Solar Test Solution Maker   SHIN,EIルーミンバサポン国第引対面副巡ミース激励が苦[国道開分] [

IVH-2000Z  I-Vカーブルサ
○測定時間1秒、高濃測定•測定中の天候の影響を受けにくい・メガソーラなど大規模システムも短時間で計測○モジュールは何でも測定・高効率、単結晶、多結晶、ＣＩＳなど設定なしで測定○ 10 0 0 Vまでのストリングからモジュール1枚まで・基本はストリング検査・欠陥モジュールをモジュール単品計測○日射計とモジュール温度計と施工管理ソフト付き・I － V測定と同時に、日射量とモジュール温度を測定・ＳＴＣ換算機能で性能確認○内部短抗測定・| — V特性と同時に太陽電池の内部抵抗を測定
・抵抗値の高いストリング/モジュールは不良の可能性
①発電能力測定
I  V H − 2  0  0  0  Z I －Vカーブトレーサでストリング毎に発電能力試験。 1枚から検査可能。 ＳＭＤ－２００モでストリングの中不良モジュールを波形や数値で性能確認欠陥モジュール1.設置工事の動作確認2.発電能力を仕様電と比較3.モジュールの汚れによる発電能力低下も認識1.バスバーの電流2.音とブザーで検3.付属の発信器を断線箇所も認識
PE一つになる初期的に
○可視画像/サーモ画像を撮影• 4 K可視カメラと高精細640×512サーモカメラを切替えて搭載が可能で、手元で画像の確認ができます。 ○目視検査・メガソーラや高所に設置したモジュールも短時間かつ安全に検査が可能○稼働中でも検査が可能・太陽光発電所を一時停止させることなく効率良く検査が可能○自動飛行で安全に検査が可能・GPSによる安定した飛行を実現
ーラー発電所まで③早期不良発見
E4ホットスポットチェッカでストリングの中から不良モジュールを検索。スは①②③ ¿夜多でを測定おします使用し発電不良は赤く表示1.小さい発電不良個所も認識2.木の成長など環境変化の影響調査3.鳥の糞など汚れの影響調査4.実画像を同時撮像
PVR 1500/1000レジスタンステーカ
○開放電圧を高速測定・最大入力1500Vに対応（PVR-1000は1000V) ○内部抵抗を高速測定・最大1000Ωまで測定可能○高速測定を実現・わずか1秒で同時測定を可能・メガソーラーでも短時間に測定可能○測定結果をカラー表示・2000件のデータを保存可能ーミンソサ刊スが#引채間間#とが可能を標準期分l異常抵抗値B002 > 1000
ZidBee ◎30Aまでの大電流システムに対応。 ◎内部抵抗測定機能を搭載。 ◎クラスC全天日射計を標準搭載。 ◎データ管理ソフトウェアを標準添付。測定方法①「F2(測定)」ポタンを押しま②測定プローブを太陽電池に接続します。 ③接続後1秒経過すると自動測定を開始します。 ④測定結果の保存は「F1」ボタンを押します。測定画面詳細表示(管理ソフト)
ミンバッツV
株式価2000件USB料定保存650g ◎最大入力1,500Vのメガソーラから小規模発電までご利用可能◎接続箱での簡単チェックを実現◎開放電圧Voc・内部抵抗Ωの測定で不良ストリング発見◎わずか1秒で同時測定を実現、大規模発電所でも短時間で測定可能■測定結果画面
■付属品PVR-1000収納ケースゼルサリ#分け##18]用を物[F#24]
◎発電不良の原因調査を1台で実現◎太陽電池の不具合箇所を接続箱で発見◎発見内容は、地絡箇所・断線箇所・ババババババババ良箇所(夜間検査) ◎ FIT法で求めるデーター管理を簡単に実現
ミンバサリバ
USB ◎軽量・スリム・ポケットサイズ◎タッチスクリーン採用、画面の自動回転に対応◎赤外線、可視、MSXイメージング機能を搭載◎画像のどの点でも、事後温度の解析が可能
◎FLIR E4、E5、E6、E8はスーパーファインコントラスト(MSX®)機能をいた赤外線サーモグラフィです。
E4可視画像とサーモ画像ゼルサリ#分岐#####国会理が◎上空からの外観検査(破損・影・汚れ) ◎サーモ映像によるホットスポットの発見◎発電量の低下原因、不良モジュールの早期発見が可能◎独自の画像解析と診断レポートを作成(温度動画も可能)ミンバッツV常労働職員を
