"a心臓の寸法を測定する段階と、b前記心臓の電気波動の周波数を測定する段階と、c前記心臓の電気波動の伝導速度を測定する段階と、d前記a、b及びc段階で測定された値を用いて前記心臓が不整脈であるか否かを判断する段階と、を有することを特徴とする心臓不整脈の診断方法。前記d段階では、前記a、b及びc段階で測定された値を処理して無次元化し、前記無次元化により得られた無次元数を用いて前記心臓が不整脈であるか否かを判断することを特徴とする請求項1に記載の心臓不整脈の診断方法。前記無次元数は、下記式8により演算されることを特徴とする請求項2に記載の心臓不整脈の診断方法;[式8]前記式8において、Shは無次元数であり、fは心臓電気波動の周波数であり、Lは心臓の寸法であり、CVは心臓電気波動の伝導速度である。前記d段階で、前記無次元数Shが予め設定された基準値以上であれば、前記心臓が不整脈であると判断することを特徴とする請求項3に記載の心臓不整脈の診断方法。前記心臓の電気波動の周波数は、心電図測定装置で測定されたECG信号を用いて測定され、前記心臓の電気波動の伝導速度は、心電図測定装置で測定されたECG信号又は心電図測定装置で測定されたECG信号及び心臓の寸法を用いて測定されることを特徴とする請求項2~4の何れか一項に記載の心臓不整脈の診断方法。前記心臓の寸法は、下記式4により演算され、前記心臓電気波動の周波数は、下記式5により演算され、前記心臓の電気波動の伝導速度は、下記式6又は7により演算されることを特徴とする請求項5に記載の心臓不整脈の診断方法;[式4][式5][式6][式7]前記式4~7において、l又はVは心臓超音波装置で測定された心臓の寸法又は心臓超音波装置で測定された心臓の体積であり、RRintervalは心電図測定装置で測定されたECG信号に含まれているR波とR波間の時間間隔であり、QRS及びRSはそれぞれ心電図測定装置で測定されたECG信号に含まれているQRSの間隔及びRSの間隔であり、Pは心電図測定装置で測定されたECG信号に含まれているP波の幅であり、式6及び7はそれぞれ心室及び心房に対して適用される。前記心臓の寸法は、下記式4により演算され、前記心臓電気波動の周波数は、下記式5により演算され、前記心臓の電気波動の伝導速度は、下記式6又は7により演算され、[式4][式5][式6][式7]前記式4~7において、l又はVは心臓超音波装置で測定された心臓の寸法又は心臓超音波装置で測定された心臓の体積であり、RRintervalは心電図測定装置で測定されたECG信号に含まれているR波とR波間の時間間隔であり、QRS及びRSはそれぞれ心電図測定装置で測定されたECG信号に含まれているQRSの間隔及びRSの間隔であり、Pは心電図測定装置で測定されたECG信号に含まれているP波の幅であり、式6及び7はそれぞれ心室及び心房に対して適用される、前記無次元数Shが800~1200より大きければ、前記心臓が不整脈であると判断することを特徴とする請求項3に記載の心臓不整脈の診断方法。心臓の寸法を測定する第1測定部と、前記心臓の電気波動の周波数を測定する第2測定部と、前記心臓の電気波動の伝導速度を測定する第3測定部と、前記第1測定部、第2測定部及び第3測定部で測定された値に基づいて前記心臓が不整脈であるか否かを判断する判断部と、を備えることを特徴とする心臓不整脈診断装置。外部装置とのデータ通信のためのインターフェース部と、前記インターフェース部を通じて入力された心臓の寸法、前記心臓の電気波動の周波数及び前記心臓の電気波動の伝導速度に基づいて前記心臓が不整脈であるか否かを判断する判断部と、を備えることを特徴とする心臓不整脈診断装置。前記判断部は、前記心臓の寸法、心臓の電気波動の周波数及び心臓の電気波動の伝導速度を処理して無次元数を演算し、前記演算された無次元数を用いて前記心臓が不整脈であるか否かを判断することを特徴とする請求項8又は9に記載の心臓不整脈診断装置。前記無次元数は、下記式8により演算されることを特徴とする請求項10に記載の心臓不整脈診断装置;[式8]前記式8において、Shは無次元数であり、fは心臓電気波動の周波数であり、Lは心臓の寸法であり、CVは心臓電気波動の伝導速度である。前記判断部は、前記無次元数Shが予め設定された基準値以上であれば、前記心臓が不整脈であると判断することを特徴とする請求項11に記載の心臓不整脈診断装置。