防爆形数字表示器E S Dシリーズ防爆形数字表示器B C D ／カウンタタイプ取扱説明書注表示部の写真ははめ込み合成です。実際のイメージとは少し異なります。又、写真の表示単位も付属の単位シールとは異なります。株式会社宮木電機製作所〒621-0013　京都府亀岡市大井町並河３丁目16番18号TEL:0771-24-7401　FAX:0771-24-7407
1。ほじめに
本書は防爆形数字表示器の操作方法を説明しています。接続する機器との詳細な取り合いや機能などは、機器個別の仕様書又は取扱説明書を参照いただき、本器の動作をご確認の上、ご使用下さい。本器をご使用になる前に本書を必ずお読み下さい。本器は防爆検定合格品です。爆発の危険が内存する雰囲気にあって、防爆性能を保持するためには、必ず本書に従った取り扱いをする必要があります。本書に従わない乱用、又は誤用によって、負傷・損害等が発生した場合には、当社は一切の責任を負いません。
保証期間と保証範囲
保証期間
御指定場所に納入後1
保護省理
上記保証期間内に本書の内容通り使用したにもかかわらず、本器の設計、又は製造上の問題で故障、破損が発生した場合に限り、無償でその部分についての交換、又は修理を行います。又、このことによる技術員の派遣費用は、有償とさせていただきます。次の故障、修理に関しては有償とさせていただきます。 1.保証期間経過後の故障、破損2.天災、火災、地震などの災害及び不可抗力による、故障、破損3.当社以外の者が行った改造、及び修理より発生した故障、破損4.本器の故障、破損が本器以外の原因で発生した場合5.本器の乱用、及び誤用により発生した故障、破損尚ここでいう保証は本器の保証を意味します。本器の故障に起因する損害は含まれません。_
防爆制御機器の耐用年限
防爆制御機器は定期的な点検や保守を行っていただいても、使用年数が経過していくと材料の劣化等に依り、防爆性能の維持が困難になってきます。特に防爆制御機器の設置されている環境は、製品寿命に直接影響を与える要因が多数存在します。したがって防爆性能の維持が困難だと思われる場合には、速やかに製品更新の検討をお願い致します。このことが電気機器による爆発等の大きな災害を防ぐ唯一の方法です。以下に、本器の製品寿命として、目安の年限を示します。耐用の限度  15年防爆制御機器としての耐用年限です。内蔵の電気機器の保障年限ではありません。米
2.発給に受費用やただくために
本器をご使用いただく際には次の点にご注意下さい。本書内の「警告」「注意」には本器をご使用いただくための重要な情報が記述されています。「警告」「注意」をよく読み、正しくご使用下さい。 「警告」「注意」には次の意味があります。
正しく使用しない場合は爆発などによる死亡もしくは重症を負う可能性があります。正しく使用しない場合は傷害を負ったり、本器を破損したりする可能性があります。禁止事項1.本器は解体、改造しないで下さい。防爆性能を保証できなくなります。また、感電の恐れがあります。 2.定格電源電圧以外の電圧で使用しないで下さい。故障、感電の恐れがあります。 3.可燃性のある雰囲気ではカバーを開けないで下さい。爆発の可能性があります。 4.スケーリング等のカバーを開けての操作は、可燃性のある雰囲気では行わないで下さい。爆発の可能性があります。 5.電源遮断後であっても、銘板に記載の時間はカバーを開けないで下さい。残留エネルギーにより、爆発の可能性があります。 6.本器の設置は通電状態で行わないで下さい。感電、爆発の恐れがあります。注意事項1.本器のカバーの開閉時には指詰めに注意して下さい。又、カバーは無理に開くと、外れる可能性があります。無理に開かないで下さい。落とすとけがの恐れがあります。 2.直射日光や、埃の多い場所での使用は避けて下さい。 3.高温下での使用や、熱のこもる場所での使用は避けて下さい。 4.本器に衝撃を与えたり、振動の加わる場所での使用は避けて下さい。 5.スケーリング等通電状態で行う作業は、スイッチ以外の部分には手を触れないようにして下さい。感電の恐れがあります。 6.プリント板充電部には触らないようにして下さい。感電、けがの恐れがあります。
3.歴史物を植栽して下さい

仕様書による。 (sec, min, h, g, kg, mm, cm, m, m/min,  ℃, rpm, %, ppm, 個,回)

