Additel 761AシリーズMetrology Made Simple自動圧力校正器■最高7 MPaまで圧力発生及び圧力制御機能が内蔵された全自動圧力校正器■高精度の圧力測定最高精度0.01% FS ■マルチレンジ選択用に2種類の取り外し可能な内部圧力モジュール■制御安定度0.003% FS ■ポータブル、現場及びラボでの使用に設計◾ 2つの外部圧力モジュールを測定する機能■ Wi-Fi, Bluetooth, USB ,Ethernet通信機能■ HART通信およびprofibus通信■フルHARTフィールドコミュニケータ■データロギングとタスク（校正手順）管理◾特許取得済みの電動ポンプ技術と昇圧速度向上製品概要Additel (アディテル)社では、革新性と継続的な改善は企業文化であり、このことは導入される新製品に反映されています。 Additel 761Aシリーズ校正器の開発に着手したとき、既存の校正器(Additel 761シリーズ)に画期的な改善と付加価値を提供する必要があることを理解していました。 ADT761Aには多くの改善点があります:圧力範囲を7MPa (1,000 psi)に拡大、取り外し可能な内部圧力モジュール、高精度圧力モジュール0.01%FS、設定圧力までの昇圧速度を向上、2つの外部圧力モジュールの読み取り機能、タッチスクリーンディスプレイ、Wi-Fi 、 Bluetooth、およびイーサネット通信、 2倍のバッテリー寿命、などです。第一世代と同様に、この第二世代の製品は完全に自己完結型であり、内蔵ポンプによる圧力発生および精密制御技術により自動化されています。そのため、ユーザは単に設定圧力の数値を入力し、校正器が設定圧に到達するまでの作業を見守るだけで済みます。 e / Process Calibration Equ 01 Metrology Made Simple
ADT761A-LLP
Additel 761A-LLPは、低圧校正用に設計されており、± 7.5 kPa（± 30 inH2O)の高レンジモジュールと、土５ kPaから土62 Pa (土20 inH20～土0.25 inH2O）の低レンジモジュールを選択します。このユニットの精度はフルスケールの0.05％で、制御の安定性はフルスケールの0.003％ FSより優れています。すべての測定は、差圧またはゲージ圧で行うことができます。
ADT761A-D
Additel 761A-Dは、-95 ～ 250 kPa（-13.5 ～ 35 psi）の範囲をカバーする差動およびゲージ測定を提供します。このユニットには、CP35モジュール(-95 ～ 250 kPa）と、最低土2.5 kPa（土10 inH2O）の低レンジモジュールが1つ付属しています。各ADT761A-Dには、校正を実行する圧力で最良の精度を提供できるようにするために、ニーズに合ったモジュールを事前に選択できます。
ADT761A-500
Additel 761A-500は、真空圧から最高3.5 MPa.g（500 psig）まで圧力発生および制御します。内蔵の大気圧計により、ゲージ圧と絶対圧の両方を実現できます。各ユニットには、高レンジ用のCP500モジュール（-90 ～ 3500 kPa.g）が付属しており、70 kPa.g（10 psig）までのさまざまなモジュールの中から、低レンジを選択することができます。
ADT761A-1K
Additel 761A-1Kは、真空圧から最大7 MPa.g（1,000 psig）の圧力生成および制御します。このユニットは、通常45秒未満で7 MPaを達成できます。 ADT761A-500と同様、大気圧計を内蔵しているため、ゲージ圧と絶対圧の両方を実現できます。各ユニットには、高レンジ用のCP1Kモジュール（-90 ～ 7000 kPa.g）が付属しており、200 kPa.g（30 psig）までのさまざまなモジュールの中から、低レンジを選択することができます。
ADT761A-BP
Additel 761A-BPは、大気圧計センサーの校正用に設計されています。 100 ～ 1200 hPaの範囲と0.01％ FSの精度を持つこの製品は、校正室または現場での校正作業に最適です。 Process Calibration Equip 02庄力仕様Metrology Made Simple
[2]ゲージ測定に基づく仕様です。絶対モードで測定する場合、追加の55 Pa不確かさを含める必要があります。 ADT761A-500およびADT761A-1Kでのみ使用可能です。 * Additel 761A校正器は、ゲージ圧、真空圧、および-100 kPa ～ 420 MPa（-15 psi ～ 60,000 psi）の絶対圧力で使用可能な161シリーズインテリジェントデジタル圧力モジュールをサポートしています。詳細な仕様については、161シリーズ圧力モジュールのデータシートを参照してください。
マキシメーター・フルード・テクノロジーズ株式会社〒 104-0031東京都中央区京橋2-5-2 京橋東邦センタービル3F電話番号:03-3562-7787 FAX :03-3562-7780    URL:http://www.maximator.co.jp MAXIMATORY maximum pressure Rev # 20240530 ire / Process Calibration Equipr o O 03 Metrology Made Simple
[2]精度は6か月の仕様です。1年間の長期ドリフトはフルスケール0.2％です。 [3]精度は6か月の仕様です。1年間の長期ドリフトはフルスケール0.1％です[4]精度は6か月の仕様です。1年間の長期ドリフトはフルスケール0.05%です[5]仕様はゲージ測定に基づきます。絶対モードで測定する場合、追加の60 pa不確かさを含める必要があります。 ADT761A-500およびADT761A-1Kでのみ適用されます。 [6] ADT761A-500、-1Kと圧力モジュールを組み合わせた場合の負圧側の圧力範囲は-90 kPaに制限されます。
[7] 0.01%FSの精度仕様は761A-Dモデルでは使用できません。 * ADT155圧力モジュールは、psiおよびinH2Oで校正されています。 maximum pressu Rev # 20240530 re / Process Calibration Equiprマキシメーター・フルード・テクノロジーズ株式会社〒 104-0031東京都中央区京橋2-5-2 京橋東邦センタービル3F電話番号:03-3562-7787 FAX :03-3562-7780    URL:http://www.maximator.co.jp O 04一般仕様re / Process Calibration Equir
Metrology Made Simple
タスク（校正手順）メニュー高圧自動校正
MAXIMATORY maximum pressure Rev # 20240530電話番号:03-3562-7787 FAX :03-3562-7780    URL:http://www.maximator.co.jp O 05オーダー情報■ご発注型名CP35 N精度: 01 - 0.01%フルスパン02 - 0.02%フルスパン05 - 0.05%フルスパンモジュールレンジ:内部モジュールの表を参照外部圧力マニフォールドの圧力ポートの種類: N - 1/4NPTメスN2 - 1/2NPTメスB - 1/4BSPメスB2 - 1/2BSPメスM - M20X1.5メス
Metrology Made Simple
MAXIMATOR maximum pressure ire / Process Calibration Equipme O O 06