No.CE-01-43 TEMPERATURE  SENSORS
はー人いグ画描同後メ日野へのアペ1名名母・田age B永河破社の画HOW W - HH対称 Hi修理）田教59. U薄
シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管（シース）の内部に熱電対茶線を挿入し、無機絶縁物（高純度の酸化マグネシウムMgD）の粉末によって密封充填されています。絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも優れた耐久性を発揮します。
物：高純度マグネシアMgO &終ダブルエレメント：保護管外径φ3.2、φ4.8、φ6.4、φ8mm
■形式
深1　外部接続開の編末処理です。 ※2　補償等線の長さはヘッドレス形の場合必ず記入ください。(標準2m)
■特長
●広範囲の温度測定
K・N・E・J・T熱電対を揃えて、( − )200℃から1050℃までのワイドレンジな温度潤定が可能です。また、シース外径も￠0.1mmの極細形からφ8.0mmまであり、狭い場所や小さい物の温度測定や熱処理炉、化学プラントなど幅広い用途に対応します。 ●優れた耐震性、耐蝕性シースと素線の間は絶緑物によって密封され、素線は確実に保護されています。耐振動性、耐蝕性に優れており、高温、高圧下における連続使用も行えます。 ●蒸早い応答性絶縁物による密封構造、φ0.1mmの極細形の性能は、熱容量がきわめて小さく急激な温度変化や微少な温度変化にも素早く応答します。 ●高温用シース熱電対をご用意高温での耐久性を飛躍的に伸ばした高温用のシース熱電対(保護管材質チノーアロイB、チノーアロイX）をご用意しています。保護管材質NCF600に比べ、高温での優れた安定性率と5倍以上の耐久性があります。 ※弊社1100C廠化性雰囲気でのテスト結果で、寿命を保証するものではありません。 ー嬉子種別*1（40ページ参照） -補償等線長さ 単位：m ☞² NB：高温用(チノーアロイB)、XL：高温用(チノーアロイX) (φ 0.1、φ 0.15はSUS316のみ、φ 0.3、φ 0.5はNCF600のみ) X0 : φ0.1、X1 : φ0.15、X3 : φ0.3、X5 : φ0.5、01 : φ1.0、61 : φ1.6、
-般仕様級転K, N, E, J, T (φ 0.1, φ 0.15, φ 0.3, φ 0.5はKのみ) (その他R熱電対も製作可能)美JISクラス2、クラス3、クラス1法政クラス3は－200℃の範囲| 49ページ参照くださいクラス1はJIS C1605に準じる保護管材質K…SUS316,SUS310S,NCF600,チノーアロイB、チノーアロイX (φ 0.1,φ 0.15はSUS316のみ、 φ 0.3, φ 0.5はNCF600のみ) N…NCF600 E, J, T……SUS316 φ 0.1, φ 0.15, φ 0.3, φ 0.5, φ 1.0, φ 1.6, φ 3.2, φ 4.8,保護管外径φ 6.4, φ 8.0mm(JIS C1605に準じる外径も製作可能)シース肉厚(mm)外径の10%以上外径の15%以上素線経(φmm) 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000mm現技lk (上記以外も製作できます)け半シース外径の2から3倍以上（R≥2D～3D）用姓φ 0.1 – 1m大φ 1.0 – 200m | φ 6.4 – 50mはRI φ 0.15 – 2m φ 1.6 – 100m φ 8.0 – 50m φ 0.3 – 3m φ 3.2 – 50m φ 0.5 –非接遍形10m φ 4.8 – 50m接地形50m ※ φ0.1mm極細シース熱電対はヘッドレス形のみ製作可能

|保護管形状一覧
(下記以外の保護管形状も製作いたします。14～15ベージ参照)
●端子箱形
単位：mm形共SCYS1-0 ( 2012 ) Y形端子猫SCYF1-0 D形端子箱SCDSi-O ( )ヨンショY形端子猫SCYN1-0 -シフリングY形端子猫Z形篇子稿SCZN7-0 ( HDCHS)スプリングにより保護管先婚を測定物に圧着することが可能です。 (スプリングによる可動範囲10mm) 4
ス熱電対の下記標準品は商品番号にて簡単にご手配いただけますのでご利用ください。 |Y形端子箱形SUS310S、NCF600、チノーアロイB、
単位：mm
本センサは、工業用に開発されたソリッドタイプの温度センサで、シース形センサとしての鋭敏さと、一般工業用としての堅牢性をかね備えた、高性能温度センサです。構造は、保護管と素線の空隙部に、高純度酸化マグネシウムを緻密に充填し、優れた応答性と耐振性、しかも厚肉保護管により、高温・悪性雰囲気中での長時間連続使用にも、安心してご使用いただける耐久性を有しています。 ■内部構造　ソリッドバック●保護管内厚φ 10:1.2mm φ 15：2.2mm φ22:3.6mm
●耐熱寿命特性
●制御特性の一例

●応答特性
4(分)
■特長
●優れた応答性・制御特性エレメントと保護管の間は、絶縁材が毅密に充填されているので空隙部がなく、急激な温度変化にも鋭敏に反応。一般形熱電対と比較して応答性は6～10倍優れており、調御性も向上します。 ●優れた耐熱・耐蝕性保護管内部には空気層がないため茶線の高温酸化が少なく、また圧縮加工による厚肉保護管のため、高温、高圧、腐蝕性ガス雰囲気などの悪条件下の連続使用にも耐久性を発揮します。 ●優れた耐振・耐ショックソリッドタイプなので、振動、ショックに強く工業用として適しています。また曲げ加工もできるのでエルボなしのL型ができます。 ●使い易い端子箱ハッチ形の上蓋が180°開くので、大きな鶯子が上面に露出します。また導線入口を通さずに導線が配線できるので、チップ加工付の導線も簡単に取付け、取りはずしができます。
般仕様

タブルエレメント保護管外径(薬線径)、 φ 10(φ 1.6)、φ 15(φ 1.6)、 φ 22 ( φ 2.3) mm

■形式

※外部接続開の編末処理です。
補償導線は別途ご手配ください。 (38ページ)

■焼却炉用
ダイオキシン対策のため、800℃以上で燃焼させる焼却炉用温度センサです。肉厚保護管ですから長寿命(当社比3倍程度)で、交換手問も少なくランニングコストは安価です。記録計に接続して燃焼証明に使用できます。
■一般仕様
梨線：K熱電対法RE差：JIS クラス1、クラス2測定温度範囲：0～1200℃保護管材質：ソリッドバック熱電対SUH446(サンドビックP4) ■外形寸法上記の編子箱形のほかに、コネクタ式で保護管を炉内側へ取外すタイプも製作できます。
■耐摩耗形
ソリッドパック熱電対の耐摩耗性をさらに向上させるためタングステン・カーバイト系のサーメット加工をほどこしたものです。硬度75と非常に硬く、過酷な条件下でも長時間使用でき、重油・微粉炭混焼工程の予熱温度測定、セメントキルンのクリンカ部温度測定などに適しています。
■一般仕様
線：K熱電対株許容差：クラス1、クラス2保護管外径：φ22、φ15、φ10mmプラス加工厚さ加工厚さ：1mm以内溶射材料: W・C系合金度：75(ロックウエル)硬度保持温度500℃まで硬
■外形寸法
■アルミ溶湯用
●窒化珪素外管
外保護管に窒化珪素を使用し、従来品よりアルミ溶湯に侵節されにくく、高い耐熱衝撃性を有し、予熱なしで溶湯中への侵護が可能です。高温での耐蝕性、耐摩耗性、強度に優れ、焼却炉、流動床、セメント、アスファルト関係の設備にも使用できます。
■一般仕様
線：K熱電対茶社差：JIS クラス1、クラス2政測定温度範囲：0～1000℃保護管材質：ソリッドバック熱電対SUS316　外管　空化珪薬
■外形寸法

