高圧ガス工業株式会社KOATSU GAS KOGYO CO.,LTD. https://www.koatsugas.co.jp
本社大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号梅田センタービル28階TEL : 06-7711-2570 (代) FAX:06-7711-3355
東京事務所
東京都千代田区内幸町１丁目２番１号日土地内幸町ビル９階FAX : 03-3595-3121 TEL : 03-3595-3122 (代)
生産拠点
●滋賀高圧ガス流通センター滋賀県東近江市五個荘川並町368番地TEL : 0748-48-5933    FAX : 0748-48-5603 ●神奈川工場神奈川県平塚市東豊田548番地TEL : 0463-54-5654    FAX : 0463-54-5333
北海道・東北地区
●札幌営業所北海道札幌市東区前穂町12丁目1番36号TEL : 011-752-5301   FAX : 011-753-3761 ●下北ガスセンタ-青森県下北郡東通村大字白線字垣間13番地の1 TEL : 0175-46-3467 FAX : 0175-46-3468 ●常図覚塞所岩手県盛岡市手代森5地剧19-6 TEL : 019-675-2775    FAX : 019-675-2776 ●仙台工場宮城県柴田郡村田町大字村田字西ヶ丘３番地7 TEL : 0224-83-5454    FAX : 0224-83-3214 ●福島高圧ガス流通センタ福島県福島市大笹生字北谷地1番1号福島おおざそうインター工業団地内TEL : 024-555-0511   FAX : 024-557-8822 ●新潟営業所新潟県新潟市東区上王瀬町１番30号TEL : 025-271-4818    FAX : 025-271-4746
東海地区
●浜松営薬所静岡県浜松市中区神田町1481番地TEL : 053-441-0348    FAX : 053-441-0332 ●名古屋工場愛知県大府市北崎町駒場66番地TEL : 0562-47-1266    FAX : 0562-46-5631 ●春日井営業所愛知県春日井市上田楽町2596番地の1 TEL : 0568-84-1815  FAX : 0568-84-1892 ●三重工場三重県桑名市総部818番地TEL :0594-31-2121    FAX :0594-31-2123 ●津工場三重県津市あのつ台5丁目1番地2 TEL : 059-236-2360    FAX : 059-233-2288
中国・四国地区
●図山工場岡山県玉野市田井4丁目38番6号
TEL : 0863-31-2277    FAX : 0863-31-8206 ●図山営薬所岡山県倉敷市児島宇野津2030番地29 TEL : 086-475-2660    FAX : 086-475-2661 ●広島工場広島県呉市安灣町三津口４丁目２番１２号TEL : 0823-84-2367    FAX : 0823-84-2334 ●松山宮薬所愛媛県松山市南古田町2066番地1 TEL : 089-972-1170    FAX : 089-972-1128
九州地区
●式九州営業所福岡県北九州市戸畑区牧山５丁目１番１０号AGC株式会社北九州事業所敷地内TEL : 093-663-1250    FAX : 093-663-1363大分工場大分最大分市原川２工目２番２７号TEL : 097-558-5890    FAX : 097-551-2021形本宮薬所熊本県上益城郡嘉島町上仲間394番地1 TEL : 096-237-4141    FAX : 096-237-4011長崎出場所長崎県長崎市深堀町１丁目２１番地ハヤシカネエネルギー一般南営業所内TEL :095-871-3778   FAX :095-871-4117福岡宮美門宮崎県延岡市大武町1415-1 TEL : 0982-33-1835    FAX : 0982-33-1837
