取扱説明書●必ずお読みください。 ●正しくご使用ください。の必ず保管してください。このたびはレベラックスーパー501をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品の機能を生かして上手にお使いいただくため、ご使用前にこの[取扱説明書」をよくお読みいただき、大切に保管してください。
本文中のマークについて本書では、いくつかのマークを用いて、重要な事項を記載しています。それぞれのマークについては、下記に説明しますが特に次の警告・注意マークがついている文章は、必ずお読みください。
国危険度の目安
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、最悪の場合、人命にかかわる可能性または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。
表示マークの
説明

※ここに示した注意事項は「 △警告」「 △注意」に区分していますが、誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいものを、特に「 △警告」の欄にまとめて掲載しています。しかし、「△注意」の欄に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれの場合も安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。 ※正しい設置をされていても、正しく使用されなかった場合の製品の故障、事故については当社は責任を負いませんのでご了承ください。 ※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
△警告 �必ず守る  -安全のために必ずお守りください。一●次の方は強酸性水酸性水を使用する前に医師または薬剤師に相談してください。理肌の弱い方國アレルギー体質の方●強酸性水､酸性水を使用して肌に異常を感じたときは､速やかに使用を中止して医師に相談してください。 ●連続式電解水生成器より還元水を飲用するときには、次のことに注意してください。 ■医薬品を還元水で飲用しないで下さい。 ■無酸症の方は、還元水を飲用しないで下さい。 ■飲用して身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状に改善が見られないときは、医師または薬剤師に相談してください。 ●医師の治療を受けている人や、身体に異常を感じているときは使用前に医師または薬剤師に相談してください。
△注意
●次のような水は飲まないでください。体調を損なうことがあります。国強酸性水團pH(ペーハー)測定液の入った水■吐水ホース(白)、(グレー)から出てくる水国酸性水■強酸性水生成時の強還元水圏クリーニング中の水●金魚や熱帯魚など、魚類の飼育水として使用しないでください。環境が変わり死ぬことがあります。 ●酸に弱い銅製容器や、アルカリに弱いアルミ容器は使用しないでください。容器が破損することがあります。
△注意 ●必ず守る
●強酸性水を容器に入れて保存される場合、ガラス容器・ポリ容器・陶器等耐蝕性に優れた容器を使用してください。金属容器は強酸性水により腐食するため使用しないでください。 ●強酸性水を保存する場合は必ず密閉し、光の入らない容器に保存し、1週間以内に使用してください。 ●強酸性水(酸性水)で金属製の包丁やスプーン等を洗浄した場合、水道水、又は強還元水で洗い流して、布等で水気を十分拭き取り、乾燥させてください。濃れたまま放置しますと、サビの原因となります。 ●還元水を保存する場合は、必ず密閉した容器で冷蔵庫に入れ、3日以内に使用してください。 ●毎日、使い始めは10秒以上水を流してから使用してください。 ●数日間以上使わなかったときは、30秒以上水を流してから使用してください。 ●還元水を飲用して身体に異常を感じたときは、医師または薬剤師に相談してください。 ●直接還元水を飲用する場合は、適値をpH8.0～pH9.5の範囲で飲用してください。また、測定は定期的におこなってください。 ●ワンタッチ操作で強酸性水･還元水･酸性水･浄水･強還元水の5種類の生成水をつくることができます。用途に応じてお使い分けください。 l強酸性水の生成方法内蔵タンクに電解促進剤(食塩水)を入れる強酸性水生成強還元水生成■還元水の生成方法還元水スイッコ還元水生成(飲用) (酸性水生成) ■酸性水の生成方法酸性水スイッコ酸性水生成(還元水生成) ●浄水の生成方法浄水スイツチを押す浄水生成(飲用)用途に合わせて5種類、7段階の生成水をご利用になれます。

△警告
😭必ず守る
強酸性水生成中は、有毒なガスが発生しますので、換気は十分におこなってください。密室でガスが充満すると最悪の場合人命にかかわる場合があります。
■下記の付属品が梱包されておりますので、ご確認ください。 ③ストレーナー付給水ホース
吐水ホース(白)酸性水および洗浄時還元水
が吐出します塩水残量表示ランプ強酸性水生成時、塩水タンク内電解促進剤溶液(食塩水)残量がなくなると点灯します。
強酸性水生成スイッチ強酸性水が上部フレキシブルパイプ左(オレンジ)より吐出します。下部ホース(グレー)より強還元水が吐出します。酸性水生成スイッチ酸性水が上部フレキシブルバイブ右(白)より吐出します。停止スイッチ生成動作の停止、エラーのリセットを行います。液晶ディスプレイ現在の運転状況を表示します。還元水pH切替スイッチ還元水のpH選択を行います。強酸性水タイマー時間設定スイッチ1～30分の間で強酸性水タイマー酸定ができます。(タイマー入時)手動クリーニングスイッチ通常は自動クリーニングで充分ですが、水の硬度の高い地域では時々このスイッチでクリーニングをおこなってください。 on
△警告・▽禁止●強酸性水生成時に、塩素ガスが発生しますので、閉めきった狭い部屋でのご使用はお避けください。
△警告： ⌒必ず守る
●本製品は重量物であり、化学的な物質を生成することから、製品の転倒による人身への損傷や製品および製品周辺物の損壊・製品運転中に発生するガスによる中毒等の危険性がありますので、以下の事を必ず守って設置してください。 ●誤った吐水配管は、故障・水漏れの原因となりますので、以下の項目を守り配管をおこなってください。
△注意
●本体の上には物を置かないでください。故障または、落下事故の原因となることがあります。 ●吐水ホースはふさがないでください。(水モレ、または、電解に支障をきたすことがあります。) ●吐水ホースは､ネジレ､折れのないことを確認してください｡(水モレ､または､電解に支障をきたすことがあります｡) ●吐水ホースは､本体より上に設置しないでください｡本体内部の残水排出ができなくなります｡
■本体設置場所を確保してください。
●本体と水栓の距離は2m未満であること。(水栓までの距離が長い場合別売の延長ホースが必要です。） ●本体はコンセントより2m未満であること。(コンセントが遠い場合は延長コードをご使用ください。） ●フレキシブルパイプ、吐水ホース(吐水ホース白、グレー)が流し台内に届いていること。（別売ロングタイプフレキシブルパイプ、延長ホース白、グレーあります。) ●フレキシブルパイプ吐水口と吐水ホース吐水口の高低差は50㎝以内が望ましい。
個以下の場所に設置してください。

Cl分岐栓の取付方法●一般水栓及び湯水混合栓の場合(標準付属品で取付け可能) Θ本体背面の電源スイツチを入れる。する。還元水生成時の酸性水を使用される方は吐水スタンドを使用してください。 FOR LIKE T ●家庭用100V・50/60Hzコンセントでご使用ください。
△注意・駆電源プラグをコンセントから抜く
●本体に大量の水がかかったときは、感電の原因となります。大量の水がかかったときは、 (1)コンセントから電源プラグを抜き(2)本体の水を拭き取り(3)お買い上げの販売店に修理を依頼してください。 ●漂れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。また、お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となります。
△警告・ ②禁止
●表示された電源電圧(交流100V)以外では使用しないでください。火災·感電の原因となることがあります。 ●電源コードを、傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり引っ張り、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となることがあります。 ●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となることがあります。 ●電源コードをステップル等で固定することは、おやめください。電源コードが破損し、感電・発火の原因となることがあります。
