RIKUSUI D I G I T A L   P O W E R   M E T E R数字功率计KPM1000单相专用待机功率測量支持IEC62301第一版标准、ErP指令(Lot6等)测量项目: 电压、电流、頻率、有功功率、相位角、功率因数等17项基本精度土(0.1 % of reading + 0.1 % of range)电流量程:5mA ～ 20A标准装备RS232C GPIB/USB(工厂选购件)数字功率计KPM1000是单相功率测量仪，支持较大的测量范围，从待机时的微小功率到使用时的大功率均可测量。Min功率量程为750mW量程，Min分辨率为0.01mW分辨率，基本精度为0.1  % of reading，因此从量程的1%开始就能够保证精度，实现了范围广的动态量程。近年来，世界各国积极提倡节能设计规范，其中包括欧洲ErP指令、美国"能源之星"、日本"领跑者计划"等，这些规范可促进企业解决环境问题，也可用于区分产品的节能效果。 ErP指令的Lot6对家用电器与办公用电子设备的待机功率（关机模式和待机模式的功耗）进行了限制。另外还规定企业有提交符合性宣言书并在产品上张贴CE标志的义务。该规范把待机功率限制在1W以下，并且从2013年开始将会更加严格，限制在0.5W以下。使用本机可以准确地测出待机功率是否达到0.5W以下。 KPM1000符合IEC62301（家用/办公用电气电子设备产品的待机、关机功率测量）标准，可以对ErP指令Lot6等规范所要求的待机功率进行测量。体积小、重量轻，并可通过各种接口（包括一部分工厂选购件）提升系统能力。可携帯１台在身边方便随时测量设备功率，也可以用作设备评价系统的ー个组件，使用范围十分广泛。 KPM1000 RS232C标准装备GPIB/USB (工厂装购件) Digital Power Meter 2013年1月7日ErP指令Lot6規范第二阶段实施2
高精度分野起率
电压、电流、功率基本精度± (0.1 % of reading + 0.1 % of range)

单相2线（測量分类CAT II）
测量分类分为CAT I、CAT II、CAT III、CAT IV等多种不同的分类。 KPM1000可笑現CAT II的測量。 [测量分类]
[ Max过渡电压]

Crest factor (峰值因数) 6
因此可对有效值小但峰值大的波形实现高精度刻量・ *对于电压，峰值因数为3.对于KPM1000,
▶电流(测量量程×6倍)/测量值或120Ack,取两者中数值较低者
四项目显示
同时显示4个测量项目。減少了来回切换测量项目的麻類。采用容易辨认的七段式数字显示，从较远距离观看也具有良好的辨认性。

多达17神烈量项目

分别测量正向与反向的聚积功率
适合用来测量太阳能发电用电源调节器等并网逆变器的功耗与再生量。 【表示例】
操作简便
无需依赖说明书，凭直觉就可以操作。
标准装备RS232C
※GPIB、USB（工厂出货选购件） ●后面板C功率測量、接続示例●通过直接輸入进行測量的方法（被测设备为20A以下的情况） ●使用CT（电流互感器）、PT（电压互感器）进行测量的方法(被测设备超过20A的情况)相关选购件
辅助工具的使用
可以免费下载方便的应用程序软件辅助工具。可以通过电脑控制数字功率计，实現操作面板上的功能。还可以用作数据记录器，轻松地获得长时间的数据。
●統一显示測量参数
●潤量数据的记录功能使用輔助工作，只要与电脑连接，按一个健就能将波形数据以CSV格式保存到电脑-该功能可以轻松地袴电压电流波形输入到电脑里。即使者到峰值、峰值因数、功率因数，也很难想象实际上呈現出怎样的波形。此外、对于一次波形附近的测量，使用示波器等仪器也难以观测。通过使用该功能.可以简单地特电压电流波形数据以CSV格式保存到电殻里・使用Excel等应用程序可以简单地转化成图形。 4
待机功率的测量●可以进行符合IEC62301 第一版标准的測量。可以对ErP指令Lot6等规范所要求的家用/办公用电气电子设备产品的待机模式、关机模式的功率进行测量。
【ErP指令是指】
ErP指令*是指对与能源有关的产品（ErP）的节能设计（环境友好设计）进行要求的指令。与能源有关的产品的定义是：虽然并不直接消耗能源，但在使用过程中会对能源消耗产生影响的产品。因此，EP指令的对象不只包括电子电气设备等直接使用能源的产品，还包括间接导致能源消耗或减少的产品（需要使用窗口或水的设备等),都要満足节能设计的要求。具体的对象产品与要求事項,由各产品类别(Lot)的实施措施(IM)决定。特别是为了提高能源利用效率,对环境符合性设计、能源使用量或能源效率的限制值进行了规定。 ※ DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products
相关选购件【OT01-KPM】 1 25V/1 5A崎幸用应用程序软件可使标准测试更新易进行・ AC多功能电搞板电线【OT02-KPM】 250V/1 5A 5
如果波形不对称（辛读整流波形、全演整流波形等） *2 当倫入不足5mA量程的10％时，要増加 "0.1 ％ of range" D IGITAL P OWER M ET
*1不透用于特別定制品、改造品- *2 只限于具有CE移志的产品・ *3測量值有时会受到尋声的影响-通信电機应使用屏蔽电機・走行測量用配機时可能会产生无线干线・一旦发生干扰，使用者必须采取适当的对策。 *4内容包括用户手册、通信接口手册、VISA库（KI-VISA）.外形尺寸图7
主机
选购件安全領失（増式進換型） 【TL43】 SI/風各1个600V/ CAT II max 10A江/風各1和1000VJ CAT II max 32A $( /風各1个1000V/ CAT II max 32A安全に火（妊爆達陵型） [TL42]紅/黒香1个
1000VJ CAT II  max 32A
250V/15A ●销售代理店SKIKUSUI KIKUSUI ELECTRONICS CORPORATION Southwood 4F,6-1 Chigasaki-chuo,Tsuzuki-ku,Yokohama,224-0032,Japan Phone: (+81)45-482-6353,Facsimile: (+81)45-482-6261,www.kikusui.co.jp KIKUSUI AMERICA, INC.1-310-214-0000 www.kikusuiamerica.com SUII 3625 Del Amo Blvd, Suite 160, Torrance, CA 90503 Phone : 310-214-000  Facsimile : 310-214-0014 e(上海)有限公司] rikusuitracing (shammal co., ud. | www.kikusui.cn上海市长宁区仙霞路137号盛高国际大厦305室电话: (021)-5887-9067   传真: (021)-5887-9069有未经通知而更改的情况。■由于诸原因. .价格成者停止有更改名称■年食者注册商标，■产品日录所记載的数公司产品，是以在
券用机器、設备，不是对一般家庭和消费者设计、制造的
有和实际产品的颜色、质量等可能有些基异，■有关在订
对于未経确认产生的责任，我公司有不承担其责任的情品日录所记載的公司名、产品名为育标或者注册商标，■产品
短容的畜畜的畜畜下使用为而使的食务用机器、破産，不是
印刷的情况象因，产品日录刑整職的施片和实际产品的病色、
種類、请向我公司官室前门執认，另外、对于未経确认产生的