U P I O N Sオプション
サジ形サンプラ物量は料控入器(φ 14 1/10テーバ製) K E M  A 口 A   S  E  R  I  E  S
カールフィッシャー試薬ケムアクアシリーズ京都電子工業ブランドのカールフィッシャー試薬[ケムアクアシリーズ]カールフィッシャー試薬　ケムアクアは、京都電子工業製カールフィッシャー水分計専用の試薬です。ラインナップも充実しており、様々な試料に対応可能。標準物質(水標準・固体水標準)も取りそろえています。コストパフォーマンスが非常に高く、分析にかける費用を抑えることが可能です。水分計メーカが提供する専用試薬を是非お試しください。 （日本薬局方に準拠しています） ●ハイプリッドカールフィッシャー水分計は、日本国内における当社の登録商標です。 ● Hybrid Karl Fischer Moisture Titratorは、日本国内および欧州における当社の登録商標です。
KfM京都電子工業株式
FAX (03) 3268-5591東京支店〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町2-7- (03)5227-3151 (022)207–3800仙台宮東所〒983-0852 仙台市宮城野区相岡4-12-12 FAX (022)207–3802 FAX (06)6942–9898大阪支店 〒540-000 (06)6942-7373大阪市中央区大手前1-7-31 FAX (052)209–5863名古屋室東西名古屋市中区栄養-2-17 (052)209–5862 (092)473-4001 FAX (092)473–4003九　州　文　店　〒812-0012　福岡市博多区博多駅中央街4北九州市戸担区中原新町1-2 FAX (093)851-2250 (093)861-2525 (075)691-4121 FAX(075)691-4127京都市南区吉祥院新田二の設計68本社・工場　〒601-8317 FAX(075)691–9961京都市南区吉祥院新田二の段町56-2 (075)691-4122家　三　工　境　〒601-0317　京都市南区吉祥院新田二の設町74　(075)691-4121 FAX(075)691-1127 ■修理・点検のお問い合わせは…東日本カスタマーサポート(東京) (03)5227-3153 FAX (03) 3268–5592東日本カスタマーサポート（仙台）（022)207–3801西日本カスタマーサポート〈名古屋〉 (052) 209–6875 FAX (052) 209–5063ト(京都) (075)691-4125西日本カスタマーサポート(大阪) (06)6942-7474 FAX (06)6942–2898九州カスタマーサポート(福岡) (092)473-4002安全にお使いいただくために●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい能源・電圧でお使いください。ハイブリッドカールフィッシャー水分計® Hybrid Karl Fischer Moisture Titrator 8 KYOTO EL ●製品の定格及びデザインは改善のため予告なく変更することがあります。 2208-13-YI HEATURES特長カールフィッシャー反応を利用して固体、液体試料中の水分を正確に測定します。ハイブリッドカールフィッシャー水分計®は世界初の新機能として『ハイブリッド滴定法』による高速で高精度な測定、『電解力価測定システム』による純水を使わない力価測定など、新たに便利な機能を搭載!!カールフィッシャー水分計の未来を切り開く画期的な製品です。もちろん[JIS]や[日本薬局方]などの公定分析法に準拠した容量滴定法、電量滴定法にも対応しています。
1つの装置、1つの滴定びんで容量・電量・ハイブリッド！
