コンソール・データ履歴収集装置LMD-100取扱説明書o
このたびは，コンソール・データ履歴収集装置LMD-100(以下，本器)をお買い上げ頂きまして，まことにありがとうございました。この取扱説明書(以下，本書)は，本器の設置方法，機能，操作方法および取扱いについて説明したものです。本書をよくお読み頂き，十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。また．誤った取扱いなどによる事故防止の為．本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に，確実に届けられるようお取り計らいください。
本書および本器に使用している数字,アルファベットのキャラクタ対応表を以下に示します。は，無表示を表します。
ご注意
・本器は,記載された仕様範囲内で使用してください。仕様範囲外で使用した場合，火災または本器の故障の原因になります。 ・本書に記載されている警告事項,注意事項を必ず守ってください。これらの警告事項.注意事項を守らなかった場合、重大な傷害や事故につながる恐れがあります。 ・本書の記載内容は，将来予告なしに変更することがあります。 •本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが裏表紙記載の弊社営業所または出張所までご連絡ください。 ・本器は，パネル面に取り付けて使用することを前提に製作しています。使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。 •本書の記載内容の一部または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。 ・本器を運用した結果の影響による損害.弊社において予測不可能な本製品の欠陥による損害，その他すべての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。
安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)
安全上のご注意では、安全注意事項のランクを"警告.注意"として区分しています。なお, △注意に記載した事項でも,状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので，記載している事柄は必ず守ってください。
△警告
取扱いを誤った場合、危険な状況が起こりえて、人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。取扱いを誤った場合、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷/△注意を受ける可能性が想定される場合および機器損傷の発生が想定される場合。
整告
・感電および火災防止の為，弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。 ・感電，火災事故および機器故障防止の為，部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。
△安全に関するご注意
・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。 ・本製品は、産業機械･工作機械･計測機器に使用されることを意図しています。代理店または弊社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。) •本製品の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には、事故防止のため.外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。また，定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。 •本書に記載のない条件･環境下では使用しないでください。本書に記載のない条件･環境下で使用された場合，物的･人的損害が発生しても，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
輸出貿易管理令に関するご注意
大量破壊兵器(軍事用途･軍事設備等)で使用されることがないよう，最終用途や最終客先を調査してください。尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。
1.取り付け上の注意
△注意
[本器は, 次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)] ・過電圧カテゴリ[]，汚染度2 [本器の使用は，下記のような場所でご使用ください。] ・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。 ・可燃性，爆発性ガスのないところ。 ・機械的振動や衝撃の少ないところ。 ・直射日光があたらず，周囲温度が0～50℃で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。 ・湿度が35〜85%RHで、結露の可能性がないところ。 ・大容量の電磁開閉器や、大電流の流れている電線から離れているところ。 ・水、油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。 ・制御盤に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が50℃を超えないようにしてください。本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。 ※本器のケース材質は，難燃性樹脂を使用していますが，燃えやすいもののそばには設置しないでください。また．燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。
2.配線上の注意
△注意・配線作業を行う場合，電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。火災、故障または誤動作の原因となります。 ・本器の端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。 ・本器の端子台は、左側から配線する構造になっています。リード線は、必ず左側方向から本器の端子へ挿入し、端子ねじで締付けてください。 •端子ねじを締め付ける場合、適正締め付けトルク以内で締め付けてください。適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじの破損，およびケースの変形が生じる恐れがあります。 ・電源線と通信線は離して配線してください。 ・本器は電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。必ず上記の装置類を，本器の近くに別途設けてください。 (推奨ヒューズ: 定格電圧250V AC,  定格電流: 2Aのタイムラグヒューズ)
3.運転,保守時の注意
△注意
・感電防止および機器故障防止の為，通電中には端子に触れないでください。 ・端子の増締めおよび清掃等の作業を行う時は，本器の電源を切った状態で行ってください。電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。 ・本器の汚れは，柔らかい布類で乾拭きしてください。 (シンナ類を使用した場合,本器の変形,変色の恐れがあります) ・表示部は傷つきやすいので，硬い物で擦ったり，叩いたり等はしないでください。

1.概要
1.1概要
本器は,デジタル指示調節計 [オプション: C5(シリアル通信)付き]を最大16台接続し, PV, SV,警報の表示,各設定値の設定およびデータ履歴を収集する装置です。本器の主な機能を，以下に示します。 (1)データロギング機能(データ履歴収集)本器に接続している調節計のPV, SV, OUT1 MV, OUT2 MVおよび調節計の状態(出力，警報など)をCFカードにCSV形式で保存します。 CFカード内のデータは、市販の表計算ソフトウェアで編集できます。 (2)モニタ機能本器に接続している調節計のPV，SVおよび警報を表示します。 (3)コンソール機能本器に接続している調節計の各設定値を設定できます。 (4)設定値メモリ機能本器に接続している調節計のSVを6ファイル保存できます。 (5)ブロードキャスト設定機能本器に接続している調節計全てに，同一設定値を一括設定できます。 (6)外部操作入力２点(エッジ動作)データロギング開始/停止，前面キー操作有効/無効を外部切り替えできます。 (7)エラー出力1点(リレー接点1a)以下の場合，エラー出力がONします。 ・データ収集異常時・CFカード異常時・CFカード未挿入時・電池切れ(時計用) •時刻設定しないで，LOG[ロギングキー)を押した場合
1.2システム構成
2.開梱
2.1付属品の確認
下記の付属品を確認してください。

