このたびはX線照射装置を御買い上げ頂き,誠にありがとうございます。 *この取扱説明書をよくお読みになり,正しくご使用ください。 *本書は製品と一緒に大切に保管してください。株式会社　日立パワーソリューションズCopyright © Hitachi Power Solutions Co. , Ltd. 2020. All rights reserved.
このたびはX線照射装置を御買い上げ頂き,誠にありがとうございます。本装置を安全に,また機能を正しく長く保つために,この取扱説明書をよくご覧になって装置の機能と動作および保守について十分のご理解をいただいたうえでご使用下さいますようお願いいたします。この装置は,お使いになる方,ならびに装置の信頼性について十分考慮して製造してありますが,より安全にお使いいただくために特に次の事項をお守りください。 1.使用者の機器の管理責任について装置の使用・保守の管理責任は，使用者側にあります。 2.改造禁止について装置の改造は行わないでください。装置を改造する場合は，当社または当社の指定する業者にご連絡ください。 3.装置は十分な調整を行なってからお届けしておりますので、固定した調整部分には触れないでください。 4.装置に異常が生じたときは,直ちに電源を切り,当社または当社の指定する業者にご連絡ください。 5.免責事項について以下に挙げる項目について当社では責任を負いかねますのでご了承ください。 1：　当社,または当社の指定した業者以外による据付,移設,改造,保守および修理に基づく故障・損傷。 2：　当社が納入した製品以外の他社製品が原因で当社の製品が受けた故障・損傷。 3：　当社指定の純正部品以外の補修部品の使用による改造,保守および修理に基づく故障・損傷。 4 :この取扱説明書に記載されている注意事項や操作方法を守らなかった結果に基づく故障・損傷。 5 :この取扱説明書に記載されている電源,設置環境など,本装置の使用条件を逸脱した周囲条件での使用。 6 :   火災,地震,水害,落雷などの天災による故障・損傷。 7：装置の受入時および定期的な消毒･減菌に関しまして,非密閉構造のためゴム,プラスチック,金属部品に影響を与える下記の腐食性ガス,酸化・還元作用を持つ物質・薬剤,高温・高湿・蒸気,浸透性ガス使用による製品の劣化・故障・損傷。 (例)（a）　温度が40°  Cを超える乾熱・蒸気またはガスによる滅菌(b)酸化エチレンガス滅菌(c)ホルムアルデヒドガス･アンモニアの滅菌・中和ガスによる消毒(d)低温プラズマ滅菌・オゾン滅菌または紫外線滅菌(ただし,紫外線滅菌は,試料室内のみに行う場合は本項より除く。) (e)塩素系消毒薬・過酸化水素水等の酸化・還元・加水分解または蛋白質凝固性を持つ薬剤・強酸性水等による消毒なお外装塗装面,表面が露出している部品に対する,消毒用エタノールまたはイソプロピルアルコールによる表面拭き取り消毒は可能です。装置の設置場所は以下に示す場所を避けてください。製品の劣化・故障・損傷に繋ります。 6. ・周囲温度が5℃未満または+35℃を超える場所・相対湿度が35～80%の範囲を超える場所・有害なガスにさらされる場所・過度に湿度の高い場所・湯気にさらされる場所・水滴がかかる場所・ほこりまたは砂ぼこりの多い場所・過度に油蒸気の多い場所・塩分を含んだ空気にさらされる場所・揮発性のガスまたはほこりがある場所・過度の振動または衝撃を受ける場所・電源の電圧が異常に変動する場所・電源の電圧が負荷中,過度に降下する場所・直射日光にさらされる場所7.他社の機器と電気的または機械的に接続する場合には,必ず当社または当社の指定する業者にご連絡ください。 8.
定期点検について
装置の性能をより長く保つため,また安全にご使用いただくためには予防保全が必要であり,そのためには定期的な保守点検が必要です。保守点検の項が記載されている場合には,その項目を参照して日常の点検ならびに定期点検を実施してください。 9.
耐用年数について
装置の耐用年数(自主基準)は指定された保守点検を実施した場合6年です。ただし、装置寿命は使用状態,整備状況により変わります。 10.安全事項説明記録の記載･保管について据付時または操作者の変更時に,設置業者などが保守管理責任者および操作者に対して取扱説明書の安全記載を説明し、その内容および保守管理責任者、操作者、説明者の氏名などを記録するための用紙です。付表2を(8)頁に記載してあります。これらの記録は機器が安全に使用されるための記録として使用されますので.記入にご協力をお願いします。これらの記録は複写等によって使用者および設置業者など双方が所持するものです。
11.安全について
(1)   X線管装置のエージングおよび照射を行う際には,必ず試料室のドアを閉じてから行うようにしてください。 (2)　試料室のドアの変形などで隙間があるときは,装置を使用しないでください。X線被ばくのおそれがあります。 12. ICRP1990年勧告(Pub.60)取り入れによる法令改正について基発第253号（平成13年3月30日）労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第42号。以下「改正省令」）が平成13年3月27日に公布され、平成13年4月1日から施行されております。なお,本改正省令中に用語についての改正があり,下表のようになりましたので,お知らせ致します。また,下表の中で｢照射線量(率)｣が｢自由空気中の空気カーマ(率)｣に改正されており,当社のX線照射装置もこれに従い，空気カーマと表記しております
13.使用目的について
装置を照射実験以外の目的で使用しないでください。 (基発第253号 抜粋)第2用語の改正関係1改正の概要従来用いられてきた線量等の用語について,次のとおり改正したこと。

