KIMURA al Al FLOAT TYPE LEVEL SWITCH PRODUCT CATALOGフロート式レベルスイッチ総合力タログ04株式会社木村製作所FLOAT TYPE LEVEL SWITCH KIMURAのこだわり。
KS2 KV2 KP1圧力タンクにも使用可能フロートも本体（ステム）も完全に密閉しています。対応可能圧力●98kPa ~ 4.7MPa 2高精度!あらゆる設計に対応します。扱い易い構造と高いコストパフォーマー耐食性があり用途が広いKSシリーズ（ステンレス製）用途により多彩な材質が運定出来ます。原理、構造が簡単で取扱いも容易です。 KFシリーズ（テフロン製） ● SUS304 ● SUS316 ● SUS316L KVシリーズ(PVC製) ● PVC ● PP ● PTFE KPシリーズ(PPR) 3
最大使用電圧  AC300V DC300V最大開閉容量  AC50VA DC50W最大開閉電流  AC0.5A DC0.5A投点聞耐電圧DC400V(1分間) 100m以下(初期値)投点投触抵抗力3MPa(フロート)良庄耐熱温度100℃対象液比重0.8以上
●ストッパーを外して、フロートの向きを逆にするとスイッチ動作は反転します。 ●符殊仕様例① KS2 - 120°C ② KS2 - 316 $ KS2 -  $40.8mm @ KS2 - PPフロート© KS2 - Oリング
最大使用電圧  AC100V DC100V最大開閉容量  AC10VA DC10W最大開閉電流  AC0.5A DC0.5A投点開開電圧  DC150V(1分間)接点接触抵抗100m以下(初期値)力1.2MPa(フロート)出耐熱温度120℃対象液比重  0.6以上
●ストッパーを外して、フロートの向きを逆にするとスイッチ動作は反転します。注）粘性・付着物のある液体・雰囲気では使用できません。
最大使用電圧  AC300V DC300V最大開閉容量  AC50VA DC50W最大開閉電流  AC0.5A DC0.5A技点闖耐電圧  DC400V(1分間)接点接触抵抗100m以下(初期値)出力490kPa(フロート)良耐熱温度150℃対象液比量 0.6以上●ストッパーを外して､フロートの向巻を逆にするとスイッチ動作は反転します。 ●符殊仕様例①KS2T - 316 ②KS2T - Oリング
●ストッパーを外して、フロートの向きを逆にするとスイッチ動作は反転します。 ●200℃連続使用ができます。 ●投点保護回路が不要です。 (長いケーブル接続時のサージサプレッサや誘導負荷開閉時の火花消去回路などは不要です。)
sseluiess   selus AC220V 1A定格使用電圧DC220V 0.2A惠小使用電圧電流 24V 1mA接点開開電圧 AC800V(1分間)接点接触抵抗500m2以下(初期値)数出力1MPa(フロート)耐熱温度200℃対象液比重 0.7以上
4
定格使用電圧  AC220V 0.5A DC110V 0.3A摄小使用電圧電流 24V 1mA接点開耐電圧AC500V(1分間)接点接触抵抗250m以下(初期値) R庄力6MPa(フロート)耐熱湿度200℃対象液比量0.8以上●ストッパーを外して、フロートの向きを逆にするとスイッチ動作は反転します。 ●200℃連続使用ができます。 ●投点保護回路が不要です。 (長いケーブル投続時のサーシサブレッサや誘導負荷開閉時の火花消去回路などは不要です。) No.