2.2形名の説明
形名とオプション記号を記述しています。 (例) LMD-100, IP, TC →オプション記号は，コンマで区切っています。 IP: 防塵・防滴対策仕様(IP66) TC:感電防止用端子カバー ✦形名 LMD-100 [96×96×100mm(W×H×D)]オプション記号について

2.3形名銘板の表示方法
形名銘板は，本器のケース左側面に貼っています。形名銘板本器に接続している調節計のPVおよび設定モード時設定キャラクタを赤色表示器に表示します。 ②: SV(SV表示器)本器に接続している調節計のSVおよび設定モード時設定値を緑色表示器に表示します。 ③: CH(チャンネル番号表示器) PV、SVおよび警報を表示しているチャンネル番号を黄色表示器に表示します。 ④: MEMO(メモリ番号表示器)設定値メモリ番号を黄色表示器に表示します。 ⑤: HOST    T/R(ホスト通信表示灯)ホストとのシリアル通信TX(送信データ)出力時，黄色表示灯が点灯します。(オプション: C5) 6: AT動作表示灯表示チャンネル番号の調節計がATまたはオートリセット実行中，PV表示器1桁目の小数点が点滅します。 (7): CNTL   ALM(調節計警報表示灯)表示チャンネル番号の調節計の警報がONの時，赤色表示灯が点灯します。 JCS-33A, JCM-33A, JCR-33A, JCD-33A警報1，警報2，ヒータ断線警報，ループ異常警報，オーバスケール，アンダスケールJCL-33A警報1，警報2，オーバスケール，アンダスケールDCL-33A警報，ヒータ断線警報，ループ異常警報，オーバスケール，アンダスケールNCL-13A警報1,警報2,警報3,警報4,ヒータ断線警報1,ヒータ断線警報2,ループ異常警報,オーバスケール、アンダスケール、操作端短絡警報1，操作端短絡警報2，メモリ異常ACS-13A警報1,警報2,ヒータ断線警報,オーバスケール,アンダスケール⑧: CNTL    T/R(調節計通信表示灯)本器に接続している何れかの調節計とのシリアル通信TX(送信データ)出力時，黄色表示灯が点灯します。 ⑨: CNTL    COM ERR(調節計通信エラー表示灯)本器に接続している何れかの調節計とのシリアル通信異常時,赤色表示灯が点灯します。 (@: CH(チャンネルキー) PV/SV表示モードで手動表示選択時，表示するチャンネル番号を切り替えます。また，主設定モードおよび副設定モード時，設定値を登録し，チャンネル番号を切り替えます。の:   (4) (モードキー)設定モードの切り替え，設定値，選択値の登録を行います。 [設定値，選択値の登録は， ●●キーを押すと値を登録します。]の:  △ (アップキー)設定値の数値が増加します。 (3:  ▽(ダウンキー)設定値の数値が減少します。 ():  DISP(ディスプレイキー)表示するチャンネル番号を自動で切り替えるか、手動で切り替えるかを選択します。自動を選択した場合，表示するチャンネル番号を[1→2→3…(接続台数)→1]と約2秒間隔で切り替えます。手動を選択した場合、チャンネル番号表示器1桁目の小数点が点灯します。表示するチャンネル番号の切り替えは，CHキーで行います。項: LOG ERR(ロギングエラー表示灯)データロギング時のデータ収集異常時，CFカード異常時電池切れまたは時刻設定していない時にLOGキーを押した時、赤色表示灯が点灯します。
(0: LOG(ロギングキー)
データロギングの開始と停止を選択します。データロギング中、1秒以上このキーを押し続けると、データロギングを停止します。データロギング条件設定モードの項目が設定されていない場合，データロギングを開始できません。また, CFカード未挿入時はロギングエラーになり,データロギングを開始できません。 (1): EJECT(CFカード取り出しボタン) CFカードの取り出しボタンです。 (@: LOCK/UNLOCK [ロックスイッチ (ロギング表示灯付き)]データロギング中に，CFカードを誤って抜くことがないようにするスイッチです。 LOCKでデータロギングが可能，UNLOCKでデータロギングができません。データロギング中UNLOCKにすると，データロギングを停止します。ロックスイッチ前面は，ロギング表示灯になっておりデータロギング中，赤色表示灯が点灯，CFカードヘアクセスしている時，赤色表示灯が点滅します。 ①: CFカード挿入口CFカードの挿入口です。
4.制御盤への取り付け
4.1場所の選定
[本器は,次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)] ・過電圧カテゴリ[]，汚染度2 [本器の使用は,下記のような場所でご使用ください。] ・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。 ・可燃性ガス，爆発性ガスのないところ。 ・機械的振動や衝撃の少ないところ。 •直射日光が当たらず，周囲温度が0～50℃で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。 ・湿気が35〜85%RHで，結露の可能性がないところ。 •大容量の電磁開閉器や大電流の流れている電線から離れているところ。 •水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたるおそれのないところ。 ・制御盤に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が50℃を超えないようにしてください。本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
4.2 外形寸法図(単位: mm)
4.3 パネルカット(単位: mm)
横方向密接取付n :取付台数/1注意:オプション: IPの場合,防水カバーのフタの開閉スペースをご考慮ください。 (図4.3-1) 1菅告ケースは樹脂製ですので，ねじ式取付金具のねじを必要以上に締め過ぎると，ねじ式取付金具やケースが変形するおそれがあります。締め付けトルクは，0.12N・mを指定してください。取り付け可能な制御盤の板厚は，1～8mmです。本器を制御盤前面から挿入してください(オプション: IPの場合，防水カバーを制御盤前面のパネルカット面に合わせ，本器と制御盤で防水カバーを挟むようにして取り付けてください)。(図4.4-1)防水カバー仕様  カバー  ：ポリカーボネイト94V-2パッキン:クロロプレンゴムパネル: SUS304ケース上下の穴にねじ式取付金具を引っ掛け，ねじを締付けて固定してください。 (図4.4-2)地(図4.4-1)
動告
配線等の作業を行う時は，本器への供給電源を切った状態で行ってください。電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。また，本器電源を入れる前に，必ず本器の接地配線を行ってください。
注意
本器の端子台は，左側から配線する構造になっています。リード線は、必ず左側方向から端子へ挿入し、端子ねじで締め付けてください。 5.1端子配列(1) POWER SUPPLY (4) (5) (6) (7) (8) (9) (19 • POWER SUPPLY • ERR ：電源電圧 100～240V AC :エラー出力データロギング異常時，CFカード異常時，CFカード未挿入時，電池切れ，日付または時刻を設定していないのにLOGキーを押した時，出力します。 ・RS-485(to HOST) :シリアル通信RS-485(ホストへ接続)(オプション: C5) RS-485(to CNTL) :シリアル通信RS-485(調節計〜接続) • EXT CONT(KEY LOCK):外部操作入力(前面キー操作のロック/アンロック) EXT CONT(LOG) ：外部操作入力(データロギングの開始/停止) ■推奨端子について下記のような，M3のねじに適合する絶縁スリープ付圧着端子を使用してください。締付トルクは0.63N・mを指定してください。

5.2配線例
•本器は外部電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。必ず上記の装置類を，本器の近くに別途設けてください。 (推奨ヒューズ: 定格電圧250V AC,  定格電流: 2Aのタイムラグヒューズ) ・電源線と通信線は離して配線してください。 5.2.1電源電圧,エラー出力,外部操作入力の配線例(図5.2.1-1)
5.2.2 シリアル通信RS-485(調節計へ接続)の配線例
(1) DCL-33Aの場合(図5.2.2-1)本器 - DCL-33A間の接続通信ケーブルCDM(別売り)を使用してください。 CDMのモジュラプラグ側は, DCL-33Aのモジュラジャックに接続してください。 CDMのY端子側は，下表を参考に接続してください。
CDMのケーブル長は，3000mmです。 (500mm毎に延長可能です。)
DCL-33A間の接続
通信ケーブル CDDまたはCPP(別売り)を使用し，モジュラジャックに接続してください。 CDDのケーブル長は，60mmです。60mm以上離れている場合，CPPをご使用ください。 CPPのケーブル長は，500mmです。 (500mm以上は500mm毎に延長可能， 500mm以下は100mm毎に縮小可能です。） (2) ACS-13A, JCL-33A, JCS-33A, JCM-33A, JCR-33A, JCD-33Aの場合(図5.2.2-2)本器 - ACS-13A, JCL-33A, JCS-33A, JCM-33A, JCR-33A, JCD-33A間の接続およびACS-13A, JCL-33A, JCS-33A, JCM-33A, JCR-33A, JCD-33A間の接続シールド線を使用し，YA(-)，YB(+)，SGどうしを接続してください。シールド部に電流が流れないように,シールド線の片側のみFGに接続してください。シールド部の両側をFGに接続すると，シールド線と大地の間で閉回路ができ，シールド線に電流が流れて，ノイズの影響を受けやすくなります。 FGは、必ず接地処理を行ってください。推奨ケーブル: オーナンバ株式会社 OTSC-VB 2PX0.5SQまたは同等品(ツイストペアシールド線をご使用ください)。