シース測温抵抗体は、金属保護管（シース）の内部に白金抵抗茶子を挿入し、無機絶縁物（高純度の酸化マグネシウム）の粉末によって密封充填されています。絶縁性、気密性、耐振性に優れています。
■一般仕様

Pt100*1、100Ω at 0℃ 3級式JISクラスA、B、AA%2 2mA、lmA - 200~500℃ SUS316保護管材質保護管外径φ 32、φ 48、φ 6.4、φ 8.0mm 100mm以上で朝作可能保護管長さ先端部形状帝閉形田げ半径保護管径の2から3倍以上(R≥2D～3D)先篇より100mm掛げ不可部分先編より70mm以内取付不可取付金県100M Ω以上(at DC100V)級経抵抗級後物高純度マグネシアMgO ※1　JPt100も制作可能です。規定電流はクラスB : 5mA、クラスA : 2mAとなります。 ※2　お問合せください。応答性（変温→100℃為屬水中）

■測温部断面図
■外形寸法●シース測温抵抗体商品番号下記標準品は商品番号にて簡単にご手配いただけます。
●端子箱形
形式：NRZS1-0単位：mm保護管材質：SUS316保護管形状：ストレート形素子許容差：Pt100クラスB 5
注1）上記品以外の2対式、クラスA、上記す法以外、関定アクセサリ付き、L受加工などは、形式コートにてご指定ください。
●ヘッドレス形
1海
#1）上記品以外の2対式、上記品以外の2対式、クラスA、上記す法以外、固定アクセサリ付き、接続導
録長さ、種類指定などは、形式コードにてご指定ください。
本センサは、主に一般工業現場で使用される温度センサで、熱電対、測温抵抗体の種類があります。構造は、端子箱、保護管、取付金具、茶線または茶子と絶縁管からなり、保護管形状および取付金具により、ストレート形、フランジ形、ニップル形、L形などがあります。
■熱電対一
–般仕様(形式：C)

E、J、T— —JISクラス1、クラス2 *仕様により異なります−0.5 -0.1, 0.32, 0.65, 1.0, 1.6, 2.3, 3.2
■測温抵抗体一般仕様(形式：R)
Pt100*、100Ω at 0℃   3線式抵抗茶子JISクラスA、クラスB法        法
法         法
法              法  法  法  法  法 法 法 法 法規定電流2mA, lmA *仕様により異なります測定温度※JPt100も制作可能です。規定電流はクラスB：5mA、クラスA：2mAとなります。 ※獨子種別は外部設装備の獨本処理を記入ください。
)一般工業用温度センサ商品番号
一般工薬用温度センサの内、下記標準品は商品番号にて簡単にご手配いただけますのでご利用ください。
●熱電対の商品番号の仕様

●R熱電対商品番号

●K、E、J、T熱電対商品番号

にてご指定ください。
●測温抵抗体の商品番号の仕様

RSS1またはRGS1 SUS304ストレート形Pt100、JISクラスB
この熱電対は、高温真空炉などで非金属保護管を使用した時に気密性を保つため、端子にハーメチックシールピンを採用しています。真空炉以外では、ガスパージをする場合（ハーメチックシール部はmax.1kg/cm²まで）にも使用できます。ハーメチックシールピンは8Pですので最大4対形の熱電対が製作できます。なお、補償導線の接続はコネクタ式です。
一般仕様

SL（純烧結アルミナ）または開放形金属保護管保護管形状密閉非接地形（開放形または先繪六加工可能）アクセサリ指定による（真空フランジなど）福質導線接続コネクタ接続方式注1）W (タングステン)熱電対は敵化性雰囲気では使用できないため先編開放として炉内雰囲気(湿元、不活性、水蒸雰囲気)と保護管内を同じにして使用します。注2）先編を開放した場合、薬報に悪影響がでること(汚染など)がありますので保渡替の途中に穴をあける方法があります。
■形式
[][][][55]— [][2C][R05][0500][15][AD][0300][取付金具(41ページ参照) -挿入部（先端部）、長さ（L2） K10：K熱電対φ1.0  K06：K熱電対φ0.65  K03：K熱電対φ0.32 N10：N熱電対φ1.0   N06：N熱電対φ0.65   N03：N熱電対φ0.32 C05：C熱電対φ0.5 -多対表示（1対形はブランク）  2C：2対形、3C：3対形、4C：4対形先婚部形状  0：帝閉非接地、2：開放形、9：その他特殊タイプ保護管形状 S5、F3、S9 (下図参照)婚子箱  X：特殊タイプ熟電対コード
■保護管形状
※仕様により設計致します。 ●S5タイプ(真空仕様) ■端子部●F3タイプ(真空仕様)
■コネクタ部
単位：mm ●S9タイプ(ガスパージ部)
保護管形状（端子箱形）

ヘッドレス形ス熱電対と一ス演沿抵抗伐
シース熱電対SC、ソリッドパック熱電対NC、シース測温抵抗体NRは、ツェナバリアまたは絶縁バリアと組み合せることで社団法人産業安全技術協会(厚生労働省指定型式検定代行機関)の本質安全防爆機器の検定に合格しています。
ーツェナバリア
●宅源が不要。 ● DINレール取付と、同時に本安接地（アース）が可能。 ●測温抵抗体用は3端子接続ができ、センサ1本にバリア1台で対応。

■構成図

*2対式は対応不可となります。
ー絶縁バリア
●接地工事が不要。接地しないため優れた耐ノイズ性。 ●測温抵抗体用は2線式、3線式、4線式に対応(切換式)。
本センサは、可燃性ガスまたは可燃性液体の蒸気が存在し、引火爆発の危険のある場所において使用する温度センサで、熱電対と測温抵抗体の種類があります。構造は、ゲージ圧1 Okg/cm²以上の内部圧力に耐える耐圧防爆形の端子箱と、絶縁性の良いジアリールフタレート樹脂製端子板、保護管、取付金具、素線または茶子と絶縁管からなり、取付金具の種類により、ストレート形、フランジ形、ニップル形があります。
■構成図
■外形寸法
●バリア（熱電対用、測温抵抗体用）
§ I E
単位：mm
■防爆一般仕様

耐圧防爆構造d2G4第1種および第2種篇子箱へ全网電線管をネジ込み接続Gl/2金販電線管を接地線に代用工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆）に基づく
一般仕様(形式：CU, SCD)
■熱電対-

■測温抵抗体一般仕様(形式：RU, NRD)
Pt100*、100Ω at 0℃   3線式班抗茶子JISクラスA、クラスB許容姓規定電流2mA、1mA *仕様により異なります測定温度φ 3.0～ φ 16mm保護管外経SUS304、SUS316、SUS310S、SUS347保護管材質※JPt100も制作可能です。規定電流はクラスB：5mA、クラスA：2mAとなります。
■外形寸法
単位：mm Б防爆形熱電対/測温抵抗体
■端子箱外形寸法
本センサは、国際規格（IEC）に整合した技術基準に対応した防爆形温度センサで、シースタイプの熱電対と測温抵抗体があります。可燃性ガスまたは可燃性液体の蒸気が存在し、引火爆発の危険性のある場所において使用でき、防爆規格II Cの水蒸、アセチレンに対応可能です。シースタイプなので曲げて使用することが可能で、取付金具の種類によりストレート形、フランジ形、ニップル形があります。

