P300 series Reist
プラッツはいつも
[一生懸命]です。
介護が必要な多くの方々は、若い頃より大変なご苦労を経験されながら、強まぬ努力で現代社会の発展に貢献されてこられた方々です。我々の使命は、ご利用者様には常に感謝の気持ちを持ち、介護ベッドを「安全」に、「快適」に利用していただく事と考えます。プラッツは常にお客様の声に耳を傾け、より「高品質」でより「高機能」、そして「低価格」の介護ペッドを[一生懸命]作り続けます。介護ベッドを通じて社会に貢献する。プラッツはいつも「一生懸命」です。
index

医療・介護施設用電動ベッド快適で安心な毎日を。看護・介護をサポートする電動ベッド医療施設用電動ペッド2 10
14 22ラフィオ26
背上げ時のズレ力の緩和とリラックスできる安楽な姿勢を追求適合するマットレス幅：83cm幅●特許第5089786号手元スイッチ形状●特許出願中ハイパックサポート機能●特許出願中リクライニング制御新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレ力の軽減にポジショニングベッドシリーズ
背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能ポジシニング ベーシック
膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。入居朝田短部陽光
ポジショニングベッドに期待できる効果
誤嚥リスクの低減ポジショング
背上げ時に頸部の角度を調節、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現が可能です。摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥リスクの低減が期待できます。
褥瘡(床ずれ)リスクの低減(ズレ力、圧力の軽減)、歩歩コニック
ハイバックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、ズレ力と身体への圧力を軽減できます。背上げ後の静止状態でのズレ力と圧力も軽減し、深部組織損傷(DTI)のリスクを低減。褥瘡(床ずれ)対策のポジショニングをサポートします。被験者:身長164cm体重57kg男性　計測機器:SRソブピジョン全身版(住友理工社製)　アミカルサポートマットレス使用時#データは一例です。測定値には個人差があります。
呼吸がしやすい姿勢に赤沙沙=シワ
背圧や腹圧を軽減し横隔膜を広げ、呼吸がしやすい快適な姿勢をつくります。また、体幹上部を屈曲することで、循環器への負荷を抑える効果が期待できます。
円背の方から妊娠中の方まで、幅広くポジショニングをサポートしますポジシニング
円背の方でも、脊柱の湾曲部にハイパックサポートの角度を合わせることができる場合、背上げ時の適切なポジショニングが可能です。股関節の可動域が狭く背上げが困難な方や、腹圧がかけられない妊娠中の方にもズレ力の少ない快適な背上げを提供します。
足先上げと足先下げの簡単切替え赤沙ションワ ページック
足先の角度をワンタッチで切り替えできます。脚の浮腫(むくみ)軽減にも対応できます。政入意謝田宛離陽ツ
サイドレールの中央差しが可能成ジョニング ページック
■サイドレールの中央差し収納式のオプション受けをベッドの中央に標準装備。ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落を防止します。
■収納式のオプション受け
中央のオプション受けは簡単に収納できるため、移乗の妨げになりません。
一括ロックが可能なセンターペダル・サイドペダル（センターロックタイプのみ）
頭側・足側のセンターはもちろん、左右からの計６か所にロックペダルを搭載。設置場所を問わずロック操作ができるので、スタッフの負担軽減につながります。
テンテローレン社製キャスターボジョニングベーシック
高い耐久性と走行性に定評があるドイツ・テンテローレン社製のキャスターを採用。直径12.5cmの大型キャスターで、スムーズな走行を実現しました。
使いやすい手元スイッチ　ポジショング　ページック
■操作ロック機能
手元スイッチのロックポタンを付属のロックキーで回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をできなくすることができます。
■左右どちらにも接続可能
手元スイッチはベッドの左右どちら側からでも接続でき、また左右同時にも接続できます。ひとつは患者用、もうひとつは看護スタッフ用と使い分けできます。 ※標準装備の手元スイッチは1つです。
モータータイプ
ポジショニングベッドシリーズ型式
■ 2モーターポジショニングベッド
茶原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。入意副田潟部陽分・疫
看護をサポートする細かな気配りポジショングペーシック
角度計ボジョング ページック
充電式バッテリー (別売)標記ニング  ベーシック
ボトムへ取り付け可能な角度計。適切な角度を確認しながら、背上げ動作を行うことができます。停電の時や電源の無い場所でも使用できるように、バッテリーユニットをオプションでご用意しています(バッテリーは充電7 ータータイプ
ベーシックベッドシリーズ 型式

■ 3モーターベーシックベッド
楽原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。仕様2モーター／3モーター奈昇降時はスイングしながら昇降するため、説例は10cm以上、頭側は1cm以上のスペースが必要です。

専用オプション
P300シリーズ用延長フレームP300シリーズ用パッテリーベッドの長さを延長することができます。 PP300-LF ■メーカー希望小売価格30,000円(税別) ■寸法／幅94.5×長さ35.5×高さ55.5cm ■賞霊／6.9kg ■材質／スチール、ABS樹脂■原産国／ペトナム停電時や電源が程保できないときも、ベットを操作することができます。(死電式) PE08-BA19 ■メーカー希望小売価格24,000円(税別) ■寸法／幅13.0×長さ19.5×高さ6.5cm ■質量／1.5kg ■原産国／デンマーク灣所入意朝田短部陽ツ・ ■ 2モーターベーシックベッド9ペアージュ垂直昇降機能で省スペース設置を実現。ケアのしやすさに配慮した新しい透析室向け電動ベッド適合するマットレス幅: 78cm幅
コンパクト設計＋垂直昇降
全長210.5cm、全幅88cmのコンパクト設計と垂直昇降機能により、省スペースでの設置が可能です。政入意副田潟部陽冷・
緊急時のショック体位機能
緊急時に、茶早くショック体位を取ることができます。手元スイッチのボタンを2つ同時に押し続けることで、背ボトムが0°、ひざボトムが45°になるまで高速で動作します。
一括ロックが可能なセンターペダル
頭側・足側にロックペダルを搭載。設置場所を問わずロック操作ができるので、スタッフの負担軽減につながります。
サイドレールの中央差しが可能
■収納式のオプション受けすべてのオプション受けは簡単に収納できるため、ケアや移乗の妨げになりません。 ■サイドレールの中央差し収納式のオプション受けをベッドの中央に標準装備。ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落を防止します。
最高位73cmで腰への負担を軽減
床面高は33～73cmまで無段階で調整できます。ケアのしやすい床面高で、立ち姿勢での腰への負担を軽減します。 10 11
足先上げと足先下げの簡単切替え
足先の角度をワンタッチで切り替えできます。脚の浮腫(むくみ)軽減にも対応できます。
サイドレール収納ホルダー
フットボードの内側にサイドレールを収納できます。サイドレールを使用しない際も、置き場所に困らず衛生的に保管することができます。
記録台付ボード
記録台付ボードは使用場面に応じて、頭側・足側に取り付けできます。使用しない時はレバー操作で簡単に格納できます。
充電式バッテリー(別売)
停電の時や電源の無い場所でも使用できるように、バッテリーユニットをオプションでご用意しています(バッテリーは充電が必要です)。
モータータイプ
型式

2モーター
■ハイボード・記録台付ボード(単位:cm)