3 5
最大使用電圧  AC300V DC300V農大関関容量  AC50VA DC50W最大開閉電流  AC0.5A DC0.5A接点開耐電圧 DC400V(1分間)接点接触抵抗100m又以下(初期値)路庄力1MPa(フロート)耐熱温度100℃対象液比量  0.85以上●スラッジ対策品●ストッパーを外して、フロートの向冬を逆にするとスイッチ動作は反転します。 ●符殊仕様例①K$2V - 120°C ②KS2TV(MAX.150℃)
最大使用電圧  AC300V DC300V農大関関容量  AC50VA DC50W最大開閉電流  AC0.5A DC0.5A接点開耐電圧  DC400V(1分間)接点接触抵抗100m以下(初期値)力3MPa(フロート)路氏耐熱温度100℃対象液比重0.8以上●ストッパーを外して、フロートの向冬を逆にするとスイッチ動作は反転します。 ●符殊仕様例①KS4 - 120°C 2KS4 - 316 3KS4 - φ40,8mm @KS4 - PPフロート©KS4 - Οリング
農大使用電圧  AC300V DC300V農大関関容量  AC50VA DC50W最大開閉電流  AC0.5A DC0.5A接点開耐電圧  DC400V(1分間)接点接触抵抗100m又以下(初期値)力490kPa(フロート)日氏耐熱温皮150℃対象液比重 0.6以上
●ストッパーを外して、フロートの向冬を逆にするとスイッチ動作は反転します。 ●符殊仕様例①KS4T - Oリング
②KS4T - 316 ots sseluiets ■ selues 5
定格使用電圧AC220V 1A DC220V 0.2A惠小使用電圧電流 24V 1mA接点開開電圧AC800V(1分間)投点披触抵抗500m又以下(初期値)圧力1MPa(フロート)商耐熱温度200℃対象液比量0.7以上●ストッパーを外して、フロートの向きを逆にするとスイッチ動作は反転します。 ●200℃連続使用ができます。 ●投点保護回路が不要です。 (長いケープル投続時のサージサブレッサや勇導負荷開閉時の火花消去回路などは不要です。)
AC220V 0.5A定格使用電圧DC110V 0.3A意小使用電圧電流 24V 1mA接点開開電圧AC500V(1分間) 250m以下(初期値)接点披触抵抗政1MPa出力耐熱温度200℃対象液比量 0.65以上●ストッパーを外して、フロートの向きを逆にするとスイッチ動作は反転します。
●二液の正確な比重をお知らせ下さい。最大使用電圧  AC300V DC300V最大開閉容量  AC50VA DC50W最大開閉電流AC0.5A DC0.5A接点開開電圧  DC400V(1分間)接点接触抵抗100m以下(初期値)良出力3MPa(フロート)耐熱温度100℃検知感度比重差0.01以上
●チャタリング&スラッジ対演品※スイッチ動作の変更はできません。最大使用電圧  AC250V DC200V最大開閉容量  AC40VA DC40W最大開閉電流AC1A DC1A接点闖耐電圧  DC400V(1分間)接点接触抵抗90m以下(初期値)圧力490kPa(フロート)宮耐熱温度100℃対象液比重 0.8以上
sseluiess seluss
農大使用電圧  AC300V DC300V最大関関容量  AC50VA DC50W最大開閉電流AC0.5A DC0.5A接点開耐電圧  DC400V(1分間)接点接触抵抗100m又以下(初期値)路出力2MPa(フロート)耐熱温皮100℃対象液比重 0.7以上
●検出点数と各レベルの寸法を劉指定下さい。 ●検出レベル開開は40mm以上の夢です。 ●フロートが検出レベルを離れると、OFFモードとなります。不都合な場合はKS3を御利用下さい。 ●保護官内に設置の察や流流、撰経が心配な場合及びステムが長い場合は振れ止め授携が必要です。 ats sseluiets ■ selues農大使用電圧  AC300V DC300V農大関関容量  AC50VA DC50W最大関閉電流 AC0.5A  DC0.5A接点開耐電圧  DC400V(1分間)接点接触抵抗100m又以下(初期値)出力2MPa(フロート) 18耐熱温度100℃対象液比量  0.7以上●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを御指定下さい。 ●検出レベル開隔は45mm以上必要です。 ●保護管内に設置の察や液流、識詳が心配な場合及びステムが長い場合は振れ止め機横が必要です。