1つの装置、1つの滴定びんで容量滴定法/電量滴定法/ハイブリッド滴定法に対応！容量法の操作性で電量法の密閉性を実現しました。もちろん、設置スペースも1台分、メンテナンスも1台分です。 Bluetooth*アダプタを接続することで、操作部と測定部を切り離し無線で使用できます。有毒なガスが発生する試料や有機溶媒を使用する測定でも、操作部はドラフト外に、測定部はドラフト内に設置すれば安心して測定する事ができます。また、操作部にバッテリーを接続してワイヤレスで操作することもできます。さらに、モニターアームを取り付け自由に固定することもできます。 （アーム取付けはVESA規格75mm×75mmに準拠しています）
操作部(メインコントロールユニット)と測定部を無線により分離して使用可能
試料投入量を気にする必要がありません
ランニングコスト削減！
◆ハイブリッド滴定法電量滴定法に比べてランニングコストが約1/2になります。 ◆電解力価測定従来の力価測定に比べてランニングコストが約3/5になります。薬弊社指定条件による※使用可能な試験には一部制限があります。測定。
最大4台の同時測定が可能
電位差自動滴定装置、カールフィッシャー水分計の測定部を最大4台まで接続し、同時に測定する事ができます。 （測定部の組み合わせは自由です）省スペースで設置可能です。
新型ビュレットユニット搭載
シリンダ上部に切換コック部を配置する新構造により、シリンダーコック間の配管部分のデッドスペースを削減しました。シリンダ内のデッドスペース削減と合わせて、従来機より試薬交換時の残液を減少することができました。また、ユニットの交換も格段に簡単になりました。
FEATURES
特長
滴定びんフタが簡単に取り外し
隔膜の交換ができます
電解電極（内筒）が新構造になって隔膜交換ができます。オイルなどの試料で隔膜が汚染されたときに容易に交換可能です。
溶剤、試料毎の設定変更が不要
客室消定法
当社独自の技術（液抵抗補償による）終点検出法）の採用により溶剤、試料に応じて必要であった検出電極感度や終点電位の変更が不要になり、より正確な測定が可能です。液抵抗補償による終点検出法は、当社で開発した技術を利用しています。
自動力価校正(タイマー機能追加)
容量満定法
オプションのビュレットユニットを追加し、水・メタノール標準液を充填することで、1ボタンで予備滴定から力価校正までを自動で行います。また、自動力価校正の開始時間を予約をすることができるので、いつでも試料の測定を開始することができます。
タッチパネル式大型カラーLCDを採用
メインコントロールユニットには大型TFTカラー液晶ディスプレイを使用しています。見やすく、視認性に優れています。また、タッチパネルを採用していますのでキー入力が簡単に行えます。
ボタン1つで脱水溶剤を注入・排液します
スターラーに脱水溶剤の注入・排液ポンプを搭載！ポンプの動作時間を内部タイマーで設定すれば、最適な試薬量を自動注入します。カールフィッシャー試薬交換ナビゲーションを搭載。ナビに従い試薬の充てんや交換、ビュレットの洗浄ができます。正確でミスのない操作、作業をサポートします。
ユーザーグループ権限設定機能
ビュレットユニットに試薬情報を内蔵
カールフィッシャー試薬の情報をビュレットユニット内のICチップに全て記録します。他の装置にユニットを移動させても情報を共有。でき、再入力が不要です。使用する滴定液の間違いも防ぐことができます。コンピュータ化システム適正管理ガイドライン(CSV)で要求されているユーザー毎の各種機能の操作権限が設定できます。管理者権限（全ての操作が可能,パスワード必要）と測定者権限（ビュレット操作、校正操作、測定操作、メソッド番号（サンプルファイル）変更、閲覧）の設定が可能です。
試料投入口が大きくなりました
滴定びんフタの上部に口径34mmの大きな試料投入口を設けました。容量法のサンプル投入時に粉体などを確実に投入できます。
正確な試薬交換をサポート
測定結果をPDFで出力
測定結果をPDFに変換し、USBメモリに保存して、電子媒体として管理することができます。プリンタに印字する必要がなく、紙の削減になります。
大容量の滴定びん
当社従来の滴定びん（容量法タイプ）の約2倍の容量(40mL～150mL)。脱水溶剤の注入・排液作業回数を削減できます。 aす。
Measurement principle
