LAMP法専用遺伝子増幅検出装置(エンドポイント濁度測定装置)
LAMP Turbidity Measuring System LT-16取扱説明書(Version 8.0)リポンジーン

必ずお守りください
この装置は通常の使用方法を考慮して、使用中の危険を避けるように設計されていますが、装置本体、使用者、あるいは使用者の周囲の方々に対する危険を避けるために、装置をセットアップ、使用する前にこの取扱説明書を注意深くお読みください。この装置の正しい使用方法に関して不明な点がある場合には、株式会社ニッポンジーンまでお問い合わせください。装置を分解しないでください。火災や感電、故障の原因となります。この装置は、医療行為および臨床診断等の目的においては使用できません。
注意表示に関して:

使用上の注意
本取扱説明書によって定められていない方法でこの装置を扱うと、使用者あるいは装置に損傷を与える恐れがあります。この装置を設置する台が水平で安定しており、装置が転倒しないことを確認してください。また設置台が装置の重量やサイズに適していることを確認してください。もし装置が落下した場合は、装置に損傷を与える可能性があります。装置のカバー（測定部の蓋）を持って装置を持ち上げないでください。移動する際は、底面あるいは側面を持つようにしてください。この装置は電動装置です。装置に通電する前に電源の電圧設定が正しいことを確認してください。電圧が不明な場合は、電気技術者にご相談ください。装置の底面に規格を記したラベルが貼付されていますので必要な場合は参照してください。装置を移動させる場合は、事前に必ず電力を遮断してください。主電源を切り、電源アダプタの電源ケーブルをコンセントから外してください。また、後部の電源プラグから電源アダプタのピンジャックを外してください。装置の内部は浸水から保護されるよう設計されていますが、この装置はIP保護等級の承認を受けていません。もし液体が装置の上にこぼれ、内部に浸透した場合、電圧により危険な状態を引き起こす恐れがあります。危険を招くような水こぼれが発生した場合は、ただちに電源ケーブルをコンセントから外してください。装置に通電している状態で装置あるいは液体には絶対に触れないでくださし。
電源ケーブルをコンセントから外すことにより電源を切断します。
その他の注意事項
使用中はサンプルホルダおよびカバーが高温になりますので、触れないでください。装置からの液体の安全な除去は使用した化学物質によって異なります。また使用環境の安全の基準を満たすには、その液体（試薬）に関する正しい知識が必要です。上記の注意事項は補助的な内容であり、全ての安全性を保証するものではありません。使用の際は、その場所で定められた安全基準を適用してください。不明な点がある場合は、株式会社ニッポンジーンまでお問い合わせください。目次ページI 
製品説明1.装置と付属品の確認2. LT-16の仕様各部の名称3. 4. II LT-16のセットアップ1. LT-16の設置2.電源技術3.    LT-16のセットアップ4.反応溶液の調製および反応チューブのセット5. LT-16の終了6.基本的な使用方法7.メニュー 8.メニュー一覧9.代表的な表示III   PC、外部プリンタとの接続… A.  装置とPCの接続方法B. 装置と外部プリンタの接続方法

【はじめにお読みください】
このたびは、LAMP 法専用遺伝子増幅検出装置（エンドポイント濁度測定装置）LT-16（以下、 LT-16）をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しい方法で装置を使用してください。
使用上の注意
1.    LT-16は医療機器ではありません。医療行為および臨床診断等の目的では使用できません。 2. LT-16を使用する際は、この取扱説明書の記載内容に従ってください。記載内容と異なる使用方法および使用目的により発生するトラブルに関しましては、株式会社ニッポンジーンでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 3.測定中はカバーを開けないでください。サンプルホルダが高温になっており、火傷を負う恐れがあります。また、蛍光灯などの外乱光が入ると光強度が変化し、測定に影響を及ぼします。 4.エアコンや扇風機など、送風機器の近傍で使用しないでください。 5.タッチパネルはガラス製です。強い衝撃を与えたり、重いものを載せたりしないでください。 6.検査環境の汚染を防ぐため、検査後サンプルの電気泳動法等による操作やオートクレーブ高圧滅菌処理は行わないでください。 7. LAMP法は栄研化学株式会社が特許を保有しています。株式会社ニッポンジーンは、LAMP法専用エンドポイント濁度測定装置の開発、製造、および販売を許諾されています。
反応チューブLT-16では、TIC-028 PCR用キャップ付き8連チューブ反応チューブ（株式会社イナ・オプティカ）の使用を推奨しております。その他のチューブを使用すると、装置の故障の原因となる場合があります。当社の保証は、推奨以外のチューブを使用された場合の破損や故障には適用されません。
l 製品説明
1.装置と付属品の確認
本装置には下記の構成品が含まれていますので確認してください。

