基本編NIPPO 飽差コントローラ【ＣＯ₂、除湿、換気】ハウス用飽差制御的
もくじ
安全上のご注意・・・・・・・ 2この製品について・・・・・・・ 4
お客様へ
このたびはニッポー製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この製品を安全に正しくご使用していただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、十分に理解してください。お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。
送風の設定・・・・・・・・・・ 27除湿の設定・・・・・・・・・・ 28循環扇の設定・・・・・・・・ 30換気の設定・・・・・・・・・ 31時計合わせ／日付合わせ・・・・ 32パラメータ・・・・・・・・・・ 34故障・異常の見分け方と処置方法・ 43
消耗部品とメンテナンス・・・・ 60仕様と保障・・・・・・・・・・ 62

安全上のご注意
■　ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ■この製品を譲渡される場合は、本取扱説明書を製品に付けてお渡しください。 ■　ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。 ■　表示と意味は、次のようになっています。 「誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの」を示します。 「誤った取扱いをしたときに、軽傷または物的損害に結びつくもの」を示します。 ※物的とは、施設や栽培物及び動植物にかかわる拡大被害を意味します。 ■図記号の意味は次のようになっています。 △は、注意（危険、警告を含む）を示します。具体的な注意内容は、△の中や近くの絵や文章で示します。左図の場合は「感電注意」を示します。のは、禁止（してはならないこと）を示します。具体的な禁止内容は、の中や近くの絵や文章で示します。
●は、強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くの絵や文章で示します。左図の場合は「アース工事をすること」を示します。安全上のご注意
炭酸ガス発生器を接続する場合は、そのメーカーの指定の最低燃焼時間を本器に設定する。不完全燃焼により一酸化炭素中毒になる可能性があります。
水ぬれ禁止

この製品について
1:15  2021
■飽差とは、ある温度と湿度の空気にあとどれだけ水蒸気の入る余地があるかを示す指標で空気１ｍ 3当りの水蒸気のｇ数で示されます。値が大きいほど乾いた状態です。空きが４つで飽差４ｇ／ｍ 3 ■植物に最適な飽差は、３～６ｇ／ｍ ³といわれています。（作物や成育状態によってはこの値とは限りません。）飽差が６ｇ／ｍ³以上だと乾き過ぎと感じて植物は、気孔を閉じてしまい、ＣＯ₂を取り込まなくなり、他に蒸散しなくなり、葉温が上がります。逆に３ｇ／ｍ３以下になると葉と空気の水蒸気が小さい為、蒸散しにくくなりＣＯ₂の取り込みも停滞します。 ■急変せずにゆっくり飽差を上げる場合は、６ｇ／ｍ 3を超えても蒸散が継続する場合があります。