2
電離則等で使用されている用語について
自由空気中の空気カーマ(率) (電離則第12条,第13条,第18条の4関係) (12) 「カーマ」(kerma : Kinetic Energy Released per unit MAss)とは,ある物質1kg に非荷電電離性粒子(エックス線,ガンマ線,中性子線)が照射されたときに,電離作用によって,その物質内に作られる荷電粒子(電子,プラスイオン）の運動エネルギーの合計であり,単位は「ジュール毎キログラム」,その別称は「グレイ」である。非荷電電離性粒子が照射される物質が空気の場合のカーマを「空気カーマ」という。なお,「自由空気」とは，壁等によって空気の運動が妨げられることのないような空間にある空気のことをいう。今回の改正により｢照射線量（率) (単位クーロン毎キログラム)｣を,国際的に用いられている｢自由空気中の空気カーマ(率)」に改めることとなった。両者は,「1グレイ=2.94 × 10~² クーロン毎キログラム」で換算できる。 –補足– 1レントゲン(R)   =    2.58 × 10 ~ クーロン毎キログラム(C/kg) 1グレイ(Gy)      =    2.94 × 10 ~2 クーロン毎キログラム(C/kg)レントゲンとグレイの関係1Gy =   114.1 R 1R = 8.76 × 10~3 Gy装置を安全に正しく使用していただくために注意銘板を貼り付けています。お使いになる前によくお読みください。お願い錆の発生や電気および機械等部品の故障の原因になりますので腐食性のある薬剤による殺菌・滅菌および消毒等を行わないでください。
国1-1
お願い銘板1

しくX線を照射する前に、試料室背面のファンが回転していることを確認してください。回転していないと、Ｘ線により発生するオゾンの影響により、マウスやラット等の実験動物が死亡するおそれがあります。ファンが回転していないときは、当社・サービス員までご連絡ください。
園 1-2　お願い銘板2
錆の発生や電気および機械等部品の故障の原因になりますので腐食性のある薬剤による殺菌・減菌および消毒等を行わないでください。園 1-3　お願い銘板3扉に手および指をはさみけがをする恐れがありますので、開開部に手および指を触れたまま扉を閉じないでくだだい。
図 1-4  注意銘板1
X線被ばくのおそれがあるのでガラス
図 1-5  注意銘板2
注プローブはプローブホルダーの先端から２５ｍｍの位置（黒い部分が全て出た位置）で固定してください。プローブが出過ぎたり引込み過ぎたりすると正しい線量が照射されませh。
風1-6
注意銘板3
図 1-7  注意銘板4
★説明者の所属・電話番号が変更になった場合は説明者氏名の下にご記入ください。付表3　機器構成表の様式例機器構成表例
用語の意味
本文書に使用している単位は, 新計量法に基づき, SI系を使用しておりますが参考値として｛　 ｝内に旧単位を記載しております。この文書に含まれるコンテンツ(文章・画像・映像等の一切の情報)の著作権は当社に帰属します。許可なく複製,転用,販売,第三者への開示等の二次使用を禁止します。また,宮利,非営利を問わず,コンテンツの流用を禁止します。

