公称励振周波数が20MHzより高く、約20mmから約25mmの焦点距離の超音波トランスデューサに結合されているトランスデューサ装置と、検査の後で後方散乱させられた無線周波数信号を増幅および保存する装置であって、好ましくは、増幅された信号を記録する装置に組合わされた装置と、画像の形で信号を処理する装置と、組織の特徴付けを実行するために信号を処理する装置との少なくとも1つの装置に関連する装置と、を備える、人または動物の体の組織または器官の深く浸透するエコーグラフ検査装置。請求項1記載の装置であって、超音波トランスデューサは眼の前方壁の付近を動かされるように制御されるプローブの形で実現されることを特徴とする装置。請求項2記載の装置であって、超音波トランスデューサは直交する2本の軸線に沿って変位させられることを特徴とする装置。請求項2記載の装置であって、トランスデューサは円弧状に変位させられることを特徴とする装置。請求項3記載の装置であって、超音波トランスデューサは2本の直交変位軸線に直交する第3の軸線に沿って焦点を合わせられることを特徴とする装置。請求項1ないし4のいずれか1つに記載の装置であって、超音波トランスデューサは電子焦点装置を使用することにより、動かすことなく焦点を合わされることを特徴とする装置。請求項1ないし6のいずれか1つに記載の装置であって、超音波トランスデューサはプラスチック物質の膜により保護されていることを特徴とする装置。数多くの文献が19MHzエコーグラフにおける後部部分での研究に関するものであって、とくに黄斑領域での研究が調べられている。国際文献の最近の論評には10MHzより高い周波数の共通に使用されたプローブでのエコーグラフよる黄斑領域の検査に関する刊行物は見られない。われわれの研究の独自性は、黄斑分析の解像度を高くすることにより、硝子体内2D図像学iconographyにおける改良にあるのであって、3D映像を発生するための道を切り開くものである。まったく驚くべきことに、既存の装置では組織内への浸透が4mmないし5mmの深さに制約されているために既存の装置では不可能であると考えられていた、眼球の後部部分の高周波エコーグラフ分析が、約25mmに焦点を合わされた50MHzプローブを用いることにより実際に行えることが判明している。したがって、優秀な諸条件の下で、眼球の後部分およびとくに黄斑領域を本発明によって分析することが可能である。本発明が、人または動物の体の組織または器官の、とくに眼球の、ことに眼球の後部部分の、更に詳しくいえば黄斑領域の、および動眼筋肉、眼窩脂肪、および視神経などの、眼球の背後に位置している組織の、エコーグラフ検査装置の製造における、公称励振周波数が20MHzより高く、好ましくは50MHzないし80MHzの範囲内にあり、焦点距離が10mmより長くて、好ましくは約25mmより長い、超音波トランスデューサの使用に関するものである理由がそれである。本発明に関連して検査するのに適切である組織または器官の例として、皮膚の種々の層、筋肉、および腱、甲状腺、肝臓、およびすい臓について述べることができる本発明は、眼球の後部分および前記眼球の背後にある組織を検査することが望まれた時に、超音波ビームが眼のレンズにより吸収されることを阻止するために超音波トランスデューサが毛様体偏平部の上を動かされる超音波トランスデューサの使用にも関するものである。超音波ビームが眼のレンズにより吸収されることを避けるために超音波トランスデューサが毛様体偏平部の上を動かされることが好ましい。最後に、本発明は、10mmより、好ましくは約25mmより長い、長い焦点距離の超音波トランスデューサに結合されている高周波20MHzないし200MHzトランスデューサ装置と、検査の後で後方散乱させられた無線周波数信号を増幅および保存する装置であって、好ましくは、増幅された信号を記録する装置に組合わされた装置と、画像の形で信号を処理する装置と、組織の特徴付けを実行するために信号を処理する装置との少なくとも1つの装置に関連した装置と、を備えるエコーグラフ検査装置にも拡張される。本発明の有利な特徴によれば、そのような装置は、眼の前方壁の付近を動かされるように制御されるプローブの形で実現される超音波トランスデューサを備えている。その動きは、直交する2本の軸線に沿って行うことができ、または円弧状経路に沿って行うことができる。プローブは2本の直交変位軸線に直交する第3の軸線に沿って焦点を合わせることができ、または電子焦点装置を使用することにより、動かすことなく焦点を合わせることができる。