あらゆるニーズに対応する理想のレベル計超音波式レベル計0鉱石・粉面・液面・スラリ、ゴミ等・……測定物に非接触で計測FK 7年H - T東京五代会社
エレクトロニクス技術の進歩により計測器の分野でもさまざまな技術革進が推進されています。フェロー工業の技術陣も早くから超音波レベル計の優位性に着目し独自の技術研究に取り組み「超音波式レベル計LIU-300」を完成させ、多くの産業分野で高い評価をいただき実績を積み重ねてまいりました。しかし、さらに理想のレベル計を実現するためエレクトロニクスの充実、デジタル化の開発など最先端技術を投入。「超音波式レベル計LIU-320」を誕生させました。従来、限定された測定条件にのみ使用されてきた超音波レベル計も「LIU-320」の完成で、鉱石・粉面・液面・スラリー・ゴミ等あらゆる測定物の計測、さらに[安全増防爆型]も充実し、化学薬品・可燃性物質等の計測も可能にしました。信頼性の高いまさに理想のレベルitです。 ( 4 × 3 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ○飯粉(センシト・想田グストなら)から鶏品・飯百・出行水・賃・建て広崎団に前測可能。の報码が現定物区事務触のため汚れが少なく、前独勝言ですので無気・カス・理品がグロよる化学物はに影響されません。また、排除・フッ酸・キソン・次明・パック等、特同原純性の高い測定物目は、より前興性の修復れ居存在を使った世界や、可燃性物質算に対応する防衛型自然な用意。用途に合ったは海外に設置を用く表す。 、海南福良防水性の高い山P一54を照開。特同組酒は」P = 35 C元全防水です。 ○雑音除を回答により時書物の影響を消す長か、前ノイズ・師サージ・サイリスクノイ文にも強い設計で測定物の一覧の物名にも町氏やく対応。理続可動出力を可能にしたもし本。 ）から・下限落点や豊富なセンサによる自己移断機能搭載。受信・資信や良、ケーブル新読、センサイ民なら機器の興富なもののします。〇世力は日C 4 ～ 20mA、アナログ出力です。出力回答はアイソレートを行くいます。最新は…%、mr. mmをsを清算の表示に験定でき、パーにおりアサログ表示も同時もおしますので現実で解殺する者ともできます。のデストは一般的なベルーブルエックが面目。地方自身を測定機死に無関係で出力可能。 ○ ZEBO SPANの開発が適用。 〈例〉の男制的理外にZERO SPAN共同設定可能。 @KD荷けら2年長5 mls対し測定的明SPAN3 m (4 - 20mA出力)回数定。 (0)ZEFO点本量町50 1 m程いた位置。東方は東面より下(仮想)に勢定可能。 O CPUやメロリ落載により面前及ボクン操作のみで現場に会心せ店間を持てるるの。 、愛情結の取り付け比賽取り付けの他、50 AV-1プCスタンション取り付け可能。確選は小型・軽量シンプルな設計です。両単な口用であらゆる現場に対応。メンデナシスの商品をす。
2
)基本構成
LIU-320型超音波レベル指示装置は●発信変換器（発信器） ●電極●専用ケーブル●指示計・記録計等により構成されます。
■超音波レベル計の原理
超音波は人間の耳で聴くことのできない周波数の音波です。この超音波をUS-22型等の電極により発信します。発信された超音波は測定物の表面で反射し再び同一の電極で受信されます。この音波がかえってくるまでの時間は距離に比例し、空気中では1秒間に340mの速度で進みますので温度補償、ノイズの除去、判別等を行い）発信から受信までの時間を距離に変換することにより測定物の距離（量）を測定します。
T=1,0071
O LCD表示窓�異常警報表示ランプ©上限警報表示ランプO電源O N表示ランプΘ下限警報表示ランプテース内部OヒューズホルダD電源スイッチD端子台Ø LCD表示器の電源基板� cpu基板Ü設定キースイッチO D D
○発信変換器寸法図
●端子結線図