専用オプション
ペアージュ用バッテリー停電時や電源が確保できないときも、ペットを操作することができます。(死電式) PE08-BA19 ■メーカー希望小売価格24,000円(税別) ■寸法／幅13.0×長さ19.5×高さ6.5cm ■資正／1.5kg ■原産国／デンマーク税入意朝田短部陽ツ・ 12 13さまざまな介護環境、身体状況に対応する進化した介護施設用ベッド適合するマットレス幅: 90cm幅●特許第5089786号手元スイッチ形状●特許出願中ハイパックサポート機能●特許出願中リクライニング制御新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレ力の軽減にアーデルポジショニングベッドシリーズ
ハイバックサポート機能 北海道路の
背上げを[ハイパック:頭-背部]と[ローバック:腰部]の2つに分け、それぞれの角度を調節しながら背上げをおこないます。 2モーターポジショニングベッドでは、ハイパックは背上げと連動して動きます。 3モーターポジショニングベッドでは、ハイパックを単独で操作することができます。
背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能 地方ニング
膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ポトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。入居謝田宛部陽灣・ 14 15
ポジショニングベッドに期待できる効果
誤嚥リスクの低減  #ジョーング
背上げ時に頸部の角度を調節、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現が可能です。摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥リスクの低減が期待できます。
褥瘡(床ずれ)リスクの低減(ズレ力、圧力の軽減)、ポンショング
ハイバックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、ズレ力と身体への圧力を軽減できます。背上げ後の静止状態でのズレ力と圧力も軽減し、深部組織損傷(DTI)のリスクを低減。病瘡(床ずれ)対策のポジショニングをサポートします。複製者:身長164cm体重57kg男性　計測機器:SRソブピジョン全身版(住友理工社製)　アミカルサポートマットレス使用時楽データは一例です。測定値には個人差があります。
呼吸がしやすい姿勢にポジョンク
背圧や腹圧を軽減し横隔膜を広げ、呼吸がしやすい快適な姿勢をつくります。また、体幹上部を屈曲することで、循環器への負荷を抑える効果が期待できます。
円背の方から妊娠中の方まで、幅広くポジショニングをサポートしますポジショング
円背の方でも、脊柱の湾曲部にハイパックサポートの角度を合わせることができる場合、背上げ時の適切なポジショニングが可能です。股関節の可動域が狭く背上げが困難な方や、腹圧がかけられない妊娠中の方にもズレ力の少ない快適な背上げを提供します。
身体のズレ・腹圧を軽減する１ボタン操作のライジングモーション機構 北海道空港
1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながらローバック・ハイバック・膝がそれぞれ動き、理想的なリクライニング姿勢を実現。身体のズレや腹部の圧迫を抑制します。創田発展■２モーターの場合      "あたま"ボタンを押すだけで…
足先上げと足先下げの簡単切替え　ポジショング
足先の角度をワンタッチで切り替えできます。脚の浮腫(むくみ)軽減にも対応できます。心機能に不全のある方は、脚が心臓の位置よりも高くならないようにご注意ください。
サイドレールの中央差しが可能味ジョニング ベーシック
■収納式のオプション受け中央・足側のオプション受けは収納できるため、移乗の妨げになりません。 ■サイドレールの中央差し収納式のオプション受けをベッドの中央に標準装備。ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落を防止します。
一括ロックが可能なセンターペダル・サイドペダル　ポジョニング　ベーシック
頭側・足側のセンターはもちろん、左右からの計６か所にロックペダルを搭載。設置場所を問わずロック操作ができるので、スタッフの負担軽減につながります。 (センターロックタイプのみ) 17便利な宮付タイプ赤沙沙コング ベーシック宮付タイプはティッシュやメガネなど小物を置くのに便利です。
使いやすい手元スイッチ　ポジショング
■麻痺•リウマチ•握力の弱い方でも保持しやすいデザイン手元スイッチ裏面にあるダブル・ホールドマウントにより指の間にひっかけて保持することができます。握りやすく、使いやすいデザインです。
■操作ロック機能
手元スイッチのロックボタンを硬貨等で回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をロックすることができます。
介護をサポートする細かな気配り詳細コニング ページック
角度計ボジョングベーシック
ボトムへ取り付け可能な角度計。適切な角度を確認しながら、背上げ動作を行うことができます。
充電式バッテリー(別売) ボンションターベーシック
停電の時や電源の無い場所でも使用できるように、バッテリーユニットをオプションでご用意しています(バッテリーは充電が必要です)。
モータータイプ
入力副田潟部陽少・美術
ポジショニングベッドシリーズ型式

モータータイプ
ベーシックベッドシリーズ型式

仕様2モーター／3モーター ■樹脂(木目調)ポード■木製フラットボード■木製宮付ボード(単位:cm) (単位:cm)入意謝田潟瑞陽ツ・茶昇降時はスイングしながら昇降するため、œ側は8cm以上、頭側は6.5cm以上のスペースが必要です。 茶床からペースフレームの間は6.5cmとなります。