本発明においては、プローブはプラスチック物質の膜により保護されているので有利である。以下に、使用する実験装置および方法の例について、とくに、観察された主な結果を示す添付図面を参照して説明する。実験は各種の眼球に対して行った。動物の眼球:ペントバービタールの過剰投与により安楽死させた直後のニュージーランドラビットの眼に対して最初の試験を行った。エコーグラフ分析の前に、9/1000塩化ナトリウム溶液内に置き、対象とする同じ部位を種々のセンサで観察可能にする保持装置によりセンサの下に眼球を置いた。それらの眼球は、センサを、角膜上および前部部分上でのピント合わせを比較するために用いた。Bouin溶液内で固定された豚の眼を、25mmに焦点を合わされた50MHzプローブの最初の試験のために用いた。豚の眼球の大きさは人の眼球に非常に近く、後部部分の検査のための良いモデルを提供する。人の眼球科学のために献体した病気だった3人の人から得た人の眼球6個を我々は用いた。眼球1と2は、眼球摘出の2月前に、特定の病理なしに死亡した75才の人からきたものである。眼球3と4は、眼球摘出の14日前に、脳血管事故で死亡した48才の人からきたものである。眼球5と6は、眼球摘出の7日前に、高速道路事故で死亡した41才の人からきたものである。死体は冷凍して保存された。そのために角膜上に、白くて細いすじ状のかなりの接眼人工物が生じ、かつ硝子体上に硝子体内繊維状の人工物が生じた。眼球自体には引っ張り力を及ぼすことなしに、結膜辺縁limbusconjunctivaeの切断dissectionと、動眼ocularmotor筋肉のフッキングhookingおよび切開とにより、その後で、先端部が丸められている湾曲したはさみを用いて動脈と視神経および後部毛様体神経を切断することによって摘出が行われた。各眼球対に対して、眼球の一方が、摘出の1時間以内の新鮮である研究すべき生理学的血清中に直ちに置かれた。エコーグラフによる研究が終了した後で、新鮮な眼が摘出された夜よりも遅くなくBouin溶液によって固定された。第2の眼球は、後で分析されるように、摘出後直ちにBouino溶液によって固定された。6個の眼球は全て似ている外観のものであって、張力tensionが非常に小さいので、眼球を球形に戻すためにインシュリン注射によって血清を眼に再び満たすことを要する。網膜の医原性剥離を避けるために、毛様体偏平部内への注入により硝子体腔内に数立方センチメートルが注入された。自己封じ逆角膜切開self-sealinginversecornealincisionにより前房内に血清を注入することにより眼への再充填は終了させられた。この注入の目的は。レンズが硝子体内注入単独の作用の下に前方へ動くと、紅彩ー角膜角を人工的に閉じて前房を偏平にするので、その動きを阻止するためであった。各眼球は従来のエコーグラフ10MHzを用いて、その後で超音波顕微鏡50MHzを用いて分析された。準備が行われた後で、人の眼球は組織学的分析のために研究所へ送られた。使用した各種の装置を以下に簡単に説明する。超音波顕微鏡各種のフッ化ポリビニリデンPVDFトランスデューサをPanametrics5900トランスデューサにより励起して広帯域超音波ビームを発生した。後方散乱させられた超音波信号を増幅し、その後で、Lecroy9450A発振器により400MHzの標本化周波数で8ビットにデジタル化した。各獲得ごとに、信号対雑音比を高くするために、信号をオッシロスコープで平均化した。その後で、無線周波数信号の包絡線をヒルベルト変換で計算した後で、Dell486PCコンピュータがA-走査を処理し、B-モードで映像を再構成した。直交している2本の変位軸XとYに沿って動く高精度0.1μmスッテピングモータNewportMicrocontrolによって、三次元情報が獲得可能にされた。モータはPCにより制御した。後部分の3D獲得のために、X変位ステップが100μmに選択し、Y軸ステップは200μmであるように選択した。平均して、獲得フィールドは14mmX軸に沿って×8mmY軸に沿ってであった。X軸に沿って140本の線があり、Y軸に沿って40本の線があった。各線は標化科周波数200MHzまたは400MHzの関数として2000個または4000個の点を有していた。獲得深さは平均して8mmであった。PVDFトランスデューサ後部分の検査のために焦点距離がかなり短いプローブを使用した。