電圧・周波数継電器試験装置FVT-600KD取扱説明書(第２版)ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、ご理解された上で正しくお使いください。又，ご使用時にすぐにご覧になれる所に，大切に保存してください。 -SOUKOU-本社，工場〒529-1206　滋賀県愛知郡愛荘町蚊野215 FAX    0749 - 37 - 3515 TEL 0749 - 37 - 3664東京営業所〒101-0023　東京都千代田区神田松永町三友ビル６Ｆ TEL FAX    03 - 3258 - 3974 03 - 3258 - 3731営業的なお問合せ ：ｓｅｌｌ－ｉｎｆｏ＠ｓｏｕｋｏｕ．ｃｏ．ｊｐ技術的なお問合せ ： t e c一i n f o @ s o u k o u .  c o .  j p URL : http://www. soukou. co. jp
外形図

1.
仕様
(１)使用電源(2)電源容量
(8)データホールド機能ホールド条件(9)外形寸法
(12)付属品①試験用リード線・電源コード（0．75 s q × 2芯3m）………………………………… 1本欧コード・電源補助コード（0．７５ｓｇ×２芯２０ｃｍ）……………………… １本・全要素コード（0．５ｓｇ×７芯５ｍ）……………………………………… １本
・保安用接地コード（１．２５ｓｑ×１芯５ｍ） ……………………… 1本緑コード& ・試験用コード収納袋. . .
2.電圧出力，直流補助電源出力，ストップ信号入力が入出力されます。 2.電圧出力ヒューズ(F 2, F 3)電圧出力の保護ヒューズです。( 3 A ) 3．欠相スイッチ三相電圧継電器の試験で試験相を欠相状態にします。例：試験相がＡ相だとＲ相の出力が欠相になります。 4.反相スイッチ三相電圧継電器の試験で試験相を反相状態にします。例:試験相がＡ相だとＲ－Ｓ相間が入れ替わります。 5．補助電源スイッチ直流補助電源出力のスイッチです。過電流保護回路を兼ねています。 6．補助電源出カランプ補助電源出力時に点灯します。 7．補助電源電圧スイッチ補助電源の電圧切替スイッチです。ＤＣ２４，１１０Ｖを選択します。切り替え操作は，スイッチのツマミを引き上げて行います。 8．ストップ信号スイッチ継電器の動作信号切替スイッチです。接点，電圧の選択を行います。 9．カウンタディスプレイ動作時間測定用のカウンタ表示です。 1 0.カウンタスイッチカウンタのモード切替スイッチです。スイッチを押す事で，ＯＮ，ＯＦＦ状態が切り替わります。 ON（ランプ点灯）状態でカウント動作を行います。 ＯＦＦ（ランプ消灯）状態で継電器の動作信号の状態を検出します。 1 1．カウンタリセットスイッチカウンタの復帰スイッチです。スイッチを押す事で，初期状態になります。 1 2.電源ランプ本装置に電源が供給しているときに点灯します。 1 3.電源ヒューズ( F 1 )本装置のメインヒューズです。(5A) 1 4.電源スイッチ本装置のメインスイッチです。 1 5.電源コネクタ本装置の動作電源（AC100V）供給用コネクタです。 1 6．接地端子保安用の接地端子です。感電防止の為，アースコードにて接地します。 1 7．周波数スイッチ電圧出力の周波数設定スイッチです。基準周波数に設定します。 1 8．動作ランプカウンタの継電器動作確認状態の時，ストップ信号の状態に応じて点灯します。点灯と同時に内部ブザーが動作します。点灯条件は，接点→閉路状態，電圧→印加状態　です。 1 9．電圧出カランプ電圧出力スイッチがONの時に点灯します。 2 0. 