首司化を初と可在0    0電源スイッチ�電源表示ランプ0 Θ電源ヒューズホルダー 0    Oモニメーター 0    Θゼロチェック押ボタンΘレベル調整ダイアル0 ●オートスイッチ0端子台V電極
の端子結線図○標準仕様（LIU-300型）
es人世力受奨流量測算法刻々と変化する水位を当社最新技術のROMにより一括変換。瞬時に流量を演算します。LIU-320との組み合わせで設置すれば威力を発揮します。 9
illy

収入!収
ng
信号ラインアレスタF-3型
測定地に設置するレベル計などの発信器と、演算器や記録計などを遠く離して設置する場合、落雷や交流誘導による障害を受けやすくなりますので、信号アレスタ(F - 3 )を用いてこれを防止します。

電源ラインアレスタF-100型
交流電源側より侵入する誘導宙や開閉サージ等の異常電圧を吸収し、本体を保護します。特に、宙の強い地域、山、鳥での使用に最適です。
shi液面、粉粒面いずれも測定可能。特に、ノイズに強い高性能モデルです。付… 5 K    65 A相当う取)不感知距離… 0.2 ～ 0.3 mう温度範囲…  – 20 – 65 ℃質… PVC/SUS ）材量… 2.2kg,  3.8kg (SUS)う車
海国液面測定に威力を発揮します。
日:読加流量と同じない方法
■商品等についてのお問い合わせは各代理店または当社営業までどうぞノイズに強い高性能、吊下げ型モデルです。液面、粉粒面いすれも測定可能。付… 50 Aバイブ品下げう取う不感知距離… 0.2 ～ 0.3 mノ温度範囲… – 20 – 80 ℃西·· SUSう材車… 3.5kgう重
液面、粉粒面用。信頼性の高い標準モデルです。付… 5 K 150 A相当う取ン不感知距離… 0.6 mう温度範囲… – 20 – 65 ℃質… PVC/SUSう材量… 2.0kg, 5.7kg (SUS)つ重
液面、粉粒面用。スラリー、ゴミ等の測定にも威力を発揮します。
粉体の測定時、蒸気、煙等の影響を受けず、安定した性能を誇る高性能モデルです。粉体の測定に、蒸気、煙等の影響を受けす抜群の安定性。信頼性の高いモデルです。付… 50 Aバイブ品下げう取)不感知距離… 0.6 m (ホーン婚より)ノ温度範囲… – 20 – 80 ℃質… SUS ）材う重量… 4.7kg
粉体測定に。長距離測定にも安定した威力を発揮します。付… 5 K 200 A相当う取ン不感知距離… 1.0 mう温度範囲… － 20 ～ 65 C質… PVC/SUSン材量::: 4.0kg, 7.7kg(SUS)うR
停IN出付… 5 K × 300 A相当う取)不感知距離… 0.6 m (ホーン雑より)う温度範囲… – 20 ～ 80 C質… PVC ／ SUSう材量… 8.6kg, 12kg(SUS)う玉19ない気温が起こなるので
■商品等についてのお問い合わせは各代理店または当社営業までどうぞ長距離測定が可能な高性能モデルです。粉体測定に安定した性能を発揮します。付… 50 Aバイブ品下げう取ノ不感知距離… 1.0 mう温度範囲… – 20 – 80 ℃質… SUSう材量… 3.9kgつ
従来、困難とされていた微粉の測定を可能にし長距離測定にも安定した威力を発揮します。付… 5 A – 400 A相当う取ノ不感知距離… 1.0 mう温度範囲… – 20 ～ 65 C頭·· SUSう材量… 11kg, 19kg(SUS)う重
従来困難とされていた微粉の測定、長距離測定の安定性。信頼性の高い高品質モデルです。付… 50 Aバイブ品下げう取♪不感知距離… 1.0 mノ温度範囲… – 20 – 80 Cう材ß     SUS西म ··· 5.8kg

民会議所所属国
o o e化学プラント・薬品等への利用を目的とした〈安全増防爆型〉も各種ライン・アップしました。 LIU－320・300シリーズも、より幅広い用途でご利用いただけます。 nis日活山海海小型、軽量、防爆型の標準モデル。フランジタイプです。吊下げ型、小型軽量モデルです。液面測定に威力を発揮します。付… 5 K 65 A相当う取)不感知距離… 0.3 ～ 0.6 mう温度範囲…  – 20 – 65 C質… PVC ／ SUSう材う重量… 2.4kg,  4.1kg (SUS)付… 50 Aバイブ品ドけう取う不感知距離… 0.3 ～ 0.6 mノ温度範囲…… 20 ～ 65 ℃質… SUSう材に量… 3.5kgう耳
-覧■商品等についてのお問い合わせは各代理店または当社営業までどうぞ液面、粉粒面用、信頼性の高い高性能モデル。材質はＰＶＣ。付… 5 K    150 A相当う取ノ不感知距離… 0.6 mう温度範囲… – 20 – 65 ℃質… PVC/SUSう材量… 3.4kgう重
あらゆる測定物、特に液面、粉粒面に高い性能を発揮します。材質はＳＵＳ。付… 5 K 150 A相当
吊下げ型。液面、粉粒面の測定の他、スラリー、ゴミ他幅広い用途に対応します。付… 50 Aバイブル下げう取ノ不感知距離… 1.0 mう温度範囲… – 20 – 80 Cう材覧う重量··· 3.9kg
吊下げ型、粉体測定時に蒸気、煙等の影響を受けず安定した、信頼性の高いモデルです。付… 50 Aバイブ品下げう取
粉体測定の安定性、長距離測定の安定性、いすれも信頼度の高いモデルです。付… 5 K 200 A相当う取う不感知距離… 1.2 ～ 2.0 m )温度範囲… – 20 – 65 C質… SUSう材う重量… 4.3kg,  7.9kg (SUS)
作m² :5 alとお試営活動のない方法付… 5 K 1 300 A相当う取』不感知距離… 1.0 mう温度範田… – 20 – 65 C質… SUSう材量… 8.8kg,  12.5kg (SUS)う国
蒸気、煙等の影響を受けず、粉体測定に安定した威力を発揮する高性能モデル。 ■商品等についてのお問い合わせは各代理店または当社営業までどうぞ粉体測定に安定した性能を発揮し、長距離測定も可能なモデルでa 。付… 50 Aバイブ品下げう取)不感知距離… 1.2 ～ 2.0 mう温度範囲…  – 20 – 80 ℃質… SUSう材う担量… 4.1 kg
従来、困難とされていた微粉の測定に安定した威力を発揮。長距離測定の安定性も抜群。付… 5 A 400 A相当う取♪不感知距離… 1.2 ～ 2.0 mう温度範囲… – 20 ～ 65 ℃質… SUSう材量… 11kg, 23kg (SUS)う軍
微粉の測定には特に定評があり、長距離測定の安定性にも優れた高性能モデル。付… 50 Aバイブルドけう取）不感知距離… 1.2 ～ 2.0 mう温度範囲… – 20 – 80 ℃質… SUSう材霊… 6 kg )面

超音波式レベル計選定にあたって
①測定範囲
測定範囲により機種が異なります。 ②測定物の種類測定物により超音波の反射が異なります。物質の粒子が細かく粉に近いほど反射が少なく、発信工ネルギーが大きい機種が必要となります。
③測定条件
構造物による反射や騒音干渉などがある場合。また、投入口や粉体の傾斜の度合等の条件により機種を選定する必要があります。
④その他
温度、圧力、気体等の要素を考慮する必要があります。選定にあたり代理店または、当社営業部にご一報ください。
7エロー工業株式会社
ELLOW KOGYO CO.,LTD,
社　〒116-0013　東京都荒川区西日暮里6丁目13番6号■本TEL 03-3800-977(代)   FAX 03-3800-9770 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里6-13-9国東京工場TEL 03-3800-9779(代) ■フェロー計測株式会社〒671-1154 兵庫県姫路市広畑区吾妻町1-16-3 TEL 0792-38-2261 http://www.fellow-co.com ●お問い合わせは、ご用命は下記の代理店で