■シース熱電対一般仕様(形式：SC)
茶作規定電流nクス保護管外経保護管長さ保護管材質
lまたは2mA（耐振形Pt100は1mAのみ） BまたはA 3.2, 4.8, 6.4, 8.0  (φ mm) (耐振形Pt100はφ3.2非対応) 100〜10,000 (mm) SUS316

■端子箱外形寸法
■専用ケーブルグランド外形図

本センサは、汎用形の温度センサで、熱電対と白金測温抵抗体があります。基本形状により、ヘッドレス形と端子箱形の2種があり、各種装置にマッチした専用アクセサリを用意しています。
■熟電対一般仕様
条&容結先測定温度K JISクラス2 SCN05 • SCN06——max 900℃ max 650℃ SCN07一(ただし導線接続部——max 150℃) φ 0.65mm SCN05・SCN06——SUS310S SCN07− −SUS316 SCN05 • SCN06− − φ 4.8mm SCN07- - φ 1.6mm -100mm・150mm・300mmの3種SCN05-駅姓系保護管材質保護管管径保護管長さSCN06- SCN07− -300mm・500mmの2種-100mm・300mmの2種
■測温抵抗体一般仕様
Pt100*、100Ω at 0℃   3線式抵抗茶子JISクラスB統容姓2mA規定電流– 50～300℃測定酒度(ただし準線接続部は、－20～100℃) SUS304保護管材質φ 48mm保護管管径-100mm・150mm・300mmの3種保護管長さRN05- −300mm・500mmの2種RN06- ※JPt100も制作可能です。規定電流はクラスB : 5mA、クラスA : 2mAとなります。
■形式・商品番号

本センサは、熱電対素線にビニルやガラスウールなどの被覆を施したもので、保護管などには入れす、そのまま使用する熱電対です。実験室、研究室などでは保護管や端子箱を必要としない場合があり、素線だけでは絶縁や短絡の心配があるため本センサを使用します。また、ふっ素樹脂被覆の場合、御指定により、先端モールド加工が可能です。
ヘッドレスji移動無理病校R005本センサは、ヘッドレス形の白金測温抵抗体です。一般形のほかにスリーブ部を耐熱材にした耐熱形、保護管径の細い速感形、および防滴形があります。
-般仕様
はPt100*、100Ω at 0℃   3線式抗校JISクラスB、クラスA法法KD流(H स規2mA, 1mA様一般形、耐熱形、速感形、防滴形住-般形・耐熱形一県0月良by —0～350℃ – – 50 ～ 150 ℃通感形・防滴形一φ 6mmただし、遠感形のみφ 3.2mm保護管外径保護管材質SUS304,SUS316,チタンなど可保護管長さ100、200、300、500mmスリーブ部耐熱温度60℃ただし、耐熱形は200℃ ※JPt100も制作可能です。規定電流はクラスB：5mA、クラスA：2mAとなります。
■外形寸法
)一般形／遠感形(先端部形状：封じ形) (R005-□11、-□31)時の保護者外形はもうえ−般形(先端部形状：開放網状形) (R005-□12)ヒシチューブ保護室8月5004　 2321023232 ●耐熱形(先端部形状：封じ形) (R005-□21) BS 9945 - ●耐熱形(先端部形状：開放網状形) (R005-□22) ng to susso- .494940769
保護者SUSSO4 ●防滴形(R005- 341)

町原形シース側湯郡元松
NRHS1
本センサは、薄膜形抵抗素子（Pt l OO）の採用と独自の内部構造により、優れた耐振性を実現したヘッドレス形シース測温抵抗体です。船舶、エンジン、発電器、ボイラなど振動環境の温度計測に高い安定性・耐久性を発揮します。 ●船舶用測温抵抗体規格：JIS F9703準拠。
■形式
NRHS1—0RA7□□□□□ ]32長さ外径48： φ 4.8mm 64： φ 6.4mm 08： φ 8.0mm
−般仕様
班抗茶子紙なW規定電流測定温度対的振性保護管材質保護管外径保護管長さ先端部形状絶縁抵抗総終物ヘッドレス形シース潤温振抗体氏浄胶形測温抵抗体Pt100 JISクラスB lmA − 70～500℃加速度40m／s² (4G) SUS316 φ 4.8mm、φ 6.4mm、φ 8.0mm 300～2000mm帝閉形100MΩ以上（100V DC、常温にて）高純度マグネシア MgO
■外形寸法
微細管i後則無限定体R003微細管形のため精密測定に適します。 Pt100*、100Ω at 0℃   3線式抵抗率子JISクラスB、クラスA政統規定電流φ 1.0：1mA、φ 1.6：2mA測定温度- 50~200℃ SUS316本長さ 100、200mmビニルコード　長さ3m φ 1.0：空温→沸酸水中約1.5秒は姓※JPt100も制作可能です。規定電流はクラスB : 5mA、クラスA : 2mAとなります。 ■外形寸法
対策ビニル検覆銅導線
■商品番号

形式と仕様をご指定ください。
や運用機能に完成
R040
本センサは、極細形の白金抵抗素子を使用した熱量温度測定用の温度センサで、熱交換器などの性能テストを行う時の精密温度測定に適します。抵抗茶子許容姓規定電流測定温度
Pt100*、100Ω at 0℃   3線式JISクラスB、クラスA 2mA、1mA −50～200℃ただし、導線および導線接続部は－20～60℃材質一-SUS304 -2×100または200mmす法φ3.8軟質ビニルコード　長さ3m室温→沸騰水中約3.5秒(90%)杭姓はご茶JPt100も制作可能です。規定電流はクラスB : 5mA、クラスA : 2mAとなります。 ■外形寸法
■形式・商品番号

R040-32   1YRG532   φ2×200接続導線3m付き(WY34)荘）上記仕様は商品番号をご利用ください。仕様が異なる場合は形式と仕様をご指定ください。
カフセルサ自然肌揚華京後
R610、R620
本センサは、小形セラミック素子をステンレスのカプセルに入れ、樹脂でモールドした測温抵抗体で、小形軽量、応答性が早く、スベースのないところでの測定に適したセンサです。 ■形式・一般仕様
Pt100%、100Ω at 0℃   3線式班抗茶子JISクラスB、クラスA 17ス測定電流2mA測定温度範囲−50～150℃最高230℃までの高温仕様も製作可能です。 – 195〜100℃までの低温仕様も制作可能です。接杭導線ふっ茶樹脂被覆銅導線※JPt100も制作可能です。規定電流はクラスB : 5mA、クラスA : 2mAとなります。 ●R610-3 ●R620-3 ー 

