フーゴスマート取扱説明書FALC−21
お買い上げ日を本体寒面のラベル内に必ず記入してください。このたびは、フーゴスマートをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。また、保証書は大切に保管してください。本製品は、飲酒運転の良否を判断するためのものではありません。道路交通法第65条第１項「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められています。本製品のデータは飲酒の有無を判断するための一つの材料であって、飲酒の有無を判断するものではありません。測定結果に基づいて車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して製造および販売に携わる関係者は一切の責任を負いません。
■製品の有効期限
本製品内蔵のアルコールガスセンサは時間の経過や使用によって劣化するため、購入してから1年経過もしくは使用回数10,000回のどちらかに達した時点で新品に買い替えてください。 ■ご購入日の記入お買い上げ日を本体裏面のラベル内に必ず記入してください。本製品には電気化学式ガスセンサを使用しており、アルコール以外のガスに対する反応性は低いですが、以下のような場合は飲酒していなくても検知される可能性があります。 (1)食事直後（アルコールを含む飲食物に反応します） 19 ②喫煙直後(3)連続して使用された場合④寒の服用  ²³ ⑤吹込み口をアルコール類で清掃した直後⑥周囲にアルコール類や芳香剤などが存在する場合1)例えば、食パン・あんパン・奈良漬け・味噌だれ・こんにゃくゼリー・甘味料・ウィスキーボンボン等2)例えば、栄養ドリンク・口臭清涼剤・洗口剤・歯磨き粉
飲食・喫煙された場合は水で口をすすぎ、 15分後に使用してください。次の例では、ごく稀に飲食されていなくても検知する場合がございます。この場合、大変申し訳ございませんが、特別な運用方法でご対応していただきますよう宜しくお願いします。
2
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様への危険や損害を未然に防止するためのものです。 ～表示の説明誤使用によって生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し
設用すると火災・感電・やけど及び損傷のおそれがあります。ストローアタッチメント2個単4アルカリ乾電池2本ハンドストラップ■ストローアタッチメントは消耗品で、単品購入が可能です。 ▪付属のストローを使いきった場合は、市販品（直径6 mm）をご購入いただいて適当な長さ（60mm程度）にカットしてご使用ください。可燃性ガスを吸い込ませたりガス漏れのおそれのある場所に設置しないで濡れた手で使用しないでください。 •アルカリ乾電池以外は使用できません。 ▪付属の電池はテスト動作用のため寿命が短い場合があります。吹込み日ハンドストラップ取付口ストロー（見本）分解、修理、改造はしないで取扱説明書(本書) 4 5.
異種の電池を混ぜて使用しないでください。新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
長時間使用しないときは、必す電池を取り外してください。所定の電池を必ず使用してください。別の電池を使用すると故障や異常動作の原因になります。必ず実行落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しないでください。湿気やほこりの多いところや高温になる可能性のあるところでは保管しないでください。 1.電池を入れる本体に新品の単4型電池を入れます。 2.ストローアタッチメントとストローを取り付ける吹込み口にストローアタッチメントとストローを取り付けます。
6
1.電源を入れる
画面が表示されるまで電源キーを押し続けてください。 『ピッ』とブザーが鳴り、カウントダウンが始まります。下記の画面が表示されたら・・・ 2.カウントダウンが終了するまで待機する吹込み開始のカウントダウンが始まります。カウントダウンが終了するまでそのまま待機してください。 3.呼気を吹込む『ピッ』とブザーが鳴り、画面に『Go』と表示されたら、大きく鳥を吸って、『ピピッ』と音がなるまで強く、長く、一定に吹き続けてください。 [ピッ] ■呼気の吹込みポイント•吹込み中にストローが外れないように手で支える•吹込み口の後ろ(右図の★印)を指でふさがない•大きく息を吸い、肺に溜め込む▪吸った息を3～4秒かけて吐き切る•一定の息の量で吹き続ける
4.測定結果の表示確認
正しく呼気が吹き込まれると『ピピッ』と音が鳴り、計算中画面が表示されます。10秒以内に測定結果が表示されます。下記の画面が表示されたら・・・飲酒していないのに数値表示された場合は・・・ ⇒『こんなときは』(P.18) 5.電源を切る、または再測定を行うA.電源を切る場合『oFF』と表示されるまで電源キーを押し続けてください。 (所定の時間が経過すると電源が切れます。) B.再測定を行う場合電源キーを押してください。 (次の測定までのカウントダウンが始まります。)測定後は、ストローアタッチメントを取り外して、吹込み口に風が通る方向で本体とストローアタッチメントを振り続けてください。吹込み口の内側に付着した水滴は綿棒などで拭き取ってください。何も操作しなければ60秒後にオートオフします。 11使用後はストローアタッチメントを取り外してください。本製品では測定結果を16件まで保存でき、保存された測定結果を読み出すことができます。カウントダウンが終了するまでにファンクションキーを押すと、前回の測定結果(測定番号と濃度)が表示されます。さらにファンクションキーを押すと、前々回の測定結果（測定番号と濃度)が表示されます。なお、工場出荷直後は測定結果が保存されていないため、下記のような表示となります。また、香水や芳香剤のにおいのする場所での保管は使用時のセンサ特性に影響を与えますのでお控えください。長期間使用しない場合は、必ず電池を取り外して湿気やほこり、高温になるところを避けて保管してください。 (液漏れによる故降の原因になります。）水で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませ、よく絞ってから汚れをふき取ってください(ガソリン、ペンジン、シンナー、スプレー等は使用しないでください）。吹込み口の内側を清掃するときは、水で湿らせた綿棒を使用してください。ストローアタッチメントを清潔にご利用いただくために台所用中性洗剤でつけおき洗いした後に、水ですすぎ、乾燥させてご利用いただくか、新品をご用命ください。お手入れのとき、本体内部に水が入らないように注意してください。 ■日常点検本製品が常時有効に性能保持できている事を確認するために、洗口液等を口内に噴霧した状態でご使用いただき、アルコールを検知する事を確認してください。
■有効期限
本製品内蔵のアルコールガスセンサは時間の経過や使用によって劣化するため、購入してから1年経過もしくは使用回数10,000回のどちらかに達した時点で新品に買い替えてください。なお、使用回数が10,000回に達すると、電源投入直後に『Ero』という期限切れメッセージが表示されるようになります。電源キ一を押すと継続して使用することができますが、さらに100回使用すると測定できなくなります。 [Er0]が表示されたら、速やかに新品に買い替えてください。
１座築方法
廃棄する場合には各市町村の指示に従ってください。
性能向上のために予告なしに製品の仕様•デザイン等を変更する場合があります。 『フーゴ』とは飲酒運転に対する危険意識が強まりつつある中、フィガロ技研としてさらに飲酒運転撲滅に向けての啓蒙を込めて、業務開始の前にチェック時に正しく呼気を吹いて(フー)検査してもらい、安全に出発GO(ゴー)してもらう意味を込めて愛称とさせていただきました。
20
21
メモメモ
■製造元フィガロ技研株式会社■製品に関するお問い合わせスイガロ技研株式会社お客様サポート係※携帯電話からフリー |ダイヤルを利用すること〒562-0035大阪府箕面市船場東1-11-46はできません。 TEL: 0120-602-156 / 072-728-0120 《受付時間》月～金9:00~12:00/13:00~17:00（祝日及び当社休日を除く） E-mail: alc-support@figaro.co.jp    FAX: 072-728-2275
24
2022.10