管理医療機器目次耳あな型補聴器耳あな型REリサウンド·リンクスクアトロはじめにEXX訪問書製造販売元GNヒアリングジャパン株式会社一般のお客様電話番号( - ) 0120-921-102販売店様専用電話番号《3》0120-921-310 FAX番号  👍🏻 0120-636-392受付：月曜～金曜　午前9時～午後5時30分（土日祝日、年末年始は休み） T 220-0012 | HD 80HL
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3MMバークビル8F ReSound ex 401175015JP RE_01_2011B KTG0202
はしかに
この度はリサウンド補聴器をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。この取扱説明書では当補聴器の操作手順、機能、故障が疑われる場合の原因と対築などについて説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、この取扱説明書は保証書と一緒に大切に保管してください。
※ ITCタイプは両耳運動機能非対応
文全上の経事(XeeaD<test)
この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容を良く理解してから本文をお読みください。 ■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。 △警告この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が損害をを示します。家屋·家財ならびに人身以外の家畜やペットに関わる拡大損害を示|負う可能性が想定される内容【禁忌・禁止】 1.次の場合、補聴器を使用しないでください。 ●耳を治療中の場合●耳の中に痛みがある場合●先天的または外傷による明らかな耳の変形がある場合●過去90日以内に耳湯を生じた経験がある●過去90日以内に急激または急速な難聴の進行を生じた経験のある場合●急性または慢性のめまいがある場合●耳あか、または異物の集積が明らかな場合2.次の場合、補聴器を使用する前、あるいは使用を中止して、耳鼻咽喉科医師の診察を受けてください。 ●耳漏が生じたとき●耳の治療が必要になったとき●耳の聞こえが急に悪くなったと思えるとき●耳の皮膚が赤くなったり、かゆみ、湿疹が生じたとき病院などで治療や検査を受けるときの注意●治療や検査が補聴器に悪影響を与える場合があります。係りの人に補聴器をはずすかどうかお尋ねください。 ● MRIの検査のときは補聴器を検査室に持ち込まないでください。事故や故障の原因になります。
1-1.各部の名称と役割
①音の入口音声を集めるためのマイク(2)シェル耳の中に入れる部分。装用者の耳の形からオーダーメイトで形成③音の出口本体内部で増幅された音声を外耳道に導く④電池ケース電池を収納する(5)ベント外耳道内の通気性を持たせると共に、音響特性を変化させる※ 聴力によっては付かない場合あり補聴器には左右を識別する目的で右の補聴器には赤いマーキング(赤いシェルの場合を△注意除きます)、左の補聴器には青いマーキング(青いシェルの場合を除きます)が付いています。左右を間違えて装用しないでください。
1-2.付属品一覧(携帯用ケースを除く)
※ □にチェックマークをして、ご使用前にご確認ください。
※両耳で購入された場合、電池は2個、耳あかガードは2ケースになります。 ② ■耳あかガード(選択する耳あかガードの種類によって交換用の耳あかガードが付属するものと付属しないものがあります。詳細はお買い求めの販売店までお問い合わせください。）
はなくないです。 SI
2-1.電源の入れ方／切り方
電源の入／切は電池ケースで行います。電池ケースを完全に閉じると電源が入り、開けると※電池の消耗を防ぐために電源の切り忘れにご注意ください。
■スマートスタート機能
●使用すると頭痛や疲れが生じたとき●補聴器の外観、音質、音量などに異常を感じたとき3.大きな音で聞き続けるとさらに聞こえを悪くすることがあります。 ※補聴器からビービー音が発生するハウリング状態で使用し続けると聞こえを悪くすることがあります。 【併用禁忌】
2-2.電池寿命お知らせ機能
電池残量が少なくなると、電子音（ポポポーン）が１５分おきに繰り返し鳴り、補聴器の電源が自動的に切れます。電子音が鳴りましたら、新しい電池と交換してください。予備の電池を常に携行することをおすすめします。 (販売店で設定可能 ED/3D)
■ワイヤレスアクセサリー(オプション)使用時
