ ^{134} $ Cs濃度(Bq/kg)
100	15567 ±3100	6390 ±1280	21957 ±3354
110	14933 ±2967	6277 ±1257	21210 ±3222
120	14367 ±2867	6060 ±1213	20427 ±3113
130	13500 ±2733	5950 ±1190	19450 ±2981
140	12967 ±2600	5790 ±1160	18757 ±2847

本プロジェクトで使用したATOMTEX社製γ線測定器であるRKG-AT1320A、ソフトウェアATMAは、各容器の規定量に満たない量では濃度を過大評価し、規定量以上の状態では過少評価するという特性があることを示した。このγ線検出器は、元々が食品用であり簡便な操作性、Ge半導体検出器よりも安価、冷却も必要なく維持費もGe半導体検出器よりも少ない等の特徴がある。試料の比重が変わった条件下での測定、食品以外の試料測定を想定している装置ではないが、γ線検出器として食品以外の測定も可能であることを本プロジェクトは示した。福島県内では、土壌以外にも放射性セシウムに汚染された物が存在しておりγ線検出器には、多種多様な試料に対応できる能力が必要である。本プロジェクトは、活動の中で装置特性を調査し、その改善策として補正式の作成を行い、測定器の特性が値に及ぼす影響を軽減する方法の1つを成果として示した。

## 5 ．本研究により得られた成果

## （1） 科学的意義

福島県内に拡散した福島第一原発事故由来の放射性セシウムに汚染された土壌の採取と分析により、放射性セシウムの土壌中の沈着状況を確認した。我々が採取した福島大学構内、福島市渡利地区、飯舘村内土壌の分析により各地点の放射性セシウム濃度をデータ化し、福島県内土壌中の放射性セシウム分布データとして意義のある結果が得られた。深谷地区水田における鉛直方向の放射性セシウム分布調査、同地点の土壌を用い除染処理後土壌の農地還元状況を再現する実験を行い、これらの活動によって放射性セシウムの分布状況や除染後土壌を農地に戻した状況に関する基礎データが得られた。福島県内の企業、自治体でも使用しているNaI(Tl)検出器（ATOMTEX, RKG-AT1320A）の特性を調査し、その特性影響を軽減するための検討を行い、本装置による測定精度向上に繋がる有益な知見が得られ、今後のγ線放射性核種測定に有益な情報を示した。

## （２）環境政策への貢献

## ＜行政が既に活用した成果＞

特に記載すべき事項はない。

## ＜行政が活用することが見込まれる成果＞

福島県内の一般環境中に拡散した放射性核種の除染は、我が国、福島県民にとって重要な課題
である。本業務の主題である小規模分散型の除染技術の開発と実用化、土壌除染のための処理条件の検討、プロトタイプ装置を用いた実証試験で必要となる汚染土壌選定のための試料採取と分析の活動を通し、本業務で必要となる汚染土壌の選定作業に貢献し、本プロジェクトでは、福島県相馬郡飯館村深谷地区水田土壌を用いることになった。活動によって、福島大学構内、福島市渡利地区、飯館村飯桶地区における放射性セシウムの平面方向における分布調査、鉛直方向分布調査により放射性セシウム分布状況のデータ化に貢献した。本プロジェクトが提案している除染処理後土壌を農地に還元した状況を再現し基礎データを取得、今後の除染処理活動において参考となりうる知見が得られた。福島県内の企業、自治体でも使用しているNaI(Tl)検出器（ATOMTEX, RKG-AT1320A）の特性を調査し、その特性影響を軽減するための検討を行い、本装置による測定精度向上に繋がる有益な知見が得られ、今後のγ線放射性核種測定に有益な情報を示した。

### 6. 国際共同研究等の状況

特に記載すべき事項はない。

### 7. 研究成果の発表状況

## （1） 誌上発表

<論文（査読あり）>

特に記載すべき事項はない。

くその他誌上発表（査読なし）>

特に記載すべき事項はない。

## （2） 口頭発表（学会等）

環境放射能除染学会 第2回研究発表会(船堀ホール、2013年6月5日～7日)

1）迫田章義・石井和之・工藤一秋・立間徹・赤川賢吾・小尾匡司・藤田洋崇・藤井隆夫・黒岩義徳・高橋勇介（東京大学生産技術研究所）・佐藤理夫・島長義（福島大学共生システム理工学類）