(3) NCL-13Aの場合(図5.2.2-3)
本器 - NCL-13A間の接続通信ケーブル CFP-C5(別売り)を使用し，YA(-)，YB(+)，SGどうしを接続してください。 NCL-13A間の接続バスプラグどうしを接続してください。 (図5.2.2-3)
6.設定
以下の手順で設定を行ってください。
6.1調節計の設定
本器に接続している調節計の取扱説明書を参照して，以下の設定(選択)をしてください。 (1)通信プロトコル選択:神港標準(2)機器番号設定: 1から順に設定 [(例)調節計を5台接続した場合，1～5と設定] (3)通信速度選択: 19200bps
6.2 本器の電源ON(ウォームアップ表示)
本器へ供給される電源をONしてください。電源投入後約5秒間，PV表示器に[Lふ」-]と表示します。(図6.2-1)その後，本器に接続している調節計のPV，SVおよび警報状態を読み取り，表示するチャンネル番号切り替えを自動にしている場合，約2秒間隔で自動的にチャンネル番号を切り替え，PV，SVおよび警報を表示します。(図6.2-2)
(図6.2-1)
(図6.2-2)
6.3表示器の記述方法
本書は，本器の表示器を以下のように記述しています。 🌸は，無表示を表します。 (例)設定値メモリ選択項目
6.4基本操作
基本操作を，チャンネル番号1のSV設定(例100℃)で説明します。設定値(数値)の増減および選択値の選択は，△または▽キーで行います。設定(選択)値の登録は、 ●キーまたはCHキーで行います。
CDキーを２回押してください。主設定モードチャンネル番号1のSV設定に移行します。チャンネル番号１のSVを設定する項目です。 △または▽キーでチャンネル番号１のSVを設定してください。例では，100℃を設定しています。 CHキーを押してください。チャンネル番号１のSVを登録し，チャンネル番号2のSV設定に移行します。チャンネル番号２の調節計のSVを続けて設定できます。他のチャンネル番号の調節計も同様に設定してください。 💕キーを10回または約３秒間押してください。 PV/SV表示モードまたはデータロギングモードに戻ります。 (10回または約３秒間) PV/SV表示モードまたはデータロギングモードへ
6.5 接続機器条件設定モード
本器に接続している調節計と通信するため，調節計の形名選択および台教設定を行います。 PV/SV表示モードまたはデータロギングモードから∇キーを押しながら🌸🌸キーを約3秒間押すと，接続機器条件設定モードに移行します。 △または▽キーで設定値(数値)の増減，選択値の選択を行います。

6.6データロギング条件設定モード
データロギングを行う場合，日付，時間，データロギング項目，データロギング周期などの設定(選択)を行います。 PV/SV表示モードまたはデータロギングモードから∇キーを押しながらLOGキーを約3秒間押すと，データロギング条件設定モードに移行します。 △または▽キーで設定値(数値)の増減，選択値の選択を行います。 ●キーを押すと設定(選択)値が登録され，設定項目が切替わります。

6.7 主設定モード
本器に接続している調節計のSV，警報1動作点およびPIDパラメータなどの設定(選択)を行います。 PV/SV表示モードまたはデータロギングモードから🌸🌸キーを押すと、主設定モードに移行します。 △または▽キーで設定値(数値)の増減，選択値の選択を行います。 CHキーを押すと，設定(選択)値を登録し，チャンネル番号を切り替えます。 😍キーを押すと設定(選択)値が登録され，設定項目が切替わります。

6.8 副設定モード
本器に接続している調節計の設定値ロック選択およびAT/オートリセット選択を行います。 PV/SV表示モードまたはデータロギングモードから△キーを押しながら─すと，副設定モードに移行します。 △または▽キーで選択値の選択を行います。 CHキーを押すと，選択値を登録し，チャンネル番号を切り替えます。 😍キーを押すと選択値が登録され，設定項目が切替わります。

6.9全設定値読み取りモード
本器に接続している調節計の全設定値を読み取ります。 PV/SV表示モードから△と▽キーを押しながら✪キーを約3秒間押すと、全設定値読み取りモードに移行します。データロギング中および設定モード中は、このモードに移行できません。
on PVウォームアップsv表示CH MEMO　/ PV 25 PV/SV表示モードLOG SVデータロギングモードロックスイッチ（ロギング表示灯付き)が点灯または点滅データロギングモードへ△ + Q  (約3秒間)接続機器条件設定モード
CH r Uni f sv ✦ 
●点線で囲んだ設定(選択)項目は、オプションを付加した場合のみ表示します。 ●キー操作について•各設定(選択)項目の設定(選択)は，△，▽キーで行います。各設定(選択)項目の登録は， ●キーで行います。 : 🇨🇨キーを押すと，設定(選択)値を登録し，矢印の項目に・↑ Ch移行することを表しています。 : △キーを押しながら🌸🌸キーを押すことを表しています。 • △+ C → △+CD(約３秒間) : ▽キーを押しながら🌸🌸キーを約３秒間押すことを表しています。 ・∇ +LOG(約3秒間) :  ∇キーを押しながらLOGキーを約3秒間押すことを表しています。 ・△+▽+✪◑(約３秒間)  ：△と▽キーを押しながら✪◑キーを約３秒間押すことを表しています。 - 30 - ●各設定モードについて•設定モード中、LOGキーによるデータロギングは開始できません。ただし，LOGキー(約1秒間)によるデータロギングの停止はできます。 ・設定モード中，《 ◑キーを約３秒間押し続けると，PV/SV表示モードに戻ります。 •主設定モードおよび副設定モード時，CHキーを押すと，設定値を登録し，チャンネル番号を切り替えます。 •データロギング中および設定モード中，全設定値読み取りモードに移行できません。

