"電気外科システムであって、該電気外科システムは、互いに対して対向する関係で旋回可能に取り付けられた第一のジョー部材および第二のジョー部材を含む電気外科鉗子であって、該ジョー部材は、該ジョー部材が互いに対して間隔を空けた関係で配置される第一の開いた位置から、該ジョー部材が協働することによって、該ジョー部材の間の組織を所定のクランプ力で把持する第二のクランプ位置まで相対的に移動可能であり、該ジョー部材の各々は、電気的に導電性の密封表面を含む、電気外科鉗子と、該電気外科鉗子に動作可能に連結し、電気外科エネルギーを該電気的に導電性の密封表面に供給するように構成される電気外科発電機とを備え、該電気外科発電機は、該電気外科エネルギーに関連付けられたユーザ定義の設定を記録するように構成される少なくとも1つの入力制御と、少なくとも1つの組織パラメータまたは少なくとも1つの電気外科エネルギーパラメータを測定するように構成される少なくとも1つのセンサと、該少なくとも1つの組織パラメータまたは該少なくとも1つの電気外科エネルギーパラメータに基づいて、該ジョー部材によって把持された該組織の組織質量を予測し、該ユーザ定義の設定を該予測された組織質量の関数として調節するように構成されるコントローラとを含む、電気外科システム。前記コントローラは、治療エネルギーの前記組織への印加の前に測定された、前記少なくとも1つの組織パラメータまたは前記少なくとも1つの電気外科パラメータに基づいて、前記組織質量を予測するように構成される、請求項1に記載の電気外科システム。前記コントローラは、治療エネルギーの前記組織への印加の前に組織に送達される全エネルギーに基づいて、前記組織質量を予測するようにさらに構成される、請求項2に記載の電気外科システム。前記コントローラは、治療エネルギーの前記組織への印加の前の該組織のインピーダンスの変化率に基づいて、前記組織質量を予測するようにさらに構成される、請求項2または請求項3のうちのいずれか一項に記載の電気外科システム。前記ユーザ定義の設定は、前記電気外科発電機の電圧、電流または電力曲線に関連付けられた強度設定である、請求項1~4のうちのいずれか一項に記載の電気外科システム。前記少なくとも1つの組織パラメータは組織インピーダンスであり、前記コントローラは、組織反応が最小インピーダンス値およびインピーダンスにおける所定の上昇の関数として生じたかどうかを決定するようにさらに構成され、組織反応は、組織液の沸点に対応する、請求項1~5のうちのいずれか一項に記載の電気外科システム。前記コントローラは、複数の目標インピーダンス値を含む目標インピーダンス軌道を、前記組織反応決定に基づいて、測定されたインピーダンスおよび所望の変化率の関数として生成するように構成される、請求項6に記載の電気外科システム。概要本開示の一実施形態に従って、電気外科システムが開示される。システムは、互いに対して対向する関係で旋回可能に取り付けられた第一のジョー部材および第二のジョー部材を含む電気外科鉗子を含む。ジョー部材は、ジョー部材が互いに対して間隔を空けて配置される第一の開いた位置から、ジョー部材が協働することによって、ジョー部材の間の組織を所定のクランプ力によって把持する第二のクランプ位置まで相対的に移動可能である。ジョー部材の各々は、電気的に導電性の密封表面を含む。システムは、また、電気外科鉗子に動作可能に連結し、電気外科エネルギーを電気的に導電性の密封表面に供給するように構成される電気外科発電機を含む。電気外科発電機は、電気外科エネルギーに関連付けられたユーザ定義の設定を記録するように構成される少なくとも1つの入力制御と、少なくとも1つの組織パラメータまたは少なくとも1つの電気外科エネルギーパラメータを測定するように構成される少なくとも1つのセンサと、少なくとも1つの組織パラメータまたは少なくとも1つの電気外科エネルギーパラメータに基づいてジョー部材によって把持された組織の組織質量を予測し、ユーザ定義の設定を予測された組織質量の関数として調節するように構成されるコントローラとを含む。本開示の別の実施形態に従って、電気外科システムが開示される。システムは、互いに対して対向する関係で旋回可能に取り付けられた第一のジョー部材および第二のジョー部材を含む電気外科鉗子を含む。ジョー部材は、ジョー部材が互いに対して一定の距離を置かれた関係に配置される第一の開いた位置から、ジョー部材が協働することによって、ジョー部材の間の組織を所定のクランプ力によって把持する第二のクランプ位置へ相対的に移動可能である。ジョー部材の各々は、電気的に導電性の密封表面を含む。システムは、また、電気外科鉗子に動作可能に連結し、電気外科エネルギーを電気的に導電性の密封表面に供給するように構成される電気外科発電機を含む。電気外科発電機は、電気外科エネルギーに関連付けられたユーザ定義の設定を記録するように構成される少なくとも1つの入力制御と、組織に送達される全エネルギーを決定するために適した少なくとも1つの電気外科エネルギーパラメータを測定するように構成される少なくとも1つのセンサと、ジョー部材によって把持された組織の組織質量を治療エネルギーの組織への印加に先立って、組織に送達される全エネルギーに基づいて予測し、ユーザ定義の設定を予測された組織質量の関数として調節するように構成されるコントローラとを含む。電気外科処置を実行する方法も、また、本開示によって企図される。方法は、組織を電気外科鉗子によって把持することを含む。電気外科鉗子は、電気外科鉗子に電気外科エネルギーを供給するように構成される電気外科エネルギー源に接続するように適合される。電気外科鉗子は、互いに対して対向する関係で旋回可能に取り付けられた第一のジョー部材および第二のジョー部材を含む。ジョー部材は、ジョー部材が互いに対して一定の距離を置かれた関係に配置される第一の開いた位置から、ジョー部材が協働することによって、ジョー部材の間の組織を所定のクランプ力によって把持する第二のクランプ位置へ相対的に移動可能である。ジョー部材の各々は、電気的に導電性の密封表面を含む。方法は、また、電気外科エネルギーに関連付けられたユーザ定義の設定を記録することと、電気外科エネルギーを電気的に導電性の密封表面に供給することと、少なくとも1つの組織パラメータまたは少なくとも1つの電気外科エネルギーパラメータを測定することと、ジョー部材によって把持された組織の組織質量を少なくとも1つの組織パラメータまたは少なくとも1つの電気外科エネルギーパラメータに基づいて予測することと、ユーザ定義の設定を予測された組織質量の関数として調節することとを含む。例えば、本発明は、以下の項目を提供する。