全天候型データ記録装置Eメール式温湿度測定装置測定装置KADEC21－UHTV－N2取扱説明書ノースワン株式会社ははじめにこのたびは、Eメール式全天候型測定データ記録装置「KADEC21-UHTV-N2」をお買い求めいただき誠にありがとうございます。KADEC21シリーズ(KADEC21-UHTV-N2)は、KADEC21の標準機能にEメール送信機能を追加したモデルです。特にKADEC21シリーズは、TRON   OS(オペレーティングシステム)搭載によって、操作性に優れ、低消費電力化をさらに進めた次世代のデータロガーです。
－－－目次－－－

ご注意及びお願い※本説明書の内容の一部または、全部を許可なく無断転載することは、禁止されています。 ※本説明書の内容に関して予告なく変更することがあります。 ※本説明書の内容について、ご不明な点等お気付きのことがございましたら販売店へご連絡ください。 ※　運用した結果の影響につきましては、前項に関わらず責任をおいかねますのでご了承ください。 ※本誌で記載される商品名等は関係各社の登録商標です。ノースワン株式会社〒001-0025 北海道札幌市北区北25条西13丁目1-28 TEL.011(708)0230 FAX.011(708)0232 http://www.north-one.net/改定日 Rev1.1 2011年10月14日
1.各部の名称と機能

2.センサーの接続
KADEC21-UHTVの入力は2チャンネルあり、「直流竜圧」、「抵抗」、「サーミスタ(温度)」、「白金測温抵抗体(温度)」、｢温度湿度計｣、｢竜流｣といった多種のセンサーに対応しています。入力チャンネル毎に設定できる要素は以下の通りです。
※ 1 : Temp NJPtははJIS1997規格のPt100 ※ 2  : Temp OJPtはJIS1981規格のJPT100 ※３：サーミスタセンサはＪＩＳ規格の６KΩ／０℃センサに対応します。
2－1 電圧出力センサー
記録計の入力チャンネル1、2はそれぞれ竜圧入力に設定可能です。記録計の竜圧出力レンジは土2Vです。2Vを超える電圧を入力させる場合は分圧器で分圧してから記録計に入力して下さい。
2－2サーミスタセンサー記録計の入力チャンネル1、2はそれぞれサーミスタ入力に設定可能です。適合するサーミスタセンサーは、JISO℃/6KΩです。この規格以外のサーミスタセンサーを接続しても正しく温度が記録できませんのでご注意下さい。 ※ :サーミスタセンサーの信号線(2本)には極性はありません。
2－3 抵抗出力センサー記録計の入力チャンネル1、2はそれぞれ抵抗入力に設定可能です。抵抗の入力レンジは、200KΩ、20KΩ、2KΩの3レンジに対応しています。センサーの仕様に合わせて最適なレンジに設定して下さい。 ※ :通常ポテンショメータなどの抵抗出力センサーの出力信号には極性はありません。
2－4 電流出力センサー記録計の入力チャンネル1、2はそれぞれ電流モードに設定可能です。 ※ :電流モードを使用する場合は必ず100Ωのシャント抵抗を使用して下さい。 ※ :記録計はシャント抵抗に流れる電流によって生じる、抵抗両端の電圧降下分を記録します。 ※ :記録計の電圧レンジは±2Vですので、電流の最大値は20mA以下でご使用下さい。 ※ :シャント抵抗を選定する場合、抵抗値の精度、温度による抵抗値変化を考慮して選択して下さい。シャント抵抗の精度は記録値の精度になります。 ※ :上図の様に複数の電流出力センサーを接続する場合、「IN1 －」端子と「IN2 －」端子は記録計内部で接続されていますので、センサー側の電流駆動回路の構成にご注意下さい。 ※ :上図の配線は一例です、センサーの種類によってはシャント抵抗の挿入場所が変わる場合もあります。 ※ :シャント抵抗が100Ω以外の抵抗値を使用する場合や、電流の最大値が20mAを超える場合は、記録計を電圧モードに設定してご使用下さい。
2 － 5 白金測温抵抗センサー
白金測温抵抗は記録計のチャンネル1のみ対応します。 ※ :白金測温抵抗センサーは、0℃／100Ωのセンサーに対応します、PT1000Ωには対応していません。 ※ : JIS1997年規格「PT100」及びJIS1981年規格「JPT100」の両規格のセンサーに対応しています。 ※ : 「PT100」→Temp NJPt、「JPT100」→Temp OJPtに記録計の測定モードを設定します。 ※ :記録計の温度の取込は3線式を採用しています。センサーが4線式の場合「A’」の線は使用しません。 2－6 湿度センサー湿度センサーは記録計のチャンネル2のみ対応します。 ※ :湿度出力の適合する仕様は、0～100%→0～1Vです。 ※ :記録計の「HUMPS」端子は、湿度センサーへの電源供給端子で定格DC9V－10mAです。センサー側の消費電流が10mA以上の場合は「HUMPS」端子から電源供給はできません。 2－7－1 KDC－S02－HMP45Dを接続する場合チャンネル1→NJPT、チャンネル2→Humに設定して、以下の様に接続します。 2－7－2  KDC－S02－HMP155Dを接続する場合チャンネル1→NJPT、チャンネル2→Humに設定して、以下の様に接続します。
