"ワークの漏れの流量計測方法であり、計測環境の気圧Bと温度tacを測定する過程と、流量計を通してワークに供給する気体のテスト圧Pacを測定する過程と、流量計による計測環境での実体積流量Qacを測定する過程と、上記温度tacと上記気圧Bと上記テスト圧Pacにより決まる所定の標準状態への換算係数を上記計測環境での実体積流量Qacに乗算して標準状態での流量Qacに換算する過程と、予め決めた規定テスト圧Ppと測定された上記気圧B及び上記テスト圧Pacから、上記換算流量Qacを、上記規定テスト圧Ppの気体がワークに与えられた時の流量に補正する補正係数を計算する過程と、上記換算流量Qacに上記補正係数を乗算して上記規定テスト圧Ppがワークに与えられた時の補正された換算流量Qpを得て、表示する過程と、を含むことを特徴とする流量計測方法。請求項1記載の流量計測方法において、ワークの漏れの特性が、流速が音速未満のオリフィス特性とみなせる場合であり、上記過程は予め決めた規定テスト圧Ppと測定された上記気圧B及び上記テスト圧Pacから上記補正係数C1を次式により計算することを特徴とする流量計測方法。請求項1記載の流量計測方法において、ワークの漏れの特性が、流速が音速のオリフィス特性とみなせる場合であり、上記過程は予め決めた規定テスト圧Ppと測定された上記気圧B及び上記テスト圧Pacから上記補正係数C2を次式により計算することを特徴とする流量計測方法。請求項1記載の流量計測方法において、ワークの漏れの特性が粘性流とみなせる場合であり、上記過程は予め決めた規定テスト圧Ppと測定された上記気圧B及び上記テスト圧Pacから上記補正係数C3を次式により計算することを特徴とする流量計測方法。ワークの漏れの流量計測方法であり、計測環境の気圧Bと温度tacを測定する過程と、流量計を通してワークに供給する気体のテスト圧Pacを測定する過程と、流量計による計測環境での実体積流量Qacを測定する過程と、上記温度tacと上記気圧Bと上記テスト圧Pacにより決まる所定の標準状態への換算係数を上記計測環境での実体積流量Qacに乗算して標準状態での換算流量Qacに換算する過程と、予め決めた規定テスト圧Ppと測定された上記気圧B及び上記テスト圧Pacから、上記換算流量Qacを、上記規定テスト圧の気体が標準状態でワークに与えられたと等価な流量に変換する等価係数を計算する過程と、上記換算流量Qacに上記等価係数を乗算して上記規定テスト圧Ppが標準状態でワークに与えられた時の等価流量QEpを得て、表示する過程と、を含むことを特徴とする流量計測方法。請求項5記載の流量計測方法において、ワークの漏れの特性が、流速が音速未満のオリフィス特性とみなせる場合であり、上記過程は予め決めた規定テスト圧Ppと測定された上記気圧B及び上記テスト圧Pacから上記等価係数E1を次式により計算することを特徴とする流量計測方法。請求項5記載の流量計測方法において、ワークの漏れの特性が、流速が音速のオリフィス特性とみなせる場合であり、上記過程は予め決めた規定テスト圧Ppと測定された上記気圧B及び上記テスト圧Pacから上記補正係数E2を次式により計算することを特徴とする流量計測方法。請求項5記載の流量計測方法において、ワークの漏れの特性が粘性流とみなせる場合であり、上記過程は予め決めた規定テスト圧Ppと測定された上記気圧B及び上記テスト圧Pacから補正係数E3を次式により計算することを特徴とする流量計測方法。ワークの漏れの流量計測装置であり、計測環境の気圧Bを測定する気圧計と、計測環境の温度tacを測定する温度計と、空圧現からテスト導管を通してワークに供給する気体のテスト圧Pacを調整する調圧弁と、上記調圧弁の下流において上記テスト導管に直列に挿入され、ワークに供給される上記気体の実体積流量Qacを測定する流量計と、上記流量計を通してワークに供給する上記気体のテスト圧Pacを測定するテスト圧計と、上記温度tacと上記気圧Bと上記テスト圧Pacにより決まる所定の標準状態への換算係数を上記計測環境での実体積流量Qacに乗算して標準状態での換算流量Qacに換算する流量換算部と、予め決めた規定テスト圧Ppと測定された上記気圧B及び上記テスト圧Pacから、上記換算流量を、上記規定テスト圧の気体がワークに与えられた時の流量に補正する補正係数を計算し、上記換算流量Qacに上記補正係数を乗算して上記規定テスト圧Ppがワークに与えられた時の補正された換算流量Qpを得る流量補正部と、上記補正された換算流量Qpを表示する表示部と、を含むことを特徴とする流量計測装置。