農大使用電圧  AC300V DC300V最大開閉容量  AC50VA DC50W最大開閉電流AC0.5A DC0.5A接点開耐電圧  DC400V(1分間)接点接触抵抗100m又以下(初期値)出力2MPa(フロート) RI耐熱温度100℃対象液比量  0.7以上
●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを御指定下さい。 ●検出レベル開発は45mm以上必要です。 ●整手を本諦めした後は移動できませんのでご注意下さい。 ●保護官内に設置の察や液流,識辞が心配な場合及びステムが長い場合は振れ止め機横が必要です。
最大使用電圧  AC300V DC300V最大開閉容量  AC50VA DC50W最大開閉電流AC0.5A DC0.5A投点開開電圧  DC400V(1分間)接点接触抵抗100m以下(初期値)良出力3MPa(フロート)耐熱温度100℃対象液比重0.8以上
●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを御指定下さい。 ●検出レベル問題は45mm以上必要です。 ●保護官内に設置の察や液流、撰好が心配な場合及びステムが長い場合は振れ止め機横が必要です。 AC220V 0.5A定格使用電圧DC110V 0.3A最小使用電圧電流 24V 1mA接点開開電圧 AC500V(1分間)接点接触抵抗250m以下(初期値)商出力1MPa(フロート)耐熱温度200℃対象液比量 0.6以上●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを御指定下さい。 ●検出レベル開落は70mm以上必要です。 ●保護管内に設置の際や液流、漢斧が心配な場合及びステムが長い場合は賑れ止め根拠が必要です。 ●接点保護回路が不要です。 (長いケーブル投続時のサー
ジサブレッサや勝導負荷開閲時の火花消去回路などは不要です）
最大使用電圧  AC300V DC300V最大開閉容量  AC50VA DC50W接点闖耐電圧  DC400V(1分間)接点接触抵抗100m以下(初期値)圧力2MPa(フロート)良耐熱温度100℃対象液比量 0.7以上●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを郭指定下さい。 ●検出レベル興履は45mm以上必要です。 ●保護管内に設置の際や液流、獨粋が心配な場合及びステムが長い場合は賑れ止め機類が必要です。
最大使用電圧  AC100V DC100V最大関関容量  AC10VA DC10W最大開閉電流AC0.5A DC0.5A接点開開電圧  DC150V(1分間)接点接触抵抗100m又以下(初期値)出力1.2MPa(フロート)耐熱温度120℃対象液比重 0.6以上●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを審治定下さい。注》粘性・付着物のある液体・雰囲気では使用できません。
農大使用電圧  AC200V DC200V農大関関容量  AC50VA DC50W最大開閉電流  AC0.5A DC0.5A接点開耐電圧  DC400V(1分間) AC1000V 1分間認録耐圧(猶子とステム閣)接点接触抵抗100m又以下(初期値) 2MPa(フロート) FカRI耐熱温度100℃対象液比量0.7以上●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを審査定下さい。 ●検出レベル開隔は45mm以上必要です。 ●保護管内に設置の察や液流、攬粋が心配な場合及びステムが長い場合は賑れ止め機構が必要です。 ●4点検出の場合は（　）内の寸法となります。
農大使用電圧  AC200V DC200V最大開閉容量  AC50VA DC50W最大開閉電流  AC0.5A DC0.5A接点開耐電圧  DC400V(1分間) AC1000V 1分間範録 耐圧(第子とステム閣) 100m又以下(初期値)授点授触抵抗出88力3MPa(フロート)閣　統　温　度　85℃(接液部100℃)対象液比重  0.8以上●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを御指定下さい。 ●検出レベル開隔は45mm以上必要です。 ●保護管内に設置の窓や流流、獨粋が心配な場合及びステムが長い場合は賑れ止め機構が必要です。
