Energieeinsparungen in Hilfskreisläufen Zum Navigieren antippen Energieeinsparungen in Hilfskreisläufen Wichtige Anwendungen
Energieeinsparungen in wichtigen Hilfskreisläufen
Energieeffiziente industrielle Lösungen für Dampf, Druckluft, Heizung, Kühlung und Industriegase beginnen mit der richtigen Messtechnik. Das Fehlen von Daten oder eines umfassen- den Energiemanagementsystems ist häufig auf unzureichende Prozessmessungen zurück- zuführen. Unternehmen, die ihre Betriebskos- ten senken und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern wollen, müssen über Energieeinspa- rungen nachdenken. In den Versorgungsnetzen für Dampf, Druck- luft, Heizung, Kühlung und Industriegase gibt es viele Möglichkeiten für Einsparungen. Durch eine umfassende Energieüberwachung kann der Energieverbrauch zwischen 5 und 15 % gesenkt werden. Endress+Hauser ist ein Komplettanbieter mit verschiedenen Messgeräten für eine umfas- sende Energieüberwachung aus einer Hand. Das Angebot von Endress+Hauser umfasst: ■  Verschiedene Lösungen für zahlreiche Energieanwendungen ■ Professionelle Planung, Inbetriebnahme und Wartung von Energieüberwachungs- systemen ■ Projektmanagement und Engineering für einfache Lösungen, einschließlich der Überwachung des Kesselwirkungsgrads direkt in Systemlösungen ■ Genaue, robuste und zuverlässige Mess- geräte ■ Datenerfassung und Datenübertragung mit intelligenten Geräten ◾ Genaue Messungen von Energieflüssen mit kalibrierten Messgeräten ●   Beratung durch Experten ●   Ein weltweites Servicenetz Überwachen und Messen Überwachen und Messen – eine symbiotische Beziehung Gas, Dampf und Wasser sind für den Betrieb von Hilfskreisläufen in allen Branchen von großer Bedeutung. Energie wird für die Erzeu- gung, den Transport und die Verteilung von Druckluft, Dampf, Erdgas und Kühl- oder Heißwasser verwendet. Dabei ist die Effizienz entscheidend. Daher müssen die Messgeräte die Energieströme und den Energieverbrauch sowie die Prozessdaten objektiv messen und die Ergebnisse als Energieleistungskennzah- len (EnPI) gemäß ISO 50001 / ISO 50006 darstellen. Bei Endress+Hauser finden Sie alles, was Sie für diese Aufgaben benötigen: erstklassige Messgeräte, Systemkomponenten und intelligente Lösungen für Ihre Anwen- dung.
ISO 50001 und 50006
Was ist ...
... die ISO 50001?
Diese Norm legt fest, dass Unterneh- men, die ein Energiemanagementsystem einführen wollen, Energiekennzahlen erfassen müssen. Diese Kennzahlen müs- sen regelmäßig gemeldet, überprüft und mit einer Energiebilanz verglichen wer- den. Anschließend werden potenzielle Bereiche für Einsparungen bewertet und Verbesserungsmaßnahmen in Plänen, Gebäuden oder Produktionsstätten ein- geleitet.
... die ISO 50006?
Diese Norm gibt Unternehmen eine schrittweise Anleitung zur Erstellung robuster Energieleistungskennzah- len (EnPI) und einer soliden Energie- bilanz für spätere Vergleiche. Die Norm enthält auch mehrere Beispiele aus der Praxis, da es oft schwierig ist, die relevanten Variablen in einem Ener- giesystem zu ermitteln und sie bei der Bestimmung der Kennzahlen für die Gesamtenergieeffizienz angemessen zu berücksichtigen. Zu den Variablen gehö- ren die Witterungsbedingungen, der Bilanzzeitraum, die Größe der Anlage, Schwankungen in der Produktion und die Energiequelle. Leistungskennzahlen
Beispiele für Energieleistungskennzahlen
●  Gesamter Verbrauch an Primärenergie ◾ Verbesserung der Energieintensität gegenüber dem Basisjahr ◾ Anpassung an den Primärenergiebedarf ● Energieeinsparungen im laufenden Jahr ◾ Energieeinsparungen seit dem Basisjahr ◾ Verbesserung der Energieintensität im laufenden Jahr ●  Gesamter Verbrauch an Primärenergie ●  Elektrizitäts-, Wasser- und Brennstoffver- brauch (Gesamtwerte, Spitzenlasten etc.) ◾ Spezifischer Energieverbrauch, d. h. Ener- gieverbrauch pro Menge des erzeugten Mediums: Druckluft, Dampf, Heißwasser ■ Wirkungsgrad von Dampfkesseln Messen von Material- und Energieströmen Messung von Material- und Energieströmen für ein nachhaltiges Enerqiemanagement ● Definition des gewünschten „Funktions- bereichs“ (beispielsweise Fabrikkomplex, Gebäude, Stockwerk, Fertigungsabtei- lung, Prozess) ◾ Messen/Bewerten der tatsächlichen Material- und Energieströme (Rohstof- fe, Brennstoffe, Wasser, Strom, Dampf, Druckluft etc.) ◾ Analyse der Messwerte (Datenbasis) ◾ Erstellung von Energieleistungskenn- zahlen (EnPI) ◾ Festlegung von Maßnahmen zur Ener- gieoptimierung (unter Verwendung der Energiebilanz) ◾ Kontrolle und Überwachung der erziel- ten Effizienzsteigerungen Dampf, Kessel und Wärmetauscher Dampf, Kessel und Wärmetauscher Anwendung Effiziente Energieübertragung in industrielle Prozesse Dampf wird üblicherweise zum Heizen und zur Stromerzeugung in Turbinen sowie zu Reinigungszwecken verwendet. 