項目1電気外科システムであって、該電気外科システムは、互いに対して対向する関係で旋回可能に取り付けられた第一のジョー部材および第二のジョー部材を含む電気外科鉗子であって、該ジョー部材は、該ジョー部材が互いに対して間隔を空けた関係で配置される第一の開いた位置から、該ジョー部材が協働することによって、該ジョー部材の間の組織を所定のクランプ力で把持する第二のクランプ位置まで相対的に移動可能であり、該ジョー部材の各々は、電気的に導電性の密封表面を含む、電気外科鉗子と、該電気外科鉗子に動作可能に連結し、電気外科エネルギーを該電気的に導電性の密封表面に供給するように構成される電気外科発電機とを備え、該電気外科発電機は、該電気外科エネルギーに関連付けられたユーザ定義の設定を記録するように構成される少なくとも1つの入力制御と、少なくとも1つの組織パラメータまたは少なくとも1つの電気外科エネルギーパラメータを測定するように構成される少なくとも1つのセンサと、該少なくとも1つの組織パラメータまたは該少なくとも1つの電気外科エネルギーパラメータに基づいて、該ジョー部材によって把持された該組織の組織質量を予測し、該ユーザ定義の設定を該予測された組織質量の関数として調節するように構成されるコントローラとを含む、電気外科システム。項目2上記コントローラは、治療エネルギーの上記組織への印加の前に測定された、上記少なくとも1つの組織パラメータまたは上記少なくとも1つの電気外科パラメータに基づいて、上記組織質量を予測するように構成される、上記項目に記載の電気外科システム。項目3上記コントローラは、治療エネルギーの上記組織への印加の前に組織に送達される全エネルギーに基づいて、上記組織質量を予測するようにさらに構成される、上記項目のうちのいずれか一項に記載の電気外科システム。項目4上記コントローラは、治療エネルギーの上記組織への印加の前の該組織のインピーダンスの変化率に基づいて、上記組織質量を予測するようにさらに構成される、上記項目のうちのいずれか一項に記載の電気外科システム。項目5上記ユーザ定義の設定は、上記電気外科発電機の電圧、電流または電力曲線に関連付けられた強度設定である、上記項目のうちのいずれか一項に記載の電気外科システム。項目6上記少なくとも1つの組織パラメータは組織インピーダンスであり、上記コントローラは、組織反応が最小インピーダンス値およびインピーダンスにおける所定の上昇の関数として生じたかどうかを決定するようにさらに構成され、組織反応は、組織液の沸点に対応する、上記項目のうちのいずれか一項に記載の電気外科システム。項目7上記コントローラは、複数の目標インピーダンス値を含む目標インピーダンス軌道を、上記組織反応決定に基づいて、測定されたインピーダンスおよび所望の変化率の関数として生成するように構成される、上記項目のうちのいずれか一項に記載の電気外科システム。項目1A電気外科システムであって、該電気外科システムは、互いに対して対向する関係で旋回可能に取り付けられた第一のジョー部材および第二のジョー部材を含む電気外科鉗子であって、該ジョー部材は、該ジョー部材が互いに対して間隔を空けた関係で配置される第一の開いた位置から、該ジョー部材が協働することによって、該ジョー部材の間の組織を所定のクランプ力によって把持する第二のクランプ位置まで相対的に移動可能であり、該ジョー部材の各々は、電気的に導電性の密封表面を含む、電気外科鉗子と、該電気外科鉗子に動作可能に連結し、電気外科エネルギーを該電気的に導電性の密封表面に供給するように構成される電気外科発電機とを備え、該電気外科発電機は、該電気外科エネルギーに関連付けられたユーザ定義の設定を記録するように構成される少なくとも1つの入力制御と、少なくとも1つの組織パラメータまたは少なくとも1つの電気外科エネルギーパラメータを測定するように構成される少なくとも1つのセンサと、該少なくとも1つの組織パラメータまたは該少なくとも1つの電気外科エネルギーパラメータに基づいて該ジョー部材によって把持された組織の組織質量を予測し、該ユーザ定義の設定を該予測された組織質量の関数として調節するように構成されるコントローラとを含む、電気外科システム。項目2A上記コントローラは、治療エネルギーの上記組織への印加の前に測定された上記少なくとも1つの組織パラメータまたは上記少なくとも1つの電気外科パラメータに基づいて、上記組織質量を予測するように構成される、上記項目のうちのいずれか一項目に記載の電気外科システム。項目3A上記コントローラは、治療エネルギーの上記組織への印加の前に組織に送達される全エネルギーに基づいて、上記組織質量を予測するようにさらに構成される、上記項目のうちのいずれか一項目に記載の電気外科システム。項目4A上記コントローラは、治療エネルギーの上記組織への印加の前の該組織のインピーダンスの変化率に基づいて、上記組織質量を予測するようにさらに構成される、上記項目のうちのいずれか一項目に記載の電気外科システム。項目5A上記ユーザ定義の設定は、上記電気外科発電機の電圧、電流または電力曲線に関連付けられた強度設定である、上記項目のうちのいずれか一項目に記載の電気外科システム。項目6A上記少なくとも1つの組織パラメータは、組織インピーダンスであり、上記コントローラは、組織反応が最小インピーダンス値およびインピーダンスにおける所定の上昇の関数として生じるたかどうかを決定するように構成され、組織反応は、組織液の沸点に対応する、上記項目のうちのいずれか一項目に記載の電気外科システム。項目7A上記コントローラは、複数の目標インピーダンス値を含む目標インピーダンス軌道を、上記組織反応決定に基づいて測定されたインピーダンスおよび所望の変化率の関数として生成するように構成される、上記項目のうちのいずれか一項目に記載の電気外科システム。項目8A上記コントローラは、組織のインピーダンスを対応する目標インピーダンス値に実質的に整合するように上記電気外科発電機の出力レベルを調節することによって、組織のインピーダンスを上記目標インピーダンス軌道に沿って駆動するように構成される、上記項目のうちのいずれか一項目に記載の電気外科システム。項目9A電気外科システムであって、該電気外科システムは、互いに対して対向する関係で旋回可能に取り付けられた第一のジョー部材および第二のジョー部材を含む電気外科鉗子であって、該ジョー部材は、該ジョー部材が互いに対して間隔を空けた関係で配置される第一の開いた位置から、該ジョー部材が協働することによって、該ジョー部材の間の組織を所定のクランプ力で把持する第二のクランプ位置まで相対的に移動可能であり、該ジョー部材の各々は、電気的に導電性の密封表面を含む、電気外科鉗子と、該電気外科鉗子に動作可能に連結し、電気外科エネルギーを該電気的に導電性の密封表面に供給するように構成される電気外科発電機とを備え、該電気外科発電機は、該電気外科エネルギーに関連付けられたユーザ定義の設定を記録するように構成される少なくとも1つの入力制御と、組織に送達される全エネルギーを決定するために適した少なくとも1つの電気外科エネルギーパラメータを測定するように構成される少なくとも1つのセンサと、治療エネルギーの組織への印加の前に該組織に送達される該全エネルギーに基づいて、該ジョー部材によって把持された該組織の組織質量を予測し、該ユーザ定義の設定を該予測された組織質量の関数として調節するように構成されるコントローラとを含む、電気外科システム。