近畿地区
●滋賀高圧ガス流通センタ滋賀県東近江市五個荘川並町368番地TEL : 0748-48-5933    FAX : 0748-48-5603大阪府堺市中区伏尾85番地TEL : 072-278-0445    FAX : 072-278-0319 ●禁跨工場兵庫県たつの市揖保川町半田610番地TEL : 0791-72-3431    FAX : 0791-72-4185 ●京都工場京都府京田辺市草内宮ヶ森３番地の３ TEL : 0774-63-2777    FAX : 0774-63-2783 ●和歌山営業所和歌山県和歌山市木ノ本331番地TEL : 073-455-2191   FAX : 073-453-2992
福東地区
宇都宮宮薬所栃木県鹿沼市茂呂662番7 TEL : 0289-72-0122    FAX : 0289-72-0123 ●群馬営薬所群馬県太田市新田木崎町1738番地の1関群馬共同ガスセンター -2 TEL : 0276-56-1200   FAX : 0276-56-5430大宮王場埼玉県さいたま市北区今羽町152番5 TEL : 048-662-5575    FAX : 048-662-5577鹿島営薬所茨城県神梧市木崎2360番地TEL : 0299-92-9151    FAX : 0299-92-9460 ●千葉工場千葉県千葉市稲毛区長沼原町668番地TEL : 043-259-0804   FAX : 043-259-7431 ●江東宮葉所東京都江東区魚戸9工目３番10号城東日路側内TEL : 03-5626-5221    FAX : 03-5626-5222多摩宮薬所東京都青梅市末広町１丁目７番６号関ジャパンヘリウムセンター内TEL : 0428-33-3911   FAX : 0428-33-3915羽田宮薬所東京都大田区東秘谷4丁目６番15号TEL : 03-3742-6457  FAX : 03-3745-4134 ●構近営業所神奈川県横浜市金沢区福浦２丁目16番18号TEL : 045-788-8360   FAX : 045-788-8361 ●神奈川工場神奈川県平塚市要景田548番地TEL : 0463-54-5654   FAX : 0463-54-5333 1
貸与容器の運用について
弊社では、より多くのお客様にガスをご使用頂けるよう、貸与容器をご用意させて頂いております。貸与容器の運用については下記の通りになります。
(1)容器の貸与期限
貨与期間は1年間とさせて頂いております。使用後は速やかに返却して下さい。
(2)容器使用料
貸与期間を超過した容器に関しては容器使用料を請求致します。 (3)貸与容器の損傷期間内でので返却に関係なく貸与容器の腐食・破損については別途請求致します。
容器の保管場所及び保管方法
保管場所及び保管方法は次のように定められています。なお、次の事項は、高圧ガス保安法一般高圧ガス保安規則にも規定されています。
(1)保管場所
(a)保管場所は直射日光、雨水、火気等を避けると共に、特に定めがあるものはその指示に従う。なお、出来る限り専用の保管場所を確保しておくことが望ましい。注）容積300m³以上の高圧ガスを貯蔵する時は、法に基づく記述基準に従って貯蔵所を設置し、都道府県知事の許可を受けた上で貯蔵しなければならない。 (b)可燃性ガス、毒性ガスの保管場所には、「火気厳禁」等の標示を外部から見やすい場所に掲げておく。また、できる限り消火器を常備すると共に、ガス漏洩検知器を設置するのが良い。
(2)保管方法
(a)容器は、キャップを取り付け、保管中に移動や転倒しないように、くさり、ロープ等を利用して柱、壁面等に固定しておく。 (b)容器の温度は常に40℃以下に保つ。 (c)可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の充てん容器等は、それぞれ区分し、同一の場所には置かない。 (d)充てん容器と空容器は、区分して所定の場所に置く。 2
生産拠点の紹介
