Quality is more than a word日常有名PVHC 232MS 332MS PV (H)C 212-232-332
クラス5の清浄空気条件が求められる試料の熱処理から部品・器具の乾燥に活躍するクリーンオーデン。省スペースタイプのタテ型スリム設計、視認性の高い大型LEDを使用した計装や日本語表示の操作キーなど、使いやすさを一層充実させています。み種は温度上昇・下降時にも高いクリーン度を新加する高性能タイプを含め8器種を用意。使用目的に合わせて最適器種からお選びいただけます。 PVHC-332 PVHC-232 PVHC-212
●清浄度クラス5のクリーン熱処理
HEPAフィルターと前面吹出し型水平層流循環方式により高温風が器内を均一に循環し、つねに清浄度クラス5を実現。風の流れる距離を最小限におさえ、試料間の風のよどみをなくし均一な熱処理ができるとともに、風上試料から風下試料への発塵の影響を低減しました。さらに、操作パネルや加熱器をはじめとする各種構成機器を本体上部にタテ型レイアウトしたスリム設計で、省設置スペース化も実現しています。
●コンタミネーションフリーの
気密構造
済接による気密構造の採用により、板金接合部からの断熱材などのもれがなく試料への汚染を防止。また、器内振動もおさえ試料への影響を少なくしています。
●高精度な無酸化雰囲気熱処理を実現
N2ガス導入装置(オプション)と酸素センサーを備えたO2濃度指示調節装置(オプション)の併用により、任意の無酸化雰囲気での熱処理や温度特性試験が行えます。
●熱処理の全工程にわたって
自動運転が可能な高性能タイプ
温度上昇→処理→温度下降の全工程にわたって自動運転が行えるように自動ダンパーを標準装備しています。
●温度上昇・下降時にも高い
クリーン度を実現する高性能タイプ
高性能クリーンオープンは+150℃以上の高温度での温度上昇・下降時においても安定したフィルター性能を発揮する高温型HEPAフィルターを採用し、全温度域を通じて高いクリーン度を実現。配向膜やフォトレジストの乾燥など、液晶生産時の熱処理などに活躍します。
●きめ細やかな安全対策
温度調節器には設定温度+10℃の自動温度過昇防止機能と任意設定の上・下限温度警報機能を備えるとともに、チャンバー側にも独立した温度過昇防止器を標準装備。異常発生時には計装画面にアラームナンバーを表示し警報プザーでお知らせします。
○安全装置
・湯竜遮断器・配電室カバースイッチ・屏スイッチ・温度ヒューズ・送風機温度スイッチ・加熱器配線用遮断器・上・下限温度警報機能(温度調節器内蔵) ・温度過昇防止器・ガラス管ヒューズ・試料電源制御端子用途にあわせた2タイプのプログラム計装。標準計装とM計装をご用意しました。
●簡単操作の標準計装
定値運転モードや自動起動・自動停止などの動作設定が可能なプログラム運転などが行える標準計装をご用意。生産ラインでの熱処理や乾燥などの用途にご利用いただけます。
●最大20ステッププログラムのM計装
温度特性試験から熱処理・乾燥などの用途に応え、1パターン20ステップのプログラム運転が10パターンまで登録可能となりました。また、温度上昇・下降勾配設定、最大99回までのリピートなど多彩な機能を備えています。
●設定しやすい画面表示
設定が簡単に行える対話型設定方式を採用。表示や設定入力もカナ・英数文字を使用しています。
● 3つのオプションを計装に集約
自動ダンパ・積算時間計・カレンダータイマーの3つのオプション機能を計装部に集約し、計装部でのキー操作で設定が行えます。
●ネットワークへの対応(オプション)
通信機能として、RS-485、GPIB、 RS-232Cの3種のインターフェースをご用意しました。
設定温度到達後にタイマーが働くギャランティソークの設定ができます。
(Ed

*3清浄度表示はJIS B9920:2002に準拠(FED-STD-209D　クラス100相当)。ただし、屏開放時に清浄度クラス5は保持できません。 ※4清浄度表示はJIS B9920:2002に準拠(FED-STD-209D　クラス1000相当) 。 ※5ダンパー無の選択ができます。 ※6突起部を含ます。文会を表記•湯電遮断器•配電室カバースイッチ•屏スイッチ•温度ヒューズ•送風機温度スイッチ•加熱器配線用遮断器•上·下限温度警報機能(温度調節器内蔵) •温度過昇防止器•ガラス管ヒューズ•試料電源制御端子
●爆発性物質および可燃性物質、さらにそれらを含有する物質は、試料としては絶対に使用しないでください。爆発、火災のおそれがあり、危険です。 ●生物、許容発熱量をこえるものは試料として使用しないでください。製品をお使いになる前に、取扱説明書を必ずお読みください。注意7
オララョン
クリーンルーム対応
