Pile Installation Quality Control System Implant NAVI dunbackadanbackadandandanbackadanbadanbackadanbackadanback杭精度管理システム[10ソプラントNA' dominutionhandrominghand高精度な杭の施工管理と出来形資料作成の省力化・迅速化、 3D-CADとの連携を実現するトータルパッケージ・ソリューション
インプラントNA VI
[インプラントNAVI®]は、施工中の杭の貫入深度や変位、傾斜データをリアルタイムに取得し、高精度な杭の施工品質管理と各種出来形資料の自動作成、３次元モデルの作成を実現する統合システムです。
自動計測（圧入機の動作と連動）
圧入機 [ジャイロパイラー®」 [サイレントパイラー®」 (Fシリーズ)の動作（チャック開閉、回転、上下動作）と連動し、最適な状態での計測を自動で行うことができます。計測にあたって、特別な資格は必要ありません。
杭の挙動をリアルタイムに把握
施工中の杭の挙動（買入深度、変位、傾斜）をBluetooth®接続した
他の場所からの遠隔監視も可能
現場から離れた事務所等でもリアルタイムにデータチェックが可能です。 (PC、タブレットおよびスマートフォンから閲覧可能) All in  One
電子納品用に自動フォーマット化
取得した計測データはリアルタイムに計測用PCに送られ、電子納品用フォーマットで帳票出力できます。 ・測定結果総括表・測定結果一覧表取得した杭の実測値がCAD図面上に自動的にプロットされます。 DWG形式で書き出されるため、データに高い互換性があります。杭口径、座標値、杭長などから、自動的に３Dモデルを作成できます。後工程や維持管理に活用できる出来形の3次元モデル（CIM*データ） diminisation butter between the best two for the set of the between two for the control system implant MV
計測のしくみ
トータルステーションで杭天端に設置した360°プリズムの測定と杭の上部、下部各2点のノンプリズム測定を行います。買入深度は360°プリズムを一定間隔で自動追尾することで計測します。杭の変位・傾斜は圧入機の動作と連動し、チャック開閉時の杭が停止した状態で4点を自動計測し座標データを取得します。
計測の作業フロー
360°プリズム
3D-CADとの運賃課能 (オプション)
合意形成の迅速化・高度化が図れ、後工程の課題を未然に“解決”
杭口径、座標値、杭長などから自動的に出来形の３次元モデルを作成できるため、国土交通省が取組みを進めるCIM (Construction Information Modeling /Management) データとして納品できるようになります。出来形の3次元モデルで構造物を“見える化”することで、関係者間で合意形成の迅速化・高度化が図れます。また、後工程や維持管理段階での工程を事前検討することで課題・トラブルを未然に“解決”することができます。
国土地理院の3Dデータを利用可能
国土地理院が公開している電子国土データを使うことができます。工事範囲に合わせて、自由にデータを選択できます。
ドローンで撮影したデータにも配置可能
3Dで作成された図面と現場データとのリンクが可能。2Dや3Dでデータを確認でき、ユーザーに分かりやすく表示することができます。
EXCELデータとの連携
3DデータとExcelを連携することができ、双方向的に属性の確認ができます。 3Dデータ側で杭をクリックすれば、該当のExcelの情報を見ることができ、逆にExcel側で該当のセルをクリックすれば3Dデータ上でその杭にズームし、ハイライト表示されます。 ・計測用ＰＣに杭口径、杭長、設計座標を設定・基準点座標の確認・使用スイベルの高さ確認（ポート数、図面）、ワイヤー（2m程度）の準備・トータルステーション設置（視通確認） ・プリズム設置、基準点・器械点確認・計測用ＰＣ設置・通信確認、パイラー通信ユニット設置・通信確認・測定点登録、視通確保・プリズム測定・・・自動追尾・ノンプリズム測定・・・圧入機の動作と連動し自動計測・測定結果一覧表•偏芯量測定図・経時変化図、深度変化図※ 3D-CADとの連携(オプション)
酒用華例
計測状況| | | | Pile Installation Quality Control System Implant NAVI播式→81電子納品用フォーマットでの帳票出力結果（PDF形式）果終了括表ジャイロブレスエ法ST = FR調査杭
工事名 ：隅田川(相生橋下流)左岸防潮堤防耐震補強工事(その2 )及びテラス工事(その３)種  ：ジャイロプレス工法H杭種   :鋼管杭計測杭本数：46本間* ：2019年6月1日～ 11月21日期※鋼管杭圧入時～地盤改良後の出来形測定, , , , , , , , , ,  Pile Installation Quality Control System Implant NAVI herder herder herder herder by develop by devel
deply between by between the between the two terms of the two terms of the two terms of the two terms of the two terms of the two terms of two terms of two terms of two term
インプラントNAVI導入のメリット
○杭の施工管理と出来形作成の省力化・迅速化○発注者へ技術提案することで評価点となる(受注者の創意工夫、入札時の評価加点など) ○NETIS登録技術で工事の加点対象になる○より高精度な杭施工ができる○圧入業者が自身で出来形管理もできるので施工品質が向上、信用・信頼アップにつながり工事を受注しやすくなる!!レース1973年1973 ew rechnology information Sustem NETIS（国土交通省新技術情報提供システム）に登録された技術を活用した場合、最大で1.2点が工事成績評定に加点されます。 [インプラントNAVI] は2019年にNETISに登録されました。技術名称：インプラントNAVI登録番号：SK-190009-VE杭圧入時に変位、傾斜を確認しながら施工することによって、高精度の杭施工管理を実現し、電子納品用フォーマットでの一括出来形作成でコストを縮減。 ３次元モデルによる「見える化」により、視覚的に分かりやすく施工状況を確認することができます。
