株式会社e・オータマ　佐藤智典2022年9月12日
目次
板受1 2エミッション要求1
1 概要
IEC 60846-1[1]は、β線、X線、及びγ線による0.01 μSv〜10 Svの範囲の線量、あるいは0.01 μSv h−¹～10 Sv h−¹の範囲の線量率の周辺線量当量(率)や方向性線量当量(率)の測定が意図された、可搬型の環境評価用のメータやモニタに対する要求事項を定めた規格である。†¹†²この規格では主に線量当量や線量当量率の測定に関係する様々な性能に関する要求事項やその評価について述べられているが、その要求の一部としてEMCの要求を含む。 4 6本稿ではこの規格に含まれるEMCの要求の概要を述べる。なお、本稿は規格の内容全てをカバーするものではなく、また正確であるとも限らないので、規格についての正確な情報は規格そのもの[1]を参照していただきたい。
2　エミッション要求
該当するIEC規格やを適用する。
3　イミュニティ要求
3.1 共通事項
3.1.1 性能基準
EUTの測定値の表示やデータ出力を監視/記録し、妨害の影響による測定値の偏差が以下の値を超えないことを確認する: †1この規格に基づくJIS規格がJIS Z 4333、「X線、γ線及びβ線用線最当量(本)サーベイメータ」として発行されている。竜子式個人線最計はIEC 61526 (JIS Z 4312)で扱われており、これもこの規格と似たEMC要求を合む。その他、測定対象や機器の形態に応じた規格が策定されている(§4.1)。 †²周辺線最当最などの用語については、例えば日本電気計測器工業会の「放射線計測ガイド」(https://www.jemima.or.jp/ tech/6-02-01-11.html)などを参照。 †³例えばIEC 61326-1のような。 3
3.4 3.5 3.6無線周波数電磁界から誘起された伝導妨害50 Hz/60 Hz磁界. . . . . 4補足その他の規格の例4.1 5参考資料
●線量当量の測定の場合、有効測定範囲に含まれる最小の線量の値をH 0 (Sv)として±0.7H 0 ; ●線量当量率の測定の場合、有効測定範囲に含まれる最小の線量率の値をH 0 (Svh-1)として±0.7 H 0.この基準は、性能基準Ｂの場合は妨害の印加前と印加後に、性能基準Aの場合は妨害の印加中を含めて適用される。この判定に先立って、EUTが示した測定値から意図的な放射線照射(§3.1.2)の寄与分を、またバックグランド放射線の影響を無視できない場合にはその寄与分を除くことが必要となるだろうが、これらの寄与分は例えば妨害を印加していない状態で6分間の測定を行なうことで(必要であればその安定性の確認のためにその測定を複数回行なうことで)確認できるであろう。有効測定範囲は少なくとも以下の範囲を含み、この情報はその機器自身に、また機器に添付される仕様書や取扱説明書などに明記されている筈である: ●アナログ表示の場合、1桁当り1つのレンジを持つ場合はスケールの最大値の10～100 %、1桁当り２つのレンジを持つ場合はスケールの最大値の30〜100 %の範囲: ●デジタル表示の場合、最小の有効数字の上の桁から最大値まで; ●科学的表示(例えば“1.23 E-6”のような)の場合、製造業者が規定した範囲。
3.1.2 動作条件
電源を入れて動作させ、またレンジを選択可能な場合は最高感度のレンジに設定する。放射電磁界に対するイミュニティの試験(§3.3)では、試験中、デバイスは概ね7Hoの線量率での藤驚に曝す。14
3.2 静電気放電
IEC 61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2000[²]に従って、各印加箇所、各条件で10回の放電を印加した後、測定値の偏差が±0.7H o 、あるいは±0.7H oを超えないこと(性能基準B)。
3.3 放射電磁界
3.3.1 一般
IEC 61000-4-3:2006+A1:2007[²]に従って、80～ 800 MHz、及び960 MHz～1.4 GHzの周波数範囲で10 V/m (1 kHz 80 % AM)の電磁界を各6分間照射した時、妨害の印加中と印加後に測定値の偏差が±0.7H 0、あるいは±0.7H 0を超えないこと(性能基準A)。15試験時間の短縮†6のため、試験は次のように行なうことができる(図2): 1.以下のそれぞれの周波数について、20 V/m (1 kHz 80 % AM)、各6分間の照射を1方向
のみから行なう:
80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 290, 320, 350, 380, 420, 460, 510, 560, 620, 680, 750 MHz, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 GHz†7 2.いずれかの周波数での試験で測定値の偏差が限度の1/3を超えた場合、それらの周波数の±5 %の範囲について、ドウェル・タイム6分、 1 %ステップの周波数掃引での10 V/m (1 kHz 80 % AM)での試験をEUTの3方向の配置全てについて行なう。 †8
3.3.2
IEC 61000-4-3:2006+A1:2007[²]に従って、800 ～960 MHz、及び1.4～1.7 GHzの周波数範囲で30 V/m (1 kHz 80 % AM)の電磁界を各6分問照射した時、妨害の印加中と印加後に測定値の偏差が±0.7H 0 、あるいは±0.7H 0を超えないこと(性能基準A)。試験時間の短縮のため、試験は次のように行なうことができる: 1.以下のそれぞれの周波数について、60 V/m (1 kHz 80 % AM)†9、各6分間†¹⁰の照射を1方向のみから行なう: 820, 900 MHz, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7 GHz 2.いずれかの周波数での試験で測定値の偏差が限度の1/3を超えた場合、それらの周波数の±5 %の範囲について、ドウェル・タイム6分、 1 %ステップの周波数掃引での30 V/m (1 kHz 80 % AM)での試験をEUTの3方向の配置全てについて行なう。
無線周波数電磁界から誘起された伝
3.4
導妨害
IEC 61000-4-6:2008[²]に従って、150 kHz～ 80 MHzの周波数範囲で10 V (1 kHz 80 % AM)の妨害を各6分問印加した時、妨害の印加中と印加後に測定値の偏差が±0.7H o 、あるいは±0.7H oを超えないこと(性能基準A)。試験時間の短縮のため、放射電磁界に対するイミュニティの試験(§3.3)と同様の方法を用いても良い。↑↑↑↑↑ケープルがない機器に対してはこの試験は不要である。
3.5
50 Hz/60 Hz磁界