制御盤とヒーター孔からの塵埃を飛散防止。 ・フランジ径外径φ87mm ・排気方式 強制排気約5m3/min ・排気量※排気用ファン設備をご用意ください。
プレフィルター
外気の粗塵を除去します。クリーンルーム以外に、設置する場合にご利用ください。 (ダンパー装備時のみ適用) ・取付位置 装置背面吸気口※PVHC－232MS、332MSはのぞく※排気ダクトとの同時装備はできません。
自動ダンパー
換気運転や器内温度を早く下降させるためにダンパーをプログラム運転と同期させ自動的に開閉させます。 (PVHC-232MS、332MSには標準装備) ・ダンパー開閉範囲 0%～100% ・設定分解能1%
排気口フランジ
熱風を排気するために使用するダクトと接続するために使用します。 (ダンパ装備品のみ) ・材質冷間圧延鋼板ユニクロメッキ仕上げ外径φ87mm ・寸法・取付位置装置背面※排気用のダクトを接続される場合、ダクトの長さは4m以内にして下さい。
排気ダクト
熱風を天井方向へ排気します。 (ダンパー装備品のみ) ・寸法外径φ87mm ・取付位置装置背面※ダクト先端に排気口フランジを装備。 ※プレフィルターとの同時装備はできません。
02濃度指示調節装置
器内の〇2濃度を制御。 O²濃度範囲： 5～15% O²濃度(v/v) ※ダンパー無の場合導入ガス　 N2ガス(常温乾燥ガス) ※PVHC−232MS、332MSはのぞく
N 2ガス導入装置
試料の酸化低減、器内温度の下降時間短縮にご利用ください。導入圧力・0.05MPa(最大流量30L/min.) ・0.10MPa(最大流量100L/min.) • 0.20MPa(最大流量200L/min.)流量計：浮遊式流量計
オララョン
記録計ペーパーレス
タッチパネル付液晶ディスプレイを採用した記録計。槽内温度など各部の温度を記録します。入力数：温度1点(5点OFF設定変更可能)表示器： 5.7インチTFTカラーデータセープ周期：5秒内部メモリー：フラッシュメモリー8MB外部メモリー： CFカード(256MB 1枚付属) USBメモリースティック
タイムアップ出力端子
プログラム運転によるタイムアップ時に、接点信号を出力するために使用。 ・通電容量　AC250V 1A ・動作　タイムアップ時「閉」の接点出力・取付位置装置右側面
カレンダータイマー
装置の運転開始・運転終了を自動で行います。 ・設定範囲日～土曜日(複数曜日設定可) 0:00~23:59(設定分解能1分) ±1分・月差
積算時間計
装置の運転時間を積算表示します。リセット無とリセット有の2種類から選択できます。 ※故障その他での運転停止中は積算しません。 99999時間•測定時間
カゴ式棚板
小物部品を試験する時などに使用。 ・材質ステンレス(SUS 304) φ5ワイヤー φ0.8、5メッシュ

耐荷重棚板・棚受
標準棚板における最大積載重量以上の試料を試験する場合に使用。 ・材質 ステンレス(SUS 304) ・総棚板許容耐荷重　最大200kg
棚板・棚受本体付属品と同等。
温度記録計端子
器内温度をK熱電対(JIS C 1602)で出力。 ・取付位置 配電室背面器内温度を記録します。 ・温度範囲 0～+200℃ (PVC) 0～+30℃ (PVHC-MS) 0～+400℃ (PVHC) ・記録方式ペン式(温度:1点)または、打点式(温度:6打点)
温度記録計
オプション
架台
追加架台。 ・外殻 防錆処理冷間圧延鋼板メラミン樹脂焼付塗装仕上げ〈PV (H) C-212用〉
※原有
通信機能
パソコンに接続して装置の運転管理が行えます。 ・RS-485 ・GPIB ・RS-232C電源ケーブル標準(約2m)より長いケーブルが必要な場合に変更します。 • 5、10m
電源電圧
本体固定金具
AC220V 3φ 3W (50／60Hz)装置を床面にアンカーボルトで固定しまや。キャスター •自由車4個・取付位置装置架台非常停止スイッチ運転を緊急停止するスイッチ。
外部警報端子
異常状態を遠隔地に知らせるための接点。 •出力点数  1点・通電容量　AC250V 1A ・動作異常時「閉」の接点出力・取付位置装置右側面エスペック株式会社https://www.espec.co.jp/本530-8550大阪市北区天神橋3-5-6社●エスペック製品や技術に関するお問い合わせは
カスタマーサポートデスク
Ff  0120-701-678   Tel:06-6358-4753