ots sseluiets ■ selues 9
最大使用電圧  AC250V DC250V最大開閉容量  AC50VA DC50W最大開閉電流AC0.5A DC0.5A接点開開電圧  DC400V(1分間) AC1500V 1分間起登周庄(第子とステム間)授点授触抵抗100m以下(初期値)数出力3MPa(フロート)耐熱温度85°C(接液器100°C)対象液比重0.8以上●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを御指定下さい。 ●検出レベル問題は45mm以上必要です。 ●保護管内に設置の際や液流、獨粋が心配な場合及びステムが長い場合は賑れ止め根拠が必要です。
最大使用電圧  AC300V DC300V最大開閉容量  AC50VA DC50W最大開閉電流 AC0.5A  DC0.5A接点開開電圧  DC400V(1分間)接点接触抵抗100m以下(初期値)政出カ2MPa(フロート)耐熱温度100℃対象液比重 0.7以上●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを御指定下さい。 ●検出レベル問題は45mm以上必要です。 ●保護官内に設置の察や液流、攬粋が心配な場合及びステムが長い場合は賑れ止め機構が必要です。 ●検出点数３点までは(　)内の寸法となります。
最大使用電圧  AC300V DC300V最大開閉容量  AC50VA DC50W最大開閉電流AC0.5A DC0.5A接点開開電圧  DC400V(1分間)接点接触抵抗100m以下(初期値)近力2MPa(フロート)商耐熱温度100℃対象液比重 0.7以上
●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを御指定下さい。 ●検出レベル問題は45mm以上必要です。 ●保護管内に設置の際や液流、獨粋が心配な場合及びステムが長い場合は賑れ止め根拠が必要です。 ●継手を本將めした後は移動できませんのでご注意下さい。
農大使用電圧  AC300V DC300V最大関関容量  AC50VA DC50W最大関閉電流AC0.5A DC0.5A接点開耐電圧  DC400V(1分間)接点接触抵抗100m又以下(初期値)路庄カ2MPa(フロート)耐熱温皮100℃対象液比重 0.7以上
●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを御招定下さい。 ●検出レベル開隔は45mm以上必要です。 ●経手を本辞めした後は移動できませんのでご注意下さい。 ●保護管内に設置の際や液
　流、環界が心配な場合及びステムが長い場合は振れ止め根煩が必要です。
ats sseluiets ■ selues農大使用電圧  AC300V DC300V農大関関容量  AC50VA DC50W最大関閉電流 AC0.5A  DC0.5A接点開耐電圧  DC400V(1分間)接点接触抵抗100m又以下(初期値)出力1MPa(フロート) 18耐熱温度100℃対象液比重 0.6以上●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを審査定下さい。 ●検出レベル開隔は60mm以上必要です。 ●保護管内に設置の察や流流、攬粋が心配な場合及びステムが長い場合は賑れ止め懇情が必要です。 No
AC220V 0.5A定格使用電圧DC110V 0.3A最小使用電圧電流 24V 1mA接点開耐電圧AC500V(1分間)接点接触抵抗250m以下(初期値)出力1MPa(フロート) 18耐熱温度200℃対象液比重 0.6以上●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを審指定下さい。 ●検出レベル開隔は70mm以上必要です。 ●保護管内に設置の際や液流、獨粋が心配な場合及びステムが長い場合は垂れ止め機構が必要です。 ●投点保護回路が不要です。
（長いケープル扱続時の
サージサプレッサや誘導負
商開閉時の火花消去回路などは不要です。) No.