iffering
ミストによる加湿を想定した飽差制御信号を出力する制御コントローラです。 ■飽差（湿度）の測定は乾湿球温度センサで行います。木製センサボックスを採用し、直射日光の当たるハウスの中でも誤差が少なく、正確に測定することが可能です。 ■ ＲＳ４８５通信による外部インテリジェンスとデジタル信号を備えています。
1.操作電源キー、操作電源ランプ操作電源をＯＮ／ＯＦＦするキー。ランプは操作電源ＯＮの時消灯、ＯＦＦの時点灯。
2.飽差ランプ
飽差出力がＯＮの時点灯。 3.ミストランプミスト出力がＯＮの時点灯。 4.循環ランプ循環出力がＯＮの時点灯。 5.    C O 2ランプＣＯ 2出力がＯＮの時点灯。各部のなまえとはたらさ
6.測定温度表示
測定温度を表示します。タイマ切 ▲キーを押している間小数点以下を表示します。ツマミ表示キーを押すと設定飽差１のツマミの位置を表示します。
7.測定飽差表示
測定飽差を表示します。通常は小数点第１位表示となります。飽差が１０以上になると、整数表示になります。このとき第１位桁のｄ．ｐが点灯します。タイマ切 ▲キーを押している間小数点以下を表示します。ツマミ表示キーを押すと設定飽差２のツマミの位置を表示します。
8.飽差１ツマミ
設定飽差の調整を行います。
9.飽差２ツマミ
設定飽差の調整を行います。
10.相対湿度表示
相対湿度の測定値を表示します。タイマ切 ▲キーを押している間小数点以下を表示します。タイマの設定中は、ON時間を表示します。 C O 2の設定中は、そのステップの濃度の上位を表示します。
11.露点温度表示
露点温度の計算値を表示します。タイマ切 ▲キーを押している間小数点以下を表示します。タイマの設定中は、ＯＦＦ時間を表示します。 C O 2の設定中は、そのステップの濃度の下位を表示します。
12.タイマ入▼／▲キー
タイマのＯＮ時間を増減します。 C O 2の設定中は、そのステップの上位を増減します。各部のなまえとはたらき13.タイマ切▼／▲キータイマのＯＦＦ時間を増減します。 C O 2の設定中は、そのステップの下位を増減します。 14.除湿ランプ湿度出力がＯＮしている時に点灯します。 15.除湿温度表示除湿の相対湿度の設定を表示します。開始時刻設定中は、時間の表示をします。 16.換気ランプ換気出力がＯＮしている時に点灯します。 17.換気温度表示換気開始の設定温度を表示します。開始時間設定中は、分の表示をします。 18.除湿 ▼／▲キー除湿の設定値を増減します。開始時刻設定中は、開始時刻の時を増減します。 19.換気 ▼／▲キー換気の設定値を増減します。開始時刻設定中は、開始時刻の分を増減します。 20. ＣＯ 2   上位表示（又は日射量上位表示）※ ＣＯ₂の測定値の上位を表示します。終了時刻設定中は、時間の表示をします。 21. ＣＯ₂　下位表示（又は日射量下位表示）※ ＣＯ₂の測定値の下位を表示します。終了時刻設定中は、分の表示をします。 ※パラメータＰｒ７３（ＣＯ２／日射表示）により、表示項目を選択する。日射表示時は、分のｄ.ｐ.が点灯、日射表示の単位はW／ｍ ²各部のなまえとはたらき22.終了時刻時▼／▲キー終了時刻設定中は、時間の増減をします。 23.終了時刻分▼／▲キー終了時刻設定中は、分の増減をします。 24.飽差ステップ1キー、飽差ステップ1ランプ飽差１の入／切タイマ、開始時刻、終了時刻を設定する時に押します。ステップ1ランプが点滅します。再度押し下げで設定を終了します。 25.飽差ステップ2キーランプ飽差２の入／切タイマ、開始時刻、終了時刻を設定する時に押します。ステップ2ランプが点滅します。再度押し下げで設定を終了します。
26.ツマミ表示キー
このキーを押すとツマミの位置を表示器に点滅で表示します。再度押すと終了します。またパラメータ飽差温度補正がＯＮの場合、相対湿度表示に補正後の飽差を表示します。タイマー切 ▲キーを押している間小数点以下を表示します。 27. ＣＯ₂ステップ１キーこのキーを押すとステップ１のＣＯ₂の濃度設定、開始時刻、終了時刻が点滅し、設定が可能になります。再度押すか６０秒後に自動復帰します。 28. ＣＯ₂ステップ２キーこのキーを押すとステップ２のＣＯ₂の濃度設定、開始時刻、終了時刻が点滅し、設定が可能になります。再度押すか６０秒後に自動復帰します。 4
表示の使い分け
１０ｇ／ｍ３以上の表示
表示の使い分け
側選択側選択
■飽差の設定は、午前中の時間帯、午後の時間帯の様に２つの時間帯に区切って2つのツマミで飽差を設定出来ます。設定例：