営業・アフターサービス拠点B西久系川はK静dや魚授大兵Tel:022-218-1891 Tel:028-667-8734 Tel:029-854-7805 Tel:027-370-3541 Tel:03-6402-3592 Tel:042-501-2571 Tel:044-740-8450 Tel:0463-94-9433 Tel:054-654-6570 Tel:052-777-2551 Tel:076-268-1891 Tel:077-551-2275 Tel:072-834-1323 Tel:078-950-1771 Tel:082-832-8065 Tel:092-471-0932 Fax:022-218-1894 Fax:028-667-8738 Fax:029-854-7785 Fax:027-370-3542 Fax:03-6402-3593 Fax:042-501-2573 Fax:044-797-0073 Fax:0463-94-6542 Fax:054-654-6571 Fax:052-777-2575 Fax:076-268-1893 Fax:077-551-2276 Fax:072-834-7755 Fax:078-950-1772 Fax:082-832-8068 Fax:092-474-3500受託試験に関するお問い合わせは宇都宮Tel:028-667-8735   Fax:028-667-8733 Tel:0565-25-3364 Fax:0565-25-3365 Tel:0566-62-8380 Fax:0566-62-8385 Tel:078-951-0961 Fax:078-951-0964レンタルに関するお問い合わせはTel:06-6358-4746  Fax:06-6358-4764
海外関連会社
ESPEC NORTH AMERICA, INC. Tel : 1-616-896-6100     Fax : 1-616-896-6150 ESPEC EUROPE GmbH Tel : 49-211-361850-0 ESPEC ENVIRONMENTAL CHAMBERS SALES AND ENGINEERING LTD. STI. (Turkey) Tel:90-212-438-1841  Fax:90-212-438-1871 ESPEC ENVIRONMENTAL EQUIPMENT (SHANGHAI) CO., LTD. Head Office Tel:86-21-51036677  Fax:86-21-63372237 BEIJING Branch Tel:86-10-64627025  Fax:86-10-64627036 GUANGZHOU Branch Fax:86-20-83317825 Tel : 86-20-83317826 SHENZHEN Branch Tel:86-755-83674422 Fax:86-755-83674228 SUZHOU Branch Tel:86-512-68028890  Fax:86-512-68028860 TIANJIN Branch Tel:86-22-26210366  Fax:86-22-26282186 XI’AN Branch Tel:86-29-88312908  Fax:86-29-88455957 CHENGDU Branch Tel : 86-28-88457756 Fax:86-28-88474456 WUXI Branch Tel:86-510-82735036  Fax:86-510-82735039 ESPEC TEST TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. Tel : 86-21-68798008 Fax:86-21-68798088 ESPEC ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD. Tel : 66-3-810-9353 Fax:66-3-810-9356 ESPEC ENGINEERING VIETNAM CO., LTD. Tel:84-24-22208811  Fax:84-24-22208822 ISO 9001 (JIS Q 9001)番直登録エスペックは日本規格協会ソリューションズ(株)より国院規格ISO 9001:2015 (JIS Q 9001:2015)に基づく品質マネジメントシステムに密直登録しています。エスペック株式会社(国内関連会社、海外関連会社はのぞく) ISO 27001 (JIS Q 27001)審査登録エスペック株式会社(国内関連会社、海外関連会社はのぞく) ISO 14001 (JIS Q 14001)番直登録エスペック株式会社(海外関連会社はのぞく) ●製品の改良・改善のため、仕様および外観.その他を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください.