温度制御された保育器における新生児患者の搬送用の固定装置において、粒状充填材16を封止する気密マットレスケース14aおよび14bを備えた真空マットレス12であって、前記真空マットレス12からの排気により可撓性状態から剛性状態になるように構成され、前記患者22の第1側面の周囲で折り畳まれるように構成された第1側部28と、前記患者22の第2側面の周囲で折り畳まれるように構成された第2側部30と、保育器48内に締結されるように構成された底部27とを備える真空マットレス12を具備することを特徴とする固定装置。請求項1に記載の固定装置において、前記底部27に、前記底部27を保育器48に固定する剛性プレート54が設けられていることを特徴とする固定装置。請求項2に記載の固定装置において、前記剛性プレート27に、前記固定装置10を保育器48用の挿入基部58に取り付ける締結装置56が設けられていることを特徴とする固定装置。請求項1~3のいずれか一項に記載の固定装置において、前記マットレスケース14aおよび14bが、38°Cで非毒性であるPVC系プラスチックシートを含むことを特徴とする固定装置。請求項1~4のいずれか一項に記載の固定装置において、前記マットレスケース14aおよび14bが、通気性かつ透湿性の布地からなる目的に合うように縫い付けられたマットレスカバー20によって封止されることを特徴とする固定装置。請求項1~5のいずれか一項に記載の固定装置において、前記真空マットレス12が、前記患者22の長手方向に対して横切って前記患者の足および脚の周囲で折り畳まれるように構成されている脚側部分32を備えることを特徴とする固定装置。請求項1~6のいずれか一項に記載の固定装置において、前記第1側部および第2側部28、32の各々に、安全ハーネス34の締結のために引張ストラップ用通し穴40のそれぞれの列が設けられていることを特徴とする固定装置。請求項7に記載の固定装置において、前記引張ストラップ用通し穴40の前記それぞれの列の間の最短距離が、前記真空マットレス12が平坦状態にあるときに20cmと35cmとの間であることを特徴とする固定装置。請求項1~8のいずれか一項に記載の固定装置において、使用中、前記患者22の胴体および頭部の少なくとも50を覆うように構成されている、一体的に接合された透明布36を備える安全ハーネス34をさらに具備することを特徴とする固定装置。図1aは、真空マットレス12を備えた固定装置10を示している。図1aでは可撓性状態である真空マットレス12は、平面上に広げられているときは実質的に平坦な形状を呈しており、図1aに示されているのがその平坦形状である。図1aにおいて部分的に断面で示されている真空マットレス12は、上部の可撓性プラスチックシート片14aを備え、それは、その周縁部16に沿って、同様の下部の可撓性プラスチックシート片14bと合わせて溶接されることにより、気密マットレスケースを形成している。マットレスケース用の好適なプラスチック材料は、たとえば、非剛性ポリ塩化ビニルPVCプラスチックである。マットレスケースは、たとえばスタイロフォームstyrofoam粒状体等、粒状充填材18によって少なくとも部分的に充填されている。真空マットレス12は、その平坦状態では、好ましくは5mm~25mmの厚さである。マットレスカバー20は、真空マットレス12に目的に合うように縫い付けられかつそれを封入している。マットレスカバー20は、好ましくは、上部プラスチックシート片14aにおけるいかなる折目も患者を傷つける危険がないように、圧力を軽減し、患者から湿気が運ばれるのを可能にするように、通気性かつ透湿性でもある。マットレスカバー20は、軟らかい接触面と、皮膚に対し、真空マットレス12のプラスチックのシート14aおよび14bに関して低い摩擦とを与える。一実施形態によれば、マットレスカバー20は2つの層、すなわち、真空マットレスに近い第1圧力軽減カバー層と皮膚に近い第2外側カバー層とを備えている。圧力軽減カバー層に対して、ポリエステルおよびリヨセルの、たとえばおよそ57のポリエステルおよびおよそ43のリヨセルの比率での組合せにより、優れた圧力軽減効果を与えることができる。