全天候型データ記録装置Eメール式水位・温度測定装置KADEC21－MZPT－N2取扱説明書ノースワン株式会社はじめにこのたびは、Eメール式水位水温測定装置「KADEC21-MZPT-N2」をお買い求めいただき誠にありがとうございます。 Eメール式水位・水温測定装置はKADEC21-MZPTの標準機能にEメール機能を追加したモデルです。半導体ゲージアンプと白金測温抵抗体変換器の両方を内臓していますので、直接水位センサと温度センサが接続できるとともに、同時に測定することもできます。 －目次－－－ ....3 ....4
ご注意及びお願い※本説明書の内容の一部または、全部を許可なく無断転載することは、禁止されています。 ※本説明書の内容に関して予告なく変更することがあります。 ※本説明書の内容について、ご不明な点等お気付きのことがございましたら販売店へご連絡ください。 ※運用した結果の影響につきましては、前項に関わらず責任をおいかねますのでご了承ください。 ※　弊社KADEC®は調査目的用機器です。万一弊社製品の故障、誤動作等に起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。 ※本誌で記載される商品名等は関係各社の登録商標です。ノースワン株式会社〒007-0862北海道札幌市東区伏古2条5丁目1番18号TEL.011(214)0830 FAX.011(214)0835 http://www.north-one.net/改定日Rev1.8 2018年05月29日
1.各部の名称と機能
センサ入力端子台動作用電池LCD表示器外部同期端子外部電源コネクタユントラネ調整つまみ測定スイッチ操作キー
:Eメール通信用の電源を接続するコネクタです。
2.センサーの接続方法
2－1センサーの接続
KADEC21－MZPTと水位センサKDC－S10の接続方法は、次の配線図を参照して接続してください。水位センサケープルは、SCロックを通して各端子に接続します。また、大気開放パイプも一旦記録計の内部に引き込みます。接続後、正しく結線されているかどうかをメニューの入力モニタにして確認します。 (「各設定および表示処理について」を参照）
水圧式水位センサ白金測温抵抗体センサ
2－2入力モード設定
KADEC21－MZPTは、水位と温度の両方を同時に測定できますが、水位のみの計測でも使用できます。ただし、メモリ効率を向上するために次のとおり設定してください。設定操作方法は「各設定および表示処理について」を参照してください。
○水位測定のみ
チャンネル1を水位測定「Water」にします。チャンネル2を未使用「Disable」にします。 ○水位測定と温度測定の両方チャンネル1を水位測定「Water」にします。チャンネル2を温度測定「TempNJPtまたはTempOJpt」にします。
2－3オフセット設定
KADEC21 －MZPTと水位センサを接続後、「Monitor」をメニュー項目から選択します。水面から水位センサまでの深さを測定する場合、水位センサのゼロイニシャル値を予め設定する必要が有ります。その手順は次のとおりです。 ①水位センサを大気中で垂直に置きます。 ②メニュー項目の「Monitor」を表示させ、[ENTER]キーを押して、チャンネル1を[UP][DOWN]キーと[ENTER]キーで設定します。 ③表示しているデータ(イニシャル値)を確認します。(例、表示データ: + 0.004) ④メニュー項目の「Offset」を表示させて、[ENTER]キーを押します。 ⑤[ENTER]キーを押して、0.000の桁にします。 ⑥[UP][DOWN]キーで、一0.004(例)に合わせます。 ⑦[Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」を選択して[ENTER]キーを押します。 ⑧再度、メニュー項目の「Monitor」を表示させ、[ENTER]キーを押して、チャンネル1を[UP][DOWN]キーと[ENTER]キーで設定します。 ⑨表示しているデータが、00.000を確認します。ただし、±00.001はデジタル誤差の範囲です。 ※ゼロ値以外の特定の数値に合わせるときは、イニシャル値＋特定値をイニシャル値として設定してください。