11
最大使用電圧  AC300V DC300V最大開閉容量  AC50VA DC50W最大開閉電流AC0.5A DC0.5A投点醍醐電圧  DC400V(1分間)投点投触抵抗100m以下(初期値)良出力2MPa(フロート)耐熱温度100℃対象液比重 0.7以上
●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを御指定下さい。 ●検出レベル問題は45mm以上必要です。 ●保護管内に設置の際や液流、獨粋が心配な場合及びステムが長い場合は賑れ止め標準が必要です。 ●検出点数３点までは( )内の寸法となります。 sseluiess seluss最大使用電圧  AC300V DC300V最大開閉容量  AC50VA DC50W最大開閉電流AC0.5A DC0.5A接点開開電圧  DC400V(1分開)接点接触抵抗100m以下(初期値)は出力2MPa(フロート)耐熱温度100℃対象液比重 0.7以上●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを御指定下さい。 ●検出レベル問題は45mm以上必要です。 ●保護管内に設置の窓や流流、獨粋が心配な場合及びステムが長い場合は賑れ止め標準が必要です。

■形式の表示
基本的な表示のアルファベットについてn ：検出点数の合計(4)檢出の場合、n=4) L :シャフト(本体)の長さ※韓国取付形の場合はLH(模軸)、LD(擬軸) ℓ ：検出点の寸法※4点検出の場合、l1 ・22 ・l3 ・l4 → 4＝n A :動作モードが上昇ONの場合B :動作モードが下降ONの場合側面取付形の基本的な表示対象製品: KS40 • KF4 • KSPBJS基本形式
最大使用電圧  AC300V DC300V最大関関容量  AC50VA DC50W最大関閉電流AC0.5A DC0.5A接点闖耐電圧  DC400V(1分間)接点接触抵抗100m以下(初期値)路出カ1MPa(フロート)耐熱温皮100℃対象液比重0.6以上No 1
●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを御指定下さい。 ●検出レベル問題は60mm以上必要です。 ●保護管内に設置の窓や流流、撰粋が心配な場合及びステムが長い場合は賑れ止め標植が必要です。
定格使用電圧AC220V 0.5A DC110V 0.3A最小使用電圧電流 24V 1mA接点開耐電圧AC500V(1分間)接点接触抵抗250m以下(初期値)昭出力1MPa(フロート)耐熱温度200℃対象液比重 0.6以上●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを御指定下さい。 ●検出レベル開居は70mm以上必要です。 ●保護管内に設置の窓や流流、獨粋が心配な場合及びステムが長い場合は賑れ止め機構が必要です。 ●扱点保護回路が不要です。 （長いケーブル投続時の
サージサブレッサや影響負荷開閉時の火花消去回路などは不要です。) No. 1
汎用垂下形の基本的な表示対象製品: 1点式(KS2 · KS4 · KS5Vなど) 、製面取付形、1フロート多点検知形を除くすべて21 l2 |羽: KS3 KS3 - 3 - 280 - 50 A検出点本体長さ校出点数基本形式1フロート多点検知形の場合の基本的な表示対象製品: KS1 ln  検出点※KS1の場合、動作モードの指定ができません。
（検出点以外はOFFモード）最大使用電圧 AC300V DC300V最大開閉容量 AC50VA DC50W最大開閉電流AC0.5A DC0.5A接点開開電圧 DC400V(1分間)接点接触抵抗100m以下(初期値)数出力98kPa(フロート)(常温時)耐熱温度120℃対象液比量 0.8以上●ストッパーを外して、フロートの向きを逆にするとスイッチ動作は反転します。 ●安薄チューブ②は液中に入れられません。（本体の長さ不足の場合は、KF100を御利用下さい。）
最大使用電圧 AC250V DC250V最大開閉容量 AC50VA DC50W最大開閉電流AC0.5A DC0.5A披点開開電圧DC400V(1分間)接点接触抵抗100m又以下(初期値)数出力98kPa(フロート)(常温時)耐熱温度120℃対象液比量 0.8以上●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを静治定下さい。 ●検出レベル問題は60mm以上必要です。 ●保護管内に設置の窓や流流、獨粋が心配な場合及びステムが長い場合は賑れ止め標準が必要です。
最大使用電圧 AC250V DC250V最大開閉容量 AC50VA DC50W最大開閉電流AC0.5A DC0.5A技点闖耐電圧 DC400V(1分間)接点接触抵抗100m以下(初期値)お出力98kPa(フロート)(常温時)耐熱温度120℃対象液比量 0.8以上
