DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 Novembre 1958, n. 1215
Source: Gazzetta Ufficiale

num: Art. 1.
paragraphs: Al regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli
strumenti per pesare e per misurare, approvato Con regio decreto 12
giugno 1902, n. 226, sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 31-bis. - Apparecchi automatici e semi-automatici per misurare
liquidi.
Gli apparecchi automatici e semi-automatici, per misurare liquidi
in genere e carburanti inispecie, saranno ammessi alla verificazione
metrica caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale
metrico, con le norme stabilite dagli articoli 6 e 7. Il
provvedimento di ammissione ne definira' le caratteristiche
costruttive ed indichera' le norme per la loro verificazione e
legalizzazione.
La denominazione dello strumento, la marca di fabbrica, la ragione
sociale del fabbricante, gli estremi del provvedimento, le
indicazioni delle portate massima e minima, il numero di matricola e
l'anno di fabbricazione dovranno essere riportati, in modo indelebile
sui quadranti indicatori o su altra parte dello strumento stesso, ben
visibile all'acquirente e non rimovibile.
Tali elementi concorrono, tutti insieme, alla identificazione del
misuratore.
In tutti gli apparecchi destinati a misurare liquidi di qualunque
specie, siano essi automatici o semi-automatici, saranno ammesse le
tolleranze in piu' o in meno, indicate nella seguente tabella:
=====================================================================
VOLUME EROGATO Tolleranza Tolleranza
 in piu in meno
------------------------------ ------------------- ------------------
 
Fino al mezzo decilitro...... millilitri 1 millilitri 1
Decilitro.................... " 2 " 2
Doppio decilitro............. " 3 " 2
Quarto di litro.............. " 3 " 2
Mezzo litro.................. " 4 " 3
Litro........................ " 6 " 4
Doppio litro................. " 12 " 8
Mezzo decalitro.............. " 30 " 20
Oltre il mezzo decalitro..... " 0,3 % " 0,2 %
 