2－4センサの接地
2－4－1水位計の設置時の条件①センサ感部と記録部はできる限り近くに設置。センサの設置場所からできる限り近くに、観測機器の設置が可能な場所で、水位観測に便利な地点を選択してください。また、センサ感部等が簡単に点検出来る場所に設置してください。 ②流木、転石等で機器に損傷を受けない場所。流木・転石等でセンサ感部及び専用ケープルが破壊される恐れのない場所を選択してください。 ③流れの緩やかな場所流速による測定誤差を軽減するため、出来る限り流速が小さい場所へ設置してください。センサ感部周囲の流速が1m／s以上あるときは、保護管や透水管等の中に感部を入れ、その周囲を砂利で埋めて動水位の影響を避けるようにしてください。保護管に直射日光が当たると、保護管内の温度が上昇し、測定誤差の原因になりますので、出来る限り地中埋設とし、露出部分を少なくしてください。また、必要に応じて、容易に感部を引き上げて点検出来る構造にしてください。 ④測定対象は、一般水水圧式水位センサは、水圧を測定し水位に換算していますので、測定対象となる水の比重が、一般の水(比重は略1.0)と大きく異なる(海水等)ときは、予めご相談下さい。
2－4－2水位計の設置時の注意事項
1:大気開放パイプが詰まらないように。センサケープル内に組み込まれている大気開放パイプは、大気圧を圧力検出部に導入し水圧に含まれる大気圧を相殺し、測定誤差を解消しています。大気開放パイプの中に水などが入ると、測定誤差の原因となりますので、大気開放パイプの断面などから、水などが入らないように注意して下さい。 2:センサ感部と大気開放パイプロは近距離。大気開放パイプの大気導入口は、出来る限りセンサ感部に近いところで行えるようにして下さい。極端に離れますとセンサ感部にかかる大気圧と異なり測定誤差となります。 3:センサ感部は垂直で使用。センサ感部は、垂直方向で出力調整されていますので、水平方法で使用しますと誤差の原因となります。 4:センサケープルは、半径10cm以下に折り曲げないこと。センサケープルは、水位計専用ケープルです。ケープル内には、センサ電源線、信号線、シールド線、メッセンジャ線、大気開放パイプがあり、折り曲げることによって大気開放パイプが潰れたり、信号線が破損することがあります。 6:センサ感部先端の受圧面に接触しないこと。センサ感部先端のキャップを取り外しますと圧力受圧面(ダイヤフラム面)が露出します。この受圧面にかかる圧力で水位を測定していますので取り扱いについては、注意してください。 7 :センサを凍結させないこと。水圧式水位センサは、センサ部が凍結しますとセンサ感部が破損しますので、凍結の恐れがある地点での観測は、十分ご注意ください。
2－4－3水位計の設置例および図
記録計を収納する保管箱は水抜けのよい金属性を使用して、金属性のクイに固定します。保護管を保管箱まで引きセンサケーブルを記録計に接続し、大気開放パイプを記録計のケース外に出します。センサケーブルが保護管から露出してそこから雨水が侵入しないようにパッキン等の処置を行います。
3.操作方法
3－1.測定開始および終了測定スイッチを[REC]にすると、設定された条件で測定を開始します。[STOP]にすると測定終了(待機状態)となります。 ＜標準設定状態＞ LCD設定メニューの「Default Setting」を実行したときの、標準的な設定です。（4  LCD表示の意味と設定方法を参照）特にご指定がない場合、工場出荷時には標準的な設定で出荷しますが、出荷時に設定変更をご指定の場合は、「Default Setting」を実行しても、工場出荷時の状態には戻りませんのでご注意下さい。

3－2.記録計の設定