前記心臓の電気波動の周波数は、ECG信号を用いて測定され、前記心臓の電気波動の伝導速度は、ECG信号又はECG信号及び心臓の寸法を共に用いて測定されることを特徴とする請求項11に記載の心臓不整脈診断装置。前記心臓の寸法は、下記式4により演算され、前記心臓電気波動の周波数は、下記式5により演算され、前記心臓の電気波動の伝導速度は、下記式6又は7により演算されることを特徴とする請求項13に記載の心臓不整脈診断装置;[式4][式5][式6][式7]前記式4~7において、l又はVは心臓の寸法又は心臓の体積であり、RRintervalはECG信号に含まれているR波とR波間の時間間隔であり、QRS及びRSはそれぞれECG信号に含まれているQRSの間隔及びRSの間隔であり、PはECG信号に含まれているP波の幅であり、式6及び7はそれぞれ心室及び心房に対して適用される。前記判断部は、前記無次元数Shが800~1200より大きければ、前記心臓が不整脈であると判断することを特徴とする請求項14に記載の心臓不整脈診断装置。心臓の寸法を測定する第1測定部と、前記心臓を測定してECG信号を出力する第2測定部と、前記ECG信号を用いて前記心臓の電気波動の周波数を演算し、前記ECG信号を用いるか、前記ECG信号及び心臓の寸法を共に用いて前記心臓の電気波動の伝導速度を演算し、前記心臓の寸法、心臓の電気波動の周波数及び心臓の電気波動の伝導速度に基づいて前記心臓が不整脈であるか否かを判断する判断部と、を備えることを特徴とする心臓不整脈診断装置。外部装置とのデータ通信のためのインターフェース部と、前記インターフェース部を通じて入力された心臓のECG信号を用いて前記心臓の電気波動の周波数を演算し、前記インターフェース部を通じて入力された前記ECG信号を用いるか、前記ECG信号及び心臓の寸法を共に用いて前記心臓の電気波動の伝導速度を演算し、前記心臓の寸法、心臓の電気波動の周波数及び心臓の電気波動の伝導速度に基づいて前記心臓が不整脈であるか否かを判断する判断部と、を備えることを特徴とする心臓不整脈診断装置。前記判断部は、前記心臓の寸法、心臓の電気波動の周波数及び心臓の電気波動の伝導速度を処理して無次元数を演算し、前記演算された無次元数を用いて前記心臓が不整脈であるか否かを判断することを特徴とする請求項16又は17に記載の心臓不整脈診断装置。前記無次元数は、下記式8により演算されることを特徴とする請求項18に記載の心臓不整脈診断装置;[式8]前記式8において、Shは無次元数であり、fは心臓電気波動の周波数であり、Lは心臓の寸法であり、CVは心臓電気波動の伝導速度である。前記判断部は、前記無次元数Shが予め設定された基準値以上であれば、前記心臓が不整脈であると判断することを特徴とする請求項19に記載の心臓不整脈診断装置。前記心臓電気波動の周波数は、下記式5により演算され、前記心臓の電気波動の伝導速度は、下記式6又は7により演算されることを特徴とする請求項19に記載の心臓不整脈診断装置;[式5][式6][式7]前記式5~7において、RRintervalは前記ECG信号に含まれているR波とR波間の時間間隔であり、QRS及びRSはそれぞれ前記ECG信号に含まれているQRSの間隔及びRSの間隔であり、Pは前記ECG信号に含まれているP波の幅であり、式6及び7はそれぞれ心室及び心房に対して適用される。前記判断部は、前記無次元数Shが800~1200より大きければ、前記心臓が不整脈であると判断することを特徴とする請求項21に記載の心臓不整脈診断装置。これまで数多くの研究が進められたにも拘らず、未だにこのような心臓における竜巻の発生及び複数の竜巻に分けられる現象に対する診断の根拠はないのが現状である。特に現在、糖尿病、腎臓疾患、冠状動脈疾患、癌など多くの疾病を診断するための診断検査項目があるが、不整脈を診断し予測できる診断項目は皆無である。実際に、健常に見えるにも拘らず、深刻な不整脈にかかる反面、心臓が病的に大きくなっているにも拘らず、非常に健康な脈拍を持つ場合も多い。これは頻脈や細動などのような深刻な不整脈は、非常に不規則であり、予測し難いということを意味する。従って、本発明は上記問題を解決するために導き出されたものであって、その目的は、無次元パラメータNondimensionalParameterを用いて不整脈を起こす竜巻発生現象を予測し診断することによって、不整脈による死亡又は脳死の可能性がある患者をスクリーニングし、そのような患者らの死亡率を画期的に低下させることができる心臓不整脈の診断方法及びその診断装置を提供することにある。