請求項9記載の流量計測装置において、ワークの漏れの特性が、流速が音速未満のオリフィス特性とみなせる場合であり、上記流量補正部は予め決めた規定テスト圧Ppと測定された上記気圧B及び上記テスト圧Pacから上記補正係数C1を次式により計算することを特徴とする流量計測装置。請求項9記載の流量計測装置において、ワークの漏れの特性が、流速が音速のオリフィス特性とみなせる場合であり、上記流量補正部は予め決めた規定テスト圧Ppと測定された上記気圧B及び上記テスト圧Pacから上記補正係数C2を次式により計算することを特徴とする流量計測装置。請求項9記載の流量計測装置において、ワークの漏れの特性が粘性流とみなせる場合であり、上記流量補正部は予め決めた規定テスト圧Ppと測定された上記気圧B及び上記テスト圧Pacから上記補正係数C3を次式により計算することを特徴とする流量計測装置。ワークの漏れの流量計測装置であり、計測環境の気圧Bを測定する気圧計と、計測環境の温度tacを測定する温度計と、空圧現からテスト導管を通してワークに供給する気体のテスト圧Pacを調整する調圧弁と、上記調圧弁の下流において上記テスト導管に直列に挿入され、ワークに供給される上記気体の実体積流量Qacを測定する流量計と、上記流量計を通してワークに供給する上記気体のテスト圧Pacを測定するテスト圧計と、上記温度tacと上記気圧Bと上記テスト圧Pacにより決まる所定の標準状態への換算係数を上記計測環境での実体積流量Qacに乗算して標準状態での換算流量Qacに換算する流量換算部と、予め決めた規定テスト圧Ppと測定された上記気圧B及び上記テスト圧Pacから、上記換算流量Qacを、上記規定テスト圧Ppの気体が標準状態でワークに与えられたと等価な流量に変換する等価係数を計算し、上記換算流量Qacに上記等価係数を乗算して等価流量QEpを得る流量等価部と、上記等価流量QEpを表示する表示部と、を含むことを特徴とする流量計測装置。請求項13記載の流量計測装置において、ワークの漏れの特性が、流速が音速未満のオリフィス特性とみなせる場合であり、上記流量等価部は予め決めた規定テスト圧Ppと測定された上記気圧B及び上記テスト圧Pacから上記等価係数E1を次式により計算することを特徴とする流量計測装置。請求項13記載の流量計測装置において、ワークの漏れの特性が、流速が音速のオリフィス特性とみなせる場合であり、上記流量等価部は予め決めた規定テスト圧Ppと測定された上記気圧B及び上記テスト圧Pacから上記等価係数E2を次式により計算することを特徴とする流量計測装置。請求項13記載の流量計測装置において、ワークの漏れの特性が粘性流とみなせる場合であり、上記流量等価部は予め決めた規定テスト圧Ppと測定された上記気圧B及び上記テスト圧Pacから上記等価係数E3を次式により計算することを特徴とする流量計測装置。図1の流量検査装置においては、調圧弁12を調節してテスト圧計13に表示されるワーク40に対するテスト圧を規定のテスト圧に設定することが必要である。現実には多数のワークを順次検査していくにつれ環境温度及び大気圧が変化し、実際のテスト圧が規定のテスト圧から所定値以上ずれる毎に、そのつどテスト圧の調整を行う必要があった。またワーク毎に漏れ量が異なるのが普通であり、ワークを取り替える毎に流量が変化し、その結果、ワークに与えられるテスト圧が変化するので、調圧弁12によりテスト圧を規定のテスト圧に調整する必要がある。このような調整を調圧弁12で手動により短時間で行おうとすれば設定テスト圧の規定テスト圧に対する誤差が大きくなり、誤差を小さくしようとすれば、各設定に時間がかかる不便さがあった。そこで、図1中に破線で示すように、テスト圧計13の測定結果を電気信号として帰還制御部50に与え、測定テスト圧が規定の設定テスト圧となるよう帰還制御部50により調圧弁12を自動調節することが行われている。しかし、このような自動制御機構は価格が高くなる上に、帰還ループの遅延が大きく、設定テスト圧のハンチングが収斂するのに時間がかかる問題があった。