80MHzで放射する、焦点距離が7.5mm、直径が3mm、焦点における中心周波数が60MHzであるKrautkramerプローブ。それの軸線方向解像度は20μmないし30μm、横方向解像度は60μmないし80μmであった。33MHzで放射する、焦点距離が12.5mm、直径が6mm、焦点における中心周波数が26MHzであるSofratestプローブ。それの軸線方向解像度は64μm、横方向解像度は120μmであった。網膜を検査するために、超音波ビームが毛様体偏平部を経て眼球を通過できるようにするために十分である焦点距離を持つプローブを我々は使用した。それは、50MHzで放射する、焦点距離が25mm、直径が6mm、焦点における中心周波数が28MHzであるPanametricsプローブであった。生理学的血清内での焦点におけるそれの軸線方向解像度は70μm、横方向解像度は125μmであった。有利なことに、本発明に従って、眼球とエコーグラフプローブの間で結合を行う溶液にトランスデューサの活動部分が接触するようになることを阻止するようにトランスデューサを被覆するプラスチック物質の粘着フィルム型のフィルムすなわち膜によって、全てのプローブは浸漬浴から分離された。現在では、既知の装置では、用いられるプローブはトランスデューサのための何等特殊な保護なしに浸漬浴中に直接入れられている。これにはトランスデューサを再び使用できる前にそれを消毒することを要する。その消毒は完全に満足できるやり方では行われない。10MHzエコーグラフ装置高周波装置により得られた網膜の像は、プローブが23mmに焦点を合わされていて、軸線方向および横方向の解像度が約1mmである従来の10MHzエコーグラフィによって得られた像と比較される。これは現在のやり方で利用できる種類の検査にすぎない。超音波顕微鏡でデータを獲得する直前に我々はコンパクト装置BVIからので眼球の画像を得た。その装置は現在入手できる最高の性能の眼エコーグラフィ装置の1つである。後壁から来る信号の周波数応答の分析:超音波バイオマイクロスコープによって得られた網膜像を分析して後部壁の周波数応答を発見した。後部眼壁の周波数応答をとくに分析するためには、対象とする区域を選択することが実用であった。無線周波数信号に戻って、各眼球の10個の映像を無作為に選択した。第1の側壁ピークparietalpeakを検出するように、それらの映像の種々のA走査をしきい値処理したthresholded。この第1のピークからA走査線が零へ向かって移動させられ、全ての点に零の値が与えられていたその千の端部に硝子体部分がずらされた。減少されたこのしきい値処理によって、前方に向かって窪んでいるBモードでの側壁像から零からスタートしている垂直側壁像parietaliomageまで行くことが可能にされる。このステップによって分析窓をより良く選択することが可能にされ、黄斑壁の全部に焦点が合わされる。周波数応答の線ごとの解析のために高速フーリエ変換周波数領域にFFTを用いて周波数領域に入った。解析された点が側壁点parietalpointに本当に一致するようにするために、代わりに、網膜が位置させられている後部壁の前部部分を解析するように、解析を点100から点128まで窓で囲んだwindowed。それは周波数応答曲線が、考察中の窓に対して、線ごとに、どのようにして得られたかを示すものである。各断面に対して、全ての線の平均を求めた。その後で各眼に対して無作為にとった10の断面において平均を求めた。網膜の3D画像化X軸とY軸に沿って直線走査する超音波顕微鏡により網膜の画像が得られた。得られたデータを2つの異なるやり方で処理して画像の再生を改良し、医師が容易に認識できる表示を得ることを求める。データの第1の表示はエコーグラフィにより検査される眼の後ろの平面映像を提供するC走査表現を用いた。比較によって、網膜の血管撮影型表現になじんでいる眼科医が理解できる黄斑領域の映像を得る各種の方法を我々は研究した。網膜が前部が開かれてくぼんでいたとしても、眼の後は平面写真の形でそれの上に再現される。3Dエコーグラフ獲得を基にして、C走査はX軸およびY軸に交わる平面を取ることを可能にする。そのような平行平面を複数個含む窓を選択することにより、この信号の振幅最大型、最小型、平均型、または中間型の演算子を用いた後は、C走査は情報を単一の平面画像に減少する。ユニックスおよびAVSソフトウエアの下で動作しているシリコングラフィックワ-クステーションを使用したデータの第2の表現。