電圧出力スイッチ電圧出力の制御スイッチです。 ONにて調整した電圧が出力します。 ２１．試験相切替スイッチ欠相，反相試験を行う場合及び，３相電圧継電器の試験相を切り替える時に使用するスイッチです。通常は，A相にします。 ２２．ホールドスイッチ周波数計，電圧計のホールド機能スイッチです。スイッチを押す事で，ＯＮ，ＯＦＦ状態が切り替わります。 ON（ランプ点灯）状態でホールド機能が動作します。試験ON状態でストップ信号が変化した時に、測定値がホールドされます。 ＊電圧試験で基準電圧側は，試験ＯＦＦ状態なのでホールド機能は動作しません。 ２３．ホールドリセットスイッチデータホールドしたディスプレイをリセットします。 24.試験ONスイッチ試験開始の押しボタンスイッチです。 ON状態でスイッチランプが点灯します。周波数試験の場合は，試験ＯＮ状態で周波数が試験周波数になります。電圧試験の場合は，試験ON状態で出力電圧が試験電圧になります。 ２５．試験ＯＦＦスイッチ試験停止の押しボタンスイッチです。ＯＦＦ状態でスイッチランプが点灯します。周波数試験の場合は，試験ＯＦＦ状態で周波数が基準周波数になります。電圧試験の場合は，試験ＯＦＦ状態で出力電圧が基準電圧になります。 ２６．試験切替スイッチ試験要素の切り替えスイッチです。単相周波数，三相周波数，単相電圧，三相電圧があります。 27.周波数計出力周波数を表示します。 ２８．周波数調整ツマミ試験周波数の調整ツマミです。 1クリックでO． O 1 H z変化します。 29.電圧レンジスイッチ出力電圧のレンジ切り替えスイッチです。30/150/300/600Vがあります。 30.  P 1 − P 2電圧計出力コードＰ１－Ｐ２間の電圧を表示します。 ３１．一括電圧調整ツマミ出力電圧の一括調整ツマミです。周波数試験の場合は，上部のみ使用，電圧試験の場合は，下部が基準電圧，上部が試験電圧になります。 32.  P 2 − P 3電圧計出力コードＰ２－Ｐ３間の電圧を表示します。 33.  P 1 －P 2電圧調整ツマミ出力電圧のP1-P2間の電圧調整ツマミです。周波数試験の場合は，上部のみ使用，電圧試験の場合は，下部が基準電圧，上部が試験電圧になります。 34.  P 2 − P 3電圧調整ツマミ出力電圧のP2-P3間の電圧調整ツマミです。周波数試験の場合は，上部のみ使用，電圧試験の場合は，下部が基準電圧，上部がが試験電圧になります。 35.  P 3－P 1電圧調整ツマミ出力電圧のＰ３−Ｐ１間の電圧調整ツマミです。周波数試験の場合は，上部のみ使用，電圧試験の場合は，下部が基準電圧，上部が試験電圧になります。 ３相電圧の場合のみ有効で，P1-P2間とP2-P3間の電圧が発生している状態で調整が可能です。 36, Ｐ３－Ｐ１電圧計出力コードＰ３－Ｐ１間の電圧を表示します。
3．単相電圧継電器の試験方法
電圧継電器の試験は，最小動作電圧，復帰電圧，動作時間，復帰時間の測定を行います。 3－1：試験準備1．試験装置のスイッチ，ツマミ等を下記の位置にしてください。
＊危険＊＊スイッチ，ツマミ等が定位置になっていない状態で電源を供給すると，出力部から電圧が出力する場合があり危険です。必ず定位置にするようにしてください。 2．試験回路を構成します。(図1) ＊継電器に配線している電源入力を利用する場合は，補助電源クリップは接続しません。 ＊感電防止の為，アース端子を接地してください。 ＊単相３線式の回路の場合は，Ｐ３を試験対象の端子に接続してください。 3.試験装置の電源コネクタに試験用電源(AC100V)を入力します。 3－2：動作電圧値復帰電圧値の測定＊３－１：試験準備の操作を行います。 