小型分光器SEC2000 Spectra SystemユーザーマニュアルCopyright © ALS. All Rights Reserved.
操作マニュアルとユーザーガイド- SEC2000スペクトロメーター - SEC2000 DH/TH光源- Visual Spectra 2.1 -キュベットホルダー -アクセサリーこの度は，SEC2000 (小型分光器)をご購入いただき誠に有難うございます。SEC2000の手のひらサイズのコンパクト設計，および光学センシングシステムを使用した様々なアプリケーションは，分析機器市場において注目されるでしょう。 USBを経由してPCと接続し,そのVisual Spectra 2.1 ソフトウェアはWindows XP、7、 8環境下で使用できます。その用途の広いスペクトル表示機能および時系列データ測定(時間による特定波長の強度変化モニタリング)機能を用いると, SEC2000は環境モニタリングやプロセス監視システムに最適です。また本製品は，ディスプレイやプラズマ・ディスプレイ研究，カラ一関連産業，プロセス制御，医学的診断，その他光学および化学分析など，広範囲でのアプリケーションに応用できます。このマニュアルには，SEC2000の構造概要，機能および操作方法を解説しています。ご使用にあたって技術的なご質問，お気付きの点等ございましたら，弊社までお気軽にご連絡下さい。技術サポートビー・エー・エス株式会社TEL : +81-3-3624-0331       FAX : +81-3-3624-3387 E-Mail : sales@bas.co.jp Homepage : http://www.bas.co.jp/
内容
4 4 5 5 6 2. SEC2000スペクトロメーターシステム8
88 88
16
16 22 23 31 31 31 32 32 33 35 37 42 42 49 7. Multi-Channel 55 8. Trigger 58

1.紹介
1-1.標準構成
SEC2000小型分光器は4つの基本的なアクセサリーから構成されています： SEC2000 (検出器), SEC2000-CUV (キュベットホルダー), SEC2000-DH (光源),およびVisual Spectra 2.1 (コントロール・ソフト)。

1-2.操作原理
光源または励起光源がサンプルに光を照射しますと，光はサンプルと相互作用します。光は分光器に集光され， SEC2000はキュベットホルダーを通過した光エネルギーを受け，グレーティングによってリニアCCDアレイ検出器上に光エネルギーを分散させます。 A/Dコンバーターは分光器で収集されたアナログ・データをデジタル情報に変換します。変換されたデジタル情報はソフトウェアを通し，アプリケーションに応じた情報としてユーザーに提供します。
1–3.システム横要
1-3-1.特徴
●検出器電荷結合素子(CCD)アレイ分光器は，全スペクトルの各々の波長をサンプリングするため，全スペクトルが取得できます。本分光器は可動部がなくコンパクトなデザインで，応用性が広い低価格な分光器です。よく知られている光学系デザインであるシンメトリカル光学ベンチを採用し、それを手のひらサイズ用に開発した光学系を搭載した小型分光器の販売を開始しました。 ●光源すべての可視光アプリケーション用光源ラインアップを提供する予定です。この光源ラインアップのモジュール式アクセサリーは簡単に組み合せ可能であり,広範囲の様々なアプリケーションを実行できます。
1-3-2. 使用法
SEC2000は、可視光の吸光度および透過率を測定するための定量分析法および定性分析法を提供します。特に，化学発光，エレクトロルミネッセンスおよび光源のいらない光ルミネセンス測定が行えます。
1-3-3. 仕様
SEC2000小型分光器は，紫外／可視，または可視光源を装備した，低価格で手のひらサイズの小さい光学系を備えた高性能スペクトロメーターです。特に,アクセサリーはモジュール化されており，容易に組み合わせでき，様々なアプリケーションを実行できます。 ＜表1-3-1＞
吸収/透過モード反射/蛍光モード放射照度モード

1-4-2. アプリケーション分野

2-1. 構成
本体：　SEC2000スペクトロメーターシステム竜源：  12V  ACアダプター／ワールドワイド入力対応インタフェース・ケープル：　 USBケープルコントロール・ソフト：   Visual Spectra 2.1 Sr
2–2. 仕様

3.インストール
3–1. パソコンの必要な最小限のシステム構成
SEC2000専用ソフトをインストールする際、ご使用いただくパソコンにつきましては、最低でも以下のようなスペックが必要です（弊社で確認している範囲です）。 • CPU : Intel Pentium 4 1.5Ghz / AMD XP 1500 以上、Memory: 2GB（(winXP）  ; 3GB（win7 32bit）  ; 8GB (win7 64bit) 。 • Operating system (OS): windows XP(service pack 3) ; windows 7 (service pack 1)。 • Windows XPで3Dグラフを見るためにはGraphic card: vertex 及び pixel shading 機能を支援する256MB 3D Graphic cardが必要 (Geforce FX 5700 以上, RADEON 9200 以上)。
3–2ソフトウェアとドライバーのインストール
はじめに，図3-1-1に示すようにソフトVspec2.1Srフォルダーを開いて、 “setup.exe”をクリックし
<図3-1-1>セットアップ・プログラムの指示に従ってインストールを行ってください。図3-1-2に示したように,ライセンス契約内容を読むように促されます。内容を承諾する場合， l行目のオプションボタンを選択し, SEC2000  Spectra  System www.als-japan.com図3-1-4に示したダイアログが表示されますので,  “User Name”および “Organization”を入力し, “Next”そしてをクリックして図3-1-5のダイアログ図3-1-6のダイアログで,  “Install”ボタンを押すとソフトウェアのインストールが行います。 VisualソフトVspec2.1Srフォルダ中の“Divers”フォルダーを開きます。対応OSのドライバーを選択
SEC2000  Spectra  System www.als-japan.com図 3-1-8のInstallShield Wizardの指示に従ってドライバーのインストールを行ってください。最後は図3-1-9に示したように， “Finish”をクリックして、ドライバーのインストールを完了します。 SEC2000  Spectra  System www.als-japan.com
3–2. 分光器とPCの接続
図3-2-1のように，同梱されたUSBケープルを使って，コンピュータのUSBインターフェースにSEC2000を接続してください。コンピュータは自動的にUSBインターフェースを認識します。
3-2-1. Windows XP
新しいハードウェアの検出ウィザードダイアログ中で， “ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）”をチェックし, 自動的にドライバーを探します。 SEC2000  Spectra  System www.als-japan.comキャンセル<図 3-2-2>
3-2-3. Windows 7/8
分光器を自動認識しますので、特に操作が要りません。 -ドウェア・インストールが終わったら， “完了”をクリックしてください。
4.操作
4-1. 按読
SEC2000は光源,キュベットホルダー,検出器,および他のアクセサリーから構成されています。あらかじめセットされたモードは,吸光度または透過率スペクトルの測定用です。図. (a)のように,光源，キュベットホルダーおよび検出器の順に並べ，一列にセットします。反射スペクトルを測定したい場合，図. (b)のように再構成する必要があります。放射照度スペクトルを測定する場合,光源を取り外し，検出器のみ使用して下さい。注意：装置の組合せを変える場合、光源と検出器の位置が微妙に変化するため、Scopeモードでの光源スペクトル形状はUVランプとVISランプの強度変化により変わることがあります。このことは測定に影響ありません。同梱されているUSBケープルを使用して，コンピュータのUSBインターフェースにSEC2000検出器を接続し，同梱された電源コードを差し込んだ後，光源を点灯してください。
4–2. プログラム・スタート
Visual Spectra 2.1 Srプログラムを起動し，ウィンドウ上の“スタート”をクリックしてください。 SEC2000がコンピュータと正常に接続されると，下図のようなスペクトル信号が表示されます。 SEC2000のデバイス・ドライバーが適切にインストールされていないか，コンピュータのUSBインターフェースとの接続を失敗した場合， “Failed in loading SEC2000 device”のメッセージが表示されます。このような場合，USBの接続をチェックするか，または本説明書に従ってデバイス・ドライバーを再インストールしてください。
4-3. ソフトウェア操作方法
4-3-1.メニューの内容
①ファイル

オートインクリメント
プリンタ設定スペクトル画像の印刷のプリンタを選択します。 - -ページ設定 スペクトル画像の印刷用のタイトル,コメント,フッターを指定します。 SEC2000 Spectra System www.als-japan.com SEC2000 Spectra System www.als-japan.com -終了プログラムを終了します。
②　編集
ーグラフコピー (Ctrl+C)       一時保存場所に現在のスペクトル画像をコピーします。一時保存場所に現在のデータをコピーします。データコピーマーク追加(Ctrl+A)現在のスペクトル画像にマークを付けます。 ーマーク削除(Ctrl+E)       現在のカーソルの近くにあるマークを消します。 ー全マーク削除     マークを全て消します。 ③表示リネームウィンドウ    スペクトル画像ウィンドウをリネームします。 -マウストラッキング
スペクトルウィンドウ用カーソルの表示の有効・無効を切り替えます。 -カーソル表示スペクトルウィンドウ用グリッドの表示の有効・無効を切り替えます。 -グリッド表示スペクトルウィンドウ用マークの表示の有効・無効を切り替えます。 -マーク表示-色
SEC2000 Spectra System www.als-japan.com初期設定すべての色をデフォルト色に戻ります。 -  メインステータスバー    Visual Spectra 2.1のメインウィンドウ中のステータスバー表示・非表示を切り替えます。スペクトルツールバー Visual Spectra 2.1のメインウィンドウ中のツールバー表示・非表示を切り替えます。検量線モードをチェックしますと，メイン画面右側に検量線モードのウィンドウが表示されます。 ④オーバーレイSEC2000 Spectra System www.als-japan.com -スペクトル-時間シリーズ・追加オーバーレイ 1～10各オーバーレイ（1～10）スペクトルを重ね書き表示します。 •クリアスペクトルウィンドウから選択されたオーバーレイスペクトルを消します。 ・追加オーバーレイ（多重選択）一度数個のスペクトルを重ね書き表示します。 •全てクリア     ペクトルウィンドウからすべてのオーバーレイスペクトルを消します。 ⑤スペクトル-スペクトロメーターの詳細 スペクトロメーターの波長校正パラメータを確認できます。 <図4-3-8>スペクトロメーターのリセットスペクトロメーターの補正この機能はお客様が使用できません。この機能はお客様が使用できません。 -メモリーダークダークスペクトルを保存して,オーバーレイ1 に重ね書き表示します。 -メモリーリファレンスリファレンススペクトルを保存して，オーバーレイ2に重ね書き表示します。 -スナップショットデータ収集を一時中断して，スペクトルウィンドウ内容のスナップショットをとります。スコープモードでデータを表示します。 -スコープモード-スコープモードマイナスダーク現在のスペクトルウィンドウをスコープモードに切り替え,表示したスペクトルをメモリーに保存されたダークスペクトルを差し引いて表示します。 -吸収モード
- 反射モード相対放射照度モード'吸光度モードでデータを表示します。ダークとリファレンスのスペ
透過率モードでデータを表示します。ダークとリファレンスのスペクトルは，本機能を使用する前に保存してください。反射率モードでデータを表示します。ダークとリファレンスのスペクトルは，本機能を使用する前に保存してください。相対放射照度モードでデータを表示します。ダークとリファレンスのスペクトルは,本機能を使用する前に保存してください。 -黒体放射照度参照電球の色温度相対放射照度測定の中で使用する黒体放射照度参照竜球の色温度(K)を入力してください。 -検量線モード-ピーク検索吸収モードにした場合のみ有効です。積算方法で検量線を作ります。ピークを検索します。保存を押しますと*.csvファイルが保存されます。タイム     時系列データ測定（特定波長またはフルスペクトルの経時測定）を行います。 (6) -時系列データの設定時系列データ取得のためのパラメータを設定できます。
-チャンネルの設定
時系列データ取得のための“タイム・チャンネル”を設定できます。チャンネル1からチャンネル６まで，6つの特定波長が設定できます。コンビネーション１と２はチャンネル1からチャンネル６の間の演算が行えます。 SEC2000 Spectra System www.als-japan.com
-リメモリーパラメータ
全チャンネルに対しての構成設定値を含む，すべての時系列データ取得パラメータを持ったファイルを選択し，開きます。 -パラメータ保存全タイム・チャンネルに対しての構成設定値を含む，すべての時系列データ取得パラメータを保存します。 -時系列データ取得モード時系列データ取得モードを有効にします。 ①　ウィンドウ-カスケード表示すべてのスペクトルウィンドウをカスケード表示します。 -タイルすべてのスペクトルウィンドウを並べて表示します。 -アイコンのアレンジ8)ヘルプ-ヘルプトピックス–ビジョアルスペクトラについてVisual Spectra 2.1 Srの操作マニュアルを開きます。 Visual Spectra 2.1 Srについてのバージョン情報を表示します。オリジナル名前Copyright (C) ALS 2009
<図4-3-13>

SEC2000 Spectra System www.als-japan.com
② Integration Time(積算時間), Average(積算平均)，Boxcar(移動平均)の設定Integ. Time(msec)    100 Average il.
3 Boxcar 15中
SEC2000 Spectra System www.als-japan.com

5.測定
5-1.波長校正
すべてのスペクトロメーターは校正後，納品します。しかし，経時変化や環境の何らかの原因で，ずれてしまうことがあり得ます(ミラーとグレーティングがずれてしまった場合，ご連絡ください）。分光器の波長校正は必要かどうか，以下の方法で確認できます。ソフトを立ち上げて，UVランプを点灯します。スコープモードで以下のピークを確認します。図5-1-1において，656 nm±1 nmのピークはD¸輝線と呼ばれる重水素ランプの特徴ピークです。
5–2.ダークとリファレンス測定
ダークとリファレンスを測定する時，Integration time(積算時間)は同じ値を設定して実験を行ってください。検出器SEC2000への光を遮断する場合，光源のシャッターを閉じてください。 ①　SEC2000キュベットホルダーにリファレンスサンプルを入れた状態で,光源のシャッターをオープンにしてください。 ②　プログラムで測定されたグラフのY軸の値が最大(16,000未満)になるように，Integration time(積算時間)を調節してください。 ③　プログラムで“リファレンス”アイコンをクリックして， “ファイル” → “保存” → “リファレンス”にして，リレファレンススペクトルを保存してください。スペクトルの最大光強度が得られます。 ④　光を遮断し，光が極小となるような条件下で，プログラム中の“Dark”アイコンをクリックし、“ファイル” → “保存” → “ダーク”にして、ダークスペクトルを保存してください。スコープモードは基本的な測定モードです。ダークとリファレンススペクトルを保存すると, “吸収”， “透過”， “反射”および“相対放射照度”モードアイコンが有効となります。
5–3.サンプル測定
リファレンスが測定された同じ条件でサンプル測定を行ってください(シャッターは開いた状態，同じ積算時間)。キュベットホルダーにサンプルを入れた後に蓋を閉じてください。 “ファイル” → “保存” → “サンプル”にして、サンプルスペクトルを保存してください。
5–4. 吸光度/透過率測定
吸収/透過スペクトルは，どれだけの光がサンプルに吸収されるかを測定します。吸光度は，物質の濃度と直線的な関係があります。ソフトウェアは以下の式に従って，吸光度を計算します。吸光度と濃度の関係は，ベールの法則 (Beer’s law) として知られており，以下の式で定義されます:
A=ebc
ここに，Aはサンプル溶液の吸光度，εはモル吸光係数（mol ¹・cm ¹），bは溶液を通る光の光路長(cm)，そして，cがサンプル溶液の濃度(mol/L)です。以下の手順で吸光度を測定します。先ず，分光器の光源とディテクターは図5-4-1のようにセットします。 (D電源を入れて，UVランプとハロゲンランプをオンにします。UVランプが安定するまで， (2) 20-30分待ちます。ソフトを立ち上げます。 “スタート”アイコンをクリックして，ソフトへ光信号を取り込(3)みます。シャッターをオープンにし，スコープモードの状態でリファレンス溶液をキュベットホルダーに入れて，リファレンス信号のピーク強度は，16,000カウント未満となるようにIntegration time(積算時間)を調節します。Average(積算平均)，およびBoxcar(移動平均)について，必要に応じて，変数の調節を行ってください。リファレンススペクトルを測定してください。シャッターを閉じて(光源を切らないでください)，ダークスペクトルを測定してください。 (4)測定したいサンプルをキュベットホルダーに入れてシャッターをオープンにし,吸収/透過(5)モードアイコンをクリックしてモードを切り替え，吸光度/透過率測定を行います。 ⑥   “ファイル”→ “保存”→ “プロセス”/ “サンプル”にし、サンプルの吸収/透過スペクトルを保存してください。 <注> “ファイル” → “保存” → “プロセス”にて吸光度/透過率を保存した場合，吸光度/透過率のデータは吸収/透過モードのみ表示されます。但し，“ファイル” → “保存” → “サンプル”にて吸光度/透過率を保存しますと，保存されたデータは別のモードへ変換できます。
5–5.反射率測定
反射とは，光を入射方向と反対の方向に戻す，2つの異なる媒体間での境界における波面方向の変化です。光の反射とは，その境界の性質によって，反射(すなわち，鏡状)，または拡散（すなわち，像は保持せず，そのエネルギーのみ保持する）することです。表面の光沢があればある程，正反射に近くなります。反射率は，標準反射物質からの反射光量の百分率(%r)として表わされます。 %r = { (S-D) / (R-D) }×100 (%)ここに，Sはサンプル表面へ光を照射した反射光量，Rは標準反射物質表面へ光を照射した反射光量，Dは光が遮断した場合のダーク反射光量です。
5–5–1.  反射率測定1
キュベットホルダーへ45度でセットできる板状のサンプルを測定します。以下の手順で反射率を測定します。 (D 2先ず，分光器の光源とディテクターは図5-4-2のようにセットします。電源を入れて，UVランプとハロゲンランプをオンにします。UVランプが安定するまで， 20-30分を待ちます。 (3)ソフトを立ち上げます, “スタート”アイコンをクリックして,ソフトへ光信号を取り込みます。シャッターをオープンにし，スコープモードの状態で標準反射物質をキュベットホルダーに入れて，リファレンス信号のピーク強度は，16,000カウント未満となるようにIntegration time(積算時間)を調節します。 Average(積算平均)，およびBoxcar(移動平均)について，必要に応じて，変数の調節を行ってください。リファレンススペクトルを測定してください。 4) (5) (6)シャッターを閉じて(光源を切らないでください)，ダークスペクトルを測定してください。測定したいサンプルをキュベットホルダーに入れ，シャッターをオープンにし，反射モードアイコンをクリックしてモードを切り替え，反射率測定を行います。 “ファイル” → “保存” → “プロセス” / “サンプル”にし，サンプルの反射スペクトルを保存してください。
5–5–2. 反射率測定2
反射プロープを使用した測定。 <図 5-5-2>反射率測定の反射プロープ使用した構成①　先ず，分光器の光源とディテクターは図5-5-2のようにセットします。竜源を入れて，UVランプとハロゲンランプをオンにします。UVランプが安定するまで, (2) 20-30分を待ちます。 ③　ソフトを立ち上げます。 “スタート”アイコンをクリックして，ソフトへ光信号を取り込みます。シャッターをオープンにし，スコープモードの状態で標準反射物質表面へ反射プロープ置き，プロープ先端を移動させ反射光の強さを最大に調節します。プロープ先端と測定表面の距離を固定します。リファレンス信号のピーク強度は、16,000カウント未満となるようにIntegration time(積算時間)を調節します。Average(積算平均)，およびBoxcar(移動平均)について，必要に応じて，変数の調節を行ってください。リファレンススペクトルを保存してください。シャッターを閉じて(光源を切らないでください)，ダークスペクトルを測定してください。 (4)測定したいサンプル表面へ反射プロープを置き，シャッターをオープンにし，反射モード(5)アイコンをクリックして，モードを切り替え，反射率測定を行えます。 ®   “ファイル”→ “保存”→ “プロセス”/ “サンプル”にし、サンプルの反射スペクトルを保存してください。 ※ -コーティング薄膜の測定：白色標準反射物質をリファレンスにし，反射率を測定します。 -カラー測定：  NIST標準の白色標準物質をリファレンスにし，反射率を測定します。
5-6.放射照度測定
いままでに太陽，蛍光灯，白色光，およびランプによって放射された光の色を見たことがありますか。これらの色は私たちの目には白く見えます。信号機の赤色，黄色の光は放射光です。光を自分自身で放射する物体を光源と呼びます。光源による光の放射は発光と呼びます。 ①先ず，図5-6-1のように分光器の検出器は光ファイバーによって，積分球と外部標準光源とセットします。 ②標準光源のランプをオンにします。ランプが安定するまで待ちます。 ③ソフトを立ち上げます。 “スタート”アイコンをクリックして，ソフトへ光信号を取り込みます。 ④ “スペクトル” → “黒体放射照度参照電球の色温度”を入力してください。 ⑤スコープモードの状態で標準光源の光の強さを最大に調節します。リファレンス信号のピーク強度は，16,000カウント未満となるようにIntegration time(積算時間)を調節します。 Average(積算平均)，およびBoxcar(移動平均)について，必要に応じて変数の調節を行ってください。リファレンススペクトルを保存してください。 ⑥標準光源からの光を遮断して，ダークスペクトルを測定してください。 ⑦測定したい発光サンプルは積分球などへ繋ぎ（LED電球を積分球へセット），相対放射照度モードアイコンをクリックして，モードを切り替え，相対放射照度測定を行います。 ⑧　“ファイル” → “保存” → “プロセス” / “サンプル”にし，サンプルの相対放射照度スペクトルを保存してください。
5-6-2.蛍光/発光スペクトル測定
測定には検出器とキュベットホルダーを使用します。 5-6-3>蛍光測定の構成例<区①　先ず，図5-6-3のように分光器とキュベットホルダー，外部光源をセットします。 ②キュベットホルダーへ測定したいサンプルをセットし，カバーを閉じます。 ③ソフトを立ち上げます。 “スタート”アイコンをクリックして、ソフトへ光信号を取り込みます。励起光源の電源をオンにし，スコープモードの状態で蛍光のピーク強度は，16,000カウント未満となるようにIntegration time(積算時間)を調節します。Average(積算平均)，およびBoxcar(移動平均)について，必要に応じて変数の調節を行ってください。 ④ “ファイル” → “保存” → “サンプル”にし，サンプルの蛍光スペクトルを保存してください。 ⑤　発光スペクトルを測定する場合は手順①～④と同じように，発光サンプルをセットし（周りの光を遮断して），“ファイル” → “保存” → “サンプル”にし，発光スペクトルを保存してください。
5–7.時系列データ測定(TSA)
時系列データ測定(Time Series Acquisition)は，一定期間の波長の吸光度，透過率および放射照度の強度変化をモニターします。時間経過に伴うサンプルの化学的および物理的変化を測定することが簡単にできます。本機能は，化学物質，環境，そしてプロセス管理に応用できます。 6つまでの特定波長(チャンネル１～６として指定された), およびこれらの波長の２つまでの数式演算の組み合せ(コンビネーション1および2として指定された)の経時変化スペクトルデータを収集できます。スコープ，吸収，透過または反射モードの状態で測定を行います。時系列データ測定を行う場合，下記のステップに進んでください: ① “メニュー” →”タイム” →”時系列データの設定”,またはアイコンをクリックし②すると，以下のような設定画面が表示されます。
www.als-japan.com ⑦　“メニュー” → “タイム” → “チャンネルの設定”，またはアイコンをクリックして,記録したい波長を設定するチャンネル（1～6）を選択してください。
www.als-japan.comステップ②～⑧までの設定は“メニュー” →”タイム” → “パラメータ保存”で保存できます。次回の測定で同じ条件で経時測定したい場合は“メニュー” → “タイム” → “リメモリーパラメータ”または￼￼アイコンから保存されたパラメータを開きます。 ⑨測定したいスペクトル波長を設定した後に，“タイム”メニューの“時系列データ取得モ(0) ード”，または☞☞☞アイコンをクリックしてください。すると，分割された2つのウィンドウが表示されます。上部のウィンドウ（モニター２）はTSA用,そしてもう一つ（スペクトル１）はオリジナル用です。 “モニター２”の“ Start” 3D —タ( ①重ね書きしたイコンをクリックすると３Dで見ることもできます。
6.データ分析
6-1.データの重ね書き
測定されたデータをソフト上で垂ね書きして，データを分析することができます。保存データのタイプによって，重ね書き方法が違います。具体的な手順は以下のステップに従ってください。 6-1-1.タイムシリーズデータの重ね書き①ソフトを立ち上げます。 ② *.timeallデータは“オーバーレイ” → “時間シリーズ” → “追加オーバーレイ”の順でデータを開きます。 <図6-1-2> ③下図は追加オーバーレイ（多重選択）からデータを読み込む画面です。同時に10個までのデータを重ね書きできます。 ④スケールを調節して，最適範囲を指定して，データを表示します。グラフの右側に各データの凡例を示します。データ名は経時測定の時間で示されます。
6-1-2.サンプルデータの重ね書き