この発明の目的は高価な帰還制御機構を使用せずに、ワークに与えられる実際のテスト圧が規定テスト圧からずれてもテスト圧の調整を行わずに規定のテスト圧で流量を測定したと同じ結果が得られる流量計測方法及び流量計測装置を提供することである。本発明の第1の観点によれば、計測環境の気圧Bと温度tacを測定し、流量計を通してワークに供給する気体のテスト圧Pacを測定し、流量計による計測環境での実体積流量Qacを測定し、上記温度tacと上記気圧Bと上記テスト圧Pacにより決まる所定の標準状態への換算係数を上記計測環境での実体積流量Qacに乗算して標準状態での流量Qacに換算し、予め決めた規定テスト圧Ppと測定された上記気圧B及び上記テスト圧Pacから、上記換算流量Qacを、上記規定テスト圧Ppの気体がワークに与えられた時の流量に補正する補正係数を計算し、上記換算流量Qacに上記補正係数を乗算して上記規定テスト圧Ppがワークに与えられた時の補正された換算流量Qpを得て表示することを特徴とする。本発明による第2の流量計測方法は、計測環境の気圧Bと温度tacを測定し、流量計を通してワークに供給する気体のテスト圧Pacを測定し、流量計による計測環境での実体積流量Qacを測定し、上記温度tacと上記気圧Bと上記テスト圧Pacにより決まる所定の標準状態への換算係数を上記計測環境での実体積流量Qacに乗算して標準状態での換算流量Qacに換算し、予め決めた規定テスト圧Ppと測定された上記気圧B及び上記テスト圧Pacから、上記換算流量Qacを、上記規定テスト圧の気体が標準状態でワークに与えられたと等価な流量に変換する等価係数を計算し、上記換算流量Qacに上記等価係数を乗算して上記規定テスト圧Ppが標準状態でワークに与えられた時の等価流量QEpを得て表示することを特徴とする。本発明は、実際にワークに供給される気体のテスト圧が規定テスト圧からずれても、規定テスト圧で測定したとほぼ同じ流量測定結果が得られる。この発明によれば、テスト圧が規定テスト圧からずれた場合、そのときの測定流量から規定テスト圧での流量を計算により求める。[この発明による流量計測原理への導入]ワークを流れる気体の流速及びワークの漏れ特性により圧力変動補正の算出式が異なる。ここでは以下の3つの状態を検討する。オリフィス特性のワークの漏れ穴で流速が音速未満の場合。オリフィス特性のワークの漏れ穴で流速が音速の場合。ワークの漏れ特性が粘性流を生じさせる場合。[ワークの漏れ特性が音速未満のオリフィス特性の場合]図2Aに模式的に示すように、ワークの穴をオリフィスとみなして、そのオリフィスの入口での気体の圧力をP1ゲージ圧とし、出口での圧力をP0ゲージ圧とすると、周知のように入口側の流量Qtは流速が音速未満の場合次式で表される。オリフィスの出口は大気に開放されているのでP0は大気圧である。入口と出口の差圧オリフィス差圧はΔP=P1P0であり、ρは印加気体の圧力がP1P0、温度がtでの気体密度である。圧力P1はテスト圧に該当する。ゲージ圧は大気圧P0との差圧を表し、従ってP00であり、ΔPP1となる。図2Aにおいて、実際にワークに与えられているテスト圧をPacゲージ圧とすると、オリフィス差圧はΔPacPacなので、その時のオリフィス入口での流量Qacは次式で与えられる。ただし、計測時の大気圧をBとすると、ρacは圧力PacB絶対圧、温度t°Cでの気体密度である。同様に図2Aにおいて、規定のテスト圧Ppがワークに与えられた時の流量Qpは次式で与えられる。ただし、ρpは圧力PpB、温度tでの気体密度を表す。式から次式が得られる。密度ρはWVで表されるので、計測環境気圧B、温度t°Cでのテスト圧Pacの気体の密度ρacと、同じ環境での規定テスト圧Ppの気体の密度ρpの比はρacρp=VpVacである。体積VacとVpの関係をボイルシャルルの法則で表すと、となるので、前記密度の比は次式で表される。この密度比を使って式から次式が得られる。式は実際のテスト圧Pacが規定のテスト圧Ppからずれている場合の、実際のテスト圧Pacで計測した実体積流量Qacと規定のテスト圧Ppで測定されるべき実体積流量Qpの関係を示している。ただし、この関係式は計測環境温度t、大気圧Bにおける関係式であり、一般に使用される流量計測装置においては、流量を標準状態例えば20°C273K、1気圧1013hPaでの流量に換算して表示するのが通常である。