高圧ガス工業株式会社の特殊ガス・標準ガス製品をご紹介します。弊社は産業界、官公庁、大学、研究機関等からの多種多様な要望に対応する為、様々な製品を取りそろえ、きめ細やかなサービスの提供を行います。滋賀高圧ガス流通センター 〒529-1441　滋賀県東近江市五個荘川並町368番地TEL : 0748-48-5933  FAX : 0748-48-5603神奈川工場〒254-0082　神奈川県平塚市東豊田548番地TEL : 0463-54-5654  FAX : 0463-54-5333
JCSS登録事業者
弊社滋賀高圧ガス流通センターは計量法校正事業者登録制度に基づく登録事業者です。 JCSS登録事業者はISO / IEC 17025を基準として登録されています。登録事業者が校正した標準ガスには、の標章がついた証明書を発行することができます。 0325は弊社の登録番号です。 100高圧ガス工業株式会社計算法第143条約1項の規定に基づく校正享賞者として登録します。会。詳し者。今　0.3.2.5孝寛市の名物 高低がスエ常熱浜会社並算為圧ガス度通セシター su外　通貨販東武江市五創志町１３６８番地ri登録にほる区分 高校（詳細は新聞のとおり）金額の有給期期20:23年0月1 0日2001年9月121日後立特政法人教育が進技術事業.12年をご希望JCSS標準ガスと一般標準ガスについて

トレーサビリティ制度の概要
新計量法が平成５年11月に施行されました。その中で計量標準供給制度(トレーサビリティ制度)が創設され新計量法の施行と同時にスタートしました。このトレーサビリティ制度は、高精度の計量標準の確立を促進し、産業界等のニーズにあった計量標準を円滑に供給するための体系の整備を図ったものであり、登録事業者が校正等を行い、供給した計量標準が国家計量標準とつながりがあることを対外的に証明できることとしたものです。この制度は、次の3つの柱から成り立っています。 O 国家計量標準(一次標準)を経済産業大臣が特定標準器等または特定標準物質として指定する。 ●　経済産業大臣が指定した一次標準の供給実施機関を法令により指定し、標準供給を義務付けする。 ●　産業界等への計量標準の供給機関として、製品評価技術基盤機構理事長より登録を受けた登録事業者は、広く一般ユーザーに対して計量器の校正または標準物質の値付けを行うとともに、本制度のロゴマーク(標章)として、 JCSSのマークを付した校正等の証明書を発行することができる。
JCSS標準ガス
計量証明行為には計量法トレーサビリティ(JCSS)制度による標準ガスが必要です。国家基準にトレーサブルである標準ガスを証明書とともにお届けします。
注) 1級標準ガス：登録事業者が値付けした標準ガスの全数について、指定校正機関が濃度信頼性試験を実施した時、測定濃度が上記規格欄に掲げる1級標準ガス規格内のもの。 2級標準ガス:登録事業者が値付けした標準ガスのうち1/3を抜取り、指定校正機関が濃度信頼性試験を実施した時、測定濃度が上記規格欄に掲げる2級標準ガス規格内のもの。
零位調整標準ガス(ゼロガス)の種類及び品質

計量法トレーサビリティ制度に基づく証明書(JCSS)には有効期限が表記されていません。登録事業者の定める有効期限を守って標準ガスを使用してください。高純度ガスは、主成分以外の特定不純物規格値を保証したガスです。
14.7 MPa W22-14山右
14.7 MPa W22-14 山右
支燃性
14.7 MPa W22-14 山右
Heヘリウム
高純度ガス取り扱い一覧表下記ガス種の詳細・下記以外のガス種については別途お問合せ下さい。
放射線測定用
可燃性ガス漏洩警報器用
比表面分析用
混合標準ガスは、成分ガスの濃度を保証した、2成分以上の混合ガスです。下記の表は2種混合ガスにおける、6種類の代表的なベースガスでの製造可否一覧です。下記表以外の成分ベースガスをご希望の場合または3種以上の混合ガスをご希望される場合は、別途ご相談ください。
下記一覧表につきまして、