1．電源スイッチを”ON”にしてください。 (電源ランプ点灯，試験ＯＦＦランプ点灯，各ディスプレイ表示） 2．補助電源スイッチを供給する場合は，補助電源電圧スイッチを継電器の制御電源電圧に設定します。 ３．動作値測定の為，継電器の動作時間を最小に設定します。 ＊測定終了後，もとの設定値に戻す事を忘れないでください。 4．電圧レンジスイッチを試験電圧に応じたレンジに設定します。 5．試験ＯＮスイッチを押します。（試験ＯＮランプ点灯，試験ＯＦＦランプ消灯） 6．電圧出力スイッチを“ON”にします。（電圧出カランプ点灯） 7，一括電圧調整ツマミ（上部）を一杯に回します。 8．Ｐ１－Ｐ２電圧計を見ながら，Ｐ１－Ｐ２電圧調整ツマミ（上部）にて定格電圧に調整します。 ＊単相３線式の電源を供給する場合は，Ｐ２－Ｐ３電圧計を見ながら，Ｐ２－Ｐ３電圧調整ツマミ（上部）にて定格電圧に調整します。 9．ストップ信号切替スイッチを継電器の接点構造に合わせて設定します。 1 O. 継電器に制御電源を供給する場合は，補助電源スイッチを“ON”にし電源（DC24又は1 1 OV）を供給します。（補助電源ランプ点灯） 1 1．ホールドスイッチを押します。（ホールドスイッチランプ点灯） 1 2．Ｐ１－Ｐ２電圧計を見ながら，Ｐ１－Ｐ２電圧調整ツマミ（上部）を継電器の動作値の方向へ徐々に回していくと，ある電圧で継電器が動作します。この時の値が動作電圧値です。 1 3．継電器が動作するとデータがホールドされます。 (動作プザー動作，ホールドブザー動作，動作ランプ点灯，ホールドランプ点滅） 1 4．ホールドリセットスイッチを押します。 (ホールドブザー停止，ホールドランプ点灯） 1 5．継電器の動作状態から、Ｐ１－Ｐ２電圧調整ツマミ（上部）を動作値測定と逆方向に徐々に回していくと，継電器が動作状態から復帰動作になります。この時の値が復帰電圧値です。 1 6．継電器が復帰するとデータがホールドされます。 (動作プザー停止，ホールドブザー動作，動作ランプ消灯，ホールドランプ点滅） 1 7．ホールドリセットスイッチを押します。 (ホールドブザー停止，ホールドランプ点灯） 1 8．単相３線式のＰ２－ＰЗ間の動作電圧，復帰電圧を測定する場合は，Ｐ１－Ｐ２間の電圧を基準電圧に戻し、Ｐ２－Ｐ３間の電圧を調整して、１２項目からの操作を行います。 1 9．ホールドスイッチを押して解除します。（ホールドスイッチランプ消灯） ２０．試験ＯＦＦスイッチを押します。 (試験電圧出力停止，試験ＯＮランプ消灯，試験ＯＦＦランプ点灯） ２１．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電圧出カランプ消灯） ２２．補助電源スイッチを“OFF”にします。 (補助電源ランプ) ２３．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） ２４．継電器の動作時間を整定値に戻します。 3－3：動作時間・復帰時間の測定＊３－１：試験準備の操作を行います。 1．電源スイッチを”ON”にしてください。 (電源ランプ点灯，試験ＯＦＦランプ点灯，各ディスプレイ表示） 2．補助電源スイッチを供給する場合は，補助電源電圧スイッチを継電器の制御電源電圧に設定します。 ３．電圧レンジスイッチを試験電圧に応じたレンジに設定します。 4．電圧出力スイッチを“ON”にします。（電圧出カランプ点灯） 5．一括電圧調整ツマミ（上部・下部）を一杯に回します。 (下段が基準、上段が試験) 6．Ｐ１－Ｐ２電圧計を見ながら，Ｐ１－Ｐ２電圧調整ツマミ（下部）にて定格電圧に調整します。 ＊過電圧継電器の動作時間測定は、ＯＶからの急変と定格電圧からの急変がありますので、継電器の試験条件を確認してください。 ＊単相３線式の電源を供給する場合は，Ｐ２－Ｐ３電圧計を見ながら，Ｐ２－Ｐ３電圧調整ツマミ（下部）にて定格電圧に調整します。 7．試験ONスイッチを押します。（試験ONランプ点灯） 8．Ｐ１－Ｐ２電圧計の表示を見ながら，Ｐ１－Ｐ２電圧調整ツマミ(上段)を回し、試験電圧に調整します。過電圧継電器（ＯＶＲ）の場合……試験電圧＝継電器の整定電圧×１２０％不足電圧継電器（ＵＶＲ）の場合……試験電圧＝継電器の整定電圧×　７０％ 9．試験ＯＦＦスイッチを押します。（試験ランプ消灯） 1 Ο．ストップ信号切替スイッチを継電器の接点構造に合わせて設定します。 1 1．継電器に制御電源を供給する場合は，補助電源スイッチを“ON”にし電源（DC24又は1 1 OV）を供給します。（補助電源ランプ点灯） 1 2．カウンタスイッチを押します。（カウンタスイッチ中央のランプ点灯） 1 3．試験ONスイッチを押します。 (カウント開始、試験電圧出力，試験ＯＮランプ点灯，試験ＯＦＦランプ消灯） 1 4．継電器が動作しカウンタが停止し，動作時間を表示します。 1 5．動作時間を記録し、カウンタリセットスイッチを押します。（カウンタリセット状態） 1 6．試験OFFスイッチを押します。 (カウント開始，基準電圧出力，試験ＯＮランプ消灯，試験ＯＦＦランプ点灯） 1 7．継電器が動作しカウンタが停止し，復帰時間を表示します。 1 8．動作時間を記録し、カウンタリセットスイッチを押します。（カウンタリセット状態） 1 9．単相３線式のP 2一P3間の動作時間，復帰時間を測定する場合は，P 1一P 2間の試験電圧を基準電圧に戻し，Ｐ２－Ｐ３間の電圧を試験電圧に調整して，７項目からの操作を行います。 ２０．カウンタスイッチを押します。（カウンタスイッチ中央のランプ消灯） ２１．各電圧調整ツマミを“O”にします。 22.補助電源スイッチを“OFF”にします。（補助電源ランプ消灯） ２３．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯）
4. ３相電圧継電器の試験方法
３相電圧継電器の試験は，各相の最小動作電圧，復帰電圧，動作時間，復帰時間の測定を行います。 4－1：試験準備1．試験装置のスイッチ，ツマミ等を下記の位置にしてください。
＊危険＊＊スイッチ，ツマミ等が定位置になっていない状態で電源を供給すると，出力部から電圧が出力する場合があり危険です。必ず定位置にするようにしてください。 2．試験回路を構成します。(図2) ＊継電器に配線している電源入力を利用する場合は，補助電源クリップは接続しません。 ＊感電防止の為，アース端子を接地してください。 3.試験装置の電源コネクタに試験用電源(AC100V)を入力します。 4－2：動作電圧値復帰電圧値の測定＊４－１：試験準備の操作を行います。 1．電源スイッチを”ON”にしてください。 (電源ランプ点灯，試験ＯＦＦランプ点灯，各ディスプレイ表示） 2．補助電源スイッチを供給する場合は，補助電源電圧スイッチを継電器の制御電源電圧に設定します。 ３．動作値測定の為，継電器の動作時間を最小に設定します。 ＊測定終了後，もとの設定値に戻す事を忘れないでください。 4．電圧レンジスイッチを試験電圧に応じたレンジに設定します。 5．試験ＯＮスイッチを押します。（試験ＯＮランプ点灯，試験ＯＦＦランプ消灯） 6．電圧出力スイッチを“ON”にします。（電圧出カランプ点灯） 7．一括電圧調整ツマミ（上部）を一杯に回します。 ８．各相間の電圧計を見ながら，各相の電圧調整ツマミ（上部）にて定格電圧に調整します。 9．ストップ信号切替スイッチを継電器の接点構造に合わせて設定します。 1 O. 継電器に制御電源を供給する場合は，補助電源スイッチを“ON”にし電源（DC24又は1 1 OV）を供給します。（補助電源ランプ点灯） 1 1．ホールドスイッチを押します。（ホールドスイッチランプ点灯） 1 2．試験相切替スイッチを“Ｂ相”にします。 1 3．Ｐ１－Ｐ２電圧計の表示を見ながら、Ｐ３－Ｐ１電圧調整ツマミ（上部）を徐々に動作値の方向へ回していくと、ある電圧で継電器が動作します。この時の値がP1-P2間の動作電圧値です。 1 4．継電器が動作するとデータがホールドされます。 (動作プザー動作，ホールドブザー動作，動作ランプ点灯，ホールドランプ点滅） 1 5．ホールドリセットスイッチを押します。 (ホールドブザー停止，ホールドランプ点灯） 1 6．継電器が動作している状態から、Ｐ３－Ｐ１電圧調整ツマミ（上部）を動作値測定と逆方向に徐々に回していくと、継電器が動作状態から復帰動作になります。この時の値がP1-P2間の復帰電圧値です。 1 7．継電器が復帰するとデータがホールドされます。 (動作プザー動作，ホールドプザー動作，動作ランプ点灯，ホールドランプ点滅） 1 8．ホールドリセットスイッチを押します。 (ホールドブザー停止，ホールドランプ点灯) 1 9．P1-P2間を定格電圧に合わせます。 ２０．試験相切替スイッチを“Ｃ相”にします。 ２１．Ｐ２－Ｐ３電圧計の表示を見ながら、Ｐ３－Ｐ１電圧調整ツマミ（上部）を徐々に動作値の方向へ回していくと、ある電圧で継電器が動作します。この時の値がP2-P3間の動作電圧値です。 ２２．継電器が動作するとデータがホールドされます。 (動作ブザー動作，ホールドブザー動作，動作ランプ点灯，ホールドランプ点滅） ２３．ホールドリセットスイッチを押します。 (ホールドブザー停止，ホールドランプ点灯） ２４．継電器が動作している状態から、Ｐ３－Ｐ１電圧調整ツマミ（上部）を動作値測定と逆方向に徐々に回していくと、継電器が動作状態から復帰動作になります。この時の値がP2-P3間の復帰電圧値です。 ２５．継電器が復帰するとデータがホールドされます。 (動作プザー動作，ホールドブザー動作，動作ランプ点灯，ホールドランプ点滅） ２６．ホールドリセットスイッチを押します。 (ホールドブザー停止，ホールドランプ点灯） ２７．P1-P2間を定格電圧に合わせます。 ２８．試験相切替スイッチを“Ａ相”にします。 ２９．Ｐ３－Ｐ１電圧計の表示を見ながら、Ｐ３－Ｐ１電圧調整ツマミ（上部）を徐々に動作値の方向へ回していくと、ある電圧で継電器が動作します。この時の値がP3-P1間の動作電圧値です。 ３０．継電器が動作するとデータがホールドされます。 (動作プザー動作，ホールドブザー動作，動作ランプ点灯，ホールドランプ点滅） ３１．ホールドリセットスイッチを押します。 (ホールドブザー停止，ホールドランプ点灯） ３２．継電器が動作している状態から、Ｐ３－Ｐ１電圧調整ツマミ（上部）を動作値測定と逆方向に徐々に回していくと、継電器が動作状態から復帰動作になります。この時の値がP3-P1間の復帰電圧値です。 ３３．継電器が復帰するとデータがホールドされます。 (動作ブザー動作，ホールドブザー動作，動作ランプ点灯，ホールドランプ点滅） ３４．ホールドリセットスイッチを押します。 (ホールドブザー停止，ホールドランプ点灯) ３５．ホールドスイッチを押して解除します。（ホールドスイッチランプ消灯） ３６．