光ファイバに加わる側圧により発生する過剰損失による伝送信号光の変化を計測する睡眠時無呼吸センサ用の光ファイバを蛇行させて配置した光ファイバシートにおいて、一本の光ファイバを用いて複数の象限構造を持たせて成ることを特徴とする睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシート。前記請求項1の睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシートにおいて、複数の象限構造が2象限からなり、二つに折って畳んで二重重ねの構造で、広げた状態の元のファイバシートの1/2の面積で格納できることを特徴とする睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシート。前記請求項1の睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシートにおいて、複数の象限構造が3象限からなり、三つに折って畳んで三重重ねの構造で、広げた状態の元のファイバシートの1/3の面積で格納できることを特徴とする睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシート。前記請求項1の睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシートにおいて、複数の象限構造が4象限からなり、二つに折って畳んだ後にさらにそれを二つに折って直角4つ折り構造で、広げた状態の元のファイバシートの1/4の面積で格納できることを特徴とする睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシート。前記請求項1の睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシートにおいて、複数の象限構造間の光ファイバの配線は象限間の境界領域を斜めに通過するように配線してなることを特徴とする睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシート。前記請求項1の睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシートにおいて、複数の象限構造が4象限からなり、各象限ごとに分離配線されていて、それぞれの象限のファイバシートはそれぞれの光アダプタで接続されて4象限が一体となった光ファイバシートを構成するように配線してなることを特徴とする睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシート。前記請求項1の睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシートにおいて、同一パターンの配線構造を持つファイバシートを光アダプターで接続して、縦列接続で2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚や横列接続で2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚や2枚x2の4枚、2枚x3の6枚、2枚x4の8枚、3枚x3の9枚といった任意の形状と広さを持たせることができる光ファイバシート配線構造からなることを特徴とする睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシート。現在主に行われているSASの診断には、一晩の入院により行う終夜睡眠ポリグラフ検査PSG検査や、自宅にて携帯用装置を用いて行う睡眠検査パルスオキシメータによる簡易検査がある。しかしながら、これらの検査は、入院や検査後に、技師による解析が必要であり、手間時間、そして高い費用がかかっていた。従来の睡眠時無呼吸センサは口元や鼻の近くにサーミスタを配置するものなど、自然な睡眠を妨げるものであった。また、敷布団の上に特殊マットを置き、呼吸によるマットの高低の変化を気圧の変化高度の変化による気圧の変化で捉えるという極めてS/Nの悪い、即ち、脈拍や寝返りと呼吸による区別を特殊な数学的信号解析から行なう手法で信頼性に問題がある手法が開発されていた。このような成人向けの装置が乳幼児にも適用され、多くのセンサを装着して測定するPSGは乳幼児には全く不向きであり、むしろ配線コードの巻きつき等の危険性も伴う。多くの場合パルスオキシメータによる簡易検査は乳幼児に適用されるが、指にきつく装着したり、鼻にカニューレと呼ばれる管を装着したりするので、夜中の睡眠中に無意識にはずしてしまうことが多く、安定した測定が困難であった。本発明は、以上の点を解決するために、光ファイバ安全性を要求する場合はプラスチックファイバを、高感度を要求する場合は石英系光ファイバを寝具、特にシーツなどの下に敷きつめるなり、織り込むなどして、自然な睡眠を妨げないようにし、また側圧の大きさによる伝送損失の変化で呼吸状態、無呼吸状態を捉える睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシートを提供しようというものである。