△注意 ●必ず守る
●夕コ足配線はおやめください。発熱し、火災の原因となることがあります。 ●コンセント部にほこりがついた場合は、電源プラグを抜いて、拭いてください。ほこりがついたままにしておくと、火災の原因となることがあります。 ●電源プラグをコンセントから抜き差しする場合は、必ずプラグを持っておこなってください。コードを引っ張るとコードが傷み、火災・感電の原因となることがあります。
△注意・医薬品を飲むときは、使用しないでください。 ）機器背面の電源スイツチを入れます。 ②本体上面操作パネルの還元水スイッチを押します。フレキシブルパイプ(白) (右側)より還元水が吐出します。 (吐水ホース(白)から酸性水が吐出します。)液晶表示カンゲンスイ3前面操作バネルの選択スイッチを押し、還元水モードpH8.5、 pH9.0、pH9.5のいずれかに設定します。(初期設定はpH8.5になっています。)設定モードは保持され、次回より同じモードで生成を開始します。 ※pH値は、水質、水圧により変動します。 Ω上面操作バネルの停止スイツチを押します。フレキシブルバイプ(白) (右側)からの還元水、吐水ホース(白)からの酸性水の吐出が停止し、液晶画面が消えます。
△注意
●初期の生成水は、使用しないでください。 (本体内残水を排出するため、コップ1～2杯程度の捨て水をおこなってください。) ※初期通水の場合、生成水が黒く濁りますが故障ではありません。 (浄水フィルター内の余分な活性炭が流出したもので、濁りがなくなってから取水してください。) ??? �塩水タンク下のカルシウム投入口のキャップを左回りに回して、キャップについている添加筒にグリセロリン酸カルシウム(付属)を約2g(8分目)入れます。 (3)キャップに添加筒をはめ、本体に右回りに回して根元まで締め込み、タンク、タンクカバーを元の位置にセットします。
△注意
(p25参照) ●1週間に1度は残ったカルシウムを捨て、添加筒とカルシウムキャップを洗浄してください。また、添加筒内の汚れがひどい場合も洗浄してください。 Ω還元水の作り方の1～4と同じ操作で還元水を生成します。
△注意
●グリセロリン酸カルシウム(付属)をご使用されると還元水のカルシウム濃度が上がります。 ●pH濃度も上がりますので希望のpH値となるよう選択ボタンで設定してください。
還元水の
pH値測定方法
■pH試験液セット
・生成された還元水のpH値をpH試験紙液セツト(付属)で測定してください。 ●付属の試験管に還元水を深さ2㎝程度入れます。 ●通水直後はpH値が安定しませんので10秒以上流した後の生成水をお取りください。適正値飲用可能範囲約pH8.5～9.5
△注意
●pH値は水道の水質や水圧により変動します。 � pH試験液を1～2滴加え、よく振って混ぜ合わせてください。 ●すぐに比色紙の色と比較して、pH値を確認してください。 ●pH検出にご使用の水は飲用にしないでください。 ●pH試験液は冷暗所に保管してください。 ●お子様の手の届かないと所に保管してください。 ）本体上部背面のタンクカバー、タンクを外します。 ●グリセロリン酸カルシウムの添加は必ず機械を停止して行なってください。 △注意 飲用には適しません。が出来てい●機器背面の電源スイツチを入れます。 �本体上面操作パネルの酸性水スイッチを押します。フレキシブルパイプ(白) (右側)より酸性水が吐出します。 (吐水ホース(白)から還元水が吐出します。)液晶表示サンセイスイ✪上面操作パネルの停止スイッチを押します。フレキシブルパイプ(白) (右側)からの酸性水、吐水ホース(白)からの還元水の吐出が停止し、液晶画面が消えます。 >>>>ビビッピ

八注意
・強酸性水、強還元水をつくる場合、内蔵タンク内に電解促進液（食塩水）のあることを確認してください。 (強酸性水、強還元水生成時に塩水不足ランプが点灯、又は点滅していないこと。) ・塩水不足ランプ点減開始後、約1分30秒で機械は停止します。 △注意〈電解促進剤(食塩)に関する注意事項〉 ・電解促進剤には必ず「食塩(市販食塩など)」(塩化ナトリウム99%以上)を使用してください。 [食塩]以外の塩(右記参照)を使用すると、機器性能の低下や機器を傷める原因となります。下記の塩は、使用しないでください・ [カルシウム入塩] (クエン酸カルシウム、炭酸カルシウム等)機器内部にカルシウムが付着し、電解性能が低下します。 ·「調味料(アミノ酸)入塩」強酸性水のORP値が低下します。 ・「粗塩」「原塩」不純物により機器を傷める場合があります。 △注意強酸性水(強還元水)をつくる場合、必ず事前に電解促進液(食塩水)を本体内蔵タンクに用意してください。