IEC 61000-4-8:1993+A1:2000[²]に従って、50 Hzや60 Hzの30 A/mの磁界を6分間印加した時、妨害の印加中と印加後に測定値の偏差が±0.7H 0 、あるいは±0.7H oを超えないこと(性能基準A)。
3.6 その他の事象
この規格は他の事象に対するイミュニティ要求、特に電源入力に関する要求を含まない。†13対象の機器が電源に接続しても使用できる、例えば電源に接続したままの状態でも使用できるような充電式の機器のようなものの場合、電源関係のイミュニティの評価の追加の考慮も必要となるかも知れない。
補足
4
4.1その他の規格の例
●  IEC 60325 — Radiation protection instrumen- tation – Alpha, beta and alpha/beta (beta en- †11ドウェル・タイムを6分として150 kHz〜80 MHzの周波数範囲を１％ステップで周波数掃引した場合、１回の掃引に63時間程度を要する計算となる。 †12この規格では具体的な方法は示されていないが、次のような形で行えそうである:  (1)  2倍の試験レベルの妨害の印加を10 %ステップ程度以下の周波数ステップの各周波数について6分づつ行なう、(2)いずれかの周波数での試験で測定値の偏差が限度の1/3を超えた場合、それらの周波数の±5 %の範囲について、ドウェル・タイム6分、1 %ステップの周波数掃引での10 Vでの試験を行なう。 ↑13この規格の対象となるのは可搬型の機器で、内蔵のバッテリでの駆動のみが想定されているようである(IEC 60846-1:2009 $9.3)。 ergy > 60 keV) contamination meters and monitors ●  IEC 60532 — Radiation protection instrumen- tation – Installed dose rate meters, warning assemblies and monitors – X and gamma ra- diation of energy between 50 keV and 7 MeV ●  IEC  60761-1  —  Equipment  for  continuous monitoring of radioactivity in gaseous efflu- ents – Part 1: General requirements Equipment for continu- ●  IEC   60761-2   — ous monitoring of radioactivity in gaseous effluents – Part 2:  Specific requirements for radioactive aerosol monitors including transuranic aerosols ●  IEC  60761-3  —  Equipment  for  continuous monitoring of radioactivity in gaseous efflu- ents – Part 3: Specific requirements for ra- dioactive noble gas monitors ●  IEC  60761-4  —  Equipment  for  continuous monitoring of radioactivity in gaseous efflu- ents – Part 4: Specific requirements for ra- dioactive iodine monitors ●  IEC 60761-5 — Equipment for continuous monitoring of radioactivity in gaseous efflu- ents – Part 5: Specific requirements for tri- tium monitors ● IEC 60846-2 — Radiation protection instru- mentation – Ambient and/or directional dose equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation – Part 2: High range beta and photon dose and dose rate portable instruments for emergency radiation protection purposes ● IEC 60861 — Equipment for monitoring of radionuclides in liquid effluents and surface waters ●  IEC  61005  —  Radiation  protection  instru- mentation – Neutron ambient dose equivalent (rate) meters ●  IEC  61017  —  Radiation  protection  instru- mentation – Transportable, mobile or installed equipment to measure photon radiation for en- vironmental monitoring ●  IEC 61098 — Radiation protection instrumen- tation – Installed personnel surface contami- nation monitoring assemblies ●  IEC 61171 — Radiation protection instrumen- tation – Monitoring equipment – Atmospheric radioactive iodines in the environment ●  IEC 61172 — Radiation protection instrumen- tation – Monitoring equipment – Radioactive aerosols in the environment ●  IEC 61256 — Radiation protection instrumen- tation – Installed monitors for the detection of radioactive contamination of laundry ●  IEC  61275  —  Radiation  protection  instru- mentation – Measurement of discrete