さらに、光ファイバに加わる側圧により発生する過剰損失による伝送信号光の変化を計測する睡眠時無呼吸センサ用の光ファイバを蛇行させて配置した光ファイバシートにおいて、一本の光ファイバを用いて複数の象限構造を持たせ、その複数の象限構造が2象限からなる場合は、二つに折って畳んで二重重ねの構造で、広げた状態の元のファイバシートの1/2の面積で格納できるようにし、また複数の象限構造が4象限からなる場合は、二つに折って畳んだ後にさらにそれを二つに折って四重重ね直角四つ折りの構造で、広げた状態の元のファイバシートの1/4の面積で格納できるようにする構造を持たせた。これらの複数の象限構造間の光ファイバの配線は象限間の境界領域を斜めに通過するように配線させる構造も持たせた。それら複数の象限構造が4象限からなり、各象限ごとに分離配線されていて、それぞれの象限のファイバシートはそれぞれの光アダプタで接続されて4象限が一体となった光ファイバシートを構成する構造も持たせた。また、同一パターンの配線構造を持つファイバシートを光アダプタで接続して、縦列接続で2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、及びそれ以上の任意の枚数で任意の縦長面積構造に拡張できるようにしたり、横列接続で2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚及びそれ以上の任意の枚数で任意の横長面積構造に拡張できるようにしたりできる構造も持たせた。さらに、2枚x24枚、2枚x36枚、2枚x48枚、3枚x39枚や3枚以上の枚数とその倍数のといった任意の組み合わせにより、任意の形状と任意の広さへ展開可能な拡張性を持たせることができる光ファイバシート配線構造を持たせた。本発明は次のような効果を奏する。本発明の光ファイバシートを睡眠時無呼吸センサに用いることにより、睡眠時無呼吸状態を自然な睡眠を妨げない状態で日常、自宅でいつもの睡眠時に測定可能となる。即ち非侵襲性の健康管理器具を提供するものである。また、摩擦による静電気等の電気的雑音の影響を受けないために誤動作が少ない。また、荷重の大きさ、寝返りによる信号と呼吸による信号を完全に判別できるという特徴がある。光ファイバは10gの1点荷重に対しても測定可能な過剰損失を与えるほど、側圧に敏感であり、極めて感度の良い、睡眠時無呼吸センサーの提供が可能である。一筆書き状に蛇行配線しているため、夜中に子供がどんなに激しく、ベッドやふとん上を動き回っても、シーツの下に広げて敷いた光ファイバシート上のどこかに体が触れていれば、即ち寝相が悪い乳幼児の被験者に対しても十分測定が可能である。さらに、通気性のあるスポンジ構造やメッシュ構造の中敷きマットを用い、カバーにも布あるいは細孔穴あけ構造のプラスチックカバーを用いているので通気性が十分に確保され、激しく寝汗をかく乳幼児等でも普段の快適な睡眠状態を確保できる。黒い布製カバーで迷光を十分に遮光し、S/N比の確保もできている。内カバー、外カバーの二重構造で外カバーの洗濯を可能とし、衛生的な面での配慮も可能である。粘着シート上への光ファイバ配線により大量生産に向けた製造の容易性も確保されている。複数の象限構造にしたことにより、使用しないときは、二重、三重、四重に折り畳んで、小さな面積にして格納できる便利さもある。また、複数の各象限を分離配線し各象限をアダプタ接続、各象限のファイバが万が一損傷した場合でも損傷がある象限のみ取り換えれば良く、交換保守が効率的で経済的に行うことが可能となる。さらに、同一パターンの配線構造を持つファイバシートを光アダプタで接続して、縦列接続で2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、及びそれ以上の任意の枚数で任意の縦長面積構造に拡張できるようにしたり、横列接続で2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚及びそれ以上の任意の枚数で任意の横長面積構造に拡張できるようにしたりできる構造にすることにより、光ファイバシートごとの交換が可能であり、交換保守が効率的で経済的に行うことが可能となるのみならず、同一配線のファイバシートを使用するために在庫リスクを軽減し、在庫管理が容易となるメリットが生じる。さらに、2枚x24枚、2枚x36枚、2枚x48枚、3枚x39枚や3枚以上の枚数とその倍数のといった任意の組み合わせにより、任意の形状と任意の広さへ展開可能な拡張性を持たせることができる光ファイバシート配線構造を持たせることにより、任意のベッドサイズに合わせて配置することが可能となり、汎用性を大きく高めることができる。