以下に、換算式を導く。温度tac、大気圧Bの環境で、テスト圧Pacで計測した実体積流量Qacを標準状態20°C、1013hPaでの換算流量Pacに換算すると次式で表される。R1は換算係数であり、式における換算係数Rと実質的に同じである。式から流量Qacはとなる。同様に温度tacで規定のテスト圧Ppのときの換算流量Qpは、で与えられる。式を式に入れると次式が得られる。式は、実際のテスト圧がPacの時に音速未満で漏洩する気体の実体積流量Qacの標準状態への換算流量Qacを、規定テスト圧Ppの気体をワークに供給して測定したと仮定した場合の計測流量Qpの標準状態への換算流量Qpに補正する圧力変動補正式である。つまり、規定テスト圧Ppが決められいるが、測定環境下大気圧B、温度tac°Cで規定テスト圧からずれた実際に与えられたテスト圧Pacにより流量Qacが計測され、従来の方法による式から換算流量Qが得られれば、式のように補正係数C1を乗算することにより規定のテスト圧Ppで計測された流量Qpの標準状態での換算流量Qpが求まることを意味している。[ワークの漏れ特性が音速のオリフィス特性の場合]図2Aにおいて、オリフィスの入口での圧力P1と出口の圧力P0の絶対圧比が189以上となると、即ち、≧189となると、オリフィスを通過する気体の流速は音速になり、音速を超える流速にはならない。このときのオリフィスの特性式は次式で表される。Qt=KL1×このときの流量計測で、テスト圧が規定テスト圧からずれた場合を検討する。規定のテスト圧Ppからずれたテスト圧Pacがオリフィスの入口に与えられたとすると、そのときの入口での実体積流量Qacは式からQac=KL1×と表される。同様に、規定のテスト圧Ppがオリフィスの入り口に与えられた時の実体積流量Qpは式からQp=KL1×と表される。式から式から流量Qpは次式で与えられる。圧力、温度tacでの実体積流量がQacを標準状態1013hPa、20°Cでの流量に換算した換算流量Qacは、となる。式は式と同じであり、換算係数R2は換算係数R1と同じである。式を変形してが得られる。同様に規定テスト圧Ppのときの換算流量Qpは次式で表される。式を式に代入すると、が、音速でのオリフィス特性の換算流量における圧力変動補正式として得られる。この場合も、実際のテスト圧Pacが規定のテスト圧Ppからずれても、換算流量Qacに補正係数C2を乗算することにより規定テスト圧Ppで測定される流量の標準状態への換算流量Qpを得ることができる。[ワークの漏れ特性が粘性流の場合]図2Bに模式的に示すように、ワークの漏れ穴が細管とみなされる場合、細管を流れる気体の流量は粘性の影響を受ける。このような場合は粘性流の流れの式であるハーゲンポアゼイユの式に従う。その基本式は次のように表される。Qtは細管内を流れる気体の流量であり、KL2は粘性流を生じさせる穴の形状係数であり、ηは計測時の流体粘度であり、ΔPはテスト圧P1と大気圧P0の差P1P0である。大気圧はゲージ圧でP00なのでΔPP1である。図2Bにおいて、温度tac°C、気圧Bの計測環境において、規定テスト圧Ppからずれたテスト圧Pacがワークに与えられたとすると、そのときの細管中を流れる実体積流量Qacは式からとなる。また、同じ計測環境で規定のテスト圧Ppが与えられた時の細管を流れる実体積流量Qpは同様に式からとなる。式からが得られる。粘性流の場合は、細管の単位長さ当たりほぼ一定の圧力損が生じるので、細管内における気体の圧力は平均圧力2とみなせる。温度tac°C、気圧Bの計測環境で細管を流れる実体積流量Qacを標準状態1気圧,20°Cでの流量Qacに換算すると、となる。R3は換算係数である。式を変形すればとなる。同様に、同じ計測環境で規定テスト圧Ppが与えられた時に細管を流れる実体積流量Qpを標準状態での流量Qpに換算する式を求め、変形すると、が得られる。式のQacQpを式に代入すれば次式が得られる。式は、粘性流のワーク漏れ特性の場合の換算流量に対する圧力変動補正式を表している。即ち、テスト圧Pacで測定された流量の標準状態への換算流量Qacに補正係数C3を乗算することにより規定テスト圧Ppで測定される流量の標準状態への換算流量Qpが得られる。