長官県東郡戸町町長官委
R060
本センサは、検出茶子に白金抵抗茶子を使用した静止表面温度測定用センサです。被測定表面に与える熱外乱を少なくできます。 ●汎用形：白金抵抗素子はシリコーンゴムで完全モールドされ薄形の黄銅ケースに納められており、防湿性、耐衝撃性にすぐれています。 ●フレキシブル形：白金抵抗素子はシリコーンゴムでモールドされ、フレキシブル性を有しています。極薄形で、(－) 50 ～250℃間の温度域での測定ができます。 ●高温測定形：白金抵抗素子が黄銅のケースにハウジングされており、口出し線の固定材等はアルミナ磁器材料を用いて耐熱構造としています。最高500℃までの高温表面の温度測定が安定してできます。 ●小形補強形：白金抵抗素子は熱伝導のよい鍋の円板に埋込まれており、機械的強度に優れています。口出しリード線も耐熱樹脂にて固定されているため断線に対しても強くなっています。外径はφ7mmと小さく、微小部分の測定に適しています。

■外形寸法
●汎用形(R060-□1) ●フレキシブル形1線3本よりシリコーンゴム旅客湯鏡2Y 1フレキシブル形●フレキシブル形●高温測定形(R060-
(注)水中で使用することはできません。

マグセットセンサ(鉄道交)
C400-01
本センサは、検出部にKリボン熱電対を使用した取付部にマグネットを使用した温度センサです。冷凍機や、モータなどマグネットが吸着する部分の測定において着脱が容易に行えます。
■一般仕様
R株法容法測定温度接航導線K(リボン熱電対) JISクラス2 0〜100℃ビニル被覆補償導線2m付き
■形式・商品番号
系 ま日本三19河戸町時at ties K熱電対0～100℃ C400-01 2m付注1）上記仕様については商品番号をご利用ください。仕様が異なる場合は形式と仕様をご指定ください。 ■外形寸法財布のポン熱電社
小物スグネットセンサ(級種類)
C401
本センサは、検出茶子にφ0.32の熱電対を使用し、被測定物の取付けに外径φ 1 0、厚さ4.5mmの小形マグネットを用いた表面温度測定用センサです。研究実験用、ロボット、工作機械、ベアリング、軸受温度、配管、炉壁など、マグネットが吸着する部分の測定が容易に行えます。 ■一般仕様株原容 差社測定温度接続導線K、T JISクラス2 0～150℃ふっ素樹脂被覆熱電対2m付き■外形寸法
マグネットセンサ(風揚華京後)
R400
本センサは、検出部に白金測温抵抗体を使用し、取付部にシート状のマグネットを採用した温度センサです。冷凍機や、モータなどマグネットが吸着する部分の測定において着脱が容易に行えます。
-般仕様
Pt100、100Ω at 0℃   3線式抵抗界子JISクラスB許容姓規定電流2mA 0～60℃測定周皮ビニル被覆銅導線2m付き接続導線■外形寸法■形式・商品番号Broad 19 5000 
年
別のの車R400-32 | 1YRJ520 0〜60℃ Pt100 2m付き(WY35)注）上記仕様は商品番号をご利用ください。仕様が異なる場合は形式と仕様をご指定ください。
小物学マットピンサ(無料理示版)
R401
本センサは、検出索子に薄膜索子を使用し、被測定物の取付けに外径φ１０、厚さ4.5mmのマグネットを用いた表面温度測定用センサです。
■一般仕様
抵抗亲子許登 茂規定電流測定周皮接続導線Pt100、100Ω at 0℃   3線式JISクラスB 2mA 0～150℃シリコーンゴム被覆銅券線2m付き■外形寸法
本センサは、シート状の熱電対(K、T)で被測定物体の表面に直接貼付けたり、圧着するなどして表面温度を測定します。 ●厚みが0.07mmと薄く、応答性に優れています。 ●熱容量が小さく、微小物体の測温もできます。 ●接着、貼付けが簡単にできます。
■形式・商品番号

注）上記品に限っては商品番号で簡単にご手配頂けます。
■一般仕様

取付方法
な−40～300℃ (絶縁紙蔚熱は250℃となります。) φ 0.32mm K、T熱電対楽線銀ロー付(比較的低い温度で使用するときはハンダ付けで可)接着剤による貼付け、または圧着絶縁新付の場合25℃→100℃（水　中）……約0.1秒以下25℃→100℃（空気中）……約14秒絶縁新無しの場合25℃→100℃（水　中）……約0.1秒以下25℃→100℃（空気中）……約8秒(※静止水中、静止空気中において)茶線 幅15×厚さ0.07×長さ35mm絶縁紙（ポリイミドテープ）7×7×厚さ0.05mm×2
本センサは、検出部に集熱板付白金測温抵抗体を使用した配管表面温度測定用の温度センサです。配管への取り付けには面ファスナを使用しますので作業が簡単に行えます。
■一般仕様

■形式・商品番号

本センサは、非接触形の表面温度測定用熱電対で、近接気体と真温度との差を補正して使用します。回転ローラ、移動ベルト、プラスチックシートなどの表面温度を測定します。 ●標準形、ディスタンサ付き（測定距離一定化ローラ）、反射板付き（外径φ120）の3種があります。 ●測定距離を一定（1～2mm）にして非接触で測定します。 ●被測定面の温度や、表面状態などによる放射率補正の必要はありません。
●標準形、反射板付きの
一般仕様
来&茶祭姓測定温度
周囲烟度測定精度測定距離を姓 性

地出力信号出力垣抗出力安定化フィルタ接続導線測定範囲–200℃幅内にて±5℃以内(潤定範囲の中間で補償定数を決めた場合) l～2mm一定約6秒時定数K熱電対超電力15〜22Ω 0.07mm厚アンバー・マイカφ 7mm耐熱ビニル導線または、シリコーンゴム導線5m (10m)付きφ 25×97mm標準形アーム部含まず外形寸法
■外形寸法
●反射板付き表面温度測定用センサ
単位：mm
●ディスタンサ付き表面温度測定用センサ

会社の原則定用測定に存在
R000、R011、R030、R031本センサは、検出来子に白金測温抵抗体を使用した、気体温度測定用のセンサです。小形軽量で、速感形構造になっていますので応答性に優れています。恒温槽、倉庫、一般室内など種々の気体温度に適応できるよう実験室用、一般工業用および一般室内用の3種が用意されています。

■外形寸法

外交部度測定用測定に取存化R033本センサは、検出茶子に白金測温抵抗体を使用した、外気温温度測定用のセンサです。
外観

■形式・商品番号

大臣学人に役割無事事件
R900、R902
本センサは、水中に投入して温度を測定する測温抵抗体で、水中投入のため防水形になっています。保護管材質チタン製は海水温度測定用に適しています。
-般仕様
抵抗寒子結供W規定電流測定温度保護管径Pt100*、100Ω at 0℃   3線式JISクラスB、クラスA 2mA、lmA −50～150℃ (注：導線部分は60℃迄) R900…1対形： φ 6、2対形： φ 8 R902… φ 8 100mm標準SUS304またはチタン一耐寒ビニルまたはクロロプレンゴム被覆材み作< $ 6、 $ 8、 $ 10mm以χい5m保護管長さ保護管材質接椋導線※JPt100も制作可能です。規定電流はクラスB：5mA、クラスA：2mAとなります。
■外形寸法

※形式R90]承位：mmスリーブなし1：JP1100 2 -チタンW：2対
ご指定ください。

食品内部划店用針状況在時
SCHS1-7
本センサは、食肉、八ムあるいはパンなど食品の内部温度を測定する温度センサです。先端部は注射針と同じ形状をしており、肉などに差し込んで内部温度を測定することができます。針状挿入部は100mm、200mmの2種ありますので測定する食品の大きさにより選定することができ、サニタリ加工ですので安心して使用できます。
一般仕様