① *.sampleデータは“オーバーレイ” → “スペクトル” → “追加オーバーレイ”の順でデータを開きます。 ②下図は追加オーバーレイから*.sampleデータを読み込む画面です。同時に10個までのデータを重ね書きできます。 SEC2000 Spectra System www.als-japan.com ③　スケールを調節して,最適範囲を指定して,データを表示します。凡例表示はありません。マウスを左下の色アイコン（11個）の上に置くと，オーバーレイ色毎のデータ名が示されます。
6-1-3.プロセスデータの重ね書き
①プロセスデータ*.absorb/*.trans/*.reflをオーバーレイする場合は先ずダークとリファレンスをインストールしないといけません。 “ファイル” → “開く” → “サンプル”で任意のサンプルデータを開きます。リファレンスサンプルは一番理想です。 SEC2000 Spectra System www.als-japan.com ②灰色だった“ダーク” ③ “ファイル” → “開く” → “ダーク”でプロセスデータを保存する際に同じ条件で保存SEC2000 Spectra System www.als-japan.com名アイ“スペクトル” → “追⑤吸収モードに切り替えして，*.absorbデータは“オーバーレイ”加才一SEC2000 Spectra System www.als-japan.com ⑥スケールを調節して，最適範囲を指定して，データを表示します。凡例表示はありません。マウスを左下の色アイコン（11個）の上に置くと，オーバーレイ色毎のデータ名が⑦ *.trans/*.reflデータはステップ⑤と同じように，透過/反射モードに切り替えて， “オーバーレイ” → “スペクトル” → “追加オーバーレイ”の順で透過率/反射率データを重ね書きします。スケールを調節して，最適範囲を指定して，データを表示します。凡例表SEC2000 Spectra System www.als-japan.com
6–2.  検量線法に基づく定量分析
6–2–1.  吸収スペクトル面積による検量線法
ベースラインを設定した後に，選択された波長範囲の吸収スペクトル面積を使用して検量線を作ることにより，未知サンプルの濃度を分析します。これは吸収モードでのみ可能です。 ①図6-2-1のように装置をセットします。 ②吸収率測定と同じ手順でリファレンススペクトルとダークスペクトルを測定します。吸収モードで濃度既知のサンプルをキュベットホルダーへ入れ，下記のような画面になります。 <図SEC2000 Spectra System www.als-japan.com (3) “スペクトル” 4 6-2-4＞ベースラインと吸光領域の設定＜図5 “次へ”をク“吸光領域”には図6-2-4に示す吸収スペクトルの計算範囲を設定します。リックします。 ＜図6-2-5 > SEC2000 Spectra System www.als-japan.com ⑥ “検量線モードー補正”の画面では,既知濃度のサンプルをキュベットホルダーへ入れて, “濃度”欄へ“１”と入力し，マウスを“吸光度”欄へ移動し， “吸光度の取得”をクリックして，吸光度を読み込みます。同じ方法で既知濃度のサンプルの吸光度を取得してください。 ⑦ “使用”欄の検量線へ使うデータをチェックすると，右側のグラフが検量線が作られます。 ＜図　6-2-7＞ ⑧ “次へ”クリックして， “検量線モードーAnalysis”画面になります。未知濃度のサンプルをキュベットホルダーへ入れ，“吸光度”欄へマウスを移動して，“吸光度の取得”をクリックして，“濃度”欄へ自動的に未知サンプルの濃度が求められます。 SEC2000 Spectra System www.als-japan.com
6–2–2.ピーク吸光度による検量線法
吸収ピークの吸光度を使用して検量線を作ることにより，未知サンプルの濃度を分析します。これは吸収モードでのみ可能です。 ①　図6-2-1のように装置をセットします。 ②吸光度測定と同じ手順でリファレンススペクトルとダークスペクトルを測定します。吸収モードで濃度既知のサンプルをキュベットホルダーへ入れ,下記のような画面になります。 SEC2000 Spectra System www.als-japan.com (3) " ④図6-2-10のように，“検量線モード”中の項目を設定します。 “保存”には検量線データを保存するフォルダーを設定します。 . . “波長”にはピーク波長（ここではフェリシアン化カリウムのピーク波長415 nm）を入力します。 . . “単位”にはサンプルの濃度単位（ここはmM）を選択します。 “インテンシティー”には縦軸単位（ここは吸光度O.D.）