項目10A上記ユーザ定義の設定は、上記電気外科発電機の電圧、電流または電力曲線に関連付けられた強度設定である、上記項目のうちのいずれか一項目に記載の電気外科システム。項目11A上記少なくとも1つの組織パラメータは組織インピーダンスであり、上記コントローラは、組織反応が最小インピーダンス値およびインピーダンスにおける所定の上昇の関数として生じたかどうかを決定するようにさらに構成され、組織反応は、組織液の沸点に対応する、上記項目のうちのいずれか一項目に記載の電気外科システム。項目12A上記コントローラは、複数の目標インピーダンス値を含む目標インピーダンス軌道を、上記組織反応決定に基づいて測定されたインピーダンスおよび所望の変化率の関数として生成するように構成される、上記項目のうちのいずれか一項目に記載の電気外科システム。項目13A上記コントローラは、組織のインピーダンスを対応する目標インピーダンス値に実質的に整合するように上記電気外科発電機の出力レベルを調節することによって、組織のインピーダンスを上記目標インピーダンス軌道に沿って駆動するように構成される、上記項目のうちのいずれか一項目に記載の電気外科システム。項目14A電気外科処置を実行する方法であって、該方法は、組織を電気外科鉗子によって把持することであって、該電気外科鉗子は、該電気外科鉗子に電気外科エネルギーを供給するように構成される電気外科エネルギー源に接続するように適合され、該電気外科鉗子は、互いに対して対向する関係で旋回可能に取り付けられた第一のジョー部材および第二のジョー部材を含み、該ジョー部材は、該ジョー部材が互いに対して間隔を空けた関係で配置される第一の開いた位置から、該ジョー部材が協働することによって、該ジョー部材の間の組織を所定のクランプ力によって把持する第二のクランプ位置へ相対的に移動可能であり、該ジョー部材の各々は、電気的に導電性の密封表面を含む、ことと、該電気外科エネルギーに関連付けられたユーザ定義の設定を記録することと、該電気外科エネルギーを該電気的に導電性の密封表面に供給することと、少なくとも1つの組織パラメータまたは少なくとも1つの電気外科エネルギーパラメータを測定することと、該ジョー部材によって把持された組織の組織質量を該少なくとも1つの組織パラメータまたは該少なくとも1つの電気外科エネルギーパラメータに基づいて予測することと、該ユーザ定義の設定を該予測された組織質量の関数として調節することとを含む、方法。項目15A上記組織質量を予測することは、治療エネルギーの上記組織への印加の前に実行される、上記項目のうちのいずれか一項目に記載の方法。項目16A上記組織質量を予測することは、治療エネルギーの上記組織への印加の前に組織へ送達される全エネルギーを決定することをさらに含む、上記項目のうちのいずれか一項目に記載の方法。項目17A上記組織質量を予測することは、治療エネルギーの上記組織への印加の前の該組織のインピーダンスの変化率を決定することをさらに含む、上記項目のうちのいずれか一項目に記載の方法。項目18A上記ユーザ定義の設定は、上記電気外科発電機の電圧、電流または電力曲線に関連付けられた強度設定である、上記項目のうちのいずれか一項目に記載の方法。項目19A組織反応が最小インピーダンス値およびインピーダンスにおける所定の上昇の関数として生じたかどうかを決定することであって、組織反応は、組織液の沸点に対応する、ことと、目標インピーダンス軌道を該組織反応決定に基づいて測定されたインピーダンスおよび所望の変化率の関数として生成することであって、該目標インピーダンス軌道は、複数の目標インピーダンス値を含む、こととを含む、上記項目のうちのいずれか一項目に記載の方法。項目20A組織のインピーダンスを対応する目標インピーダンス値に実質的に整合するように上記出力レベルを調節することによって、組織のインピーダンスを上記目標インピーダンス軌道に沿って駆動するステップをさらに含む、上記項目のうちのいずれか一項目に記載の方法。摘要電気外科システムが開示される。システムは、互いに対して対向する関係で旋回可能に取り付けられた第一のジョー部材および第二のジョー部材を含む電気外科鉗子を含む。ジョー部材は、ジョー部材が互いに対して一定の距離を置かれた関係に配置される第一の開いた位置から、ジョー部材が協働することによって、ジョー部材の間の組織を所定のクランプ力によって把持する第二のクランプ位置へ相対的に移動可能である。ジョー部材の各々は、電気的に導電性の密封表面を含む。システムは、また、電気外科鉗子に動作可能に連結し、電気外科エネルギーを電気的に導電性の密封表面に供給するように構成される電気外科発電機を含む。電気外科発電機は、電気外科エネルギーに関連付けられたユーザ定義の設定を記録するように構成される少なくとも1つの入力制御と、少なくとも1つの組織パラメータまたは少なくとも1つの電気外科エネルギーパラメータを測定するように構成される少なくとも1つのセンサと、少なくとも1つの組織パラメータまたは少なくとも1つの電気外科エネルギーパラメータに基づいてジョー部材によって把持された組織の組織質量を予測し、ユーザ定義の設定を予測された組織質量の関数として調節するように構成されるコントローラとを含む。本開示のさまざまな実施形態が本明細書において、図面を参照して説明される。詳細な説明本開示の特定の実施形態が以下で添付の図面を参照して説明される。以下の説明において、周知の機能または構造は、本開示を不必要に詳細に不鮮明にすることを避けるため、詳細には説明されない。当業者は、本開示が内視鏡器具または開放器具のどちらかによる使用に適合され得ることを理解する。異なる電気接続または機械接続および他の考察が器具の各特定のタイプに適用され得るが、脈管密封および組織密封に対する新規な局面が開放設計と内視鏡設計との両方に対して全体的に一貫していることも認識されるべきである。図面および以下の説明において、近位という用語は、ユーザに、より近い電気外科鉗子10の端部を指し、遠位という用語は、ユーザからより遠い鉗子の端部を指す。図1は、電気外科システム1の概略的例示である。システム1は、患者組織を治療するための電気外科鉗子10を含む。電気外科RFエネルギーは、鉗子10に発電機200によってケーブル18を介して供給され、したがって、ユーザが組織を選択的に凝固および/または密封することを可能にする。図1において示されるように、鉗子10は、脈管密封双極鉗子の内視鏡版として示される。実施形態において、鉗子10は、開放タイプ鉗子のようないずれか適切な電気外科密封器具であり得る。鉗子10は、エフェクタアセンブリ100を支持するように構成され、一般的にハウジング20、ハンドルアセンブリ30、回転アセンブリ80およびトリガーアセンブリ70を含み、それらは、相互にエンドエフェクタアセンブリ100と協働することによって、組織を把持、密封および必要に応じて分割する。