以下、本発明を実施例に基づいて詳細に説明するが、各実施例はあくまで本発明を説明するための代表的実施形態の一例であり、本発明の普遍的な基本技術内容が各実施例によって限定されるものではない。図1は本発明の睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシートの一使用形態を示す回路構成図である。使用した装置は光ファイバ型睡眠時無呼吸センサF-SASセンサである。このF-SASセンサの光源100に赤色LEDを用いてSC型光コネクタ101を介して入力信号を入射端に入力させた。プラスチック光ファイバ102を用いて蛇行配置された光ファイバシート103を、出力端に受光素子であるPDフォトダイオードが装着された光パワーメータ104と、出射端はSC形光コネクタを介して接続した。このような配線回路を用いて、一般家庭で睡眠時無呼吸の可能性のある被験者の測定を行った使用形態例を図2に示す。即ち、図2は本発明の睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシートを含む光ファイバ型睡眠時無呼吸症候群測定システムを用いた実際の測定の1例である。図2に示すように、光ファイバシートを和式布団あるいは洋式のベッド上に設置し、シーツで覆う。続いて、100Vの家庭用電源にAC/DCアダプタ105を差込み、これを制御部側面に接続し、制御部106の電源ボタン107を押す。続いて、測定開始用赤ボタン108を押し、測定開始すると、表示部109に日時とSASセンサからの光出力パワーが表示されるのを確認したら、通常の状況就寝状態を取ってもらい、翌朝、測定開始用赤ボタン108押して測定を終了する。この間、寝返りも、横向きや仰向けで寝ることも、トイレへ出向くことも自由である。一晩の測定データは106▲2▼の制御部側面に装着されたメモリーカードに蓄えられており、測定終了後はこのカードを抜いて、F-SASセンサ自動解析プログラムをインストールしたPCで解析を数秒で行う。白い4つのボタンで構成されるモードボタン110で詳細な測定条件を選択する。図3はこの測定に用いた、本発明の睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシートの一形態を示す例であり、その組み立て構成図である。蛇行させたプラスチック光ファイバ102を、通気性のあるメッシュ構造の網111上に這わせても良いし、多数の空孔のあるスポンジ状の3mm厚の中敷きマット112上に這わせても良い。あるいはメッシュ構造の網111に光ファイバを編込み、中敷きマット112上に配置したメッシュ上編込みスポンジ状中敷きマット上配置光ファイバシート113の上に、黒い布製の外カバーを被せたメッシュ上編込みスポンジ状中敷きマット上配置黒色布カバー付光ファイバシート114を用いると、明るい室内での使用でも迷光の影響を避ける遮光効果が十分に得られた。このような本発明の睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシート及び本発明の睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシート含んで成る光ファイバ型睡眠時無呼吸症候群測定システムで測定した結果を図4に示す。病室でのポリソムノグラフィーPSG測定時にベッドのシーツの下に光ファイバシートを設置し、PSGとF-SASセンサとの同時測定を行った。AHI40以上の被験者による同時測定結果である。まず、正常呼吸領域115、無呼吸領域116、低呼吸領域117の各領域と寝返り信号118が明確に分離して捕捉されていることが明らかである。F-SASセンサはC-SAS中枢型睡眠時無呼吸症、O-SAS閉塞型睡眠時無呼吸症、M-SAS混合型睡眠時無呼吸症に関わらず無呼吸を検知可能であることと、軽症のSASではPSGとの対応は良好であるが、重症例でのpro-AHI一般的なRDIに対応する値はPSGで得られるAHIより低めに検出される傾向も明らかとなった。これは、総臥床時間と総睡眠時間で補正することで、PSGによるRDI[29.6]とF-SASセンサによるRDI[25.2]pro-AHIとが比較的良く一致することが示された。本発明の光ファイバシートが普段の就寝時に無侵襲性な測定で睡眠時無呼吸症の可能性の高い潜在患者をスクリーンニングする上で極めて有効であることが明らかとなった。図5は本発明の睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシートの一実施形態で、119は2象限構造型睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシートを示している。これは2象限構造から成り立っており、プラスチック光ファイバを蛇行配線させ、それと垂直に交わるようにプラスチック光ファイバの横糸を配置して多数の交点を形成し、側圧が加わったときにマイクロベンドロスが効率よく発生し、光ファイバシートの側圧に対する感度がより向上するように設計されている。