西日本旅
パラメータ（Ｐｒ＊＊）の変更方法については「１３項.パラメータ」を参照して下さい。飽差の設定
①電源ランプが点灯していたら、電源キーを押します。電源が入り、現在の各数値が表示されます。 ②飽差ステップ1キーを押す。飽差ステップ1ランプが点滅し「現在の温度」表示、「現在の飽差」表示消灯。 ※操作が６０秒無いと自動で元の画面に戻ります。その際変更した数字は記憶されます。飽差の設定③タイマ入▼／▲キーで表示を“１０”に合わせる。(間欠ＯＮ時間) ④タイマ切▼／▲キーで表示を“２０”に合わせる。(間欠ＯＦＦ時間) ⑤開始時刻の時の▼／▲キーで“９”に合わせる。 ⑥開始時刻の分の▼／▲キーで“００”に合わせる。 ⑦終了時刻の時の▼／▲キーで“１２”に合わせる。 ⑧終了時刻の分の▼／▲キーで“００”に合わせる。 ⑨飽差ステップ２キーを押す。飽差ステップ２ランプが点滅。飽差の設定@タイマ入▼／▲キーで表示を“１５”に合わせる。(間欠ＯＮ時間) ①タイマ切▼／▲キーで表示を“３０”に合わせる。(間欠ＯＦＦ時間) @開始時刻の時の▼／▲キーで“１２”に合わせる。 Ø開始時刻の分の▼／▲キーで“００”に合わせる。 @終了時刻の時の▼／▲キーで“１５”に合わせる。 ß終了時刻の分の▼／▲キーで“３０”に合わせる。飽差の設定@ツマミキーを押す。ツマミ１が温度表示へツマミ2が飽差表示へ点滅表示されます。ツマミ１で表示を“４．０”にします。ツマミ２で表示を“６．０”にします。 ※操作が３０秒無いと自動で元の画面に戻ります。その際変更した数字は記憶されます。 @ツマミキーを押す@設定完了です。飽差の設定ヒント！時間帯２が優先しますので下記のような制御する事が出来ます。設定例：

ヒント！
低温時に飽差制御を行わないことが出来ます。 P r 3 :飽差制御許可温度を変更して下さい。 (初期値は２０．０℃)許可温度未満の場合は飽差制御を行いません。(ミスト出力、飽差出力はＯＦＦ状態です。)
■ CO₂の設定は、午前中の時間帯、午後の時間帯の様に２つの時間帯に区切って設定出来ます。 ※濃度制御をする場合には、オプションでＣＯ₂ ＮＡＶＩが必要となります。設定値例