鉗子10は、また、エンドエフェクタアセンブリ100を機械的に係合する遠位端部14と、回転アセンブリ80の近隣のハウジング20を機械的に係合する近位端部16とを有するシャフト12を含む。鉗子10は、また、鉗子10を電気外科エネルギー源例えば、発電機200にケーブル18を介して接続するプラグ19を含む。ハンドルアセンブリ30は、固定ハンドル50および可動ハンドル40を含む。ハンドル40は、固定ハンドル50に対して動くことによって、エンドエフェクタアセンブリ100を作動させ、ユーザが組織を選択的に把持および操作することを可能にする。エンドエフェクタアセンブリ100は、一対の対向するジョー部材110および120を含む。ジョー部材110および120の各々は、それぞれに据え付けられた電気的に導電性の密封表面112および122を有することによって、電気外科エネルギーをジョー部材110および120の間に保持された組織を通して導電させる。図1~図3を参照すると、電気的に導電性の密封表面112および122は、発電機200にケーブル18を通して接続される。ケーブル18は、アクティブ端子230、リターン端子232図3にそれぞれ連結された供給リード、リターンリードを含む。電気外科鉗子10は、発電機200にプラグ19を介してコネクタ260または262図2において連結される。コネクタ260および262の各々は、アクティブ端子230およびリターン端子232例えば、ピンなどに連結される。ジョー部材110および120は、ハンドル40の開いた位置から閉じた位置への動きに応じて動く。開いた位置において、密封表面112および122は、互いに対して一定の距離を置いた関係に配置される。クランプ位置または閉じた位置において、密封表面112および122は、協働することによって組織を把持し、電気外科エネルギーを組織に印加する。ジョー部材110および120は、ハウジング20内に囲まれた駆動アセンブリ示されていないを用いて作動させられる。駆動アセンブリは、可動ハンドル40と協働することによって、ジョー部材110および120の開いた位置からクランプ位置または閉じた位置への動きを付与する。ハンドルアセンブリの例は、共有に係る名称がVESSELSEALERANDDIVIDERANDMETHODMANUFACTURINGSAMEの米国出願第10/369,894号および共有に係る名称がVESSELSEALERANDDIVIDERFORUSEWITHSMALLTROCARSANDCANNULASの米国出願第10/460,926号において示され、説明される。これら両方は、これによって、本明細書において参照することによって、その全体が援用される。図2を参照すると、発電機200の前面240が示されている。発電機200は、任意の適切なタイプ例えば、電気外科、マイクロ波などであり得、様々なタイプの電気外科器具例えば、電気外科鉗子10などに対処するために、複数のコネクタ250-262を含み得る。コネクタ250-262は、鉗子10のプラグ19において符号化された識別情報を読み取り得る様々な検出デバイスを含み得る。コネクタ250-262は、ジョーフィル、ジョー寸法などのような器具の動作パラメータに対応する、プラグ19において符号化された情報を復号するように構成され、発電機200が接続された器具に基づいてエネルギー送達設定を予め設定することを可能にする。実施形態において、データは、バーコード、電子コンポーネント例えば、抵抗器、コンデンサなど、RFIDチップ、磁石、不揮発性メモリなどにおいて符号化され得、これらは、次に、プラグ19に結合され得るか、または組み込まれ得る。対応する検出デバイスは、バーコードリーダー、電子センサ、RFIDリーダ、ホール効果センサ、メモリリーダなど、およびプラグ19において符号化されたデータを復号するように構成された任意の他の適切な復号器を含み得る。発電機200は、ユーザに様々な出力情報例えば、強度設定、治療完了表示などを提供するための1つ以上のディスプレイスクリーン242、244、および246を含む。スクリーン242、244、および246のそれぞれは、対応するコネクタ250-262に関連付けられている。発電機200は、発電機200を制御するための適切な入力コントロール例えば、ボタン、始動装置、スイッチ、タッチスクリーンなどを含む。ディスプレイスクリーン242、244、および246はまた、電気外科器具例えば、電気外科鉗子10などのための対応するメニューを表示するタッチスクリーンとして構成されている。ユーザは、次に、対応するメニューオプションを単に触れることによって入力をする。スクリーン242は、単極出力と、コネクタ250および252に接続されたデバイスとを制御する。コネクタ250は、単極電気外科器具例えば、電気外科鉛筆に結合するように構成され、コネクタ252は、フットスイッチ図示なしに結合するように構成されている。フットスイッチは、さらなる入力を提供する例えば、発電機200の入力を複製する。スクリーン244は、単極および双極出力と、コネクタ256および258に接続されたデバイスとを制御する。コネクタ256は、単極器具に結合するように構成されている。コネクタ258は、双極器具図示なしに結合するように構成されている。スクリーン246は、コネクタ260および262に差し込まれ得る鉗子10によって実行される双極密封処置を制御する。発電機200は、鉗子10によって把持された組織を密封することに対して適切なエネルギーをコネクタ260および262を介して出力する。特に、スクリーン246は、ユーザがユーザ定義の強度設定を入力することを可能にするユーザインターフェイスを出力する。ユーザ定義の設定は、電力、電流、電圧、エネルギーなどのような1つ以上のエネルギー送達パラメータ、または圧力、密封持続時間などのような密封パラメータをユーザが調節することを可能にする任意の設定であり得る。ユーザ定義の設定は、コントローラ224に送信され、設定はメモリ226に記憶され得る。実施形態において、強度設定は、1から10、または1から5のような数値の段階であり得る。実施形態において、強度設定は、図6に示され、以下にさらに詳細に論じられるように、発電機200の電流曲線に関連し得る。強度設定は、使用されている各鉗子10に対して特定のものであり得、様々な器具が鉗子10に対応する特定の強度の段階をユーザに提供する。図3は、電気外科エネルギーを出力するように構成された発電機200の概略ブロック図である。別の実施形態において、発電機200は、マイクロ波アンテナ、超音波鉗子、レーザ、抵抗過熱電極などのような様々な他の組織治療デバイスに電力供給するために、マイクロ波、レーザなどのような他のタイプのエネルギーを出力するように構成され得る。発電機200は、コントローラ224と、高圧DC電源であり得る電源227HVPSと、出力段228とを含む。