保護管材質保護管外径保護管長さ先端部形状茶　線　径補償導線サニタリ加工K熱電対、T熱電対(φ1.6のみ) JISクラス2 − 40−500℃ ( φ 1.0) | −40−500℃ ( φ 1.6) | K T − 40 − 300℃ ( φ 1.6) SUS316 φ 1.6mmおよびφ 1.0mm 100mmおよび200mm注射針形φ 0.20mm (外径φ 1.6) φ 0.09mm (外径φ 1.0)ふっ茶樹脂被羅長さ200mm
本センサは、缶詰食品、レトルト食品などの加熱滅菌効果を表すF値を演算するために、滅菌時の雰囲気温度や食品の実体温度を測定するのに適しています。
-般仕様

C030-2 (φ 2mm)、C030-3 (φ 3.2mm) T熱電対JISクラス2 0～200℃防水タイプSUS304 φ 2×100mmまたはφ3.2×100mm φ 6mmシリコーンゴム被覆5m付き
サークリ仕事別無理方法
NRZR🌸
食品、飲料関係で使用されるサニタリ仕様の温度センサは、測定部が直接食品などに接する場所に使われます。測温抵抗体のほかには熱電対が使用され、いすれも衛生的(サニタリ性)な要求として次の項目があります。 ①洗浄可能、②保守点検が容易、③製品に接する部分のサニタリ加工（研磨仕上げ）、④製品の漏れが無い。上記条件を満たすサニタリ仕様温度センサアクセサリとしてヘルール、またはライナを使用します。
-所仕様

※JPt100も制作可能です。規定電流はクラスB：5mA、クラスA：2mAとなります。
■形式
※第子種別は外部投続例の増本処理です。

■サニタリ継手
サニタリ継手は、食品、飲料、医薬品関係に使用されている継手でIDF/ISO規格を基本として製作されています。下記は、大阪サニタリ製のヘルール、ライナです。
ヘルールキャップ

T
●ライナキャッ

4. 4. 4. 4. 4 4. 4 5 ●六角ナット
IDF規格についてIDFは、国際酪農地盟(International Dairy Federation)の略号です。 IDF規格は1960年頃からヨーロッパ名国のメーカーが主体となり計両し、3A規格の寸法上及びネジ規格を継承しています。
R6
市民民のつ系統指中一ルドi後則温度元をR905-3本センサは全体をふっ素樹脂で覆ったタイプで、金属部などの露出がなく、薬品関係の測定に使用できます。
■一般仕様
班抗寿子Pt100*、100Ω at 0℃   3線式JISクラスB、クラスA法 容法規定電流2mA、1mA −50～180℃測定温度φ 4.3mm校前モールド外影保護管長さ60mm SUS304保護管材質接椋導線被覆材…ふっ茶樹脂、ふっ茶樹脂チュープ付き外　径… φ 3mmさ…2m平※JPt100も制作可能です。規定電流はクラスB : 5mA、クラスA : 2mAとなります。承位：mm
高濃厚のは多肌肌肌の皮
R906-3
本センサは、リード線にふっ素樹脂被覆導線を使用した防滴形のセンサで、リード線を含めて高温の水蒸気雰囲気などに挿入することができます。加熱殺菌用の滅菌釜やF値の測定用に適しています。
■一般仕様

Pt100*、100Ω at 0℃   3線式JISクラスB、クラスA 2mA, lmA −50～200℃ φ 3.2mm 100mm SUS316被羅材…ふっ茶樹脂外 径… φ 4mm年%…2m ※JPt100も制作可能です。規定電流はクラスB : 5mA、クラスA : 2mAとなります。 ■外形寸法
クライオバイアル用紙紙紙紙花花
R907-3 ■
本センサは外部からの熱流入を受けにくい構造を持ち高感度、高精度測定を実現します。センサ全体をふっ素樹脂で覆い、優れた耐薬品性を示します。クライオバイアルの他に、ディープフリーザ、防水性が要求される測定などに適しています。
■一般仕様
班抗茶子許容差規定電流測定温度接杭導線Pt100 、100Ω at OC 3線式JISクラスB * lmA − 200～180℃被覆材…ふっ蒸樹脂外　径… φ 1.6mm良さ…1m ※クラスAも製作可能です
■外形寸法
●R907-31素子部がφ2.0の標準タイプふっ茶樹脂モールド部は約50mmまで延長可能
●R907-32
素子部が四角形状素子口出し部を細くし熱流入を低減したタイプ●R907-33素子部に保護管を付けたタイプ熱容量を大きくし、早い応答性による値の変動を抑えます承位：mm
■形式・商品番号

承位：mm
エクストルーダ用級程序的
C008
本センサは、エクストルーダや、インジェクションマシンなどに取付けて使用する熱電対で、ストレート形とL形の2種があります。測温接点は銀で、スプリングにより被測温体に密着します。
一般仕様

保護管外径接 枕 品SUS304 φ4.8またはφ6mmコンセントまたは中継コネクタ
●アダプタ
被測定物の取付穴に本センサを寄者させる専用金具です。本センサの圧着金具を止めるピン(φ3)がない場合、本アダプタを使用します。
アスファルトプラント温度測定用線を攻撃
C025
本センサは、アスファルトプラント用として開発したもので耐衡撃性、耐摩耗性、速感性にすぐれ、骨材落下場所での使用に耐えるよう設計されています。保護管材質は、SUS304+耐摩耗特殊合金を使用していますので、アスファルトプラントの他、耐摩耗性を要求される場所での温度測定に適します。
■形式・商品番号

-般仕様
供法A測定湯度保護管材料保護管寸法K、J(2対も可) JISクラス2 φ 0.65mm Max 300℃ SUS304+耐摩耗特殊合金C025 − 12： φ 22×270mm + φ 9×30mm C025 − 11： φ 16 × 270mm + φ 9 × 30mm CG形(第子帝閉防水形)接地形0℃ →100℃ (沸騰水中) 約10秒約13秒100℃ → 0℃ (搅拌水中) स校氏(90%)

東京長サイロ測湯ケーブル
R101、R102、R103
本センサは、港湾サイロや農業サイロ内の穀物温度を測定するサイロ測温ケーブルで、ケーブル長さは最大50m、測定点は最大１１点、サイロ内縦方向の温度分布が測定できます。外装はポリエチレン被覆ですので摩擦抵抗が少なく、耐水・耐化学性・耐衝撃に優れています。 ●ケーブル断面図承位：mm
■外形寸法
■一般仕様
●一般形サイロ測温ケーブル(R101)
抵抗泰子Pt100*、100Ω at 0℃
φ 20mm max 50mポリエチレン(乳白色)又は高密度ポリエチレンワイヤロープ48.9kNケーブル剥離力1m当り500kg重
●小形サイロ測温ケーブル(R102)
抵抗茶子
Pt100%、100Ω at 0℃ φ 3×20mm SUS304カプセル形簡易3線式（1点の場合3線式） JISクラスB 2mA (5mA) - 20~60℃ max 5点任意(指定) φ 16mm max 10mポリエチレン（乳白色）ワイヤロープ2.3tonケーブル剥離力1m当り300kg重
●ライスセンタ用サイロ測温ケーブル(R103)