otopy in fail of th
※Ｐｒ５３が「１」の場合、ＣＯ₂出力はCO₂濃度に関係なく、施用時間帯の間で間欠ＯＮ／ＯＦＦ制御を行います。 C O 2の設定①  C O 2ステップ1キーを押す。 ② ＣＯ₂ ▼／▲キーで表示を“５００”に合わせる。 ③開始時刻の時の▼／▲キーで“８”に合わせる。 ④開始時刻の分の▼／▲キーで“３０”に合わせる。 ⑤終了時刻の時の▼／▲キーで“１０”に合わせる。 ⑥終了時刻の分の▼／▲キーで“００”に合わせる。 C O 2の設定①  C O 2ステップ2キーを押す。 ⑧ ＣＯ₂ ▼／▲キーで表示を“４００”に合わせる。 ⑨開始時刻の時の▼／▲キーで“１０”に合わせる。 @開始時刻の分の▼／▲キーで“００”に合わせる。 ①終了時刻の時の▼／▲キーで“１７”に合わせる。 Ø終了時刻の分の▼／▲キーで“００”に合わせる。 C O 2の設定Ø  C O 2ステップ2キーを押す。 ④設定完了です。 C O 2の設定
ヒント！
燃焼器を保護する最低ＯＮ／最低ＯＦＦのタイマが設定出来ます。 (P r 5 1, P r 5 2)  初期値は「P r 5 1 : 6 0秒」「P r 5 2 : 6 0秒」です。ヒント！時間帯２が優先しますので下記のような制御が出来ます。
C O 2の設定
ヒント！
その日の天窓開モータの動作を検出して下記のような制御が出来ます。
※Ｐｒ５８が「０：初期値」の場合は天窓全閉入力は関係なく制御を行います。 ※Ｐｒ５８が「１」の場合、天懲全閉入力のＯＮ／ＯＦＦに同期してＣＯ₂濃度が変化します。 ※Ｐｒ５８が「２」の場合、天窓全閉入力の最初のＯＦＦでＣＯ₂濃度設定を変化させたまま保持されます。 C O 2の設定ヒント！時間帯１と時間帯２を重ねる＋天窓開モータの動作を検出で下記のような制御が出来ます。設定値例
※Ｐｒ５８が「１」の場合、天窓全閉入力のＯＮ／ＯＦＦに同期してＣＯs濃度をステップ１、ステップ２の濃度設定に変更されます。 ※Ｐｒ５８が「２」の場合、天窓全閉入力の最初のＯＦＦでＣＯ²遺度設定をステップ２の遺度設定に変化させたまま保持されます。加温の設定日中温度、日没温度、夜間温度、梁夜温度を変更して運用する。農点温度（午前１時に採用）と農点温度加算値での自動判断か、早朝温度を入力する。日の出も目標は、露点温度＋露点温度加算値と夜間温度の大きい方を目標値とする。 (早朝温度が選ばれている時は夜間温度と早朝温度の高い方とする。)時間は、日の出、南中、日の入り時刻を自動で判断する。判断に対し、都道府県地域番号と地形や距離の誤差を補正する。日の出までの昇温率は指定できるので逆算して勾配開始時刻を判断する。日の出から南中時刻に向かって日中温度まで昇温する。南中後、午後目標温度到達時間(分)で午後設定温度に到達する。午後目標温度到達時間:南中後、午後目標温度への到達に要する時間。午後目標温度：南中後、午後目標温度到達時間かけて到達する温度。ドロップの勾配は、時間で計算して求める。日の入り前の降温を暖房機を使用して下げるか、ＯＦＦして下げるか選択できる。ドロップから夜間温度への遷移は、２℃／ｈで変化させる。上記で求めた散定と暖房使用許可温度を比較し低い方の設定で暖房運転を行う。設定でONし、設定＋感度(Pr95)でOFF。日没温度への遷移期間中、プレナイトドロップ時暖房使用(PrA3)が、 「0:暖房しない」になっている場合、日没温度より下がらないようにする。 ※予備入力－１の端子間を短絡すると加温出力は加温動作から、冷却動作に切り替わる。 (充分性意してください)暖房使用許可温度は無効となる。送風の設定
■送風は結露防止する場合に送風機を制御します。
※Ｐｒ９９の初期値は「０：しない」です。
交通事務局

■除湿の設定は、２つの時間帯で同一湿度か飽差値で設定出来ます。

s of the we
除湿の設定
①電源ランプが点灯していたら、電源キーを押します。電源が入り、現在の各数値が表示されます。 ②　▼／▲キーで“９０”に合わせる。湿度９０％で設定。 ③設定完了です。

行事のを次任例
■循環扇出力はミストを飛ばす使い方とミストが散らない様に抑止する両方の使い方に対応しています。パラメータ（Ｐｒ６）により以下「０～５」の動作を選択できます。 0：飽差時間帯（ステップ１、ステップ２の時間帯）は常時ＯＮ 1 ：飽差出力時　ＯＮ 2 :ミスト出力時　ＯＮ 3 ：飽差時間帯（ステップ１、ステップ２の時間帯）は常時ＯＦＦ 4 ：飽差出力時ＯＦＦ 5 ：ミスト出力時のＦＦ