HVPS227は、AC電源例えば、電気コンセントに接続され、出力段228に高圧DC電力を提供し、出力段228は、次に、高圧DC電力を治療エネルギー例えば、レーザ、超音波、電気外科またはマイクロ波に変換し、エネルギーをアクティブ端子230に送達する。エネルギーは、リターン端子232を介して出力段に戻される。出力段228は、複数のモードにおいて動作するように構成され、これらのモード中には、発電機200は、特定のデューティサイクル、ピーク電圧、波高率などを有する対応する波形を出力する。別の実施形態において、発電機200は、他のタイプの適切な電源トポロジに基づき得る。コントローラ224は、メモリ226に動作可能に接続されたマイクロプロセッサ225を含み、メモリは、揮発性メモリ例えば、RAM、および/または不揮発性メモリ例えば、フラッシュ媒体、ディスク媒体などであり得る。マイクロプロセッサ225は、HVPS227および/または出力段228に接続された1つ以上の出力ポートを含み、マイクロプロセッサ225が開制御ループスキームおよび/または閉制御ループスキームのいずれかに従って発電機200の出力を制御することを可能にする。マイクロプロセッサ225は、本明細書において論じられる算定を実行するように適合された任意のロジックプロセッサ例えば、制御回路によって置換され得ることを当業者は認識する。発電機200はまた、様々な組織またはエネルギー性質例えば、組織のインピーダンス、組織温度、出力電力、電流および/または電圧などを測定し、コントローラ224にフィードバックを提供するために複数のセンサ229を含む。このようなセンサは、当業者の認識内である。コントローラ224は、次に、HVPS227および/または出力段228に信号を出し、HVPS227および/または出力段228は、次に、それぞれ、DCおよび/または電源を調節する。コントローラ224はまた、前に論じられたように、発電機200の入力制御または鉗子10からの入力信号を受信する。コントローラ224は、発電機200によって出力された電力を調節するため、および/または他の制御機能をコントローラ224において実行するために入力信号を使用する。組織を密封することは、ギャップ制御と、圧力制御と、電気制御との固有の組み合わせによって達成されることが周知である。言い換えれば、密封表面112および122を介して組織に印加された電気外科エネルギーの強度、周波数、および持続時間を制御することは、組織を密封することに対して重要な電気的な考慮すべき事柄である。その上、2つの機械的な因子が、もたらされる密封された組織の厚さと、密封の効果とを特定することにおいて重要な役割を担うすなわち、対向するジョー部材110と120との間に印加された圧力約3kg/cm2から16kg/cm2の間、および、ジョー部材110および120のそれぞれ対向する密封表面112と122との間の密封プロセス中のギャップ距離約0.001インチから0.006インチの間。1つ以上の留め具部材が、ギャップ距離を制御するために一方または両方の密封表面において使用され得る。第三の機械因子は、組織密封の質と一貫性に寄与することが最近特定され、これは、すなわち、作動中の導電表面または密封表面の閉鎖レートである。本開示に従ったシステム1は、高い破裂圧に耐えることが可能な効果的な密封を達成するために、エネルギーおよび圧力の印加を統制する。発電機200は、以下にさらに詳細に論じられる、図6の電流制御曲線に基づいて一定の電流で組織にエネルギーを印加する。エネルギーの印加は、メモリ226内に記憶されたアルゴリズムに従ったコントローラ224によって統制される。実施形態において、アルゴリズムは、一定の電圧で組織にエネルギーを印加し得る。アルゴリズムは、密封される組織のタイプに基づいて出力を変更する。例えば、より厚い組織は、典型的により多くの電力を必要とするのに対し、より薄い組織は、より少ない電力を必要とする。従って、アルゴリズムは、特定の変数例えば、維持されている電圧、電力の印加の持続時間などを改変することによって組織タイプに基づいて出力を調節する。本開示に従った組織を密封する方法は、図4A-Bへの参照と共に以下に論じられる。その上、図5は、組織が図4A-Bの方法を使用して密封されたときの組織のインピーダンスの変化を描写するグラフを示す。方法は、メモリ226に記憶されたソフトウェアベースのアルゴリズムに取り込まれ、マイクロプロセッサ225によって実行される。ステップ302において、脈管密封処置が例えば、フットペダルまたはハンドスイッチの押圧によって作動され、ホストプロセッサ例えば、マイクロプロセッサ225が、脈管密封アルゴリズムを作動し、構成ファイルをロードする。構成ファイルは、アルゴリズムを制御する様々な変数例えば、EndZを含む。構成ファイルの特定の変数は、使用されている器具と、外科医によって選択されたバー設定とに基づいて調節される。ステップ304において、アルゴリズムは、図5の段階Iに示されるインピーダンス感知段階から始まり、インピーダンス感知段階中に、アルゴリズムは、約10ミリ秒msから約100msの問合せインピーダンス感知パルスで組織のインピーダンスを感知する。組織のインピーダンスは、目立って組織を変更することなく特定され得る。この問合せまたはエラーチェック段階中に、発電機200は、組織が把持されているかどうかを特定するために、短絡回路または開回路に対してチェックするために一定の電力を提供する。ステップ306において、測定されたインピーダンスが予めプログラムされた高インピーダンス閾値変数ImpSense_HiLimitによって表されるより高いかどうか、または予めプログラムされた低インピーダンス閾値変数ImpSense_LowLimitによって表されるより低いかどうかの特定がなされる。ステップ306において、短絡回路が検出された場合例えば、インピーダンスが低インピーダンス閾値より低い、ステップ308において、アルゴリズムは、再把持アラームを発して終了し、そうでなければ、アルゴリズムは、ステップ310において熱処理段階を開始する。発電機200は、次に、図6に示される電流制御曲線に従って、その外側ループにおける予めプログラムされた電流の強化と、その内側ループ内での電流曲線ごとの一定の電流とを生成する。図6の曲線は、ディスプレイ246を介して、発電機に入力された強度設定によって改変され得る。特に、特定の強度設定例えば、低、中、高などを選択することは、変数Cook_AmpMultによって表される対応する値を選択し、変数Cook_AmpMultは、次に、曲線を乗算する。Cook_AmpMult変数は、構成ファイルにおいて特定され、約2Ampから約5.5Ampであり得る。図6の制御曲線は、電力または電圧曲線としても表され得るが、低インピーダンスから高インピーダンスに急激に低下する電流曲線として示される。制御曲線は、約24オームより高いインピーダンスの増加と共に電力を低減するように構成されている。