7.運転
[運転を始める前に]運転を始める前に，4.制御盤への取り付け(➡P.12)，5.配線(➡P.14)および6.設定(➡P.19)の項を参照し、取り付け状態、配線およびご使用になる条件に合った設定になっているかを再度確認してください。
7.1設定値を入力し運転する
(1)本器および本器に接続している調節計の電源をONする本器および本器に接続している調節計へ供給される電源をONしてください。電源投入後約5秒間，PV表示器に[しうゴー]と表示します。その後，本器に接続している調節計のPV，SVおよび警報状態を読み取り，表示するチャンネル番号切り替えを自動にしている場合，約2秒間隔で自動的にチャンネル番号を切り替え，PV，SVおよび警報を表示します。 (2)本器の設定値を入力する6.設定(➡P.19)以降を参照して，本器の各設定値を入力してください。 (3)本器に接続している調節計の負荷回路電源をONにする本器に接続している調節計の負荷回路電源をONしてください。制御対象をSVに保つよう，調節動作を開始します。
7.2データロギングの準備をする
7.2.1 CFカードについて
12注意
・データロギングは、弊社推奨CFカードを使用してください。 ・推奨品以外のCFカードを使用する場合，データロギング停止後に電源を切ってください。データロギングを停止せずに電源を切ると，データの消失や，以後CFカードが使用できなくなるおそれがあります。推奨CFカード本器付属品CFカードまたは弊社別売品CFカード

7.2.2データロギング中の停電によるデータの信頼性について
本器は、停電対策として不揮発性ICメモリで設定データをバックアップするようになっています。停電を感知してから完全に本器の電源が切れるまでの時間は，85V ACの場合約260ms, 264V ACの場合約4sです。推奨CFカードの書き込み時間は200ms,クローズ処理時間は40msの計240ms,それに対し推奨品以外のCFカードの書き込み時間は500ms，クローズ処理時間は100msの計600msと書き込み時間が大きく異なるものがあります。これにより、クローズ処理がされないままデータが保存される可能性があり、停電時に保存データの消失またはCFカードの異常を生じる恐れがあります。推奨CFカードは，本器の停電処理時間内に書き込み，クローズ処理共に終了するため、データの信頼性が保たれます。推奨品以外のCFカードをご使用になった場合,保証できませんので注意してください。
7.3 CFカードの挿入
(1) CFカードの溝幅の広いほうが上になるようにして，CFカード挿入口に挿入してください。(図7.3-1)誤挿入防止のため溝幅が異なりますが，無理に押し込まないようにしてください。 CFカードが本器前面から約5mm出ていて，CFカード取り出しボタンが出ている状態が正しい位置です。(図7.3-2) (2)ロックスイッチをLOCKにしてください。(図7.3-2)
7.4 CFカードの取り出し
】注意・CFカードを取り出す際, CFカード取り出しボタンを強く押すとCFカードが飛び出すことがあります。CFカードを落とさないよう注意して取り出してください。 ・CFカード取り出しボタンを押さずに，無理にCFカードを引き抜かないでください。 ・壊れたCFカードを挿入すると，誤動作防止の為リセットがはたらき，本器をウォームアップ状態にします。 (1)ロックスイッチをUNLOCKにしてください。(図7.4-1) (2) CFカード取り出しボタンを押してください。(図7.4-1)
7.5データロギングを開始する
7.5.1データロギングの開始方法
データロギングの開始方法は2通りあります。ひとつはLOGキーによる方法，もうひとつは外部操作入力による方法です。
LOGキーによるデータロギングの開始
LOGキーを押してください。データロギング条件設定モードで設定(選択)した条件でデータロギングを開始します。データロギング中はロギング表示灯が点灯，CFカードに書き込み中はロギング表示灯が点滅します。
外部操作入力によるデータロギングの開始
外部操作入力LOG端子(9-@を短絡(接点開から閉)してください。データロギング条件設定モードで設定(選択)した条件でデータロギングを開始します。データロギング中はロギング表示灯が点灯，CFカードに書き込み中はロギング表示灯が点滅します。
7.5.2オートスタート機能について
データロギング条件設定モードのオートスタート選択(➡P.23)で，有効を選択した場合，電源投入後オートスタート機能がはたらき，オートスタート開始時間〜終了時間の間で自動的にデータロギングを行います。オートスタート開始時間と終了時間が同じ場合,本器の電源をOFFするかCFカード容量超過になるまでデータロギングを行います。停電復帰時，オートスタート開始時間と終了時間との関係で時間内であれば，オートスタート機能がはたらき、データロギングを開始します。データロギング中，通常のデータロギング開始/停止が行えます。データロギング中，外部操作入力LOG端子@-@が短絡(接点開から閉)していれば，オートスタート終了時間を経過してもデータロギングを継続します。また,データロギング時間内であっても外部操作入力LOG端子@-@を開放 (接点閉から開)するとデータロギングを停止します。
7.5.3 CFカードに書き込むファイルについて
本器はデータロギングを開始する度に新規ファイルにデータを書き込みます。市販の表計算ソフトウェアでの編集を考慮し、データが65000行に達するとそのファイルを閉じ，新しいファイルにデータを書き込みます。ファイル名は以下のようになります。 yymmdd_hhmmss.CSV  yy: 西暦年数の下2桁(2006年は06となります) mm: 月数(1月は01となります) dd: 日数(1日は01となります) hh:時数(午前8時は08，午後8時は20となります) mm:分数ss:    秒数例えば，2006. 1. 1 午前8:30ちょうどにデータロギングを開始した場合，ファイル名は060101_083000.CSVとなります。
7.5.4ファイル数の制限について
ファイル数は最大170です。ファイル教が170を超えると，CFカードの残容量に関係なくPV表示器に[こここ] CF書き込みエラー(CFカード容量超過)のエラーメッセージを表示します。
7.5.5データロギング周期について
接続台数およびデータロギング項目の選択により，各項目データの取り込みがデータロギング周期を超える場合，前回取り込んだデータを書き込みます。 (例)接続台数8台，データロギング項目(PV, SV, OUT1 MV, OUT2 MV, 状態値),データロギング周期１秒を選択した場合調節計からの応答時間は，データロギング１項目あたり平均約50ms，５項目で約250ms。接続台数8台で250ms×8=約2000msとなります。 CFカード書き込み時間を約500msとした場合，合計で約2500ms (2.5秒)となり、データロギング周期１秒だと、2～3回各項目で同一データが保存される場合があります。
7.5.6データロギング中に停電した場合
データロギング中に停電した場合，データは自動的にファイルに保存されます。停電復帰後，データロギングは停止します。ただし、外部操作入力LOG端子(1)-0)が短絡(接点閉)状態の場合、停電復帰後データロギングを自動的に開始し、新規ファイルにデータを書き込みます。瞬時停電とデータロギングが重なった場合，1回分のデータロギングが抜ける時があります。
7.6データロギングを停止する
7.6.1データロギングの停止方法データロギングの停止方法は2通りあります。ひとつはLOGキーによる方法，もうひとつは外部操作入力による方法です。
LOGキーによるデータロギングの停止
LOGキーを約1秒間押してください。ロギング表示灯が消灯し，データロギングを停止します。
外部操作入力によるデータロギングの停止
外部操作入力LOG端子@-@を開放(接点閉から開)してください。ロギング表示灯が消灯し，データロギングを停止します。
7.6.2外部操作優先機能について
データロギング条件設定モードの外部操作入力(LOG)優先機能選択(➡P.24)で，外部操作入力(LOG)優先を選択した場合，外部操作入力LOG端子@-@を短絡(接点閉)時はLOGキーによるデータロギングの停止はできません。ただし，外部操作入力LOG端子@-@を開放(接点開)時はLOGキーによるデータロギングの開始/停止ができます。
7.7 パソコン上でCFカード内のデータを編集する
パソコン上でCFカード内のデータを編集するには，CFカードリーダー/ライターが必要です。 (1) CFカードリーダー/ライターにCFカードを挿入する(2) CFカード内のデータを選択する下図はWindows XPの画面例です。リムーバブルディスクを選択し，CFカード内のデータをダブルクリックしてください。(図7.7-1) (3) CFカード内のデータを編集する