:10日本人
■換気出力は換気（温度）設定を超えた場合にＯＮします。(例：天窓)天窓のバタツキを抑える為、換気ＯＮ、ＯＦＦ判定時間が設定可能。設定例：

 
気の上におすする
① ▼／▲キーで“３５”に合わせる。換気温度３５℃で設定。時計合わせ／日付合わせ※シーズンＯＦＦでしばらく電源を入れていなかった時は、初めに合っているか確認して下さい(例)時計を８：３０にする。 ①電源キーをＯＦＦにします。 ②終了時刻の時の▼／▲キーで時間を“８”に合わせます。 ③終了時刻の時の▼／▲キーで時間を“３０”に合わせます。 ④点滅が終わったら記憶します。時計合わせ／日付合わせ(例)日付を２０１４／１０／１６にする。 ①電源キーをＯＦＦにします。 ②タイマ切▼／▲キーで表示を“２”にします。(日付合わせメニュー) ③開始時刻分▼／▲キーで“２０”に合わせます。開始時刻分▼／▲キーで“１４”に合わせます。 ④終了時刻時▼／▲キーで“１０月”に合わせます。 ⑤終了時刻分▼／▲キーで“１６日”に合わせます。 ⑥点滅が終わったら記憶します。 1 3パラメータ
①電源キーでＯＦＦ状態にする。 ②ツマミキーを３秒以上押す。 ③タイマ入／切表示にパラメータ番号を表示します。 ④タイマ切▼／▲キーでパラメータの番号を選択します。 JJ - ⑤パラメータ番号のデータが開始時刻時／分表示に表示されています。 ⑥データを変更する場合は、開始時刻分▼／▲キーで変更します。 ⑦変更を終了する場合は、電源キーを押します。パラメータ
※１００００は、Ａ０００と表示する。
各地域の日の出、日の入、南中時刻算出方法については「理科年表(平成22年)」　暦43 「各地の太陽、月の出入、南中推算表」を参照。東京の出入、南中時刻については、国立天文台HP。2013年分を参照。
通信方式を“垂れ流し”に設定するとＣＳＶ形式でデータを垂れ流します。 30秒毎にデータを送信します。データの転送速度は9600[bps]、形式は「8n1」
※ ー日の平均気温:温度を日の出から日の出まで30秒間隔でサンプリングし都度平均する。 （リセットは日の出、確定は日の出）日中の平均気温:温度を日の出から日の入りまで30秒間隔でサンプリングし都度平均する。 ※ （リセットは日の出、確定は日の出） ※夜間の平均気温:温度を日の入りから日の出まで30秒間隔でサンプリングし都度平均する。 （リセットは日の入り、確定は日の出） ※積算温度の確定は、日の出。 ※積算日数の確定は、午前O時。 ※パターン2については、整数化して送出する。（例 25. 3→253）
異常（異音・異臭）を感じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店に連絡してください。異常のまま使用すると感電や火災のおそれがあります。 ■修理を依頼される前に、一度確認してください。原因が分からないときや、故障を確認したときは、必ずお買い上げの販売店にお問い合わせください。
ry -

このようなときは異常ではありません

発生します。 ※２　水切れ予告は水切れ予告時間（Ｐｒ１０）を指定している時に発生します。
nのは公民となのだけでき
■大きな雷の場合は、元電源を切ってください。
安全上のご注意
■工事を始める前には必ずこの「工事編」をよくお読みください。 ■工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、この取扱説明書に従ってお客様に使用方法、点検について説明してください。 ■　この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく施工してください。 ■　ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容ですので必ず守ってください。機器の設置工事・電気工事・試運転は、必ずお買い上げの販売店または工事業者が行う事明業者工事や試運転はお客様自身では行わないでください。不備があると、感電や火災のおそれがあります。
火災予防条例、電気設備に関する技術基準、電気工事はそれぞれ指定の工事業者に依頼するなど依令の基準を必ず守る法令違反になる場合や施工不備により、感電、漏電、動作不良または火災のおそれがあります。
用途には使用しないでください。事故や故障のおそれがあります。
禁止工事や試運転が正しくされているか確認する不備があると感電や火災のおそれがあります。
注意