1.1
使用目的
この装置は主に,培養細胞,微生物,マウス,ラットなどを用いた実験に際し, X線照射を行うことを目的とした装置です。管電圧(35～160kV)，管電流(1～30mA)，照射時間または照射線量を設定してX線照射を行います。
1.2 特長
(1)試料台を回転させることで,照射線量の均一化が図られています。 (2) 装置の休止時間に応じて適切なエージング(ウォーミングアップ)を自動計算して行います。 (3)タッチパネル操作により容易に条件設定•X線照射を行えます。 (4) 手動によるX線の照射/停止の他に,設定した時間または照射線量でX線を停止します。 (5)　設定した空気カーマに到達するとX線照射を自動的に遮断することができます。また、プローブ位置と被照射体位置の空気カーマ率を計測することにより,自動で被照射体位置の空気カーマを換算します。 (6)  X線照射中に停電した場合,電源再投入後継続して照射することができます。 (7)  X線照射完了時に,このときのX線照射条件を50件まで履歴として保存し,これを呼び出すことができます。 (8)プリセットや履歴から照射条件を呼び出すことで管電圧・管電流・フィルタ種類・照射時間を自動入力します。このとき,フィルタは設定されたフィルタが取り付けられるまでX線照射されないようにインターロックを設けてあります。 (9)　インターロック機能によりX線照射中は防護ボックスの屏がロックされます。また、屏が開いた状態ではX線照射が行えないようになっています。 (10)外部漏れ線量率は, 1 μ Sv/h以下（装置表面から5cmの位置）となっております。 (11) X線管装置の冷却装置は循環水冷式となっておりますので,給排水設備が不要です。
1.3 使用環境条件
装置を安全に,正しく作動させるために,次の環境条件をお守りください。なお,長期間運転しない場合には,特に通気に注意してください。
1.3.1
電源条件
(1)  電源電圧AC200V ±10% (2)相数(3)周波数(4)  電源容量

1.3.2
接地
D種接地工事（旧第三種接地工事）(接地抵抗100Ω以下)が必要です。
1.3.3 環境条件
装置を安全に,正しく作動させるためには,次の環境条件をお守りください。なお,長期間運転しない場合には，特に通気に注意してください。この装置の冷却装置は,空冷冷凍式のため最大2kWの熱が放出されますので換気の良い所に設置するようにしてください。また,室温が35°  C以上になりますとX線管装置の循環液の温度が上昇し, X線管装置の寿命に支障をきたします。室温が35° Cを越える場合は空調設備を設け，35° C以下となるようにしてください。 (1)周囲温度 5  ～ 35° C以内(2)相対湿度 35 ～ 80% (ただし,結露しないこと。)この範囲外で使用すると, X線出力が規定値から外れることがあります。
1.4 安全性
装置を正しく安全に動作させるため次の条件をお守りください。 (1) この装置は防水型ではありませんので,水やその他の液体が装置にかからないようにご注意ください。 (2) この装置は防爆型ではありませんので,可燃性雰囲気のなかでは使用しないでください。