ただし、式における換算流量Qacを与える式において、流量Qacは細管内の流量であり、直接測定することはできない。そこで、細管内の流量Qacを細管の入口における流量Qacに換算すると、となるので、式のQacを式に代入すると次式が得られる。換算係数R3は換算係数R1、R2と同じである。従って、式における換算流量Qacは測定流量Qacを使って式から計算すればよい。[第1実施例]上述では3つのワークの漏れ特性の場合についてそれぞれ規定テスト圧Ppからずれたテスト圧Pacで測定された換算流量Qacを、規定テスト圧Ppで測定した場合の換算流量Qpに変換する式を示した。この第1実施例においては、流速が音速未満のワーク漏れ特性の場合の圧力変動補正が可能な流量計測装置としてまず説明し、その後で流速が音速のワーク漏れ特性の場合及び粘性流となるワークの漏れ特性の場合の圧力変動補正を可能とする変形例を説明する。以下では、まず流速が音速未満の場合の流量計測装置及び計測方法について図3を参照して説明する。図3は図1と同様に流量計を使用した流量計測装置の第1実施例を示し、図4はその計測方法のフローチャートを示す。図1における流量計測装置230との差異は図1における演算装置30に流量補正部30Cが追加された演算装置30’を使用していることである。その他の構成は図1と全く同じである。従って、従来の演算装置30に流量補正部30Cの処理が新しく追加されており、その他は図1と同じである。流量換算部30Rは選択部34による選択に応じて式又は又はにより換算流量Qacを計算する。流量補正部30Cは選択部34による選択に応じて式の補正係数C1又は式の補正係数C2又は式の補正係数C3を計算し、更に式又は又はによる補正換算流量即ち規定テスト圧を供給した場合の換算流量Qpを計算する。以下、測定手順を説明する。まず、開閉弁16を閉じた状態でワーク40がテスト導管14の下流端に取り付けられる。ステップS1:開閉弁16を開いて空圧源11から流量計20を通してワーク40に気体を供給し、調圧弁12を調整してテスト圧計13が示すゲージ圧大気圧との差圧ΔPが規定テスト圧Ppに対し所定の許容範囲内となるようにテスト圧Pacを設定する。ステップS2:温度計32及び気圧計33から計測環境の大気温度tac°C及び大気圧Bを記憶部30Mに読み込む。ステップS3:流量計20が計測した計測環境での実体積流量Qacを演算装置30’に取り込む。ステップS4:流量換算部30Rにおいて計測環境での実体積流量Qacに対し、式により気圧Bと温度tacとテスト圧Pacを使って換算流量Qacを計算する。ステップS5:流量補正部30Cにおいて、測定した気圧B、測定したテスト圧Pac、規定テスト圧Ppを使って式により補正係数C1を計算し、更に式により換算流量Qacに補正係数C1を乗算して規定テスト圧Ppによる流量の標準状態への換算流量Qpを得、表示部31に表示する。ワークを取り替える毎に上記ステップS1~S5を実行すればよい。ステップS1におけるテスト圧の設定は、規定テスト圧Ppに対し所定の許容範囲内の誤差で設定すればよく、その許容範囲は後述するように規定テスト圧の例えば±10程度と大きくてもよいので、設定に要する時間は短い。設定テスト圧が変動しても式によりる補正により、常に規定テスト圧で測定される流量を標準状態に換算した正しい換算流量を求めることが出来る。上述では、ワーク漏れ特性が音速未満の流量計測について説明したが、変形例として図5にフローチャートで示すように、ワーク漏れ特性が音速未満の場合の流量、音速の場合の流量及び粘性流を生じさせる場合の流量を区別して計測できるようにしてもよい。図3に破線で示すように、選択部34が設けられており、操作者が、ワークが粘性流を生じさせるものか、オリフィス特性のものかを選択部で指定しておく。図5のステップS1~S3は図4のステップS1~S3と同じであり、説明を省略する。ステップSX1:選択部で設定されたワークの漏れ特性が粘性流特性か、オリフィス特性か判定し、粘性流特性の場合はステップS43に移り、オリフィス特性の場合はステップSX2に移る。ステップSX2:設定したテスト圧Pacゲージ圧と測定した大気圧Bとからが189×B以上であるか判定し、否であれば流速は音速未満でありステップS41に移り、是であれば流速は音速でありステップS42に移る。