処理は以下のシーケンスに従う。データを読み込む。49個の点で平均を求め、その後で、オーバーサンプルされた画像のサイズを縮小するように7つの値から1つを保持することによりデータを減少する。-32000ないし32000の灰色調からデータ値を0ないし255の灰色調へ変換する。しきい値操作thresholding:対象とする領域を示すように、15のしきい値を0ないし255の範囲の値に加えた。網膜に接触するようになる硝子体バンド間に関連させられている硝子体画像を解消するように31画素の長さを持つ水平構造を用いる形態学的開放動作。硝子体-網膜アタッチメントに関連させられた人工物を解消するために3画素の長さを持つ垂直構造要素での形態学的開放動作。黒い物体に対しては200より小さい寸法の穴に充填する近接する領域による画素のラベル付け、およびその後の小さいスポットの解消を基にして。白い物体に対しては500画素より小さいサイズの物体を無くす。硝子体腔と眼の後部壁との間の境界を表す網膜の輪郭のみを保持するように黒画素または白画素の小さいスポットをなくすためにそれら2つの操作は役立つ。輪郭の不規則さを減少するために横断面形状の数学的閉成操作。このようにして得られた物体の表面の3D表示。カラーレーザプリンタを用いて画像は再生された。組織学:人の眼球6個をパリ所在のHotelDieuHospitalのanatomocytoplathology眼研究所へ送った。全ての眼はBouinの溶液内で固定され、そのうちの半分は摘出直後に固定され、他の半分は新鮮な眼球に対するエコーグラフ分析後に、ただし、眼球摘出から固定までの間に12時間を越える時間が経過しないようにして、固定された。眼球を切断し、パラフィン内に封じ込め、その後で超ミクロトームReichartOMUを用いて非常に薄い2μm厚の断面を作成した。HESを用いて種々の断面を染色し、選択した顕微鏡を用いて分析を行った。後部部分を検査している間に、下記の結果が観察された。25mmに焦点を合わされた50MHz焦点の長さで28MHzプローブを用いる可能性によって、通常の手法で使用できる黄斑maculaの非侵襲的生体内検査のための基礎を置くように、種々の動物の眼球およびその後で人の眼球の毛様体偏平部の上にトランスデューサを我々が配置することが可能にされた。超音波ビームは最初は眼の周囲壁を通り、その後で硝子体腔全体を通って、最後に眼の後部壁に達する。トランスデューサに面する毛様体偏平部を露出させるように眼球を配置することにより、視神経円板opticdiskの側頭部に配置されている黄斑領域において後部部分を直接検査できる。視神経円板は、より高い周波数におけるように、10MHzエコーグラフで識別できるマークである。固定されている豚の眼球に対して行われた最初の試験は、固定後の網膜組織の質が悪かったにもかかわらず後部壁を表示するのに役立った。しかし、行われた試験は、人の眼球の検査結果を最適にするようにエコーグラフデータを獲得する装置の種々のパラメータを調整することを支援した。ダンピングが50オームに設定されていたゼネレータに接続され、出力が2マイクロジュールである、25mmに焦点を合わされている50MHzPanametricsプローブで最良の画像が得られた。Lecroyオシロスコープが点ごとの30回の測定の平均化を行った。3D獲得が開始された時に、モータがX軸に沿って100ミクロンのステップで、およびY軸に沿って200ミクロンのステップで動いた。人の眼球の平均軸線方向長さは23.5mmであるので、オラセッラタoraserrata上にトランスデューサを配置するとプローブの焦点を黄斑網膜macularretina上に合わせることが可能にされた。10MHzエコーグラフィにより得られた黄斑断面と比較された眼球1と2に行われた断面の分析によって、50MHzPanametricsプローブで得られた画像の解像度がより高い個とが示された。図1は、10MHzでの従来のB走査の画像上図の間の比較を示すものであって、眼球1番で、網膜壁に僅かな起伏をもって硝子体の再形成が存在することが分かる。より高い周波数の黄斑画像下図が、断面の底で見ることができる網膜フォールドretinalfoldで得られた最初の画像の1つを示す。硝子体の細いバンドが網膜フォールドに取り付けられている。眼球3、4、5、および6で得られた画像はもっと鮮明である。