レーザーフィルムデジタイザー 2905m医療機器製造販売認証番号:21400BZZ00160000

レーザーだから実現できる高性能
マンモグラフィーのスキャンにも十分な圧倒的高画質
フィルムデジタイザーの画賞を決めるポイントは画像の暗い部分の再現性です。 2905Mは標準でも光学濃度4.30まで、高濃度オプションをつければ光学濃度4.70までに対応。レーザーだから高濃度の部分もノイズが目立ちません。 CCDでは再現が難しいとされる暗い部分の微妙な遺族を確実にデジタル化します。また14bitsのA/Dコンバーターを採用。*きめの細かい自然なトーンが得られます。ピクセル間隔は50μmから200μmまで1μm単位で指定可能。高面質が欠かせないマンモグラフィーから一般振影まで、画像の特性に合った条件でスキャンできます。 *出力困像データは12bitsまでです。
ドイツが認めた実力
2905シリーズは、2003年ドイツのBAM
(Bundesanstalt für Materialforschung und-prüfung :連邦材料研究・試験所）の厳しいテストを経て、同所から世界最初のDSクラス(高濃度オプション実裝時)のフィルムデジタイザーとして評価されました。 *認定されたのは当時の第一ロッパ輸出仕様の2905です。現在日本で販売しているモデルと異なる部分がありますが、周買に影響する光学系は同一です。
長尺フィルム・特殊サイズフィルムに対応
下肢の撮影に使用する14°×42°などの長尺フィルムや特殊なサイズのフィルムのスキャンが可能です。* *フィルムの処辺の栽さが364mm以下のものが好象です.
高速スキャン
14"×17"(半切)フィルムを約６秒の高速スキャン(200μm,高速モード)。 CCD方式のフィルムデジタイザーと比べ、2905Mのスキャンの迷さは一目瞭然です。

使いやすい高機能ソフトウェア列売のアレイDICOM画像ビューアーソフトAOC*が医療現場でのさまざまなニーズを満たします。 *スキャンォプション
DICOMイメージサーバーへの送信
フィルムをスキャンして得られた両像データに検査情報を付加してDICOMイメージサーバーに送信できます。各項目が日本語に対応しているほか、氏名にはさらに通常の漢字名に加えてふりがなとローマ字表記が同時に使用できます。検査情報の入力方法には、キーポードからの入力のほか、オプションでDICOMモダリティワークリスト、バーコードリーダー磁気カードリーダーなどがあります。また一度入力した患者情報は患者IDから入力できます。
フィルムサイズによる条件設定機能
フィルムサイズによってスキャン条件を自動的に設定できます。たとえば小さいフィルムは細かいピクセル開層で、大きいフィルムは通常のピクセル開層で自動的にスキャンするように設定できます。
スキャン条件登録機能
スキャン条件に名前をつけて登録することができます。フイルムの種類によってスキャン条件を登録しておくと、同じフィルムサイズでもスキャン時に条件を選択すれば、最適なスキャン条件でスキャンできます。
2905MとAOCで実現する持ち込み画像ソリューション
イメージサーバー送信＋デジタルデュープ作成
外部から持ち込まれたフィルムの面像をスキャンして新しい検査情報を付加し、* 1 DICOMイメージサーバーに送信2保管用の高品質等倍デジタルデューブ作成3面像データをAOCローカルデータベースへ保存できます。もちろんスキャンは1回のみでOK。いったんAOCのローカルデータベースに画像データを保存すると、デジタルデュープを再プリントしたり、検本情報を再編集してイメージサーパーに再送信したりできます。
持ち込み画像データの検査情報を編集してサーバーに送信
外部から持ち込まれたCDなどの面像データ**を読み込んで、検査情報を編集*して1 DICOMイメージサーバーに送信(IHEのIRWFに対応可能) ** 2 AOCローカルデータベースへ保存できます。いったんAOCのローカルデータベースに画像データを保存すると、検査情報を再編集してイメージサーバーに再送信できます。 *1 IPEGなど、DICOM以外の各種形式の関像データが認み込めます。 *ションでDICOMモダリティワークリストが使用できます。 ^オプションです。
高品質等倍デジタルデュープの作成
DICOMイメージャーを使うと、オリジナルフィルムと同じサイズの高品質“デジタルデューブ”を作成できます。1回のスキャンでイメージサーパーヘの送信とデジタルデュープの作成が同時にできるほか、コピー感覚でイメージサーバーへの送信なしでデジタルデュープを作成する“コピーモード”があります。またデジタルデュープには、デュープであることを示す文字が入れられます。
AOCが提供する多彩な機能
そのほかアレイのDICOMビューアー AOCならではの多彩な機能が使えます。機能の例・ユーザー管理機能・ローカルデータベースでの画像管理• 5種類の検索機能•使いやすいバックアップ・DICOM厕性情報(患者・検査・シリーズ情報)の再編集· DICOMデータ構造の変更(画像・シリーズの分割・結合) ・DICOMイメージサーバーへの再送信・デジタルデューブの再出力• DICOMサーバーからのデータ取得• DICOM両像診断装置からのデータ取得•高機能ビューアーバン、連続ズーム、トーン(線形、S字、ガンマ)変更、オーバーレイ、シネ表示、過去面像比較・各種画像ファイルの読み込み・書き出し(JPEG・JPEG2000・TIFF・BMP・PGM・RAW)
画像分割機能
マルチイメージフィルム(1枚に複数のコマが配置にれたフィルム)をスキャンする場合、アレイ独自の画像解析エンジン“SmartClip 2”によって自動的に面像を各コマに分割・位置合わせできます。てたミックスフォーマットのフィルム画像も手動で2905M医療機器製造販売認証番号:21400BZZ0016000 Option高画質だから見えてくるものがある

2905mをパワーアップする充実のオプション
Array AOC, ( 2019 - )コンコン
2905Mの機能・性能をフルに活用するアレイのDICOM画像ビューアーソフトです。2905Mでフィルムをスキャンし、検査情報を付加してDICOMイメージサーバーに送信できます。またDICOMイメージャーと接続すると、高画質等倍デジタルデュープが簡単に作成できます。ローカルデータベースを装備。スキャンした画像はもちろん、持ち込みCD、画像診断装置、イメージサーバーなどから取得した画像をいつでも参照でき、データのバックアップも簡単です。もちろん面像表示機能も充実。補間しながらの連続ズームや線形・非線形トーンカーブ（ガンマ、 5字〉のリアルタイムの変更など、本格的なビューアーの機能を備えています。CD作成オプションを使うと選択した検査画像データをビューアーつきでCDに書き込めます。 *一部の機能はオプションです。最大100枚のフィルムをまとめてスキャンできる装置です。サイズの違うフィルムを混ぜてセットできます。手差しで1枚ずつスキャンすることも可能です。安全にお使いいただくために●ご使用の前に添付文書とユーザーズガイドをよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 (W) Array Corporationァレイ株式会社151-0053東京都渋谷区代々木3-42-10 tel. 03-3320-3911   fax 03-3320-3696   sales@array.co.jp    www.array.co.jp ©Array Corporation. All rights reserved. Array Corporation、Array Corporation口ゴは、アレイ株式会社の商標です。この資料に記載されている会社名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。この資料の記載内容は2021年7月現在のものです。この資料に記載された内容、製品の仕様などは予告なく変更することがあります。