小規模分散型セシウム回収プロセスの実用化

2）佐藤理夫（福島大学共生システム理工学類）

福島の再生可能エネルギーを福島県民のために

3）○塩谷昌之・小磯将広・島長義・佐藤理夫（福島大学大学院共生システム理工学研究科）

放射性セシウムに汚染された牛ふん堆肥の安定処分

環境科学会 2013年会（静岡県コンベンションアーツセンター「GRANSHiP」、2013年9月3日～4日）

企画シンポジウム「小規模分散型放射性セシウム回収プロセスの実用化に向けて」
4）③基調講演「除染の現状」佐藤理夫（福島大・理工）教授

5）⑧「福島県内の土壤中放射性セシウム濃度計測」島長義（福島大・理工）特任研究員

6）⑩「除染土壤による植物栽培」小平史圭（福島大・理工）学生

## （3） 出願特許

特に記載すべき事項はない。

## （４）シンポジウム、セミナーの開催（主催のもの）

特に記載すべき事項はない。

## （５）マスコミ等への公表・報道等

特に記載すべき事項はない。

## (6) その他

特に記載すべき事項はない。

### 8 \. 引用文献

·文部科学省：環境試料採取法，1983

渡辺和彦，後藤逸男，小川吉雄，六本木和夫：環境・資源・健康を考えた土と施肥の新知識，農山漁村文化協会，2012

・藤原俊六朗：新版図解土壌の基礎知識，2013
The first step of the process is to extract radioactive cesium from the contaminated soil (especially soil of rice paddy field) with low environmental impact. The contaminated soil was heated up and stirred in water containing inorganic fertilizers. The extraction conditions, such as a chemical and its concentration of the fertilizer, pH, heating temperature, and so on, were experimentally optimized. Second, we newly developed and actually used the fibrous cesium adsorbent (Prussian blue cloth), where cesium is adsorbed with significantly high selectivity. Also, mass-production of this cloth was established. In order to examine the usefulness of thus proposed decontamination process, prototype equipment tests were carried out to recover radioactive cesium from 100-200kg contaminated soil in Iitate village, Fukushima prefecture. The results have shown that soil decontamination of more than 90 % was achieved with repeated uses of extraction solution, leading to nearly zero discharges of waste water from the process. The plant cultivation experiments were done using the soil decontaminated by the developed process to examine the effectiveness of reuse of decontaminated soil in agricultural field. It was clearly shown that when the mixtures of the decontaminated soil and untreated soil were used, plant growth in such mixed soil was about the same as that in untreated native soil.

# Development of Small-scale and Distributed Process for Cesium Recovery from the Environment using Support-immobilized Adsorbent

Principal Investigator: Akiyoshi SAKODA

Institution: Institute of Industrial Science, The University of Tokyo

4-6-1 KOMABA MEGURO-KU, TOKYO 153-8505,

JAPAN

Tel: +81-3-5452-6348 / Fax: +81-3-5452-6348

E-mail: sakoda@iis.u-tokyo.ac.jp

Cooperated by: Ishinomaki Senshu University, Fukushima University

## [Abstract]

Key Words: Radioactive cesium, Contaminated soil, Prussian blue, Adsorption

We developed a small-scale distributed process, which enables to recover radioactive cesium from the contaminated soil in Fukushima generated by the Fukushima Daiichi nuclear power plant accident.

Moreover, we investigated the transportation of radioactive cesium in forests, rivers, ponds
and so on in the area of high radioactivity to elucidate the possibility of recontamination with radioactivity of once decontaminated area. It was known that the radioactivity was carried by suspended solids involving biofilm and sediment. Especially, large amount of radio activity transportation from mountain forest and village forest was caused by the heavy rain falls.

Also, horizontal and vertical distributions of radioactive cesium in soil at several places in Fukushima prefecture were investigated. As a result of the investigation, the soil of rice paddy soil of a particular area was chosen as the sample for experiments by the decontamination process because of typical and suitable radioactivity for this work. Distribution of radioactive cesium in a vertical direction reconfirmed that radioactive cesium existed in soil within 5-cm-deep from the surface and the target of decontamination is such a surface soil.
# 昭 和 44 年 度 特 别 会 計 予 算

(昭和44年度特別会計予算参照書添付)

第 61 回 国 会 ( 常 会 ) 提 出
## 総目録

## 昭和44年度特別会計予算

予算総則

甲号 歳 入 歳 出 予 算

丙号繰越明許費

丁号国庫債務負担行為

(添付)

昭和44年度特別会計予算参照書

昭和44年度特別会計歳入歳出予定計算書等

(参考)