40 % der fossilen Brennstoffe für die Dampferzeu- gung werden in Heizkesseln verwendet. Ein modernes Dampfmanagement umfasst mehr als nur die Kontrolle von Wasser- stand, Leitfähigkeit, pH-Wert, Temperatur und Druck im Kessel. Glücklicherweise bie- ten Dampfsysteme zahlreiche Möglichkei- ten zur Einsparung, Wiederverwendung und Rückgewinnung von Energie in Bezug auf Erzeugung, Verteilung, Abrechnung und Kesselwirkungsgrad. Dampf, Kessel und Wärmetauscher Endress+Hauser  Ell Produkte
Proline Prowirl F 200
(Durchflussmessung)
■ Multivariabler Wirbelzähler zur direkten Masse- und Energie-/Wärmemessung von gesättigtem oder überhitztem Dampf mit führendem integriertem Durchflussrechner ■ Optional erhältlich mit integrierter Druck- und Temperaturkompensation für Masse-, Energie- und Delta-Wärmeleistungen ■ Optional erhältlich mit integrierter Kompensation des Trockenheitsanteils für höchste Genauigkeit bei Masse- und Energieabgabe ◾ Höchste Genauigkeit durch „PremiumCal“- Kalibrierung ■ Optionale Ausführung mit integrierter Durchmesserreduzierung um eine oder zwei Liniengrößen bei gleicher Einbaulänge Weitere Informationen
Proline t-mass F 300
(Durchflussmessung)
● Flanschversion mit integriertem Strömungswächter für kürzeste Einlaufstrecken oder Einsteckversion für größere Rohrleitungen erhältlich. ●  Hoher Turndown (≥ 100:1) ◾ Direkte Massedurchflussmessung ohne externe Druck- und Temperaturkompensation ●  Zuverlässige Überwachung – Erkennung von Prozess- störungen und Rückfluss ●   Einfache Wartung – ausbaubarer Messaufnehmer ●  Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse ◾ Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurier- bare I/O-Funktionalität Weitere Informationen
Cerabar PMP71B
(Druckmessung)
● Einfache und zeitsparende Inbetriebnah- me mit Bluetooth, SmartBlue-App und Inbetriebnahme-Assistent ■ Zuverlässige Überwachung des Dampfdrucks am Kesselausgang oder in der Frischdampfleitung ● Minimierung systematischer Fehler durch SIL-Fernverriegelung und Überwachung der sicherheitsrelevanten Parametereinstellungen mit Hilfe eines geführten Software-Assistenten ◾ Ausgestattet mit Absperrventil und Siphon (Zubehör) ■ Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung und hervorragender Lesbarkeit Weitere Informationen
Liquiphant FTL64
(Grenzstandmessung)
● Entwickelt nach IEC 61508 für den direkten Einsatz in SIL2/3-Anwendungen für höchste Sicherheit ▪ Regelmäßige Wiederholungsprüfungen werden schnell und einfach mit geführten Assistenten in der SmartBlue-App oder über einen Prüftaster oder Testmagneten ● Über digitale Kommunikation kann der Grenzschalter mit einer Überprüfung der Sicherheitsschleife in Betrieb genommen werden ◾ Heartbeat Technology ermöglicht eine sichere und kontinuierliche Diagnose und einfache Verifizierung ohne Prozessunterbrechung ●  Zentrales Asset Management mit einfachem Online-Zugriff auf alle Geräteinformationen dank digitaler Kommunikation ◾ Zweite Prozessabdichtung (second line of defense) zum Schutz der Umwelt ■ Geeignet für Prozesstemperaturen von bis zu 280 ℃ Weitere Informationen
Levelflex FMP54
(Füllstandsmessung)
■ Gasphasenkompensation für Hochtemperatur- und Druckanwendungen Prozesstemperatur: -196 bis +450°C (-320 bis +842°F) Prozessdruck:  -1 bis +400bar (-14,5 bis +5.800psi) ●  Die Heartbeat Technology ermöglicht eine sichere, kontinuierliche Diagnose und eine einfache Verifizierung, ohne Prozessunterbrechung ●   Einfache Nachweisprüfung für SIL und WHG ■ Zuverlässige Dampftrommel-/Kesselwasserstands- messung ■ Internationale Explosionsschutz-Zertifikate, Überfüll- sicherungen WHG, SIL, Schiffs- und Kesselzulassungen Weitere Informationen
iTHERM ModuLine TM131
(Temperaturmessung)