このような配置を右側半分の領域に形成すると同様に左側半分の領域にも形成した。全体のサイズは800mmx600mmである。右側半分約600mmx400mm弱を第一象限120とし左側半分約600mmx400mm弱を第二象限121とすると両者を連絡する中央部122は横糸の配線は行わず、第一象限から第二象限に連絡するプラスチックファイバ二本が斜めにそのプラスチック光ファイバ配線空白地帯境界領域122を通過する配置にした。この配線構造により、第一象限と第二象限は中央のプラスチック光ファイバ配線空白地帯境界領域122に沿って折り曲げられ、二つの象限は二重重ねの状態で折り畳まれて元のファイバシートの面積が半分の状態で格納できた。この2象限構造の光ファイバシート119を広げてもとの大きさの面積にして、図1に示したF-SASセンサの光ファイバシート103の置き換えとして106の制御部に101のSC形光コネクタにより光ファイバ接続し、100のLED光源をオンにして104の光パワーメータの液晶出力表示を読むと-25.70dBmであった。次に上記のように二つに折って1/2の面積状態で測定しても、-25.8dBmとほとんど変化は生じなかった。さらに再度広げて計測すると-25.7dBmであり折りたたみによる伝送損失への影響は少ないことがわかった。このファイバシートを用いて、小児科の協力を得て倫理委員会承認のもとに10歳児女子、身長100.8cm、体重15kg、BMI14.8の睡眠時無呼吸症の測定を行った。就寝前の夕方に検査技師が二つ折り状態の光ファイバシート119を広げて、ベッドのシーツの下に敷き、体に何も装着せずに10歳の子供の睡眠時の呼吸状態の測定を1晩で回測定を行った。結果は、pro-AHIRDIが1.0であり、同時測定のSAS2100呼気フローセンサ付きパルスオキシメータのAHIは2.2で健常者もしくは極めて軽症である可能性が示された。測定前あるいは終了後はベッドから簡単にとりはずし、ふたつ折りの状態にして小さく格納できるので、検査技師には大変好評であった。図6は本発明の睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシートの一実施形態で、123は4象限構造型睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシートを示している。124はその側面図である。これは4象限構造から成り立っており、プラスチック光ファイバを蛇行配線させ、それと垂直に交わるようにプラスチック光ファイバの横糸を配置して多数の交点を形成し、側圧が加わったときにマイクロベンドロスが効率よく発生し、光ファイバシートの側圧に対する感度がより向上するように設計されている。このような配置を右側上側四分の一の領域に第一象限125として形成すると同様に、左側上側四分の一の領域にも第二象限126として形成、左側下側四分の一の領域にも第三象限127として形成、右側下側四分の一の領域にも第四象限128として形成した。全体のサイズは800mmx800mmである。第一象限から第四象限との各サイズはおおよそ400mmx400mm弱で、第一象限と第二象限、第二象限と第三象限、第三象限と第四象限を連絡する境界部は横糸の配線は行わず、各象限間を連絡するプラスチックファイバー本のみが斜めにそのプラスチック光ファイバ配線空白地帯境界領域を通過する配置にした。この4象限配線構造により、第一象限と第二象限の境界及び第三象限と第四象限の境界に沿って同時に全体が半分の面積になるように二重重ねで折り曲げられ、続いて第一象限と第四象限、第二象限と第三象限の境界で折り曲げて四重重ね直角四つ折りにして面積が四分の一になるようにして格納が可能となった。この4象限構造の光ファイバシート123を広げてもとの大きさの面積にして、図1に示したF-SASセンサの光ファイバシート103の置き換えとして106の制御部に光コネクタにより光ファイバ接続し、100のLED光源をオンにして104の光パワーメータの液晶出力表示を読むと-27.4dBmであった。次に上記のように二つに折って、さらにそれを二つに折って直角4つ折りとした1/4の面積状態で測定しても、-27.5dBmとほとんど変化は生じなかった。さらに再度広げて計測すると-27.4dBmであり、折りたたみによる伝送損失への影響は少ないことがわかった。このファイバシートを用いて、小児科の協力を得て、倫理委員会承認のもとに7歳児女子、身長115cm、体重21kg、BMI15.9の睡眠時無呼吸症の測定を行った。就寝前の夕方に検査技師が四つ折り状態の光ファイバシート123を広げて、ベッドのシーツの下に敷き、体に何も装着せずに7歳の子供の睡眠時の呼吸状態の測定を1晩で1回測定を行った。結果は、pro-AHIRDIが1.3であり、同時測定のSAS2100呼気フローセンサ付きパルスオキシメータのAHIは1.3で健常者もしくは極めて軽症である可能性が示された。