HP
■次の付属品があることを確認してください。 ■付属品はなくさないでください。
梱包を開ける
■オプション品
標準セットには含まれていませんが、オプションを希望された場合に同梱されています。

■消耗品

H24日間にM  7月30

取り付け工事や試運転は、必ずお買い上げの販売店または工事業者が行ってください工事や試運転はお客様自身では行わないでください。不備があると、感電や火災の恐れがあります。工事は元電源（プレーカーなど）を切ってから行ってください感電するおそれがあります。センサなどの付属品や別売品もニッポー指定品を使用してください指定以外の部品を使用すると、事故や故障のおそれがあります。
■次の注意を守り、取り付け場所を選定してください。
◎ボード、または壁面に垂直に固定できる場所に取り付けてください。 ◎ CO,発生器など、ハウス機器の側面は高温になるため設置しないでください◎地面付近は避けてください。取り付け
■ 高温・高湿度な場所を避ける
◎高温・高湿度の場所では、性能劣化や測定値の異常につながります。風通しのよい場所で、高温・高湿度にならないようご注意ください。
■直射日光を避ける
◎直射日光で表示部の表面温度が４０℃を越えるような場所では、赤外線による数で表示部が劣化し、表示の明るさが落ちてしまいます。直射日光が当たらない場所に設置していただくか、日よけなどを設置してください。 ■飽差＋　外観図P CM 1 2 5 1 3 4 – 0 2,   – 0 3旧端子台【2024年8月生産終了】 ■飽差＋　外観図P CM 1 2 5 1 3 4 – 0 4,  – 0 5取り付け
■飽差＋本体
■設置場所ハウスと併設するスペースまたはハウス内の妻面へ設置します。 (屋内設置専用です) ■設置方法前面より取り付け穴位置４ヶ所を、ネジ（４本）で固定します。 ※扉が開くように右側のスペースを確保して下さい。
■木製水入れ
■設置場所ハウス内の温度、湿度を測定する場所に設置します。 ■設置方法誘引用ワイヤ、ハウスの梁などに吊下げて設置して下さい。(重量は約１ｋｇ) ■センサの取り付けと給水①木製ボックスの扉を開けます。 ②センサを取り付けます。 (クリップ挟み)上側が乾球（灰）、下側が湿球（赤）です。 ③下側のセンサ（湿球）へ付属のガーゼを取り付けます。 ④給水タンクへ水を入れ、設置します。 (水は蒸留水または精製水)取り付け
■通信変換器
■設置パソコンを利用してデータ収集をする場合に設置します。データを収集する際はパソコンに「ハウス環境モニタソフト・アイファーム」をインストールする必要が有ります。 ※パソコンは現地手配となります。 (パソコンの動作環境はアイファームカタログ参照) ■設置場所変換器はパソコン周辺に設置して下さい。
E AVILYONE
■ ＣＯ₂センサを使用される場合、ＣＯ₂センサの濃度表示と飽差†の濃度表示がずれていたら、「Ｐｒ６１：ＣＯ₂補正値」でＣＯ₂センサの表示に合わせて下さい。 ■日射センサを接続されている場合、「Ｐｒ７３：ＣＯ₂／日射表示」を変更するとC O ₂表示部に日射表示（交互表示も可能）をさせることが可能です。 ■パソコンでデータ収集される場合、「Ｐｒ７５ :通信選択」を下記で設定して下さい。 P r ７５＝０（日射センサ使用なし)、P r ７５＝１（日射センサ使用あり）電気配線の施工● 機器の設置工事・電気工事・試運転は、必ずお買い上げの販売店または工事業者が行ってください工事や試運転はお客様自身では行わないでください。不備があると、感電や火災の恐れがあります。 ●火災予防条例、電気設備に関する技術基準、電気工事はそれぞれ指定の工事業者に依頼するなど法令の基準を必ず守ってください法令違反になる場合や施工不備により、感電、漏電、動作不良または火災のおそれがあります。 ●作業後は端子台部のカバーをしてください感電のおそれがあります。 ■以下に従って、電気配線の施工をしてくださいon with a s ■使用する端子台の配置を示します。 PCM125134–02, –03旧端子台【2024年8月生産終了】 PCM125134–04, –05
(内) (内) ( (×) (文) (文) (※) (※) (※) (×) (×) (×)父(×)端子ネシM4 8.4以下適合圧着端子　M4のネジに適合する圧着端子
室気配線の施工