Nei misuratori ad erogazione continua di gas liquefatti la
tolleranza sara' del 0,5%, tanto in piu' quanto in meno.
Nelle misure di capacita' di tipo speciale, impiegate per la
verificazione degli apparecchi per misurare liquidi, saranno ammesse
le tolleranze in piu' o in meno, indicate nella seguente tabella:
decilitro.................................. millilitri 1
doppio decilitro........................... " 1
quarto di litro (misura tollerata)......... " 1
mezzo litro................................ " 2,5
litro...................................... " 2,5
doppio litro............................... " 2,5
mezzo decalitro............................ " 5
decalitro.................................. " 5
doppio decalitro........................... " 10
quarto di ettolitro........................ " 10
mezzo ettolitro............................ " 25
ettolitro.................................. " 25
doppio ettolitro........................... " 50
mezzo chilolitro........................... " 100
chilolitro................................. " 100
doppio chilolitro.......................... " 250
Il valore di un intervallo della scala graduata sara', per ciascuna
misura, non maggiore della tolleranza consentita.
I limiti di tolleranza sopra indicati si applicheranno sia in sede
di verificazione prima, sia in sede di verificazione periodica.
Art. 86-bis. - Strumenti per posare automatici e semi-automatici.
I diversi tipi di strumenti per pesare automatici e semi-automatici
saranno ammessi alla verificazione metrica, caso per caso, sentito il
parere del Comitato centrale metrico, con le norme stabilite dagli
articoli 6 e 7. Il provvedimento di ammissione ne definira' le
caratteristiche costruttive essenziali ed indichera' le norme per la
loro verificazione e legalizzazione.
La denominazione dello strumento, la marca di fabbrica la ragione
sociale del fabbricante, l'indicazione della portata e quella della
pesata minima (nei casi in cui quest'ultima sia obbligatoria), il
valore di un intervallo della scala graduata, gli estremi del
provvedimento di ammissione e il numero di matricola, dovranno essere
riportati in modo indelebile sui quadranti e concorreranno tutti
insieme, all'identificazione dello strumento stesso.
Negli strumenti che, invece di quadranti graduati, siano provvisti
di indicatori automatici di altra, natura (schermi translucidi, ecc.)
le iscrizioni di cui al precedente comma saranno riportate su
apposita targa, la inamovibilita' della quale sara' garantita da
bolli.
E' consentito, che le scale graduate degli indicatori automatici
portino, oltre l'ultima suddivisione, un massimo di cinque
intervalli, non computabili nella portata dello strumento.
I tratti relativi a tali intervalli, nonche' quelli compresi tra lo
zero e la eventuale suddivisione corrispondente alla pesata minima
dovranno essere di colore diverso da quello degli altri tratti della
graduazione od essere tracciati su fondo che si distingua per diverso
colore.
Gli involucri delle bilance automatiche e semi-automatiche da banco
dovranno essere vincolati con bolli.
L'organo su cui va caricata la merce sara' costituito da un piatto
rimovibile sostenuto da una crociera vincolata da bolli. Esso,
qualora sia metallico, dovra' essere provvisto della marca di
fabbrica e dell'indicazione della portata e dovra' essere legalizzato
con bolli di verificazione.
L'indicazione del valore di pesata minima sara' obbligatoria per
gli strumenti le cui suddivisioni non siano interiori a 5 grammi.
Detto valore dovra' essere pari ad almeno venti volte quello di un
intervallo della graduazione.
Nelle bilance automatiche e semi-automatiche da banco non e'
consentita l'applicazione di masse regolatrici dell'equilibrio a
zero.
Le bilance automatiche e semi-automatiche a piattaforma e le
bilance pensili potranno avere la massa di correzione, come e'
indicato dall'art. 69. Le norme per il vincolo, parziale o totale,
dell'involucro, in relazione al sistema di leve, usato per il
sostegno e la riduzione del carico, ed alla eventuale presenza di
masse aggiuntive interne, saranno stabilite dal provvedimento di
ammissione.
Il sistema di leve potra' essere modificato, rispetto a quello
ammesso, senza che occorra un particolare provvedimento, nel caso di
strumenti destinati ad usi speciali, purche' soddisfi alle norme
generali in vigore e purche' il complesso degli organi del
funzionamento automatico resti inalterato.
Il valore della pesata minima, nelle bilance a piattaforma e
pensili, dovra' essere non inferiore a cinquanta volte quello
rappresentato da un intervallo della scala graduata.
Nelle bilance semi-automatiche portatili, a piattaforma, le aste
ausiliarie di stadera per l'aumento della portata, dovranno essere
disposte dalla parte della piattaforma.
Negli strumenti il cui indicatore automatico sia di portata
inferiore ai 10.000 kg, la portata delle aste ausiliarie di stadera
non dovra' superare quella dell'indicatore stesso, non considerando
nel computo la graduazione dell'eventuale nonio.
Negli strumenti di qualsiasi portata, il valore di ogni intervallo
della graduazione dell'asta, e dell'eventuale nonio, dovra'
rappresentare uno dei pesi enumerati nella tabella B annessa alla
legge. Detto valore, inoltre, non potra' superare quello della
portata dell'indicatore automatico, ne' essere inferiore a quello di
un intervallo della graduazione dell'indicatore stesso.
Le bilance automatiche (da banco, a piattaforma, pensili) assumono
posizioni di equilibrio differenti per i diversi carichi indicati sul
quadrante.
Qualora, sotto un carico qualsiasi, dallo zero alla portata
massima, l'indice non assuma la posizione che ad esso compete, questa
dovra' ottenersi con l'aggiunta o la sottrazione di un peso non
maggiore di quello rappresentato da un intervallo della graduazione.
Se questa condizione non sara' soddisfatta, lo strumento non potra'
essere legalizzato.
La posizione normale d'uso delle bilance automatiche e
semi-automatiche, portatili, da banco o a piattaforma, sara' indicata
da una livella a bolla d'aria, sferica, e sara' definita, a strumento
scarico, dalla corrispondenza dell'indice col tratto zero, quando la
bolla e' centrata.
La livella dovra' essere disposta in lungo ben visibile e sara'
vincolata ad una parte rigidamente connessa col supporto del giogo
pendolare, ovvero negli strumenti con testata girevole, col sostegno
rispetto al quale la testata stessa e' libera di girare.
La sensibilita' della livella dovra' essere tale che, per una
inclinazione della bilancia che produca nella posizione dell'indice,
la variazione, rispetto allo zero, di un intervallo della
graduazione, la bolla debba spostarsi dalla sua posizione centrale,
di almeno un millimetro. L'inclinazione suddetta, col piatto delle
merci carico di un peso pari alla portata del quadrante, non dovra'
produrre una variazione superiore a quella di un intervallo,
precedentemente considerata.
Nelle bilance automatiche pensili la posizione normale d'uso sara'