2.1装置の構成

图 3-1-1装置本体外観図
①試料室ドア⑤ LANコネクタ差込口⑥コンセント差込口②開閉用取っ手③状態表示三色灯⑦無線LANルータ設置用ポケット④フィルター入れ
3.2
装置本体各部のはたらき
①
試料室ドア
・X線を遮へいするために内側には鉛が貼られています。 •このドアを開けると,内部には試料を載せるターンテーブルが収納されています。 ②開閉用取っ手@状態表示三色表示灯
④
フィルター入れ
LANコネクタ差込口
毎.この取っ手により試料室ドアを開閉します。 .左から緑,黄,赤の状態表示三色灯です。緑色灯は,電源ON時に点灯します。(薄緑色)照射準備が整うと,緑色に点灯します。 ・黄色灯は, X線照射中に点灯します。 ・赤色灯は,エラ一発生時に点灯します。 •ここにフィルターを収納できます。 (電動フィルタの場合は使用しません。) ・ここに,無線LANル一タと接続させるLANコネクタを挿し込みます。 IPアドレス: 192.168.10.5
6
コンセント差込口
・ここに,無線LANルータの電源コンセントを挿し込みます。1つは予備用電源コンセントです。
の
無線LANルータ設置用ポケット•  ここに, 無線LANル一タを設置します。
3.3
制御装置各部の名称
図3-2制御装置操作部①電源投入用キースイッチ②非常停止スイッチLenovoは, Lenovo Corporationの登録商標です。 ①マイクロフォン・イヤホン端子②キックスタンドポップアウトボタン③ 180度回転カメラ(800万画素) ④パワーボタン5)  Micro USBポート⑥ボリュームボタン※ :制御装置操作用タブレットは市販品の為,予告無しに仕様が変更となる場合があります。 ≪Lenovo YOGA Tab 3 10  Quick Startガイドから抜粋≫
≪NEC Aterm WG1200HS3 ユーザーズマニュアルから抜粋≫ Atermは，日本電気株式会社の登録商標です。 ※ :無線LANルーターは市販品の為,予告無しに仕様が変更となる場合があります。 ※本商品の電源を入れるといったん側面(表)のすべてのランプが緑点灯します。
3.4 制御装置各部のはたらき
①　電源投入用キースイッチ•この電源投入用キースイッチで電源の入/切の操作をします。電源投入用スイッチにキーを差し込み,時計方向に回して「起動」の位置にすると装置に電源が供給されます。 .電源投入用キースイッチは自動的に「入」位置に戻ります。 .電源投入用キースイッチが「入」の位置では,キーを引き抜くことはできません。「切」の位置にすると，キーを引き抜くことができます。 •キ一を反時計方向に回して「切」の位置にすると,電源は遮断されます。このスイッチを押下することで非常時に電源を遮断します。このスイッチを押下後,スイッチを右に回すことで非常停止を解除することができます。
②　非常停止スイッチ
③　制御装置操作用タブレット
制御装置操作用タブレットは,スイッチと表示器,表示灯が一体となったタッチ式表示機器です。各画面のスイッチをタッチすることにより,装置を制御します。
<電源投入時の表示画面推移>起動アプリケーション起動エージングが必要
エージングが不要
4.1.1

※ : Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。 -注意- 1．制御装置操作用タブレットの充電はこまめに行って,フル充電状態での使用を心掛けてください。 2.制御装置操作用タブレットの充電が「15%」以下になった場合，速やかに充電を行ってください。 3.制御装置操作用タブレットと無線LANル一ターとの通信距離は,同一室内で約20m以下です。ただし、通信距離は設置場所の条件によって影響を受けます。 4.制御装置操作用タブレットを持って,照射試験場所からなるべく離れないでください。 5.照射試験中において, X線照射中に制御装置操作用タブレットの電源が切れた場合(制御装置操作用タブレットの充電切れや, P72の「4.12電源を切る」項(1)～(2)の作業を行った場合）, X線照射試験は継続されます。停止したい場合は,電源投入用キースイッチを｢切｣の位置まで反時計方向に回し,装置電源を切ってください。その後, P.24の「4.1起動する」項を参照の上,装置を再起動して照射試験を続けてください。 (制御装置操作用タブレットの充電を確認)
4.2　エージング
装置を使用しなかった時間が規定の時間を超えた時、電源投入時に通知が表示されます。そこからエージング画面に移行します。エージングが終了しましたら、メニュー画面に移行してください。
4.2.1 エージング画面