▪ Universell einsetzbar ■ Messbereich: -200 bis +1.100 ℃ (-328 bis +2.012 °F) ■ Druckbereich: bis zu 100 bar (1.450 psi) ■ Schutzart: bis zu IP68 ● Erschütterungsfeste Sensorelemente bis zu 60 g ●  Verbesserte Wartungsfreundlichkeit (Sensortausch ohne Prozessunterbrechung), einfache und sichere Rekalibrierung der Messstelle ●  iTHERM QuickSens: Kürzeste Ansprechzeiten von 1,5 s für eine optimale Prozesssteuerung Weitere Informationen
Liquiline CM448
(Flüssigkeitsanalysemessung)
●  Ein Messumformer für alle Parameter und Anwendungen, intuitive Nutzerschnittstelle, automatische Sensorerkennung, echtes Plug & Play mit vorkalibrierten Memosens-Sensoren ●  8 Kanäle in einem Gerät bieten höchste Flexibilität für jede Messaufgabe ●  Einzigartiges Portfolio an Kommunikationsstandards passend zu jedem Prozessleitsystem (PLS) ●  Das Speichern der Konfiguration auf einer SD-Karte ermöglicht eine schnelle Übertragung der Einstellungen auf duplizierte Installationen ◾ Über den integrierten Webserver kann der Bediener aus der Ferne Diagnosedaten ansehen, Konfigurationen vornehmen oder auf Geräteparameter in jedem beliebigen Webbrowser zugreifen – auch per Smartphone Weitere Informationen
pH-Sensor Memosens CPS11E
(Flüssigkeitsanalysemessung)
■ Die erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten ermöglicht eine bessere Trenderkennung und bietet eine zukunfts- sichere Basis für vorausschauende Wartung und erweiterte IloT-Dienste ● Laborkalibrierung und ein schneller Sensor- tausch im Prozess führen zu minimierten Prozessausfallzeiten und längerer Sensor- lebensdauer ◾ Lange Giftdiffusionsstrecke oder optimierte lonenfalle verhindern Vergiftung der Elektrodenreferenz. Das große, schmutz- abweisende PTFE-Diaphragma schützt vor Verschmutzungen durch das Medium ◾ Das Prozessglas ist für den gesamten pH-Bereich geeignet und druckstabil bis zu 17 bar (246,5 psi) absolut ◾ Ein verbesserter optionaler Salzspeicher sorgt für eine zuverlässige Messung bei Anwendungen mit niedriger Leitfähigkeit, z. B. bei Kesselspeisewasser ◾ Maximale Prozessintegrität durch kontakt- lose, induktive Signalübertragung Weitere Informationen
Digitaler Leitfähigkeitssensor Memosens CLS15E
(Flüssigkeitsanalysemessung)
● Der Sensor ist auf einen geringen Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer ausgelegt und bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ■ Dank seiner Elektrodengeometrie liefert Memosens CLS15E zuverlässige und genaue Messwerte bei niedrigen Leitfähigkeiten (beispielsweise bei Zusatz- oder Speisewasser) ● Das Qualitätszertifikat unter Angabe der individuellen Zellenkonstante ermöglicht eine perfekte Justierung der Messstelle ●   IloT-fähig ● Die kontaktlose und induktive Signalübertragung sorgt für maximale Prozesssicherheit Weitere Informationen
Memograph M RSG45
(Datenmanager)
■ Manipulationssichere Speicherung und perso- nenbezogene Zugriffsrechte mit elektronischer Unterschrift (FDA 21 CFR 11) ●  Direkt angeschlossene Sensoren liefern genaue Prozesswerte für Berechnungen und zur Protokollierung ■ Optionale Edelstahlfront mit Touch-Bedienung: störungsfreier Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen ■ DIN-Rail-Version: kompaktes Gerät mit gerin- gen Abmaßen zur Montage im Schaltschrank oder als dezentrales Gerät im Feld (intelligentes Remote I/O) ■ Unterstützt gängige Feldbusse (Modbus, PROFI- BUS DP, PROFINET, EtherNet/IP) für schnelle Einbindung in unterschiedliche Systeme ■ Fernzugriff auf Gerätebedienung und Visualisie- rung für geringere Wartungskosten ◾ Direkte Übertragung von gespeicherten Dateien der SD-Karte via HTTP auf einen PC ohne zusätzliche Software Weitere Informationen Druckluftsysteme Druckluftsysteme Anwendung Aktive Reduzierung von Energieverlusten und Leckagen Nahezu 10 % des Stromverbrauchs in der Industrie werden für die Erzeugung von Druckluft durch Kompressoren verwendet. Leider gehen etwa 95 % dieser Energie als unproduktive Abwärme verloren. Darüber hinaus gehen 30 % der erzeugten Druckluft aufgrund von Leckagen im Versorgungsnetz verloren. Mit der richtigen Messtechnik kann dieser Wert jedoch um bis zu 10 % und damit verbunden, der Stromverbrauch gesenkt werden. Dies führt zu hohen jährlichen Kosteneinsparungen. Mit der Messtechnik von Endress+Hauser können Schwachstellen in Druckluftsystemen zuverlässig erkannt und die Kosten optimiert werden. Druckluftsysteme Produkte Endress+Hauser  Ell
Proline t-mass I 300/500
(Durchflussmessung)
