岐部
特( Q寒々山濃式)
はしかかか
石膏，ナイロン等の吸湿体の内衛に電極を埋設し，これを目的とする闘場やポツトに所定の梁さに堤めて周りの土鍵水分と平衡せしめた後にその竜気振先を測定する方法は，土鐵水分を速やかに且つ同一地点の土鐵水分の変化を連続的に測定できると云つた点で非常に有利である。その上，土酸水分含量を知るだけでなく，土酸水分護力を直接測定することができる。この方法は，1940年にBouyoucos及びM ick両氏10)によつて考案され，その後測定計器や吸湿体等についても多くの人により種々研究されてきており，これら戀外の研究事情については小田氏8か9かにより詳細に報告されている。一方我が国でも近年歴やくこの方法が取り上げられ,私共もその測定方法のシステム)について1部を報告してきたが，では共後実際に試験に利用してみた結果から考えられる２，３の点について触れてみることにする。
1.土壌の種類や物理性をかえた場合
の抵抗値と土壌水分含量との関係
石狩プロツクをポツトに充視された土曜に埋殻し，土勤水分とその程気抵抗値を測定した納果をキャリプレーションカープで示せば第１図のようになる。これからみれば，河焼土蓮と火山灰土麺と云つたように土麺の種類をかえた場合や同一土題でも粒子を４～２ｍｍのものと1 ～ 0 mmのものに物理性を変化させること等により,水分含武と嫉抗値との関係は夫々異なつてくることがわかる。即ち，図にみられるように抵抗値は明らかに各土顔の水分駆力所謂水分の自由エネルギーを示している。いま，ポツトに作物を栽培し，水分段階を超漢から乾煉までA，B，C，Dの4股階にわける場合，水分驱力で変わされる抵抗箇で一定に弱節した武酸結果と，従来から行われてきている対容水量水分含量で一定にした結果とでは自から意味が異なつてくることが第１図からも推察されよう。
2.ポツト試験における土壌水分調
節の方法
ポツトを用いて土礎水分の租々の段階を作って武設を行なう場合，その水分調節方法として電気抵抗法により筆者が試みてきた方法を示せば次の通りである。 2万分の1マグナーポツトを用い，第2図に示されるように，Ｌ型ロート管をポツト下の吸水口より挿入してジャパラにてこれを覆う。その上を1cm位の厚さになる程度に砂利を充束する。一方直径1cm程度のガラス管をポツト上面より挿入した後に必要量の土鹽を充煤する。吸湿体は（例えば石膏プロツク）扱少限土鹽の土層と下作2図畑に埋胶し，その後蜀子を捕題すれはよい。この場合，ガラス密とロート管はお互にポツトの下部より吸水させるための吸水孔となり一つはその時の空気の排出口となる。シャパラはロート管の保護の役を行ない，協- 13 --利は吸水，排水を容易にする効果がある。水分を頸節するには，予めキャリプレートして決定しておいた土酸水分抵抗値になるように上部からは加露で下部からガラス管またわＬ型ロート管を用いて吸水させる。一塁夜放置した上，下の吸湿体の抵抗値を測定して野定の抵抗値（土園水分）にポツト金体が均一になるように上部またわ下部より雑水して開節する。しかして，作物の初期生育は蒸散も少ないが断次生育距離になるに従つて蒸牧量も多くなり調節の回数も頻繁となる。例えば大麦の場合には初期生育期間中は適2回, ３月以降茎立を始め気湿も上昇してくるにつれて超３回または１日１回と回数を多くすることにより大体所定の水分条件に保持することができた。この方法の特徴として1）予め吸湿体の抵抗値と使用する土壌の水分含塩とのキヤリプレーションを行つておくことにより，照節に際しては所定の抵抗値になるように及水すればよい。 2）上，下の吸湿休の抵抗値を測定することにより，上層及び下層の水分が略均一になるように注水することが可能である。 3〉ポツト企業界を開節のたび街に好意する必要がなく，植物体の成長に伴う露湿法の不便な点がない。この方法によつて，筆者等は一時に120ケの2万分の1ワグナーボツトの水分を調節し，大麦で数ヶ年容易に試験を行うことができた。ちなみに，ポツト内での土曜水分の減少の盛んな場所は作物の根の仲長に伴なつて深い方に移動し，生育初期は土壌の上層部が乾きやすいが生育後期には下層部の土壌水分の淡少が起たしくなる傾肉を各土婿に埋設した吸湿体の抵抗値によつて知ることかできた。
3.土壌水分の表示方法と作物収量
との関係