図2は後部壁に小さな起伏がある6番の眼球の黄斑領域を通る10MHzエコーグラフ断面を示す。同じ領域を通る高周波断面は後部壁の変形を、従来のエコーグラフィでは検出されない硝子体牽引vitreoustractionの存在とともにより正確に示す。それらのエコーグラフ画像はプラスチック物質のフィルムすなわち膜により被覆されている高周波プローブで得られたものであり、前部部分を検査するために現在販売されている装置のプローブは浸漬浴から保護されていないトランスデューサを使用している。網膜信号の周波数応答の解析:Panametricsプローブの放射周波数50MHzと、血清中の焦点におけるそれの最高周波数28MHzとが与えられると、眼の媒体を通った後の焦点の近くで実際に見出される最高周波数の測定を我々は始める。後部部分の画像の空間解像度を決定するのはこの周波数である。100本の無線周波数線radiofrequencylineでしきい値操作thresholdingを行い、かつ網膜の最初の点を零まで移動させた後で、FFTが各網膜画像に対する周波数応答の平均曲線を与えた。6個の眼球のおのおのの無作為に選択された10個の断面についてこの操作を行うと、同じプローブの焦点において測定されたそのプローブからの28MHzより僅かに低い21MHzの平均値が与えられた。この信号周波数変化は眼の構造辺縁壁、および、減衰性のコラーゲン構造が、組織自己溶解および体の凍結に関連する死後の作り変えreshapeによって劣化させられた硝子体腔を通る超音波の波に起因するものである。眼球3と4はより高い周波数応答22.033MHzおよび21.638MHzを有していた。その理由はガラス体液がより良い状態にあり、したがって超音波ビームの減衰が小さかったためであるかもしれない。この結果は、我々の研究で使用した超音波顕微鏡が、分析されている人の眼球の後部壁において21MHzの周波数、すなわち、信号の周波数減衰がはるかに小さい従来の10MHzプローブで現在見出されている周波数の最低2倍、を得ることを可能にすることを示す。我々の装置で焦点において得られる21MHzによって、眼の後部壁を検査した時に、従来の10MHz装置と比較して、最低2倍高い解像度を我々が得ることを可能にされた。3D獲得はC走査表現を種々の人の眼球に適用すること、したがって、眼の背後の平らな図を与えることを可能した。図3は窓内で選択された振幅パラメータを変化している間に得られた種々のC走査を示す。最良の情報を与えるのは信号の振幅に平均値を与えることである。関連する例は、眼の後部壁の表面上の網膜層と一緒にその後部壁の前部部分に対応する900の平面の窓を我々が選択した対象である3番の眼球に関するものである。1番上の画像は解釈が困難である画像をもたらす最小型オペレータの適用を示す。第2の画像は同じ900の平面上の最大型のオペレータの適用に対応するもので、曖昧な画像を出現させる。第3の画像は眼の後ろの出現を識別するために役立つ平均化の結果であって、眼科医が毎日の診療で種々の拡大鏡で行っている観察に類似する。画像の1番上では視神経円板opticdiskに対応する丸くされたハイポエコー発生roundedhypo-echo-generating構造を特定することが可能である。視神経円板からスタートして、より多くのエコーを発生し、かつ左下へ斜めに伸びるカーストcastを見ることが可能である。この画像は、この領域を通る種々のB走査において見出される最大網膜フォールドretinalfoldに対応する。得られた表現のうち、最後の画像は黄斑のある網膜macularretinaの状態を明らかに、かつ有益に示すために最良である。この画像は中間型オペレータを獲得の同じ900の平面上に適用することによって得られたものである。網膜フォールドと視神経円板はほとんど実物のように現れ、臨床画像clinicalimageおよび従来の血管撮影に極めて良く匹敵する。C走査を用いることにより、たとえば、網膜の下の平面または視神経円板の深い層について研究することを可能にするように、種々の深さに配置されている平面の窓を選択することが可能である。この利点によって、介在する媒体に適用される透明諸条件とは無関係に、黄斑の深い平面に情報を与えることによりこの装置を血管撮影検査に対して高度に相補的なものにすることが可能にされる。たとえば、硝子質媒体内または網膜の表面層内に出血があった時に欠陥撮影は解釈が困難である。