を選択します。 SEC2000 Spectra System www.als-japan.com ⑤各サンプルに対応する濃度を“サンプル1〜5”へ入力, “>>”をクリックすると,ピークの座標の縦軸が読み込まれます。 ⑥サンプルを順番に換えて，各濃度に対応するピーク吸光度を獲得します。 ⑧未知濃度のサンプルをキュベットホルダーへ入れてください。 “測定”アイコンをクリックすると，図6-2-12のように“O.D.”欄へ自動的にピーク吸光度を読み込まれて，“mM”プル濃度が示されます。寝ヘサンSEC2000 Spectra System www.als-japan.com
7. Multi-Channel
7-1. Multi-Channelの使用目的
数台の分光器を一台のPCで同時に使用する目的で開発した機能です。
7–2.ソフトの設定手順
①　教台の分光器（最大5台）をUSBケープルによって同じPCへ接続します。ノート型PCの場合は電源付きUSBHUBを使用してください。分光器がPCに認識されていることをデバイスマ②　ソフトを開きます（図7-2-2）。「スペクトル1」と示す画面で「スタート」をクリックするSEC2000 Spectra System www.als-japan.com (3) 「ファイル」→「新規作成」で、「スペクトル2」の測定画面を開きます（図7-2-3）。「スSEC2000 Spectra System www.als-japan.com各チャネルの時系列データ測定（経時測定）は「モニター1」、［モニター2］と開く順番5に表示され、CH*番号に対応しないことにご注意くさい。例えば図7-2-5には、「モニター 1」はCH1の吸収ピークのモニターリング、「モニター２」はCH5のDark Noiseのモニターリングです。 SEC2000 Spectra System www.als-japan.com
8. Trigger
8-1. Trigger機能の使用目的と動作模式
分光測定を外部TTL信号でスタートさせ、経時測定が他の測定（例えば電気化学測定）と同期させるために開発した機能です。信号模式Low level方式を図 8-1-1に示します。外部入力信号（Trigger In ）が５Ｖから０Ｖに変化されると分光器が動作します。 「HighLevel」方式もありますが、LowLevelと逆の信号パターンになります。下記はSEC2000をTrigger Low Level方式で制御する方法を例に説明します。
Trigger off  : S/W off command
8-2.接続
図8-2-1のようにハードウェアのTTL信号端子が増設しました。黒色はGround （ GND)、黄色はTrigger In端子。それぞれ電気化学装置の端子と繋いで下さい。5 Vの外部信号を印加して、Trigger待機状態にします。
8–3.ソフトの設定手順
通常の使用手順と同じようにソフトを開いて、リファレンスとダークスペクトルを保存し① ②メイン画面のメニューには「タイム」→「トリガーセッティング」→「アクティプハイ」/ 「アクティプロー」の選択があります。 「アクティプロー」をチェックします(図8-3-2)。 (3)吸光度測定を例にTriggerの設定を紹介します。図8-3-3画面には「Ext. Trigger」は　「N ormal」状態で、時系列データ測定を設定します。具体的な設定方法は本マニュアル5-7. ④ 「Trigger Enable」状態を選んで、下部のスペクトル画面にあるスペクトル信号が中止してSEC2000 Spectra System www.als-japan.com ⑤　上部のモニター画面の「START」アイコンを押します。5 Vの外部入力信号を印加する状態で、外部信号の変化を待ちます。画面上は全て待機状態で、スペクトルは中止状態のま6外部入力信号が5 Vから0 Vに変化された時、測定が開始され、スペクトル画面とモニター D測定を中止するにはソフト上の「時系列データの設定」で測定期間「Duration」を設けるか、上部モニターの「STOP」で止めることもできます。技術サポートビー・エー・エス株式会社TEL : +81-3-3624-0331 FAX : +81-3-3624-3387 E-Mail : sales@bas.co.jp  Homepage : http://www.bas.co.jp/ SEC2000 Spectra System www.als-japan.com