取　扱　説　明　書プラグイントランスデューサアナログ・パルストランスデューサVFTP2このたびは、当社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は、本製品を正しく取り扱っていただくために必要な事項について記載されていますので、ご使用の前に必ずお読みください。
安全上のご注意
■使用環境条件
本製品は下記の条件を満たす環境でご使用ください。環境条件を満たしていない場合、誤動作や故障、性能や寿命を低下させるおそれがあります。 ● 周囲温度−10～+55℃、湿度30～85％RHの範囲内の場所●ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所（腐食性ガス：S0 z / H z Sなど） ●振動や衝撃のない場所●外来ノイズの少ない場所●標高1000m以下の場所
■　屋外盤での使用条件
屋外盤で使用する場合、下記の事項にご注意ください。 ●本製品は、防塵、防水、防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨や水滴が直接当たらない場所に設置してください。 ●直接日光が当たる場所には設置しないでください。本製品に直射日光が当たりますと銘板の変色及び劣化することがあります。また、表面の温度上昇によりケースが変形する恐れがあります。
■取付・接続
取付や配線を行うときは取扱説明書を参照のうえ、下記注意事項を守り専門技術を有する人が行ってください。 ●結線は結線図を確認のうえ、行ってください。不適切な結線は機器の故障や焼損、火災の原因となります。 ●活線作業は禁止してください。感電・機器の故障・焼損・火災・ガスなど爆発の原因となり大変危険です。 ●适電電流に適したサイズの電換を使用してください。不適切な電換の使用は火災のおそれがあります。 ●ねじの締付け後、締付け忘れがないことを確認してください。緩んだ状態は火災、誤動作の原因となります。
■保守・点検
●通電中の点検は、危険ですので行わないでください。 ●定期点検における交換部品はありません。 ●活線状態でやむを得ず出力を点検する際は、入力及び補助電源端子に出力配線及び人体が触れないように注意してください。 (電圧出力は短絡しないでください。) ●配線の点検や変更が終わりましたら、端子カバー（オプション）を取付けてください。 ●清掃する場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。アルコールなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなどは使用しないでください。
■保管
長期間保管する場合は、下記のような場所で保管してください。 ●周囲温度−40～+70℃の範囲内の場所●日平均温度が40℃を超えない場所●ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所●振動や衝撃のない場所●製品にアルミ電解コンデンサを使用していますので、ご購入後なるべく１年以内に電源通電をしてください。
■故障時の処置
故障の場合は原則、現品を引き取り修理することになります。
■廃棄
本製品を燃やしますと、環境に悪影響を与えます。本製品を廃棄する場合は一般産業廃棄物（不燃ゴミ）としてください。本製品には水銀部品、ニッカド電池は使用していません。
■保証期間
保証期間はご注文主のご指定場所に納入後一年と致します。

次

1.製品概要
本製品は直流信号を入力とし、入力に比例した単位バルス数に変換する、プラグインタイプのアナログ・バルストランスデューサです。出力は用途に合わせ、電圧バルス出力、オープンコレクタ出力、リレー接点出力より選択できます。また、オープンコレクタ出力で補助電源がACの場合のみ、外部リレー用供給電源付（MAX.  DC24V,  40mA）が選択できます。入力、出力、補助電源間は絶縁されていますので、高耐圧（2000V 1分間）の安全設計です。
2.取扱説明
2.1外形寸法図（単位mm）
2.2取付け時の注意事項
取付けに際し設置場所の環境条件は機械的振動、塵埃及び腐食性ガスが少なく、また、付近に大電流母線や可飽和リアクトルなどによる強電磁界の影響がない屋内を選定してください。製品の寿命は周囲温度により影響を受けますので、高温多湿な場所への設置は避けてください。取付け姿勢は特に制限はありません。取付け方法は35mm幅DINレールによる取付けとねじによる取付けが選択できます。ねじ取付けの場合、Mねじで取付けてください。 (ただし、ねじは付属しておりません。また、ねじの締付けトルクは1.0〜1.3N・mとしてください)横並び相互間隔及び上下間隔は放熱と配線スペースを考慮し、2.3項「組合せ取付け寸法例」以上の空間を設けてください。端子裸充電部と周囲の金属バネルとの空間距離は10mm以上確保してください。空気の自然対流による放熱を考慮して上記以上の空間距離を設けてください。
2.4取付け
2. 4. 1  DINレールとの着脱方法<注意>本体部をソケットから取外し又は取付けの際、危険防止のため必ず入力信号を遮断してから実施してください。 (1)ンケット固定方法ソケット底面のスライダーを下側にして、爪をレールに引っ掛けてから、ソケット下部を図の矢印方向に押し込んで固定してください。 (2)本体とソケット固定方法本体のラベルの文字が正しく読める方向にして、まっすぐ差し込み、奥まで差し込んだ後にソケットについている黄色いストッパーで本体を固定してく(3)ソケットから本体を取り外す方法ストッパーを外し、本体をまっすぐ手前に引き〈注意〉本体を斜めに抜き差しすると端子が曲がり、ソケットとの接触不良などの障害の原因となります。 (4)ソケットを外す方法ソケットのスライダーの溝にドライバーを差し込み、図の矢印方向に引きながらソケット下部を手前に引いて外してください。
2.4.2ねじによる取付け
ソケットのストッパーを外し、本体をまっすぐ手前に引き抜いてください。ソケットをM4ねじで取付け、配線後に本体を取付けてください。 (ただし、ねじは付属していません。ねじの締付けトルクはM4：1. 00～1. 30N・m)
2.5結線図
配線は「安全上のご注意」を参照し、結線図に従い正しく結線してください。 ・オープンコレクタ出力•竜圧出力・リレー接点出力・オープンコレクタ出力(外部リレー用供給電源付)
2.6結線時の注意事項
トランスデューサの出力を直接遠方へ送る際、伝送線路に誘導雷サージなどの影響を受ける恐れのある場合でも、本器には保護回路が内蔵していますので、本器出力側への保護は不要です。なお、受信器側の機器を保護するために線間サージ保護器及び伝送線路と大地間に500V程度のアレスタなどを受信機器側へ設置してください。入力と出力の配線を分離し、ノイズに対する配慮を実施してください。また、ノイズ源となる電力線及び急峻な電圧、電流がある線とはできるだけ離してください。特に、ノイズの著しい環境下に於いてはシールド線をご使用ください。端子ねじの締付けトルクはM3.5ねじで0.7～0.9N•mです。
2.7取扱説明
(1)入力範囲を超えた入力信号が入力された場合、出力は約120％までは直線的に増加しますが、約150％でリミッタが動作し、2次側機器の破損を防止します。 (2)竜圧バルスの負荷は、負荷抵抗範囲内で使用してください。負荷抵抗範囲外は著しい誤差を発生しますので、接続ケープルを含めて負荷抵抗範囲内でご使用ください。 (3)オープンコレクタ出力の負荷電圧又は電流は、定格範囲内で使用してください。定格以上で使用すると故障します。 (4)  la接点出力の負荷電流は定格以下で使用してください。定格以上で使用しますと寿命が短くなります。