皮膚に近いカバー層では、患者を冷やさない乾燥した接触面と、湿気の排出のために圧力軽減カバー層に面している綿側とを提供するように、たとえばおよそ58のポリエステルおよびおよそ42の綿の比率で編むことができる綿およびポリエチレン編地が適しており、皮膚に近いカバー層は、ポリエステル側が患者に面するように形成されている。固定装置12は、図1a~図1cに示すように新生児患者22の周囲に適合するように構成されている。新生児患者という用語は、体重が500グラムと2500グラムとの間である早産児を意味する。図1aに、患者22が真空マットレス12上の中心にいかに配置されたかを示す。図1aでは、患者22は、仰向けになっているがように配置されているが、患者22を、たとえば横向きにして、うつ伏せにして、または胎児の姿勢で同様に適切に配置することができる。真空マットレス12のおよその長手方向は、患者22の長手方向によって画定され、したがって、真空マットレス12は、真空マットレス12の足側端部24から頭側端部26まで伸びる長手方向を有している。真空マットレス12は、患者22が載せられる底部27を有している。真空マットレス12には、第1側部28、第2側部30および脚側部分32がさらに設けられている。側部28、30および脚側部分32はともに、底部27に接続されている。好ましくは、真空マットレス12は、平坦状態において、その長手方向における長さが60cmから90cmまで、より好ましくは70cmから80cmまでの範囲である。さらに、真空マットレス12は、平坦状態において、好ましくは、真空マットレスの平面において長手方向に対して直角に伸びる横方向における幅が、35cmから55cmまで、より好ましくは40cmから50cmまでの範囲である。図1bに、安全ハーネス34が患者22の上にいかに配置されたかを示す。安全ハーネス34は布36を備え、それは、好ましくは透明であり、すなわち、世話をする人が搬送中に布36を通して患者22を観察することができるように透かして見ることができる。図示する例では、安全ハーネス34の布36は、患者の長さのおよそ半分にわたって延在し、また、患者22の頭部も覆う。小さい子供の場合は、頭部の大部分が全体重の実質的な部分を構成し、したがって、頭部の十分な固定が確保されることが望ましい。しかしながら、特にCPAP持続陽圧呼吸療法によって空気が供給される場合、布36は十分な通気性を与えることも望ましい。布36は、複数の引張ストラップ38によって真空マットレス12に係留されており、引張ストラップ38は、布36に締結され、真空マットレス12およびマットレスカバー20のそれぞれの通し穴40を通って伸びている。穴40は、真空マットレス12の長手方向に伸びる2つの列に配置されており、列は、側部28、30の各々の位置している。好ましくは、2つの列は、20cmと35cmとの間、最も好ましくはおよそ27cmの相互に離れた間隔で配置されている。第1ステップにおいて、患者22は、矢印P1で示すように、前記第1側部28を患者22の第1側面の周囲に折り畳むことによって固定され、前記第2側部30は、患者22の第2側面の周囲に折り畳まれ、それを図1bにおいて矢印P2で示し、前記脚側部分32は、矢印P3で示す方向に患者22の脚の周囲に折り畳まれ、すなわち、それにより脚側部分に生成される折目または湾曲が、患者の長手方向に対して横切る方向に延在する。固定装置10は、このとき、図1cに示す折り畳まれた形状を呈している。第1固定ステップは、たとえば真空マットレス12の脚側部分32に配置された排気弁42から気体を吸い出すことによる、真空マットレス12からの排気により、完了する。真空マットレス12の排気は、真空マットレス12の気密マットレスケース14aおよび14bを合わせて吸引し、それによって真空マットレス12の内部の粒状体を圧縮し、それにより、真空マットレス12が、排気の前に配置されていた形状で、すなわち図1cに示す形状で硬くなる。好ましくは、真空マットレス12は、真空ポンプ図示せずによって排気弁42を介して排気され、真空ポンプは、排気が行われるとき、チューブ43により真空弁42に接続される。好ましくは、両側部28、30および底部27および脚側部分32は、真空マットレス12に、異なる片27、28、30、32に対して複数の排気弁を交互に設けることができる場合であっても、同じ排気弁42を介して排気されるように配置されている。第1固定ステップの後、真空マットレス12は、剛性の保護シェルを形成しており、それは、患者22図1bを封止し、衝撃を吸収する。