毎

エージング方法
4.2.2

—参照—
エージングが終了すると終了ブザーが約5秒間鳴り,エージング終了画面を表示します。 1) 2）エージング中は,ドアにインターロック機能によりロックが掛かります。
6
4.3 メニュー画面
メニュー画面上に下図の様な通知ウィンドウが表示される場合があります。この通知ウィンドウが表示された場合は、弊社サービスまでご連絡してください。 (設置時に保守期限として，以下３点を設定してあります。) 「閉じる」ボタンをタッチし通知ウィンドウを閉じてください。設置してから365日後に通知
≪通知ウィンドウ4≫
この通知が表示されたら下図のようにフィルターを外し、外したフィルターをブラシや掃除機等を使用して埃を取り除いてください。
1.本体表面の汚れは、中性洗剤を使用してふき取る。
2.凝縮器用フィルタ清掃
(1)フィルタの取り外し方法①製品の前下板のキャビネットを外す。 (上にずらし手前に引くと外れます。) ②フィルタを上へ引き抜く。
4.3.1 メニュー画面
照射方法や，各種設定/照射履歴/エラー履歴等を選択するための画面です。
MBR-1618R-BE
X線の条件を設定して照射線量でX線を停止します照射対象を置く位置と実際に計測する位置で異なる線量を換算してX線を停止しますX線の条件を設定してタイマーでX線を停止します各種設定を行います過去に照射した条件を確認します現在のエラーやエラー履歴を確認します取扱説明書をダウンロードします
(8)

80 4-6メニュー画面
4.4 設定した線量や,試験条件でX線照射を行う
照射する線量や試験条件を設定してX線照射を行います。
4.4.1

4.4.1.1 線量照射試験方法

4.4.1.2 線量照射試験中画面

图4-8 線量照射試験中画面
4.4.1.3 線量照射試験終了画面
※ :終了時の確認事項① Ｘ線照射ボタン①が, ｢赤色点灯｣から｢緑色点灯｣に変わっていること。 ② Ｘ線照射状態表示画面において,以下の事項を確認。 1）X線照射状態表示バーが，「X線停止中」になっていること。 2）残り時間表示欄が,「00:00:00」になっていること。 3）積算線量が，照射空気カーマで設定した数字と合致していること。 ※線量率が高いと多少の誤差を含みます。
4.4.1.4 プリセット保存方法

線量照射試験で設定したプリセットに保存することができます。(0～49の最大50件まで) ※ :プリセット保存時の確認事項「4.9プリセットされた条件の読み出し方法｣を参照の上,プリセットに保存されていることを確認してください。
-注意-線量計プローブの先端は軽い衝撃で破損(割れる)する可能性があります。破損防止目的で,線量計付属のプローブ先端保護キャップをプローブ先端に挿入してのご使用が可能です。但し,装置付属付加フィルターの種類で下記ご使用の場合は,保護キャップによる線量吸収の影響がありますので保護キャップなしでご使用ください。 ・ ノンフィルター（実効エネルギー :約12keV） • 1.0mmAL（実効エネルギー:約37keV） • 2.0mmAL (実効エネルギー:約44keV)保護キャップをプローブ先端に挿入し,ご使用可能な付加フィルター • 0.5mmAL+0.1mmCu（実効エネルギー:約53keV） • 0.5mmAL+0.2mmCu（実効エネルギー:約62keV） • 0.5mmAL+0.3mmCu（実効エネルギー:約67keV） — 注意— X線照射準備完了後,プローブの位置は動かさないでください。設定した空気カーマ率が変わり,被照射体に正しい空気カーマが照射されません。プローブを動かしてしまった場合は，再度空気カーマ率の登録を行なってください
4.4.2.1 線量換算照射試験方法