radionu- clides in the environment – In situ photon spectrometry system using a germanium de- tector ●  IEC 61322 — Radiation protection instrumen- tation – Installed ambient dose equivalent rate meters, warning and monitoring assemblies for neutrons with energies from thermal to 20 MeV ●  IEC 61526 — Radiation protection instrumen- tation – Measurement of personal dose equiv- alents Hp(10) and Hp(0,07) for X, gamma, neutron and beta radiations – Direct reading personal dose equivalent meters ● IEC 61559-1 — Radiation protection instru- mentation in nuclear facilities – Centralized systems for continuous monitoring of radia- tion and/or levels of radioactivity – Part 1: General requirements ●  IEC 61560 — Radiation protection instrumen- tation – Apparatus for non-destructive radia- tion tests of fur and other cloth samples ●  IEC 61562 — Radiation protection instrumen- tation – Portable equipment for measuring specific activity of beta-emitting radionuclides in foodstuffs ●  IEC 61563 — Radiation protection instrumen- tation – Equipment for measuring the activ- ity concentration of gamma-emitting radionu- clides in foodstuffs ● IEC 61577-1 — Radiation protection instru- mentation – Radon and radon decay prod- uct measuring instruments – Part 1: General principles ● IEC 61577-2 — Radiation protection instru- mentation – Radon and radon decay product measuring instruments – Part 2: Specific re- quirements for 222Rn and 220Rn measuring instruments ● IEC 61577-3 — Radiation protection instru- mentation – Radon and radon decay product measuring instruments – Part 3: Specific re- quirements for radon decay product measuring instruments ● IEC 61577-4 — Radiation protection instru- mentation – Radon and radon decay prod- uct measuring instruments – Part 4: Equip- ment for the production of reference atmo- spheres containing radon isotopes and their decay products (STAR) ● IEC TR 61577-5 — Radiation protection in- strumentation – Radon and radon decay prod- uct measuring instruments – Part 5: General properties of radon and radon decay products and their measurement methods ● IEC 61582 — Radiation protection instru- mentation – In vivo counters – Classifica- tion, general requirements and test procedures for portable, transportable and installed equip- ment ●  IEC 61584 — Radiation protection instrumen- tation – Installed, portable or transportable assemblies – Measurement of air kerma direc- tion and air kerma rate ● IEC 62022 — Installed monitors for the con¬ trol and detection of gamma radiations con- tained in recyclable or non-recyclable materi- als transported by vehicles ●  IEC 62244 — Radiation protection instrumen- tation – Installed radiation portal monitors (RPMs) for the detection of illicit trafficking of radioactive and nuclear materials ●  IEC 62302 — Radiation protection instrumen- tation – Equipment for sampling and monitor- ing radioactive noble gases ●  IEC 62303 — Radiation protection instrumen- tation – Equipment