"少なくとも一つの光源と薬事的および/または美容的有効成分の少なくとも一つの浸透および/または作用の増強に使用される少なくとも一つの薬事的および/または美容的有効成分を備えている皮膚システムにおいて、少なくとも一つの前記光源が、少なくとも一つの無機発光ダイオードLEDおよび/または少なくとも一つの有機発光装置を備えている薄い光源であることを特徴とする皮膚システム。前記光源が、580と700nmの間の帯域中に最大放射をもつ赤色光および/または700nmと3mmの間の帯域中に最大放射をもつ赤外放射を発することを特徴とする請求項1に記載の皮膚システム。前記有機発光装置が、有機発光ダイオードOLEDとポリマー発光ダイオードPLEDと有機発光電気化学セルOLECから選ばれることを特徴とする請求項1または2に記載の皮膚システム。前記光源がさらに、前記発光装置からの光を吸収し、580と700nmの間の帯域中に最大放射をもつ赤色光および/または700nmと3mmの間の帯域中に最大放射をもつ赤外放射を再び発するダウン変換媒体を備えていることを特徴とする請求項1ないし3の一つ以上に記載の皮膚システム。前記少なくとも一つの光源と前記少なくとも一つの薬事的および/または美容的有効成分の両方が同じ装置に組み込まれていることを特徴とする請求項1ないし4の一つ以上に記載の皮膚システム。前記少なくとも一つの光源がある装置上に配置され、前記少なくとも一つの薬事的および/または美容的有効成分が空間的に異なる実体を表わすことを特徴とする請求項1ないし4の一つ以上に記載の皮膚システム。前記装置が、フラットパネル、湾曲パネル、絆創膏、包帯、毛布、寝袋、スリーブ、埋込可能プローブ、経鼻胃管、チェストドレイン、パッド、ステント、膏薬、あらゆる種類の衣服、口の中の少なくとも一つの歯を覆う装置から選ばれることを特徴とする請求項5および6に記載の皮膚システム。人間および動物皮膚を通した薬事的および/または美容的有効成分の浸透の増強体としての使用のための請求項1ないし7の一つ以上に記載の皮膚システム。薬事的および/または美容的有効成分の作用の増強体としての使用のための請求項1ないし8の一つ以上に記載の皮膚システム。急性および慢性的疼痛、筋肉痛、関節硬直、筋肉緊張および硬直、気分障害、閉経期、骨粗鬆症、アンギナ、急性損傷、関節炎、ニコチン中毒、ウイルス感染、炎症、腫瘍および癌の治療および/または予防のための請求項1ないし9の一つ以上に記載の皮膚システム。前記皮膚システムが経皮システムであることを特徴とする請求項1ないし10の一つ以上に記載の皮膚システム。前記皮膚システムが皮膚膏薬であることを特徴とする請求項1ないし10の一つ以上に記載の皮膚システム。皮膚または毛の一般的な状態のケア、保護または改善のための請求項1ないし12の一つ以上に記載の皮膚システムの使用。皮膚または毛の時間および/または光および/または環境に誘発された老化過程、特に皮膚乾燥およびしわ発生および/または色素障害の治療および/または予防のための、および/または、皮膚へのUV線の悪影響の治療および/または予防のための請求項13に記載の使用。平らでない皮膚、好ましくは、しわ、細かな線、肌荒れ、大きい毛穴の皮膚、セルライトの治療および/または予防のための請求項13または14に記載の使用。早い皮膚の老化の治療および/または予防のための、特に皮膚の光または老化に誘発されたしわの治療および/または予防のための、色素沈着および角化症アクチニカactinicaの治療および/または予防のための、正常な皮膚の老化または皮膚の光に誘発された老化に関連するすべての疾病の治療および/または予防のための請求項13ないし15の一つ以上に記載の使用。分化と細胞増殖に関する欠陥のある角質化に関連する皮膚疾病の治療および/または予防のための、特に尋常性座瘡、コメドニカ座瘡acnecomedonica、多形性の座瘡、しゅさ性座瘡、節のある座瘡、集簇性座瘡、年齢関連の座瘡、副作用として生じる座瘡、ソラリス座瘡acnesolaris、薬物関連の座瘡またはプロフェッショナリス座瘡acneprofessionalisの治療および/または予防のための、角質化の他の障害、特に魚鱗癬、魚鱗癬様の状態、ダリエ病、手掌足底の角化症keratosispalmoplantaris、白斑症、白斑症様の状態leukoplasiformstates、皮膚および粘膜のバッカル湿疹苔癬の治療および/または予防のための、欠陥のある角質化に関連があり、炎症性および/または免疫アレルギー性成分を有している他の皮膚疾病、特に皮膚、粘膜および手指および足指の爪に関する乾癬の形式、および乾癬のリウマチ、および皮膚アトピー、湿疹または呼吸性アトピー、またはさらに歯肉の肥厚のすべての治療および/または予防のための請求項13ないし16の一つ以上に記載の使用。