専用オプション
アーデル用バッテリー延長脚(4個組)停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。(充電式) PE06-BA19 -カー希望小元価格20,000円(税別) ■寸法／幅13.0×長さ19.5×高さ6.5cm ■質量／1.5kg ■原産団／デジマーク装着時の床面高は+14cm装着時の床面高は+7cm (最低床面高39cm)になります。(最低床面高32cm)になります。 PDP-70G PDP-140G ーカー希望小売価格3,700円(税別) ■材質／スチール、ABS樹脂※4輪ロック仕様、センターロック仕様にはご使用できません。 ■メーカー希望小売価格3,700円(税別) ■材質／スチール、ABS樹脂■原産国／ベトナム意センターロック仕様にはご使用できません。 (単位:cm)織所21レイストコストパフォーマンスに優れた新しい施設用電動ベッドのスタンダードモデル適合するマットレス幅：90cm幅83cm幅
身体のズレ・腹圧を軽減する１ボタン操作のライジングモーション機構
１ポタン操作で、背と膝の角度を調節しながらローバック・ハイパック・膝がそれぞれ動き、理想的なリクライニング姿勢を実現。身体のズレや腹部の圧迫を抑制します。いう副田兒部陽ツ・
サイドレールの中央差しが可能
■サイドレールの中央差し収納式のオプション受けをベッドの中央に標準装備。ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落を防止します。 ■収納式のオプション受け中央のオプション受けは簡単に収納できるため、移乗の妨げになりません。
サイドレール収納ホルダー
フットボードの内側にサイドレールを収納できます。サイドレールを使用しない際も、置き場所に困らず衛生的に保管することができます。
操作ロック機能
手元スイッチのロックボタンを付属のロックキーで回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をできなくすることができます。
ータータイプ
型式■ 2モーター
■３モーター
仕様
2モーター／3モーター
■固定脚(90cm幅) ■ 4輪ロック[10cm径] (90cm幅) (単位:cm)　■ 4輪ロック[8cm径] (90cm幅)入意副田潟部陽今・簿所■ 4輪ロック[10cm径] (83cm幅) ■固定脚(83cm幅) （単位:cm） ■ 4輪ロック[8cm径] (83cm幅)
奈床からベースフレームの間は、固定卸仕様・4輪ロック(8cm径)仕様の場合は9.0cm、4輪ロック(10cm径)仕様の場合は12.0cmとなります。
専用オプション
延長脚(4個組)装着時の床面高は+14cm装着時の床面高は+7cm (最低床面高39cm)になります。(最低床面高32cm)になります。 PDP-70G PDP-140G ■メーカー希望小売価格3,700円(税別) ,700円(税別) ■材質／スチール、ABS樹脂■材質／スチール、ABS樹脂■原産団／ベトナム■原産国／ベトナム茶４輪ロック仕様にはご使用できません。 24 25
ハイバックサポート機能 北海道路路
背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能ボジョニング
適合するマットレス幅：90cm幅●特許第5089786号手元スイッチ形状●特許出願中ハイパックサポート機能●特許出願中リクライニング制御新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレ力の軽減にラフィオポジショニングベッドシリーズ自然なリクライニング姿勢により誤嚥･床ずれのリスクを低減。ベッドの高さに不安がある方にも安心の超低床ベッド。 https://www.platz-ltd.co.jp/product/rafio/rafio/背上げを[ハイパック:頭-背部]と[ローバック:腰部]の2つに分け、それぞれの角度を調節しながら背上げをおこないます。 1モーター、2モーターポジショニングベッドでは、ハイバックは背上げと連動して動きます。 3モーターポジショニングペッドでは、ハイパックを単独で操作することができます。膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。入意謝田宛離陽少26 27
ポジショニングベッドに期待できる効果
誤嚥リスクの低減ポンショング
背上げ時に頸部の角度を調節、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現が可能です。摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥リスクの低減が期待できます。
褥瘡(床ずれ)リスクの低減(ズレ力、圧力の軽減)ポ沙ショング
ハイパックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、ズレ力と身体への圧力を軽減できます。背上げ後の静止状態でのズレ力と圧力も軽減し、深部組織損傷(DTI)のリスクを低減。褥瘡(床ずれ)対策のポジショニングをサポートします。複験者:身長164cm体重57kg男性　計測機器:SRソブピジョン全身版(住友理工社製)　アミカルサポートマットレス使用時楽データは一例です。測定値には個人差があります。
呼吸がしやすい姿勢に赤沙沙コンタ
背圧や腹圧を軽減し横隔膜を広げ、呼吸がしやすい快適な姿勢をつくります。また、体幹上部を屈曲することで、循環器への負荷を抑える効果が期待できます。
円背の方から妊娠中の方まで、幅広くポジショニングをサポートします　ポジショング
円背の方でも、脊柱の湾曲部にハイパックサポートの角度を合わせることができる場合、背上げ時の適切なポジショニングが可能です。股関節の可動域が狭く背上げが困難な方や、腹圧がかけられない妊娠中の方にもズレ力の少ない快適な背上げを提供します。
身体のズレ・腹圧を軽減する1ボタン操作のライジングモーション機構　ボタショング
1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながらローバック・ハイバック・膝がそれぞれ動き、理想的なリクライニング姿勢を実現。身体のズレや腹部の圧迫を抑制します。ハイバック上げ+ローパック上げ+膝上げハイバック下げ+ローパック上げ+膝下げ韓田第第第一ハイパックは0˚から最大20˚、ローパックは0˚から最大70˚まで上がります。ハイパックとローパックの角度は合わせて最大70˚を超えないように自動で調節され、腹部の角度が常に90°以上を確保するように設計されています。宵上げポタンを押すと、ハイパックが下がりながらローパックが上がりますハイパックは0まで下がり、からローバックを上げようとする場合…ローバックは70まで上がります
足先上げと足先下げの簡単切替え　ポジショング
足先の角度をワンタッチで切替えできます。脚の浮腫(むくみ)軽減にも対応できます。心機能に不全のある方は、脚が心臓の位置よりも高くならないようにご注意ください。
収納式のオプション受け　ポジュニング　ページック
全てのオプション受けは簡単に収納ができます。車いすをよりベッドに近づける事が可能になり、安全に移乗できます。
使いやすい手元スイッチ　ポジショング　ページック
手元スイッチ裏面にあるダプル・ホールドマウントにより指の間にひっかけて保持することができます。手が動かしにくい方でも握りやすく、使いやすいデザインです。手元スイッチのロックポタンを硬貨等で回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をロックすることができます。 29
高さへの不安をなくす超低床15cm　ポジショング　ペーシック
最低床時は床面高15cm。普段布団でお休みされていた方にも抵抗感の少ない床面高です。また、ベッドからの転落の不安や転落した際の怪我のリスクを低減します。ベッドを下げる際は床面高が24cmになるとプザーを鳴らして一旦停止し、挟み込みを防止します。そのままポタンを押し続けると、ブザーを繰り返し鳴らしながら最低位１５ｃｍまで下がります。
省スペースに設置可能な垂直昇降機構
昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なく済みます。また、床面高は最低位１５ｃｍから最高位５７ｃｍまで昇降でき、ベッドからの立ちあがりや介護する方の負担を軽減します。茶背上げ1モーターの場合、組立時に15cmと31cmの2段階の高さに設定できます。
身長に合わせて選べるベッドサイズ　ポジショング　ページック
ボトムのみの変更でベッドのサイズをショート・レギュラー・ロングに変更できます。
角度計　ポジショング
ボトムへ取り付け可能な角度計。適切な角度を確認しながら、背上げ動作を行うことができます。
モータータイプ
SR入倉副田陽瑞陽ツ・
ポジショニングベッドシリーズ型式

■ 2モーターポジショニングベッド
31
ータータイプ
ベーシックベッドシリーズ型式
■ 2モーターベーシックベッド
仕様2モーター／3モーター ■樹脂ボード(木目調) (単位:cm) ■木製フラットボード(単位:cm) ■木製宮付ボード(単位:cm)簿所入意謝田潟瑞陽ツ・
32 33
専用オプション

マットレスベッドを使う方の環境な考えて開発されたマットレス超低床用キャスター (4個組)装着時の床面高は+0.5cm(最低床面高15.5cm)になります。装着時の床面高は+8cm (最低床面高23cm)になります。 PC01-5CK ■メーカー希望小売価格23,000円(税別) ■TAISコード／00631-000461 ■JANコード／4539940083157 ■材質／ナイロン、ポリウレタン、スチール、 ABS物語■原産国／ペトナム※人感センサー付フットライトサイドテーブル、DC電源タイプの離床センサーはご使用できません。 PC02-8CK ■メーカー希望小元価格19,500円(税別) ■TAISコード／00631-000462 ■JANコード／4539940083164 ■材質／ナイロン、ポリウレタン、スチール、 ABS物語■原産国／ベトナム頭部用制菌カバー 8cmハイトスペーサー固定脚タイプ(4個組)ラフィオ用バッテリー装着時の床面高は+8cm(最低床面高23cm)になります。 PH04-80 ■メーカー希望小売価格6,900円(税別) ■TAISコード／00631-000463 ■JANコード／4539940083171 ■材質／ABS概略■原産国／ペトナム茶キャスターとの供用はできません。停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。(充電式) PE06-BA19 ■メーカー希望小元価格20,000円(税別) ■TAISコード／00631-000564 ■JANコード／4539940083195 ■寸法／幅13.0×長さ19.5×高さ6.5cm ■質量／1.5kg ■原産国／デンマークナースコールやお薬カレンダー等を掛けることができます。 PL-235 ■メーカー希望小売価格600円(税別) ■JANコード／4539940083188 ■寸法／幅2.6×奥行2.4×高さ11.5cm ■材質／PP樹脂
■原産田／ベトナムロングタイプのベッドをご使用される場合には、下記のオプションが必要です。スペーサーは必ずボード側に取り付けてください。ロングタイプ対応スペーサー (サイドレール用) (1個入り)ロングタイプ対応スペーサー (ベッド用グリップ用) (1個入り)サイドレールの長さを7cm延長します。ベッド用グリップの長さを7cm延長します。 PS02-PA505 ■メーカー希望小売価格2,500円(税別) ■寸法／幅3.0×長さ17.0×高さ43.0cm ■材質／PP樹脂、PVC樹脂■原産国／ペトナム低床用キャスター (4個組)マットレス36 38 38 39 40 41 42 42ナースコールホルダー／万能フック34 35
通気タイプ
清拭タイプ
■メーカー希望小売価格オープン価格
■メーカー希望小売価格オープン価格
身体の部位にあわせた独自加工による高い体圧分散性
外力バー特殊加工
硬さが選べるリバーシブルタイプ

