戦士・修理についてのお問い合わせ
■この取扱説明書の内容や、製品の取り扱いについてご不明な点がありましたら、ご購入された販売店もしくは下記メールフォーム、フリーダイヤルにてお問い合わせください。 ■修理は必ずご購入された販売店もしくはフリーダイヤルにお問い合わせください。尚､修理をご依頼される前に､P 10の「こんなときは･･･」を見て故障かどうかを確認してください。 1) 「保証書」の有無をご確認ください。 2)購入時にご記入、保管いただきました「保証書」に必要事項が記入されているか再度ご確認ください。 3)本製品と「保証書」をキャリングケース及び運送用外箱に入れ、ご購入された販売店にお持ちいただくか、下記フリーダイヤルへご依頼ください。製品に関するお問い合わせは| X | https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry त्त 0120-125577受付時間：月曜日〜金曜日9:00〜 1 7:00 (12:00~13:00/祝日・当社指定休日を除く)株式会社TJMデザイン本社/〒174-8503東京都板橋区小豆沢3-4-3 www.tajimatool.co.jpご使用前に必ずお読みください。グアオーレベル32件品番 TAT-X32取扱説明書
本製品を正しくお使いいただくために一
このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。 ●この取扱説明書は、実際に本製品を操作しながらお読みください。常に適切な取扱いと、正しい操作でご使用くださいますようお願いいたします。 ●ご使用前には、機器本体、付属品全てがそろっているかご確認ください。 ●本書の内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 ●本書のイラストは、説明を分かりやすくするために、実際とは多少異なる表現がされている場合があります。あらかじめご了承ください。

なみ上の写真真
安全にお使いいただくための重要な内容です。全てをよくお読みの上、指示に従い正しく使用してください。
【免責事項】

保証しません。 ●この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。 ●純正品以外の組合せによる誤作動などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。 ●本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、弊社は一切責任を負いません。
【表示の説明】