前述のように確気抵抗法によつて示される土壌水分の抵抗値は，水分翌力即ちＰＦと密接な関係のある指標で作物の吸収し得る水分を抵抗値で示するのである。いま第１図から吸湿休として石膏プ¤ツクを用いて成1米A, B, C, Dの4段階に抵抗債をわけ，夫々の抵抗値に合致するように土壌水分を調節して大変の裁培試験を行なつた。一方，各担抗値における土國水分の対容水量比，対乾土比，対容機比を測定しこれら四著の収量との関係を比較してみると第３回（その1, 2, 3, 4）の通りとなつた。これによれば，対容水量比や対乾土比と収置との関係は土壌の種類や粒子の大小により落るしく異たり，一定の傾向がみられない。対容積比はこれにくらべ大をの談収しはじめる値の土壌による窓はかなり少なくなるが，しかし同一土燭内での粒子の大きさによるふれはなお大きい。これに対し確気抵抗法によれば土曜水分を表わす抵抗値が路一気- 14 - KR 5  以上のように，確気抵抗法は測定器具の整僧，武破開始までの準備には若干の経繁と手間を要するが，測定を開始すれば他の方法にくらべて簡単でしかも作物と水分驱力の関係を底懲知ることができる点で有益であらう。
抵抗値とPFとの関係
-4
蔵気抵抗法では土盤水分を抵抗値（k.0）で変わされるが，抵抗値では吸ል体の種類やタイプによつて一定しない場合が多い。このため不扁的な数位として表わされるpFとの間にキャリプレートすることが必要となつてくろ。ところで抵抗値とpFとの関係のキャリプレ—トの方法は，第１表に示されるように極々の方法がある。しかし、pF2.7から5.2附近までの所酬作物生育と密接な関係のある水分類団は,大体において正瞭装置（Pressure- membrane apparatus）または氷点降下法,還心法などによつて測定されるのが普通である。それ以下の低圧の方になれば吸引法またはポーラスプレート(Porous p'ate)の方法によつて測定できる。いま１例として石筒プロツクを用いて紙抗値とpFとの関係をキャリプレートする一方法を示せば第４図の1, 2, 3,の順序によつて間接的に測定することができる。なお抵抗値とpFとの関係を測定する方法に関しては種々の方法が考えられるが，容易にしかも正確に測定できることが大切である。
5.
電気抵抗法による測定範囲と吸
湿体との関係
電気抵抗法による土壌水分測定可能範囲は，用いられる吸湿体の種類をかえることにより，第１装に示されるように広範囲を測定することができる。即ち石膏プロツク（Gypsumblock）を用うれば略pF  2.25〜4.3, ナイロン等の機器性吸湿体を用うればpF 0～5.7あたりまで測定できる。吸湿体についてもアメリカで飛々考案されているが,いま代表的な吸湿体について火山灰土質を用いてキャリプレートした箱果を示せば第５図のようである。石苗プロツクはBouyoucos次びMick?)もによつて考案され"Plaster of Paris"と呼ばれるもので, 石寄の中に２本の壁極を埋設されてあり，柴験座においても容易に作製できそのうえ安価である。また土磯商液に石— 15 —管プロツクで充分測定が可能でありキャリプレートもやり易い上に実験室でも作製できる有利さがある。反対に広範囲に直つて測定するか，あるいは水分変化をより精密に知る必要がある場合にはキャバシタンスの小さいナイロンユニツトまたはナイロン石寄プロツクがよい。しかし，ナイロンユニツトは薄いためキヤリプレーションがやりにくいうえに高価である点が不便である。
抵抗値と土壌水分とのキャリブ
6.
レーションの問題点
寵気抵抗法においては，抵抗値と土纏水分との関係を知るために予め試験に用うる土盤によつて両者の関係をキャリプートしておく必要がある。約6図は囲場とポツトとでこの関係を測定し比較したものであるが，２者の間はよく一致している。この方法は囲場及び2尺角ポツトに同じ上臓を充填した後石膏プロツクを埋厳する。その後電気抵抗法により抵抗値を測差し，その都度乾土法によりプロツク埋蔽附近の土職水分合量を適定して両者の関係を求めたものである。この方法は，土題の自然乾燥を待つため乾燥から提潤までの点を測定するには可成りの日数を要する。そこで，著者等はKelly氏やの方法にヒントを得て2mm目の金網でパスケツトを作り，内に鞍紙を貼っ寮が除々に落けることにより緩御作用を起して準備機度による抵抗値のフレの影響を受けることが少ない。しかし，このため湿濁条件下では1年位で石膏が落けて電極が露出してしまう。また国場容水量付近では惑度が鈍る欠点がある。
電極スクリーン型石膏ブロツク
石膏プ¤ツクの利点を生かし，且つ土曜水分の多い条件下でも鋭敵に働かせるために Bouyoucos氏3かにより20メツシュのステンレス網スクリーンを商極に用いて作幾されたものである。
ナイロンユニツト
Bouyoucos 茂び Mick両氏5かにより考案されたもので，確塩に2枚の細いモネルスクリーンを用い，これに録メツキしたリード級が接続されている。電極はナイ¤ン嫌雑によつて包まれ，全体を有扎＝ツケルケースに入れ一定の圧で扁平に圧縮してある。このユニツトは緩衝作用がないので，石膏プロツクに比らべて塩類の影響を大きく受けやすい。しかし、可测水分範囲が極めて広くキャペシタンスが小さいので振抗値の関差が少ないうえに節久力が大きい等の特色を有していると云われている。
