冷媒計量器
取扱説明書【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

女全にご使用いただくだのに
このたびは、チャージングスケールCS200Sをお買い上げいただきましてありがとうございます。 ●この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。 ●ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。 ●適切な取扱いで本機の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。 ●本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。 ●本機を用途以外の目的で使わないでください。 ●商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。ご注文の商品の仕様と違いはないか。翰送中の事故等で破損、変形していないか。 •付属品等に不足はないか。万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または弊社営業所にお申し付けください。 (本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。)
警告表示の介護
本書および本機に使用している警告表示は、次の２つのレベルに分類されます。警告本機に接触または接近する使用者・第三者等が、その取り扱いを誤ったりその状況を回避しない場合、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状態。本機に接触または接近する使用者・第三者等が、その取り扱いを誤ったりその状況を回避しない場注意合、軽症または中程度の傷害を招く可能性がある危険な状態。または、本機に損傷をもたらす状態。
■　次

#fieh#

なり上のご注意
●ここでは、本機を使用するにあたり、一般的な注意事項を示します。 ●作業要所での詳しい注意事項は、この後の各章で記載しています。
A警告
▶修理技術者以外は絶対に分解しないでください。 ◆改造は絶対に行わないでください。異常な動作の原因となり、ケガや故障の原因となります。 ◆電源はAC100V以外で使用しないでください。故障・発熱の原因となります。発熱によって、爆発や火災の恐れがあります。 ◆粉塵が多い場所で使用しないでください。爆発や発熱、本機の故障の原因となります。 ◆可燃性ガスや引火物の発生・流入・滞留の恐れのある場所や、可燃性ガスや引火物のある場所で使用しないでください。爆発や火災の原因となります。 ◆ACアダプタを引っ張ったり、ACアダプタでプラグの抜き差しを行わないでください。火災や感電、ケガの原因となります。 ◆ACアダプタの上に垂いものを絶対に載せないでください。火災や感電の原因となります。 ◆ACアダプタは、常に点検し異常がないことを確認した上、がたつきがないようにしっかりとコンセントに差し込んでください。 ACアダプタにホコリや油脂分が付着していたり、接続が不完全な状態では感電の原因となります。 ◆本機を充電する際は付属のACアダプタをご使用ください。それ以外のACアダブタでは、思わず事故につながる恐れがあります。 ▶雨中や濡れた手で操作しないでください。 ▶周辺温度・湿度の高い場所では保管しないでください。 ▶本機が濡れないようにしてください。直接水で洗わず、濡れた場合は布で拭き取ってください。感電や回路ショートの恐れがあります。本機の使用温度範囲は、0℃～ 40℃以内です。 ▶本機を使用目的以外の用途には使用しないでください。

A注意
▶本取扱説明書、および当社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメント以外は使用しないでください。 ▶本機の異常（異臭・振動・異常音）に気づいたときは、ただちに作業を停止し、本取扱説明書の「修理・サービスを依頼される前に」を参照してください。また、むやみに分解せず点検や修理を依頼してください。修理はお買い上げの販売店、または当社支店・営業所にお申しつけください。 ◆本機を担当者以外に操作させないよう管理してください。 ▶結果の予測ができない、また、確信がもてない取り扱いはしないでください。 ▶本機に負担のかかる無理な使用はしないでください。負担のかかる無理な作業は、本機の損傷を招くばかりでなく、事故の原因にもなります。 ▶作業台や作業場所は整理整頓し、いつもきれいな状態を保ってください。また、作業場所は十分に明るくしてください。 ◆有機溶剤で本機を清掃しないでください。乾拭きまたは中性洗剤を使用してください。表示部透過窓の透明度が落ちることがあります。 ◆疲労･飲酒･薬物等の影響で作業に集中できないときは、操作しないでください。 ▶本機を使用しないときは、乾燥した場所で子供の手が届かない、または鍵のかかる場所に保管してください。 ▶本機を落としたりぶつけた場合は、ただちに破損・亀裂・変形等がないか点検してください。また、各部に変形・腐食等がないか常に日常点検を行ってください。破損・亀裂・変形等がある状態で作業を行うと、ケガや事故の原因となる場合があります。 ◆電磁波が出るものに本機を近づけないでください。本機の誤作動の原因となります。電磁波の影響を避けるため、電磁波の発生源から3m以内に本機を近づけないようにしてください。 ▶充電完了後にバッテリを長時間放置すると、バッテリは消耗します。３か月に1度はバッテリの充電をしてください。 ▶正しく充電したにもかかわらず著しく使用できる時間が短くなったときは、バッテリの寿命が考えられます。弊社またはお買い求めの販売店に修理の依頼をしてください。 9#980
無品のもので

標準付属品

#980

s of
lif
バッテリの充電
①バッテリ残量が少なくなると、液晶画面にあるバッテリ残量警告マークが点滅します。充電を行ってください。 ②充電には付属のACアダブタを使用してください。接続口は画面左側面にあります。充電中は充電ランブが赤く点滅または点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。 (フル充電 約20時間) ※本機はACアダブタを接続したままでも使用可能です。
●充電ランプ