リクライニングへの追従性と体圧分散性を高めたハイグレードウレタンマットレスレギュラータイプ PM12-9009 ■TAISコード／00631-000510 ■JANコード／4539940061131 PM12-9009Sショートタイプ■TAISコード／00631-000511 ■JANコード／4539940061148レギュラータイプPM11-9009 ■TAISコード／00631-000506  ■JANコード／4539940061094 PM11-9009Sショートタイプ■TAISコード／00631-000507 ■JANコード／4539940061100 ■寸法／幅90.0×厚さ9.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm) ■質量／5.5kg(ショート5.0kg) ■材質／外カバー:ポリエステル中材:ウレタンフォーム■原産田／日本■寸法／幅90.0×厚さ9.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm) ■質量／5.5kg(ショート5.0kg) ■材質／外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル　中材:ウレタンフォーム■原産国／日本レギュラータイプPM11-8309 ■TAISコード／00631-000508　■JANコード／4539940061117ショートタイプ　PM11-8309S ■TAISコード／00631-000509 ■JANコード／4539940061124レギュラータイプ PM12-8309 ■TAISコード／00631-000512 ■JANコード／4539940061155ショートタイプ　PM12-8309S ■TAISコード／00631-000513 ■JANコード／4539940061162 83cm幅83cm幅■寸法／暢83.0×厚さ9.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm) ■質量／5.0kg(ショート4.5kg) ■材質／外カバー:ポリエステル中材:ウレタンフォーム■原産国／日本■原産田／日本■寸法／幅83.0×厚さ9.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm) ■賃金／5.0kg(ショート4.5kg) ■材質／外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル　中材:ウレタンフォームレギュラータイプPH12-7809 ■JANコード／4539940061612 78cm幅外力バーは取り外して洗濯が可能です。奈非課税のペッドと同時購入の場合、マットレスは１枚まで非課税となります。 ■寸法／幅78.0×厚さ9.0×長さ191.0cm ■資量／4.5kg ■材質／外カパー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル　中材:ウレタンフォーム■原産国／日本外力パーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。楽非課税のベッドと同時購入の場合、マットレスは１枚まで非課税となります。表面には身体の部位にあわせ、3タイプのプロファイル加工を採用。高い体圧分散効果を発揮します。頭、胸、腰、足の身体を支える部位には硬めのウレタンを中層に配置し、沈み込みを軽減します。外力パーには難燃性の高い生地を使用。院内感染でのリスクが高いMRSAに対し、増殖を抑制する抗菌加工を施しています。吸湿性・伸縮性に優れた通気タイプとお手入れしやすい清拭タイプの2タイプをラインナップしています。高いメンテナンス性身体状況やお好みに応じて、ノーマル面(表)とハード面(裏)を使い分けられます。液ハード面にはプロファイル加工はございません。無談加工によりウレタンでありながら洗浄・乾燥が可能です。通気性にも優れています。
MRSA
抗菌抗菌防水90cm幅わてアッ36 37
ニューポイントマットレス
抗菌防臭防ダニ通気性を考慮したリバーシブルタイプの介護用マットレス芯地のポリエステルにも抗菌剤が練り込まれています。
ユービーポイントマットレス
リバーシブルタイプのウレタンフォームマットレス
通気タイプ
■メーカー希望小売価格36,000円(税別)
レギュラータイプ PM09-A9008 ■TAISコード／00631-000464  ■JANコード／4539940061056ショートタイプ　 PM09-A9008S ■TAISコード／00631-000467 ■JANコード／4539940061063 90cm幅■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm) ■質霊／6.1kg(ショート5.9kg)
■材質／外カバー:ポリエステル　中材:ウレタンフォーム■原産国／ベトナムレギュラータイプPM09-A8308 ■TAISコード／00631-000468 ■JANコード／4539940061070 83cm幅ショートタイプ　PM09-A8308S ■TAISコード／00631-000469 ■JANコード／4539940061087 ■寸法／暢83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm) ■質量／5.7kg(ショート5.4kg) ■材質／外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム■原産国／ベトナム外力バーは取り外して洗濯が可能です。奈非課税のペッドと同時購入の場合、マットレスは１枚まで非課税となります。防水
■メーカー希望小売価格50,000円(税別)
90cm幅レギュラータイプPKM-9080 ■TAISコード／00631-000161　■JANコード／4539940060684ショートタイプ　PD504-A9008S ■TAISコード／00631-000226 ■JANコード／4539940060837 ■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm) ■質量／7.5kg(ショート7.0kg) ■材質／外力バー・中材:ポリエステル■原産国／韓国83cm幅レギュラータイプPD504-A8308 ■TAISコード／00631-000249　■JANコード／4539940060899ショートタイプ　PD504-A8308S ■TAISコード／00631-000250　■JANコード／4539940060905 ■寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm) ■質霊／7.2kg(ショート6.7kg) ■材質／ポリエステル■原産団／韓国外力バー・内力バーは取り外して洗濯が可能です。茶非課税のベッドと同時購入の場合、マットレスは１枚まで非課税となります。防臭防ダニ抗菌
スタンダードマットレス
背圧の軽減を考えた介護用マットレス背上げの際に発生する「背圧」は、背ボトムとマット、マットと身体の間の摩擦により発生しますが、背上げ時に2層のマットがずれることで背圧を軽減します。
防水タイプ
■メーカー希望小売価格36,000円(税別)
レギュラータイプ PD503-A9008 ■TAISコード／00631-000247 ■JANコード／4539940060851 90cm幅ショートタイプ　PD503-A9008S ■TAISコード／00631-000253 ■JANコード／4539940060868 ■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm) ■質量／6.1kg(ショート5.9kg)
■材質／外カパー:ポリウレタンラミネート､ポリエステル　中材:ウレタンフォーム■原産国／ベトナム83cm幅レギュラータイプ PD503-A8308 ■TAISコード／00631-000254 ■JANコード／4539940060875ショートタイプ　PD503-A8308S ■TAISコード／00631-000255 ■JANコード／4539940060882 ■寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm) ■質量／5.7kg(ショート5.4kg) ■材質／外カパー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル　中材:ウレタンフォーム■原産国／ベトナム78cm幅
レギュラータイプ PD503-A7808
■JANコード／4539940061605 ■寸法／幅78.0×厚さ8.0×長さ191.0cm ■質量／5.4kg ■材質／外カパー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル　中材:ウレタンフォーム■原産国／ベトナム外力バーは取り外して演非課税のベッドと同時購入の場合、手洗いによる洗濯が可能です。マットレスは１枚まで非課税となります。 ■メーカー希望小売価格36,000円(税別) 90cm幅　レギュラータイプPKM-E80BR ■TAISコード／00631-000163 ■JANコード／4539940060721 ■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm　■質量／6.2kg ■材質／外カバー・中材：ポリエステル  ■原産団／韓国外力バーは取り外して洗濯が可能です。本非課税のベッドと同時購入の場合、マットレスは１枚まで非課税となります。 38 39アへへ2
MRSA
抗菌抗菌高反発ラテックスフォームを使用し、理想的な寝姿勢を実現する床ずれ防止マットレス防水防ダニ
体圧分散性に優れた[ロホ・マットレス]とウレタンフォームを組み合わせたハイブリッド型床ずれ防止マットレス
■メーカー希望小売価格150,000円(税別)
532411
90cm幅
■寸法／幅91.0×厚さ10.0×長さ191.0cm　■質量／14.0kg ■材質／外カバー：ポリエステル中材:ウレタンフォーム、合成ゴム茶非課税のペッドと同時購入の場合、マットレスは１枚まで非課税となります。
優れた体圧分散能力
それぞれのエアセルは内部でつながっており、空気が自由に移動し、圧力が分散、均一化します。エアマットでは解決できないハイリスクな方にも有効です。エアアセルは独立しており、1つ1つが身体の動きに合わせて動くので、皮膚のズレや摩擦を防ぎます。エアセルが深く沈みこむことで身体との接触面積を広げ、広く均等に体圧を分散させることができます。体圧分散データ 計測機器:SRソフトビジョン全身版にアッハ
■メーカー希望小売価格118,000円(税別)
EM-3DZ+CM10/B91
90cm幅
■寸法／幅91.0×厚さ10.0×長さ191.0cm　■質量／12.0kg ■材質／外カバー:ポリウレタンフィルム、ポリエステル中材:ラテックスフォーム■原産団／日本演非課税のペッドと同時購入の場合、マットレスは１枚まで非課税となります。
理想的な寝姿勢と体圧分散
ラテックスの最大の特長である自然な柔らかさと、下から押し上げる弾力性により、身体の中心線を一定に保ちます。変形関節症やリウマチ、骨が突出した状態でも、包み込むように除圧するため痛みの軽減が期待できます。
長時間維持できる体圧分散効果
就寝時にかかる圧力で引きのばされるマットレスが、伸縮性の少ない内カバーに押し戻されることで、体圧分散効果を長時間維持することが可能となりました。仰臥位1分後と2時間後の仙骨部の圧力の最大値を比較しても、ほぼ変わらない測定結果を得ています。
自然由来の抗菌性と防虫効果
ラテックスフォームの原料となるゴムの樹液には防虫効果の高い成分が多く含まれており、ダニなどの害虫に対しての忌避性があります。また、エミーネにはMRSAをはじめとする一般細菌類を24時間以内にほぼ全滅させる抗菌性があり、その効果は10年以上が経過しても低下しません。 ■メーカー希望小売価格118,000円(税別)
EM-3DZ+CM10/B83
83cm幅
■寸法／幅83.0×厚さ10.0×長さ191.0cm　■質量／11.0kg ■材質／外カバー:ポリウレタンフィルム、ポリエステル中材:ラテックスフォーム■原産国／日本茶非課税のペッドと同時購入の場合、マットレスは１枚まで非課税となります。体圧分散データ 計測機器:SRソフトピジョン全身版
電源不要のエアマットレス
電源が不要なので設置場所を選ばず、停電時などにも安心してお使いいただけます。 ※定期的な空気圧の確認は必要です。モーター音がないので睡眠を妨げず、多床室でも周りを気にせずに使用できます。 41
延長マットレス
ロングタイプのベッドをご使用の際に、マットレスの長さを延長します。延長マットレス(固綿タイプ)
■メーカー希望小売価格10,000円(税別)
90cm幅PM08-90A
■TAISコード／00631-000465 ■ JANコード／4539940061032 ■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ14.0cm ■資霊／0.6kg ■材質／外カバー・中材:ポリエステル■原産団／韓国
83cm幅PM08-83A
■TAISコード／00631-000567 ■JANコード／4539940061018 ■寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ14.0cm ■資金／0.5kg ■材質／外カバー・中材:ポリエステル■原産国／韓国
頭部用制菌カバー
制菌加工により、菌の繁殖を抑えます。
延長マットレス(防水ウレタンタイプ)
■メーカー希望小売価格10,000円(税別)
90cm幅PM08-90B
■TAISコード／00631-000466 ■JANコード／4539940061049 ■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ14.0cm ■資霊／0.5kg ■材質／外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル　中材:ウレタンフォーム■原産国／ベトナム
83cm幅PM08-83B
■TAISコード／00631-000568 ■JANコード／4539940061025 ■寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ14.0cm ■資霊／0.4kg ■材質／外カバー:ポリウレタンラミネートポリエステル中材:ウレタンフォーム■原産国／ベトナム周辺機器より良い看護・介護環境のための農富なオプション類周辺機器44 44 45 46 50 50 51 52 56 58