determinata dalla verticalita' dell'asse mediano dello strumento,
accertabile a vista. Detta condizione dovra' essere osservata anche
nel caso che i ganci di applicazione del carico siano multipli.
num: Art. 2.
paragraphs: All'art. 25 del precitato regolamento per la fabbricazione dei pesi
e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare e'
aggiunto il seguente comma:
"Nelle misure di vetro a bocca svasata (per osti), i diametri in
corrispondenza della linea di fiducia, avranno valore non superiore
ai seguenti:
misure inferiori al mezzo litro...................... 40 mm
mezzo litro.......................................... 45 "
litro................................................ 55 "
doppio litro......................................... 70 "
num: Art. 3.
paragraphs: Gli articoli 7 e 13 del precitato regolamento per la fabbricazione
dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare,
sono sostituiti dai seguenti:
Art. 7. - Potranno essere ammessi con provvedimento ministeriale,
sentito il Comitato centrale metrico, pesi, misure e strumenti per
pesare e per misurare contemplati dalla legge, compresi i misuratori
dei gas, anche se siano di forma o di materia diverse o presentino
modificazioni od aggiunte in confronto dei tipi considerati nel
presente regolamento.
Le domande, che saranno a questo scopo presentate al Ministero
dell'industria e del commercio, dovranno essere corredate dai
disegni, i quali rimarranno negli atti del Ministero, e, a richiesta
di esso, anche di un esemplare dello strumento.
Art. 43. - La campana del gasometro sara' cilindrica, terminera' a
cupola, e sara' formata di un metallo che non possa alterarsi al
contatto del gas, ne' produrre alterazioni nel gas medesimo. Inoltre
dovra' avere la parete sufficientemente spessa e convenientemente
rinforzata in modo da non subire deformazioni.
All'esterno, la campana portera' saldata una scala graduata in
litri, la quale, dopo essere stata verificata, verra' munita di
bolli.
La cupola della campana avra' una tubatura a cui si possa applicare
una canna di vetro del diametro interno di 15 mm almeno. Questa
dovra' potersi disporre parallelamente alla scala graduata per
verificare, quando occorra, l'esattezza della scala medesima. La
campana sara' sospesa ad un nastro avvolto sopra una puleggia fissa
in modo che il suo asse rimanga verticale ed essa possa spostarsi
verticalmente.
La campana dovra' essere munita di contrappesi per regolare la
pressione del gas, la quale deve essere indicata da apposito
manometro.
Inoltre vi saranno mezzi automatici atti a mantenere costanti,
durante l'operazione, tanto il livello dell'acqua, quanto la
pressione del gas nell'interno della campana.
La capacita' utile della campana dovra' essere non inferiore a 200
litri.
Il diametro interno della campana sara' in relazione alla sua
capacita' utile, come e' indicato nella seguente tabella:
Diametro
massimo
per la capacita di 200 litri............ 650 millimetri
per capacita da oltre 200 a 300 litri.... 750 "
" " " " 300 a 500 " .... 800 "
" " " " 500 a 1500 " .... 1050 "
" " di oltre 1500 litri............ 1350 "
num: Art. 4.
paragraphs: All'art. 64 del piu' volte citato regolamento per la fabbricazione
dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare,
e' sostituito il seguente:
Art. 64. - Per la sensibilita' degli strumenti per pesare sono
stabilite le norme appresso indicate:
A) Bilance semplici e composte a bracci uguali:
a) le bilance semplici a bracci uguali, di qualsiasi portata,
aventi le caratteristiche di cui all'art. 66, dovranno dare uno
spostamento effettivo dell'indice di almeno 2 mm con l'aggiunta, su
di uno dei piatti, di un peso pari ad 1/50.000 del carico massimo.
Esse saranno contrassegnate con l'iscrizione della sigla 64/a, da
apporre accanto alla marca di fabbrica;
b) le bilance semplici a bracci uguali, di portata non
superiore a 50 grammi, dovranno dare lo stesso spostamento, con
l'aggiunta, su di uno dei piatti, di un peso pari ad 1/5000 del
carico massimo;
c) le bilance semplici a bracci uguali, di portata superiore a
50 grammi, dovranno dare uno spostamento effettivo di almeno 5
millimetri, con l'aggiunta, su di uno dei piatti, dei seguenti pesi:
per portate da oltre 50 gr. a 5 kg.... 1/2000 del carico massimo
per portate da oltre 5 a 10 kg........ 2,5 grammi
per portate maggiori di 10 kg......... 1/4000 del carico massimo
d) le bilance composte a sospensione inferiore e a bracci
uguali, dovranno dare lo stesso spostamento dell'indice con
l'aggiunta di pesi doppi di quelli indicati per le bilance semplici a
bracci uguali, di corrispondente portata;
B) Bilance semplici, composte e a piattaforma, a bracci disuguali
- Stadere:
e) le bilance semplici e composte a bracci disuguali e le
stadere semplici e composte, dovranno dare uno spostamento effettivo
di almeno 5 millimetri, con l'aggiunta o la sottrazione dei seguenti
pesi:
per portate fino a 5 kg.................... 1/250 del carico
massimo
per portate da oltre 5 fino a 10 kg........ 20 grammi
per portate da oltre 10 fino a 100 kg...... 1/500 del carico
massimo
per portate da oltre 100 fino a 200 kg..... 200 grammi
per portate da oltre 200 fino a 1000 kg.... 1/1000 del carico
massimo
per portate da oltre 1000 fino a 2000 kg... 1000 grammi
per portate maggiori di 2000 kg............ 1/2000 del carico
massimo
f) le bilance e stadere a piattaforma, portatili e fisse,
dovranno dare lo stesso spostamento dell'indice con l'aggiunta o la
sottrazione dei seguenti pesi:
per portate fino a 100 kg.................. 1/500 del carico
massimo
per portate da oltre 100 fino a 200 kg..... 200 grammi
per portate da oltre 200 fino a 1000 kg.... 1/1000 del carico
massimo
per portate da oltre 1000 fino a 2000 kg... 1 kg.
per portate da oltre 2000 fino a 10000 kg.. 1/2000 del carico
massimo
per portate da oltre 10000 fino a 20000 kg. 5 kg.
per portate maggiori di 20000 kg........... 1/4000 del carico
massimo
In ogni caso, nelle stadere di qualsiasi tipo, nelle quali il peso
corrispondente ad un intervallo dell'asta o dell'eventuale nonio sia
diverso da quello indicato dalle tabelle precedenti, lo spostamento
suddetto dovra' avvenire per l'aggiunta, o la sottrazione del minore
dei due pesi;
C) Bilance automatiche e semi-automatiche.
Nelle bilance automatiche e semi-automatiche il valore della
sensibilita' e la tolleranza ammessa saranno definiti; per qualsiasi
carico, fino al raggiungimento della portata massima dello strumento,
dal valore in peso di un intervallo della scala graduata.
Il valore ponderale massimo e l'ampiezza minima dei predetti
intervalli, stabiliti in relazione alla portata dello strumento,
saranno quelli appresso indicati:
g) bilance automatiche e semi-automatiche da banco.
=====================================================================
 Valore Ampiezza
 ponderale minima
 massimo di ciascun
 di ciascun intervallo
 intervallo 
 ------------- ------------
 