1.電解促進液(食塩水)をつくる
◑食塩225cc(約300g)を付属の計量カップで計る。
）本体背面上部タンクカバーを外す。 �タンクキャップを外し、前述でつくった食塩水をタンクに投入する。 (4)再びタンクカバーを取り付けます。
△注意
●電解促進剤を完全に水に溶かしてください。 ●塩分濃度は規定濃度(約20％)を守ってください。 ●電解促進剤溶液が機内に入ると故障の原因となりますので、機械にこぼさないでください。こぼした場合はすぐにふき取ってください。 ●長期間タンクを使用しない場合は、タンク内部を水で洗浄してください。が出来ていロッカースイッチ）機器背面の電源スイッチを入れます。 �上面操作パネルの強酸性スイッチを押す。フレキシブルパイプ左(オレンジ)より強酸性水が吐出します。同時に吐水ホース(グレー)より強還元水が吐出します。 (3)上面操作パネルの停止スイッチを押す。フレキシブルバイブ左(オレンジ)からの強酸性水の吐出と吐水ホース(グレー)からの強還元水吐出が停止し、液晶表示が消えます。強酸性水のpH値測定方法・ブックpH試験紙(付属)で測定してください。
圖ブックpH試験紙使用方法
)試験紙を静かに検水に浸し、すぐに(0.5秒以下)ひきあげます。 �試験紙を軽くふって、余分についている検水をのぞきます。 😊検水がついてぬれている部分の色を、できるだけ早く標準色表と比較します。 ※比較・判定は明るい場所でおこなってください。
△注意
●pH試験液（赤色液）は、pH4.0以下の測定はできません。強酸性水は、pH試験紙で測定してください。pH3.0以下の測定ができます。 ●pH試験紙は、強酸性水のpH測定にのみご使用ください。 DpH試験紙は、なめたりしないでください。また、誤ってなめた場合、すぐにうがいをしてください。翻試験紙を検水に永くつけておきますと色素が溶け出して、正しい結果が得られません。 ※ (0.5秒以下) ●試験紙を検水から引き上げてから永く置きますと、水分が蒸発したり、試験紙の上部ににじみ出し正しい結果を示しません。 ●高温度の検水では試験紙からの色素の溶出がおこるので、検水を室温にしてください。 ●試験紙は、保管状態で外観が変わる場合がありますが、実際の使用には影響がありません。翻試験紙は、乾燥した冷暗所で保管してください。タイマー機能(強酸性水／強還元水生成時のみ使用できます)タイマー機能を使用すると1～30分の間で運転時間の設定が出来ます。強酸性水を溜める容器に合わせた時間設定により、自動的に停止します。 ( )尹用方法●タイマー設定は機器停止時に行います。 �前面操作パネルのタイマー運転スイッチを押します。タイマーランプが点灯し、液晶パネルに設定時間（初期設定値は5分)が表示され、タイマーモードに入ります。液晶表示(3)前面操作パネルのタイマー設定スイッチで運転時間の設定を行います。1分～30分の間で1分毎に設定が可能です。 ④上面操作パネル、強酸性スイッチを押します。強酸性水／強還元水の生成が開始され、液晶バネルには残りの運転時間が表示されます。表示時間が0になると機器停止します。そのまま放置すると、液晶の照明は約3分で消灯します。(タイマー運転ランプは点灯のままです。)液晶表示・キョウサンセンキョウサンセイ00'03" 00'00" 08' 00"
△注意
●強酸性水を溜める場合、クリーニング時の吐出は全て下部ホース(グレー)から排出されます。強還元水を溜めるときはクリーニングの水が混じることになりますが水質にはほとんど影響ありません。
△注意

)機器背面の電源スイツチを入れます。 �上面操作パネルの中央、浄水スイツチを押します。フレキシブルパイプ(白) (右側)より浄水が吐出します。 (下部ホース(白)からも浄水が吐出しますが飲用しないでください。)液晶表示③停止スイツチを押します。フレキシブルバイプ(白) (右側)からの浄水の吐出が停止し、液晶画面が消えます。 ●初期の生成水は使用しないでください。 (本体内部残水を排出するため、コップ1～2杯程度の捨て水を行ってください。) ※初期通水の場合、生成水が黒く濁る場合がございますが、故障ではありません。 (浄水フィルター内の余分な活性炭が流出したもので、濁りがなくなってから取水してください。) ー (ブザー音なし)
