JIS C 8374濃電修電器準拠品従来品より大幅な軽量・小型化しました。 LSG-205Wでは5回路まで、軽漏電、重漏電による2段階検出が可能です。
本製品は低圧交流電路での漏電保護を行うもので零相変流器と組み合わせて使用します。署相変流器が設置された以降の負荷電路で漏電が生じると、零相変流器の二次端子に起電力が生じます。この二次出力を検出回路で整定値と比較演算し、動作点に達した場合、漏電表示と出力接点が動作します。 ① LSG-205は5回路、LSG-210は10回路まで検出可能です。 ② LSC-205Wは5回路まで検出可能です。 1回路ごとに軽漏電、重漏電の2段階で監視できます。軽漏電は（0.1～2.0A）の高感度で設定でき、重漏電は（0.5～10A）の低感度を設定できます。軽漏電を警報、重漏電で遮断機に出力するなど別々の動作が可能です。
計測表示機能
各回路の計測値Ioの現在値、最大値を表示できます。表示は「回路切替」スイッチにより手動または、自動で切り替えできます。自動表示は各回路の現在値が5秒間隔で自動的に切り替わります。
EIA-485による伝送機能
計測値（現在値、最大値）、接点情報（出力接点）、異常情報（エラー表示）を伝送できます。
その他
①自己診断機能本製品に異常があった場合、計測表示に" Errを表示します。異常のある各回路の「回路」表示灯（黄）が点滅します。正常に戻った際に自動復帰します。 ②高調波対策品③ AC/DC共用のフリー電源交流はAC80V ～ 240V、直流はDC80 ～ 143Vに対応します。 ①集合形デジタル漏電検出装置  LSG-205・210集合形デジタル二段警報漏電検出装置 LSG-205W LSG-205・205Wは5回路、 LSG-210は10回路まで監視できます。幣相変流器と組み合わせて使用します。 ②零相変流器（ZCT）低圧用の零相変流器M30及びSM・BM・DM・ZCシリーズと互換性があります。詳細は零相変流器用のカタログをご参照ください。
互換性
① LSG-5Y • LSG-106シリーズを交換する場合取付寸法は変わりませんので、そのまま取付できます。また、接点側の配線長が不足する場合、接点用中継端子CF-183（別売）をご使用ください。 ② LSG-10Yシリーズ・LSG-5Wを交換する場合取付アダプター  CF-179（別売）をご使用ください。盤加工無しで取付可能です。また、接点側の配線長が不足する場合、接点用中継端子CF-182（別売）をご使用ください。 ※ビス穴を塞ぐホールプラグをご用意してます。ご要望の際はご相談下さい。
操作部の名称とはたらき(LSG-210)
LSG-210 (10回路用) ①計測表示（橙）漏電電流の現在値、最大値、異常時にErrを表示します。 ②「回路切替」スイッチ自動表示から選択した回路へ切り替えます。 ③「試験」スイッチ回路ごとの動作試験を行います。出力接点を遮断機に接続してある場合は、試験動作と連動して遮断しますので不用意に押さないでください。 ④「復帰方式」スイッチ出力接点の復帰方式を自動、手動に全回路一括で切り替えます。 ⑤「復帰」スイッチ出力接点、福電表示灯を復帰します。回路選択時に３秒以上押すと上記及び、最大値をクリアーします。自動表示時、３秒以上押すと全回路の復帰及び、最大値をクリアーします。 ®  「AUTO」表示灯（赤）計測が自動表示灯に点灯します。 ⑦「最大値」表示灯（赤）回路漢択時に「回路切替」スイッチを３秒以上押すことで「最大値」表示灯を点灯し現在までの最大値を計測表示に表示します。 ®「回路」表示灯（黄）選択回路の「回路」表示灯を点灯します。 ⑨「漏電」表示灯（赤）濁電を検出した場合、「濁電」表示灯を点灯します。 @@「動作感度－動作時間」スイッチ目盛により各回路の動作感度、動作時間を整定します。例）動作時間0.3s　感度整定値0.2Aの場合、目盛を「３」に整定。