👍注意
CFカードの初期化は,必ず本器で行ってください。 Windows上でフォーマットする場合，FAT16形式でフォーマットしてください。 CFカード内のデータを消去し，初期化を行います。市販のCFカードリーダー/ライターを使用し，Windows上でフォーマットすることと同様です。 CFカードの初期化は、CFカードを挿入している時のみ有効です。 CFカードの初期化手順(1)データロギング条件設定モードに移行する▽キーを押しながらLOGキーを約3秒間押してください。データロギング条件設定モードに移行します。 (2) CFカードの初期化操作選択項目に移行する[c E c c c ] CEカードの初期化操作選択項目になるまで😍😍キーを数回押してください。 (3) CFカードの初期化を選択する[cF.cr] CFカードの初期化操作選択で△キーを押して[on___]初期化するを選択し、🌸キーを押してください。 CFカードの初期化確認選択項目に移行します。 (4) CFカードの初期化を実行する[on__]初期化するになっているのを確認し，《 ❥キーを押してください。 [555]外部操作優先機能選択に移行し初期化を終了します。
7.9外部接点で前面キー操作をロックする
外部接点により前面キー操作のロックIアンロックを切り替えます。接点閉時回路電流は6mAです。 KEY LOCK端子(@-@)を開放(接点閉から開): 前面キー操作アンロックKEY LOCK端子(0-20を短絡(接点開から閉): 前面キー操作ロック前面キー操作ロック時は，設定モードに関する前面キー( DISP  CHF一以外)の操作が無効となります。設定モード中，前面キー操作ロックにした場合，設定モードを終了するまではキー操作ができます。
7.10設定値メモリ機能を使用する
本器に接続している調節計のSVを6ファイル保存できます。主設定モードで，設定値メモリ番号を選択し，《フキーを押すと，あらかじめ登録した設定値メモリ番号のSV [設定値メモリへの登録方法を参照(→P.38)]を調節計に送信します。(接続台数が多い場合，全ての調節計への設定変更が終了するまで設定項目移行後の操作ができないようになっています。）
調節計側で設定値変更を行った場合の動作
調節計側で設定値の変更を行った場合，本器の送信項目(SV，警報1動作点設定, OUT1比例帯設定, OUT2比例帯設定,積分時間設定,微分時間設定, ARW設定, OUT1 比例周期設定, OUT2 比例周期設定,手動リセット設定,設定値ロック選択, AT/オートリセット選択)であれば,本器は,調節計の設定値を読み取り保存します。ただし，調節計側でSVを変更しても，設定値メモリ番号選択で選択した設定値メモリ番号のSVは変更できません。設定値メモリ番号のSVを変更するには、本器のSV設定で設定してください。
設定値メモリ番号3にSVを登録する場合一(1)主設定値モードに移行するPV/SV表示モードまたはデータロギングモードから👍🏻キーを押してください。主設定モード設定値メモリ番号選択に移行します。 (2)設定値メモリ番号を選択する△または▽キーで設定値メモリ番号３を選択し，《フキーを押してください。 SV設定に移行します。 (3) SVを登録する△または▽キーでSVを設定し、CHキーを押してください。 SVを登録し、チャンネル番号を切り替えます。他のチャンネル番号のSVも同様に設定してください。 (4) PV/SVモードまたはデータロギングモードに戻る。 😍キーを10回または約3秒間押してください。 PV/SV表示モードまたはデータロギングモードに戻ります。必要に応じて，他の設定値メモリ番号も同様[(1)～(4)]に設定してください。
7.11 同一設定値を一括設定する(ブロードキャスト設定機能)
主設定モードおよび副設定モード中、CHキーを約1秒間押してください。 CH表示器に【占c]を表示し，ブロードキャスト設定状態になります。 😍ギーを押して設定項目を移行すると，本器に接続している全ての調節計に同一設定値を一括設定できます。 SVを変更した場合，設定値メモリの設定値も書き換えます。本器に接続している調節計が同一条件でない場合、設定できないことがあります。プロードキャスト設定状態を解除するには、再度CHキーを約1秒間押してください。
7.12 PVおよびSVの5桁表示について
PVおよびSVが、5桁になる場合、以下のように表示します。 ・1000の場合， ・-2000場合, [ - ・-1000の場合, [ - [工]介と[ [ [ [ ]を交互に表示します。
8.その他の機能
8.1停電対策
不揮発性ICメモリで設定データをバックアップします。データロギング中に停電した場合，データは自動的にファイルに保存されます。停電復帰後，データロギングは停止します。ただし，外部操作入力LOG端子@-@が短絡(接点閉)状態の場合，停電復帰後データロギングを自動的に開始し、新規ファイルにデータを書き込みます。瞬時停電とデータロギングが重なった場合，1回分のロギングデータが記録できない時があります。
8.2自己診断
ウォッチドッグタイマでCPUを監視し，異常時は全出力をOFFにして本器をウォームアップ状態にします。
表示を保持します。外部操作入力によるデータロギングの開始/停止操作ではエラー解除できません。
電源の再投入または🌸🌸キーで解除できます。
8.6 CFカード残量警告表示