操作キーを押すとLCD表示器にメッセージが表示します。[UP]または[DOWN]キーを操作して設定メニューを選択し[ENTER]キーを押します。設定値および表示内容の変更は、[UP]または[DOWN]キーを操作し、[ENTER]キーで決定します。設定メニューの詳細は、4 LCD表示の意味と設定方法を参照してください。 ※測定中でも設定変更は可能です。 ※キー操作が90秒以上ないときは、LCD表示は自動的に消えます。 ※キー操作は、通信ソフトでも同様の操作ができます。
3－3.通信によるデータ回収
3－3－1.データ回収パソコンに付属(弊社HPからダウンロード可)のUSBドライバをインストールしてください。ドライバインストール完了後、本機USBコネクタにUSB-MINIBタイプケーブルを差し込んで、パソコンに接続します。次に通信ソフトを起動して、データの回収や各設定操作を行ってください。 ※データ回収や各設定操作は、測定中でも実行できます。 ※USBのパソコンが割当てるCOMポート番号に、ご注意下さい。デバイスマネジャーにて確認・変更可能です。
3－3－2. KADEC21通信ソフト
KADEC21通信ソフトは、Windows98以降で動作し、KADEC21シリーズ記録計と通信接続を行い記録されたデータの回収を行います。また、KADEC21シリーズ記録計本体のLCDとスイッチを画面上でモニターして、記録条件等の各種設定を遠隔操作することもできます。回収データをパソコンに保存することができます。保存したデータは、圧縮されたバイナリファイルですが、テキスト形式に変換し、表計算ソフト(エクセル)などで取り扱い可能なCSVファイルを作成します。なお、データ回収を行った場合、バイナリファイルと同時にCSVファイルが自動的に作成されます。通信ソフトの操作方法は、ソフトウェアのヘルプを参考にして下さい。 4 LCD表示の意味と設定方法LCD表示に表示されるメニュー項目の意味と設定方法について説明します。各処理メニューを選択して実行する場合、操作キーを押すと、表に示す順に表示が変化します。表示している処理を実行するときは、[ENTER]キーを押します。次の処理メニューに変更するときは[UP]または[DOWN]

５電池
5－1動作電池の交換記録計の動作用電池を交換するときは、測定スイッチをオフ(OFF)にしてから行います。動作用の電池はKADEC専用電池で、取付ネジで電池の固定と電極を兼ねています。交換する場合は、プラスドライバでネジを外して下さい。 - ※動作電池固定ネジを締める場合、強く締めすぎるとプリント基板側のネジ固定部が破損する場合があります。緩めた時と同じ程度に締めて下さい。 ※動作電池固定ネジは、電池の固定と記録計の電源電極を兼ねています、プリント基板のネジ固定部分が破損すると、記録計に電源供給ができなくなり動作しないことがあります。 ※動作電池の取付けの方向は上記の通りです、電池交換時には向きに十分ご注意下さい。 ※雨天や降雪時の電池交換作業は、水滴が記録計に付着しない様に注意して作業して下さい。
５－２電池残量のリセット
動作電池を交換後、メニュー項目の「BATT」を表示させ、動作電池残量のリセットを、必ず実行してください。もし、このリセット操作を行わない場合、動作電池の容量が有るときでも正確な残量計算ができず、交換前の状態のままです。リセット操作時のメニュー表示は次の通りです。
電池残量のリセット時に、選択した動作電池の容量を記録計内部に設定します。 ※電池残量の表示機能は、計算による予測値です。あくまで目安としてご使用下さい。
5－3測定動作日数
KADEC21－MZPTの動作日数は記録インターバルや接続するセンサーによって変化します。以下に標準的な動作日数を記載しますので設置時の参考にして下さい。ただし、記録計のメモリ容量は考慮していません。
※上記の日数計算には、外部トリガ機能や通信による消費電流は考慮しておりません。プレタイマ機能を使用した外部トリガ機能を使用する場合や、PCとの通信を頻繁に行う場合の動作日数は別途計算が必要でヤ
5－4 Eメール通信用電源