■ Überwachungs-/Warnfunktion bei Kon- densattropfenbildung am Sensor oder pulsierendem Durchfluss ●  Hoher Turndown (≥ 100:1) ●   Flexible, bequeme Programmierung auf Basis von 21 Standardgasen oder daraus wählbaren Gasgemischen ◾ Prozesskontrolle auf hohem Niveau – exzellente Messgenauigkeit und Wieder- holbarkeit ◾ Zuverlässige Überwachung – Erkennung von Prozessstörungen und Rückfluss ●   Flexibler Einbau – geeignet für großen Nennweitenbereich und Rohrleitungen oder rechteckige Kanäle ◾ Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnose- informationen – zahlreiche, frei kombinier- bare I/Os und Feldbusse ■ Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. ■ Prüfung ohne Ausbau ■ Optional bidirektionale Messung Weitere Informationen
Proline Prowirl F 200
(Durchflussmessung von nasser Druckluft) ●   Einfaches Energiemanagement – integrierte Temperatur- und Druckmessung für Dampf und Gase ●   Platzsparendes Engineering – Einlaufstreckenkompensation ◾ Gleichbleibende Messgenauigkeit bis Re 10 000 – Wirbel- zähler-Grundkörper mit einzigartiger Linearität ▪ Langzeitstabilität – robuster, driftfreier kapazitiver Sensor ■ Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum ●  Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control, Hintergrundbeleuchtung Weitere Informationen

(Temperaturmessung)
◾ Universell einsetzbar ▪  Messbereich: -200 bis +1.100 ℃ (-328 bis +2.012 °F) ■ Druckbereich: bis zu 100 bar (1.450 psi) ■ Schutzart: bis zu IP68 ● Erschütterungsfeste Sensorelemente bis zu 60 g ●  Verbesserte Wartungsfreundlichkeit (Sensortausch ohne Prozessunterbrechung), einfache und sichere Rekalibrierung der Messstelle ●  iTHERM QuickSens: Kürzeste Ansprechzeiten von 1,5 s für eine optimale Prozesssteuerung Weitere Informationen
Cerabar PMP71B
(Druckmessung)
● Einfache und zeitsparende Inbetriebnahme mit Bluetooth, SmartBlue-App und Inbetrieb- nahme-Assistent ●   Zuverlässige Überwachung des Drucks im Druckluftsystem bei der Erzeugung, Verteilung und am Endverbrauchspunkt ■ Minimierung systematischer Fehler durch SIL-Fernverriegelung und Überwachung der sicherheitsrelevanten Parametereinstellungen mit Hilfe eines geführten Software-Assistenten ◾ Ausgestattet mit Absperrventil und Siphon (Zubehör) ◾ Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung und hervorragender Lesbarkeit Weitere Informationen Heizsysteme Heizsysteme Anwendung
In Heizkesseln und Feuerungsanlagen sind die Energieverluste oft relativ hoch. Dies ist auf ineffiziente Verbrennung, fal- schen Betrieb oder mangelhafte Wartung und Instandhaltung zurückzuführen. Die Messung der Effizienz des Systems ist der einfachste Weg, um Verluste zu ermit- teln und um festzustellen, welche Maß- nahmen ergriffen werden müssen. Die Überwachung des Brennstoffverbrauchs, der Verbrennungsluft, der Abgastem- peratur und der Übertragungsrate der Wärmeenergie ermöglicht es dem Nutzer, Klarheit über die Effizienz der Wärme- erzeugung zu erhalten. Durch sachgerecht durchgeführte Messungen kann der Energieverbrauch in Heizungsanlagen um bis zu 55 % gesenkt werden. Heizsysteme Produkte Endress+Hauser  Ell
Proline t-mass I 300/500
(Durchflussmessung von Erdgas)
■ Überwachungs-/Warnfunktion bei Kon- densattropfenbildung am Sensor oder pulsierendem Durchfluss ●  Hoher Turndown (≥ 100:1) ●   Flexible, bequeme Programmierung auf Basis von 21 Standardgasen oder daraus wählbaren Gasgemischen ◾ Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnose- informationen – zahlreiche, frei kombinier- bare I/Os und Feldbusse ■ Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität ■ Prüfung ohne Ausbau ◾ Prozesskontrolle auf hohem Niveau – exzellente Messgenauigkeit und Wieder- holbarkeit ◾ Zuverlässige Überwachung – Erkennung von Prozessstörungen und Rückfluss ●  Flexibler Einbau – geeignet für großen Nennweitenbereich und Rohrleitungen oder rechteckige Kanäle Weitere Informationen
(Durchflussmessung von Heißwasser) ●  Langzeitstabilität – zuverlässiger, robuster Messaufnehmer ◾ Reduziert weitere Messstelle – multi- variables Gerät ■  Verlässliche Durchflussmessung – hoher Turndown (200:1) ■ Zeitsparende Bedienung ohne zusätzliche Soft- und Hardware vor Ort – integrierter Webserver ■   Verlängerte Kalibrierintervalle – integrierte Geräteverifizierung ● Einfache Inbetriebnahme – kurze Para- meterhilfetexte ◾ Prosonic Flow E Heat mit optionalen Zulassungen im eichpflichtigen Verkehr ◾ Prosonic Flow W 400 für Clamp- On-Messungen, Installationen ohne Prozessunterbrechung Weitere Informationen