/?危険
機器本体、付属品について

●付属の領球を振り回したり、投げたりしないでください。人に当たり、ケガをする恐れがあります。 ●望遠鏡で反射プリズムなど反射物からの太陽光線を見ないでください。失明や視力障害の原因になります。 ●望遠鏡で(建築・工事現場、工場などにおいて)直接レーザー光を見ないでください。失明や視力障害の原因になります。スタッフ(標尺)、金剛製ロッド、それら相当品について●密が発生する天候下では使わないでください。スタッフ、金属製ロッド、およびそれら相当品は導電体ですので落雷を受けて死傷する恐れがあります。
響告
/?
機器本体、付属品について●本製品をキャリングケースに入れて持ち運ぶときは、必ずケースのバックルを確実に締めてくだざい。本体が落下してケガをする恐れがあります。 ●キャリングケースのバックル・ベルトが傷んでいたら本製品を収納しないでください。ケースや
●本製品を三脚に取付けたまま使わないときは、レンズキャップを付けて太陽光の当たらないところに保管してください。太陽光が焦点を結び、火災の原因となる場合があります。 ●移動するときは必ず三脚から本製品を取外してください。三脚について●三脚使用前には各部の点検を行ってください。 ●本製品を三脚に固定するときは、定芯帽（ていしんかん）を確実に締めてください。不確実だと機械が落下して、
●三脚を立てるときは、脚元に人の手・足がないことを確かめてください。手・足を突き刺して、ケガをする恐れがあります。
/\注意
機器本体、付属品について誤測定の原因となります。以下の内容に注意してご使用ください。 ●使用前使用後には必ず精度確認をしてください。詳しくは「点検方法」をご覧ください。 ●故障したまま、本製品をお使いにならないでください。すぐに使用を中止して、ご購入された販売店もしくは、フリーダイヤルに修理をご依頼ください。詳しくは「製品・修理についてのお問い合わせ」をご覧ください。 ●強いショックをあたえないでください。本製品を倒したり、落としたりしないでください。衝撃や振動が加わった場合は精度確認を行ってください。 ●雨中では使用しないでください。誤測定の原因となります。 ●濡れたり汚れたまま使用しないでください。対物レンズや接眼レンズに水滴や汚れが付着していると、暗く見えたり、精度不良が発生する場合があります。その場合、使用を中止して水滴・汚れをよく拭き取り、レンズは柔らかいきれいな布で汚れを落としてください。 ●本製品は-15℃～45℃の範囲でご使用ください。指定範囲外の温度で使用すると故障および設測定の原因となる場合があります。 ●結露したままお使いにならないでください。その場合、結露が取れるまで放置してください。 ●本製品を直接土の上に置かないでください。ネジ部を傷める原因となります。 ●運搬する場合は、専用のキャリングケースに入れてください。ケース収納時も衝撃や振動をあたえないでください。また、修理など荷物として送る場合は輸送用外箱に入れてお送りください。 ●付属品類は、運搬中に移動しないようにキャリングケース内の所定の位置に納めてください。
製品の仕様は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
シ
華い方
●三脚は各部の点検を行ってから使用してください。 ●必ず円形気泡管の気泡を指標線の中に入れて使用してください。 ●定期的に気泡管の精度点検を行ってください。はず正しい精度のオートレベルは気泡が指標線の中に入っていれば自動補正機構により水平が保たれます。
■機器本体の据え付け
①三脚の脚を伸ばし、等間隔に開いたときにオートレベルがのぞきやすい高さで三脚の③脚頭がほぼ水平になるように三脚の脚長さで調整します。三脚の脚固定ネジをしっかりと締めます。 ④脚頭に本製品を載せ、定芯帽（ていしんかん）で固定します。球面三脚の場合は定芯悍を少し緩め、本製品を脚頭上ですべらせて円形気泡管の気泡が中央にくるようにします。
■機器本体を水平にする(気泡管を合せる)
整準ネジを回して、気泡を指標線の中央に入れます。 ①整準ネジの位置が右図となるように配置します。気泡の位置は例です。 ②整準ネジA･Bを一緒に右図の矢印方向に回すと気泡は右へ動きます。 ③整準ネジA･Bを一緒に右図の矢印方向に回すと気泡は左へ動きます。 ④気泡が左右の中央にきたら、整準ネジCを回し指標線の中央に入るように調整します。整準ネジCを右図の矢印方向に回すと気泡は下へ動きます。
■ビント合せ
●望遠鏡で太陽を絶対に見ないでください。太陽観測に使用しないでください。失明や視力障害の原因になります。 ●望遠鏡で反射プリズムなど反射物からの太陽光線を見ないでください。失明や視力障害の原因になります。 ●望遠鏡で(建築・工事現場、工場などにおいて)直接レーザー光を見ないでください。失明や視力障害の原因になります。
本製品のピント合せには1.）接眼レンズのピント合せと2.）対物レンズのピント合せがあります。
1.）接眼レンズのビント合せ①機器本体を白い壁など明るい背景、または白いシートなどに向けます。 ②のぞいた時の十字線が黒くはっきりと見えるように接眼レンズ合焦つまみを回して2.)対物レンズのピント合せ①「視準スリット(照門) ¶を使って、対物レンズをスタッフ(標尺)や目標物に向けます。 ※おおよその目安としてご使用ください。 ②接眼レンズを通してのぞき、スタッフの目盛や目標物がはっきりと見えるように合焦つまみを回して調整します。印望遠鏡をのぞきながら目を少し上下左右に振ってみます。スタッフと十字線が相対的にズレなければ測定準備完了です。ズレる場合は、1.）2.）をもう一度やり直してください。程度十字線のビントが合っていなかったり、ズレたままの状態で測定を行うと、測定値に誤差が生じます。ビント合せはしっかり行って下さい。 ●望遠鏡で太陽を絶対に見ないでください。太陽鏡測に使用しないでください。失明や視力障害の原因になります。 ●望遠鏡で反射プリズムなど反射物からの太陽光線を見ないでください。失明や視力障害の原因になります。 ●望遠鏡で(建築・工事現場、工場などにおいて)直接レーザー光を見ないでください。失明や視力障害の原因になります。