4.大学の「大
本器は防爆構造の数字表示器です。BCD表示又はデジタルカウンタ表示として使用することができます。BCD表示／デジタルカウンタ表示機能の選択はDIPスイッチにて行います。各機能詳細は、下記のとおりです。桁ごとのドットポイントは１桁目を除き任意設定(複数設定)可能です。表示の優先順位は、ランプテスト(8.8.8.8)→ブランキング(表示OFF)→表示値の順です。 4 − 1    BCD入力表示100の桁を1桁目とします。 ①パラレル型桁ごとにBCD数値データを入力し表示します。 ②ラッチ型B11(2°)～B14(2°)のBCD数値データをLAT1(10°)～LAT5(10°)の桁ラッチ信号で識別し表示します。 4 − 2   デジタルカウンタ表示リセット入力（CRST）でカウント値がクリアされます。 ①低速カウンタ10CPS（パルス幅50ms）のパルスをカウントします。 ②高速カウンタ5KCPS（パルス幅0.1ms）のパルスをカウントします。通倍設定として、1、10、60、6000を選択可能です。 (DIPスイッチ設定参照)
入力回路
BCD／カウンタの入力回路は、オープンコレクタ型です。フォトカプラ絶縁入力形式を使用しているため、プラスコモンの電源+12Vが必要となります。外部電源、内部電源の選択ができます（JP1にて設定）。出荷時は内部電源に設定されています。別途外部電源をご使用の場合は、JP1を上に設定し、端子台「VIN」に+DC12Vを接続して下さい。入力論理は、正論理、負論理の両方に対応しています。 (DIPスイッチにて設定)正論理とは、Hを「1」、Lを「0」にとった場合を言い、逆に負論理とはLを「1」、Hを「0」にとった場合を言います。
端子台部
BL |端子台部| GND    DP2    DP3    DP4    DP5    LT BL | | open負論理の場合1）本器のカバーを開けて電源、入力信号用ケーブルを端子台に配線して下さい。 2）使用ケーブルはCV、CVVSのように内部が充実された丸ケーブルをご使用下さい。又、仕上がり外形が７￠以上のものをご使用下さい。配線の誤りが無いよう確実に施行して下さい。又、ネジは完全に締め付けて下さい。緩みは接触不良、発熱の原因になります。耐圧グランドは十分に締め付け、パッキンが効いていることを確認し、緩み止めを施して下さい。 3）設定が確認できましたら、カバーを閉じますが、ケース・カバーの接合面に異物や深い傷が無いことを確認し、接合面をきれいな布で拭き取り、元通り六角穴付きボルト（M6）6本でトルク5.8N・m (60kg・cm) ～6.8N・m(70kg・cm)で締め付けて下さい。確実に締め付けられていないと防爆性能が保証できない場合があります。 (注.ボルト締付時には座金，バネ座金を忘れずに取り付けて下さい)配線は誤接続が無いよう注意して行って下さい。AC/DC、+、一など極性は特に注意注して下さい。故障の原因となります。
6. DIPスイッチ戦略
6 － 1   機能切り替え
注）出荷時はフォトカプラの電源(+DC12V)を本器内部から供給する設定にしており、別途外部電源をご用意して頂く必要はありません。フォトカプラの電源を外部電源から供給されたい場合は、JP1が上になっていることをご確認下さい。
7.データ送信方法
各入力方式別にデータ信号の条件を正理論の場合で説明します。負理論の場合は、「1」、「0」が反転します。 7 − 1    BCD[ラッチ型]最初にBCD数値データを送信します。次に、表示したい桁のラッチ信号を「1」にセットします。すると、この時点のBCD数値データがLEDに表示されます。ラッチ信号を「0」にセットするとデータはラッチされます。 (入力信号の条件) 7 − 2    BCD[パラレル型]各桁のBCD数値データを送信します。リアルタイムに送信データが表示されます。 (入力信号の条件) BCDデータT1 > 50ms
7 − 3   カウンタ[高速／低速]
リセット信号（CRST）を送信しカウント値をクリアします。その後、カウント信号（CNT）を送信し、カウントさせます。入力が入るたびにカウントアップしていきます。最初からカウントを始めたい場合は、リセット信号を入れて値をクリアしてからカウントをスタートさせて下さい。 (入力信号の条件) CNT T1,T2 > 100 μ s[高速時] T1,T2 > 50ms[低速時]
注)「－」はどちらのコードでもご使用できます。参考)最上位桁を符号桁に固定する場合、以下のように配線すると、外部からの信号線1本(B53の入力信号)のみで「－」の有無を制御できます。
端子台部
| GND B54  B53  B52  B51 open制御信号正論理の場合
8. Willingと思ったら
意図した教値が表示されない。 ● →正論理、負論理の設定が逆になっていませんか？ ●全LEDが表示される。 →LTの端子が「1」の状態になっていませんか？「0」の状態にして下さい。全桁ブランクになる。 ● →BLの端子が「1」の状態になっていませんか？「0」の状態にして下さい。不要なドットポイントが表示される。 ● →DP2～DP5の端子が「1」の状態になっていませんか？「0」の状態にして下さい。負論理の場合端子台部
9.他学
9 − 1
＊デジタルフォントの著作権は株式会社ユアネームにあります。 9 − 2

9 − 3
防爆仕様

1.0. 外部リー
外形寸法1 0 − 1 ●グランドパッキン形状、取り付け位置についてはご相談ください。 ●ご注文の際は、ケーブル仕上外径をご指示ください。 ■標準品の取り付け脚及び取り付けピッチは右図(左)のとおりです。右図(右)の様な取替は可能です。
1 0 − 2 ケーブルグランド
電源用・入力信号用に最大3口取り付けられます。標準品は２口装備。右側をホールプラグにしています。