試験ＯＦＦスイッチを押します. (試験電圧出力停止，試験ＯＮランプ消灯，試験ＯＦＦランプ点灯） ３７．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電圧出力ランプ消灯） ３８．補助電源スイッチを“OFF”にします。(補助電源ランプ) ３９．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） ４０．継電器の動作時間を整定値に戻します。 4－3：動作時間・復帰時間の測定＊４－１：試験準備の操作を行います。 1．電源スイッチを”ON”にしてください。 (電源ランプ点灯，試験ＯＦＦランプ点灯，各ディスプレイ表示） 2．補助電源スイッチを供給する場合は，補助電源電圧スイッチを緩電器の制御電源電圧に設定します。 ３．電圧レンジスイッチを試験電圧に応じたレンジに設定します。 4.電圧出力スイッチを“ON”にします。 (電圧出力ランプ点灯) 5．一括電圧調整ツマミ（基準・試験）を一杯に回します。 (下段が基準、上段が試験) 6．各相の電圧計の表示を見ながら，各相の電圧調整ツマミ（下段）を回し，定格電圧に調整します. 7．試験ＯＮスイッチを押します。（試験ＯＮランプ点灯，試験ＯＦＦランプ消灯） ８．各相の電圧計の表示を見ながら，各相の電圧調整ツマミ（上段）を回し，定格電圧に調整します. 9．試験相切替スイッチを“Ｂ相”にします。 1 0．Ｐ１－Ｐ２電圧計の表示を見ながら，Ｐ３－Ｐ１電圧調整ツマミ(上段)を回し，試験電圧に調整します。過電圧継電器（ＯＶＲ）の場合……試験電圧＝継電器の整定電圧×１２０％不足電圧継電器（ＵＶＲ）の場合……試験電圧＝継電器の整定電圧×　７０％ 11.試験ＯＦＦスイッチを押します。（試験ＯＮランプ消灯，試験ＯＦＦランプ点灯） 1 2．ストップ信号切替スイッチを継電器の接点構造に合わせて設定します。 1 3．継電器に制御電源を供給する場合は，補助電源スイッチを“ON”にし電源（DC24又は1 1 OV）を供給します。（補助電源ランプ点灯） 1 4．カウンタスイッチを押します。（カウンタスイッチ中央のランプ点灯） 1 5．試験ONスイッチを押します。 (カウント開始、試験電圧出力、試験ＯＮランプ点灯、試験ＯＦＦランプ消灯） 1 6．継電器が動作しカウンタが停止し、P1-P2間の動作時間を表示します。 1 7．動作時間を記録し、カウンタリセットスイッチを押します。（カウンタリセット状態） 1 8．試験OFFスイッチを押します。 (カウント開始，試験電圧出力，試験ＯＮランプ消灯，試験ＯＦＦランプ点灯） 1 9．継電器が動作しカウンタが停止し、P1-P2間の復帰時間を表示します。 ２０．動作時間を記録し，カウンタリセットスイッチを押します。（カウンタリセット状態） ２１．試験相切替スイッチを“Ｃ相”にします。 ２２．試験ONスイッチを押します。 (カウント開始，試験電圧出力，試験ＯＮランプ点灯，試験ＯＦＦランプ消灯） ２３．継電器が動作しカウンタが停止し，P2-P3間の動作時間を表示します。 ２４．動作時間を記録し、カウンタリセットスイッチを押します。（カウンタリセット状態） ２５．試験OFFスイッチを押します。 (カウント開始，試験電圧出力，試験ＯＮランプ消灯，試験ＯＦＦランプ点灯） ２６．継電器が動作しカウンタが停止し、P2-P3間の復帰時間を表示します。 ２７．動作時間を記録し、カウンタリセットスイッチを押します。（カウンタリセット状態） ２８．試験相切替スイッチを“Ａ相”にします。 ２９．試験ONスイッチを押します。 (カウント開始、試験電圧出力，試験ＯＮランプ点灯，試験ＯＦＦランプ消灯） ３０．