●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを郭指定下さい。 ●検出レベル問題は60mm以上必要です。 ●保護管内に設置の際や液流、撰粋が心配な場合及びステムが長い場合は垂れ止
め機構が必要です。
最大使用電圧 AC250V DC250V最大開閉容量 AC50VA DC50W最大開閉電流AC0.5A DC0.5A技点闖耐電圧 DC400V(1分間)接点接触抵抗100m又以下(初期値)お出力98kPa(フロート)(常温時)耐熱温度120℃対象液比量 0.8以上
●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを御指定下さい。 ●検出レベル開居は60mm以上必要です。 ●保護管内に設置の察や源流、識好が心配な場合及びステムが長い場合は振れ止め殻煩が必要です。最大使用電圧 AC250V DC250V最大関関容量 AC50VA DC50W最大開閉電流AC0.5A DC0.5A接点開耐電圧 DC400V(1分間)接点接触抵抗100m以下(初期値) 18出力98kPa(フロート)(常温時)耐性熱温量度120°CRLE対象液比量0.8以上●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを霸治定下さい。 ●検出レベル問題は60mm以上必要です。 ●保護管内に設置の察や流流、撰粋が心配な場合及びステムが長い場合は賑れ止め授猶が必要です。 No 1
ol toT ■ saiuas 4.5最大使用電圧 AC250V DC250V最大開閉容量 AC50VA DC50W最大開閉電流AC0.5A DC0.5A接点開耐電圧DC400V(1分間)接点接触抵抗100m以下(初期値)圧　カ98kPa(フロート)(常温時) R耐熱温度120℃対象液比量 0.8以上●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを霸指定下さい。 ●検出レベル開居は60mm以上必要です。 ●保護管内に設置の際や液流、攬枠が心配な場合及びステムが長い場合は賑れ止め機構が必要です。
最大使用電圧 AC250V DC250V最大関関容量 AC50VA DC50W最大開閉電流AC0.5A DC0.5A接点開耐電圧 DC400V(1分間)接点接触抵抗100m以下(初期値)圧 力 98kPa(フロート)(常温時)昭耐熱温度120℃以上対象液比量 0.8以上●検出点数と各レベルの寸法、フランジサイズ及び動作モードを御指定下さい。 ●検出レベル開居は60mm以上必要です。 ●保護管内に設置の窓や流流、獨粋が心配な場合及びステムが長い場合は賑れ止め授携が必要です。
最大使用電圧  AC300V DC300V最大開閉容量  AC50VA DC50W最大開閉電流AC0.5A DC0.5A接点開開電圧  DC400V(1分間)授点授触抵抗100m以下(初期値)数力出196kPa(フロート)(常温時)耐熱温皮50℃対象液比重 0.8以上●ストッパーを外して、フロートの向きを逆にするとスイッチ動作は反転します。
最大使用電圧  AC300V DC300V最大開閉容量AC50VA DC50W最大開閉電流AC0.5A DC0.5A投点网财電圧DC400V(1分間) 100m以下(初期値)授点扱触抵抗196kPa(フロート) (常温時)カは出耐熱湿皮50℃ ●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを審査定下さい。 ●検出レベル問題は60mm以上必要です。 ●保護管内に設置の際や液流、獨粋が心配な場合及びステムが長い場合は賑れ止め懇祷が必要です。
最大使用電圧  AC300V DC300V最大開閉容量  AC50VA DC50W最大開閉電流  AC0.5A  DC0.5A接点開開電圧  DC400V(1分間)接点扱触抵抗100m以下(初期値) 196kPa(フロート)(常温時)数出カ50℃耐熱温度対象液比重  0.8以上●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを御指定下さい。 ●検出レベル問題は60mm以上必要です。 ●保護管内に設置の際や液流、撰粋が心配な場合及びステムが長い場合は賑れ止め懇祷が必要です。
最大使用電圧  AC300V DC300V最大開閉容量  AC50VA DC50W最大開閉電流  AC0.5A DC0.5A披点闖耐電圧DC400V(1分間)接点接触抵抗100m以下(初期値)お出力196kPa(フロート)(常温時)耐熱温度50℃対象液比量 0.8以上●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを霸指定下さい。 ●検出レベル問題は60mm以上必要です。 ●保護管内に設置の窓や流流、獨粋が心配な場合及びステムが長い場合は賑れ止め標準が必要です。