4.4.2.2 照射対象を置く位置の線量率の計測中画面
図4-11照射対象を置く位置の線量率の計測中圖面

計測位置の線量率の計測中画面
4.4.2.3
図4-12 計測位置の線量率の計測中画面

照射対象への照射試験中画面
4.4.2.4

4.4.2.5 線量換算照射試験終了画面
图4-14線量限射試験終了画面
※ :終了時の確認事項①  X線照射状態表示バーが, ｢X線停止中｣になっていること。 ② Ｘ線照射状態表示画面において,以下の事項を確認。 1）残り時間表示欄が,「00:00:00」になっていること。 2)積算線量が，照射空気カーマで設定した数字と合致していること。
4.4.3 タイマー照射試験

4.4.3.1 タイマー照射試験方法

4.4.3.2 タイマー照射試験中画面

※ :終了時の確認事項① Ｘ線照射ボタン①が,「赤色点灯」から「緑色点灯」に変わっていること。 ② Ｘ線照射状態表示画面において,以下の事項を確認。 1）X線照射状態表示バーが，「X線停止中」になっていること。 2）残り時間表示欄が「00:00:00」になっていること。
4.4.3.3 タイマー照射試験終了画面
4.4.3.4 プリセット保存方法
線量照射試験で設定したプリセットに保存することができます。(0～49の最大50件まで)
※ :プリセット保存時の確認事項P66「4.9プリセットされた条件の読み出し方法」を参照の上,プリセットに保存されていることを確認してください。
4.5 設定画面
時刻設定や線量計補正の有無,気温/気圧などを設定します。
4.5.1

4.6 照射履歴画面
過去に照射した条件を確認します。また、過去の照射条件を読込することができます。 (1)

図4-23照射履歴画面

2
照射履歴検索および照射条件読込方法

4.7 エラーモニタ画面
現在のエラーや過去に発生したエラー履歴を確認します。 (最大10件まで)
図4–24エラーモニタ画面

4.8エラーメッセージ内容
エラ一発生内容表示バーおよびエラ一履歴に表示される内容
上記エラーが発生した場合,エラー内容を一読し,エラー対処してから操作を続けてください。エラーが頻発するようであれば、弊社サービスまでご連絡ください。
4.9 取扱説明書表示画面
本装置の取り扱いについての説明書をダウンロードします。 (PDF版)白色の画面が表示された場合はブラウザの戻るボタンで戻ってください。本装置の取り扱いで解らないことがあれば,ご参照ください。
4.10      プリセットされた条件の読み出し方法
線量照射試験やタイマー照射試験で設定した照射条件を最大50件プリセットに保存できます。保存した照射条件データは,メニュー画面に表示されます。 (5件/1ページ)

4.11    停電から復帰してX線照射を再開する
X線照射中に装置の電源が切れた場合,照射した時間または線量を記憶しておき,電源が復帰した後にX線照射の再開を行います。
4.11.1 停電復帰メッセージ

4.11.2  X線照射再開方法

4.11.3   X線照射再開中止方法

4.12 非常停止
非常停止スイッチは,装置本体の制御装置操作部にあります。非常停止スイッチを押すと、装置の電源が切れます。本体の非常停止スイッチはオルタネート式で1度押下するとホールドします・復帰方法(1)非常停止スイッチを矢印方向(右方向)に回して解除してください。 (2)電源キースイッチを回して装置の電源をONにしてください。
4.13
電源を切る