ワイヤレスアクセサリー使用時は、補聴器のみの使用時よりも補聴器の電池消費量が大きくなります。補聴器が使用できなくなるより前に、電子音が鳴りワイヤレスアクセサリーが使えなくなります。新しい電池に交換すると、ワイヤレスアクセサリーは再び使用できます。

2-3.音量調節
■音量調節本補聴器は、必要に応じてお客様自身が音量を手動で調節することができます。ボリュームコントロール付きの補聴器の場合ボリュームコントロール無しの補聴器の場合・プログラム選択ボタン付き補聴器の両耳連動機能使用時は、プログラム選択ボタンで音量調節可能(ITCタイプは非対応)販売店で設定可能ワイヤレス対応の補聴器は、リモコンユナイトII、携帯ユナイトII、またはアプリで音量調節可能※ポリュームコントロールを回すと「ピッピッ」というお知らせ音が鳴ります。上限あるいは下限に達すると「ポー」という音に変わります。 ※電源を切ると、変更した音量は元に戻ります。販売店で設定可能  $27.377両耳連動機能使用時片耳の補聴器の音量を変更するともう片方の補聴器の音量も自動的に変更します。 (ITCタイプは非対応)
2-4.プログラム変更
お客様一人ひとりのきこえや使用環境に合わせて最大で4つのプログラムを設定することができます。プログラム選択ボタンを押すたびにプログラムが切り替わり、お知らせ音の回数でプログラム番号をお知らせします。販売店で設定可能
両耳連動機能使用時（販売店で設定可能 天王天王片耳の補聴器のプログラムを変更するともう片方の補聴器のプログラムも自動的に変更します。（ITCタイプは非対応）
■フライトモード(ワイヤレス機能使用時)
搭乗中に電波の使用を禁じられている飛行機内や、無線送信および電波を発する機器の使用が禁止されている場所では、補聴器をフライトモードに設定してワイヤレス機能をオフにしてください。（初期設定：オフ）
(販売店で設定可能 ED/3D)
本補聴器は、装用したままでも電話を使用することができます。受話器を補聴器のマイク部分に近づけてください。 （直接マイク部分にはあてないでください。） ※ハウリング(ピーピー音)が発生したら、受話器を遠ざけてください。 ※本補聴器は、携帯電話からの電磁妨害に対する最も厳格な基準を守っています。しかし、すべての携帯電話と適合性があるわけではありません。もし、お持ちの携帯電話での聞き取りが悪かった場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
2-6.スマートフォンアプリとの使用
リサウンドのスマートフォンアプリとリサウンドのワイヤレス補聴器はスマートフォン経由で信号を送受信します。リサウンドのスマートフォンアプリは、リサウンドの補聴器と使用するように設計されています。 ●通知や許可をオフにしないでください。 ●アプリが正しく作動するように、アップデートを行ってください。リサウンド以外の補聴器に接続してもその動作を保証するものではありません。 ※ Bluetooth対応のスマートフォンをお持ちの場合は、携帯ユナイトIIを使用して通話することができます。
2-7.スムーズホンの使用(オプション)
スムーズホン用のマグネットを取り付けた受話器を耳にあてると、お知らせ音が鳴り、自動的に補聴器が電話モードになります。受話器を耳から離すと、自動的に元のプログラムに戻ります。必要に応じて、受話器の最適な位置をお探しください。 (販売店で設定必要専用フフフフ両耳連動機能使用時受話器を当てていない耳の音量が下がります。 (ITCタイプは非対応) ■マグネットの取り付け方
△警告
(1)スムーズホン用のマグネットは医療機器や電子装置へ影響を与える可能性があります。詳細はお使いの医療機器、電子装置の取扱説明書をご参照ください。記載がない場合は、30cm以上離してお使いいただく事を推奨します。 (2)スムーズホンプログラムに切り替わらない場合は、マグネットが受話口に対して最適な位置にない可能性があります。その場合は、マグネットを受話器の他の場所に動かしてください。 (3)必ずリサウンドのスムーズホン用のマグネットをご使用ください。
2-8.ワイヤレスアクセサリー
リサウンドのワイヤレスアクセサリーは、高音質の音声で補聴器へのダイレクト送信が可能です。下記のワイヤレスアクセサリーがあります。 TVユナイトII :テレビやその他のオーディオ機器からの音声を、あなたに合った音量で補聴器にダイレクト送信します。リモコンユナイトII :補聴器の音量調節や消音、プログラム変更などができ、すべての設定を一目で見ることができます。携帯ユナイトII :通話や音声を両耳の補聴器にダイレクト送信するとともに、シンプルなリモコンとしても機能します。マイクロマイク:話し相手の胸元に身に付ければ、騒がしい環境で離れても相手の声が聞き取りやすくなる補聴器用マイクです。マルチマイク:マイクロマイクの機能に加えて、テーブルマイクとしても機能します。 FMシステム、テレコイル、ライン入力にも対応しています。詳しく知りたい場合はお買い求めの販売店にお尋ねください。 ※リサウンドのワイヤレスアクセサリーはリサウンドのワイヤレス補聴器とのみご使用ください。 ※ペアリング等のより詳しい使い方はワイヤレスアクセサリーの取扱説明書をご覧ください。