Eメール通信用電源は付属の専用ケープルにてDC12Vを供給する必要があります。商用電源(AC100V)が使用できる環境の場合は、ACアダプタなどで供給することも可能です。商用電源が使用できない環境の場合、鉛シール蓄電池などで供給する必要があります。以下に鉛シール蓄電池を利用した場合の動作日数の記載しますので、設置時の参考にしてください。
※上記の日数計算には、通信リトライ(最大で4回まで行います)は考慮しておりません。電波状態が悪い環境ではリトライ回数が増えましので、動作日数が減ることもあります。また鉛シール蓄電池は低温環境では性能が劣化しますので、動作日数が減少することがあります。低温環境での動作の場合、オプションで低温環境用スーパーリチウム電池(KDC-B16-2)もございます。 6技術資料6－1記録計のデータ回収についてKADEC21シリーズは記録計本体に97280データ分の記録メモリを持っています。データ回収時に、この97280データを全て回収する方法と、未回収の部分のみ回収する2つの回収方法が選択できます。それぞれ、「全データ回収」、「最新データ回収」と呼んで、記録計のLCD表示メニューでは[ALL],[NEW]と表示されます。以下にその違いを説明します。
6－1－1 全データ回収「ALL」
記録計の内部メモリ97280個すべてを回収します。この方法でデータ回収をおこなえば、未回収記録データに過去の記録データを含め記録計内部のデータをすべて回収します。過去の記録データは最新の記録データで上書きされない限り記録計に残っています。万が一、過去に回収したデータが紛失した場合などはこの方法で上書きされていない過去の記録データを全て回収することができます。 6－1－2 最新データ回収「NEW」前回データ回収した記録データの次のデータから現在までの未回収記録データを回収します。この方法でデータ回収をおこなえば、未回収記録データだけを回収しますので短時間で回収動作が完了します。記録計内部メモリ97280データ記録メモリが末尾になると先頭に戻り、記録メモリの先頭からデータを上書きします。〈メモリスクロール方式〉過去の記録データ
6－2  波浪の平均化の平均時間設定(Wave Canceler)
水位変動の多い河川および海岸などでは、水位データを瞬時値で測定しますと正確なデータは得られないことがあります。この様な場所では、水位変化を平均化して測定する必要が有ります。平均サンプリング機能は、記録する測定インターバルの他に平均化時間を設定して、平均値データを算出し記録することができます。ただし、平均化時間内のサンプリング時間は1秒固定です。また、平均化時間がインターバルより大きい場合、インターバルは修正されます。 ※平均化時間が長くなる場合は、電池の消費も増えますので、通常の動作日数より短くなりますので注意してください。 6－3プレタイマーについてプレタイマー機能は、記録計の測定インターバルと同期して、外部のセンサーやアンプなどの機器の電源をオン/オフするための機能です。電源の必要な入力機器は、常時電源を供給すると、電池の消耗を早めます。長期間の測定の場合、大型のバッテリィが必要となってきます。そこで、測定時前にセンサやアンプなどの機器に、測定インターバル前に電源をオンにする信号を出力する機能がプレタイマ一機能です。
6－3－1外部同期端子について
プレタイマー機能で設定した時間で外部同期端子「EXTOUT」がON/OFFします。出力はトランジスタによる有電圧出力ですので、外部電源をON/OFFする必要がある場合はリレー等で回路を構成してください。その際は以下の点に注意してください。〇出力はトランジスタによる有電圧出力で、負荷により記録計の動作電池の消費電流が増加します。 ○オン状態のときは、負荷に動作電池から電流が流れ続けますので、動作電池の消費電流には注意して下さい。
ブレタイマ:OAmin