より有利な応用の1つが、年齢に関連する黄斑変性ARMDに関連する黄斑下血管新生膜submacularneovascularmembraneを検査することかもしれない。この常に頻繁で高度に無効にする病変evermorefrequentandhighlyinvalidatingpathologyは、顕微鏡的網膜下剖検により膜が取り出される極めて見込みのある新規な外科処置を受けている。組織学的レベルにおいてエコーグラフ画像形成に結び付けられている血管撮影検査はそれらの膜の形、大きさ、および厚さについてのよりよい理解を外科医に与え、しかもそれの網膜下関係の特定も行う。この種の画像形成は物理病理学physiopathologyのよりよい評価を可能にもする。3D復元のための基礎として役立てるために3番の人の眼球を選択した。その眼球は最も容易に識別できる網膜フォールドretinafoldを有する眼球であった。図4はAVSプログラムを適用した後で得られた3D図の1つをプリントした結果を示す。網膜面の前方に非常に明らかなレリーフを形成する網膜フォールドを識別することが可能である。しかし、それの輪郭は不整形であって、おそらく、網膜とガラス体液の間の不完全な区分化によって拡大される。そのような3D画像形成の対象は、とくに測定ボリュームmeasurevolumeが容易であるので、厚さを生じた時に、後部部分の病状のより全体的な図与えることである。臨床応用が、非常にしばしばである年齢に関連する黄斑変性と、かつ後部部分の腫瘍とにも迅速に向けられる。腫瘍では、我々の装置の利点は、それらの病変の体積と範囲を研究するばかりでなく、超音波の減衰パラメータおよび拡散パラメータを解析することによりそれの組織を特徴付けるように、無線周波数信号からの情報の全てを保存することである。種々の人の眼球の組織学的解析がはるかに巨視的に見ることができる全ての眼球における自己溶解を悪くする前部網膜物質の損失を生じた網膜の広範囲な衛死があるが、網膜は折り曲りで厚くなったように見える場所である後ポールpoleと、人工物に起因する分離領域とで見えるままである。それは非常に自己溶解された層の間に核層を有する。しかし、層のこのスタックは困難なしに網膜を認識可能にする。網膜の折り曲げられた層と、網膜の焦点を厚くすることとが光学ディスク、自己溶解に抵抗した唯一の部分である、に近接する網膜の両側と、眼の開きまで見ることができる。脈絡膜面は毛様体面から走っていることが明らかに見ることができる。そこでは脈絡膜は、容易に認識される、比較的良く保存された導管および線維性構造である。図5は3番目の眼球の、同じ黄斑領域を通る、巨視的組織学的断面左の図と超音波顕微鏡断面との比較の例を示す。組織学的断面では、明らかな網膜フォールドAと、その後で図の上へ向かって、一連のあまり目立っていない網膜フォールドとを見ることができる。網膜下の空間は骨疽物質Bにより、その後で、それの保存されている血管構造によって認識できる脈絡膜Cにより占められている。筋状の外観の強膜壁Dはどのような異常も呈示しない。エコーグラフ図では、エコー発生マージンの形で現れる同じ網膜フォールドAと、それに続く組織学的断面におけるのと同じ起伏とを見ることができる。網膜の下には、網膜下壊死に対応する少ないエコーBを発生する小さい空間がある。更に後ろには、脈絡膜に対応する、多くのエコーCを発生する円弧状層と、その後の、中間エコー発生性能Dを有するように見える強膜壁とがある。したがって、エコーグラフにより認識される種々の網膜フォールドは網膜下壊死を有する死後網膜フォールドに対応するが、強膜の出現が保存されている。組織学的断面が超音波顕微鏡のB走査と比較されると、少ないエコーを発生することを見ることができる網膜下壊死物質により強膜から網膜が分離された時に、約400ミクロンで組織学的に測定された、網膜層のみを極めて明らかに認識することが可能である。この分析は、10MHzプローブの分析と比較すると、本発明により提供されるかなりの進歩を表す。それは、我々が採用した人の眼球上で見出される網膜フォールド、たとえば、ARMD、を含んでいる黄斑が濃くなった部分を解析することを可能にして、良いエコーグラフモデルを与える。視覚の良い質のために重要である眼のこの領域のより良い検査を達成する可能性は、最初に単に種々の黄斑病状を図解のための手段として、その後で高密度の光受容器を持つ眼の前記領域から来るエコーグラフ情報の定量分析を得るための手段として、この技術がより一層頻繁に使用されることになるという希望に導く。