はじめに
このたびは，四則演算器SGZ (以下，本器といいます)をお買い上げ頂きまして，まことにありがとうございました。本書は、本器の設置方法、機能、操作方法および取扱いについて説明したものです。本書をよくお読み頂き，十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。また，誤った取扱いなどによる事故防止の為，本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に，確実に届けられるようお取り計らいください。
ご注意
・本器は，記載された仕様範囲内で使用してください。仕様範囲外で使用した場合，火災，本器の故障の原因になります。 ・本書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。 、日本語を語る。 漢書事項注意事項あります。 ・本書の記載内容は，将来予告なしに変更することがあります。 •本書の内容に関しては方全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら、手数ですがお買い上げいただきました販売店までご連絡ください。
・本器は制御蟹内DINレールに設置して使用することを前提に製作しています。
使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
 •本書の記載内容の一部または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。 ・本器を運用した結果の影響による損害，予測不可能な本器の欠陥による損害，その他す本部を選択した結果の教育による教育者の数十行記事中部の大幅になってきます。
べての間接的損害について、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。
安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)
安全上のご注意では、安全注意事項のランクを"警告，注意"として区分しています。なお，△注意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので，記載している事柄は必ず守ってください。与文J取扱いを誤った場合,危険な状況が起こりえて,人命や重大な傷害
にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。 lD取扱いを誤った場合,危険な状況が起こりえて,中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合,および機器損傷の発生が想定\!\注意される場合。
荀父
•感電および火災防止の為,販売店のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。 ・感電，火災事故および機器故障防止の為，部品の交換は販売店のサービスマン以外は行わないでください。
/?
安全に関するこ
ご注意
・正しく安全にお使いいただくため.ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
・本器は,産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。販売店に使用目的をご提示の上、正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる
医療機器等には、ご使用にならないでください。) •本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため,外部に適切な保護装置を設置してください。また、定期的なメンテナンスを販売店に依頼に有償してください。
・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。本書に記載のない条件・環境下で使用された場合、物的・人的損害が発生しても、その責任を負いかねますのでご了承ください。 /!/輸出貿易管理令に関するご注意大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。 - 2 -
取り付け上の注意
[本器は.次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)] ・過電圧カテゴリ[]，汚染度2下記のような場所でご使用ください。] [本器は, ・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。 ・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。 •直射日光があたらず.周囲温度が-10〜55 °Cで急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。 ・湿度が35〜85 %RHで，結露の可能性がないところ。 ・大容量の電磁開閉器や、大電流の流れている電線から離れているところ。 ・水,油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。 ・制御盤内に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が55 °Cを超えないようにしてください。本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。 ※参考:本器のケース材質は，難燃性樹脂を使用していますが，燃えやすいもののそばには設置しないでください。また、燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。
配線上の注意
•配線作業を行う場合，電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。火災，故障，誤動作の原因となります。 •本器の端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子および圧着工具を使用してください。 •端子ねじを締め付ける場合、適正締め付けトルク以内で締め付けてください。適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじの破損およびケースの変形が生じる恐れがあります。 •本器は電源スイッチ,遮断器およびヒューズを内蔵していません。必ず本器の近くに電源スイッチ，遮断器およびヒューズを別途設けてください。 (推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC,  定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ) ・AC電源の配線は、本書に記載している通り，専用の端子に配線してください。 AC電源を他の端子に配線すると、本器を焼損します。 •入力端子に接続されるセンサに,商用電源が接触または印加されないようにしてください。電流入力を使用する場合，極性を間違わないよう配線してください。 •直流電圧. ・入出力線と電源線は離して配線してください。
運転,
保守時の注意
t

・感電防止および機器故障防止の為．通電中には端子に触れないでください。 •端子の増締めおよび清掃等の作業を行う時は,本器の電源を切った状態で行ってくだせい。電源を入れた状態で作業を行うと,感電の為,人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。工事で、社(シンナ類を使用した場合,本器の変形,変色の恐れがあります) •表示部は傷つきやすいので、硬い物で擦ったり、叩いたり等はしないでください。本書および本器に使用している数字,アルファベットのキャラクタ対応表を以下に示します。然は，何も表示しないこと(消灯)を表します。

1.形名
1.1 形名の説明1：多回転トリマ0：なし2 :防湿処理  3 :多回転トリマ＋防湿処理電源電圧0：100～240 V AC –出力信号*² −入力1および入力2信号*1 (入力２は入力１と同じレンジになります) –シリーズ形名
*2：出力信号