測定原理
ハイブリッド滴定法-hybrid method-
カールフィッシャー滴定法には、容量滴定法と電量滴定法があり、各方法にはそれぞれ長所、短所があります。容量滴定法は、高水分（約1％以上）の試料に適しているが、微量水分（ppmオーダー)の試料には適しません。一方、電量滴定法は、微量水分(ppmオーダー)の試料には適しているが、高水分(約1％以上)の試料は、測定時間が長くなる等の不都合が生じ、測定時間短縮のために試料量を減らすと、秤量誤差が分析値に影響を与えてしまいます。両方法の短所を補い、長所を活かした方法がハイプリッド滴定法です。ハイプリッド滴定法は、一定の水分量以上まで容量滴定法と電量滴定法を並行し迅速に測定し、水分量が一定以下になると電量滴定法で測定します。容量滴定法と電量滴定法の並行測定から、電量滴定法への測定へは自動で切り替わります。もちろん、試料に一定以下の水分量しか含まれない場合は、通常の電量滴定法として測定します。
容量滴定法-Volumetric method-
カールフィッシャー滴定法による水分測定において、水は塩基とアルコールの存在下でヨウ素および二酸化硫黄と定量的に反応します。 HzO + Iz + SOz + CH3OH + 3RN → [RNH]SO4CH3 + 2[RNH]I容量滴定法による水分測定では、滴定びんに溶剤を入れ、カールフィッシャ一試薬で滴定して無水状態にしてから試料を加えます。標準水・メタノールなどで、あらかじめ力価(mgHzO/mL)を標定したカールフィッシャー試楽を用いて水分を定量します。滴定は、検出電極の分極電位を検出しながら、滴定速度を制御して行います。
電量滴定法-Coulometric method-
カールフィッシャー滴定法による水分測定において、水は塩基とアルコールの存在下でヨウ素および二酸化硫黄と定量的に反応します。 H2O + I2 + SO2 + CH3OH + 3RN → [RNH]SO4CH3 + 2[RNH]I      (1)電量滴定法による水分測定では、ヨウ素はヨウ素イオンを含む陽極液を電気分解して発生させます。 2l- → l2 + 2e- (2)発生ヨウ素が(1)式に従って消費されると、検出電極でヨウ素が消費されたことを検出して、再び電気分解により(2)式に従ってヨウ素を発生します。発生ヨウ素はファラデーの法則に従って電気量に比例します。 (1)式からlzとHzOは1:1で反応します。以上の原理に基づいて電気分解に要した電気量を水分量に換算します。電解力価測定- electrolysis factor measurement-容量滴定法では、純水や水標準品を使用して、カールフィッシャー試楽の力価測定を行っています。電解力価測定では、このカールフィッシャー試楽の力価測定を純水や水標準品を使用せず、電気分解によって行います。電量滴定法では、「ヨウ素イオンからヨウ素を発生する電気分解(電量滴定）」で使用した電気量から水分量を測定します。一方電解力価測定では「ヨウ素からヨウ素イオンを発生させる電気分解(逆電量滴定)」で使用した電気量からカールフィッシャー試楽の力価を測定します。 6
仕様
PTIONS水分気化装置ADP−611直接滴定では妨害反応を起こしてしまう試料や粉末・固体試料などの水分を測定するための水分気化装置です。試料を加熱し、気化した水蒸気をフラスコ内でバブリングし測定を行います。試料ボートの移動を密閉状態の管外からマグネット方式で行うため、大気中の湿分の影響が少なく、微量水分まで信頼性のある測定が可能です。最適気化温度を自動で算出するスキャンモードの採用により気化温度の設定が容易になりました。加熱管はシンプルな構造になっているため洗浄が容易です。
印字例
スキャンモード(特許第4247093号
スキャンモード(気化温度探査機能)は、試料の加熱気化温度が不明なときや試料の温度挙動を確認する場合に使用します。弊社スキャンモードは、試料を加熱炉内で一定の加熱速度で連続的に加熱し、同時に得られる水分気化曲線から水分放出の滅衰を判断し、その時点の加熱炉温度を気化温度として算出します。
(増設ビュレット) 10