2-9.リサウンド・アシスト遠隔サポート
リサウンドアシスト遠隔サポートを使用することにより、再調整が必要な時であってもお買い求めの販売店を都度訪問せず、専門家による再調整を遠隔操作で受けることができます。インターネットに接続可能で、リサウンドスマート3Dアプリ対応のスマートフォンをお持ちであれば、このサービスを受けられますが、事前にお買い求めの販売店にて同意手続きが必要C 9. 1.補聴器の再調整が必要なときは遠隔サポートのリクエストを行ってください。お買い求めの販売店が遠隔で調整をし、変更したプログラムのデータをお届けします。このプログラムは、あなたの都合に合わせてインストールすることができます。 2.補聴器のアップデート機能を使うことにより、補聴器の性能を最良に保つことができます。補聴器ソフトウェアのアップデートがある場合はあなたの都合に合わせてインストール可能です。
△注意
(1)インストールおよびアップデート中は補聴器の機能はオフになります。 (2)補聴器がリサウンドスマート3Dアプリに接続されていることを確認し、iPhoneまたはAndroidスマートフォンの近くに置いてから、インストールおよびアップデートを始めてください。 【東南へつつく】
2-5.電話での使用
6)テグス補聴器を取り出すときのつまみ(CICのみオプション) ①プログラム選択ボタン（※オプション）プログラムを切り替える(選択する)際に使用®ボリュームコントロール(※オプション)音量の調節を行う⑨マイクチューブマイクが変換した電気信号を補聴器本体の増周囲になく@ワイヤレスアンテナ補聴器やワイヤレスアクセサリとの通信を行うまた、テグスの代わりとして使用する安全上のご注意1.新品概要1 - 1 .各部の名称と役割1-2.付属品一覧2. 基本的な使い方2-1.電源の入れ方／切り方2-2.電池寿命お知らせ機能2-3.音量調節2-4.プログラム変更2-5.電話での使用2-6.スマートフォンアプリとの使用2-7.スムーズホンの使用2-8.ワイヤレスアクセサリー 2-9.リサウンド・アシスト遠隔サポート3.使用上の注意4. 電池使用上の注意5.故障かな?と思ったら6.性能表7.音響諸特性8.アフターサービスおよび物的損傷の発生が想定される内容を示しています。使用者本機器の使用者を想定しています。ただし、使用者は購入者だけでなく、その家族・友人など第三者·購入者から製品を譲渡された者などを含みます。補聴器を耳に装用する際に不快なハウリング(ピーピー音)を防ぐ為の機能です。この機能をオンにすると、電源を入れてもすぐには音声が入らず、代わりにお知らせ音（ポーン、ポーン、ポーン…)が鳴ります。 (販売店で設定可能  (10秒/5秒/5秒)軽    傷 │重傷に該当しないケガ·火傷などします。物的損傷電源投入時の設定●「プログラム」」重後遺症が残ったり治療のための入院や長期の通院を必要とするものを示します。 (3)このサービスは、スマートフォンがインターネットに接続されている場合にのみ機能します。 (4)リサウンドスマート3Dアプリとリサウンドアシスト遠隔サポートに関する詳細情報はお買い求めの販売店にお問い合わせください。 ※一部店舗では遠隔サポートは使用できない場合があります。対応については販売店にご確認ください。補聴器はきこえを助ける医療機器です。ここに示した警告や注意事項は補聴器を正しく使っていただき、装用者ご本人や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。以下の項目をお読みになり、取扱いにご注意ください。
△警告
△注意