データロギングを停止するか，容量が十分残っているCFカードを使用することにより解除できます。
8.7データロギング強制停止機能

CFカードの使用容量が98%に達すると，cFEEを表示し，データロギングを強制的に停止します。
8.8 瞬時停電表示
瞬時停電が発生した場合，CH表示器が点滅します。 CDキーで解除できます。
8.9設定値変更時のエラー処理表示

本器の設定変更時
本器で設定変更した時、調節計が設定モード中の場合、本器のPV表示器に上記キャラクタを約２秒間表示し，設定値を更新せずにPV/SV表示モードに戻ります。また，この時調節計の全設定値を読み取り，本器と調節計の設定値を合わせます。
調節計の設定変更時
調節計で設定変更した時，本器が設定モード中の場合，本器のPV表示器に上記キャラクタを表示したまま，設定値を更新してPV/SV表示モードに戻ります。また，この時調節計の全設定値を読み取り，本器と調節計の設定値を合わせます。全設定値読み取り後も調節計が設定モード中の場合，設定変更した値を読み取ります。調節計が設定モードを終了すると，本器のエラー表示を解除します。
9.仕様
9.1標準仕様
外部操作入力(エッジ動作)外部接点によるデータロギングの開始/停止機能データロギングの開始と停止を外部接点により切り替える。 LOG端子()-()を開放(接点閉から開):データロギング停止LOG端子()-()を短絡(接点開から閉):データロギング開始閉時回路電流 6mA電源OFFデータロギング中に停電した場合，停電復帰後データロギングを停止する。外部接点閉時に停電した場合，データロギングをオートスタートし，新規ファイルにデータを保存する。外部操作優先機能選択で外部を優先にすると外部接点閉時はキー操作でロギング停止できない。ただし，外部接点開時はキー操作でデータロギング開始/停止が可能。外部接点による前面キー操作のロック機能前面キー操作のロックIアンロックを外部接点により切り替える。 KEY LOCK端子(@-@)を開放 (接点閉から開): 前面キー操作アンロックKEY LOCK端子(@-@)を短絡 (接点開から閉): 前面キー操作ロック閉時回路電流6mA前面キー操作ロック時は，設定モードに関する前面キー(DISP, CHキー以外)の操作が無効となる。設定モード中，前面キー操作ロックにした場合，設定モードを終了するまではキー操作が可能。 ERR出力データロギング異常時，CFカード異常時，CFカード未挿入時，電池切れ，日付または時刻が設定されていないのにLOGキーを押した場合などエラー表示すると共に出力する。動作: ON/OFF動作出力:リレー接点 1a制御容量     3A 250V AC(抵抗負荷)電気的寿命10万回
オートスタート機能
データロギング条件設定モードのオートスタート選択(➡P.23)で，有効を選択した場合，電源投入後オートスタート機能がはたらき，オートスタート開始時間〜終了時間の間で自動的にデータロギングを行います。オートスタート開始時間と終了時間が同じ場合,本器の電源をOFFするかCFカード容量超過になるまでデータロギングを行います。停電復帰時,オートスタート開始時間と終了時間との関係で時間内であれば、オートスタート機能がはたらきます。データロギング中，通常のデータロギング開始/停止が行えます。データロギング中，外部操作入力LOG端子①-①が短絡(接点開から閉)していれば,オートスタート終了時間を経過してもデータロギングを継続します。また，データロギング時間内であっても外部操作入力LOG端子@-@を開放(接点閉から開)するとデータロギングを停止します。
設定値メモリ機能
本器に接続している調節計のSVを6ファイル保存できます。設定値メモリ番号を選択し，《◑キーを押すと，あらかじめ登録した設定値メモリ番号のSVに変更できます。(接続台数が多い場合，全ての調節計への設定変更が終了するまで設定項目移行後の操作ができませんので注意してください。)調節計側で設定値変更を行った場合，本器の送信項目 (SV，警報1動作点設定，OUT1 比例帯設定，OUT2 比例帯設定，積分時間設定，微分時間設定，ARW設定，OUT1比例周期設定，OUT2比例周期設定，手動リセット設定,設定値ロック選択, AT/オートリセット選択)であれば,本器は，調節計の設定値を読み取り保存します。ただし，SVは，設定値メモリ番号を選択し直すと，あらかじめ登録し