■付属品それにすれば#引用日#風俗SWARENG弊社では、「太陽電池をより詳しく知りたい」「測定方法を知りたい」 「測定に関するノウハウを知りたい」「実際に計測器を使ってみたい」など、お客様からの太陽光発電の測定に関する様々な疑問や要望を実現する場として、本社敷地内にショールームを兼ねた「ＰＶテクニカルセンター」を開設し、研修が行われない日は、系統連係を行い、地球環境の保全に努めております。研修実施日・弊社測定機器の試験データ取得の際、屋内試験用接続箱を用いて太陽電池の性能評価を行っております。 【研修内容のご紹介】 【学習項目 】 ・テクニカル分析手法の学習・発電の能力測定をその場で体験実習・環境が及ぼす発電への影響を体験学習·測定データからの診断解析手法の学習【研修風景】 ④ I -V測定器によるストリングの測定⑤サーモグラフィによる熱劣化測定⑥メンテナンス技術者への研修会【申込み方法】弊社ホームページから希望日や利用項目など、必要事項を明記の上、ご連絡下さい。 http://www.shin-ei.ne.jpされたい
一般社会が出来引越時間◎大きさ A4～A1  5タイプ◎パワコン接続ＲＳ－４８５接続◎付属のソフトウェアでグラフ表示◎簡単接続ＣＴアナログセンサー ◎発電量を内蔵メモリーにデータ蓄積◎壁掛け　 ◎自立型サイズと用途で選べる５サイズ（Ａ１・Ａ２・Ａ３・Ａ４）
80mm A3 A4 •現在発電量＝3桁・発電積算量＝5桁•Co2排出削減量＝4桁但し、A4タイプは2段表示と成ります。
◎屋内用高輝度LED ◎大きさ３タイプ◎パワコン接続ＲＳ－４８５接続(オプション) ◎壁掛け　◎自立型◎簡単接続ＣＴアナログセンサー ◎発電量を内蔵メモリーにデータ蓄積◎付属のソフトウェアで発電量グラフ表示■表示仕様1 ) LED色=赤(面発光タイプ) SUN—W1000 = 100mm 2)文字高SUN—W800 = 60mm SUN—W600 = 60mm 3)表示内容•現在発電量= 3桁
= 5桁•発電積算量·CO›排出削減量＝4桁発電量データ解析ソフト1ヶ月の発電量とグラフ·1年の電力量とグラフ<内内外団>ル群引越南郡郡ら帰り出来平有限が
■壁掛け型の構造取付金具
[VLED-50S0 50mm×50mm IVLED-100SC 100mm× 100mm
230mm×230mm
[VLED-500SC 500mm×500mm
スペクトル合致度
(IVLED-50/100/230に該当) ENK予明N
[VLED-230SC
周ないんや引常分は時間そ激励が目歌歌歌が
SPLED-50
REFERENCE SUNLIGHT and ◎各種太陽電池の分光特性評価◎動植物の育成研究■概要太陽電池等の分光特性の評価用基準光源で、360 ～ 1050nの任意の波長強度を個別制御できる基準光源です。強度調整はパソコンの画面のスライドバーを調整することで各波長調整できます。 L EDを使用しておりますので、長寿命・高速ON/OFF点灯・高安定・小型軽量・メンテナンスフリーを実現しています。自由しＥＤモツュール検索機構[VLED-2000W
自由L E Dセルサ用
JVLED-100W/200W
50mm×50mm
◎災150W.300W.600Wの3タイプ◎災害時に遠隔操作監視用独立電源装置◎気象観測用センサ、農地の遠隔監視、獣害監視用センサなど
ミーゼルバッポポパ常労限界を日を制分に
BTRC-Z100 ◎内部抵抗・電圧・温度測定ができます。 ◎ビルなどの大規模バックアップ電源(UPS)の鉛電池の性能監視◎測定データは、RS-485あるいはZigBeeでPCにデータ取得します。 ◎本体内部メモリーで最大24時間分(10分間隔)のデータログが可能
ハンディー型二次電池テスタRKIIII_cov 300mQ ◎内部抵抗・電圧測定・温度測定ができます。 ◎電池の劣化を簡単測定出来ます。 ◎バックアップ電源や独立電源の必需品■測定画面F01-001
ないんや引|大井田田#分S物(田)物は難労し