3秒以上長押します。 ②「電源を切る」をタッチします。 ③「はい」をタッチする。
※ :照射試験中において, X線照射中に制御装置操作用タブレットの電源が切れた場合(制御装置操作用タブレットの充電切れや,上記手順2項の作業を行った場合）, X線照射試験は継続されます。この場合,電源投入用キースイッチを｢切｣の位置まで反時計方向に回し,装置電源を切ってください。制御装置操作用タブレットの充電を行ない, P.22の「第4章使用方法」の「4.1起動する」を参照の上,装置を再起動して照射試験を続けてください。制御装置操作用タブレットの充電はこまめに行って、満充電状態での使用を心掛けてください。
4.14 電源投入用キーの保管について
装置の使用・保管の管理責任は使用者にあります。電源投入用キースイッチのキーの保管は厳重に行なってください。装置を勝手に動かされるおそれがあります。キ一を管理・保管することにより使用する人を限定することができます。
4.15 マウスケージの取り扱いについて
実験用X線照射装置に付属のマウスケージは,実験用試料としてマウスを用いる場合にマウスを12匹まで収納し,ターンテーブルに載せるためのケースです。
4.15.1マウスケージ使用方法
マウスケージの内部は,アクリル板により12個の室に分けられております。 (1)マウスケージ上部の小ぶたを引き抜き,収納口よりマウスを1匹入れてください。 (2)次に回転ぶたを1室分回転させて収納口を隣の室の上に合わせて,収納口よりマウスを入れてください。 (3)順次空いている室へマウスを収納し、マウスを12室全部に収納し終わった後に小ぶたを差し込んでください。 (4)実験終了後はつまみを左に回して緩め,回転ぶたを取り外してマウスを取り出してください。マウスを取り出した後は再び回転ぶたを取り付けてください。 ※注意1.マウスケージに異常が無いことを必ず確認してからご使用下さい。破損等により、マウスが逃げ出す可能性があります。 2.マウスをケージに入れる際は十分注意して作業を行ってください。
4.16
X線フィルタについて
X線フィルタは,以下の5種類を電動フィルタに取り付けています。 • 1.0mmAL •2.0mmAL •0.5mmAL + 0.1mmCu •0.5mmAL + 0.2mmCu •0.5mmAL + 0.3mmCu ※ : Cu(銅)フィルタ部分は素手で触らないように注意してください。フィルタを変更する場合は照射画面にて下記操作を行ってください。
装置にエラーが発生した場合,ブザーと画面で知らせます。
5.1エラーメッセージウィンドウ
5.2エラー確認方法

第6章組み合わせ使用上の注意
第2章構成の項に示す以外の機器と組み合せて使用される場合には，当社または当社の指定する業者にご連絡ください。
装置の性能をより永く保つため,また安全にご使用いただくため,この装置には定期的な保守点検が必要です。装置の品質確保のため,以下に示す項目についての保守点検を実施くださるようお願いします。
7.1日常点検
装置の仕様･性能を維持するため使用者自身で下記の点検を行なってください。
7.1.1 始業点検
ご使用になる前または,電源投入時に次の項目について確認してください。防護ボックス,冷却装置などに外観上の異常(へこみ,曲がり,破損)や循環液漏れはありませんか? (1) (2) 裝置間を接続しているケーブルやホースに破損や無理な力はかかっていませんか?ターンテーブルが正常に回転しますか?また異音,異臭はありませんか? (3)試料室後面のファンが回転していますか? (4) (5)冷却装置から異音はしませんか？また,循環液漏れはしていませんか? (6)マウスケージに異常はありませんか？
7.1.2 終業点検
装置ご使用後は次の使用に備えて下記の点検を実施してください。 (1) 試料室に試料が残っていませんか? (2)　電源は切れていますか? (3)電源投入用キーは抜きましたか?
7.2長時間保存後の点検
長時間使用しなかった装置を再使用する場合は,ご使用前に始業点検を行なってください。
7.3定期点検
装置の性能を初期のまま保ち,また安全にご使用いただくため,定期的な保守点検をお勧めいたします。定期点検のための保守契約については、当社サービス員までご相談ください。
7.4線量計の校正
測定精度を保つため,線量計はご使用後, 1年以内に校正してください。校正の際は,当社サービス員までご相談ください。