粒状体18の選択により、真空マットレス12の弾力性をある程度まで調整することができ、それにより、その衝撃吸収能力を、種々の搬送状態に対して特別に適合させることができる。スタイロフォーム粒状体が、新生児患者22の緊急搬送中に発生する状態下での優れた衝撃吸収性に対して好適な弾力性を与えることが示された。真空マットレス12が患者22の身体の形状に合わせられ得ることはまた、固定装置10が、ブレーキ中に患者22に対するせん断力を吸収するように適切に構成されていることも意味する。これは、患者22の完全には発育していない皮膚が特にせん断力に対して傷つきやすいため、望ましい。側部片に凹部46が設けられており、それにより、患者22の胴体および頭部の形状に真空マットレス12を合わせることが容易になる。凹部46により、真空マットレス12が排気されるときに、たとえばCPAP、患者22へかつ患者22からチューブを伸ばすこともまた容易になる。同様の凹部が、脚部分32にも配置されている。真空マットレス12の側部28、30が折り畳まれた後、真空マットレス12の通し穴40の列が、患者22の両側に位置する。第2ステップにおいて、患者22は、引張ストラップ38の各々をそれぞれのコードロック44によって注意深く締め付けることによって固定され、それにより、安全ハーネス34が患者22に接触する。それにより、垂直方向における患者の固定が補強され、それによって、患者は、成形され堅くなった真空マットレス12から投げ出される危険がない。同時に、安全ハーネス34は、患者22に対して一定の可動性を与える。マットレスカバーの引張ベルト用通し穴40のより優れた耐摩耗性をもたらすために、これらの通し穴40に対して、アイレットを設けることができ、または縁をボタン穴縫目によって縫い付けることができる。真空マットレス12の対応する引張ストラップ用通し穴40にもアイレットを設けることができ、それらの耐摩耗性を向上させる効果に加えて、アイレットは、真空マットレス12内に引張ストラップ38の引張応力を分散させるのにも役立つことができ、それにより、ブレーキ中に患者に対する機械的負荷を低減することができる。真空マットレス12のアイレットは、好ましくはプラスチックからなり、それにより、真空マットレス12の気密性を危うくすることがある摩耗および引裂けの危険が低減する。図2は、新生児患者22図1aの搬送固定用の固定装置10が設けられている搬送用保育器48を示す。固定装置10には真空マットレス12が設けられており、それは、たとえば、詳細に上述した形態を有することができる。図2において、真空マットレス12は、その可撓性の非排気状態で示されている。たとえば、市場に見られるいかなる搬送用保育器でもあり得る保育器48は、保育器サブフレーム50および透明な保育器蓋52を備えている。搬送用保育器48は、図示しない方法で、温度、空気湿度および酸素含有量を調節する機器等、特定の保育器環境を維持する装置に接続されている。保育器48の内部は、好ましくは、患者22の体温に近い温度を維持するように構成されており、それにより、患者22は、長期の搬送中に低体温または高体温のいずれになることもない。温度制御された保育器という用語は、範囲32°C~39°C内の温度が暖房または冷房によって能動的に維持されている保育器を意味する。搬送の大部分に対し、患者の医学的状態に応じて、およそ34°C~38°Cの範囲内の温度が特に好ましく、およそ38°Cの温度が、一般に最も好ましい。多くの搬送用保育器48には、CPAP、点滴、人工呼吸器、SpO2ヘモグロビンの酸素飽和度の監視および測定用の機器等の医療装置も設けられている。真空マットレス12の底部27には、剛性プラスチックからなる剛性の矩形プレート54図2の破線表現が設けられており、そのプレート54は、真空マットレス12の上部プラスチックシート片14aと下部プラスチックシート片14b図1aとの間に溶接されており、底部27に解放可能に固定されるように配置されている。プレート54には、挿入ねじ山56破線表現の形態で締結装置が設けられており、それに対してアクセスすることは、真空マットレス12の下側から可能である。このため、真空マットレス12を、搬送用保育器48の挿入基部58内に下方からねじ留めすることができる。