対象液比量 0.8以上
最大使用電圧 AC300V DC300V最大開閉容量 AC50VA DC50W最大開閉電流AC0.5A DC0.5A接点開耐電圧 DC400V(1分間)接点接触抵抗100m又以下(初期値) R  力2MPa(フロート)(常温時)耐熱温度100℃対象液比重 0.75以上
7農大使用電圧 AC250V DC250V最大関関容量 AC50VA DC50W最大開閉電流AC0.5A DC0.5A接点開耐電圧 DC400V(1分間)接点接触抵抗100m以下(初期値)出力2MPa(フロート)(常温時)昭耐熱温度100℃対象液比重 0.75以上●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを御指定下さい。 ●検出レベル開層は55mm以上必要です。 ●保護管内に設置の際や流
流、獨好が心配な場合及びステムが長い場合は賑れ止
め懲構が必要です。 alydordylod ■ sailian
最大使用電圧 AC250V DC250V最大開閉電流AC0.5A DC0.5A最大開閉容量 AC50VA DC50W接点開開電圧 DC400V(1分間)接点接触抵抗100m以下(初期値)閣耐熱温度100℃対象液比量 0.75以上●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを御指定下さい。 ●検出レベル開開は55mm以上必要です。 ●保護管内に設置の察や源流、漢斧が心配な場合及びステムが長い場合は賑れ止め懇情が必要です。
最大使用電圧 AC250V DC250V最大開閉電流AC0.5A DC0.5A最大関関容量 AC50VA DC50W接点開耐電圧 DC400V(1分間)接点接触抵抗100m以下(初期値)閣耐熱温度100℃対象液比量 0.75以上●検出点数と各レベルの寸法及び動作モードを御指定下さい。 ●検出レベル開始は55mm以上必要です。 ●保護管内に設置の察や液流、獨粋が心配な場合及びステムが長い場合は垂れ止め根携が必要です。
No. - 2 3 4 5 σ 7
Company Profile
私どもは1968年の創業以来、日本国内における液体用フロート式レベルスイッチの草分け的存在として多くのお客様よりご愛顧いただいております。なかでも、ステンレス製のフロート製造技術においては日本有数の匠人が織りなす『匠の技』として高い評価をいただいております。今後はさらに、お客様へのOEMをはじめ、より高度なニーズにもお応えするべく技術の研鑽に努めてまいります。社名株式会社木村製作所KIMURA MFG Co.,Ltd.見所 在本社〒577-0065大阪府東大阪市高井田中4丁目9番6号TEL.06-6781-4018 FAX.06-6781-5223 E-mail info@kimura-s.co.jp東京営業所〒105-0013東京都港区浜松町1丁目29番6号TEL.03-5405-9960 FAX.03-5405-9960創HK 1968年(昭和43年)6月立1979年(昭和54年)1月股代表お代表取締役社長宮坂典央本角ß 2,000万円取引銀行みずほ銀行東大阪支店、三井住友銀行深江橋支店、りそな銀行布施口支店営業品目フロート式液面制御機器製造販売(ステンレス、ふっ素樹脂、塩化ビニール、ポリプロピレン製)各種ステンレス製品のプラズマ溶接および部品加工1968年高井田本通2-13においてレベルスイッチの部品加工、組立作業開始1972年ステンレス製品の溶接加工に進出し、現在の基礎となるプラズマ溶接技術に着手1974年極薄板溶接加工の技術確立、精密溶接加工へ進出1979年資本金300万円にて、株式会社木村製作所設立1980年レベルスイッチメーカー (ステンレス製)として製造販売を開始1989年ふっ素樹脂製レベルスイッチ開発販売1995年資本金1000万円に増資2004年資本金2000万円に増資2012年東京営業所開設2014年大阪ものづくり優良企業賞受賞2016年超小型フロートスイッチKS2M1が東大阪ブランドプラスα製品に認定
フロート式液面計株式会社木村製作所本社大阪府東大阪市高井田中4丁目9番6号〒577-0065 TEL.06-6781-4018   FAX.06-6781-5223 E-mail : info@kimura-s.co.jp東京営業所東京都港区浜松町1丁目29番6号〒105-0013 TEL.03-5405-9960   FAX.03-5405-9960営業品目●フロート式レベルスイッチ製造販売●ステンレス製品の加工及びプラズマアーク溶接※予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください代理店