8.1修理に関する責任
故障の発生または再調整が必要となった場合には,無断で修理・調整せず当社または当社の指定する業者へご用命ください。当社または当社の指定する業者以外で修理・調整を行われた場合、修理・調整の責任は施行者にあり，当社は一切の責任を負いません。
8.2修理の依頼
装置に異常が生じたときには,直ちに電源を切ってください。なお,異常状態でわかる範囲で当社の指定する業者にご連絡ください。調査・修理にお伺いします。
下記のものを除き，納入後1年間を保証期間と致します。保証期間内におけるあきらかに当社に責任のある故障に関しては,すみやかに無償にて修復いたします。
Sy
(1)      X線管装置の保証
X線管装置は1年または1200時間通電のいずれかはやく到達した方で保証を終了し.全額お客様御負担となります。保証期間内の故障に対しては,全額保証致します。この保証の項にしたがって交換した代替品について,元の製品の保証期間の残余の期間もしくは時間のうち短い方を保証致します。なお.使用時間は装置組み込みの使用時間計によるものと致します。
(2)
線量計に付属のプローブは装置納入後, 3カ月で保証を終了致します。また,プローブは修理不可能ですから,万一故障の場合には新品をご購入いただくことになります。
(3)
測定精度を保つため,線量計はご使用後, 1年ごとに校正してください。校正の際は，当社サービス員までご相談ください。第10章各部の仕様
電源は高周波加熱炉,アーク炉,その他負荷変動の大きな機器と共用しないでください。これらの機器から発生する衝撃波や高周波ノイズによりX線装置に悪影響をおよぼします。
〈参照> X線の電離作用により.試料室内の空気が一部オゾンに変化します。当社の照射装置においても.  X線条件を160kV,  5mA,  NONフィルターとし,焦点ーテーブル間距離600mm,マウスケージ装着状態でマウスケージ内のオゾン濃度は約0.06ppm増加します。また、このX線条件で焦点ーテーブル間距離を250mmとすると、約0.085 ppm増加します。オゾンの人体・動物への影響は下記に記載いたしますので,ご承知ください。なお, X線照射を終了すると,試料室内のファンでオゾンは試料室内から排気され,約3分で通常の大気中濃度に戻ります。 ●オゾン（Ozone : 0 3 ,分子量48.00,融点−193° C,沸点−111.9° C,比重1.614g / cc)日光、特に紫外線により空気中の酸素が変化して海岸地方では0.05ppm、通常の大気中では0.005ppm前後存在し、地上30km以上の成層圏中いわゆるオゾン層では多量に存在しているが、世間で広く過信せられるほど健康的なガスではなく、特臭のある刺激性ガスである。例えば大気中の濃度が0.6ppm以上になると、これはロスアンゼルスでは度々この濃度に達するが、健康に危険である。したがってオゾンの急性毒性については従来から詳細に研究され、0.1ppmまでのオゾン濃度は健康成人には2時間吸入で刺激により肺活量は20%も減少し、人間および種々な動物に1～2ppm濃度を1～2時間吸収せしめると粘膜を強く刺激し中枢神経の障害があるが、 2時間でも思索は支離滅裂となり、1ppmを6時間吸入せしめると頭痛、気管支炎、気管支周囲炎を起こす。ラットに対する急性致死濃度はLC50　2～8ppmである。オゾンは強力な殺菌性を有しているので集会所、食品包装工場などにこの目的に用いられることがあり、時には飲料水の滅菌にも利用されるが、特有の臭気と刺激があって不愉快になる以外に人体では有毒で、特に運動している生体に対して害が大きく、ラット、マウスは1ppm濃度では6時間で致死するし、10ppmになると肺水腫で急性致死するので、オゾン中毒はフォスゲン（COC1s）と同様な注意と手当を行い、肺水腫の起こらぬように絶対安静が必要である。レントゲン撮影にはオゾンが発性し、慢性オゾン中毒になりやすく、神経質、倦怠、前頭部頭痛、心筋障害を起こすことがある。オゾンの特有臭気を感知し得る最低下限は0.02ppm以下であるが、馴れると判断が鈍化、不正確となるので、これに依存することは危険であり、最高作業場濃度は以前は長い間1ppmであったが最近は0.1ppm（0.2mg / m³）に低められた。これはオゾンが常識以上に有毒で、例えば塩素の0.5ppm（2mg / m³）の約10倍（重量）の毒性に相当しているからである。参考文献(文献名)公害と毒・危険物く無機編> (著者)堀ロ博(発行所)三共出版株式会社