2. LT-16の仕様

4.表示部

1. LT−16の設置
. ● ●梱包材から装置本体、電源アダプタを取り出してください。装置は、振動、衝撃、湿気の影響がない水平な台に設置してください。装置は設置台の中央に置き、周辺には障害物が常に無いようにしてください。装置は流し台などの近傍から離れた場所に設置してください。水による故障が疑われる場合は操作をしないように注意してください。装置下面からの吸気を過度に妨げないよう注意してください。また、カバー後部の排気口は塞がないでください。このような場所に装置を設置して空気の流れを制限すると、稼働を妨げ、性能に影響を与えます。
2.電源接続
● ● ● ●装置の電源プラグに電源アダプタのピンジャックを差し込んでください。電源アダプタに電源ケーブルを差し込んで下さい。電源ケーブルをコンセント（商用電源AC 100 V）に接続してください。スイッチを入れると装置が起動し、タッチパネルに画面が表示されます。
3. LT−16のセットアップ
●装置の電源スイッチを押して、電源をオンにします。 ●タッチパネルにメイン画面が表示され、RUNランプが緑色に点灯します。 ●電源をオンにした直後から、サンプルホルダがプレヒート温度まで上昇します。操作をしない場合、サンプルホルダはプレヒート温度に保持されます。装置のカバーを開閉する際は、静かにカバーを持ち上げてください。カバーは上方向に開きます。カバーを閉じる際は静かに下げるようにしてください。カバーにはヒートリッドが搭載されています。カバーを閉じる際には、障害になる物品が挟まらないように注意してください。また、無理な開け閉めは避けてください。
4.反応溶液の調製および反応チューブのセット
反応溶液を調製し、反応チューブに分注してください。分注後、反応チューブのキャップをしっかりと閉め、サンプルホルダに入れてカバーを静かに下げてセットします。 STARTボタンを押すと、すぐに測定を開始できます。詳細な設定に関しては、13ページ以降を参照してください。指定以外のチューブは使用しないでください。指定以外のチューブを使用すると、装置の故障の原因となる場合があります。使用中はサンプルホルダおよびカバーが高温になりますので、触れないでください。
5. LT-16の終了
● ●サンプルホルダがプレヒート温度に保持された状態、もしくは十分に温度が下がった状態で装置の電源をオフにしてください。正常に測定が終了した場合は、サンプルホルダがプレヒート温度に保持されていますので、そのまま終了できます。 ● ●測定中にSTOPボタンを押して測定を強制終了させた場合、設定温度によってはサンプルホルダが高温となっておりますので、サンプルホルダの温度が下降してから装置を終了してください。装置を終了する際は、電源スイッチを押して電源をオフとし、電源ケーブルはコンセントから外してください。
6.基本的な使用方法
装置の電源がオンの状態（RUNランプが緑色の状態）で、測定部のカバーを開けてサンプルをサンプルホルダにセットします。その際、カバーのつまみは左右に回すことでロック/アンロックが切り替わります。カバーを開ける場合はアンロック状態、閉じる場合はロック状態としてください。アンロックロックSTARTボタンを押すと、測定が開始されます。測定が開始されると、MEASUREランプが緑色に点灯します。測定時は、プレヒート温度から増幅温度まで温度上昇し、増幅温度に達した時点から、設定した増幅時間、温度を保持し測定を行います。プレヒート温度と増幅温度が等しい場合は、すぐに測定へ移行します。 LAMP Turbidity Measuri増幅時間が経過した後、酵素失活温度まで温度上昇し、設定温度に達した時点から、設定した酵素失活時間、温度を保持し酵素の失活を行います。酵素失活が終了すると、加温が停止し、プレヒート温度まで温度が下降します。あらかじめ設定したファン作動温度まで下降すると、ファンによる空冷が開始されます。プレヒートが終了すると、測定終了となり、 MEASUREランプの点灯が消えます。測定終了後、検出結果がMENUのRESULT内、 TURB RESULTに表示されます。結果を印字する場合はオプションのプリンタあるいはターミナルソフトウェアを用いたPCへの出力を実行してください。RESULT画面のPRINTを押すと、自動的に結果が出力されます。ウェル番号右のチェックボックスのチェックを外すと、該当するウェルのデータは出力されません。新たな測定を行う場合は、上記を再度実施してください。検出結果が表示されていた場合にも、STARTボタンを押すと設定がリセットされ、次の測定が開始されます。 ●　プレヒート温度に保持された状態、もしくは十分に温度が下がった状態でLT-16の電源をオフにしてください。 ●正常に測定が終了した場合は、サンプルホルダがプレヒート温度に保持されていますので、そのまま終了できます。 .測定中にSTOPボタンを押して測定を強制終了させた場合、設定温度によってはサンプルホルダが高温となっておりますので、サンプルホルダの温度が低下してからLT-16を終了してください。 LT-16を終了する際は、電源スイッチを押して電源をオフとし、電源ケーブルはコンセントから外し●てください。
7.メニュー
メニューボタンを押すと、メインメニューがプルダウン表示され、下記の各メニューを選択できます。パラメータメニュー PARAM: GRAPH:検査部選択メニューグラフメニュー RESULT:パラメータメニュー、グラフメニューから各ボタンを押すと、それぞれの画面が表示されます。検査部の選択が必要な場合は検査部選択メニューが表示されるので、BOTH（左右両方）、LEFT（左側）、 RIGHT（右側）のいずれかを選択します（メニューによっては、BOTHが表示されない場合があります)。