①計測表示漏電電流の現在債、最大値、異常時にErrを計測表示で表示します。 ②のスイッチを数回押すと、各回路の現在値を自動表示します。 ②「回路切替」スイッチ各回路に切り替えます。選択した回路は「回路」表示灯が点灯します。 ③「試験」スイッチ各回路ごとの動作試験を行います。回路を「回路切替」スイッチで選択します。「試験」スイッチを押すと⑨の「漏電」表示が点灯し出力接点が動作します。※遮断器に按統してる場合は、試験動作と連動して遮断しますので不用意に押さないでください。 ④「復帰方式」スイッチ復帰方式を自動、手動に全回路一括で切り替えます。 ⑤「復帰」スイッチ出力接点（手動復帰方式）漏電表示灯を復帰します。回路選択時に３秒以上押すと上記及び、最大値をクリアーします。自動表示時、３秒以上押すと全回路の復帰及び、最大値をクリアーします。 ® 「AUTO」表示灯計測が自動表示時に点灯します。 ⑦「最大値」表示灯回路選択表示モード中に回路切替スイッチを３秒以上押すことで「最大値」表示灯（赤）を点灯し現在までの最大値を計測表示に表示します。 ® 「回路」表示灯選択回路の「回路」表示灯（黄）を点灯し表示します。 ⑨「濁電」表示灯漏電を検出した場合、「漏電」表示灯（赤）を点灯します。軽漏電、重濁電それぞれ点灯します。 Ø軽海電「動作感度一動作時間」スイッチ目盛から各回路の軽漏電による動作感度、動作時間を整定します。例）動作時間0.3s  感度整定値0.2Aの場合、目盛を「1」に整定。 ①重編電「動作感度－動作時間」スイッチ目盛から各回路の重漏竜による動作惑度、動作時間を整定します。例）動作時間1s　燃度整定値5Aの場合、目盛を「C」に整定。
※1  1.0A-1.0sの組み合わせのみ設定可能※2　電気回路一括と外箱間※3電気回路相互間※4　開極接点間
※1　信号10Aまたは感度値の20倍のいづれか大きい債を印加※2　電気回路一括と外箱間※3 簡気回路相互間※4 開極接点間
※1伝送速度は特注にて変更可能です。 ※2  Modbus  RTUに変更可能です。特注仕様の場合、形式の末尾に"S"が付きます（例：LSC-210S)ご要望の際は裏面記載の各営業所にお問い合わせください。

外部接続図(LSG-205・210)
外形図(LSG-205・210・205W)

①LSG-205 ②LSG-210
③LSG-205W
※端子ネジM3.5です。 ※ a0-c0端子は一括警報用接点です。
CF-179 (LSG-10Y取付穴用)本製品を取り付けた状態歯
接点用中継端子(CF-182・CF-183)
CF-183 (LSG-5Y取付穴用)参飯吸外し可能CF-183、LSG-205を取り付けた状態
特注仕様特注仕様につきましては、下記の各営業所にお問い合わせください。特注仕様の場合、形式末尾に" S"が付きます。 (例：LSG-210S)
(※)光商工株式会社
大阪宮楽所お問い合わせ・資料のご請求は・・・本社　総電器営業部・営業所　総電器課へフリーダイヤルによる技術的なお問い合わせ・・・0120-58-7750 (技術グループ)名古屋営築所土、日、祝日、当社休業日を除く9:00〜11:45／12:45〜17:00携帯電話PHSなどではご利用いただけません福岡宮業所電話がかかりにくい場合もございますので、この場合はFAXをご利用いただきますようお願い申し上げます。茨城,エ,場FAXによる技術的なお問い合わせ・・・0280-92-6706 (技術グループ) ●お新りなしに、外観、仕様などの一部を変更することがありますので、ご了承ください。尚、最新の情報はホームページにてご案内致しております。 URL http://www.hikari-gr.co.jp本社〒104-0061東京都中央区銀座7-4-14 (光ビル) TEL : 03-3573-1362   FAX : 03-3572-0149 〒530-0047大阪市北区西天満6-8-7 （電子会館） TEL : 06-6364-7881  FAX : 06-6365-8936 〒460-0008名古屋市中区栄4 - 3 - 2 6 （昭和ビル） TEL : 052-241-9421   FAX : 052-251-9228 〒810-0001 福岡市中央区天神4-4-24 (新光ビル) TEL : 092-781-0771   FAX : 092-714-0852 〒306-0204 茨城県古河市下大野2000 TEL : 0280-92-0355   FAX : 0280-92-3709