ステップS41,S51は図4のステップS4,S5と同じであり、説明を省略する。ステップS42:流速は音速なので、式により計測環境でのテスト圧Pacで測定された流量を標準状態の流量Qacに換算する。ステップS52:式により換算流量Qacに補正係数C2を乗算して規定テスト圧による流量の標準状態への換算流量Qpを得て、表示する。ステップS43:ワークの漏れ特性が粘性流の場合であり、式により計測環境でのテスト圧Pacで測定された流量を標準状態の流量Qacに換算する。ステップS53:式により換算流量Qacに補正係数C3を乗算して規定テスト圧による流量の標準状態への換算流量Qpを得て、表示する。[変形実施例]上述の実施例においては、既存の技術で計測した換算流量Qacを規定テスト圧での換算流量Qpに補正する場合を説明したが、実際のテスト圧Pacと環境条件から直接規定テスト圧での換算流量Qpを以下のように求めてもよい。オリフィスでの流速が音速未満の場合、式を使って式を変形すると、が得られる。ここで、流量Qacは流量計20により測定される値であり、気圧B及び温度tacは環境条件として測定され、テスト圧Pacはゲージ圧としてテスト圧計13により測定され、規定テスト圧Ppは予め決めた値なので、これらから式を計算することができる。オリフィスでの流速が音速の場合式を式に代入すると、が得られる。この場合も、測定値Qactac、Pac、Bと規定テスト圧値Ppを使って式からQpを計算することができる。漏れ流が粘性流の場合、式を式に代入すると、が得られ、測定値Qactac、Pac、Bと規定テスト圧値Ppを使って式からQpを計算することができる。図6は上記変形実施例を実現する流量計測装置の構成を示す。図3との差異は、演算装置30’の流量換算部30Rと流量補正部30Cの代わりに補正換算流量計算部30Kが設けられた演算装置30が設けられていることであり、その他の構成は図3と同じである。補正換算流量計算部30Kは、選択部34により選択されたワークの漏れ特性に対応した上記式の何れかを使用して、記憶部30Mに取り込まれた測定値、QactacB及び規定テスト圧値Ppから規定テスト圧による漏れ流量の標準状態への換算流量Qpを計算し、表示部31に与える。測定の処理手順は図5における各ワークの漏れ特性に対する換算係数の乗算による換算流量の計算と、補正係数の乗算による補正換算流量の計算の替わりに、上記式のいずれかを実施するだけであり、処理フロー図とその説明を省略する。[流量計測実験例]図7A、図8A、図9Aは3種類のワークについて規定テスト圧をそれぞれ200hPa500hPa1000hPaとした場合に、それぞれを中心としてテスト圧を変動させた時の従来技術により測定された換算流量と、それに対しこの発明により補正を行った補正流量と、補正流量の規定テスト圧での流量に対する偏差を表で示す。ただし、計測時の環境大気圧Bは1005hPa、大気温度は265°Cであった。また、図7B、図8B、図9Bは図7A、図8A、図9Aにおける実測換算流量×印で示すと補正流量○印で示すの値をグラフで表したものであり、横軸はテスト圧、縦軸は流量示す。これらのグラフから明らかなように、いずれの場合も実測換算流量はテスト圧の変動により大きく変化するのに対し、補正流量の変化は著しく小さい。テスト圧の規定テスト圧に対する変動が10以内では、補正流量の偏差は±1以内に入っている。従って、この発明によれば、ワークを取り付ける毎に行うテスト圧の設定精度を高くする必要がなく、例えば規定テスト圧に対し±10の範囲内となるようテスト圧を設定すれば、規定テスト圧による測定流量に対し±1以内の誤差で測定可能であり、設定が容易である。[第2実施例]ところで、上述した各種ワークの漏れ特性についての換算流量の補正方法について説明したが、例えば流速が音速未満の場合の式による補正換算流量Qpを求めるためには、換算流量Qacを式により計算する必要がある。式により換算流量Qacを計算するには流量Qacを差圧流量計20で測定するが、流量Qacは式から明らかなように気体密度ρacに依存する。ところが、気体密度ρacは気体の圧力PacBと温度tacに依存するので、テスト圧Pacが同じに設定されたとしても環境温度tac及び大気圧Bの少なくとも一方が変化すると測定される流量Qacが変化することを意味している。