Cerabar PMC71B
(Druckmessung)
●   Benutzerfreundlichkeit durch intelligente Technologie und Produktivitätsverbesserungen ■ Mit der Heartbeat Technology sind Sie in der Lage, den Zustand des Geräts zu überprüfen, während der Prozess läuft ●   Einfache Anzeige des Gerätestatus. Die Anzeige wechselt von grün auf rot, wenn Diagnosemeldungen auftreten ◾ Weniger systematische Fehler, fehlerfreie SIL-Inbetrieb- nahme und geführte Wiederholprüfungen ●  Drahtlose Bedienung des Drucktransmitters in schwer zugänglichen Prozessbereichen mit der SmartBlue-App ■ Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung und hervor- ragender Lesbarkeit Weitere Informationen

(Temperaturmessung)
◾ Universell einsetzbar ▪  Messbereich: -200 bis +1.100 ℃ (-328 bis +2.012 °F) ■ Druckbereich: bis zu 100 bar (1.450 psi) ■ Schutzart: bis zu IP68 ● Erschütterungsfeste Sensorelemente bis zu 60 g ●  Verbesserte Wartungsfreundlichkeit (Sensortausch ohne Prozessunterbrechung), einfache und sichere Rekalibrierung der Messstelle ●  iTHERM QuickSens: Kürzeste Ansprechzeiten von 1,5 s für eine optimale Prozesssteuerung Weitere Informationen
Turbimax CUS52D
(Flüssigkeitsanalysemessung)
■ Hochgenaue und zuverlässige Überwachung Ihrer Wasserqualität auch bei niedrigster Trübung ● Intelligentes Design und praktisches Zubehör ermög- lichen eine ausgeklügelte Selbstreinigung des Sensors und minimieren den Wartungsaufwand ● Ein Sensor für alle Messstellen und alle Einbau- umgebungen (Inline- und Eintauchinstallation) ■ Individuell einstellbare Sensoransprechzeit Weitere Informationen
pH-Sensor Memosens CPS11E
(Flüssigkeitsanalysemessung)
■ Die erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten ermöglicht eine bessere Trenderkennung und bietet eine zukunfts- sichere Basis für vorausschauende Wartung und erweiterte IloT-Dienste ● Laborkalibrierung und ein schneller Sensor- tausch im Prozess führen zu minimierten Prozessausfallzeiten und längerer Sensor- lebensdauer ■ Lange Giftdiffusionsstrecke oder optimierte lonenfalle verhindern Vergiftung der Elektro- denreferenz. Das große, schmutzabweisende PTFE-Diaphragma schützt vor Verschmut- zungen durch das Medium ◾ Das Prozessglas ist für den gesamten pH-Bereich geeignet und druckstabil bis zu 17 bar (246,5 psi) absolut ◾ Ein verbesserter optionaler Salzspeicher sorgt für eine zuverlässige Messung bei Anwendungen mit niedriger Leitfähigkeit, z. B. bei Kesselspeisewasser ◾ Maximale Prozessintegrität durch kontakt- lose, induktive Signalübertragung Weitere Informationen
Optischer Sauerstoffsensor Memosens COS81E
(Flüssigkeitsanalysemessung)
■ Kalibrieren Sie den Sensor in Ihrem Labor vor und installieren Sie ihn dann per Plug & Play in Ihrem Prozess. Er benötigt keine Polarisationszeit und ist sofort messbereit ■ Eine eingebaute Referenz-LED kompensiert die Alterung der Mess-LED. Dies gewähr- leistet präzise Messwerte ■ Der Memosens COS81E hat keinen schwer zu handhabenden Elektrolyt und keine empfindliche Membran. Tauschen Sie einfach die Sensorkappe aus, führen Sie eine Kalibrierung durch und schon sind Sie fertig ◾ Perfekt geeignet für Inertisierungsprozesse dank der Zulassungen für explosions- gefährdete und staubexplosive Bereiche ■ Memosens 2.0 bietet eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozess- daten, ermöglicht eine bessere Trend- erkennung und bietet eine zukunftssichere Basis für vorausschauende Wartung und erweiterte IloT-Dienste Weitere Informationen
Leitfähiqkeitssensor Memosens CLS82E
(Flüssigkeitsanalysemessung)
◾ Absolute Schleifensicherheit dank Memosens und einzigartiger Erkennung von Anhaftungen an Elektroden ●  Der breite Messbereich ermöglicht die Überwachung von Kernprozessen und End- spülung mit einem Sensor, was zu einer Einsparung von Kosten führt ■ Durch seine kompakte Bauweise eignet sich der Sensor für kleine Rohrdurchmesser und enge, platzbeschränkte Installationen ● Das Qualitätszertifikat unter Angabe der individuellen Zellenkonstante ermöglicht eine genaue Justierung der Messung ■ Die kontaktlose, induktive Signalübertragung gewährleistet eine hohe Prozess- und Datenintegrität ●   IloT-fähig Weitere Informationen