2－7－2 温度・湿度センサーの設置
外気温度湿度計を設置するときは、強制通風筒または自然通風シェルターを使用して、その内部にセンサを固定して取り付けます。自然通風用シェルターは、日射光がセンサーに直接あたるのを防ぎ温湿度センサーにその影響少なくするためのものです。測定場所周辺の自然の空気の流れを極力乱さない構造です。また、外圧からの要因によって引き起こされる、センサーの損傷も防ぎます。センサの設置位置は、下端が地上高約1.5mになるようにします。ただし、積雪地帯では、雪面から1.5mになる位置まで治具のネジをゆるめて移動させてください。外気温度湿度を観測するときの、温度センサ使用時の一般注意事項を次に示します。 ※通風または、加熱空気が検出部に直接当たらないように保持します。 ※被測定物または、計器を太陽光にさらしておくと温度変化が大きくなります。 ※水しぶき、蒸気噴霧、水滴のしたたりなどのある所での測定は行なわない。 ※沿岸部など塩分多くを含む環境や、腐食性のガスや火山性ガス等の腐食性物質を含んだ大気状態に於いてはセンサー感部の検出素子が短期間に腐食を起こす場合があります。 ※感知部に手を触れると、センサの感知状態が変化して平衡化するまでに長い時間がかかります。
3.操作方法
3－1.測定開始および終了測定スイッチを[REC]にすると、設定された条件で測定を開始します。[STOP]にすると測定終了(待機状館)となります。 ＜標準設定状態＞ LCD設定メニューの「Default Setting」を実行したときの、標準的な設定です。（4  LCD表示の意味と設定方法を参照）特にご指定がない場合、工場出荷時には標準的な設定で出荷しますが、出荷時に設定変更をご指定の場合は、「Default Setting」を実行しても、工場出荷時の状態には戻りませんのでご注意下さい。

3－2.記録計の設定
操作キーを押すとLCD表示器にメッセージが表示します。[UP]または[DOWN]キーを操作して設定メニューを選択し[ENTER]キーを押します。設定値および表示内容の変更は、[UP]または[DOWN]キーを操作し、[ENTER]キーで決定します。設定メニューの詳細は、4  LCD表示の意味と設定方法を参照してください。 ※測定中でも設定変更は可能です。 ※キー操作が90秒以上ないときは、LCD表示は自動的に消えます。 ※キー操作は、通信ソフトでも同様の操作ができます。 3－3.通信によるデータ回収3－3－1.データ回収パソコンに付属(弊社HPからダウンロード可)のUSBドライバをインストールしてください。ドライバインストール完了後、本機USBコネクタにUSB-MINIBタイプケープルを差し込んで、パソコンに接続します。次に通信ソフトを起動して、データの回収や各設定操作を行ってください。 ※データ回収や各設定操作は、測定中でも実行できます。 ※USBのパソコンが割当てるCOMポート番号に、ご注意下さい。デバイスマネジャーにて確認・変更可能です。
3－3－2. KADEC21通信ソフト
KADEC21通信ソフトは、Windows98以降で動作し、KADEC21シリーズ記録計と通信接続を行い記録されたデータの回収を行います。また、KADEC21シリーズ記録計本体のLCDとスイッチを画面上でモニターして、記録条件等の各種設定を遠隔操作することもできます。回収データをパソコンに保存することができます。保存したデータは、圧縮されたバイナリファイルですが、テキスト形式に変換し、表計算ソフト(エクセル)などで取り扱い可能なCSVファイルを作成します。なお、データ回収を行った場合、バイナリファイルと同時にCSVファイルが自動的に作成されます。通信ソフトの操作方法は、ソフトウェアのヘルプを参考にして下さい。 4 LCD表示の意味と設定方法LCD表示に表示されるメニュー項目の意味と設定方法について説明します。各処理メニューを選択して実行する場合、操作キーを押すと、表に示す順に表示が変化します。表示している処理を実行するときは、[ENTER]キーを押します。次の処理メニューに変更するときは[UP]または[DOWN]