コード番号について

649
## 昭和44年度特別会計予算目録

予算総則
甲号歳入歳出予算
大蔵省所管
造幣局
印刷局
資金運用部
国債整理基金
貴金属
外国為替資金
産業投資
賠償等特殊債務処理
地震再保險
大蔵省及び自治省所管
交付税及び讓与税配付金
大蔵省、通商産業省及び労働
省所管
石炭対策
大蔵省、運輸省及び建設省所
管
1
特定国有財産整備
文部省所管
国立学校
厚生省所管
厚生保険
船員保険
国立病院
あへん
国民年金
農林省所管
食糧管理
農業共済再保険
森林保険
漁船再保険及漁業共済保険
自作農創設特別措置
開拓者資金融通
国有林野事業
中小漁業融資保証保険
特定土地改良工事
18
18
18
19
19
21
21
22
22
24
24
26
28
29
30
31
31
33
33
通 商 座 業 省 所 管 34 造 幣 局 46
ア ル コ ー ル 専 売 事 業 34 印 刷 局 46
輸 出 保 險 34 大蔵省、運輸省及び建設省所 管 46
機 械 類 賦 払 信 用 保 險 35 特 定 国 有 財 産 整 備 46
運 輸 省 所 管 35 文 部 省 所 管 46
木 船 再 保 險 国 立 学 校 46
自動車損害賠償責任再保險 36 厚 生 省 所 管 46
港 湾 整 備 厚 生 保 險 46
自 動 車 検 查 登 錄 船 員 保 險 46
郵 政 省 所 管 39 国 立 病 院 46
郵 政 事 業 国 民 年 金 46
郵 便 貯 金 農 林 省 所 管 47
簡易生命保險及郵便年金 40 食 糧 管 理 47
労 働 省 所 管 41 国 有 林 野 事 業 47
労 働 者 災 害 補 償 保 險 47
失 業 保 險 特 定 土 地 改 良 工 事 47
建 設 省 所 管 41 運 輸 省 所 管 47
道 路 整 備 港 湾 整 備 47
治 水 42 自 動 車 検 查 登 錄 47
都 市 開 発 資 金 融 通 郵 政 省 所 管 47
丙 号 繰 越 明 許 費 労 働 省 所 管 47
大 蔵 省 所 管 46 労 働 者 災 害 補 償 保 險 47
失 業 保 險 47
建 设 省 所 管	47	失 業 保 險	52
道 路 整 備	47	建 設 省 所 管	52
治 水	48	道 路 整 備	52
都 市 開 発 資 金 融 通	48	治 水	53
丁号国庫債務負担行為	49
大 藏 省 所 管	49
印 刷 局	49
大藏省、運輸省及び建設省所管	49
特 定 国 有 財 產 整 備	49
文 部 省 所 管	50
国 立 学 校	50
厚 生 省 所 管	50
厚 生 保 險	50
国 立 病 院	50
農 林 省 所 管	51
食 糧 管 理	51
国 有 林 野 事 業	51
特 定 土 地 改 良 工 事	51
郵 政 省 所 管	51
郵 政 事 業	51
簡易生命保険及郵便年金	52
労 働 省 所 管	52
## (添付)