EngyCal RH33
(Wärmezähler)
◾ Geeignet für eichfähige Messungen ●   Vielfältige Berechnungsfunktionen: beispielsweise Leistung, Volumen, Dichte, Enthalpie, Enthalpiedifferenz, Masse, Temperaturdifferenz, Energie, Abweichungen oder Gesamtmengen Weitere Informationen Kühlsysteme Kühlsysteme Anwendung
Verbessern Sie Ihren Kühlwasserprozess
Die Erzeugung von Kälte erfordert eine beträchtliche Menge an Energie, die etwa 10 % des Stromverbrauchs in allen Branchen ausmacht. Bereits eine geringfügige Verringerung des Energieverbrauchs kann zu erheblichen Kosteneinsparungen führen. Ein effizientes Kühlsystem erfordert jedoch mehr als nur effiziente Komponenten. Mit intelligenten Energielösungen können Systeme und Prozesse optimiert werden, um sicherzustellen, dass die Kühlsysteme energieeffizient arbeiten. Kühlsysteme Produkte Endress+Hauser  Ell
Proline Promag P 10
(Durchflussmessung)
■  Vielfältiges Einsatzgebiet – große Auswahl an mediumberührenden Materialien ● Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung ■  Wartungsfrei – keine beweglichen Teile ■  Optimale Nutzbarkeit – Bedienung mit mobilen Geräten und SmartBlue-App oder Display mit Touchscreen ●   Einfache, zeitsparende Inbetriebnahme – geführte Parametrierung vorab und im Feld ■  Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology ■ Optional 0 x DN voller Durchgang (kein Einlass/Auslass, kein Druckabfall) ■ Multivariabel: Optional integrierte kalibrierte Leitfähigkeitsmessung Weitere Informationen

(Durchflussmessung)
●  Langzeitstabilität – zuverlässiger, robuster Messaufnehmer ◾ Reduziert weitere Messstelle – multi- variables Gerät ■  Verlässliche Durchflussmessung – hoher Turndown (200:1) ■ Zeitsparende Bedienung ohne zusätzliche Soft- und Hardware vor Ort – integrierter Webserver ■ Verlängerte Kalibrierintervalle – integrierte Geräteverifizierung ● Einfache Inbetriebnahme – kurze Para- meterhilfetexte ◾ Prosonic Flow E Heat mit optionalen eichamtlichen Zulassungen Weitere Informationen ◾ Prosonic Flow W 400 für Clamp- On-Messungen, Installationen ohne Prozessunterbrechung

(Temperaturmessung)
◾ Universell einsetzbar ▪ Messbereich: -200 bis +1.100 ℃ (-328 bis +2.012 °F) ■ Druckbereich: bis zu 100 bar (1.450 psi) ■ Schutzart: bis zu IP68 ● Erschütterungsfeste Sensorelemente bis zu 60 g ●  Verbesserte Wartungsfreundlichkeit (Sensortausch ohne Prozessunterbrechung), einfache und sichere Rekalibrierung der Messstelle ●  iTHERM QuickSens: Kürzeste Ansprechzeiten von 1,5 s für eine optimale Prozesssteuerung Weitere Informationen

(Druckmessung)
●   Benutzerfreundlichkeit durch intelligente Technologie und Produktivitätsverbesserungen ●  Mit Heartbeat Technology sind Sie in der Lage, den Zustand des Geräts zu überprüfen, während der Prozess läuft ●   Einfache Anzeige des Gerätestatus. Die Anzeige wechselt von grün auf rot, wenn Diagnosemeldungen auftreten ◾ Weniger systematische Fehler, fehlerfreie SIL-Inbetrieb- nahme und geführte Wiederholprüfungen ●  Drahtlose Bedienung des Drucktransmitters in schwer zugänglichen Prozessbereichen mit der SmartBlue-App ▪ Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung und hervorragender Lesbarkeit Weitere Informationen
Optischer Sauerstoffsensor Memosens COS81E
(Flüssigkeitsanalysemessung)
■ Kalibrieren Sie den Sensor in Ihrem Labor vor und installieren Sie ihn dann per Plug & Play in Ihrem Prozess. Er benötigt keine Polarisationszeit und ist sofort messbereit ■ Eine eingebaute Referenz-LED kompensiert die Alterung der Mess-LED. Dies gewähr- leistet präzise Messwerte ■ Der Memosens COS81E hat keinen schwer zu handhabenden Elektrolyt und keine empfindliche Membran. Tauschen Sie einfach die Sensorkappe aus, führen Sie eine Kalibrierung durch und schon sind Sie fertig ● Der Sensor kann sowohl in Prozessan- wendungen als auch in Benchtop-Fermen- tern eingesetzt werden. Dabei sind seine Messungen hundertprozentig konsistent, von den ersten Labortests bis zum fina- len Prozess und natürlich auch in Ihrem Prozesslabor ◾ Perfekt geeignet für Inertisierungsprozesse dank der Zulassungen für explosionsgefähr- dete und staubexplosive Bereiche ◾ Memosens 2.0 bietet eine erweiterte Spei- cherung von Kalibrier- und Prozessdaten, ermöglicht eine bessere Trenderkennung und bietet eine zukunftssichere Basis für vorausschauende Wartung und erweiterte lloT-Dienste Weitere Informationen