6－4アフタースタート機能についてアフタースタート機能は、測定開始日を予め設定し、その設定された月日時分から測定を開始します。但し、測定インターバルの設定により、その設定時刻に測定されるとは限りません。つまり測定インターバルを1時間と設定した場合、正時に測定される為、スタート時間を○月△日9時30分と設定しても、測定は10時00分まで行われません。記録中にアフタースタートを設定した場合、設定時刻まで記録は停止します。リモート操作で一旦記録を停止させる場合に有効です。逆に誤ってアフタースタートを設定してしまうと記録が停止させられる為、設定操作には注意が必要です。アフタースタート機能の停止は、測定開始日を全て0 (ゼロ)に設定します。
6－5電池残量表示機能について
KADEC21シリーズのLCD表示メニュー項目の「BATT」で表示される動作電池残量は、測定時の消費電流、待機時の消費電流といった記録計の各動作状態での消費電流を予め内部の不揮発性メモリに書き込んでいます。この値をプログラムで計算することで、電池残量を計算して表示させています。ですから電池残量表示機能は、電池残量の予測値であることにご注意下さい。 (電池電圧の実測値に基づくものではありませんので目安としてご使用下さい。）
6−6 RTC誤差調整機能
記録計内部にはRTC (Real Time Clock)と呼ばれる時計を内蔵しています。出荷時には常温環境下において月差約±10秒以下になるように調整しています。このRTCは水晶発振を基に時刻を刻んでいますが、極端な温度変化の環境下に記録計を設置した場合などは、月差がさらに大きくなる場合もあります。 ※個々のRTCの誤差は統計的な標準偏差により規定されます。 RTC誤差調整機能は、特殊な装置を必要とせずに記録計内部の時計(RTC)の進みまたは、遅れを調整することができます。この機能は、20秒に1度、RTCのクロック数を変化させることにより、時計の進み遅れを調整しています。設定方法は、時計が遅れているときは現在の設定値を減らし、進んでいるときは設定値を増やします。増減値の1カウントの補正時間は以下の様に求められます。 •RTCクロック周波数     :32768Hz(分周比1／2で16384Hz) •1カウントあたりの分解能:1／16384Hz=61. 0351 μ秒•補正インターパル           :20秒例1)1日に時計が3秒進んだ場合。 1日=86400秒86400÷20=4320 1日当り4320回補正インターバルが生ずるので61, 0351 μ秒×4320=0, 2637秒／日3÷0.2637＝約11カウント現在の設定値が10の場合、10+11＝21を設定します。例2)一週間に時計が7秒遅れた場合。 1カウントは、1. 8457秒／週なので　７÷１. 8457＝約4カウント現在の設定値が21の場合、21－4＝17を設定します
7別売りオプションKADEC21シリーズの記録計を便利にお使いいただく為のオプション品をご紹介いたします。
•カメラ用電池ホルダ
カメラ用電池CR123Aは(二酸化マンガンリチウム電池）一般的に市販されている電池です。この竜池でKADEC21シリーズを動作させると電池容量は、専用の動作電池(NRH − B06)に比べ約半となります。 ※:CR123Aの電池容量はメーカ毎に違いがあります。型式:KDC-B01-U21型式:KDC-B06-2
・スーパーリチウム電池
Eメールモデル•EYE2用の耐環境用動作電源として、スーパーリチウム電池(5Ah)です。従来のニッケルカドウミュム電池と異なり充電は出来ませんが、小型で大容量、しかも耐環境性が著しく向上しています。 ※ショートや大電流放電による爆発・発火を防ぐためにヒューズを内蔵しています。このヒューズが切断すると、新品であっても電圧が0Vとなり、修理することができませんので取扱いには十分御注意下さい。
・ACアダブタ 9V (トランスタイプ)
KADEC21シリーズを商用電源(AC100V)で使用する際に使用します。KAZEで使用する際は、電源周波数(50Hzや60Hz)ノイズに強いトランスタイプを使用してください。 ※:先端形状を指定してください。 1: ACプラグ(センターマイナス) 2:差込型ピン端子
型式:KDC－B02－TR－口
8仕様

※ :上記精度は記録計の精度で、センサーと組合わせた総合精度ではありません。
9外形寸法
9－1 KADEC21－MZPT－N2