この形状は、いくつかの利点、すなわち、1この曲線は、低インピーダンス組織に高い電力の送達を提供し、密封サイクルの開始時に急激に組織を加熱することを可能にする、2この形状は、インピーダンスの増加の結果として送達される電力の増加によってもたらされる正のフィードバックを低減する、3出力電力はインピーダンスが上昇するにつれて減少されるため、曲線はインピーダンス制御に対してより遅い制御システムを可能にし、従って組織のインピーダンスが急激に上昇することを防止する、を提供する。エラーチェック段階の後、ステップ310において、アルゴリズムは、組織を加熱するために電流を経時的に線形的に送達することによって、RFエネルギーの第一の印加を始動する。RFエネルギーは、ゼロからオン状態に非線形的な態様または時間から独立したステップの態様において送達され得る。送達は、電圧、電流、電力、および/またはエネルギーのような他のパラメータをとおして制御され得る。始動されると、エネルギーの強化は、2つの事象、すなわち、1容認可能な値の最大値に達する、または2組織が反応する、のうちの1つが起こるまで継続する。組織反応という用語は、細胞内および/または細胞外流体が沸騰および/または蒸発し始め、組織のインピーダンスの増加がもたらされる時点である。容認可能な値の最大値に達した場面において、組織が反応するまで最大値が維持される。組織が最大値に達する前に反応した場合、組織反応を始動するために必要とされるエネルギーが達成されており、アルゴリズムはインピーダンス制御状態に移動する。組織反応は、2つの因子によって識別される。第一の因子は、過熱周期中に取得された最小の組織のインピーダンスに基づいて識別される。ステップ312において、アルゴリズムは、到達最低値を識別するために、エネルギーの立ち上がり後に、組織のインピーダンスを継続的にモニターし、次に、ステップ314において、この値を変数ZLowとして記憶する。全体のエネルギー活性化サイクルにわたって時間が経過するにつれ、記憶された値は、以前のZLowより低い新規の値が読み取られた任意の時間に更新され、図5の段階IIによって表される。言い換えれば、ステップ312、314、および316中に、発電機200は、組織のインピーダンスが低下することを待つ。発電機200はまた、オフセットインピーダンスを変数EndZ_Offsetとして測定し、記録し、変数EndZ_Offsetは、組織のインピーダンスの初期測定値に対応する。EndZ_Offsetインピーダンスは、処置を停止するための閾値を特定するために使用される。ステップ314において、EndZ_Offsetインピーダンスは、処置の開始時、詳細には、おおよそ段階I中に起きる電気外科エネルギーの初期印加の約100ms後に測定される。組織反応を識別することにおける第二の因子は、インピーダンスにおける所定の上昇に基づく。これは、変数Z_Riseによって表され、変数Z_Riseは構成ファイルからロードされ、約1Ωから約750Ωであり得る。ステップ316において、アルゴリズムは、インピーダンスにおける上昇が起こったかどうかを識別するために所定の期間の間待ち、図5に段階IIIaおよびIIIbによって表される。ステップ318において、アルゴリズムは、Zt>ZLowZ_Riseかどうかを特定することによって組織反応を識別することを繰り返し試み、Ztはサンプリング中の任意の時間のインピーダンスである。ステップ320において、アルゴリズムは、インピーダンスが上昇することを待つことに対するタイマーが失効したかどうかを確認する。組織が所定の時間内に上昇しない例えば、ステップ320においてタイマーが失効した場合、次に、発電機200は、組織が反応しないことにより再把持命令を発する。特に、ステップ324において、発電機200は、測定されたインピーダンスをインピーダンス閾値と比較することによって完了したかどうかを確認する。測定されたインピーダンスがインピーダンス閾値より高い場合、アルゴリズムはステップ328に進み、密封プロセスは完了する。このステップは、すでに密封された組織を密封することを防止する。組織が密封されていない場合、次に、ステップ326において、発電機は、測定されたインピーダンスがインピーダンス閾値より低いかどうかを特定し、そうである場合、次に、発電機200は、ステップ308において再把持アラームを発する。反応安定性をチェックするために、アルゴリズムは、変数Z_HISTとして記憶されたヒステレシス識別子を有し、変数Z_HISTは、特定の持続時間内において起こる特定のインピーダンスの低下によって規定される。これは、アルゴリズムによって実際のインピーダンスの上昇として誤認され得るノイズをフィルタで排除するために使用される。ステップ325において、アルゴリズムは、測定されたインピーダンスが、最低インピーダンスとヒステレシス識別子との差を超えるインピーダンスの上昇すなわち、Zt<ZlowZ_Rise-ZHistより低いかどうかを特定する。ステップ325は、タイマーがステップ322において失効したかどうかを特定することによって、特定の時間変数Z_Histtmrとして保存される繰り返され、ループの繰り返しはステップ327において特定される。組織反応段階すなわち段階I、II、IIIa、およびIIIb中に、組織への治療エネルギーの印加前に、発電機200はまた、導電密封表面112と122との間に保持されている組織塊の量を予測するように構成されている。実施形態において、発電機200は、組織反応を達成するために必要とされる、組織に供給されたエネルギーの総量を特定し、エネルギー測定値に基づいて、ジョー部材110と120との間に保持された組織塊の量を予測する。さらなる実施形態において、発電機200は、組織反応を達成するためにエネルギー印加中のインピーダンスの変化の比率を特定し、インピーダンスの変化の比率に基づいて組織塊を予測する。発電機200は、次に、予測された組織塊に基づいて、強度設定のような既定のユーザ設定を調節する。実施形態において、発電機200は、予測された組織塊が既定の閾値より高い場合には強度設定を上げ、組織塊が既定閾値より低い場合には下げる。発電機200はまた、ジョー部材110および120によって印加された圧力と、ジョー部材110と120との間のギャップ距離と、組織の透過度とを測定することのような組織塊を特定するための他のメカニズムを含み得る。ステップ311aにおいて、発電機200は、組織反応の特定中に組織に供給されたエネルギーの総量を測定する。発電機200は、電圧および電流を測定することと、組織反応時間中に組織に供給された平均電力を特定することによって総エネルギーを特定し得る。ステップ311bにおいて、発電機200は、複数の場面でインピーダンスを測定することと、インピーダンス対時間値の集合の導関数を取得することとによってインピーダンスの変化の比率dZ/dtを特定する。実施形態において、マイクロプロセッサ225図3は、継続的に電流インピーダンス値Znを取得し、その値を、値と関連する時間値と共にメモリ226に記憶する。