■メーカー希望小売価格15,000円(税別) 90cm幅　PM17-C90 ■JANコード／4539940061285 ■寸法／幅99.0×長さ54.5cm ■資霊／0.3kg ■材質／ポリエステル■適合マットレスサイズ／幅88.0～91.0×厚さ8.0～10.0cm ■原産国／日本
83cm幅PM17-C83
■JANコード／4539940061292 ■寸法／幅92.0×長さ54.5cm ■資金／0.3kg ■材質／ポリエステル■適合マットレスサイズ／幅83.0×厚さ8.0~10.0cm ■原産国／日本43
サイドレール
■ P300シリーズ・ペアージュ用ロングサイドレール(1本入) PS01-119 ■メーカー希望小売価格10,300円(税別) ■質霊／4.0kg(1本)  ■材質／スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂■原産国／ベトナム
折りたたみサイドレール
ロングタイプ(1本入)セパレートタイプ(1本入) PS05-90 40,000円(税別) ■メーカー希望小元価格■質霊／4.3kg ■材質／スチール、ABS樹脂　■原産団／ベトナムショートタイプ(1本入) PS05-112 30,000円(税別) ■メーカー希望小元価格■質霊／4.4kg ■材質／スチール、ABS樹脂■原産国／ペトナムロングサイドレール(2本組) PS01-99 ■メーカー希望小売価格16,100円(税別) ■質霊／6.8kg(2本)  ■材質／スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂　■原産国／ベトナムレギュラーサイドレール(2本組) PS01-79 ■メーカー希望小売価格11,500円(税別) ■資霊／5.5kg(2本)  ■材質／スチール(粉体焼付塗装)、PA製語■原産国／ベトナム
サイドレール用安全カパーメッシュタイプ
PS01S-99 P$01-99 1枚7,400円(税別) PASN-TU79 PS01-79 ■材質／ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム■原産団／日本サイドレール用安全カバークッションタイプ適合機種  入数メーカー希望小元価格PS01SW-119 PS01-119 PS01SW-99 1枚PS01-99オープン価格PS01SW-79 PS01-79 ■材質／PVCレザー　ウレタンフォーム　■原産国／日本ロングサイドレール(1本入)ロングサイドレール(2本組) PA505-119 ■メーカー希望小売価格10,300円(税別) ■質量／4.0kg(1本)　■材質／スチール(粉体焼付
塗装)、PA樹脂　■原産国／ベトナムPA505-96 ■メーカー希望小売価格16,100円(税別) ■質量／6.8kg(2本)　■材質／スチール(粉体焼付)
塗装)、PA樹脂　■原産団／ベトナムレギュラーサイドレール(2本組) PA505-75 ■メーカー希望小売価格11,500円(税別) ■質量／5.4kg (2本)　■材質／スチール(粉体焼付
塗装)、PA樹脂　■原産国／ペトナムサイドレール用安全カパーメッシュタイプ型式適合機種メーカー希望入数小売価格PASN-TU119 PA505-119 PA505S-96 1枚PA505-96 7,400円(税別) PA505S-75 PA505-75 ■材質／ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国／日本&P適合機種入数メーカー希望小売価格PS01SW-119 PA505-119 PA505SW-96 PA505-96 1枚オープン価格PA505SW-75   PA505-75 ■材質／PVCレザー ウレタンフォーム■原産団／日本
ハンドグリップ
ハンドグリップハンドグリップロングタイプ対応スペーサー付PG04-75L PG04-75 ■メーカー希望小売価格31,500円(税別) ■メーカー希望小売価格29,000円(税別) ■TAISコード／00631-000547 ■TAISコード／00631-000545 ■JANコード／4539940083492 ■JANコード／4539940083515 ■質量／5.1kg ■材質／スチール、ABS樹脂■質量／5.5kg   ■材質／スチール、ABS樹脂、
    PP樹脂、PVC樹脂   ■原産国／ベトナム■原産国／ベトナム楽安全力パー(1枚入) PG0203S-116 ¥11,000(税別)　茶ロングタイプ対応スペーサーのみ(1個入) PS03-PG0203 ¥2,500(税別)組み合わせ例PA505-75紹藩尚画44 ■アーデル・レイスト・ラフィオ用45楽ラフィオにはご使用できません。 PS05-151 35,000円(税別) ■メーカー希望小売価格■質霊／5.4kg ■材質／スチール、ABS樹脂■原産団／ベトナムサイドレール用安全カバークッションタイプ程式
膝折れを防ぎ、安全な立ちあがり・移乗を実現する「ニーパロひざパッド」従来のベッド用グリップでは・・・写真のように膝が前方向にズレ落ちると首を打ったり、転倒するなど危険な状態になることもありました。 (ひざ折れ状態)ニーパロひざパッドがあると・・・
ベッド用グリップ[ニーパロ]の使い方
後方介助移乗
抱え上げない移乗を実現やや高く設定し、グリップ部を45度にセットし　しながら、ポードを左臀部の下に敷き、ボードの　介助者の右足はペッドの上に乗せます。ます。車いすのプレーキをかけ、車いす側の足　端を車いすの中心位置に置きます。を前に出します。前に出す足を逆にすると足を痛める原因になるためご注意ください。傾かせ、右臀部を軽く押し、車いすへ移乗させ　すの奥まで移乗させます。を上げ、前後に動かしながら引き抜きます。ます。移乗中に車いすが動かないように左足で固定します。
自立移乗
● [使い方(B)]ベッドから車いすへの自立移乗(90度の場合)にあてます。ベッドの高さは車いすよ　出す足を逆にすると足を痛める原因　あるいは腰を浮かして…りもやや高くします。車いすを寄せ、　になるためご注意ください。(45度プレーキをかけます。の場合も同じ)藩尚画「トランスファーボード」や「スライディングシート」は、表面が滑りやすく加工されており、用途に合わせ様々な形状があります。詳しくは福祉用具販売会社にお尋ねください。ポイント移乗する時の基本動作は[ペッドの高さを調整する]ことです。ペッドから車いすへ移る場合は、ペッドの高さを車いすの座面と水平かやや高くします。逆に、車いすからペッドに移る場合は、ペッドの高さを下げ、車いすの座面と水平かやや低く設定します。 47周辺機器
ロック忘れによる事故を予防する自動ロック方式(業界初)
立ち上がるときにグリップ部が固定されていないと手を挟んだり、転倒事故の原因になります。この様な事故を防止するため、 [ニーパロ+]には45度毎に自動的にロックする機構を搭載しています。(特許第4921535号)握力の弱った方でも簡単にロック操作できるユニバーサルデザインの解除ハンドル握力が弱った方やマヒがある方でも指や手のひらで楽に解除できる形状です。従来品から形状を改良し、よりスムーズな操作ができるようになりました。仕様ニーパロ＋ニーパロひざパッド付PG02-116ATP ■×ーカー希望小売価格60,000円(税別) ■TAISコード／00631-000532　 ■JANコード／4539940083430 ■寸法／幅117.0×高さ54.4cm  ■質量／9.2kg ■材質／スチール、亜鉛ダイカスト、ABS模脂、POM模脂、EVA樹脂■京産国／ペトナムニーパロキニーパロひざパッド付ロングタイプ対応スペーサー付PG02-116ATPL ■×ーカー希望小売価格62,500円(税別) ■TAISコード／00631-000530　 ■JANコード／4539940083454 ■寸法／幅124.0×高さ54.4cm ■質霊／9.6kg ■材質／スチール、亜鉛ダイカストABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂、PP樹脂、PVC樹脂■原産国／ベトナムニーパロ＋ PG02-116AT ■メーカー希望小売価格56,000円(税別) ■TAISコード／00631-000531　■JANコード／4539940083409 ■寸法／幅117.0×高さ54.4cm ■質量／8.9kg ■材質／スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂■原産国／ペトナムロングタイプ対応スペーサー付PG02-116ATL     ■メーカー希望小売価格 58,500円(税別) ■TAISコード／00631-000529　■JANコード／4539940083447 ■寸法／幅124.0×高さ54.4cm  ■質量／9.3kg ■材質／スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、PP樹脂、PVC樹脂■原産国／ペトナム楽ニーパロひざパッドのみPF500P-116 ¥4,000(税別) ※ロングタイプ対応スペーサーのみ(1個入) PS03-PG0203 ¥2,500(税別)楽安全カバー(1枚入) PG0203S-116 ¥11,000(税別)楽通常仕様とロングタイプ対応スペーサー付の両方にご使用できます。レバーロック式ベッド用グリップニーパロL(エル)
簡単操作のレバーロック式
思わぬ事故を防止するため、ロック解除時にはセーフティロックの操作が必要です。スイングアームは22.5度毎に固定できます。
ベッドへの簡単取り付け
サイドレールホルダーにベッド用グリップの固定脚部をさしこみ、2つの固定レバーをまわすとベッドへ固定できます。工具などを使わず簡単に取り付けることができます(ニーパロ+も同様です)。
仕様
ニーパロL  ニーパロひざパッド付PG03-116MP ■×ーカー希望小売価格56,000円(税別) ■TAISコード／00631-000536 ■JANコード／4539940083461 ■寸法／幅117.0×高さ54.4cm　■質量／8.0kg ■材質／スチール、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂■原産国／ベトナムニーパロLニーパロひざパッド付ロングタイプ対応スペーサー付PG03-116MPL  ■×一カー希望小売価格58,500円(税別) ■TAISコード／00631-000534 ■JANコード／4539940083485 ■寸法／幅124.0×高さ54.4cm ■質量／8.4kg ■材質／スチール、ABS模脂、POM模脂、EVA樹脂、PP樹脂、PVC模脂■原産国／ペトナム楽ニーパロひざパッドのみPF500P-116 ¥4,000(税別)楽ロングタイプ対応スペーサーのみ(1個入) PS03-PG0203 ¥2,500(税別)楽安全カパー (1枚入) PG0203S-116 ¥11,000 (税別)楽通常仕様とロングタイプ対応スペーサー付の両方にご使用できます。ニーパロL PG03-116M
■メーカー希望小売価格52,000円(税別)
■TAISコード／00631-000535　■JANコード／4539940083416 ■寸法／幅117.0×高さ54.4cm　■質量／7.7kg ■材質／スチール、ABS樹脂、POM樹脂■原産国／ベトナム=一パロLロングタイプ対応スペーサー付親藩沿画PG03-116ML      ■メーカー希望小売価格54,500円(税別) ■TAISコード／00631-000533　■JANコード／4539940083478 ■寸法／幅124.0×高さ54.4cm　■質量／8.1kg ■材質／スチール、ABS樹脂、POM樹脂、PP樹脂、PVC樹脂■原産国／ベトナム
人感センサー付フットライト
ベッドにおける起居動作や、介護の際の動線の把握など、夜間の居室における事故を予防します。
スイッチ接続キット
意思伝達装置によるベッド操作を
可能にするための接続キットです。 P300シリーズ用PE07-S1 ■メーカー希望小売価格オープン価格■寸法／幅11.0×高さ7.0×奥行5.0cm ■材質／ABS樹脂■原産国／日本■対応する授続方法／ ∅ 3.5mmモノラルプラグによる授続●環境制御装置の取り付けが可能になり、手元スイッチの操作が困難な方でもベッドの昇降やリクライニングができるようになります。 ●環境制御装置を取り付ける際のベッドの改造が不要になります。改造の手間や費用、また、改造によるベッドの不具合・故障のリスクを減らします。茶意思伝達装置、環境制御装置は別売りです。当社でのお取り扱いはございませんので、販売店様へお問い合わせください。茶P300ポジショニングペッドシリーズにご使用する場合は、ハイバックのポタンのみ接続ができません。
その他
オーバーテープルガス圧式昇降ベッドテープル
PT01-A1
■メーカー希望小売価格15,000円(税別)
PZT-840
■TAISコード／00631-000590 ■JANコード／4539940084017 ■寸法／94.5～100.0×40.5×8.0cm　■質量／4.5kg ■材質／甲板:PE樹脂　スライド部・フック:ABS樹脂　■最大使用荷重／15.0kg ■原産国／ベトナム●全幅の調節が可能で、1枚で90cm幅/83cm幅のプラッツ社製ベッドに使用可能です。 ●設置する高さをサイドレールのパイプの高さに合わせて調整できます。 ●天板の面積が広く、トレーがゆったり置けます。 ●ご利用者様の腕が置きやすい形状で、食事の際の姿勢保持をサポートします●ベッドのフットポードに掛けて収納できます。
床キズ防止カーペット(4枚組)
■寸法／幅84.0×奥行47.0×高さ60.0～84.0cm (天板)幅84.0×奥行40.0×厚さ1.7cm ■質量／15.5kg ■材質／ベースフレーム部:スチール木部合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)キャスターカバー:PP樹脂■最大使用荷重／10kg ■原産国／ベトナム※ [ラフィオ]に使用する場合は別元の[ハイトスペーサー固定御タイプ]または「低床用キャスター」が必要です。
酸素ポンベホルダー
■寸法／幅18.0×奥行20.0×高さ46.0cm ■賞霊／2.2kg ■材質／スチール■原産国／日本※木製宮付ポードおよびアーデル、ラフィオの木製フットポードにはご使用できません。
点滴棒ホルダー紹藩尚画■質量／0.9kg ■材質／スチール、ゴム■原産国／ベトナム
PL01-5VS
■メーカー希望小売価格才一プン価格■寸法／幅9.0×高さ6.0×奥行5.0cm ■材質／PC樹脂■原産国／中国楽ラフィオは超低床用キャスター装着時にはご使用できません。 ●即時点灯性が高く、寿命が長いLEDライトを採用。 ●電源ON-OFF切替えスイッチ付き。 ●点灯時間は1分／3分／5分／10分の4段階。ご希望の時間に合わせて点灯します。 ●明るさの調整は3段階に切り替え可能です。 ●電源はベッドの電力を使用するため、電池や別のコンセントは必要ありません。 51 ■寸法／16.5×12.5cm×厚さ5mm ■材質／ナイロン■原産国／日本点滴棒