0360°プリズム☻プリズム取付け治具●計測データ表示用ノートPC Θ 1素子プリズム・三脚（必要に応じて使用） Installandorden beginning the context of Pile Installation Quality Control System Implant NAVIインプラントNAVI®オプソョンシステム■小口径鋼管杭精度管理システム締切閉合支援システム鋼管継ぎ施工精度管理システム■ハット形鋼矢板計測システム■ ３次元モデル作成システム■小型ネットワーク式傾斜計併用システム※上記オプションシステムは複数の組合せが可能です。 ※施工条件によっては利用が困難な場合もありますので、必ず事前にお問い合わせください。 handandandandandandandandandand Pile Installation Quality Control System Implant NAVI小口径鋼管杭精度管理システム概要小口径鋼管杭は、鋼管杭の杭間止水方法として用いられ、高い施工精度が要求されます。 [小口径鋼管杭精度管理システム」は、鋼管杭施工時の「インプラントNAVI®」計測データを用いて、小口径鋼管杭の精度管理を行います。本システムにより施工済の鋼管杭に精度よく沿った状態で小口径鋼管杭を施工できるよう、管理が可能になります。使用方法① [インプラントNAVI®」の基本システムに、本システムを事前にインストールする。 ②本システムに、小口径鋼管杭の仕様や鋼管杭間距離など入力する。なお、小口径鋼管杭の圧入深度毎に、両側の鋼管杭との位置確認を行うことができます。 handundandundandundance and engine Pile Installation Quality Control System Implant NAVI締切現合支援クステムamplanthandandandandandandandand Pile Installation Quality Control System Implant NAVIオプション版鋼管部長が新工精度管理システム
概要
「締切閉合支援システム」は、「インプラントNAVI®」の杭施工管理データから作成した３次元モデルを用いて閉合シミュレーションを行います。鋼管矢板・鋼管杭を用いた円形締切りや矩形締切りに適用できます。任意の杭位置から閉合部までの杭間距離や傾斜を３次元モデルで確認できるため、事前に締切閉合部の施工可否を判断し、対策することが可能です。
概要
橋梁などの桁下で鋼管矢板・鋼管杭を施工する場合、上杭と下杭の継ぎ溶接を複数回行う場合があります。 [鋼管継ぎ施工精度管理システム]は、このような継ぎ溶接時に地中部に圧入した下杭と建て込む上杭の精度管理を行います。地中部の下杭傾斜データに合わせて上杭の傾斜を一致させるようにナビゲーションし、杭が「くの字」に曲がった状態で継ぎ溶接されないよう精度管理できます。 ※現場条件によって精度確保が難しい場合がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
使用方法
① [インプラントNAVI®」の基本システムに、本システムを事前にインストールする。 ②鋼管継ぎ施工の箇所毎に、上杭と下杭の建て込み精度を確認する。計測管理状況（赤:上杭、黄:下杭）  ※画像は変位量をX倍で表示しています
使用方法
① [インプラントNAVI®」の基本システムに、本システムを事前にインストールする。 ②計測時の３Ｄモデルを作成し、施工段階の任意位置でシミュレーションを行う。 doologicalism to the control System Implant NAVIオプションはハット形鋼兵板耐測システム
概要
使用方法
① [インプラントNAVI®」の基本システムに、本システムを事前にインストールする。 ②鋼矢板用プリズムを２セット準備し、ハット形鋼矢板の上下に各１セットずつ取り付ける。出来高帳票（鋼矢板用） ※電子納品にも対応しています。 amplanthandandandandandandandand Pile Installation Quality Control System Implant NAVIオプション版3次元モデル作成システム概要[インプラントNAVI®」と「圧入管理システム」を用いて施工された完成杭のデータを元に、当社にご依頼いただければ3次元モデルを作成し、CIMデータとして納品が可能です。また「インプラントNAVI Viewer」をインストールすることで、発注者と3次元モデルデータの確認・共有を行うことができます。 ３次元モデル作成事例
■施設概要
施設名：技研製作所高知第三工場所在地 ：高知県香南市赤岡町■基礎構造[ジャイロプレス工法®」による鋼管杭基礎杭径： Φ800～Φ1000杭長：  15.0 ～ 15.8m dunionly allowly control System Implant NAVIオプションは

概要
鋼矢板・鋼管矢板の施工精度管理を行う際、「インプラントNAVI®」は、地上部の計測データから地中部の進入角度を推測して数値化しています。杭材に「小型ネットワーク式傾斜計」を取付けることで杭先端の位置を計測し、「インプラントNAVI®」の計測データと照合することで、より高精度の施工が可能となります。
計測イメージ
計画位置に対して、「インプラントNAVI®」の計測位置と小型ネットワーク式傾斜計の計測位置を任意の深度で比較し、精度管理値内に収まることをリアルタイムに確認しながら施工を行うことができます。ご検討の際は下記へお問い合わせくださいGIKEN ※ [インプラントNAVI」は株式会社技研製作所とシーアイテック株式会社の共同開発技術です。 © 2020 GIKEN LTD.  All Rights Reserved.