1.)高さの測定
①スタッフを視準して十字線（水平線）部の目盛を読みます。 2 )距離の測定①スタッフを視準して、上下のスタジア線に挟まれた長さ(ℓcm)を読みます。
３.)水平角の測定
①本製品のあるO点から目標A点を視準します。 ②水平目盛の回転リングを使い、目盛をO（ゼロ）に合わせます。 ③次に望遠鏡部を回転させて目標B点を視準します。 ④水平目盛の値を読み、水平角を測定します。 &水平目盛は時計回りに角度がふられています。読取間違いを防ぐためには向かって左から右へ視準してください。 ☞角度の値は目安です。確認用としてのみご使用ください。施工には使用しないでください。 ②スタッフを前後に動かし（ウエービング） ー番低い目盛僧(＝垂直になっている)を読みます。 ②スタッフで測定したℓcmの値(cm)がそのまま機器本体からスタッフまでの距離(m)になります。 【例】読取値が20cmの場合、機械からスタッフまでの長さは20mとなります。距離(m)=(ℓcm)×スタジア乗数(100) ☞距離の値は目安です。確認用としてのみご使用ください。施工には使用しないでください。
点検万法
タジマオートレベル32倍は工場出荷時に厳密に調整されていますが、輸送時や乱暴な取り扱いで強い衝撃を受けると、精度が狂う場合があります。正しい測定結果を得るために、ご使用前には必ず各部の点検を行い、本製品が正常に作動していることを確認してください。
■円形気泡管の点検
①整準ネジで気泡を指標線の中心に入れます。 ②望遠鏡部を180°回転させます。このとき、気泡が指標線の中心にあれば調整の必要はありません。 ④気泡が指標線の中心にない場合は④～⑥の調整を行ってください。 ④整準ネジでズレ量の半分を戻します。 ⑥ ④のズレ量の半分を付属の六角棒レンチを使い、円形気泡管調整ネジを回して、指標線の中心に気泡を入れます。 777 ⑥再度望遠鏡部を180°反転して、気泡がズレなければ調整完了です。 &#まだズレが残っている場合には①～⑧の手順を繰り返して気泡が指標線の中央にくるようにしてください。
日自動補正機構の点検
①本製品を三脚に取付け、気泡管を確認して水平にします。 ②スタッフにピントを合せて、十字線でスタッフの値を読みます。 ③三脚の脚や本製品を軽くたたきます。 ④一瞬、背景がズレますが、直ぐに戻ります。再度スタッフの値を読み元の数値であれば正常です。 ☞元の数値に戻らない場合は、ご購入された販売店もしくはフリーダイヤル(P.11)へ修理をご依頼ください。 7
■十字線の点検(視準線の水平精度)
①スタッフを2本準備します。 ②平らな場所で約30m～50m離れた位置にスタッフA・Bを垂直にしっかりと固定し、その中央にオートレベルを設置します。 ③本製品を水平にしてスタッフのa 1・b 1の値を読み取ります。このときのA・B地点の高低差はa1-b1=Δhとなります。 ④スタッフの位置はそのままに、本製品をA点のスタッフから約2m離れた位置に移動します。 ⑥スタッフA・Bの値を読みます。 ⑥ [(a1－b1)－(a2－b2)] <3mmならば正常です。 ☞ [(a1－b1)－(a2－b2)]＜3mmとならない場合は⑦～⑩の調整を行ってください。 ☞ ③の図で本製品はスタッフA・Bの中間に配置されています。十字線に狂いがある場合は、どちらのスタッフの読み値も同じ量の狂いとなり、高低差の値には影響しません。b3の値はa2ーΔhとなり、これが十字線の必要な調整量となります。
②調整ネジカバーを開きます。
①付属の十字線調整ビンを使って、 [(a1－b1)—(a2－b2)]＜3mmになるまで調整します。 ·十字線を上げる場合は調整用ネジを時計方向に回します。 ·十字線を下げる場合は調整用ネジを反時計方向に回します。 ⑨調整後は①～⑥の手順で[(a1—b1)—(a2—b2)]<3mmとなることを確認してください。 @調整終了後、調整ネジカバーを閉じます。
お早入れ・保管万活
■機器本体・付属品について.
●測定終了後、キャリングケースへ収納する際は必ず機械各部の清掃をしてください。特にレンズは付属のきれいなレンズクロスで軽く拭いてください。レンズの汚れがひどい場合はエアプローなどで汚れを飛ばしてから、付属のきれいなレンズクロスで軽く拭いてください。 ●本製品の汚れがひどい場合、水または薄めた中性洗剤に浸したやわらかい布を固く絞って汚れを拭き取ってください。アルカリ性洗剤や有機溶剤は使用しないでください。 ●必ず専用のキャリングケースに入れて保管してください。 ●作業中、雨がかかった場合は水分を良く拭き取ってからキャリングケースに収納してください。 ●キャリングケース内も土・埃などが溜まったままとならないように清掃してください。 ●本製品や付属品の保管場所として、次のような場所には置かないでください。 ･炎天下の直射日光下や暖房器具の近くなど高温になるところ･冬場の屋外などの低温になるところ·急激な温度変化のあるところ･湿度の高いところ磁気を帯びたところ・振動の多いところ·子供の手が届くところ●本製品の回転部分、ネジ部分に異物が入ったと思われる時や、望遠鏡内部に水滴の痕やカビ等を発見した時は、すみやかにご購入された販売店もしくはフリーダイヤル(P.11)までご連絡ください。 ●常に高い精度を保持するため、年間１～２回の定期点検、検査をお勧めします。その際は、ご購入された販売店もしくはフリーダイヤル(P 11)までご連絡ください。
■三脚について
●三脚は、長期間使用すると石突き部のゆるみ・脚固定ネジの破損などが原因でガタが生じる場合があります。時々各部の点検・締め直しを行ってください。
こんなと差は・・・

ご依頼ください。