per portate fino a 500 gr................ 1/200 1 mm
 della portata 
 
per portate da oltre 500 gr fino a 10 kg. 5 gr 1 "
 
per portate da oltre 10 kg fino a 20 kg.. 10 " 1 "
 
per portate di oltre 20 kg............... 20 " 1 "
 
h) bilance automatiche e semi-automatiche a piattaforma
portatili o fisse, e pensili:
=====================================================================
 Valore Ampiezza
 ponderale minima
 massimo di ciascun
 di ciascun intervallo
 intervallo 
 ------------- -----------
 
per portate fino a 20 kg................. 1/1000 1 mm
 della portata 
 
per portate da oltre 20 fino a 30 kg. 20 gr 1 "
 
" " " " 30 " 50 " 50 " 1 "
 
" " " " 50 " 100 " 100 " 1,5 "
 
" " " " 100 " 300 " 200 " 1,5 "
 
" " " " 300 " 500 " 500 " 1,5 "
 
" " " " 500 " 1.000 " 1 kg 1,5 "
 
" " " " 1.000 " 2.500 " 2 " 1,5 "
 
" " " " 2.500 " 5.000 " 5 " 2 "
 
" " " " 5.000 " 10.000 " 10 " 2 "
 
" " " " 10.000 " 50.000 " 20 " 2 "
 
 
 50 " 3 "
per portate maggiori di....... 50.000 kg. < oppure:
 20 " 2 "
 