つまり、流量計測装置が設置されている環境の時間変化あるいは装置を設置する地理的環境が異なることによって測定流量Qacが異なってしまい、その結果、補正換算流量も異なってしまう。同じ問題は流速が音速の場合の式にも生じる。更に、粘性流の場合の式には気体密度が含まれてないが、流体粘度ηは流体の温度に依存するので、計測環境温度が変化すれば計測される流量Qacが変化し、同じ問題がある。第2実施例では、テスト圧が変動しても規定テスト圧での計測流量と同じ結果が得られ、しかもその計測流量が環境の変化に依存せず、標準状態で計測された流量と同じになる流量計測方法を説明する。即ち、ここでは任意の環境においてテスト圧Pacの気体をワークに与えた時の洩れ流量を、標準状態で規定テスト圧Ppの気体をワークに与えた時の流量と等価な流量に換算して表示する。この換算流量を以下では等価流量と呼ぶ。[ワークの漏れ特性が音速未満のオリフィス特性の場合]図2Aにおいて、計測環境の大気温度がtac°C、大気圧がBの時、テスト圧Pacを与えて生じる漏れ流量オリフィス入口での流量Qacは式で与えられる。これをオリフィス出口の流量QBacに換算すると、となる。同様に、同じ環境で規定テスト圧Ppを与えて生じる漏れ量Qpをオリフィス出口の流量QBpに換算すると、となる。式から次式が得られる。密度比は次式で表されるから、式に代入して変形すると次式が得られる。式において標準状態のB=1013hPa、tptac20°Cとすれば、QBp、QBacはそれぞれ規定テスト圧Ppを与えた時およびテスト圧Pacを与えた時の等価流量QEp、QEacを意味することになり、次式が得られる。式において、計測環境が標準状態気圧1013hPa、温度20°Cでテスト圧Pacの気体をワークに供給した時の式により与えられるオリフィス入口の流量Qacをオリフィス出口の流量即ち等価流量QEacに換算すると、となる。式を式に代入すると、式と同様に次式、が成立するから、式はとなる。式により計測環境気圧BhPa、温度tac°Cで規定テスト圧Ppからずれたテスト圧Pacが与えられて測定した実体積流量Qacから標準状態でテスト圧Pacを与えた時の等価流量QEacが計算される。同じ計測環境で規定テスト圧Ppが与えられた時の等価流量QEpは式を式に代入して次式のように求められる。式実体積流量Qacを換算流量Qacで表すため、式を式に代入すると次式が得られる。ここでE1を等価係数と呼ぶことにする。なお、式の等価係数は、式の換算係数R1を使って次式のように表すことができる。式から明らかなように、従来の技術により測定される換算流量Qacに等価係数E1を乗算することにより等価流量QEpが得られる。式の等価流量QEpは大気圧BhPa,気温tac°Cの環境で、テスト圧Pacの気体がワークに与えられた時に流量計で測定される流量Qacオリフィス入口の流量から、標準状態で、規定テスト圧Ppの気体がワークに与えられた時の環境大気への流出流量を意味する等価流量QEpが計算できることを意味している。従って、この等価流量QEpは計測環境に依存しない。[ワークの漏れ特性が音速でのオリフィス特性の場合]前述のように図2Aにおいて≧189の場合であり、計測環境の大気温度がtac°C、大気圧がBの時、テスト圧Pacを与えて生じる漏れ流量オリフィス入口の流量Qacは式で与えられる。これをオリフィス出口の流量QBacに換算すると、となる。同様に、同じ環境で規定テスト圧Ppを与えて生じる漏れ量Qpをオリフィス出口の流量QBpに換算すると、となる。式から次式が得られる。式において標準状態のB=1013hPa、tptac20°Cとすれば、QBp、QBacはそれぞれ等価流量QEp、QEacを意味することになり、次式が得られる。式において大気温度がtac20°C、大気圧がB1013hPaの時は、流量QBacは等価流量QEacを表すことになるので、等価流量QEacは次式で表される。式と式から次式が得られる。一方、規定テスト圧が与えられた場合の等価流量QEpは式を式に代入して次式のように表される。が得られる。式の実体積流量Qacを式の換算流量Qacで表すと式は次式のようになる。ここでE2を等価係数と呼ぶことにする。