ストレスの少ない非接触タイプ
マットレスの下に設置するため、ベッド利用時に違和感がなく、見守られているというストレスも感じさせません。また、利用者の肌に直接触れることがなく衛生的です。
ベッドの電力を使用でき、コンセントがいらない[DC電源タイプ]
DC電源タイプはベッドの電力を使用するため、別のコンセントや電池が必要ありません。乱雑になりがちなペッドまわりの配線を少なくすることで、転倒のリスクを低減できます。 ┌電源タイプー • DC電源タイプ…ベッドの電力を使用• AC電源タイプ…通常のコンセントを使用※DC電源タイプをご使用の際には、別元の[変換アダプター付電源コード(PLO1-S) 」が必要となります。 ※ラフィオは超低床用キャスター装着時にはDC電源タイプをご使用できません。
呼び出し機能
オプションの「呼出しポタン」は、受信機に離床のアラームとは違う音で呼び出しをお知らせします。
入床・離床判定のしくみ
呼吸による振動および荷重を感知して入床を判定します。荷重だけで入床を判断しないため、布団やクッションなどの影響を受けにくい構造です。呼吸による振動または荷重が感知できなくなると、離床を判定しアラームが鳴ります。
Wセンサーで、素早く確実な離床予測
オプションの人感センサーを使用すると、センサーマットが体動を感知し、さらに人感センサーが設定された反応時間内に人の移動を感知した時、離床を判定しアラームが鳴ります。ベッド上の体動だけでは離床と判断されないので、寝返りなどによる誤報がありません。人感センサーの感知範囲外から離床した場合には、センサーマットが呼吸または荷重を感知できなくなってから3〜5秒後にアラームが鳴ります。親藩尚画周辺機器
ラインナップ
1 × 9 (One by Nine) …受信機に離床をお知らせ離床センサー(1×9タイプ) DC電源タイプPW03-1N-DC ■メーカー希望小売価格112,000円(税別) ■ JANコード／4539940083553 ■原産国／日本　DC電源ケープル:中国AC電源タイプPW03-1N-AC ■メーカー希望小売価格112,000円(税別) ■ JANコード／4539940083546 ■原産国／日本　AC電源ケープル:中国* DC電源タイプをご使用の際には、[変換アダプター付電源コード(PL01-S) Jが必要となります。 *原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。ナースコール連動タイプ…ナースコールシステムに離床をお知らせ離床センサー (ナースコール連動タイプ) DC電源タイプPW03-NC-DC／ZZ ■メーカー希望小売価格　82,000円(税別) ■ JANコード／4539940083577 ■原産国／日本  DC密源ケープル:中国AC電源タイプPW03-NC-AC／ZZ ■メーカー希望小売価格　82,000円(税別) ■ JANコード／4539940083560 ■原産国／日本  DC電源ケープル:中国※DC電源タイプをご使用の際には、[変換アダプター付電源コード(PLO1-S)」が必要となります。 ※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。楽適合するナースコールにつきましては、プラッツまでお問い合わせください。仕様