前記目的を達成するために、本発明に係る心臓不整脈の診断方法は、a心臓の寸法を測定する段階と、b心臓の電気波動の周波数を測定する段階と、c心臓の電気波動の伝導速度を測定する段階と、da、b及びc段階で測定された値を用いて心臓が不整脈であるか否かを判断する段階と、を有することを特徴とする。本発明に係る心臓不整脈診断装置は、心臓の寸法を測定する第1測定部と、心臓の電気波動の周波数を測定する第2測定部と、心臓の電気波動の伝導速度を測定する第3測定部と、第1測定部、第2測定部及び第3測定部で測定された値に基づいて心臓が不整脈であるか否かを判断する判断部と、を備えることを特徴とする。本発明に係る心臓不整脈診断装置は、外部装置とのデータ通信のためのインターフェース部と、インターフェース部を通じて入力された心臓の寸法、心臓の電気波動の周波数及び心臓の電気波動の伝導速度に基づいて心臓が不整脈であるか否かを判断する判断部と、を備えることを特徴とする。本発明に係る心臓不整脈診断装置は、心臓の寸法を測定する第1測定部と、心臓を測定してECG信号を出力する第2測定部と、ECG信号を用いて心臓の電気波動の周波数を演算し、ECG信号を用いるか、ECG信号及び心臓の寸法を共に用いて心臓の電気波動の伝導速度を演算し、心臓の寸法、心臓の電気波動の周波数及び心臓の電気波動の伝導速度に基づいて心臓が不整脈であるか否かを判断する判断部と、を備えることを特徴とする。また、本発明に係る心臓不整脈診断装置は、外部装置とのデータ通信のためのインターフェース部と、インターフェース部を通じて入力された心臓のECG信号を用いて心臓の電気波動の周波数を演算し、インターフェース部を通じて入力されたECG信号を用いるか、ECG信号及び心臓の寸法を共に用いて心臓の電気波動の伝導速度を演算し、心臓の寸法、心臓の電気波動の周波数及び心臓の電気波動の伝導速度に基づいて心臓が不整脈であるか否かを判断する判断部と、を備えることを特徴とする。本発明によれば、無次元数を用いて不整脈を起こす竜巻発生現象を予測し診断することによって、不整脈による死亡又は脳死の可能性がある患者をスクリーニングし、そのような患者らの死亡率を画期的に低下させることができるという効果を奏する。以下、本発明に係る心臓不整脈の診断方法及びその診断装置の好適な一実施形態を詳細に説明する。無次元数の誘導心臓組織において活動電圧電気的興奮に対応するの伝導現象を記述する支配方程式は、下記式1のように表される。式1は、心臓細胞の電気的活動状況を総合して組織レベルで電気的波動現象を記述する方程式である。[式1]式1において、Vは心筋細胞の膜間電圧mVであり、Iionは心筋細胞の膜間電流の和であって、単位面積当たりに流れる電流pA/cm2であり、Istimは外部から与えられる刺激電流であり、Cmは細胞膜のキャパシタ成分であって、単位面積当たりの容量pF/cm2であり、ρは細胞の抵抗率Ωcmであり、Sは細胞の表面積に対する体積比cm-1であり、∇は空間導関数を示す記号である。式1の左項は、心室組織の特定位置における電気電圧の時間的変化を示す。右側の最初項は、組織をなす心臓細胞で発生する電気的興奮により発生する源泉項である。右側の2番目の項は、電気的波動の拡散項である。これは、非常に一般的な反応-拡散reaction-diffusion形式の偏微分方程式である。また、Dは伝導係数であって、D=1/ρSCmであり、これは電気伝導拡散係数を意味する。式1のような支配方程式において実質的な境界条件及び初期条件を付与して計算すれば、心臓での活動電圧の伝播現象を定量的に計算できる。式1において各項の主な次元はV/t速度/時間である。心臓組織における電気的波動の伝導を分析するためには、式1の方程式を下記式2のような無次元方程式に転換する。一般に、多数の変数に依存的な物理的現象を少数の複合的な変数の問題に縮小するためには無次元化が必要である。このような無次元化を通じて果してその現象がいかなる物理的系に単純化され得るかが分かる。即ち、偏微分方程式の式1を無次元化する場合、各項の係数として示される無次元数が他ならぬその方程式が記述する物理的現象を規定する代表的な変数となる。