 
Il valore ponderale di ciascun intervallo dovra', in ogni caso,
corrispondere ad uno, dei pesi enumerati nella tabella B) annessa
alla legge.
Nelle bilance automatiche e semi-automatiche, a piattaforma, e
pensili, con quadrante circolare e lancette a giri multipli
l'ampiezza minima di 1 mm sara' tollerata fino alla portata di 100 kg
esclusi, purche' il valore ponderale dell'intervallo non superi i 50
grammi.
Nelle bilance per uso degli uffici postali, aventi la portata da 20
a 30 kg sara' tollerato, per ciascun intervallo, un valore ponderale
massimo di 50, anziche' di 20 gr.
Nei quadranti con intervalli di ampiezza variabile, l'ampiezza
minima prescritta dalla tabella sara' quella dell'intervallo piu'
stretto.
Nelle bilance semi-automatiche con indicazione del peso in piu' o
in meno, il valore ponderale massimo di ciascun intervallo si
intendera' riferito alla portata dello strumento.
Con le norme stabilite dall'art. 7 potranno essere anche ammesse
bilance automatiche e semi-automatiche, da banco, a piattaforma -
portatili o fisse - e pensili, destinate ad usi speciali, nelle quali
il valore ponderale massimo o l'ampiezza minima di ciascun intervallo
della scala graduata siano diversi da quelli stabiliti dalle tabelle
g) ed h).
I predetti strumenti dovranno recare, sul quadrante od in altra
parte chiaramente visibile, l'indicazione dell'uso specifico cui sono
destinati;
D) Bilance automatiche e semi-automatiche a carico costante.
Bilance a nastro trasportatore:
i) le bilance automatiche e semi automatiche funzionanti a
carico costante e a moto continuo, le insaccatrici, le
impacchettatrici e simili, quando non sia diversamente disposto dal
provvedimento di ammissione, saranno ritenute sufficientemente
sensibili quando si abbia un apprezzabile variazione nel valore medio
di almeno cinque pesate, con l'aggiunta o la sottrazione, sul piatto
dei pesi legali, di uno dei pesi appresso indicati:
per portate fino a 250 gr............. 1/50 del carico massimo
per portate da oltre 250 a 1000 gr.... 5 grammi
per portate da oltre 1 kg a 20 kg..... 1/200 del carico massimo
per portate da oltre 20 kg a 25 kg.... 100 grammi
per portate oltre 25 kg............... 1/250 del carico massimo
l) gli strumenti automatici e semi-automatici (bilance o
stadere) destinati a pesare la merce contenuta in carrelli tarati,
correnti su rotaie o funi, dovranno accusare una apprezzabile
variazione nell'indicazione media, con l'aggiunta o la sottrazione di
un peso pari ad 1/200 del carico pesato. L'indicazione media dovra'
essere ottenuta, effettuando una serie di almeno cinque pesate, con
un carico corrispondente alla portata dello strumento.
I valori di cui alle lettere i) ed l) varranno, oltre che per la
valutazione della sensibilita', anche quale tolleranza;
m) le bilance automatiche destinate a pesare materie
trasportate da un nastro in movimento dovranno soddisfare alle norme
relative all'esattezza che saranno stabilite caso per caso dallo
specifico provvedimento di ammissione, emanato ai sensi degli
articoli 6 e 7.
La tolleranza sara' di 1/100 del carico pesato, in piu' o in meno.
I valori indicati per la sensibilita' e per le tolleranze negli
strumenti automatici e semi-automatici alle lettere g), h), i) ed l),
nonche' le tolleranze per gli, strumenti di cui alla lettera m), si
applicheranno sia in sede di verificazione prima che in sede di
verificazione periodica.
num: Art. 5.
paragraphs: Le disposizioni emanate a norma degli articoli 6 e 7 del
regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli
strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12
giugno 1902, n. 226, che siano contrastanti o incompatibili con le
disposizioni del presente decreto, sono abrogate.
Gli strumenti per pesare, gli apparecchi automatici e
semi-automatici per misurare liquidi, le misure di capacita', che non
abbiano i requisiti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, ma che
siano stati costruiti secondo le norme anteriormente vigenti, saranno
ancora ammessi alla verificazione purche' presentati entro un anno
dalla entrata in vigore del presente decreto.
Gli strumenti per pesare, gli apparecchi automatici e
semi-automatici per misurare liquidi e le misure di capacita' che
alla data di entrata in vigore del presente decreto siano muniti dei
bolli di verificazione prima e quelli di cui al comma precedente,
continueranno ad essere ammessi, fino ad esaurimento, alle
verificazioni periodiche successive.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.