LEGGE 31 Gennaio 1967, n. 33
Source: Gazzetta Ufficiale

num: Art. 1.
paragraphs: Sono ammesse alla verificazione prima e periodica, ed alle
rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacita' di
cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri
inserite su installazioni fisse ((...)), destinate alla misurazione,
nei rapporti con terzi, di carburanti ed altri liquidi o riservate al
controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, ad
erogazione continua, di grande portata.
num: Art. 2.
paragraphs: Le caratteristiche delle misure e le modalita' per la loro
verificazione e legalizzazione sono stabilite, caso per caso, sentito
il parere del Comitato centrale metrico, con le norme di cui
all'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle
misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con
regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.
num: Art. 3.
paragraphs: Nelle verificazioni prima e periodica delle misure destinate
all'impiego nei rapporti con terzi sono ammesse le seguenti
tolleranze massime di esattezza, tanto in piu' quanto in meno:
Nome delle misure Tolleranza
-----------------------------------------------------------------
cinque chilolitri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 litri
dieci chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 "
venti chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 "
venticinque chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . 50 "
cinquanta chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 "
cento chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 "
Nella verificazione prima e periodica delle misure riservate al
controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, di grande
portata, sono ammesse le seguenti tolleranze massime di esattezza,
tanto in piu' quanto in meno:
Nome delle misure Tolleranza
-----------------------------------------------------------------
cinque chilolitri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 litri
dieci chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 "
venti chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 "
venticinque chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . 10 "
cinquanta chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 "
cento chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 "
La capacita' delle misure si intende determinata alla temperatura
di 15 gradi C ed e' segnalata da una linea di fiducia. La linea di
fiducia deve essere integrata con una scala graduata con suddivisioni
in piu' e in meno, tale da indicare complessivamente volumi di
liquido non inferiori a un centesimo della capacita' totale.
Ciascun intervallo della graduazione deve corrispondere a un volume
uguale o inferiore a quello della tolleranza ammessa, ferma restando
l'osservanza della norma di cui all'articolo 4, primo comma, del
testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23
agosto 1890, n. 7088.
La distanza minima tra due tratti contigui della graduazione sara'
stabilita con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato da emanare, caso per caso, ai sensi dell'articolo 2, in
relazione allo uso cui ciascun tipo di misura e' destinata e alla
capacita' di essa; detta distanza, tuttavia, dovra' essere tale che a
un dislivello di un millimetro corrispondano volumi non superiori a
un litro per le misure fino a 50 chilolitri o di due litri per le
misure di 100 chilolitri.
num: Art. 4.
paragraphs: Per la verificazione prima sono dovuti i seguenti diritti:
per la capacita di cinque chilolitri. . . . . . . . L. 10.000
per la capacita di dieci chilolitri . . . . . . . . " 20.000
per la capacita di venti chilolitri . . . . . . . . " 40.000
per la capacita di venticinque chilolitri . . . . . " 45.000
per la capacita di cinquanta chilolitri . . . . . . " 90.000
per la capacita di cento chilolitri . . . . . . . . " 180.000
per le misure di cui all'articolo 5, per ogni chilo-
litro di capacita . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.000
num: Art. 5.
paragraphs: Per la durata di un anno, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, potranno essere ammessi alla
verificazione prima, con decreto del Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato, serbatoi di misura aventi capacita'
diverse da quelle indicate dalla presente legge, a condizione che
risultino installati in opera o in corso di installazione da epoca
anteriore alla data stessa e che le caratteristiche di essi siano
riconosciute tali da soddisfare alle prescrizioni di cui all'articolo
3.
Detti serbatoi di misura saranno ammessi alla verificazione
periodica per cinque bienni, oltre quello in cui e' avvenuta la
verificazione prima. Trascorso tale periodo non potranno essere usati
come misure.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.