５電池５－１動作電池の交換記録計の動作用電池を交換するときは、測定スイッチをオフ(OFF)にしてから行います。動作用の電池はKADEC専用電池で、取付ネジで電池の固定と電極を兼ねています。交換する場合は、プラスドライバでネジを外して下さい。 / ! ※動作電池固定ネジを締める場合、強く締めすぎるとプリント基板側のネジ固定部が破損する場合があります。緩めた時と同じ程度に締めて下さい。 ※動作電池固定ネジは、電池の固定と記録計の電源電極を兼ねています、プリント基板のネジ固定部分が破損すると、記録計に電源供給ができなくなり動作しないことがあります。 ※動作電池の取付けの方向は上記の通りです、電池交換時には向きに十分ご注意下さい。 ※雨天や降雪時の電池交換作業は、水滴が記録計に付着しない様に注意して作業して下さい。 5－2電池残量のリセット動作電池を交換後、メニュー項目の「BATT」を表示させ、動作電池残量のリセットを、必ず実行してください。もし、このリセット操作を行わない場合、動作電池の容量が有るときでも正確な残量計算ができず、交換前の状態のままです。リセット操作時のメニュー表示は次の通りです。
電池残量のリセット時に、選択した動作電池の容量を記録計内部に設定します。 ※電池残量の表示機能は、計算による予測値です。あくまで目安としてご使用下さい。
5ー3測定動作日数
KADEC21－UHTVの動作日数は記録インターバルや接続するセンサーによって変化します。以下に標準的な動作日数を記載しますので設置時の参考にして下さい。ただし、記録計のメモリ容量は考慮していません。
※上記の日数計算には、外部トリガ機能や通信による消費電流は考慮しておりません。プレタイマ機能を使用した外部トリガ機能を使用する場合や、PCとの通信を頻繁に行う場合の動作日数は別途計算が必要です。
5－4 Eメール通信用電源
Eメール通信用電源は付属の専用ケープルにてDC12Vを供給する必要があります。商用電源(AC100V)が使用できる環境の場合は、ACアダプタなどで供給することも可能です。商用電源が使用できない環境の場合、鉛シール蓄電池などで供給する必要があります。以下に鉛シール蓄電池を利用した場合の動作日数の記載しますので、設置時の参考にしてください。
※上記の日数計算には、通信リトライ(最大で4回まで行います)は考慮しておりません。電波状態が悪い環境ではリトライ回数が増えましので、動作日数が減ることもあります。また鉛シール蓄電池は低温環境では性能が劣化しますので、動作日数が減少することがあります。低温環境での動作の場合、オプションで低温環境用スーパーリチウム電池(KDC-B16-2)もございます。
6技術資料
6－1記録計のデータ回収についてKADEC21シリーズは記録計本体に97280データ分の記録メモリを持っています。データ回収時に、この97280データを全て回収する方法と、未回収の部分のみ回収する2つの回収方法が選択できます。それぞれ、「全データ回収」、「最新データ回収」と呼んで、記録計のLCD表示メニューでは[ALL],[NEW]と表示されます。以下にその違いを説明します。 6 － 1 － 1 全データ回収「ALL」記録計の内部メモリ97280個すべてを回収します。この方法でデータ回収をおこなえば、未回収記録データに過去の記録データを含め記録計内部のデータをすべて回収します。過去の記録データは最新の記録データで上書きされない限り記録計に残っています。万が一、過去に回収したデータが紛失した場合などはこの方法で上書きされていない過去の記録データを全て回収することができます。 6－1－2 最新データ回収「NEW」前回データ回収した記録データの次のデータから現在までの未回収記録データを回収します。この方法でデータ回収をおこなえば、未回収記録データだけを回収しますので短時間で回収動作が完了します。記録計内部メモリ97280データ記録メモリが末尾になると先頭に戻り、記録メモリの先頭からデータを上書きします。〈メモリスクロール方式〉
6－2プレタイマーについて
プレタイマー機能は、記録計の測定インターバルと同期して、外部のセンサーやアンプなどの機器の電源をオンノオフするための機能です。電源の必要な入力機器は、常時電源を供給すると、電池の消耗を早めます。長期間の測定の場合、大型のバッテリィが必要となってきます。そこで、測定時前にセンサやアンプなどの機器に、測定インターバル前に電源をオンにする信号を出力する機能がプレタイマー機能です。
6－2－1外部同期端子について