オプション
人感センサー追加センサーマット(1×9タイプ用)
PW02-MS
■メーカー希望小売価格24,000円(税別) ■JANコード／4539940082617 ■検出範囲／垂直方向:約10度　水平方向:約40度■原産団／日本PW03-SM1N-DC (DC電源タイプ用)   PW03-SM1N-AC (AC電源タイプ用) ■メーカー希望小売価格82,000円(税別) ■寸法／センサーマット：長さ80.0×幅14.0×高さ3.0cm ■質量／センサーマット: 395g ■無線到達距離／見通し100m(参考) ■原産国／日本変換アダプター付電源コード離床センサー用呼出しボタンPL01-S ■メーカー希望小売価格オープン価格■材質／PC概器、PA樹脂■原産国／中国BSR03RP PW02-NC ■メーカー希望小売価格9,800円(税別) ■コード長さ／1.4m ■材質／ABS樹脂■原産国／日本※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。 ■メーカー希望小売価格50,000円(税別) ■寸法／長さ11.6×幅5.8×高さ1.7cm ■質量／58g ■無線到達距離／見通し100m(参考) ■原産国／日本
適合ナースコール参考図
ナースコール連動タイプは付属の「分岐ポックス」を用いることで、各社のナースコールに接続することが可能です。茶ご使用中のナースコールの[メーカー名] [プラグのピン形状と本数]をご確認ください。ご不明な場合はプラッツまでお問い合わせください。アイホン社製仕様
親藩尚画54 55床走行リフト
MAXI MOVE
マキシムーブalo移乗支援機器メーカー [アルジョ]は、100を超える国と地域において医療および介護のニーズに応えている、スウェーデンに本社をおく世界的プランドです。座位から仰臥位までの角度調整を可能にするPDPS(パワーダイナミックポジションシステム) PDPSは、ハンガー部を電動で角度調整ができる、独自の機能です。車いすへの着座時に姿勢を調整できるため、座り直しの手間を省くことができ、またベッドへの移乗の際にもリクライニングの形状に合わせた姿勢の調整が可能です。従来は介助者のテクニックでこれらをカパーしていましたが、PDPSなら誰でも簡単に移乗のサポートが可能になります。マキシムーブ PDPSタイプKMCEDN-D     ■メーカー希望小売価格 1,700,000円(課題) ■寸法／幅77.0~120.0cm×奥行112.8×高さ140.2~221.3cm ■簡量／63.5kg ■材質／ステンレス、アルミニウム■原産国／カナダ
MAXI TWIN
マキシツイン●人間工学に基づいた曲線的な構造で、どこでも握りやすく操作のしやすいデザインです。 ●ハンガーが大きく弧を描いており、利用者の頭部にぶつかりにくく、圧迫感もありません。 ●支柱間が広く、利用者の足がぶつかりにくい設計です。 ● 2本の支柱で荷重を分散し、移乗時や走行時の揺れを最小限に抑えます。マキシツイン 2ポイントタイプKTBB2EEX2JP ■×ーカー希望小売価格935,000円便職■寸法／幅75.5～137.0cm×奥行130.0cm×高さ137.0～204.0cm ■質量／48.9kg ■材質／ステンレス、アルミニウム■原産国／ポーランド
スリング
●身体を布全体の面で支えることにより、圧力が分散しやすく、長時間の使用でも痛みを感じにくい構造です。 ●身体に沿うような立体縫製で、身体にフィットしやすく、吊るだけで自然にポジションが決まります。ヘッドサポート付汎用スリングマキシムーブ用(クリップ式)マキシツイン用(ループ式) ■メーカー希望小売価格64,000円(税別)
MAA4000-M-L LL MAA4000-M-LLメッシュスリングマキシムーブ用(クリップ式)マキシツイン用(ループ式)粉薄沼皿■メーカー希望小売価格132,000円(税別) ■メーカー希望小売価格　132,000円(税別)
MAA4060M-LL LL茶リフトと同時購入の場合、スリングは１枚まで非課税となります。 56 57
L MAA4000-M-S ■メーカー希望小売価格60,000円(税別)
床頭台ロータイプPK01-■ ■メーカー希望小売価格オープン価格■寸法／幅44.0×奥行47.0×高さ70.0cm ■質量／18.0kg ■材質／天然木化粧繊維板■表面加工／天板:ポリエステル塗装引き出し前板原ウレタン樹脂塗装■原産国／日本
床頭台ミドルタイプ(スライド天板付)
PK03-	 ■メーカー希望小売価格オープン価格■寸法／幅49.0×奥行47.0×高さ127.0cm ■質量／28.0kg ■材質／天然木化粧繊維板■表面加工／天板ポリエステル塗装引き出し前板原ウレタン樹脂塗装■原産国／日本チェスト90-4段床頭台ロータイプ(スライド天板付) PK02-🎄 ■メーカー希望小売価格オープン価格■寸法／幅44.0×奥行47.0×高さ70.0cm ■質霊／20.0kg ■材質／天然木化粧繊維板■表面加工／天板:ポリエステル塗装引き出し的板原ウレタン模語塗装■原産団／日本チェスト60-3段PK04-□ ■メーカー希望小売価格オープン価格■寸法／幅60.0×奥行55.0×高さ70.0cm ■質霊／32.0kg ■材質／天然木化粧繊維板■表面加工／天板:ポリエステル塗装引き出し前板ウレタン検指塗装■原産国／日本UFC4-NA□ ■メーカー希望小売価格24,000円(税別) ■寸法／暢53.0×奥行59.8×高さ80.0cm座面高さ42.0cm ■重量／8.0kg ■材質／フレーム部積層合板、ウレタン塗装クッション部:ウレタンフォーム、PVCレザー ■原産国／ペトナム
床頭台・チェスト用オプション
タオルハンガー (2個)ダンパー(2個) 2口コンセント原が閉まる際の衝撃をやわらげます。 ■メーカー希望小売価格1,500円(税別)回転フック(2個)引出しや原に鍵をかけることができます。回転式のため使わない時は邪魔になりません。 PK05-□ ■メーカー希望小売価格オープン価格■寸法／幅90.0×奥行55.0×高さ92.0cm ■質霊／54.0kg ■材質／天然木化粧繊維板■表面加工／天板:ポリエステル塗装引き出し前板扉ウレタン検器塗装■原産国／日本楽原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。型式内口にはカラー品番が入ります。 LBライトプラウン
テープル
UFT-4S1690-□ ■メーカー希望小売価格52,000円(税別) ■寸法／幅160.0×奥行90.0×高さ70.0cm ■資量／25.4kg ■材質／天板:低圧メラミン化粧板(両面)＋ソフトエッジ(PVC)天板厚さ2.6cm脚部:スチール(粉体塗装)φ50.8mm ■原産国／日本、中国カラーバリエーション■メーカー希望小売価格5,000円(税別)セーフティーキーステッキホルダー(2個)紹藩尚画■メーカー希望小元価格750円(税別) 59 58 ■寸法／幅40.0×奥行55.0×高さ150.0cm ■質量／30.0kg ■材質／天然木化粧繊維板■表面加工／天板:ホリエステル塗装底ウレタン樹脂塗装■原産国／日本ワードローブPK06-	 ■メーカー希望小売価格オープン価格5,000円(税別) ■メーカー希望小売価格2口コンセント。ビ・ラジオなどに便利な携帯電話の充電やテレチェアカラーバリエーション
会社概要
プラッツの企業理念
医療介護・健康福祉・ベッド業界に対し、[高品質] [高機能] [低価格]をテーマにした製品作りに徹し、お客様に満足と喜びを感じてもらうことを最大の目標に、恒久的に社会に貢献するものである。創業の精神ー.プラッツ経営の基本姿勢常に「公正」であるか。常に「創造」しているか。常に「改革」しているか。 ー.プラッツ社員の行動規範プラッツ社員は常に謙虚であり、個性に秀で常に新しいものを創造する人間の集団であれ。我々は、常に公正と創造と改革の精神を以って、お客様の満足を目指し、自己の幸福と夢の実現、社会に貢献できる企業に成長発展する。
品質ヘの取組
品質管理体制強化のため、製造委託先と連携し、より高いレベルの製品品質を実現しています。私たちは、製品に対する全行程に責任を持っています。 ①設計・開発②調達部品検査指導③生産工程指導④工程／製品の検査や要員教育まで責任を持ち、品質管理を行っています。 ISO 9001およびISO13485の規格に基づき、実直に品質の向上に努めています。 ISO 9001 ◎2007年5月11日取得◎2016年5月11日更新◎2017年5月11日2015年版移行ISO 13485 ◎2018年4月14日取得
ベッドに関する（非課税）の扱いについては以下の通りに定められています。
【消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障がい者用物品及びその修理】(平成24年改正)より身体に障がいを有する者が家庭において使用する寝台であって、身体に障がいを有する者の頭部及び脚部の傾斜角度が調整できる機能を有するもので、次に掲げる条件のすべてを満たすものに限る。 •イ本体の側板の外線と側板の外線との    •ロサイドレールが取り付けてあるもの     •ハキャスターを装置幅が100センチメートル以下のもの又は取り付け可能なものしていないもの図では101cmと記載していますが、これはヘッド・フットボードの幅を表しています。 (単課税)マークのある商品の本体幅は全て100cm以下です。 ※非課税対象のベッド本体と同時にキャスターを購入される場合は、ベッド本体も課税となります。 ※非課税のペッド1台と同時にサイドレール及びマットレスを購入される場合は、サイドレールは2セットまで、マットレスは1枚まで非課税となります。