9.代表的な表示
ワークパラメータ画面（WORK PALAM）測定対象ウェル「MS」、表示対象ウェル「DR」を設定します。「＊」が付されている番号は対象とされるウェルの番号です。 ｢ * ｣をタッチすると切り換えることができます。「DT」をタッチするとチャートの表示色を切り換えることができます。測定パラメータ画面(MEAS PALAM)測定で使用するパラメータを設定します。数値欄をタッチすると数値入力タブレットが表示されます。このタブレットを使用して任意の数値を入力します。測定結果の計算に使用するパラメータを設定します。数値欄をタッチすると数値入力タブレットが表示されます。このタブレットを使用して任意の数値を入力します。測定パラメ一タでサンプリング時間を1から変更した場合、濁度の数値が変動しますので、THRESHOLD VALUEも変更する必要があります。サンプリング時間1回/1秒の場合、750-1,000程度サンプリング時間1回/6秒の場合、5,000程度が適当です。
パラメータロード画面
保存されているパラメータをロードします。パラメータの名称をタッチすると、ロード選択肢が表示されます。測定部の平均温度をグラフ表示します。縦軸（温度）、横軸（経過時間）をタッチすると、スケールを変更できます。増幅チャート画面(サンプリング1回/1秒) 1秒ごとに1回データを取得し、チャート表示します。閾値は赤いラインで表示され、このラインを超えた時の時間をTTとして出力します。増幅チャート画面(サンプリング1回/6秒) 6秒ごとに1回データを取得し、チャート表示します。測定ごとの濁度変化量が1回/1秒よりも大きくなるため、縦軸の値が大きくなります。プライマーセットごとに、サンプリングタイムおよび至適な閾値を設定することを推奨します。
測定結果は、グラフ、数値で確認できます。電子データで出力する際には、製品添付のLT-16 Managerマニュアルをご参照ください。また、印字する際には、外部プリンタを使用してください。 (外部プリンタおよび接続方法につきましては、株式会社ニッポンジーンまで別途お問い合わせください。）

A. 装置とPCの接続方法

1. RS232C-USB変換ケーブルを初めて使用する場合PCを起動し、動作する状態とします。 RS232C-USB変換ケーブルのUSB側コネクタをPCのUSBコネクタに接続します。 RS232C-USB変換ケーブル用のCDをPCにセットします。CDのインストール手順に従ってUSBドライバをインストールしてください。インストール手順は、RS232C-USB変換ケーブルのCDのマニュアルを参照してください。 USBドライバがインストールされれば、以降、この操作は不要です。
2.装置とPCを接続する場合
PCを起動し、動作する状態とします。 RS232C-USB変換ケーブルのUSB側コネクタをPCのUSBコネクタに接続します。RS232CケーブルとRS232C-USB変換ケーブルを接続します。RS232Cケーブルを装置のRS232Cコネクタへ接続します。
3.終了する場合
装置の電源をオフにします。 PCのソフトウェアを終了します。装置側のRS232Cケーブルを取り外します。PC側のRS232C-USB変換ケーブルを取り外します。その際、PCでUSBの「安全な取り外し」の処理が必要であれば、実施してください。 PCの電源をオフにします。
B. 装置と外部プリンタの接続方法
外部プリンタおよび接続方法につきましては、株式会社ニッポンジーンまで別途お問い合わせください。 •記載内容や製品仕様、価格に関しては予告なく変更する場合があります。 . .本取扱説明書の記載内容は2022年4月現在のものです。最新の取扱説明書は株式会社ニッポンジーンホームページからダウンロードしてください。 「ニッポンジーン」および「NIPPON GENE」は、株式会社ニッポンジーンの日本における登録商標です。 •その他、製品名等の固有名詞は各社の商標あるいは登録商標です。 ●記載内容および写真の複製、転載を禁止します。 Copyright © 2022 NIPPON GENE CO., LTD. All Rights Reserved.