プレタイマー機能で設定した時間で外部同期端子「EXTOUT」がON/OFFします。出力はトランジスタによる有電圧出力ですので、外部電源をON/OFFする必要がある場合はリレー等で回路を構成してください。その際は以下の点に注意してください。〇出力はトランジスタによる有電圧出力で、負荷により記録計の動作電池の消費電流が増加します。〇才ン状態のときは、負荷に動作電池から電流が流れ続けますので、動作電池の消費電流には注意して下さい。
6－3アフタースタート機能についてアフタースタート機能は、測定開始日を予め設定し、その設定された月日時分から測定を開始します。但し、測定インターバルの設定により、その設定時刻に測定されるとは限りません。つまり測定インターバルを1時間と設定した場合、正時に測定される為、スタート時間を○月△日9時30分と設定しても、測定は10時00分まで行われません。記録中にアフタースタートを設定した場合、設定時刻まで記録は停止します。リモート操作で一旦記録を停止させる場合に有効です。逆に誤ってアフタースタートを設定してしまうと記録が停止させられる為、設定操作には注意が必要です。アフタースタート機能の停止は、測定開始日を全て0 (ゼロ)に設定します。
6－4電池残量表示機能について
KADEC21シリーズのLCD表示メニュー項目の「BATT」で表示される動作電池残量は、測定時の消費電流、待機時の消費電流といった記録計の各動作状態での消費電流を予め内部の不揮発性メモリに書き込んでいます。この値をプログラムで計算することで、電池残量を計算して表示させています。ですから電池残量表示機能は、竜池残量の予測値であることにご注意下さい。 (竜池電圧の実測値に基づくものではありませんので目安としてご使用下さい。)
6－5 RTC誤差調整機能
記録計内部にはRTC (Real Time Clock)と呼ばれる時計を内蔵しています。出荷時には常温環境下において月差約土10秒以下になるように調整しています。このRTCは水晶発振を基に時刻を刻んでいますが、極端な温度変化の環境下に記録計を設置した場合などは、月差がさらに大きくなる場合もあります。 ※個々のRTCの誤差は統計的な標準偏差により規定されます。 RTC誤差調整機能は、特殊な装置を必要とせずに記録計内部の時計(RTC)の進みまたは、遅れを調整することができます。この機能は、20秒に1度、RTCのクロック数を変化させることにより、時計の進み運れを調整しています。設定方法は、時計が遅れているときは現在の設定値を減らし、進んでいるときは設定値を増やします。増減値の1カウントの補正時間は以下の様に求められます。 •RTCクロック周波数    :32768Hz(分周比1／2で16384Hz) •1カウントあたりの分解能:1／16384Hz＝61. 0351 μ秒•補正インターバル: 20秒例１）１日に時計が３秒進んだ場合。 1日=86400秒86400÷20=4320 1日当り4320回補正インターバルが生ずるので61. 0351 μ秒×4320=0. 2637秒／日3÷0.2637＝約11カウント現在の設定値が10の場合、10+11＝21を設定します。例2)一週間に時計が7秒遅れた場合。 1カウントは、1. 8457秒／週なので7÷1. 8457＝約4カウント現在の設定値が21の場合、21－4＝17を設定します
7別売りオプションKADEC21シリーズの記録計を便利にお使いいただく為のオプション品をご紹介いたします。
•分圧アダプタ
記録計の竜圧入力範囲(±2V)を超える竜圧を分圧して記録計の入力レンジに合わせる場合に使用します。 ※出力のインピーダンスが高い信号を分圧すると誤差が大きくなる場合があり、センサーによっては使用できない場合もあります。型式:KDC－P06－分圧比
•カメラ用電池ホルダ
カメラ用電池CR123Aは(二酸化マンガンリチウム電池）一般的に市販されている電池です。この電池でKADEC21シリーズを動作させると電池容量は、専用の動作電池(NRH − B06)に比べ約半となります。 ※ : CR123Aの竜池容量はメーカ毎に違いがあります。
型式:KDC-B01-U21
・スーパーリチウム電池
Eメールモデル•EYE2用の耐環境用動作電源として、スーパーリチウム電池(5Ah)です。従来のニッケルカドウミュム電池と異なり充電は出来ませんが、小型で大容量、しかも耐環境性が著しく向上しています。 ※ショートや大電流放電による爆発・発火を防ぐためにヒューズを内蔵しています。このヒューズが切断すると、新品であっても電圧が0Vとなり、修理することができませんので取扱いには十分御注意下さい。
型式:KDC-B06-2
8仕様

※：上記精度は記録計の精度で、センサーと組合わせた総合精度ではありません。
9外形寸法
9－1 KADEC21－UHTV－N2