1992年7月3日
102名(単独)、254名(連結)
子会社
●株式会社プレイス営業品目
関連会社● SHENG BANG METAL CO.,LTD.

医療機器・施設設備販売会社、家具販売店
主販売先機器を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
PLATZ(プラッツ製品カタログのご注意事項
●製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。 ●カタログの写真と実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。 ●カタログ本文の寸法・角度等の数値には、多少の誤差が含まれます。当カタログでは、表示を見やすくするため、「約」、「およそ」といった文言を省略しています。 ●ベッドの写真内のマットレス・テーブル等は、特記事項のあるもの以外は別価格です。 ●製品の価格に〔非課税〕の表示がある製品には消費税がかかりません。 ●製品の価格には配送料･納品(組立設置料)・不要品の引き取り等の費用は含まれておりません。 ●製品の安全性･品質には万全の注意を払っておりますが、下記の原因による事故に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 ①製品の目的以外のご使用や誤ったご使用を原因とした事故②当社未承認での製品の改造等を原因とする事故③ [当社が指定する当社製品の組み合わせ]以外の組み合わせを原因とする事故(例:当社ペッドと他社製のサイドレールやペッド用グリップとの組み合わせ) ④その他当社の責任とはいえない事故※最新の製品情報・安全に関する情報はホームページに記載しております。 ■本社／ショールーム〒816-0921福岡県大野城市仲畑2-3-17 TEL:092-584-3434／FAX:092-584-3436 ●北海道営業所〒003-0005北海道札幌市白石区東札幌五条1-2-22-102 TEL.011-807-4750 FAX.011-807-4751 ●束北営業所〒983-0014宮城県仙台市宮城野区高砂1-1-15 TEL.022-781-7072  FAX.022-781-7062 ■関東支店・関東ショールーム〒105-0014東京都港区芝2-16-9芝YSビル3F TEL.03-5427-8033  FAX.03-5427-8031製品のお求め、お問い合せは■東海支店・東海ショールーム〒465-0093愛知県名古屋市名東区一社3-108オフィス・クロンドビル1F TEL.052-704-2700 FAX.052-704-2701 ■関西支店・関西ショールーム〒578-0911大阪府東大阪市中新開1-4-12 TEL.072-943-2723  FAX.072-943-2724 ■中四国支店〒721-0907広島県福山市春日町7-2-6 TEL.084-946-6000 FAX.084-946-6040 ■九州支店(本社内) 〒816-0921福岡県大野城市仲畑2-3-17 TEL.092-584-3433 FAX.092-502-3810笑顔のために。 https://www.platz-ltd.co.jp/ ■ご意見•ご質問等はiken@platz-ltd.co.jp