2.9電源投入及び遮断時の注意
本製品は、集積回路（IC）を使用していますので、電源投入時及び遮断時（約2～3秒間）に内部供給電源が確立しない状態ではICが不安定動作領域となるため、入力に関係なく約0.3秒間出力（電源投入直後及び遮断直後）する場合があります。使用上問題となる場合には、あらかじめシステムで対策を実施してください。
4.校正
本製品はあらかじめ出力調整されていますので、特に校正の必要はありません。また、本製品は高精度なため、現地での再校正は精度を保証できません。やむをえず入力及び出力の整合を必要とする場合には、以下の要領で調整してください。
◆校正方法
(1)補助電源（定格）と、定格出力値の50％相当の入力を印加し、15分間通電してください。 (2)入力と出力の調整下表において、定格の10%印加時に定格周波数の10％出力となるようにBIAS  VRで調整します。定格入力印加時に定格周波数となるようにMAX.   VRで調整し、再度確認します。
ないため、定格の10％入力で実施します。 (3)低入力カット値の調整低入力カットは、低入力時にパルスを出力しない機能です。低入力カット値を調整する場合、前面のLED（OPERATION）を確認のうえ、CUTOUT ADJ. VRにて調整します。調整方法は、入力を定格方向から徐々に下げて行き、LEDが消灯するところがカット値です。上記を再度確認します。低入力カット値は定格の1～10％で調整可能です。 <注意>調整用ドライバーは、先端幅1. 8～2. 3mmのプラス又はマイナスドライバーを使用してください。調整用VRは強く回さないようにしてください。無理に回しますと破損し正しい計測ができなくなります。
5.仕様及び性能

5.2 出力パルス数

●出力パルス幅

5.3形名指定事項
VFTP2—[@][@][@] (1)入力(1桁) (2) 出力信号方式（1桁） (3)補助電源（1桁）指定事項● 出力バルス数pps ●低入力カット値(1～10%)指定のない場合は1％で製作します。出力バルス数は有効数字4桁でご指定ください。例：0. 27777･･･ppsの場合は0. 2778pps

5.5用語
（1）標準試験状態プラグインシリーズの試験は、下記の条件にて実施します。この状態との違いによる変動は影響とし規定します。周囲温度：23±5℃出力負荷：電流出力は最大負荷抵抗値の1/2、電圧出力は最小負荷抵抗値の2倍補助電源：定格電圧、定格周波数（AC電源）ウォームアップ：15分以上(2)許容差標準試験状態において許容される百分寧誤差の限界調差：出力基準値から出力の真値を引いた値百分率誤差：誤差を出力スパンで除し％で示します。 (3)影響一つの影響量を基準出力から変えたときトランスデューサに生ずる出力変化。影響の限度は出力スパンに対する百分率で表示します。 (4)応答時間入力がある一定値からほかの一定値に急激に変化したとき（ステップ入力という）出力が最終定常値の特性範囲内に納まるまでの時間です。
住所：〒121-8639東京都足立区一ツ家一丁目１１番１３号社本(東京営業所)電　話：０３（３８８５）２４１１（代表） F A X : 03 (3858) 3966京都営業所住所：〒610−0114 京都府城陽市市辺西川原1－19電　話：0774 (55) 1391 (代表) F A X : 0 7 7 4 ( 5 4 ) 1 3 5 3作成2022/11/29　Rev.　C