さらに小児科の協力を得て、倫理委員会承認のもとに7歳児男子、身長111.9cm、体重17.8kg、BMI14.2の睡眠時無呼吸症の測定を行った。就寝前の夕方に検査技師が四つ折り状態の光ファイバシート123を広げて、ベッドのシーツの下に敷き、体に何も装着せずに7歳の子供の睡眠時の呼吸状態の測定を1晩で1回測定を行った結果は、pro-AHIRDIが4.0であり、同時測定のSAS2100呼気フローセンサ付きパルスオキシメータのAHIは9.7で軽症ではあるが小児睡眠時無呼吸症の可能性が示された。いずれのケースの場合も測定前あるいは終了後はベッドから簡単にとりはずすことができ、直角四つ折りの状態にして小さく格納できるので、検査技師には大変好評であった。図7は本発明の睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシートの一実施形態で、129は3象限構造型睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシートである。これは3象限構造から成り立っており、プラスチック光ファイバを蛇行配線させ、それと垂直に交わるようにプラスチック光ファイバの横糸を配置して多数の交点を形成し、側圧が加わったときにマイクロベンドロスが効率よく発生し、光ファイバシートの側圧に対する感度がより向上するように設計されている。このような配置を右側1/3の領域に第一象限130を形成すると同様に、中央側1/3の領域に第二象限131、左側1/3の領域に第三象限132の領域にも形成した。全体のサイズは900mmx600mmである。右側1/3約600mmx300mm弱を第一象限130とし、中央側1/3約600mmx300mm弱を第二象限131とし左側1/3約600mmx300mm弱を第三象限132とすると各隣接象限同士を連絡する中央部133、134は横糸の配線は行わず、第一象限から第二象限に連絡するプラスチックファイバ二本が斜めにそのプラスチック光ファイバ配線空白地帯境界領域133を通過する配置にした。同様に、第二象限から第三象限に連絡するプラスチックファイバ日本が斜めにそのプラスチック光ファイバ配線空白地帯境界領域134を通過する配置にした。この配線構造により、第一象限と第二象限は中央のプラスチック光ファイバ配線空白地帯境界領域133に沿って折り曲げられ、二つの象限は二重重ねの状態で折り畳まれ、さらに第ニ象限と第三象限は中央のプラスチック光ファイバ配線空白地帯境界領域134に沿って折り曲げられ、元のファイバシートの面積が1/3の状態で格納できた。この3象限構造の光ファイバシート129を広げてもとの大きさの面積にして、図1に示したF-SASセンサの光ファイバシート103の置き換えとして106の制御部に光コネクタにより光ファイバ接続し、100のLED光源をオンにして104の光パワーメータの液晶出力表示を読むと-26.20dBmであった。次に上記のように三重重ねにして1/3の面積状態で測定しても、-26.3dBmとほとんど変化は生じなかった。さらに再度広げて計測すると-26.2dBmであり折り畳みによる伝送損失への影響は少ないことがわかった。このファイバシートを用いて、小児科の協力を得て、倫理委員会承認のもとに2歳児男子、身長91.2cm、体重12.9kg、BMI15.5の睡眠時無呼吸症の測定を行った。就寝前の夕方に検査技師三つ折り状態の光ファイバシート129を広げて、ベッドのシーツの下に敷き、体に何も装着せずに2歳の子供の睡眠時の呼吸状態の測定を1晩で1回測定を行った。結果は、pro-AHIRDIが6.4であり、同時測定のSAS2100呼気フローセンサ付きパルスオキシメータのAHIは9.3で軽症ながら睡眠時無呼吸症である可能性が示された。この横に3象限の配列構造は、ベッドサイズからの要求に応じて、横に4象限配列、5象限配列、6象限配列、7象限配列、8象限配列とすることも可能であった。同様に、縦に2象限配列、3象限配列、4象限配列、5象限配列、6象限配列、7象限配列、8象限配列とすることも可能であった。実施例1から実施例4の結果をもとに、2象限配置の2つ折り構造のファイバシート119を用いた、F-SASセンサの小児睡眠時無呼吸症候群診断への本格的臨床応用結果は以下のようになった。従来と同様に光ファイバシートからの光コードを呼吸計測制御装置に接続し、就寝時の呼吸状態の8時間~11時間の連続計測記録を実施した。無呼吸/低呼吸イベントは各被験者の二呼吸時間以上の無呼吸/低呼吸で定義し計測した。3[解析方法]計測後、基準装置であるSAS2100の低呼吸無呼吸指数AHIの算出と、F-SASセンサの呼吸障害指数RDIの算出は、夫々完全独立、双方ブラインドで各装置に蓄積された計測データの波形解析を行い、後に両者の相関を取った。[測定結果]測定結果を図8に示す。この図は同時測定を行った際の携帯型睡眠時無呼吸検査装置SAS2100呼気フローセンサー付きパルスオキシメーターと本発明の2象限配置の2つ折り構造のファイバシート119を用いたF-SASセンサによるRDIpro-AHIとの相関を示す図135である。