）接続相手の仕様を確認してください。運転信号、電源仕様を確認してください。仕様が合わないと故障や火災のおそれがあります。外部入力がある装置との接続例※飽差†の各出力は無電圧の接点出力定格３Ａ（ＡＣ２５０Ｖ）です。 ※動作させたい装置が外部入力で駆動する場合の接続例になります。 ３Ａ以下の電流が流れる機器を直接駆動したい場合の接続例※飽差+の出力は無電圧の接点出力定格３Ａ（ＡＣ２５０Ｖ）です。 3 A以下で直接駆動出来るブザーやパトライトなどが該当します。 ※接続例は各装置がＡＣ１００Ｖ又はＡＣ２００Ｖで動作する例になります。電気配線の施工
■ ３Ａ以上電流が流れる機器を駆動したい場合。
3 A以上の電流が流れるポンプや電磁弁や送風機等を動作させたい場合は、飽差＋の内蔵のリレーでは直接駆動できないため直接駆動可能な電磁開閉器を中継してポンプや電磁弁や送風機等を駆動させます。 ※飽差やの出力は無電圧の接点出力定格３Ａ（ＡＣ２５０Ｖ）です。 ※接続例は電磁開閉器とポンプがＡＣ１００Ｖ又はＡＣ２００Ｖで動作する例になります。
王意負荷から発生するノイズで本器が誤動作することがあります
※次のような場合は、スパークキラー（納入範囲外）を取付けて誤動作を防いで下さい。本器の制御出力で、電磁開閉器・モーター・ソレノイド等の誘導負荷を開閉する場合。また、本器の制御外で同じ電源ラインに誘導負荷がある場合。電気配線の施工
●接続相手の仕様を確認してください。仕様が合わないと故障のおそれがあります。
■伝送出力について
伝送出力は４－２０ｍＡの電流で「温度」、「湿度」、「飽差」、「露点温度」、 「ＣＯ２濃度」、「日射量」を選択することが出来ます。（Ｐｒ７０、７１）電流計録計又は電圧計録計＋受信抵抗（２５０Ω以下）でロギングが可能です。
■入力ついて
スイッチ等はＤＣ１２Ｖ５ｍＡが開閉可能なスイッチを使用して下さい。天窓全閉入力はスイッチが短絡時に全閉と判定します。 ※接点入力の開閉仕様を満足しない場合は、推奨リレーを介して接続して下さい。 (推奨リレー：オムロン製　ＭＹ２Ｚ)消耗部品とメンテナンス
《日常的に補充・部品交換が必要なもの》 ①蒸留水、または精製水の補給使用環境や時季により変化しますが、 ５日～１０日ごとに補給が必要です。 (大型タンク容量：約１５００ｃｃ) (旧タンク容量：約７４０cc)ドラックストア、ホームセンター等でお買い求めいただけます。 ②湿球用ガーゼ汚れてきた、固くなってきたなど、水を吸い上げにくくなると交換が必要です。注文品番(24枚入り) : NP5264－30－001
《定期的に部品交換が必要なもの》
③送風ファンモーター送風量が減ると交換が必要です。 ※サービスマンによる交換が必要です。 《定期的にメンテナンスと確認が必要なもの》 ④ファンフィルタ汚れてきたら風の通りが悪くなるので洗って下さい。 【注意】消耗部品の寿命は使用条件や環境によって変動いたします。 60消耗部品とメンテナンス
B 《定期的にメンテナンスと確認が必要なもの》 ①日射センサ半年に１回以上、点検してください。上窓が汚れていた場合、汚れを落としてください。汚れにより測定値が実際より減少します。 ※日射量が出なくなった場合は、サービスマンによる交換が必要です。 【注意】消耗部品の寿命は使用条件や環境によって変動いたします。