式から明らかなように、従来の技術により測定される換算流量Qacに等価係数E2を乗算することにより等価流量QEpが得られる。なお、この等価係数E2は式における換算係数R2を使って表すと、と表される。式の等価流量QEpは大気圧BhPa,気温tac°Cの環境で、テスト圧Pacの気体がワークに与えられた時に流量計で測定される流量Qacオリフィス入口の流量から、標準状態で、規定テスト圧Ppの気体がワークに与えられた時の大気への流出流量を意味する等価流量QEpが計算できることを意味している。[ワークの漏れ特性が粘性流の場合]図2Bに模式的に示すように、ワークの漏れ穴が細管とみなされる場合、前述のように細管を流れる気体の流量は粘性の影響を受け、細管を流れる気体の流量は式で表される。計測環境の大気温度がtac°C、大気圧がBの時、テスト圧Pacを与えて生じる漏れ流量細管内の流量Qacは式で与えられる。これを細管出口の流量QBacに換算すると、となる。同様に、同じ環境で規定テスト圧Ppを与えて生じる漏れ量Qpを細管出口の流量QBpに換算すると、となる。環境温度が同じなのでηacηpであり、式から次式が得られる。式において標準状態のB=1013hPa、tptac20°Cとすれば、QBp、QBacはそれぞれ等価流量細管出口の流量QEp、QEacを意味することになり、次式が得られる。式において計測環境が標準状態であれば、流量QBacは等価流量QEacを意味し、次式で表される。一方、式の細管出口側の流量QBacを細管入り口側の流量、即ち測定される実体積流量Qacに換算すると、次式で表される。式とから次式が得られる。空気の粘性係数ηは温度依存性があり、一般的な温度0°C~50°C間においては温度t°Cのときの粘性係数ηtは近似的に次式で求めることができる。ηt=171××10520°Cの場合はη20180×105である。これを式に代入すると、式を式に代入すると次式が得られる。が得られる。式の実体積流量Qacを式の換算流量Qacで表すと式は次式のようになる。ここで、E3を等価係数と呼ぶ。式から明らかなように、従来の技術により測定される換算流量Qacに等価係数E3を乗算することにより等価流量QEpが得られる。なお、この等価係数E3は式における換算係数R3を使って表すと、となる。式の等価流量QEpは大気圧BhPa,気温tac°Cの環境で、テスト圧Pacの気体がワークに与えられた時に流量計で測定される流量Qacオリフィス入口の流量から、標準状態で、規定テスト圧Ppの気体がワークに与えられた時の大気への流出流量を意味する等価流量QEpが計算できることを意味している。図10はこの発明の第2実施例による流量計測装置の構成を示し、図11はその計測方法の処理過程を示す。図3における流量計測装置230との差異は図3における演算装置30’の流量補正部30Cの替わりに流量等価部30Eが設けられた演算装置30を使用していることである。その他の構成は図3と全く同じである。従って、演算装置30における流量等価部30Eの処理が新しく、その他は図3と同じである。流量等価部30Eは流量換算部30Rから計測された換算流量Qacが与えられると、ワークの漏れ特性に応じて式の等価係数E1又は式の等価係数E2又は式の等価係数E3を計算し、更に式又は又はにより換算流量Qacに等価係数を乗算して等価流量QEpを得、表示部31に与える。気圧計33及び温度計32により計測環境の気圧Bとワーク40に供給する気体の温度tが測定され、演算装置30の記憶部30Mに記憶される。また、記憶部30Mには形状係数Kなども記憶される。図11は等価流量の計測手順を示しており、予め開閉弁16を閉じた状態でワーク40がテスト導管14の下流端に取り付けられる。ステップS1~S4の換算流量を計測するまでは図4と同じであり、説明を省略する。ステップS54で規定テスト圧Pp、計測されている大気圧B,大気温度tac,テスト圧Pac及び換算流量Qacを使って、式又は又はにより等価係数E1又はE2又はE3を計算し、更に式又は又はにより等価流量QEpを計算し、表示部31に与える。以上の各実施例の説明において、標準状態は大気圧B=1気圧1013hPa、温度20°293Kとして説明したが、他の予め決めた任意の気圧B0及び温度t0でもよいことは明らかである。"