dZ/dtを算定するために、充分な数のインピーダンスが測定されたかどうかを特定するためにnの値が増進され、既定の値と比較される。例えば、dZ/dtは、測定されたインピーダンスZnを取り、前の測定されたインピーダンスZn-1と比較することによって算定され得、この場合、nは、dZ/dtが算定されるために2以上でなければならない。あるいは、dZ/dtは、測定されたインピーダンスZnを取って、以前に測定されたインピーダンスZn-2と比較することによって算定され得、この場合、nは、dZ/dtが算定されるために3以上でなければならない。nが最小インピーダンス値より小さい場合、マイクロプロセッサ225は、例えば約0.2秒であり得るインピーダンスサンプリングインターバルを待ち、次に、インピーダンスの測定を再度引き起こす。このプロセスは、dZ/dtを算定するために充分な数の収集されたインピーダンス測定値があるまで継続し、この時点でマイクロプロセッサ225は、dZ/dtを算定するために、記憶されたインピーダンス測定値を使用し、dZ/dtは、実施形態において、以下の式1/2△t1Zn-Zn-2を使用して算定され得る。ステップ311cにおいて、算定された総エネルギーおよび/またはdZ/dtは、組織塊の量を特定するために使用される。実施形態において、ルックアップテーブルがメモリ226に記憶され得、ルックアップテーブルは、特定のエネルギーおよびdZ/dt値に関連する複数の組織塊値を含む。実施形態において、メモリ226は、複数の組織塊ルックアップテーブルを記憶し得、組織塊ルックアップテーブルのそれぞれは、対応する鉗子10が使用されている場合にロードされる。発電機200は、前に論じられたように、プラグ19を読み取った際に対応するルックアップテーブルをロードし得る。発電機200は、次に、算定された総エネルギーおよび/またはdZ/dtに基づいて、ルックアップテーブルから予測された組織塊値を取得する。ステップ311dにおいて、発電機200は、予測された組織塊値を、所定の組織塊閾値または予期される組織塊閾値と比較する。予測された組織塊値が予期される組織塊値から一定量異なる場合実施形態において約5から約50、実施形態において約10から約25、発電機200は、ユーザ定義の設定、すなわち強度設定をそれに応じて調節する。実施形態において、設定は、予測された組織塊の予期される組織塊とのオフセットの関数として調節され得る。実施形態において、調節は、比例的、対数的、指数関数的などであり得る。強度設定が前に論じられたような段階に基づく場合、発電機200は、予測された組織塊と予期される組織塊との間の差に応答して設定を下げるか、または上げるかのいずれかによって、自動的にユーザ定義の設定を調節する。強度設定は、次に、処置の持続期間中をとおして発電機200の電流曲線、および他のエネルギー出力設定を調節するために使用される。組織が反応し組織のインピーダンスが上昇し始めた後、インピーダンスが割り当てられた時間内にヒステレシス値以下に低下した場合、システムは、段階IIIaに示されるように、不安定として事象を識別する。アルゴリズムはまた、測定されたインピーダンスが、以下の式、Zt<ZlowZ_Rise-Z_Histによって定義される特定の水準のインピーダンスより高いかどうかを特定することによってインピーダンスにおける次の上昇を探し始める。タイマーが失効し、インピーダンスがヒステレシス値以下に低下していない場合、反応は安定とみなされ、インピーダンス制御状態が実装される。段階IIIbに示されるように組織が反応したことが確立されると、アルゴリズムは、ステップ330において、実際のインピーダンスと所望のインピーダンスの変化の比率とに基づいて所望のインピーダンス軌道を算定する。ステップ332において、アルゴリズムは、図5の段階IVで表される既定の所望のインピーダンスの変化の比率dZ/dtに基づいて、各時間ステップにおける制御システムに対する目標インピーダンス値を算定する。所望の変化の比率は、変数として記憶され得、ステップ302中にロードされ得る。制御システムは、次に、目標インピーダンスと一致するように組織のインピーダンスを調節することを試みる。目標インピーダンスは、目標軌道の形式を取り、初期インピーダンス値および時間は、組織反応が本物で安定しているとみなされたときに取られる。軌道は、非線形、および/または準非線形の形式を取り得る。従って、測定されたインピーダンスが、最低インピーダンスを超えたインピーダンスの上昇より高いすなわち、Zt>ZLowZRise場合、アルゴリズムは、実際のインピーダンスおよび所望のインピーダンスdZ/dtに基づいてZ軌道を算定し、dZ/dtは、選択された器具によって特定された組織タイプに基づいて手動的または自動的に選択される。目標インピーダンス軌道は、各時間ステップにおいて複数の目標インピーダンス値を含む。アルゴリズムは、組織のインピーダンスと対応する目標インピーダンス値が実質的に一致するように電力出力水準を調節することによって組織のインピーダンスを目標インピーダンス軌道に沿って駆動する。アルゴリズムは、特定の軌道と一致するように組織のインピーダンスを駆動するためにRFエネルギーを継続して指向する一方、アルゴリズムは適切な修正をするためにインピーダンスをモニターする。アルゴリズムは、組織融合が完了し、システムが図5に示されるように段階VにおいてRFエネルギーを停止すべきかどうかを特定する。これは、実際の測定されたインピーダンスが既定の閾値を超えて上昇し、既定の時間の間閾値を超えた状態にとどまっていることをモニターすることによって特定される。閾値は、初期インピーダンス値EndZ_Offsetを超えた特定の水準EndZと規定される。この特定は、組織が正確に、または完全に密封されていないときに電気外科エネルギーを早く終結する可能性を最小化する。ステップ334において、測定されたインピーダンスが初期インピーダンス値を超えた特定の水準のインピーダンスより高いかどうかすなわち、Zt>EndZEndZ_Offsetを特定し、そうである場合、アルゴリズムは、この状態が所与の時間維持されているかどうかを確認する。ステップ336において、アルゴリズムは、タイマーDZDT_ENDZ_TIMERを始動する。ステップ338において、アルゴリズムは、約400msであり得るタイマーDZDT_ENDZ_TIMERの持続期間中にステップ334の特定を実行し、ステップ340においてタイマーの失効が確認される。密封プロセス全体が約12秒であり得る所定の時間例えば、最大密封タイマーを超えた場合、アルゴリズムはアラームとともに出る。これは、ユーザに、可能な融合されていない組織状態に対して警告する。実施形態において、EndZ値は、到達最低インピーダンスを約10オームから約1000オーム超え得、EndZ_Offsetは、RFエネルギーの立ち上がりから約100ms後に測定された組織のインピーダンスであり得る。