●お子様が触れないようご注意ください。飲み込むと窒息の危険を伴う小さなパーツを含んでいるので、幼児の手に触れさせないようお願いします。 ●補聴器を装用して炎症が生じたら…この補聴器の皮膚に接する部分には、かぶれや炎症などを起こしにくい材料を使用していますが、装用者の体質によっては、まれにかぶれや湿疹などを生じることがあります。このようなときは、ただちに補聴器の装用を中止し、医師へご相談ください。 ●低周波治療器電磁(IH)調理器などによって補聴器に雑音が発生することがあります。 ● ＜使用済補聴器の処理方法＞ 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の「使用済み小型電子機器等の回収に係るガイドライン」で補聴器は特定対象品目に指定されました。ご不用になった補聴器は、お住まいの市町村の指示に従って処理してください。 ●ご不用になった付属品は、お住まいの市町村の指示に従って廃棄してください。 ●ワイヤレス機能がオンになっているとき、ワイヤレス機器と通信するため、デジタル符号化された低出力伝送が使われます。そのため、ワイヤレス機器を使用しているときに近くの電子機器に影響を与える可能性があります。万が一機器への影響が認められた場合は、補聴器を遠ざけてください。 ●ワイヤレス機能及び機器の使用に際して電磁波障害が起こった場合には、その原因となるものから遠ざけてください。 ●サウンドジェネレーター機能の使用には医師の処方が必要です。ご使用の際には必す医師の指示に従ってください。 ●衝撃熱を避けてください。補聴器に強い衝撃をあたえたり、落としたりしないでください。また、直射日光の強いところや災天下の車内、火のそば、ストープの上面など、高温となる場所での使用放置はしないでください。 ●補聴器はいつも清潔にしておいてください。就寝時には必ず補聴器を外してお手入れをしてください。 ●適切な音量でご使用ください。必要以上に大きな音を長時間聴取すると、聴力低下を招く場合があります。 ●補聴器はお使いになる方のきこえ具合に合うように調整する必要があります。この補聴器は、販売店でお使いになる方のきこえ具合に合わせて調整してもらってから装用してください。 ●補聴器を装用しても良く聞き取れない音もあります。小さすぎる音、遠くの音や周囲の雑音が大きい環境下での音声は十分に聞き取れないこともあります。このような場合は音源に近づくか、またはお買い求めの販売店にご相談ください。 ●補聴器を乾燥させる目的でヘアドライヤーや電子レンジなどを絶対に使わないでください。 ●補聴器を他人にお貸しにならないでください。補聴器は使用者本人以外絶対ご使用にならないでください。他の人がこの補聴器を装用しても音量や音質が合わす間こえにくいばかりでなく、耳を痛める場合があります。 ●ハウリング(ビービー音)にご注意ください。補聴器がきちんと収まっていない場合や、抜けかけて隙間ができた場合などには特にハカリングが起こりやすく、装用者に不快感を与えるばかりでなく、周囲の人にも迷惑をかけることになります。ご自分でハウリング音を確認できない場合は、ご家族など周囲の人にもさいてもらい、補聴器を止しく人礼直してください。この補聴器の無線機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。 1.この補聴器の無線機能を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してくだだい。 2.万一、この補聴器の無線機能と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの補聴器の無線機能の使用場所を変えるか、または使用を停止（電波の発射を停止）してください。 3.不明な点その他お困りのことが起きたときには、弊社のカスタマーサービスまでお問い合わせください。この補聴器の無線機能は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10mです。
4　ECHOI FORS
△注意
△警告●ショートさせたり、ネックレスなどの金属製のものと一緒に携帯保管しないでください。 ● 電池は乳幼児の手の届かないところに保管してください。 ●電池を誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師へご相談ください。また、電池を錠剤と間違わないように注意し、薬を飲むときは必す確認するようにしてください。 ● 電池内部の液が漏れて、目に入ったり、皮膚や衣服に付着したときは、失明やケガなどの恐れがありますので、きれいな水で洗い流しただちに医師へご相談ください。 △注意● +、一を逆向きに入れないでください。 ●必ず指定されたタイプの電池を使用してください。 ●飛行機に搭乗する際には、フライトモードを使ってワイヤレス機能をオフにしてください。 ●スムーズホン用のマグネットは乳幼児の手の届かないところに保管してください。マグネットを誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師へご相談ください。また、マクネットを錠剤と間違わないように注意し、薬を飲むときは必ず確認するようにしてください。 ●電波を出すことを禁じられているエリアでは、フライトモードを使ってワイヤレス機能をオフにしてください。 ●リサウンドの補聴器を補聴器用ワイヤレスアクセサリーと接続する際には、必ずリサウンドの補聴器用の機器(有料オプション品)をご使用ください。 ●フィッティングを行う専門家の方への警告:本装置に接続される機器は、IECまたはISO規格に適合したものをご使用ください。また、この補聴器は１３２dB SPL以上の出力がある場合があります。フィッティングの際には充分注意してください。