継電器が動作しカウンタが停止し、P3-P1間の動作時間を表示します。 ３１．動作時間を記録し，カウンタリセットスイッチを押します。（カウンタリセット状態） ３２．試験OFFスイッチを押します。 （カウント開始，試験電圧出力，試験ＯＮランプ消灯，試験ＯＦＦランプ点灯） ３３．継電器が動作しカウンタが停止し、Ｐ３−Ｐ１間の復帰時間を表示します。 ３４．動作時間を記録し、カウンタリセットスイッチを押します。（カウンタリセット状態） ３５．各電圧調整ツマミを“O”にします。 ３６．補助電源スイッチを“OFF”にします。（補助電源ランプ消灯） ３７．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯）
5．地絡過電圧継電器の試験方法
地絡電圧継電器の試験は，最小動作電圧，動作時間の測定を行います。 5－1：試験準備1．試験装置のスイッチ，ツマミ等を下記の位置にしてください。
＊危険＊＊スイッチ，ツマミ等が定位置になっていない状態で電源を供給すると，出力部から電圧が出力する場合があり危険です。必ず定位置にするようにしてください。 2．試験回路を構成します。(図3) ＊継電器に配線している電源入力を利用する場合は，補助電源クリップは接続しません。 ＊感電防止の為，アース端子を接地してください。 ＊電圧の接続は，高圧側３相一括かテスト端子のどちらかに接続します。 3.試験装置の電源コネクタに試験用電源(AC100V)を入力します。
5－2：動作電圧値の測定
＊５－１：試験準備の操作を行います。 1．電源スイッチを”ON”にしてください。 (電源ランプ点灯，試験ＯＦＦランプ点灯，各ディスプレイ表示） 2．補助電源スイッチを供給する場合は，補助電源電圧スイッチを緩電器の制御電源電圧に設定します。 ＊交流の制御電源が必要な場合は，別電源を用意して下さい。 ３．動作値測定の為，継電器の動作時間を最小に設定します。 ＊測定終了後，もとの設定値に戻す事を忘れないでください。 4．電圧レンジスイッチを試験電圧に応じたレンジに設定します。 5．試験ＯＮスイッチを押します。（試験ＯＮランプ点灯，試験ＯＦＦランプ消灯） 6．電圧出力スイッチを“ON”にします。（電圧出カランプ点灯） 7．一括電圧調整ツマミ（上部）を一杯に回します。 8．ストップ信号切替スイッチを継電器の接点構造に合わせて設定します。 9．継電器に制御電源を供給する場合は、補助電源スイッチを“ON”にし電源(DC24又は1 1 OV）を供給します。（補助電源ランプ点灯） 1 Ο．ホールドスイッチを押します。（ホールドスイッチランプ点灯） 11. Ｐ１－Ｐ２電圧計を見ながら，Ｐ１－Ｐ２電圧調整ツマミ（上部）をＯから徐々に回していくと，ある電圧で継電器が動作します。この時の値が動作電圧値です。 1 3．継電器が動作するとデータがホールドされます。 (動作プザー動作，ホールドブザー動作，動作ランプ点灯，ホールドランプ点滅） 1 4．ホールドリセットスイッチを押します。 (ホールドブザー停止，ホールドランプ点灯） 1 5．ホールドスイッチを押して解除します。（ホールドスイッチランプ消灯） 1 6．試験ＯＦＦスイッチを押します。 (試験電圧出力停止，試験ＯＮランプ消灯，試験ＯＦＦランプ点灯） 1 7．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電圧出力ランプ消灯） 1 8．補助電源スイッチを“OFF”にします。 (補助電源ランプ) 1 9．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） ２０．継電器の動作時間を整定値に戻します。
