seq 101
m woll бәле әl den ■中～大流量対応のバネル取付型流量計。 ■流量調整バルブと警報スイッチ取付可能。 ■ Panel-mounting type flowmeters for corresponding to the medium amount of flow up to the larger one. ■ Flow control valve and alarm switch can be installed. Model number selection現格気体用For quis形状日本Shaps流体名流量単位宮大流電王力/写真常禁口径オプション
FM - PR特殊項目については、型式未尾に順番に明記下さい。詳細はッチ横は向かって*2:スイッチ横は向かって右側が標準です。
*3: A接点:設定価以上クローズ, B接点:設定価以下クローズ(磁気スイッチは後付のみとなります) *4:圧力、温度がl atm/20℃以外のものについては、巻末の技術資料を参照下さい。
*5:スタントはPR50のみ対応。ントはPR50のみ対応。 ※潤定範囲はAIR換算1 atm(OMPa(G){/20℃条件の流量です。茶スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20~80%が使用範囲です。ただし、個々の目盛りや接点方式等により使用範囲は異なります。 ※本製品は通常AIR(常温、大気開放)で校正しています。ご依頼の仕様が上記校正条件と異なる場合、温度圧力比重を樋正した目盛で製作します。 * 1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult of specificat本2: Std. switch installation is on right as one faces. * 3: Contact A: Switch is closed as the float izes past the switch Contact B: Switch is dosed as the float falls past the switch. (Magnet switch can be installed at the back side only) Max. * 4: Refer to technical information at the end of this catalog, if applying any pressure and temperature other than 1 alm and 20°C. B NL/min本5: For stand mounting, it is mountable only to PRSO type. E SL/min ※ Measuring range shown above are ones equivalent to air at 1 atm and 20°C. ※ Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, N特殊For specialized unit     *  1 it varies depending on a scale, size and contact method of flowmeter ※ This product is normally calibrated with an ambient temperature of AIR inder atmospheric conditions. In case that flow meter(s) is / are required to make under different conditions such as temperatures, pressure values,スイッチ無しWith no switch 0 and Specific Gravity, from the before-mentioned conditionsリードスイッチ横A接点（PR40型は不可）With side reed switch of contact A (No PR40 type) 1 we may be able to make flow meter(s), depending on provided specifications.リードスイッチ横B接点（PR40型は不可）With side reed switch of contact B (No PR40 type) 2
９【特殊For specialized fluid * 3 *2 * 3 *2 * 3 3リードスイッチ後A接点 With rear reed switch of contact A 4リードスイッチ後B接点 With rear reed switch of contact B * 3磁気スイッチNPN出力A接点Magnetic switch of NPN output contact A A * 3 B磁気スイッチNPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B *3磁気スイッチPNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A C *3.磁気スイッチPNP出力B接点Magnetic switch of PNP output contact B D *3 9特殊For specialized alarmバネル前面取付型ニードルバルブ無し Panel-mounted type with no needle valveバネル前面取付型下側ニードルバルブ付Panel-mounted type with needle valve at lower sideバネル前面取付型上側ニードルバルブ付 Panel-mounted type with needle valve at upper sideバネル埋込取付型ニードルバルブ無しPanel-embedded type with no needle valveバネル埋込取付型下倒ニードルバルブ付Panel-embedded type with valve at lower sideバネル埋込取付型上倒二一ドルバルブ付 Panel-embedded type with valve at upper side * ]特殊For specialized shape o 1 2 3 4 5
材質Material SUS304工程長Specifications

Standard dimensions
規格可法

構造図Structural drawing
FM-PR40/50/60 FM-PR80バネル前面取付型磁気スイッチ付  Panel-mounted type with magnetic switch
接点方法Contact forms楽A接点/B接点 Contact A / Contact B DC 0~24V  Max. 0.2A接点容量 Contact capacity 50cm(AWG 24)ケーブル長Cable lensth茶磁気スイッチ仕様は巻末の技術資料をご参照下さい。 For specification about magnetic switch, see technical data at the end of this catalog. 811154721111 FM-PRバネル埋込取付型リードスイッチ横付Panel-embedded type with side reed switch Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable to magnetic panel ※ 1 :取付の際には一時的にハンドルを取り外してください。 Remove valve handle before installing flow meter on panel.
材質 Materials
No.
8-1 8-2日#宮