有機物、金属元素および非金属元素を含有する溶液中の全有機炭素量を測定する方法において、ICP発光分光分析装置を用いて全有機炭素量を定量することを特徴とする全有機炭素量の測定方法。上記ICP発光分光分析装置が、マルチ測定型ICP発光分光分析装置であることを特徴とする請求項1に記載の全有機炭素量の測定方法。上記ICP発光分光分析装置の高周波出力数を0.8kW~1.6kW、および、キャリアガス流量を0.4L/min~0.9L/minに設定することを特徴とする請求項1または2に記載の全有機炭素量の測定方法。本発明はこのような問題点に着目してなされたもので、その課題とするところは、高濃度の金属元素若しくは非金属元素を含んだ試料中における全有機炭素量TOCを定量分析する際、広範囲の有機物濃度の試料であっても特段の処理を行うこと無しにTOCの定量分析が可能で、加えて上記工程液中に不純物として含まれる金属元素若しくは非金属元素の定量測定も同時に行なえる定量分析法を提供することにある。そこで、上記課題を解決するため本発明者が鋭意研究を重ねたところ、上記ICP質量分析法に代えてICP発光分光分析法を適用した場合、ICP発光分光分析装置で計測される炭素量が、上述した乾式酸化赤外線分析等の従来法による測定値と広範囲に亘って高い相関が得られることを発見するに至った。すなわち、上記ICP発光分光分析装置を利用した無機元素の検出方法は、吸光光度法や蛍光分析法と較べて高い感度を有し、定量範囲が広く、かつ、高感度な検出[ppmμgg~ppbnggレベル]が可能なことから汎用性が大きいため種々の試料に適用されている。そして、ニッケル精製工程で生じる工程液中に不純物として含まれる微量な金属元素ニッケル以外の不純物として含まれる例えば鉄やクロムや非金属元素あるいは有機物の定量法として有効な分析法を本発明者が検討している過程で、マルチ測定型ICP発光分光分析装置を用いた場合に金属元素や非金属元素、有機物としての炭素の定量が可能であることを見出すに至った。本発明はこのような技術的分析を経て完成されている。すなわち、請求項1に係る発明は、有機物、金属元素および非金属元素を含有する溶液中の全有機炭素量TOCを測定する方法において、ICP発光分光分析装置を用いて全有機炭素量を定量することを特徴とし、請求項2に係る発明は、請求項1に記載の発明に係る全有機炭素量の測定方法において、上記ICP発光分光分析装置が、マルチ測定型ICP発光分光分析装置であることを特徴とし、また、請求項3に係る発明は、請求項1または2に記載の発明に係る全有機炭素量の測定方法において、上記ICP発光分光分析装置の高周波出力数を0.8kW~1.6kW、および、キャリアガス流量を0.4L/min~0.9L/minに設定することを特徴とするものである。ICP発光分光分析装置を用いた本発明に係る測定方法によれば、上記乾式酸化赤外線分析、湿式酸化赤外線分析等の従来のTOC分析法では困難であった広い定量範囲の測定が可能となり、かつ、ICP質量分析法では定量分析が困難であった高マトリックス試料液中に含まれるTOCの測定も可能となる。また、乾式酸化赤外線分析、湿式酸化赤外線分析等の従来のTOC分析法、および、ICP質量分析によるTOC分析法では困難であった他の金属元素や非金属元素の測定も同時に行うことが可能となる。更に、上述したICP質量分析装置と較べて本発明方法で用いるICP発光分光分析装置は廉価なため初期投資の面で優位である利点も有する。以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。まず、本発明方法で用いるICP発光分光分析装置は、高周波電磁波によって生じたプラズマを原子の励起に使う手法であり、多元素を同時かつ高感度で測定できるという特徴を有している。そして、上記ICP発光分光分析装置は、試料導入部、励起部、分光器および検出器とで構成されており、試料は、Ar等のキャリアガスを用いて上記試料導入部から励起部へ移送されるようになっている。また、励起部であるプラズマトーチには高周波電力が投入され、約8000Kの高温アルゴンプラズマを生成する。