for monitoring airborne tritium ●  IEC 62327 — Radiation protection instrumen- tation – Hand-held instruments for the detec- tion and identification of radionuclides and for the estimation of ambient dose equivalent rate from photon radiation ●  IEC 62363 — Radiation protection instrumen- tation – Portable photon contamination me- ters and monitors ●  IEC 62387 — Radiation protection instrumen- tation – Dosimetry systems with integrating passive detectors for individual, workplace and environmental monitoring of photon and beta radiation ●  IEC 62401 — Radiation protection instrumen- tation – Alarming personal radiation devices (PRDs) for the detection of illicit trafficking of radioactive material ●  IEC 62438 — Radiation protection instrumen- tation – Mobile instrumentation for the mea- surement of photon and neutron radiation in the environment ●  IEC 62463 — Radiation protection instrumen- tation – X-ray systems for the screening of persons for security and the carrying of illicit items ●  IEC 62484 — Radiation protection instrumen- tation – Spectrometric radiation portal moni- tors (SRPMs) used for the detection and iden- tification of illicit trafficking of radioactive material ●  IEC 62523 — Radiation protection instrumen- tation – Cargo/vehicle radiographic inspection system ●  IEC  62533  —   Radiation  protection  instru- mentation – Highly sensitive hand-held instru- ments for photon detection of radioactive ma- terial ●  IEC  62534  —   Radiation  protection  instru- mentation – Highly sensitive hand-held instru- ments for neutron detection of radioactive ma- terial ●  IEC 62618 — Radiation protection instrumen- tation – Spectroscopy-based alarming Personal Radiation Detectors (SPRD) for the detection of illicit trafficking of radioactive material ●  IEC  62694  —   Radiation  protection  instru- mentation – Backpack-type radiation detector (BRD) for the detection of illicit trafficking of radioactive material ●  IEC 62706 — Radiation protection instrumen- tation – Recommended climatic, electromag- netic and mechanical performance require- ments and methods of tests ●  IEC TS 62743 — Radiation protection instru- mentation – Electronic counting dosemeters for pulsed fields of ionizing radiation ●  IEC TS 63050 — Radiation protection instru- mentation – Dosemeters for pulsed fields of ionizing radiation ●  IEC 63121 — Radiation protection instrumen- tation – Vehicle-mounted mobile systems for the detection of illicit trafficking of radioac- tive materials
5
参考資料
[1] IEC 60846-1:2009, Radiation protection instru- mentation – Ambient and/or directional dose equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation – Part 1: Portable workplace and environmental meters and moni- tors [2] IEC 61000-4シリーズイミュニティ試験規格の´概要,株式会社e・オータマ,佐藤, 2018, https://www.emc-ohtama.jp/emc/reference.html © 2022   e-OHTAMA, LTD. All rights reserved.免責条項—当社ならびに著者は、この文書の情報に関して細心の注意を払っておりますが、その正確性、有用性、完全性、その利用に起因する損害等に関し、一切の責任を負いません。