Leitfähiqkeitssensor Memosens CLS82E
(Flüssigkeitsanalysemessung)
■  Absolute Schleifensicherheit dank Memosens und einzigartiger Erkennung von Anhaftungen an Elektroden ●  Der breite Messbereich ermöglicht die Überwachung von Kernprozessen und End- spülung mit einem Sensor, was zu einer Einsparung von Kosten führt ■ Durch seine kompakte Bauweise eignet sich der Sensor für kleine Rohrdurchmesser und enge, platzbeschränkte Installationen ● Das Qualitätszertifikat unter Angabe der individuellen Zellenkonstante ermöglicht eine genaue Justierung der Messung ● Die kontaktlose, induktive Signalübertra- gung gewährleistet eine hohe Prozess- und Daten integrität ●   IloT-fähig Weitere Informationen
Turbimax CUS52D
(Flüssigkeitsanalysemessung)
■ Hochgenaue und zuverlässige Überwachung Ihrer Wasserqualität auch bei niedrigster Trübung ● Intelligentes Design und praktisches Zubehör ermög- lichen eine ausgeklügelte Selbstreinigung des Sensors und minimieren den Wartungsaufwand ● Ein Sensor für alle Messstellen und alle Einbau- umgebungen (Inline- und Eintauchinstallation) ■ Individuell einstellbare Sensoransprechzeit Weitere Informationen
pH-Sensor Memosens CPS11E
(Flüssigkeitsanalysemessung)
■ Die erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten ermöglicht eine bessere Trenderkennung und bietet eine zukunfts- sichere Basis für vorausschauende Wartung und erweiterte IloT-Dienste ● Laborkalibrierung und ein schneller Sensor- tausch im Prozess führen zu minimierten Prozessausfallzeiten und längerer Sensor- lebensdauer ■ Lange Giftdiffusionsstrecke oder optimierte lonenfalle verhindern Vergiftung der Elektro- denreferenz. Das große, schmutzabweisende PTFE-Diaphragma schützt vor Verschmut- zungen durch das Medium ◾ Das Prozessglas ist für den gesamten pH-Bereich geeignet und druckstabil bis zu 17 bar (246,5 psi) absolut ◾ Ein verbesserter optionaler Salzspeicher sorgt für eine zuverlässige Messung bei Anwendungen mit niedriger Leitfähigkeit, z. B. bei Kesselspeisewasser ◾ Maximale Prozessintegrität durch kontakt- lose, induktive Signalübertragung Weitere Informationen
Chlordioxidsensor Memosens CCS50D
(Flüssigkeitsanalysemessung)
◾ Der richtige Sensor für jede Anwendung: Von der Spurenmessung bis zu Chlordioxid- konzentrationen von 200 mg/l ● Schnelle Ansprechzeit bietet akkurate Prozessüberwachung und ermöglicht eine prompte Reaktion auf Prozessänderungen sowie eine effiziente Prozessregelung ◾ Mehr Prozesssicherheit: Präzise und lang- zeitstabile Messung sorgt für konsistente Prozessüberwachung und geringstmögliche Konzentrationen an Desinfektionsmitteln ■ Höhere Anlagenverfügbarkeit dank schnellem Sensortausch: Kalibrieren Sie Ihren Sensor im Labor und bringen Sie ihn per Plug & Play in Ihren Prozess Weitere Informationen
Kieselsäure-Analysator Liquiline System CA80SI
(Flüssigkeitsanalysemessung)
◾ Schützt teure Anlagenkomponenten: Der Kieselsäure-Analysator überwacht Kieselsäurespuren ●  Die frühe Erkennung von kritischen Kiesel- säurekonzentrationen stellt einen effizien- ten Betrieb der Anlage sicher und optimiert die Wartung und Blowdown-Zyklen dank schneller Gegenmaßnahmen ● Die Standard-Heteropolyblau-Methode ermöglicht eine direkte Vergleichbarkeit mit Laborwerten ■ Höchste Zuverlässigkeit: Die einzigartige Kombination von Schlauch- und hoch- präzisen Spritzenpumpen garantiert einen stabilen Betrieb und geringe Wartung Weitere Informationen ■ Optimierte Investitionen: Die Option der 6 Probenkanäle ermöglicht jederzeit eine flexible Anpassung an die Prozessbedin- gungen und der Anschluss von Memo- sens-Sensoren erlaubt einen schnellen Ausbau zur kompletten Messstation ◾ Nahtlose Integration in die Prozessleitsys- teme dank digitaler Feldbuskommunikation wie Modbus, EtherNet/IP oder PROFIBUS ●   Erweiterte Diagnose und Fernzugriff via Webserver ermöglichen schnelle Abhilfe- maßnahmen, falls ein Fehler auftritt
EngyCal RH33
(Wärmezähler)