ブロードキャスト設定機能
主設定モードおよび副設定モード中， CHキーを約1秒間押してください。 CH表示器に「らに」を表示し、ブロードキャスト設定状態になります。 😍キーを押して設定項目を移行すると，本器に接続している全ての調節計に同一設定値を一括設定できます。 SVを変更した場合，設定値メモリの設定値も書き換えます。本器に接続している調節計が同一条件でない場合，設定できないことがあります。プロードキャスト設定状態を解除するには，再度CHキーを約1秒間押してください。 CFカードロックスイッチデータロギング中に，CFカードを誤って抜くことがないようにするスイッチです。 LOCKでデータロギングが可能，UNLOCKでデータロギングができません。データロギング中UNLOCKにすると、データロギングを停止します。ロックスイッチ前面は、ロギング表示灯になっており，データロギング中点灯，CFカードヘアクセスしている時は点滅します。 5桁表示機能PVおよびSVが，5桁になる場合，以下のように表示します。 ・10000の場合，[ ・-2000場合，[ -[[[[[]と[ 2000]を交互に表示します。 ・-1000の場合, [ - [工]介と[ [ [ [ ]を交互に表示します。
20

9.2オプション仕様
通信機能(オプション記号: C5)外部コンピュータまたはPLCなどから,本器または本器に接続している調節計の各設定値の読み取りおよび設定を行う。ケーブル長     1.2km(最大) ケーブル抵抗値50Ω 以内(終端抵抗: なしまたは片側に120Ω以上)通信回線EIA RS-485準拠通信方式半二重通信調歩同期式9600, 19200bpsキー操作にて選択(工場出荷時: 9600bps)同期方式通信速度符号形式エラー訂正エラー検出データの構成ASCIIコマンド再送パリティチェック,チェックサム
機器番号設定0～95防滴・防塵(オプション記号: IP)防滴・防塵対策仕様防水カバー(IP66)端子カバー(オプション記号: TC)感電防止用端子カバー外形色(オプション記号: BK)外形色(パネル枠,ケース)黒

△警告
配線等の作業を行う時は,本器への供給電源を切った状態で行ってください。電源を入れた状態で作業を行うと、感電の為人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。本器の配線が，確実に配線できているか確認したのち，本器の電源を投入して下記に示す内容の確認を行ってください。下記以外の状態については，弊社営業所または出張所までお問い合わせください。

10.2キー操作で設定できない

工場出荷時の値(初期値)を記入していますが，データの控え等にお使いください。
[接続機器条件設定モード]
[全設定値読み取りモード]
・・・お問い合わせは・・・本器についてご不明な点がございましたら，大変お手数ですが下記項目をご確認の上，お買い上げいただきました販売店，または弊社営業所へお問い合わせください。 (例)
なお，動作上の不具合については，その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせください。
TEL: (022) 395-4910／FAX: (022) 395 TEL: (045) 361-8270／FAX: (045) 361- TEL : (054) 282-4088／FAX : (054) 282-4089 TEL: (076) 479-2410／FAX: (076) 479-2411 TEL：(077) 543-2882／FAX：(077) 543-2882 te us TEL : (078) 992-6411／FAX : (078) 992-6530広　島　TEL：(082) 231-7060／FAX：(082) 234-4334はTEL : (0883) 24-3570／FAX : (0883) 24-3217 
 
岡   TEL : (0942) 77-0403／FAX : (0942) 77-3446 No.LMD11J5 2009.06