1.2 形名銘板の表示方法
ン形名(例: SGZ-A01-0-0)ン入力1(入力種類選択で選択したレンジを記入してください) ー入力2(入力1と同じレンジを記入してください) –出力(出力種類選択で選択したレンジを記入してください)
2.1前面

3.取り付け
3.1 外形寸法図(単位: mm)
注
TS • DINレールは，横方向で取り付けてください。 ・ソケットの取り外しは,マイナスドライバーが必要です。ロックレバーにマイナスドライバーを差込む際.マイナスドライバーを回してこねないようにしてください。ロックレバーに無理な力が加わると破損する恐れがあります。 ・振動および衝撃のある場所では，市販の止め金具を本器の両端に取付けてください。
DINレールへの取り付け(図3.2-1) ①本器前面の取付ねじを緩めて，本器をソケットから外してください。 ②ソケットは，ロックレバーがある方を下にしてください。ソケットの上部をDINレールに引っ掛け，下部を押してください。(カチッと音がします)
注意
•本器をソケットに挿し込む前に、[4.配線]を参照して配線を行ってください。 ・ソケット着脱時は,ソケットの面に対して垂直に抜き差ししてください。垂直方向以外の力が加わると，故障の原因となる場合があります。 •取付ねじは強く締め付け過ぎると，故障の原因となる場合があります。 ③本器をソケットに挿し込んでください。 (4)取付ねじを時計方向に回して、ソケットから本器が抜けない程度に軽く締めてください。 DINレールからの取り外し(図3.2-2) ①本器の供給電源を切ってください。 ②本器前面の取付ねじを緩めて，本器をソケットから外してください。 ③ソケット下部のロックレバーにマイナスドライバーを差込み、ロックレバーを下げながらDINレールから外してください。 4.配線奇女内D ll配線作業を行う時は，本器への供給電源を切った状態で行ってください。電源を入れた状態で配線作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。 4.1リード線圧着端子について下記のような，M3のねじに適合する絶縁スリープ付圧着端子を使用してください。
Y形圧着端子外形図(単位:mm)丸形圧着端子外形図(単位:mm)
4.2
回路構成
(図4.2-1) (図4.3-1)

4.4
配線する
注意・AC電源を他の端子に配線すると本器を焼損します。 (1)電源を配線する①，①に本器への供給電源を配線します。 (2)出力を配線する⑨(+), ⑩(-)に出力を配線します。 (3)入力を配線する①(+)，④(-)および⑤(+)，⑧(-)に入力を配線します。
いずれかの表示モードでMODEキーを押しながらDISPキーを約3秒間押すと，その表示モードがデフォルト画面となります。デフォルト画面を設定するとDISPキーがロック状態になります。デフォルト画面でDISPキーを約3秒間押すと，キーロックが解除されます。

6.設定モー
6.1設定モードでの画面遷移
6.2 入力1設定モード
入力種類選択

入力1入力値表示時の小数点の位置を選択します。
-10〜10 Vレンジを選択した場合，初期値は小数点第１位になります。
出力0%値設定

*:　入力種類選択で-5～5 Vレンジを選択した場合，初期値は-5.0になります。
出力100%値設定
表示器に表示させる出力100％時の入力値を設定します。

単位表示選択

設定登録確認
設定した内容を登録するかどうかを選択します。

6.3 入力2設定モード
入力２小数点位置選択

-10〜10 Vレンジを選択した場合，初期値は小数点第１位になります。
出力0%値設定
表示器に表示させる出力0％時の入力値を設定します。
*:　入力種類選択で-5～5 Vレンジを選択した場合，初期値は-5.0になります。
出力100%値設定
表示器に表示させる出力100％時の入力値を設定します。
*:   入力種類選択で-5～5 Vレンジを選択した場合，初期値は5.0になります。設定登録確認設定した内容を登録するかどうかを選択します。

6.4 出力設定モード
出力種類選択

出力小数点位置選択

*:   出力種類選択で0～10 mV，0～100 mVまたは-5～5 Vレンジを選択した場合，初期値は小数点第１位になります。
0%出力時表示設定
0%出力時の表示値を設定します。
100%出力時表示設定