①〇が記されているものは、製造可能です。 ②×が記されているものは、製造しておりません。 ③記載濃度の数値外のものをで要望の場合は別途で相談ください。 ④△が記されているものは、別途で相談ください。
※最高充填圧力は、蒸気圧の影響を受けない場合の値です。蒸気圧の低い成分ガスの場合は濃度により圧力が変わります。 ※COを含む混合標準ガスの最高充填圧力は9.81 MPaとなります。 ※CO。を含む混合標準ガスについては濃度によって圧力が変わります。(14.7 MPa :CO ₂ ≤ 25 % ) (11.8 MPa :CO ₂ ≤ 35 % )高純度ガス　容器ラベル　見本
標準ガス容器ラベル
見本

製品検査成績書　見本

※JCSS製品には、値付け証明書を発行します。荷ガス容器容器には下記の種類があります。ガスの種類・純度・濃度によって材質・種類が異なります。
※データは一般的なサイズを記載しております。左から47Ｌ、10Ｌ、3.4Ｌ容器写真容器バルブ容器弁は容器に充填される成分に対して、材質・口金部の外径・ネジの方向が異なりますので設備や圧力調整器への接続には十分注意してください。
標準ガス規格製造精度　一般に、混合標準ガスの製造許容範囲は指定濃度の土10%以内とします。分析精度　一般に、分析値の±2 %以内とします。充填圧力　圧縮ガスの場合、通常9.81～14.7MPa(at35℃)とします。液化ガスを成分として含む場合、混合濃度によって充填圧力が変わります。一酸化炭素を成分として含む場合は、最高充填圧力を9.81MPa(at35℃)とします。検査書有効期限一般標準ガス製品には製品検査成績書、JCSS製品には値付け証明書が添付されます。分析日の翌月1日起算で６カ月もしくは1年ガス種・成分・濃度により変わります。 1.受注・容器割当①受注情報の確認②容器の確認③製造工程の調整④容器の割り当て◎容器処理2.ガス充填①容器残ガスの排気②成分ガスの充填③ベースガスの充填④混合・撹拌3.ガス分析①不純物分析(高純度ガスの場合) ②成分ガス濃度分析(混合標準ガスの場合) 4 .出荷前検査・配送①検圧・漏洩検査②JCSS品は指定校正機関に検定依頼③外観検査④荷姿検査⑤保護ネットの装着
精密圧力調整器
精密圧力調整器は、高精度、高品質の標準ガスと共に、環境計測分野を始め、様々な産業界で使用され、信頼を得ています。
HPシリーズ精密圧力調整器
HPシリーズは、環境計測などの精密分析から高度な実験研究など広範囲にで使用可能です。標準ガスや高純度ガス用として設計されたHPシリーズは、特別クリーン洗浄・組立仕様の精密圧力調整器です。精度の高い圧力調整特別クリーン洗浄特別クリーン組立仕様HPシリーズ精密圧力調整器仕様や

出口継手

ボンベスタンド
高圧ガス容器の転倒防止として推奨しております。容器のサイズ、本数に応じたボンベスタンドを用意しております。 ※写真：47L用  2本用ボンベキャリー安全面、効率面からボンベの移動には専用のボンベキャリーの使用を推奨しています。容器のサイズに応じたボンベキャリーを用意しております。 ※写真：47L用  1本用ボンベ運搬箱小容器を運搬するのに便利です。移動の際容器を傷つける心配がありません。
漏れ検知液
ガス配管・結合部などのガス漏れ箇所が簡単に発見できる、スプレータイプのガス漏れ検知剤です。目的箇所から20～30cmほど離して使用してください。目的以外の箇所に付着した場合は、すぐに布等で拭き取ってください。 (p) 高圧ガス工業株式会社ガス事業本部本　社　〒530-8411大阪市北区中崎西２丁目４番12号梅田センタービル28階　 TEL. 06(7711)2570 V 　FAX. 06(7711)3355東　京　〒100-0011東京都千代田区内幸町１丁目２番１号日土地内幸町ビル９階　TEL. 03(3595)3122 FAX. 03 (3595) 3121 TEL. 0748(48) 5933 FAX. 0748(48)5603滋　賀　〒529-1441滋賀県東近江市五個荘川並町368番地[URL] http://www.koatsugas.co.jp ●取扱店(Distributor)