◾ Geeignet für eichfähige Messungen ■  Vielfältige Berechnungsfunktionen: beispielsweise Leistung, Volumen, Dichte, Enthalpie, Enthalpiedifferenz, Masse, Temperaturdifferenz, Energie, Abweichungen oder Gesamtmengen Weitere Informationen Industrielle Gasanlagen Industrielle Gasanlagen Anwendung Verbesserung der Kosteneffizienz und Messgenauigkeit in industriellen Gasanlagen In der Prozessindustrie werden große Mengen an Wasserstoff, Kohlendioxid, Sauerstoff, Stickstoff, Argon und vielen anderen Industriegasen zum Schweißen, Abschirmen, Spülen und Verpacken unter Schutzatmosphäre verwendet. Daher ist in industriellen Gasanlagen die Vermei- dung von Energieverlusten von entschei- dender Bedeutung. Es geht jedoch nicht nur darum, den gesamten Gasverbrauch zu messen. Gase müssen effizient über- wacht werden, indem der Durchfluss in der Verteilungsleitung oder direkt beim Verbraucher gemessen wird. Messgeräte wie Wärmemengenzähler sind effektive Nebenzähler (Submetering) und ermög- lichen eine detaillierte Zuordnung der Kosten zu Gebäuden, Etagen, Abteilun- gen, Produktionsprozessen und mehr. Endress+Hauser  Ell Industrielle Gasanlagen Produkte
Proline Promass F 500
(Durchflussmessung)
◾ Für die hochgenaue Messung des Massendurch- flusses, der Dichte und des Volumendurchflusses von tiefkalt verflüssigten Gasen wie Stickstoff, Argon oder verflüssigtes Erdgas ●  Einsetzbar bei Temperaturen bis -196 °C (-321 °F) ● Keine geraden Einlaufstrecken erforderlich ● Geeignet für eichpflichtige Messungen ■ Multivariabel: einschließlich Überwachung der Dichte Weitere Informationen
Proline t-mass I 300/500
(Durchflussmessung von Industriegasen) ■ Überwachungs-/Warnfunktion bei Kon- densattropfenbildung am Sensor oder pulsierendem Durchfluss ●  Hoher Turndown (≥ 100:1) ●   Flexible, bequeme Programmierung auf Basis von 21 Standardgasen oder daraus wählbaren Gasgemischen ■ Prozesskontrolle auf hohem Niveau – exzellente Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit ◾ Zuverlässige Überwachung – Erkennung von Prozessstörungen und Rückfluss ◾ Optionale bidirektionale Durchfluss- messung ●   Flexibler Einbau – geeignet für großen Nennweitenbereich und Rohrleitungen oder rechteckige Kanäle ◾ Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnose- informationen – zahlreiche, frei kombinier- bare I/Os und Feldbusse ■ Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. ■ Prüfung ohne Ausbau ◾ Geeignet für die Messung von Luft, CO 2 , Stickstoff und Argon Weitere Informationen
Cerabar PMC71B
(Druckmessung)
■ Benutzerfreundlichkeit durch intelligente Techno- logie und Produktivitätsverbesserungen ■ Mit der Heartbeat Technology sind Sie in der Lage, den Zustand des Geräts zu überprüfen, während der Prozess läuft ●   Einfache Anzeige des Gerätestatus. Die Anzeige wechselt von grün auf rot, wenn Diagnosemeldun- gen auftreten ■ Weniger systematische Fehler, fehlerfreie SIL-Inbe- triebnahme und geführte Wiederholprüfungen ●  Drahtlose Bedienung des Drucktransmitters in schwer zugänglichen Prozessbereichen mit der SmartBlue-App ■ Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung und hervorragender Lesbarkeit Weitere Informationen
iTHERM ModuLine TM131
(Temperaturmessung)
▪ Universell einsetzbar ■ Messbereich: -200 bis +1.100 ℃ (-328 bis +2.012 °F) ■ Druckbereich: bis zu 100 bar (1.450 psi) ■ Schutzart: bis zu IP68 ● Erschütterungsfeste Sensorelemente bis zu 60 g ●  Verbesserte Wartungsfreundlichkeit (Sensortausch ohne Prozessunterbrechung), einfache und sichere Rekalibrierung der Messstelle ●  iTHERM QuickSens: Kürzeste Ansprechzeiten von 1,5 s für eine optimale Prozesssteuerung Weitere Informationen
Proline t-mass A 150/B 150
(Durchflussmessung im Submetering) ◾ Für die direkte Masse-/Volumenmessung von Industriegasen ohne Druck- oder Temperaturkompensation ■  Vernachlässigbarer Druckverlust im Vergleich zu mechanischen Durchfluss- messern ◾ Hoher Turndown (bis zu 100:1), ideal zum Aufspüren von Leckagen ■ Keine bewegten Teile ● Kostengünstige Einschubversion (t-mass B 150) oder In-Line-Version ◾ Geeignet für die Messung von Luft, CO 2 , Stickstoff und Argon Weitere Informationen
Wussten Sie
schon?
Endress+Hauser garantiert für jedes Gerät eine hohe Messgenauigkeit und Betriebs- sicherheit – rund um die Uhr und über den gesamten Lebens- zyklus Ihrer Anlage hinweg. Mit einem engagierten Team von Vertriebs- und Kunden- dienstmitarbeitern, die über die ganze Welt verteilt sind, sorgt Endress+Hauser dafür, dass Sie immer auf dem Lau- fenden sind und über optimale Lösungen für Ihr Energiema- nagement verfügen. Wo auch immer auf der Welt Sie sich befinden, Endress+Hauser ist immer in Ihrer Nähe.