ウイルス原因であるかもしれない真皮または表皮の良性または悪性の病的増殖物、尋常性ゆうぜい、青年性扁平ゆうぜい、肬贅状表皮異形成、口の乳頭腫、フロリダ乳頭腫papillomatosisfloridaのすべて、およびUV放射によって引き起こされ得る病的増殖物、特にバーソセルラーレ上皮腫epitheliomabasocellulareおよびスピノセルラーレ上皮腫epitheliomaspinocellulareの治療および/または予防のための請求項13ないし17の一つ以上に記載の使用。請求項1ないし12の一つ以上に記載の皮膚システムで人間または動物を治療する方法。人間および/または動物の皮膚を通した薬事的および/または美容的有効成分の浸透の増強のための薄い光源の使用において、前記薄い光源が、OLED、PLEDおよびOLECから選ばれることを特徴とする使用。動作例例1材料本発明の絆創膏の光源は、次の装置構造、基層/陽極/バッファ層または正孔注入層/中間層/放射層/陰極およびカプセル層を有している。さらに放射波長を調節するために、オプションで、カプセル層の上に追加ダウン変換層が使用されてもよい。可撓性ポリエチレンナフタレートPENが基層として使用される。ITOが透明陽極として使用され、PDEOTがバッファ層または正孔注入層として使用される。MerckKGaAによるHIL012が中間層として使用される。いろいろな電子放射物質が本発明で使用される。一つの例では、赤色燐光エミッターを備えている放射層が使用され、それは、マトリックス材料MerckKGaAによるPTM011と放射性金属複合物MerckKGaAによるTER035から成る。別の例では、光源は、青色放射層とダウン変換層を備えている。青色エミッターとして、MerckKGaAによる青色ポリマー、SPB090が使用される。さらに、有機発光電気化学セルOLECを備えている光源については、ポリエチレンオキシドPEOがイオン伝導材料として、LiCF3SO3がイオン源として使用される。MW=5×106の分子量を有しているPEOが、Aldrichから購入され、受け入れられ使用される。LiCF3SO3LiTrfがAldrichから購入され、受け入れられ使用される。レアアースガリウムアルミン酸塩中で、青色光を吸収して赤外光を再び発するダウン変換材料Phos1が、イギリスのPhosphorTechnologyから購入され、受け入れられ使用される。Phos1の励起点線と発光スペクトル実線が図4に示される。Phos1は、465nmと620nmに吸収ピークを、885nmと1060nmに放射ピークを有している。例2発光装置の準備発光装置、OLEDとOLECの両方の準備が、図2に概略的に示される。1図2に示されるように、150nmのITOが、マスクを使用して、PEN上にスパッターされる。基層PENと放射領域の寸法は、それぞれ、3×3cmと2×2cmである。2PDEOTBaytronPAI4083が、スピンコートによって基層上にバッファ層として80nmの厚さで堆積され、それから10分間120°C加熱される。3それから20nmの中間層が、5mg/mlの濃度のトルエン中のHIL012溶液をスピンコートすることによってPEDOT上に堆積され、中間層はそれから、残留溶剤を取り除くために60分間180°Cに加熱される。4放射層が、スピンコートによってグローブボックス中に堆積される。スピンコートに使用される厚さと溶液は、表1にリストされている。装置は、残留溶剤を取り除くために加熱され、いろいろな装置のための熱処理のための条件も表1にリストされている。5陰極が、熱真空蒸着によって放射層上に堆積される。いろいろな装置のための陰極も表1にリストされている。6装置がカプセル化される。発光装置のカプセル化は、UV硬化樹脂と、UV樹脂T470UR7114NagaseChemtexCorporationと、PENキャップを使用して達成され、それは、図2のステップ4に示されるように、導体パッドを自由するために基層よりも小さい。UV樹脂がピクセルの端に最初に塗られ、それからその上にキャップが配置される。それから装置が、30秒間紫外線に露出される。これらのステップはすべてグローブボックスの中でおこなわれる。例3DEV1、DEV2、DEV3の評価装置Dev1ないしDEV3が、熟練者によく知られた方法によって分析される。VILカーブと電界発光スペクトルが記録される。Dev1~3の電界発光スペクトルが図3に示される。6Vでの輝度は、VILカーブから読み取ることができ、Dev1は900Cd/m2、Dev2は250Cd/m2、Dev3は500Cd/m2である。例4赤外IR放射装置DEV4ないしDEV6の準備IR装置は、DEV1~3とダウン変換燐光体Phos1を使用することによって準備される。Phos1が、シリコーンバインダー中に分散される。IR装置Dev4~6が、例2の装置Dev1~3の放射面上へのPhos1分散液の浸漬被覆によって準備される。Dev4~6の発光スペクトルが、分光計USB2000によって記録され、それは、図4に示されたスペクトルに相当する。例5生体外皮膚浸透および皮膚水和の決定皮膚浸透分析に使用することができる生体外技術は、LSimonsenandAFullertonSkinPharmacologyandPhysiology200720230236に詳細に説明されている。本発明による研究の結果を確認し、公表データと比較するために、LSimonsenとAFullertonによって開示されるような技術的セッティングもここにおいて用いられる。ここに概説されるような研究は、このように、当業者によく知られた方法によっておこなわれる。十分な厚さの皮膚が、豚の耳の後部から取り除かれる。皮下組織が取り除かれ、皮膚が、開いた二室のフランツタイプの拡散セルに装着される拡散面積:3.14cm-2;受容体積:10ml。皮膚表面の温度が32°Cに保たれる。受容相は、0.05Mのアイソトニックの緩衝酢酸溶液、pH4.5、2-プロパノール80:20,vol/volである。実験は、シンク条件下で実行される。試験調剤は、17-吉草酸塩FucicortcreamLEOPharmaとして、フシジン酸20mg/gおよびベータメタゾン1mg/gを包含しているクリームで準備される。両方の有効成分が、アトピー性皮膚炎ADを治療するために共通に使用される。試験調剤4mg/cm2は、皮膚の角質層SC面に適用される。その治療は、3、21、27、45、51hで再び適用され、それは、患者の実際の投与計画をシミュレートする。適切な回3、21、27、45、51、70hにおいて、特定量の受容相が回収され、サーモステーテッドthermostated流体によって置き換えられる。サンプルは、高性能液体クロマトグラフィーHPLC分析まで最大二日の間4°Cに保たれる。すべての浸透実験は六つの複製で実行される。Simonsenらによっておこなわれた実験の結果は、統計分散内に再現され得る。上に説明されたのと同じ実験が実行される。しかしながら、皮膚は、例2の装置Dev1でのクリームの各適用の後、2hのあいだ照射される。装置は、SCの上にじかに配置される。クリームが適用または再適用されたならば、そのあとで発光装置がSCの上に5分再配置される。1hのあいだ皮膚を照射したのち、放射源が皮膚から取り除かれる。再び、受容者のサンプルが取られ、上に与えられた時間間隔でHPLCによって分析される。浸透は、フシジン酸とベータメタゾンの両方のために著しくp<0.005改善される。対照実験と比較して、フシジン酸の浸透が16増強され、ベータメタゾンのそれが14増強される。上に説明されたのと同じ実験が実行される。再び、皮膚は、クリームの各適用ののち、2hのあいだ照射されるが、例4の装置Dev4~6は三つ別々に動作し、各装置について一つが動作する。装置は、SCの上にじかに配置される。クリームが適用または再適用されたならば、そのあとで発光装置がSCの上に5分再配置される。1hのあいだ皮膚を照射したのち、放射源が皮膚から取り除かれる。再び、受容者のサンプルが取られ、上に与えられた時間間隔でHPLCによって分析される。浸透は、フシジン酸とベータメタゾンの両方のために著しくp<0.005改善される。対照実験と比較して、すべての三つのIR装置Dev4~6において、フシジン酸の浸透は29を超えて増強され、ベータメタゾンのそれは27を超えて増強される。上に説明されたのと同じ実験が実行される。しかしながら、皮膚は、例4の装置Dev5で実験を通して特定の時間間隔で照射される。装置は、SCの上にじかに配置される。クリームの適用の5分後に装置が配置され、皮膚が30分のあいだ照射される。そのあとで、発光装置がSCから取り除かれる。再び、受容者のサンプルが取られ、HPLCによって分析される。短い照射時間にもかかわらず、皮膚浸透は、フシジン酸とベータメタゾンの両方のために著しくp<0.005改善される。対照実験と比較して、フシジン酸の浸透が24増強され、ベータメタゾンのそれが20増強される。さらに、表皮の水和は、コルネオメトリーcorneometryによって決定され得る。上に説明されたように、豚の耳の後部の皮膚が、開いた二室のフランツタイプの拡散セルに装着される。実験は、上に説明されたものと同様に、この分野の熟練者によく知られた方法にしたがって、ただし、いかなるクリームも適用することなく、実行された。皮膚の水分の評価は、コルネオメーターcorneometerでおこなわれ、それによって、SCを通しての容量測定が使用される。コルネオメトリックなCorneometric測定は、照射の前と直後におこなわれる。表皮の水和が、30分のあいだ例4の装置Dev5でSCを照射した後に測定される。すべての実験が三回実行される。照射された皮膚の水和が、22p<0.005改善される。"