従って、心臓電気波動の伝導を記述する方程式においても、無次元化を通じて係数として無次元数が得られる。そして、この無次元数は、心臓電気波動の伝導という物理的現象の生成及び変移などを決定する非常に重要な判断の準拠になる。一般的な無次元化の過程を式1に適用すれば、式2のような無次元方程式が得られ、Shという1つの無次元数が発見される。[式2]式2において、により無次元化された変数である。は特性電圧であり、Lは心臓の特性長さ心臓表面積の2乗根又は心臓体積の3乗根であり、Tは特性時間であって、L/vで表され、vは活動電圧の伝導速度cm/sである。従って、Tは電気的パルスが組織の大きさLまで到達するのにかかる時間になる。は特性電流であって、で表される。ここで、lは単位心筋細胞の長さであり、Asは心筋細胞の表面積であり、Aは心筋細胞の断面積である。式2において、無次元支配方程式のパラメータとしてはShim数numberである[Sh]があり、Shim数は下記式3のように表される。[式3]式3において、fは心臓電気波動の周波数であり、Lは心臓の寸法であって、特性長さを意味し、CVは伝導速度であって、D/Lに定義される。Shim数の物理的意味は、以下の通りである。Shim数が大きくなれば、波動の慣性が大きくなって竜巻が発生する確率が高くなり、Shim数が小さくなれば、電気波動が底辺に均等に広がろうとするため、方向性が低下し、これにより波動の安定性が高くなる。無次元数の不整脈診断の活用方法心臓電気波動の支配方程式が式1であり、これを無次元化する場合、無次元方程式である式2では無次元数[Sh]が誘導される。従って、心臓電気波動は根本的に無次元数[Sh]によって決定され、心臓病理的現象もこれに左右される。即ち、深刻な不整脈症状である頻脈、細動現象に対する危険度の予測及び診断に無次元数[Sh]が使用され得る。また、不整脈でない正常な場合であっても、心臓組織の電気波動の進行が正常であるかを予測し判断する根拠としても活用され得る。即ち、老化や肥満など多様な要因により発生する初期の肥大型心筋症の場合にも無次元数[Sh]の変化があり、これから心筋肥大などを逆推論することができる。そして、不整脈患者らの治療効果を定量化するのに使用され得る。即ち、治療或いは薬物の投与前後[Sh]を比較することで、該当患者が回復しているか否かを定量的に判断できるようになる。臨床で患者固有の[Sh]を測定した後、心臓電気の伝播傾向を予測して結果として不整脈を診断できる。仮りに、心臓に病理的な現象がある場合、無次元数[Sh]が影響を受けるようになる。例えば、心臓病に伴う心筋肥大現象は病的な場合には電気的な伝導性が非常に低下するfibroblastという連結組織が多く発生する。従って、このような組織がある場合には不整脈の発生可能性が非常に高くなる。Shim数において伝導速度vが影響を及ぼすようになり、これによりこの数が変化する。即ち、不整脈の発生とShim数は密接な関係がある。Shim数において伝導速度及び拡散係数は、ECG又はカテーテルの挿入方法などにより測定され得、組織の特性長さLや細胞の特性長さlはCT、超音波などの映像装置又は電子顕微鏡写真の資料判読により決定できる。コンピュータシミュレーションを通じた予備的な考察ここでは、簡単に心臓表面組織を2次元的に単純化して説明する。もちろん、実際の心筋の場合、3次元的な特性と組織伝導性の異方性があるが、2次元的な分析も心臓病の分析のためのモデルとして普遍的に活用されている。本研究では、以下の参考文献に提示されたように、2次元的な組織を対象に分析を行った。ここで議論の焦点は、果して心臓組織でShim数によって心筋組織上で頻脈や細動の形成が変化したかを分析することである。<参考文献>tenTusscher,K.H.,D.Noble,P.J.Noble,andA.V.Panfilov,Amodelforhumanventriculartissue.AmJPhysiolHeartCircPhysiol,2004.2864:p.H1573-89.仮想心臓は、図2に示すように、四角形態でモデリングされる。平面波planarwaveであるS1波動が左側から右側へ伝導され、外部の撹乱によるS2波動が螺旋形状rentrantspiralwaveでS1波動に影響を及ぼし、再分極波repolarizationwaveを発生させる。Shim数による2次元仮想心臓の伝導傾向は、図3~図6に示されている。