\注意
クリーニング時の水は飲用しないでください。 ・強酸性水生成中のクリーニングでは全ての吐出は下部排水ホースより排出されます。(フレキシブルパイプ左(オレンジ)からは吐出しません。) ・本機では還元水、酸性水、生成用と強酸性水生成専用の2つの電解槽をそれぞれクリーニングするため、場合によってはクリーニング周期が早いと感じることがあります。 ・クリーニング中に停止スイッチを押した場合、次回同じ生成モード運転開始時に残りの時間のクリーニングを行います。 ・クリーニング中に他のモードに切替を行うと、そのまま切り替わり運転します。次回同じ生成モード運転開始時に残りのクリーニングを行います。 ・電解槽内部の電極板にカルシウム等が付着すると、機器性能が低下する原因となりますのでクリーニングが必要です。本機では自動的にクリーニングを行います。 ・還元水、酸性水、強酸性生成時に運転時間がそれぞれ15分になると、自動的に約30秒間クリーニング動作を行い、その後、通常運転に戻ります。
ビーツ、ビーツ作品によ
△注意
・地域によっては原水のカルシウム硬度が高いため、前述の自動クリーニングだけではクリーニング不足となる場合があります。 ■還元水モード時の手動クリーニング還元水生成時(pH8.5/pH9.0/pH9.5)本体前面操作バネルのクリーニングスイッチを押します。約30秒のクリーニング動作の後、再び元のモードにて還元水生成を開始します。 ■浄水モード時の手動クリーニング浄水モードでは、クリーニングへの切替はできません。 ■酸性水モードでの手動クリーニング酸性水生成時クリーニングスイツチを押します。約30秒のクリーニング動作の後、酸性水生成を再び開始します。 ■強酸性水モード時の手動クリーニング強酸性水生成時クリーニングスイッチを押します。約30秒のクリーニング動作の後、強酸性水生成を再び開始します。
△注意
●強酸性水モードのクリーニング動作時には上部フレキシブルパイプ左(オレンジ)からは吐水しません。
■浄水フィルターは、ご購入時標準装備しております。交換時は、別売の浄水フィルターの鉛・塩素等除去タイプ（MW-7000HG）、②塩素等除去タイプ（MW-7000R）の\ 2種をご用意いたしております。ご購入は、フリーダイヤル誕生(0120-84-4132)へお問い合わせください。 人
△注意
●浄水フィルターの交換は必ず機械を停止させて行なってください。 (1)本体左側のカバー固定ツメを押しながら、前側に開けて、フィルターカバーをはずします。浄水フィルターの交換時期は前面操作パネル上のフィルター交換ランプの点灯でお知らせします。浄水フィルター �浄水フィルターホルダーのツマミを左に約40度廻してロックをはずし、浄水フィルターを上に引き上げ、取りはずします。 △注意●取り外しの際、フィルター内に残った水が多少漏れますので注意してください。次ページへつづく分に、WS— and Ni浄水フィルターホルダー (3)取り付け位置をよく確認の上、浄水フィルターをしつかり差し込んで取り付け、浄水フィルターホルダーのツマミを右に約40度廻して固定します。取り付け交換用浄水フィルター
△注意
●浄水フィルターホルダーがきっちりと入っているかご確認ください。 ●浄水フィルターにOリングが2箇所はめられているかご確認ください。リセットスイッチ(0)浄水フィルターのリセットスイツチを押します。[ピー]とブザー音が鳴り、フィルター交換ランプが消灯します。 (6)フィルターカバーを取り付け、完了です。
△注意
●交換用浄水フィルターは、必ず当社指定品をご使用ください。（指定外のものを使用すると、機能不備や故障の原因となります。)
®白ホース(1～5m) ® 50ℓタンク
●ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。
●分解･改造などは、しないでください。 ～火災･感電･事故の原因となります～ ●本体に水や、油をかけないでください。 ～火災･感電の原因となります～ ●電源コードを傷めたままで、ご使用にならないでください。 ～火災･感電･機能不備の原因となります～
△注意