このプラズマトーチに試料がネブライザによって霧状に導入され、かつ、高温アルゴンプラズマにより試料から溶媒が除かれて試料を構成する原子またはイオンは励起される。そして、励起された原子またはイオンが基底状態へ戻るとき、その原子またはイオン固有の波長の光としてエネルギーを放出し、発生した光は分光器へ送られる。尚、分光器とは、送られてきた光が数千種類もの波長の光が混ざった状態のものであるため、目的の波長だけを取り出すためにプリズムや回折格子等を用いて分光を行うところであり、一般的にパッシェンルンゲ型やツェルニターナー型およびエシェル型がある。そして、シーケンシャル測定型ICP発光分光分析装置ではツェルニターナー型の分光器が、マルチ測定型ICP発光分光分析装置ではパッシェンルンゲ型とエシェル型の分光器が用いられる。上記分光器によって分光された光は検出器へ送られ、分光器から送られてきた光の強度が検出器により計測される。この検出器には、光電子倍増管や電荷結合素子CCDが用いられている。尚、ICP発光分光分析装置での炭素の測定波長には193nmと247nmが使用でき、鉄やニッケル等の金属元素が含まれる場合には193nmを用いることが望ましい。本発明方法においては、全有機炭素量TOCの定量分析だけでなく、金属精製工程で使用される上記工程液中に不純物として含まれる微量な金属元素や非金属元素の測定も行うことがある。このため、必要測定時間、測定装置負荷、環境負荷等を考慮した場合、文字通り同時に測定することが可能なマルチ測定型ICP発光分光分析装置を用いることが好ましいが、シーケンシャル測定型ICP発光分光分析装置も使用することができる。ところで、本発明方法では、ICP発光分光分析装置を用いて全有機炭素量TOCの分析を行い、必要に応じて金属元素、非金属元素も分析するものであるが、これ等をより低い濃度の検出限界で測定するためには、ICP発光分光分析装置における測定条件の最適化が必要となる。すなわち、ICP発光分光分析装置において、高周波出力数を0.8kW~16kW、更に好ましくは12kW~15kWに設定することで、また、Ar等のキャリアガス流量を04Lmin~0.9Lminに設定することで、高感度分析を行うことが可能となる。尚、本発明方法を実施するには、試料を前処理して無機物起因の二酸化炭素を除去することが必要である。無機物起因の二酸化炭素を除去するには、従来公知のTOC分析法において採用されている除去方法を使用することができる。無機物起因の二酸化炭素が除去された試料をICP発光分光分析装置に導入することでTOCの分析が可能となる。以下、本発明の実施例について、参考例を挙げて具体的に説明する。TOCの標準液としてフタル酸水素カリウム1mgC/mL[1mgC/mLとは炭素C濃度が1mg/mLであること意味する]の溶液を用い、これを20倍と100倍に希釈して50mgCLと10mgCLの標準液を調製し、上記50mgCLと10mgCLの標準液と0mgCLの標準液を併せてTOC検量線用標準液とした。尚、希釈操作時にICの汚染が考えられるので、塩酸を用いてpH2以下とし、高純度空気または高純度窒素を用いて200mL/minで5min曝気を行った。次に、Varian社製のICP発光分光分析装置725ESを用いて上述したTOC検量線用標準液を計測し検量線を作成した。測定条件は、高周波出力数1.2kWとし、キャリアガス流量は075L/minとした。また、上記ICP発光分光分析装置への試料標準液の導入は同軸型石英製ネブライザを用いた。次いで、上記標準液を計測して得られた検量線を用い、測定対象であるTOCを含まないよう調製された空試験試料、具体的には超純水とpH調整に使う塩酸を混合し、高純度空気または高純度窒素を用いて曝気した溶液ブランク試料を、上記ICP発光分光分析装置により10回測定を行い、その標準偏差σの3倍を検出下限として算出した。その結果、検出下限は076mgC/Lと非常に高感度な測定が可能であることが判明した。また、上記TOC検量線用標準液以外に、他の金属元素、非金属元素の標準液として、クロム、鉄、ケイ素がそれぞれ1mg/mL含まれる溶液を用い、これを20倍希釈し50mgLの標準液を調製して検量線用標準液とする。