図3を参照すれば、[Sh]=200、400及び600である仮想心臓には、外部の撹乱による波動を印加して頻脈が発生しやすい条件を付与しても、一定時間が経過した後は外部の撹乱に伴う波動による影響が何れも無くなることが確認できる。しかし、図4を参照すれば、[Sh]=800、1000及び2000である仮想心臓には、外部の撹乱による波動を印加して頻脈が発生しやすい条件を付与すれば、一定時間が経過しても、外部の撹乱に伴う波動による影響が無くならず、頻脈が発生することが確認できる。図5を参照すれば、[Sh]=300、800及び1000であり、イオン電流の撹乱が加わった不安定な細胞cellularinstabilityを有する仮想心臓には、外部の撹乱による波動の印加時に互いに異なる結果が得られる。即ち、[Sh]=300である仮想心臓は、950msの時間経過時に正常状態に復帰するが、[Sh]=800である仮想心臓は、15000msの時間が経過しても正常状態に復帰できず、頻脈が発生し、[Sh]=1000である仮想心臓では2000msの時間経過時に頻脈が容易に誘導され、時間が更に経って20000msの時間が経過すれば、より深刻な細動にまで進むことが分かる。このような結果は、他ならぬ患者固有のShim数[Sh]を用いて不整脈の発生を予測できるということを示唆する。このようなシミュレーション結果を考えるとき、頻脈及び細動の生成及び維持に対する診断因子としてShim数[Sh]が決定的であるということが分かる。図6には、頻脈が発生する条件が印加され、同一の時間が経過した後の正常細胞モデル及び撹乱細胞モデルのイメージがそれぞれ対応するように示されている。図5を参照すれば、Shim数[Sh]が同一であっても、正常細胞モデルか、又は撹乱された細胞モデルかによって頻脈や細動の発生可能性が明確に変わることが確認できる。そして、Shim数が増加すれば増加するほど、頻脈や細動の発生可能性が高くなるということも分かる。参考までに、図3~図6のイメージに示された色は細胞膜の電圧分布を示し、赤色が吸噴したことを示し、青色は休止期を示す。前述したように、無次元数[Sh]は不整脈の診断に非常に重要なパラメータであり、以下では無次元数[Sh]を用いて不整脈を診断する装置及びその方法について説明する。図7は、本発明の一実施形態に係る不整脈診断装置の概略的なブロック図であり、図8は、図7に示す不整脈診断装置を用いて不整脈を診断する過程を説明する順序図である。図7及び図8を参照すれば、本実施形態に係る心臓不整脈診断装置は、第1測定部10と、第2測定部20と、第3測定部30と、格納部40と、表示部50と、判断部60を備える。第1測定部10は、心臓の寸法Lを測定する。心臓の寸法Lは、電気波動が心臓を通る大体的な長さ経路の長さに該当し、心臓の大きさに比例する。このような心臓の寸法Lは、心臓の特性長さとも呼ばれる。第1測定部10は、心臓超音波装置と同一に構成されるか、心臓超音波装置と類似するように構成されて心臓の寸法を測定する。第1測定部10は、心臓の寸法をそのまま測定することもでき、場合によっては、心臓の体積を測定できる。第1測定部10が心臓の体積を測定する場合には、心臓の寸法Lは式4のように測定された体積の3乗根により演算され、このような演算過程は、第1測定部10によりなされる。[式4]ここで、Lは心臓の寸法であり、lは第1測定部10が測定した心臓の寸法又は心臓長さであり、Vは第1測定部10が測定した心臓の体積である。第2測定部20は、心臓の電気波動の周波数fを測定する。第2測定部20は、ECGelectrocardiogram信号を出力する心電図測定装置と同一に構成されるか、心電図測定装置と類似するように構成されて心臓電気波動の周波数を測定する。ECG信号にはR波とR波間の時間間隔が含まれており、式5のように、このような時間間隔の逆数が他ならぬ心臓電気波動の周波数に該当する。そして、式5による演算は、第2測定部20によりなされる。[式5]ここで、RRintervalは、ECG信号に含まれているR波とR波間の時間間隔である。第3測定部30は、心臓の電気波動の伝導速度CVを測定する。心臓の電気波動の伝導速度は、ECG信号又はECG信号及び心臓の寸法を用いて以下の通り演算される。まず、心室での電気波動の伝導速度を求める場合には、式6が活用される。