△注意
①禁止
●補聴器を水に濡らさないでください。補聴器を装用したまま泳いだり、お風呂に入ったり、洗顔なさらないでください。 ●補聴器を分解したり、ご自分で修理・改造などを絶対になさらないでください。 ●病院内の検査機器にご注意ください。 MRIやCTスキャナーなどの検査は補聴器に損傷をあたえる可能性がありますので、同種の検査中は補聴器の装用をおやめください。 ●空気電池は充電式ではないので、充電すると液漏れ破損の恐れがあります。絶対に充電しないでください。 ●補聴器を長時間使わないときは、電池を本体から外してください。使い切った電池を補聴器に入れたままにすると、液漏れを起こす可能性があり、故障の原因になります。 ●直射日光高温高湿の場所を避けて保管してください。 ●乾燥ケース内で補聴器を乾燥させる場合は、必ず電池を抜いてください。 ●石油ヒーターやガスヒーターなどの暖房器具から発生する二酸化炭素により電解液が劣化することがあります。電池寿命が短くなるので、火気を用いる暖房器具を使用する場合は、換気を十分に行ってください。 ●使用済みの電池は、お住まいの市町村の指示に従って廃棄してください。

の
■指揮表　2017ブラ動産機構: JIS 0 5512:2015

作用系は
EV2—K MRV3—TC ESV2—TC LEV2—TC MRV3—TC ERV2—K URV3

HP (ITC:DW、ITEDW、MIH-W
UP (CIC-W)
UP (ITC-DW、ITE-DW、MIH-W)
■保証書(別添付)お買い上げ日、販売店名などの記入を必ずお確かめになり、大切に保管してください。保証適用時には、保証書が必要となります。 ■修理について・保証期間中・保証期間後保証書を添えてお買い求めの販売店へお持ちく　お買い求めの販売店にご相談ください。修理にださい。保証書の規定に従って、修理いたします。　より使用可能な場合は、ご希望により有料で修保証書の提示がない場合は有料となります。理いたします。
※仕様について
改良のため仕様、付属品は予告なく変更される場合があります。 ※商標登録についてApple, Apple口ゴ、iPhone、iPad、iPod touchは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 [Made for Appleバッジ]はiPhone iPad iPod touchに接続するよう設計され、 & iPhone | iPad | iPod Appleが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。Appleは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。 * ©2019 GNEアリングジャルン領無断複写転載禁止。Apple、Apple口ゴ、iPhone、iPad、iPod touchは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されたています。AndroidはGoogle Inc.の登録商標です。Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
MP (CIC-W)
MP (ITC-DW、ITE-DW、MIH-W)
5 HTPかな？と思ったら
※ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。 ※ ITE-DW、MIH-WにはLPは非対応です。
■空技適マークについて

北方車　20172号　JR東格：JIS CES12:2015

※本補聴器は本体部分に技適マークを表示する面積が確保できないため、以下にそれについての記載を行います。本補聴器は電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として工事設計認証を受けております。したがって、本補聴器を使用するときに無線局の免許は必要ありません。 CICAM ITODWATTEDWAMIESW South D