●吐水ホースを持ち上げたまま使用しないでください。 ～本体内部残水の排水ができなくなり、機能不備の原因となります～ ●金魚や生き物などの水に、使用しないでください。 ～生育不良や、死亡の原因となります～ ●本体の上に物を置かないでください。 ～落下の原因となります～ ●直射日光を避けてください。 ～変形･変色の原因となります～ ●お子様やお年寄りなどがご使用される場合は、十分な注意をお願いします。 ～事故の原因となります～ ●本体を熱いものや、腐食性ガスのそばに置かないでください。 ～変形･破損の原因となります～ ●本体を掃除する時は、シンナー、ベンジン、クレンザー、塩素系洗剤などの使用はおやめください。 ～破損の原因となります～ ●塩水や、硬度の高い水を使用しないでください。 ～機器内部で損傷が発生したり、寿命が極端にみじかくなります～ ●水温40℃以上のお湯は、流さないでください。 ～破損や機能不備の原因となります～ ●冬期および寒冷地でご使用の場合は、浄水フィルター内の凍結にご注意ください。 (使用されないときは、浄水フィルターを取り外し、凍結しないように保管してください。この時は、リセットスイッチをさわらないでください。) ～破損や機能不備の原因となります～ ●初めて還元水を飲用でご使用になる場合。(医薬品を飲むときは、使用できません。) · pH濃度弱(pH8.5)より少量ずつ(コップ1～2杯)2週間程度慣れていただき、順次pH濃度中～強(pH9.0～9.5)に上げてご使用されることをおすすめします。 ●発疹などの症状が出た場合。 ・アレルギー性の方は、発疹などの症状が出る場合があります。その場合、飲用を中止し医師にご相酸ください。 ●飲料水に合格した水で使用してください。(水道水など) ・地域により塩素除去能力およびpH値に多少の差があります。はないのか……
Pannal

△注意  ■地下水に含まれる遊離炭酸による、pH試験液反応の変化
●使用水道水の水質が、地下水を多く含んだ水質の場合や、井戸水を水道として利用している場合、地下水に多く含まれている遊離炭酸(H₂CO₃)の量により、電解直後(1～2秒)に還元水のpH値が中性近くに戻ってしまう現象(pH試験液反応が、青色から緑色に変化)が、起こる場合があります。これは、地下水に溶け込んでいる遊離岗酸が、イオン化するために起こる現象であり、還元水のもつ特性が失なわれる現象ではなく、美味しい健康水となる事は変わりありません。 •テスト方法:空の透明コップにpH試験液を3～4滴入れ、そのコップ内に還元水(pH9.5)を注ぐ。応: (注いだ直後)→青紫～青色に発色 （1～2秒後)→青色から緑色に変化・反
床証書l別に添付しています保証書の「お買い上げ日」「販売店名」欄の記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間中に修理を依頼される場合■この製品の保証期間はお買い上げの日から5年間です。 ■修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。 (なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。)
△注意 ※つぎの場合に有料修理となりますのでご注意ください。
1． 「取扱説明書」の記載内容以外の使い方による故障。 2.一般水道水以外の水を使用された場合の故障および損傷。 3.地震、火災、水害など天災による故障および損傷。 4.お買い上げ後の落下、交通事故などによる輸送中の損傷。消耗品(カートリッジ、電解槽、塩水ボンプ、逆止弁コア)の交換。 5. 6.   接続部材(給水ホース、分岐栓)の交換。 7.保証書に、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合。または、字句を書き換えられた場合。 8.保証書のご提示がない場合。
保証期間後に修理を依頼される場合
Iお買い上げの販売店へご連絡ください。ご要望によって有料にて修理いたします。
その他
■製品について、ご不明な点がございましたら、お買い上げ販売店へお問い合わせください。
△警告
●自身での本機の改造・分解・修理は絶対にしないでください。火災、感電の原因となります。その結果生じた事故については、一切責任を負いかねます。 ※ご不明な点は、お求めの販売店または下記フリーダイヤルへお問い合わせください。発売元株式エナジック〒104-0031東京都中央区京橋1丁目1番6号越前屋ビル7F TEL.03-5205-6030 FAX.03-5205-6035 41.フリーダイヤル[070] 011受付時間:土曜9:00〜17:00 (日・祝日休み)