[式6]ここで、QRS及びRSは、それぞれECG信号に含まれているQRSの間隔及びRSの間隔であり、CVは心室での電気波動の伝導速度CVである。次に、心房での電気波動の伝導速度を求める場合には、式7が用いられる。[式7]ここで、Lは心臓の寸法であり、PはECG信号に含まれているP波の幅である。第3測定部30は、心臓超音波装置及び心電図測定装置の構成を何れも有するように構成されて測定されたECG信号及び心臓の大きさを用いて心臓の電気波動の伝導速度を演算して出力するように構成される。格納部40には、不整脈か否かを判断するための基準値が格納される。基準値は、無次元数[Sh]との大小比較に用いられる。基準値は多様に設定され得るが、本実施形態では800~1200の範囲又は800~1200の範囲中の特定の値に設定される。そして、基準値はユーザにより変更されて格納されることが可能である。一方、基準値は、患者の年齢、性別、健康の良好度、食習慣、体重、身長など多様な因子によって変更され得る。表示部50は、不整脈診断装置の作動状態を示す。表示部50は、LCDで構成され、無次元数[Sh]や不整脈か否かなどが表示され得る。また、表示部50は、緑色LED又は赤色LEDで構成され、不整脈であると判断される時は赤色LEDが灯り、不整脈でないと判断される場合には、緑色LEDが発光するようにできる。判断部60は、第1測定部10、第2測定部20及び第3測定部30から入力される心臓の寸法、心臓の電気波動の周波数及び心臓の電気波動の伝導速度に基づいて心臓が不整脈であるか否かを判断し、判断結果に対応する制御信号を表示部50に出力する。まず、判断部60は、下記式8によって無次元数[Sh]を計算する。[式8]ここで、[Sh]は無次元数であり、fは心臓電気波動の周波数であり、Lは心臓の寸法であり、CVは心臓電気波動の伝導速度である。その後、判断部60は、計算された無次元数[Sh]が格納部40に格納された基準値と比較して計算値となった[Sh]がより大きければ、心臓が不整脈であると判断し、そうでなければ、不整脈でないと判断する。そして、判断部60は、判断結果に対応する制御信号を表示部に出力し、これにより、表示部50には不整脈であるか否かが表示される。図8には、本発明による他の実施形態に係る不整脈診断装置の概略的なブロック図が示されている。図8を参照すれば、本実施形態の不整脈診断装置において、第2測定部20aは心電図測定装置で構成され、これにより心臓の測定によるECG信号を出力する。そして、第1測定部10は、前記実施形態と同様に心臓の寸法を測定する。もちろん、心臓の寸法の代わりに、心臓の体積が測定され得、心臓の体積が測定される場合には、心臓の寸法は第1測定部10の自体演算過程を通じて得られるか、判断部60aで演算されて得られる。判断部60aは、心臓の大きさ及びECG信号の入力を受け、これを用いて心臓の電気波動の周波数及び伝導速度を演算し、演算結果に基づいて無次元数[Sh]を演算する。そして、演算された結果を基準値と比較して不整脈であるか否かを判断する。図9には、本発明に係る他の形態の心臓不整脈診断装置の概略的なブロック図が示されている。図9を参照すれば、本実施形態の心臓不整脈診断装置は、インターフェース部70と、格納部40と、表示部50と、判断部60bを備える。インターフェース部70は外部装置、即ち、心臓超音波装置及び心電図測定装置との有無線データ通信のために備えられる。心臓超音波装置で測定された心臓の寸法及び心電図測定装置で測定されたECG信号又はECG信号上のRRInterval、QRS間隔、RS間隔及びP波の幅は、インターフェース部70を通じて入力される。判断部60bは、前記実施形態と同様に、インターフェース部70を通じて入力された値を用いて無次元数[Sh]を演算し、演算された[Sh]を格納部に格納された基準値と比較して不整脈であるか否かを判断する。そして、判断部60は、判断結果が表示部に表示されるように制御信号を出力する。もちろん、場合によっては、インターフェース部70を通じて心臓の大きさ、心臓の電気波動の周波数及び伝導速度が入力されるように構成することもできる。以上、本発明を好適な実施形態を挙げて詳細に説明したが、本発明は前記実施形態に限定されず、本発明の技術的思想内で当分野における通常の知識を有する者によって様々な多くの変形が可能であることは明らかである。"