保証条件
株式会社ニッポー(以下「当社」といいます)は、当社がお客様に対して販売し納入した当社製品(以下単に「製品」といいます） に関して、以下のように保証条件を定めます。
1.保証期間
製品の保証期間は、以下のとおりといたします。ただし、当社とお客様との間で締結する契約書、その他当社がお客様に対して提示した見積書、カタログ仕様書等(以下「契約書等」といいます)にこれと異なる定めがある場合は、その定めに準ずるものとします。 (1)　お客様が当社から直接製品を購入した場合：お客様のご指定場所へ納入した日から1年間(2)　お客様が商社かを経由して製品を購入した場合：当社が商社に納入した日から1年間ただし、お客様が、商品内容及び日付が明記されている納入伝票等により、商社から購入した日を証明できる場合には、お客様が商社から購入した日から１年間
2.保証範囲
上記期間中に当社の責により製品に故障を生じた場合は、以下に該当する場合を除き、その製品の故障部分の交換、または修理を当社の責任において行います。ただし、契約書等にこれと異なる定めがされている場合には、その定めに準ずるものとします。 (1)お客様による不適当な取扱い、ならびに使用が原因であると当社が判断する場合(2)　故障の原因が納入した製品以外の事由が原因であると当社が判断する場合(3)当社以外の第三者(お客様を含みます)による改造、または修理が原因であると当社が判断する場合(4)その他、天災、災害などで、当社の責にあらざる場合なお、ここでいう保証は、当該製品単体の保証を意味するもので、当該製品の故障に誘発される他の損害はご容赦いただきます。
3.保証内容
上記2  「保証範囲」記載の保証は、お客様が当社宛に当該製品を郵送し、当社が当該製品を交換または修理する方法により行うものとし、当社が当該製品の納入先その他お客様のご指定場所に出向いたうえで修理・交換を行うことは保証内容に含まれません。なお、当社が製品の納入先その他お客様のご指定場所に出向いたうえでの修理・交換は、有償のサポートサービスとして別途承っております。お問い合わせは下記へTEL0120-963-166携帯電話・IP電話からはこちらからtel048-255-0066 nIPPO株式会社ニッポーホームページ
http://www.nippo-co.com/ info@nippo-co.com
高知営業所熊本営業所問い合わせメール川口市川口2-13-20社TEL:048-255-0066 FAX:048-253-2793中部営業所TEL:0533-56-8407 FAX:0533-56-8408豊川市諏訪2-425 ﾍﾟｰｸﾋﾟﾊ3階 D号室大阪市北区鶴野町4 ﾆｰﾌﾟ野村梅田A−223大阪営業所TEL:06-6375-2201 FAX:06-6375-2205島根県仁多郡奥出雲町下横田750-1 TEL:0854-52-2478 FAX:0854-52-1142 TEL：088-855-7481高知県南国市大埔甲2293-1ﾌﾛｰﾗﾎ赤堤201号室TEL：096-273-6233熊本県熊本市南区八幡11-1-11セトル八幡202号室※住所・電話番号などは、変更になることがあります。あらかじめご了承下さい。