さらに、組織融合が発生したことを確認するためのサイクル遮断状態の持続時間すなわち、DZDT_ENDZ_TIMERの値は、約0秒から約2秒であり得る。EndZ_Offsetの値は、様々な異なる方法で算定され得、開始時の組織のインピーダンス、最低インピーダンス、最高電流もしくは最低電圧でのインピーダンス、インピーダンスの正の傾きの変化もしくは負の傾きの変化のいずれかでのインピーダンス、および/またはプログラミング内で特定された、もしくはエンドユーザによって特定された定数値のような様々な異なるパラメータを使用して算定され得る。タイマーが失効し、測定されたインピーダンスがなおEndZEndZ_Offsetを超える場合、RFは遮断される。しかし、組織反応が早く起こりすぎていないかどうか例えば、制御システムが制御を維持しなかったが確認されなければならない。この事象は、最終測定インピーダンス値が終了目標値から所定の値ENDZ_TRAJ_LIMITより大きく離れた場合に識別される。ENDZ_TRAJ_LIMITは、約1オームから約500オームであり得る。ステップ342において、アルゴリズムは、測定されたインピーダンスがENDZ_TRAJ_LIMITより低いかどうかを特定し、そうである場合、次に、ステップ328において、アルゴリズムは密封完了信号を発する例えば、音声および/または視覚表示。この事象は、組織が融合されていないときのアルゴリズムの停止の発生を緩和することを補助する。密封プロセスが完了したかどうかを特定するためにステップ334に進む前に、アルゴリズムは、複数のエラーチェックを実行する。特に、アルゴリズムは、過剰流体が場に進入したかどうか、または継続中の組織反応に影響を及ぼすように予期されないインピーダンスの低下をもたらす物体に遭遇したかどうかを特定する。この事象は、図5の段階VIによって表されるように、目標インピーダンスと組織のインピーダンスとの間の負の偏差例えば、組織のインピーダンスが目標インピーダンスより低いによって識別される。従って、この事象が発生し本物である例えば、アーク放電事象でないことを識別するために、いくつかの条件が確認される。ステップ344において、アルゴリズムは、インピーダンスが、到達最低インピーダンスZLowより高いリセット閾値RstLim以下に低下したかどうか、およびインピーダンスが目標要求から十分に離れているかどうかを特定する。この事象は、以下の式Zt<=RstLimZLowおよびZt<目標-RstLimに基づいて算定される。RstLimは、約1オームから約750オームの範囲であることが認識される。インピーダンスの低下または偏差が生じていない場合、次に、密封プロセスは成功であり、アルゴリズムは前に論じられたようにステップ334に進む。偏差が検出された場合、次に、ステップ346において、アルゴリズムは次の確認を実行する。ステップ346において、これらの条件を首尾よく両方満たす立ち上がりにおいて、アルゴリズムは、偏差事象が本物であり安定しているか、もしくは虚偽で一過性であるかを規定するためにタイマーDZDT_ZTRAJ_RST_TMRを開始する。ステップ348において、アルゴリズムは、測定されたインピーダンスが、リセット閾値RstLimと、到達最低インピーダンスZLowと、ヒステレシス値ZHistとの和を超えるかどうかを特定する。この条件がステップ350においてタイマーDZDT_ZTRAJ_RST_TMRが失効する前に満たされた場合、事象は、一過性とみなされ、アルゴリズムは、ステップ332に戻ることによって組織のインピーダンスが以前の軌道を追跡することをもたらすように電気外科エネルギーを指向する。ステップ348において上述された条件が起こり、タイマーがステップ350において失効した場合、事象は、本物とみなされ、アルゴリズムはステップ352に進み、ここでアルゴリズムは、ステップ318に関して先に記述されたように組織反応を探すように順応する。詳細には、ステップ354において、インピーダンスは、最低値Zlowを超える上昇を識別するためにモニターされ、これが図5の段階VIIによって表されるように起こると、軌道は、新規の反応インピーダンスで始まるように再算定され、軌道時間は、図5の段階VIIIによって表されるように、ステップ332に戻ることによってリセットされる。アルゴリズムは、次に、組織融合が識別されるまで以前に記述された同じ一連の事象を継続する。所定の時間内にステップ354においてインピーダンスにおける上昇が検出されない場合、次に、アルゴリズムはステップ308に進み、プロセスは再把持で終了する。通常動作において、アルゴリズムは、組織のインピーダンスと目標値との間の一致を維持するために動作の期間をとおしてRFエネルギーを指向する。実際の組織のインピーダンスとは無関係に、リセット軌道が要求されない限り、すべての事象中に目標軌道が通常の様式において増進される。しかし、実際の組織のインピーダンスが有意に目標インピーダンスから離れる場合、リセット条件が要求されるか、または組織のインピーダンスが目標値と再整列するかのいずれかが起こるまで、軌道は、任意の事象において最終値に対して維持パターンに入り得る。本明細書に記述されていない数多くの方法が記述された条件を識別するために可能であることが認識される。論理的な意図は、組織によってインピーダンス目標から著しく有意な偏差をもたらし、これによって新規の目標軌道を正当化し、事象を識別することである。新規の軌道を開始することは、目標からインピーダンスが離れるにつれ組織への過剰なエネルギー送達を緩和することをもたらし、従って組織が再反応するときの制御不能な組織効果を防止する。初期RFエネルギー強化または目標インピーダンスからの組織のインピーダンスの負の偏差の間に、組織が最低測定インピーダンスを既定の時間内に既定の量超えて上昇しない場合、次に、アルゴリズムはアラームと共に出る。これは、すでに乾燥もしくは密封された組織に対する密封する試み、非常に大きいために送達されたRFエネルギーによって十分に影響を受けない組織への密封の試み、組織でないものを密封する試み、または密封プロセス中の持続的な短絡サーキットの可能性に対してユーザを警告する。本開示に従ったアルゴリズムは、組織の遅い乾燥と、遅い制御可能な様式においてコラーゲンが変性することを可能にする。乾燥が進行するにつれ、もたらされた密封は、プラスチックのような性質を得、硬く透明になり、密封が高い破裂圧に耐えることを可能にする。本開示のいくつかの実施形態が図面に示され、および/または本明細書において論じられたが、本開示は、当該分野が許容可能な限り最も広く、明細書が同様に読まれることが意図されるため、本開示がこれらの実施形態に限定されることが意図されていない。従って、上記の記述は、限定的に解釈されるものではなく、単に特定の実施形態の例示として解釈されるべきである。当業者は、本明細書に添付の特許請求の範囲および精神内の他の改変を想起する。"