## 昭和44年度特別会計予算參照書目録

91
予算定員及び俸給額表 250 森 林 保 険 335 農 林 省 所 管 257 甲号歳入歳出予定計算書 335 食 糧 管 理 257 予算定員及び俸給額表 338 甲号歳入歳出予定計算書 257 漁船再保険及漁業共済保険 341 国内米管理勘定 257 甲号歳入歳出予定計算書 341 国内麦管理勘定 260 漁船普通保険勘定 341 輸入食糧管理勘定 263 漁船特殊保険勘定 344 農產物等安定勘定 267 漁船乘組員給与保険勘定 347 輸入飼料勘定 270 漁業共済保険勘定 350 業務勘定 274 業務勘定 353 調整勘定 279 予算定員及び俸給額表 356 丙号線越明許費要求書 283 自作農創設特別措置 365 丁号国庫債務負担行為要求書 284 甲号歳入歳出予定計算書 365 予算定員及び俸給額表 285 開拓者資金融通 377 農業共済再保険 313 甲号歳入歳出予定計算書 377 甲号歳入歳出予定計算書 313 予算定員及び俸給額表 381 再保険金支払基金勘定 313 国 有 林 野 事 業 389 農業勘定 315 甲号歳入歳出予定計算書 389 家畜勘定 318 国有林野事業勘定 389 臨時果樹勘定 321 治 山 勘 定 395 業務勘定 324 丙号線越明許費要求書 400 予算定員及び俸給額表 327 丁号国庫債務負担行為要求書 401
予算定員及び俸給額表 402
予算定員及び俸給額表 482
中小漁業融資保証保険 413
自動車損害賠償責任再保 485
甲号歳入歳出予定計算書 413
甲号歳入歳出予定計算書 485
予算定員及び俸給額表 416
保 険 勘 定 485
特 定 土 地 改 良 工 事 419
保 障 勘 定 488
甲号歳入歳出予定計算書 419
業 務 勘 定 491
丙号線越明許費要求書 425
予算定員及び俸給額表 494
丁号国庫債務負担行為要 求書 426
港 湾 整 備 499
予算定員及び俸給額表 427
甲号歳入歳出予定計算書 499
通 商 座 業 省 所 管 455
港 湾 整 備 勘 定 499
アルコール専売事業 455
特定港湾施設工事勘 定 505
甲号歳入歳出予定計算書 455
丙号線越明許費要求書 510
予算定員及び俸給額表 458
予算定員及び俸給額表 511
輸 出 保 険 465
自 動 車 検 查 登 録 519
甲号歳入歳出予定計算書 465
甲号歳入歳出予定計算書 519
予算定員及び俸給額表 469
丙号線越明許費要求書 523
機 械 類 賦 払 信用 保 険 473
予算定員及び俸給額表 524
甲号歳入歳出予定計算書 473
郵 政 省 所 管 527
予算定員及び俸給額表 476
郵 政 事 業 527
運 輸 省 所 管 479
甲号歳入歳出予定計算書 527
丙号線越明許費要求書 534
木 船 再 保 険 479
丁号国庫債務負担行為要 求書 535
甲号歳入歳出予定計算書 479
予算定員及び俸給額表536
郵便貯金553
甲号歳入歳出予定計算書553
簡易生命保険及郵便年金559
甲号歳入歳出予定計算書559
保険勘定559
年金勘定562
丁号国庫債務負担行為要求書565
勞働省所管571
勞働者災害補償保険571
甲号歳入歳出予定計算書571
丙号線越明許費要求書576
予算定員及び俸給額表577
失業保険581
甲号歳入歳出予定計算書581
丙号線越明許費要求書586
丁号国庫債務負担行為要求書587
予算定員及び俸給額表588
建設省所管593
道路整備593
甲号歳入歳出予定計算書593
丙号線越明許費要求書603
丁号国庫債務負担行為要求書604
予算定員及び俸給額表606
治水611
甲号歳入歳出予定計算書611
治水勘定611
特定多目的ダム建設工事勘定622
丙号線越明許費要求書627
丁号国庫債務負担行為要求書628
予算定員及び俸給額表631
都市開発資金融通643
甲号歳入歳出予定計算書643
丙号線越明許費要求書646
(參考)
コード番号について649
昭 和 44 年 度 特 别 会 計 予 算
# 昭 和 44 年 度 特 別 会 計 予 算

## 予算総則

( 歲入歲出予算 )

第1条 次に掲げる各特別会計の昭和44年度歳入歳出予算は、「甲号歳入歳出予算」に掲げるとおりとする。

大 藏 省 所 管

造 幣 局

印刷局

資 金 運 用 部

国債整理基金

貴金屬

外国為替資金

産業投資

賠償等特殊債務処理

地震再保除

大蔵省及び自治省所管

交付税及び譲与税配付金

大蔵省、通商産業省及び労働省所管

石炭对策

大蔵省、運輸省及び建設省所管

特定国有財產整備

文部省所管

国立学校

厚 生 省 所 管

厚生保険

船 員 保 険

国立病院

あ

へ

ん

国 民 年 金
農林省所管	食糧管理農業共済再保險森林保險漁船再保險及漁業共済保險自作農創設特別措置開拓者資金融通国有林野事業中小漁業融資保證保險特定土地改良工事アルコール専売事業輸出保險機械類賦払信用保險木船再保險自動車損害賠償責任再保險港湾整備自動車検査登録郵政事業業郵便貯金簡易生命保險及郵便年金労働者災害補償保險失業保險道路整備治都市開発資金融通
通商産業省所管	自動車検査登録郵政事業業
運輸省所管	自動車損害賠償責任再保險港湾整備自動車検査登録郵政事業業
郵政省所管	自動車検査登録郵政事業業
労働省所管	自動車検査登録郵政事業業
建設省所管	自動車検査登録郵政事業業
都市開発資金融通	自動車検査登録郵政事業業