●PE伸び検知機能付きサイロ測温ケーブル
(R101オプション仕様品)
ケーブル外被のボリエチレン(PE)が穀物の出し入れにより約50mm以上伸びた場合、検知接点信号を出力できる機能が付いています。上記一般形R101と下記仕様が異なります。測定点数max 9点ケーブル長さmax 40m ※高密度ポリエチレン被覆には対応していません。
RDF(日本国市総理)、石成郡千口郡湖ケーブル
C201
RDF（ゴミ固形燃料）用、石炭サイロ内温度測定用のサイロ測温ケーブルで、サイロ縦方向に最大6点までの温度を測定することができます。エレメントにFEP被覆のK熱電対を使用し、このまわりをフレキシブル金属チューブで覆い、さらにワイヤローブで外装されていますので、石炭の出入りなど苛酷な使用でも耐久性・耐衝撃性を発揮します。本質安全防爆形も製作できます。
一般仕様

■外形寸法

バイオマス発電、アルコール・水茶生成関連のプラント、汚泥処理、RDF、RPFの貯蔵における測定に適した小形・軽量のサイロ測温ケーブルで、サイロ縦方向に最大6点までの温度を測定することができます。エレメントにFEP被覆、内部防水仕様のK熱電対を使用し、ています。
-般仕様

■外形寸法

もの理想測定に示板
R903本センサは、土の中にうめこんで土壌温度を測定する測温抵抗体で、耐振性、防水構造になっています。
■一般仕様

Pt100*、100Ω at 0℃   3線式
※JPt100も制作可能です。規定電流はクラスB：5mA、クラスA：2mAとなります。
■形式・商品番号

PETOO  | JPETOO PETODOR |東京大阪ल्य(L)mm 1対形  R903-3N R903-1N 1 YRN620   5m付き(WN38) 50 2対形 R903-3WN  R903-1WN   1 YRN720   5m付き(WN61)注）上記仕様の内、Pt100については商品番号をご利用ください。仕様が異なる場合は形式と仕様をご指定ください。
コンクリート等年用測量限定化
R985-3W
本センサは、コンクリート養生用の測温抵抗体で内部3重防水構造（荼子部モールド、リード部パッキンシール、リード引出部シリコーンゴムモールド）の耐水形です。2対形で、ネジ込式補強ソケットを標準装備しています。
■一般仕様

※JPt100も制作可能です。規定電流はクラスB：5mA、クラスA：2mAとなります。
総合工業時測開設定は
R050
本センサは、染色工業における染色機の染液温度測定用の測温抵抗体です。耐振性、防水性、応答性にすぐれ、高精度の測定ができます。
■一般仕様
Pt100*、100Ω at 0℃   3線式抵抗茶子JISクラスB、クラスA許容姓規定電流2mA、1mA − 50～150℃測定温度保護管材質SUS304保護管寸法φ 9×50mm + φ 12×100mm φ 9 × 50mm + φ 12 × 150mmの2種材質SUS304 (316)取付金県規格固定ニップルR3/4 (R1/2も製作できます) φ8mmクロロプレンゴム導線10mまたは5m接杭導線茶JPt100も制作可能です。規定電流はクラスB：5mA、クラスA：2mAとなります。
■外形寸法
■形式・商品番号
身位：
仕様をご指定ください。
(延長期間)日本・コバルト測期限定(※
R800-6、R800-7
工業用白金・コバルト測温抵抗体は、感温エレメントに白金・コバルト希薄合金を採用した極低温用温度センサで、極低温領域(4K)から常温まで1本のセンサで精密測定ができます。
■一般仕様

白金・コバルト希薄合金R800-6：4K～375K R800-7：15K～375K 100Ω ± 0.15Ω ±0.5K（基準抵抗値表参照） lmA DC Min0.09Ω/K(at 12K) Max. 0.40Ω/K 10mk以内スバイラルコイル式アルミナセラミック構造カプセル形金メッキ付き黄銅φ2×23mm 4準線式ポリエステル被覆銅導線 φ0.2×L1000mm
■外形寸法
承位：mm
■形式、商品番号

ス・安全防災災自動・コパルトシース別温掛示な
NR800-6、NR800-7
本センサは、4Kから375Kまでの極低温領域において精度±0.5℃の測定を実現します。絶縁バリアと組み合わせることで本質安全防爆機器に合格しており、液体水素やLNGなどのＯ種危険場所で使用できます。日本海事協会NK認証を取得し、日本国籍の船舶に搭載可能です。
－般仕様
白金・コバルト希薄合金NR800-6：4K～375K NR800-7：15K～375K 100Ω ± 0.15Ω ±0.5K (基準抵抗値表参照) lmA DC Min0.09Ω/K(at 12K) Max. 0.40Ω/K 10mk以内スバイラルコイル式　アルミナセラミック構造カプセル形金メッキ付き黄銅φ2×30mm SUS316  φ 1.6 50～100,000mm 4導線式ビニール被覆銅導線T A17126M本質安全防爆構造(ia) II C T4 Ga 12.4V 42mA第TC22088X号※組合せバリアについてはお問い合わせください
■外形寸法

補償導線は、常温を含む相当な温度範囲において、熱起電力特性が、組み合せて使用する熱電対の特性に類似した一対の導線に絶縁を施したものです。熱電対の端子と基準接点間が離れている場合、熱電対の代りに、その間に接続して使用し、熱電対の端子部分の温度変化によって生する誤差を補償します。

■測温抵抗体用接続導線
3線式の測温抵抗体を計器端子に結線する場合、3線とも同一抵抗値でないと誤差を生じます。3芯は、この導線による誤差を最小限に押さえることができます。 6芯は、2対形測温抵抗体または温湿度発信器（R320）結線用に、8芯は温湿度発信器（R22O）の結線用などに使

■被覆熱電対、補償導線、接続導線(測温抵抗体用)端末加工

(注)オスメス組合せの場合、センサ領がオスコネクタになります。但しG2B,G6B,H2B,H6Bの場合、センサ間がメスで、オス側はバネル取付形コネクタになります。 ＊コネクタについてはP.39を参照ください。
Bチップはスリープ状で、中継接続用に使われます。 ※2フランシ
フランの名前村法
■チノー規格フランジ■ニップル
■コンブレッションフィッティング]ネクタ・端子箱■メタル形コネクタ(メス) (オス) (オス)