A 注意
▶充電残量が空になった状態で長期間保管すると、過放電により再充電できないことがあります。長期間保管する場合は、３ヶ月に１回充電をするようにしてください。
ケーブルの接続
①スケール本体から出るケーブルをコントローラの裏側に接続してください。 ②くぼみの位置を合わせて挿した後、リングを手で締めてください。
同職にはどう
基本的な使用方法
①スケール本体を平らで堅固な場所に設置してください。足のねじを回して高さを調整し、ロックナットを締めて固定します。必要に応じて水準器を使用してください。 ②コントローラの角度を替えたい場合は台座をしっかり握り、コントローラ部分を傾ける様にしてください。台座とコントローラを繋ぐノブを回すことはできません。

風袋の設定
空のボンベにフロンガスを充填する時など、ボンベの質量を風袋として設定することができます。 ①コントローラの裏面にある電源スイッチを押し、電源を入れてください。準備ができると「ピ・ピ・ピ」と音がなります。 ② 0が表示されていない場合、 0 】【ZERO】ボタンを押してゼロ点補正を行います。現在の重さが0.00kgのとき、画面下のZERO欄に▼マークが点灯します。(図A) ※ひょう量以上の質量がスケールに載ると、故障の原因となります。速やかにスケールから荷物を降ろしてください。特に荷物を載せた状態でゼロ点補正をした際はご注意ください。 ③フロンを充填・回収したいボンベを計量台の中心にそっと置いてください。 ④数値が安定したら、 ◇ 【TARE】ボタンを押してください。現在の質量を風袋とみなし、正味の質量を表示します。（図B） ※画面下のNET機に▼マークが点いている間に《》【TARE】ボタンをもう1度押すと、▼マークが消えて風袋の質量データがなくなります。フロンの充填・回収操作中に、誤って押さないようご注意ください。 ※風袋引きを解除したい場合は再度TAREを押してください。
⑤またTARE機に▼マークが表示されている間、 【基】【NET/GROSS】ボタンを押す度に、正味の質量(図B)と総質量（図C)を交互に表示します。 ※後述のアラーム設定をすることで、フロンの充填量や回収量が一定値になったときにアラーム音を鳴らすことができます。 ⑥フロンの充填、回収等の操作を行います。 ⑦一連の操作が終了したら、ボンベを計量台から降ろしてください。 ⑧使用後は電源スイッチを切り、電源を落としてください。
アラームの設定
一定の数値範囲を指定して、測定値が上限値以上になるか下限値を下回ると、アラーム音が鳴ります。 ①基本的な使用方法④までの操作を行います。 ②【X】【HIGH/LOW】ボタンを押します。一瞬LOの表示が出て、下限値の数値入力画面に移行します。(図D)数値入力画面では、各ボタンで次のように操作します。 . 【☁】【NET/GROSS】ボタン…桁を選択します。 . [:0]【ZERO】ボタン…数字を選択します。 ③数値を設定後、 X 【HIGH/LOW】ボタンを押します。 HIの表示が出て、上限値の数値入力画面に移行します。同様にして上限値を入力してください。 ④上限値入力後、変】【HIGH/LOW】ボタンを押すと、通常の測定画面に戻ります。 ⑤アラーム設定をキャンセルする場合は、数値入力画面に移行した後、� 【TARE】ボタンを押してください。 ※電源を落としても設定は保持されます。どちらか点灯図D

アラーム設定についての補足
●下限値を1.0kg、上限値を2.0kgにした時数値がマイナス～ 0.20kgの時はアラーム音が鳴りません。 0.25kg以上で下限値に満たない場合、または上限値以上のときにアラームが鳴ります。
…数値設定した範囲…アラーム音の鳴らない点…アラーム音の鳴る範囲…アラーム音の鳴る点o {�}【TARE】ボタンを押して風袋の質量を引いた場合や、【画】【NET/GROSS】ボタンを押して正味質量/総質量を切り替えた場合でも、表示された数値が下限値に満たない場合または上限値以上のときにアラームが鳴ります。
過負荷について
●ひょう量限界を超える質量を本機に載せると、アラーム音が鳴り、図Ｅのような画面が表示されます。すみやかにスケールから荷物を降ろし、質量がひょう量以下になるようにしてください。図E
バックライトの設定
LCD画面にバックライトをつけるか設定ができます。 ●バックライトを消灯。風袋引きボタンを３秒以上押してください。BL offと表示されます。 ●バックライトを常に点灯。 HIGH/LOWボタンを３秒以上押してください。BL onと表示されます。 ●計測時のみバックライトを点灯。 UNITボタンを３秒以上押してください。BL Atuと表示されます。 of all

修理・サービスを武庫される前に
◑修理・サービスを依頼される前に下記の故障診断にしたがって点検してください。それでも解決されない場合は、弊社またはお買い求めの販売店にご相談ください。
●お客様メモ後日のために記入しておいてください。お問合せや部品のご用命の際にお役に立ちます。製造番号:用購入年月日：お買い求めの販売店月石支 店／東京・名古屋・大阪宮樂所／札幌・仙台・さいたま・横浜広島・福岡www.asada.co.jp E-mail:sales@asada.co.jp海外事業所アサダ・タイランド社(バンコク)台湾浅田駿份有限公司以など(ホーチミン)アサダ・ベトナム社(ムンバイ)アサダ・インド社上海浅田進出口有限公司〈上#2アサダUSA (オルゴン用コージン) Ｉ　場犬山工場(愛知県・犬山市)アサダ第一精工株式会社（松　阪　市） (バンコク)アサダ・マシナリー社関品の使用方法に関するお組合せは☞ 0120-114510(イイシゴト) 〈受付故聞〉 900 - 12:00 - 13:00- 12:00人士-日- 93:10:<0 Ver.01コードNo. IM0480A