搬送用保育器48は、実質的な投資費用に相当する可能性があり、したがって、要求に従って種々の用途に対し同じ搬送用保育器48を提供することができることが望ましい。したがって、挿入基部58は、保育器48のサブフレーム50に脱着可能に取り付けられるように配置され、それにより、患者22図1aを、必要な場合に搬送のために固定することができる。医療上の理由により、たとえば、固定装置10なしに搬送が行われる必要がある場合、挿入基部58を取り除くか、または別の目的に適合した挿入基部と交換することにより、固定装置10を、搬送用保育器48から容易に取り外すことができる。取外しを容易にするために、挿入基部58には、傾斜した通し穴60が設けられており、それを通して、世話するスタッフが、自身の指で挿入基部58の底側を把持することができる。固定装置10が搬送用保育器48のサブフレーム50に固定されていることにより、保育器48が、エアポケットまたはブレーキ作用等、外部の影響に晒された場合に、患者22に対する損傷の危険が低減する。さらに、固定されていない患者の搬送では、チューブ、定温装置および他の機器が、ブレーキ中に、たとえば内部血管を破裂させるかまたは他の方法で患者を傷つける危険がある。固定装置10が保育器48に固定されているという事実のために、この危険もまた低減し、それは、急ブレーキ中の患者の移動が最小限になるためである。凹部46においてあらゆる保育器を固定することにより、こうした損傷の危険をさらに低減することができる。種々の製造業者の搬送用保育器に適合するために、挿入基部58に種々の形態を与えることができる。好ましくは、真空マットレス12図1のマットレスケース14aおよび14bは、温度範囲32°C~39°C内で毒ガスを発しない材料から形成されている。このため、固定装置10を、患者22に対して毒性であるガスを放出することなく、温度制御された搬送用保育器48に配置することができる。真空マットレス12は正常な温度を呈することが可能であるため、患者22に対して別個の加温マットレスも不要である。真空マットレス12に対する好適な非毒性材料の例として、非剛性ポリ塩化ビニルPVCプラスチックを挙げることができる。addressBox518、SE-33228Gislaved、SwedenのGislavedFolieABによって提供されるシート製品番号2702は、シート片14aおよび14b用の好適な非毒性プラスチックシートの所定の例である。このシートはカレンダ加工され、それにより、マットレスカバー20に対する低摩擦を可能にし、したがってブレーキ中に患者22の皮膚に対するせん断力も低減することができる、平滑な面が与えられる。さらに、それには難燃剤がなく、それは、最大60°Cの温度でのその非毒性特性に寄与する。PVCシートを、医療用アルコールで洗浄することも可能であり、それにより、感染の危険を増大させることなく、固定装置10を再使用することが可能になる。添付の特許請求の範囲の範囲内で、上述した実施形態の複数の変形形態が可能であることが理解されよう。たとえば、搬送用保育器48に取り付けられた固定装置10について上述し、その固定装置には、安全ハーネス34およびマットレスカバー20が設けられている。固定装置を、安全ハーネスがあってもなくても、マットレスカバーがあってもなくても使用することができ、さらに、専用の搬送用保育器とは他のタイプの保育器での搬送に使用することができることが理解されよう。これに関して、搬送に使用されるすべての種類の保育器を、搬送用保育器とみなすことができる。さらに、真空マットレス12を、第1側部28および第2側部30を備えるものとして説明した。当然ながら、真空マットレス12は、たとえば上述した側部28、30の各々を複数のより小さい側部に分割することにより、さらなる側部を備えることができる。本出願は、派生特許出願に対する基礎を構成することができ、それは特に、固定装置10を、早産ではない乳児を搬送するために使用することも可能であり、かつたとえば固定装置10を代りに従来のチャイルドシートまたはいわゆる乳児保護装置、すなわち非常に小さい乳児用のチャイルドシートに締め付けることにより、保育器または世話の必要のない子供の搬送に使用することも可能であることが理解されると考えられるためである。これらの場合、当然ながら、保育器は不要である。