出力状態選択
出力状態をノーマルにするか，リバースにするかを選択します。
演算値小数点位置選択演算値表示時の小数点位置を選択します。

出力0%演算値設定

出力100%演算値設定

設定登録確認

6.5 演算設定モード
四則演算選択

入力1係数設定

入力2係数設定

設定登録確認

6.6 機器設定モード
入力1フィルタ時定数設定
入力1の入力フィルタの時定数を設定します。

入力1センサ補正設定
入力1のセンサ補正値を設定します。

入力2フィルタ時定数設定
入力2の入力フィルタの時定数を設定します。ノイズによる入力の変動を軽減することができます

入力２センサ補正設定
入力2のセンサ補正値を設定します。

表示時間設定
無操作から表示が消灯するまでの時間を設定します。設定モード，入力異常または入力断線時は消灯しません。また、00：00に設定すると消灯しません。

自動/手動選択
自動を選択した場合は入力値に応じた出力量が出力されます。手動を選択した場合はマニュアルモードに移行できます。マニュアルモードで設定さ

マニュアルモード自動復帰時間設定
マニュアルモードから自動的にデフォルト画面に移行するまでの時間を設定します。 0に設定すると自動復帰しません。

設定登録確認

6.7 カスタム画面設定モード
マルチ表示器Aおよびマルチ表示器B(*)に表示する任意の文字を設定します。英数字および記号を組み合わせ，任意の文字を設定してください。 (例) FLOW, TEMP, No.1, No.2など(*): 表示モードにより,表示できる文字数が異なります。[5. 表示モード(P.13〜15)を参照] ・カスタム画面表示モード1を選択した場合,マルチ表示器Aおよびマルチ表示器Bを合わせて最大8文字を表示できます。 ・カスタム画面表示モード2～5を選択した場合，マルチ表示器Ｂに最大4文字を表示できます。表示器の1000の桁から設定を行います。 MODEキーを押して桁を移動します。
マルチ表示器A設定
マルチ表示器Aのカスタム表示を設定します。

マルチ表示器B設定
マルチ表示器Bのカスタム表示を設定します。

設定登録確認
設定した内容を登録するかどうかを選択します。

6.8 マニュアルモード
機器設定モードの自動/手動選択で手動を選択した場合、デフォルト画面でダウンキーを約3秒間押すと，マニュアルモードに移行できます。このとき，マルチ表示器Ａは出力量を点滅表示します。アップキーまたはダウンキーで出力量を設定できます。設定中は出力量が点灯します。マニュアルモードでMODEキーを押すか、マニュアルモード自動復帰時間設定で設定した時間経過後、デフォルト画面に移行し，入力値に応じた出力量を出力します。
7.詞整
出力ゼロ，スパン調整を行います。本器は，工場出荷時出力調整済みです。ご注文いただいた入出力仕様通りにご使用になる場合、調整の必要はありません。ただし、接続機器との微調整をする場合や校正時，調整してください。本器の入力端子に電圧電流発生器を接続してください。出力端子にデジタルマルチメータを接続してください。
7.1 調整の基本操作
前面のボリュームで調整を行います。出力ゼロ調整出力のゼロ側の出力量を調整します。出力スパン調整出力のスパン側の出力量を調整します。
7.2 調整する
以下に調整項目一覧を示します。各項目の説明を参考に調整してください。 7.2.1　出力を調整する出力の調整手順を，以下に示します。 ①出力0%値を入力し、出力値(デジタルマルチメータの指示)を見ながら出力ゼロ調整用ボリュームを回して調整してください。 ②出力100%値を入力し，出力値(デジタルマルチメータの指示)を見ながら出力スパン調整用ボリュームを回して調整してください。 ③再度，出力0%値を入力し、出力値(デジタルマルチメータの指示)を確認してください。 ④出力0%値がずれている場合，①～③を繰り返し行ってください。
8.運転
8.1
電源投入後の表示について
電源投入後，約3秒間ウォームアップ表示になり，マルチ表示器Aに形名を，マルチ表示器Bに入出力番号を表示します。 (例) SGZ-A01-0-0の場合マルチ表示器A: SEEEマルチ表示器B:  EEEE出力は，入力0%の出力量を出力します。
8.2
運転する
ウォームアップ表示後，表示モードに移行します。入力種類選択で選択した入力信号を，出力種類選択で選択した出力に変換します。 8.2.1入力表示範囲について入力値は,入力レンジ下限値-(入力レンジスパン)×10% ～　入力レンジ上限値+(入力レンジスパン)×10%の範囲で表示されます。ただし，-2000以下の表示はマイナス(-)と入力値が交互に点灯します。10000以上の表示は下位4桁の表示が点滅します。(小数点位置は小数点位置選択の設定内容に従います。）入力値が表示範囲を超えた場合………入力値表示が"密密密密"を点滅表示します。入力値が表示範囲を下回った場合.....入力値表示が"密密密密"を点滅表示します。
8.2.2 出力表示範囲について
出力量は, 0%出力時表示設定-(100%出力時表示設定-0%出力時表示設定)×10% ～　100%出力時表示設定+(100%出力時表示設定-0%出力時表示設定)×10%の範囲で表示されます。ただし、-2000以下の表示はマイナス(-)と出力量が交互に点灯します。10000以上の表示は下位4桁の表示が点滅します。(小数点位置は小数点位置選択の設定内容に従います。）
8.2.3　入力断線について