■CAコネクタ

外形寸法
保護管は、熱電対または測温抵抗体が被測温物や、雰囲気などに直接接触しないようにし、機械的、化学的に保護するためのものです。測温条件、目的により各種の構造、材質がもちいられます。保護管選定の基準として次のような諸条件が考えられます。 ①測定温度および圧力に充分耐えること。 ②被測温物や、雰囲気の腐蝕性に耐えること。 ③気密性が高いこと。 ④熱衝撃に耐えること⑥振動、衝撃などの機械的ショックに耐えること。 ⑥保護管自身が測温部にとって有害なガスを発生しないこと。 ⑦時間遅れが少なく、応答が速いこと。
各種産業において熱の果たす役割は非常に大きく、より良い製品の生産・品質管理には、より確かな温度管理が必要とされます。この温度を検出するセンサが温度センサです。温度の測定方法には種々ありますが、工業用温度計として最も多く使用されているものは、温度の変化とともに変わる
自然測定期表示板
一般には金碱の電気抵抗は温度の変化にともなって増減し、この間には一定の関係があります。そこで温度と電気抵抗との関係が知られていれば、抵抗を測ることによって温度を知ることができます。この原理を利用した測温素子を測温抵抗体といいます。潤温抵抗体の素線材料として、白金、銅、ニッケルなどがありますが、この内、白金は精度、安定性などで最もすぐれておりJISの測温抵抗体として規定されています。白金を素線材料とした潤温抵抗体が白金潤温抵抗体です。当社の白金潤温抵抗体は、きわめて純度の高い(99.999％以上)白金素線を素材としており、 −196～600℃までの測温に広く用いられています。白金線は、温度の変化に対して電気抵抗値が鋭敏に変化し、しかも温度との関係が極めて正確です。安定性は温度センサの中で最も良く、 −196～600℃の温度範囲では精度面で熱電対よりも1桁高い精度を持っています。電気的な量を測定する電気式温度計です。この電気式温度計には、熱起電力を利用するものと電気抵抗を利用するものがあり、前者に使用される温度センサが熱電対、後者に使用される温度センサが測温抵抗体です。
SK
2種の異なる金属線で閉回路を作り、その2接点を異なった温度に保つと温度差に対応した熱起電力が生じて閉回路に電流が流れます。 (ゼーベッt, t, ：温度  A, B：全属線ク効果)この温度と熱起電力との関係を調べておけば、一方の接点を開いて作った2鶯子間に直流電圧計を接続して、熱起電力を測定することにより、温度が測定できます。この原理を利用した温度を測定するための2種の金属の組合せを熱電対(薬線)といいます。熱電対は、比較的高温の測定にもちいられるもので、当社では標準品としてJIS規格のB、S、R、K、E、J、T、N、Cを製作しています。
■白金の温度特性グラフ
■抵抗素子の温度に対する許容差の範囲(JIS C 1604：2013)抵抗薬子の測定温度における誤差は下記許容差の範囲としています。
■規定電流
測定時、白金測温抵抗体に流れる電流による自己加熱現象を考慮して、公称抵抗値により、次のような電流を規定しています。測定電流公称抵抗値(Roの値) 100Ω 2mA、1mA（0.5mA） ■素線の温度に対する許容差(JIS C 1602:2015)許容差とは、熱起電力を規準熱起電力装によって換算した温度から温接点の温度を引いた値の許される最大限度をいいます。
■熟起電力特性グラフ

L：DIN43710-1985規格のFe-CuNiの熱電対
■素線コード種別

落動フランシ取付フランジをボルトで取付部に固定し、保護管をネジで固定します。保護管の挿入長は自由に決められますが気密性はありません。
落動ニップル取付
取付部に受けネジを浴接またはネジ切りし、ニップルを固定します。 (ネジ種類はテーバーとストレート)保護管はニップル側面のネジで挿入長を自由に決めて固定します。コンプレッションフィッティング取付取付部にテーバー受けネジを溶接またはネジ切りし、取付金具をネジ込みます。保護管は挿入長を決めてからナットを締め固定します。コアは銅とふっ茶樹脂の2種類があります。
Lifeフランジ取付
取付場所の関係でストレート形では難しい場合や、鳩子箱などの腐蝕の恐れがある場合に使用されます。フランジは摺動または固定。取付部に相フランジを浴接し、バッキンを入れてボルトで固定します。フランジは保護管に溶接するため設計時に挿入長を決めます。画定ニップル取付取付部に受けネジを浴接またはネジ切りし、保護管に浴接されたニップルを固定します。テーバーネジとストレートネジがあります。
郡管バイブ取付
配管バイプへの取付方法の1例です。食品関係の場合はサニタリ仕様となります。配管バイプの径、潤温位置、流体によって工夫を必愛としますのでご相談下さい。スプリング時間取付温度センサの先篇を測温箇所に常時圧着させるためスプリングを組込んだ取付金具です。金形や金属プロックの温度測定に使われます。
画定フランジ取付
温度センサを正しく安全にご使用していただくため、下記の注意事項を必ずお守りください。
1）肯否差とは絶紀北方を威幸熱結成力αによって教師した猛受から弾猛核危の温度を引いた朝の誇される最大震度をいう。
 2) ik）シース外径の振風内の原列は骨を廃止される。
参考資料
■Platinel II熱電対
工業用白金・コバルト測温抵抗体基準抵抗値表柯驭温

■熱電対の寿命について
熱電対の寿命については、明確な資料はありません。参考的な資料としてJIS C1602-1995解説表1では下記の様に記しています。
上記データは、清浄な空気中で連続使用した場合の値です。熱電対の寿命は一般に、常用限度付近で15～20℃上下することにより、半減又は、倍増すると考えて差し支えありません。またシース熱電対の場合は、常用限度で使用して(清浄な空気中で連続使用)1000時間、起電力変化0.75%を目安としています。 (JIS C1605より)常用限度については、49ページを参照ください。