尚、一般的にICP発光分光分析装置を用いた測定では標準溶液と試料溶液の液性は同じであるほど測定の正確性が向上することが知られているため、希釈操作時に塩酸を添加しpH2以下としておくことが望ましい。また、上記金属元素、非金属元素の標準液に高濃度で二酸化炭素が溶存している場合、溶存二酸化炭素がICP発光分光分析装置の試料導入部に残存、吸着、脱離等によって炭素の測定が正しく行われない可能性があるため、クロム、鉄、ケイ素の検量線用標準液も、希釈操作時に、高純度空気または高純度窒素を用いて200mL/minで5min曝気を行い、上記Varian社製のICP発光分光分析装置725ESを用い、TOCの検量線を求めたときと同様にして検量線を作成した。次に、測定対象の試料溶液としては、ニッケル電解槽のニッケルが100g/L前後含まれる電解液工程液を用いた。試料溶液は2倍希釈を行い、希釈操作時に塩酸を添加しpH2以下となるようにした。試料溶液からICを取り除くため、高純度空気または高純度窒素を用いて200mL/minで5min曝気を行い、Varian社製のICP発光分光分析装置725ESを用いて、電解液工程液中に不純物として含まれる微量なTOC、クロム、鉄、ケイ素の測定を行った。また、測定条件は、TOCの検量線を求めたときと同様とした。測定の結果、試料溶液からは、それぞれ炭素20mgLクロム1.1mgL鉄5.2mgLおよびケイ素7.2mgLが不純物として検出された。そして、試料溶液は希釈されているので、元の試料濃度に換算すると、ニッケル電解槽の電解液工程液には、TOC40mgLクロム2.2mgL鉄104mgLおよびケイ素144mgLが不純物として含まれていたことになる。[参考例]実施例で用いた上記ニッケル電解槽の電解液工程液について、上述した乾式酸化赤外線分析法を用いた従来のTOC計で分析を行った。TOCの標準液としてフタル酸水素カリウム1mgC/mLの溶液を用い、これを100倍に希釈して10mgCLの標準液を調製し、この標準液と0mgCLの標準液を併せてTOC検量線用標準液とした。上記ニッケル電解槽の電解液はpH2以下となるように塩酸を添加し、10倍希釈となるように調製したものを測定試料液とした。次に、島津製作所社製の乾式酸化赤外線分析計TOC5000Aを用い、上記標準液を計測して検量線を作成し、かつ、得られた検量線を用いて試料溶液工程液の測定を行ったところ、TOCの分析結果は38mgLであった。また、上記ニッケル電解槽の電解液工程液中に含まれるクロム、鉄、ケイ素の分析を行なうため、これ等元素がそれぞれ1mg/mL含まれる溶液を用い、この溶液にpH2以下となるように塩酸を添加し、20倍希釈して50mgLの標準液を調製した。この標準液と0mgLの標準液を併せて検量線用標準液とする。そして、上記ニッケル電解槽の電解液工程液について10倍希釈を行い、実施例と同様、希釈操作時に塩酸を添加しpH2以下となるようにして測定試料溶液とした。次に、Varian社製のICP発光分光分析装置725ESを用いて上記検量線用標準液を計測し検量線を作成した。測定条件は、実施例と同様、高周波出力数1.2kWとし、キャリアガス流量は075L/minとした。また、上記ICP発光分光分析装置への試料標準液の導入は同軸型石英製ネブライザを用いた。次いで、標準液を計測して得られた検量線を用い、上記測定試料溶液の測定を行った。測定の結果、試料溶液からは、それぞれクロム0.2mgL鉄1.0mgLケイ素1.4mgLが検出され、上記試料溶液は希釈されているので、元の試料濃度に換算すると、ニッケル電解槽の電解液工程液には、クロム2mgL鉄10mgLおよびケイ素14mgLが含まれていたことになる。そして、参考例で測定された上記電解液工程液中のTOC38mgLクロム2mgL鉄10mgLおよびケイ素14mgLの各データと、実施例で測定された上記電解液工程液中のTOC40mgLクロム2.2mgL鉄104mgLおよびケイ素144mgLの各データとを対比した場合、互いに相関が得られていることが確認される。そして、有機物、金属元素、非金属元素が含まれる溶液を用いて測定した実施例と参考例の分析データから、本発明方法によりTOCの測定が簡便に行なえることが分かる。