横軸が携帯型睡眠時無呼吸検査装置SAS2100呼気フローセンサー付きパルスオキシメーターのAHI指数136で縦軸がF-SASセンサによるRDIpro-AHI137である。携帯型睡眠時無呼吸検査装置SAS2100でのAHIと、完全自動解析によるF-SASセンサでのRDIの間には極めて良い正の相関があり、相関係数は0.76という大変良好な結果が得られた。体に何も装着しないで測定可能なF-SASセンサは幼児の睡眠時の無呼吸/低呼吸状態を、無拘束で捉えるのに極めて有効であると言える。図9は本発明の睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシートの一実施形態で、138は光コネクタ接続型4象限睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシートである。139はその側面図である。これは4象限構造から成り立っており、プラスチック光ファイバを蛇行配線させ、それと垂直に交わるようにプラスチック光ファイバの横糸を配置して多数の交点を形成し、側圧が加わったときにマイクロベンドロスが効率よく発生し、光ファイバシートの側圧に対する感度がより向上するように設計されている。このような配置を右側上側四分の一の領域に第一象限140として形成すると同様に、左側上側四分の一の領域にも第二象限141として形成、左側下側四分の一の領域にも第三象限142として形成、右側下側四分の一の領域にも第四象限143として形成した。各象限の光ファイバは分離した状態で配置し、各象限はそれぞれ光ファイバアダプタ144から146で光接続される。図9で示すように、第一象限と第四象限はアダプタ144で、第二象限と第三象限はアダプタ145で、第三象限と第四象限はアダプタ146で光接続される。このような配線構造にしたことにより、数十回以上の繰り返し使用において、万が一幼い子供が夜尿をして部分的に光ファイバシートを汚した場合には、その象限のみをアダプタを外して、新規のファイバシートに交換して用いることが可能でる。また、繰り返し使用でプラスチック光ファイバに急激な曲げなどのクセがついた場合即ち塑性変形が生じた場合、その象限のみをアダプタを外して、新規のファイバシートに交換して用いることが可能である。このような構造にすることで、看護師や検査技師の扱いが極めて楽で、いつでも取り換えられるという安心感の増大につながり、また、直角4つ折りの状態にして小さく格納できるので、看護師や検査技師には大変好評であった。図10は本発明の睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシートの一実施形態で、147は同一モジュール接続型コネクタ接続型4象限睡眠時無呼吸センサ用光ファイバシートである。これは4象限構造から成り立っており、プラスチック光ファイバを蛇行配線させ、それと垂直に交わるようにプラスチック光ファイバの横糸を配置して多数の交点を形成し、側圧が加わったときにマイクロベンドロスが効率よく発生し、光ファイバシートの側圧に対する感度がより向上するように設計されている。このような配置をすべての象限で同一配線構造の光ファイバシートを用いて構成する方式とした。即ち、図10に示すように、右側上側四分の一の領域の第一象限148も、左側上側四分の一の領域の第二象限148‘も、左側下側四分の一の領域の第三象限148‘‘も、右側下側四分の一の領域の第四象限148‘‘‘もすべて同じファイバ配線構造の光ファイバを149、150、151の光アダプタで接続として4象限配置構造とした。もちろんベッドサイズや被験者の体格に応じて、この配線構造を横並び横列配置の2象限配置構造にも、3象限配置構造にも、5象限、6象限、7象限、8象限、9象限と任意にサイズに拡大、縮小することが可能である。また、同様に縦並び縦列配置の象限配置構造にも、3象限配置構造にも、5象限、6象限、7象限、8象限、9象限と任意にサイズに拡大、縮小することが可能である。さらに、2枚x2の4枚、2枚x3の6枚、2枚x4の8枚、3枚x3の9枚といった任意の形状と広さを持たせることも可能である。このような配線構造にしたことにより、数十回以上の繰り返し使用において、万が一幼い子供が夜尿をして部分的に光ファイバシートを汚した場合には、その象限のみをアダプタを外して、新規のファイバシートに交換して用いることが可能である。また、繰り返し使用でプラスチック光ファイバに急激な曲げなどのクセがついた場合即ち塑性変形が生じた場合、その象限のみをアダプタを外して、新規のファイバシートに交換して用いることが可能である。このような構造にすることで、看護師や検査技師の扱いが極めて楽で、いつでも取り換えられるという安心感の増大につながり、また、直角4つ折りの状態にしたり、あるいはアダプタを外してシートを4枚重ねた状態にして小さく格納できるので、看護師や検査技師には大変好評であった。