■熱電対の寄生起電力
・茶線が均一の場合には、両接点（温接点と谷接点）の温度差で起電力は発生するので、茶線途中に高温の部分があっても影響はあり得ません。ところが茶線が不均質の場合、局部的に熱起電力が発生することがあります。これを寄生起電力と言い、測温設差となります。 ・茶線に繰り返し加工歪を加えた場合、あるいは長時間にわたり局部的に高温にさらされた場合には、不均質度が大きくなり発生しやすくなります。特に長尺熱電対の場合は注意が必要です。 ・たとえば、検定炉内に挿入する深さが300〜500mmのとき、その炉外にある部分に不均質部分があると起電力変化がみられないので、現場に設置したときに誤差が生じるということがあります。長尺熱電対の場合の不均質度のチェック方法としては、温接点を検定炉内に挿入したまま途中の部分をバーナー等で局部的に過熱して、起電力の変化を見ることで発見できます。
■K熱電対の劣化とグリーンロット現象
●K熱電対の劣化
K熱電対は耐酸化性を考慮して作られていますので空気中では安定しており、加熱温度と共にわずかづつ熱起電力が増加します。これは正常劣化で、この変化の様子は初期での変化量が大きく、放物線状に増加するバターンのものが多くあります。K熱電対は窒素や炭酸ガスに対しては耐久性があり空気中と同じと考えます。しかし水蒸ガスには大変弱く、熱起電力変化はそれ程大きくはありませんが、結晶粒の粗大化が起こりザラザラした感じで脆くなり電気抵抗が増大します。また、一酸化炭茶、炭茶には非常に弱く、表面の酸化層がとれ白銀色になります。また、硫黄ガスに対してもクロメルが弱く、揃れが入ったり時には折れることも起こります。このような現象を異常劣化といいます。 ●グリーンロット現象これはK熱電対の異常劣化でしばしば問題となる現象です。込炭炉・光輝焼焼炉・プロバンガスを使用している炉等の意元性寮囲気中で使用し、保護管内の残留酸素がある一定の条件の時に起こる使用条件の不適切に起因する異常劣化です。この現象は、クロメル線表面の酸化皮膜が還元されて金属面が露出され、つきに雰囲気中の微量の酸茶(Oz)によりクロメル表面のクロム(Cr)が選択的に酸化して熱電対の組成が変化してしまい、その結果熱起電力は急激にマイナス方向に変化します。(酸茶量が多い通常の雰囲気の場合は適切な酸化皮膜が形成されるため発生しません）この劣化の速度はきわめて速く、1ヶ月程度の使用で温度の指示が100℃以上低下した実例もあります。通常、クロメル線(+側)は正常であれば磁石に吸引しませんが、上記原因により劣化したクロメル線は磁石に吸引するようになります。この現象を茶線の表面が緑色になることよりグリーンロット現象と呼んでいます。この劣化防止対策としては、保護管径を太くしたり、保護管の途中に穴を開けて保護管内部空気の循環を良くする方法や、保護管内に不活性ガス等を送り込んだり種々試みられていますが、決定的な方法とはなっていません。シースタイプや弊社ソリッドバック熱電対のように保護管内を高純度の酸化マグネシウムを充填して酸茶(Oz)を遮断したタイプは、一般形タイプの熱電対より異常劣化の発生割合はかなり少なくなっています。また、耐熱性の金属保護管の中に、シース熱電対を挿入する2重保護管タイプも、通常より寿命が長くなるようです。
■シース熱電対・抵抗体の応力腐食割れ
シース熱電対・抵抗体の製造には冷間引抜加工法が使用されており、内部熱電対の熱起電力特性や、Ni線の機械的強度を損なうことのないよう適正な引抜きおよび、焼純をしなければなりません。しかし、金属シースと熱電対素線やNi線の焼純温度が厳密には異なるので金属シースについては残留応力となって現われます。また、金属シースは長尺のため、一般に輪巻状となっていますが、測温接点の加工や猶子の組立加工時に直線状にしたり、選撤時に輪状にしたりするので更に応力が加わる場合があります。このように残留応力のあるシース熱電対・抵抗体は応力腐食割れが発生しやすくなっています。応力腐食掛れは引っ張り応力に対して垂直方向に生じるため、シース熱電対・抵抗体の場合、金属シースが縦に裂けたように割れます。下記に予防と防止対策に関連した事例を挙げます。 (1)温　度　周囲温度が70～250℃付近で発生することが多く、一般的には温度が高くなるほど発生しやすくなります。
(2)材 質  8〜10％位のニッケル合金は応力腐食揃れが発生しやすく、Ni含有量が50％以上の場合は発生しにくいとされています。例心力腐食揃れが発生しやすいSUS304  …………………Ni 8〜12% SUS316 …………………Ni 10〜14% SUS310S…………………Ni 19〜22%心力腐食揃れが発生しにくいNCF600(インコネル) ……Ni 70%以上シース熱電対の場合SUS316で応力腐食例れが発生した場合、SUS310SやNCF600に変更することによって応力腐食例れの発生が少なくなります。 (3)塩化物 冷却水などの場合、塩化物の濃度が高くなると発生しやすくなります。特に塩化物が濃縮して、スケールとして付着する場合は注意が必要です。 (4)様　造　シース抵抗体で発生した場合は、シース材質は一般的にSUS316なので、一般工業用のSUS316、SUS316Lに変更を行うと応力腐食例れが防げる場合があります。 (一般工業用のバイプは残留応力が少ないため)
■熱電対の電気抵抗
0℃における熱電対の電気抵抗(Ro)は、下表のようになります。

■各国の補償導線の被覆色
補償募級の規格はJIS C1610で規定されており、その内で被覆色は組み合わせる熱電対種類に応じて決められています。JIS C1610- 1995では従来から日本で使われてきた色別（区分2）とIEC規格に整合した色別（区分1）が俳存して規定されていましたが、改訂されたJIS C1610-2012では区分2が規定から外されました。また、被覆色は海外の規格によっても異なっています。
■保護管(耐熱金属材料)の性質

●耐硫化性
H²S、SO²等磁黄化合物のガス雰囲気中での高温腐蝕は、耐熱合金の使用に大きく制約をあたえます。耐熱合金を酸化雰囲気で使用する場合は、Feおよび多くの合金元茶は酸茶に対する親和力が大きいため、酸化保護被酸を生じ、次に就黄が作用します。硫黄が多くなって酸化保護被膜が破れることがありますが、一般には耐酸化性の大きい耐熱鋼は大体磁化に耐えます。しかし、意元性雰囲気では、この作用がないので硫黄の侵入が激しく生じます。また、NiはNiSの融点(780℃)およびNi-NiSの共品温度(645℃)が低いので、高Niの耐熱合金は硫化に耐えられません。高H₂S雰囲気中(800〜1000℃)で比較的耐硫化性が優れているのは、 KTA-KU50(神戸製鋼製)または、UMCO(三菱マテリアル製)です。
●耐バナジウム・アタック
重油燃料の灰分中に含まれるV 2 O 5による加速酸化はバナジウム・アタックと呼ばれる高温腐蝕の一つです。これはV2O5の微点が674℃であり、合金表面で溶け、合金を強く酸化して生成酸化物が溶け込み、更に酸化が促進されるからです。バナジウム・アタックに対しては、Cr量が多いと効果があり、 KTA-KU50(神戸製鋼製)またはUMCO(三菱マテリアル製)が比較的寿命が長いです。
●耐浸炭性
耐熱合金の性能に影響する高温反応の一つに浸炭があります。浅泉はまず、金属表面に泉茶が吸着されることによって起き、この炭茶は主として一酸化炭茶、メタン、炭化水茶等の還元性浅泉性のガス相等から吸着されます。浅泉が起きると徹点が低くなり脆化したり、炭化物（Cr炭化物）にそって酸化が内部に進行したりします。 Cr及びNi量が多い金幅が、浅炭に対して効果があります。例：インコネル600、サンドビックP4、KTA-KU50、 SUS310S、ハステロイX等が耐浅炭性に優れています。
●耐窒化性
耐熱金属材料の中で、A1、Siを含む鋼は、高温で窒化物を作り激しく役蝕されます。従ってA1、Siを含む耐熱鋼は、高温のアンモニア、窒素等窒化性の雰囲気での用途は不適当です。Fe-Ni-Cr合金（SUS系）の場合、Niを増す方が耐窒化に効果があります。Co基合金は窒化に対して極めて優れた性質を示します。例：SUS310S、インコネル600、KTA-KU50、ハステロイX等が耐窒化性に優れています。
*本カクログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。 △安全に関するご注意●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ●記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。●本カタログの記載内容は2023年7月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。株式会社コミ社〒173-8632東京都板橋区熊野町32-8本803(3956)2111(大代) FAX03(3956)8927 URL : https://www.chino.co.jp/東日本支店〒173-8632東京都板橋区熊野町32-8 tr03(3956)2205(代) FAX03(3956)2477京☎03(3956)2401　大☏ ☎048(643)4641宇都宮 2028 (612)8963チ菜☎043(224)8371川☎042(521)3081仏台☎022(227)0581　立神奈川☎046(295)9100 )  110274(42)6611 26水戸☎029(224)9151大阪支店〒564-0063大阪府吹田市江坂町1-23-101 (大同生命江坂ビル) ☎06(6385)7031(代) FAX06(6386)7202版☎06(6385)7031　広島☎082(261)4231大el  ☎092(481)1951大津 ☎077(526)2781坪西山 ☎ 086(473)7400北九州☎093(531)2081名古屋支店〒450-0001愛知県名古屋市中村区郡古野1-47-1 〈名古屋国際センタービル〉 ☎052(581)7595(ft) FAX052(561)2683名古屋☎052(581)7595 富山☎076(441)2096 A7円☎054(255)6136 〈販売店〉 Cat.No. CE-01-43 Jul.- 23-02 Printed in Japan B 187