点滅表示します。
8.2.4 表示時間設定について
表示時間設定で設定された時間を経過すると，マルチ表示器A，マルチ表示器B，各動作表示灯を消灯します。いずれかのキーを押すと再点灯します。設定モード，入力異常または入力断線時は消灯しません。また，表示時間を00：00に設定した場合は消灯しません。 8.2.5 四則演算機能について入力1と入力2を四則演算し出力量として出力します。ただし，入力1および入力2はセンサ補正を含んだ値になります。
■加算器
四則演算選択で加算を選択した場合，入力1および入力2の加算結果が出力されます。加算式は以下の通りです。出力量＝入力1入力値×K₁＋入力2入力値×K₂ K1：入力1係数設定    0.001～2.000 K2：入力2係数設定    0.001～2.000 ※入力1入力値および入力2入力値は0.0～100.0%です。 ※出力量の算出結果として-10.0%以下が算出される場合-10.0%となり，110.0%以上が算出される場合は110.0%となります。
■減算器
四則演算選択で減算を選択した場合，入力1および入力2の減算結果が出力されます。減算式は以下の通りです。出力量＝入力1入力値×K₁－入力2入力値×K₂ K1：入力1係数設定   0.001～2.000 K2：入力2係数設定    0.001～2.000 ※入力1入力値および入力2入力値は0.0～100.0％です。 ※出力量の算出結果として-10.0%以下が算出される場合-10.0%となり，110.0%以上が算出される場合は110.0%となります。 ■乗算器四則演算選択で乗算を選択した場合，入力1および入力2の乗算結果が出力されます。乗算式は以下の通りです。出力量＝入力1入力値×K₁×入力2入力値×K₂ K1：入力1係数設定   0.001～2.000 K2：入力2係数設定    0.001～2.000 ※入力1入力値および入力2入力値は0.0～100.0％です。 ※出力量の算出結果として-10.0%以下が算出される場合-10.0%となり，110.0%以上が算出される場合は110.0%となります。
■除算器
四則演算選択で除算を選択した場合，入力1および入力2の除算結果が出力されます。除算式は以下の通りです。出力量＝(入力1入力値×K₁)／(入力2入力値×K₂) K1：入力1係数設定    0.001～2.000 K2：入力2係数設定    0.001～2.000 ※入力1入力値および入力2入力値は0.0～100.0％です。 ※出力量の算出結果として-10.0%以下が算出される場合-10.0%となり，110.0%以上が算出される場合は110.0%となります。
9.仕様

入力１と同仕様
11.キャラクター覧表工場出荷時の値(初期値)を記入していますが，データの控え等にお使いください。
• • •お問い合わせは•本器について不明な点がございましたら，大変お手数ですが本器の下記項目をご確認の上，お買い上げいただきました販売店へお問い合わせください。例・形名…………… SGZ-A01-0-0 ・計器番号……… 154F05000なお,動作上の不具合については,その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせください。本社大阪宮楽所〒562-0035大阪府箕面市船場東２丁目５番１号TEL: (072)727-4571    FAX: (072)727-2993 [URL] https://shinko-technos.co.jp/ 〒562-0035大阪府箕面市船場東２丁目５番１号TEL: (072)727-3991　FAX: (072)727-2991 [E-mail] sales@shinko-technos.co.jp北　陸TEL: (076)479-2410    FAX: (076)479-2411
神港テク.
東京宮楽所名古屋営業所〒171-0021　東京都豊島区池袋1-11-1メトロポリタンプラザビル14階TEL: (03)5117-2021    FAX: (052)957-2562 〒461-0017　愛知県名古屋市東区東外堀町３番CS東外堀ビル402号室TEL: (052)957-2561    FAX: (052)957-2562福　岡TEL: (0942)77-0403    FAX: (0942)77-3446 No.SGZ11J7   2022.10