ナイロン石鷲ブロツク
石膏プ¤ツクの拡類に対する緩御作用の利点と，ナイロンユニツトの緩潤条件下でも鋭厳に働くと云つた両者の医所を兼ね備えたものを目的に Bouyoucos氏6)によつて考察されたものである。即ちナイロンユニツトを石管に堤蔵してプロツクを作製したものである。以上もつの吸湿体について第５図から，石膏プロツクは隠場容水量附近でカーブが平行になり鈍感になることを示しているが，スクリーン型プロツクの方はやや鋭厳である。ナイロンユニツト及びナイロン石膏プロツクは囲場容水量以下相当な温潤状態のところまで極めて鋭破に作用していることがみられた。以上のことから，水分当量までの測定であるならば石— 16 —土郷を充填し，そのバスケツトの中央にプロツクを埋認した。しかして下から蒸溜水を毛管上昇により吸水さ#ブロツクが創和した後に各種鼓踏に乾燥し，恒温樽内で一定温度のもとにその抵抗値を測定し同時にパスケツト金遊遊を測定して次式からバスケツト内の土曜水分合家を求めた。
× 100 (ブロツク内水分量は，抵抗値とプロツク内水分量とのキャリプレートにより別に求めておく）この方法で求めた抵抗値と土壌水分含量との関係を,ポツト法により求めたものと比較すると第７図のようで若干の壺を生じたが，土園のおよその性質を比較検討するには利用できるものと思われる。バスケツトによるこの方法は，乾燥が早やく一定温度で欲に测定できるため時間や労力が少なくてすむ利点がある。反面，土灣が少量であることや乾燥過程に土壌が均一に乾燥しない等により誤差を生する可能性も大きい。そのため，バスケツトを大きくして土壌の量を増加し乾燥を除々に行う等の方法を考えれば一層精密に測定することも可能と思われる。しかし，このため乾燥に時間を致し測定その他に不便となることが予想され，ベスケツトの利点が消される心配がある。これらの事から，キヤリプレーションの方法については試験の目的をも考邸して適当なやり方を更に今後研究する必要がある。いま，パスケツト方法により，石菅プロツクのすぐそばの土獄水分含量と，バスケツト金還量から計算して出した水分合霊との関係を乾燥方法の強いとも関連させて測定してみた結果は第８図の通りで，若干県なつてきている。
む　す　び
以上電気抵抗法による土鶏水分測定について，実際に応用してみた結果から2，3の問題を捨つて触れてみた。この方法の研究は我が国ではなお日が浅く，未解決の問履が満だ多いが，これについては今後大いに研究されて行かなければならない。なお，本稀記述中に個人的意見となつた点が多いと悪われるが，これらの点については各位の御指導を心からお願いする次第である。
x
 
1） 安間正虎，小田植三郎，岐部利幸：関東々山應試研報告，9(1956)，日作記．25(2)(1956) 2) Bouyoucso, G • J. : Soil Sci, 64(1947) 3) Bouyoucso, G - J. : ibid., 78(1954) 4) Bouyoucos; G • J. and Mick, A • H. : Teck. Bull, Mick, Agri, Exp, Sta, (1940) 5) Bouyoncos, G • J. and  Mick, A. H.  : Soil  Sci, 66(1948) 6) Bouyoucos, G • J. and Mick, A.H. : Quart. Bull. 37(1954) (7) Kelly,  O • J.    : Soil. Sci, 61(1946)小田雄三郎： 8) 9）小田雄三郎：農業技術11(5,6). (1956) 10) Palpant, E • H. and Lull, H • W. : Forest Serv, U.S.D.A. Occ. Paper (1953)
実容積法による圃場水分の測定法
153 (墨菜技術研究所化学部)終
1.
まえがき
聞場水分の測定法には，測定の目的や測定対象によつて，また研究の歴史的な位置によつて，種々の方法が採用されている。土壌式料を直接乾熱して，その亜産の液少らを水分とする方法，土壌水分と平衡状態にある吸湿体の程気振払値を測定し，土曜水分を知る方法，テンショメーターの読みから求める方法，教統散連敗を測定しそのときの上職水分を知る方法，試料の職気容量を測定しその水分を求める方法などが採用されている。どの方法も，それぞれの民所と短所をもつている。この報告は，前述の方法をみとめながら，実容積法による聞場水分の測定法の概要，その-既所，應史的な位置などについて述べるとともに，容鑽法の採用を提唱しようとするものであり，1959年4月の第1回土曜物理研究討論会における謎族に加藤したものである。
2.実容積法の概要
失容積法は，通常金容積100ccの試料を聞場状態のまま探取し，その金庫量W，実容積Vを測定し，前もつて