5－３：動作時間の測定
＊５－１：試験準備の操作を行います。 1．電源スイッチを”ON”にしてください。 (電源ランプ点灯，試験ＯＦＦランプ点灯，各ディスプレイ表示） 2．補助電源スイッチを供給する場合は，補助電源電圧スイッチを緩電器の制御電源電圧に設定します。 ＊交流の制御電源が必要な場合は，別電源を用意して下さい。 ３．電圧レンジスイッチを試験電圧に応じたレンジに設定します。 4．電圧出力スイッチを“ON”にします。（電圧出カランプ点灯） 5．一括電圧調整ツマミ（上部）を一杯に回します。 (下段が基準、上段が試験) 6．試験ONスイッチを押します。（試験ONランプ点灯） 7．Ｐ１－Ｐ２電圧計の表示を見ながら、Ｐ１－Ｐ２電圧調整ツマミ(上段)を回し、試験電圧に調整します。試験電圧＝継電器の整定電圧×１５０％ 8．試験ＯＦＦスイッチを押します。（試験ランプ消灯） 9．ストップ信号切替スイッチを継電器の接点構造に合わせて設定します。 1 O. 継電器に制御電源を供給する場合は，補助電源スイッチを“ON”にし電源（DC24又は1 1 OV）を供給します。（補助電源ランプ点灯） 1 1．カウンタスイッチを押します。（カウンタスイッチ中央のランプ点灯） 1 2．試験ONスイッチを押します。 (カウント開始、試験電圧出力、試験ＯＮランプ点灯，試験ＯＦＦランプ消灯） 1 3．継電器が動作し力ウンタが停止し、動作時間を表示します。 1 4．動作時間を記録し、カウンタリセットスイッチを押します。（カウンタリセット状態） 1 5．電圧調整ツマミを“O”にします。 1 6．補助電源スイッチを“OFF”にします。（補助電源ランプ消灯） 1 7．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯）
6．単相周波数継電器の試験方法
単相周波数継電器の試験は，最小動作周波数，復帰周波数，動作時間，復帰時間の測定を行います。
6－1：試験準備
1．試験装置のスイッチ，ツマミ等を下記の位置にしてください。
＊危険＊＊スイッチ，ツマミ等が定位置になっていない状態で電源を供給すると，出力部から電圧が出力する場合があり危険です。必ず定位置にするようにしてください。 2．試験回路を構成します。(図4) ＊継電器に配線している電源入力を利用する場合は，補助電源クリップは接続しません。 ＊感電防止の為，アース端子を接地してください。 ＊単相３線式の回路の場合は，Ｐ３を試験対象の端子に接続してください。 3.試験装置の電源コネクタに試験用電源(AC100V)を入力します。 6－2：動作周波数値・復帰周波数値の測定＊６－１：試験準備の操作を行います。 1．電源スイッチを”ON”にしてください。 (電源ランプ点灯，試験ＯＦＦランプ点灯，各ディスプレイ表示） 2．補助電源スイッチを供給する場合は，補助電源電圧スイッチを継電器の制御電源電圧に設定します。 ３．動作値測定の為，継電器の動作時間を最小に設定します。 ＊測定終了後，もとの設定値に戻す事を忘れないでください。 4．電圧レンジスイッチを定格電圧に応じたレンジに設定します。 5．電圧出力スイッチを“ON”にします。（電圧出力ランプ点灯） 6．一括電圧調整ツマミ（上部）を一杯に回します。 7．Ｐ１－Ｐ２電圧計を見ながら、Ｐ１－Ｐ２電圧調整ツマミ（上部）にて定格電圧に調整します。 ＊単相３線式の電源を供給する場合は，Ｐ２－Ｐ３電圧計を見ながら，Ｐ２－Ｐ３電圧調整ツマミ（上部）にて定格電圧に調整します。 8．ストップ信号切替スイッチを継電器の接点構造に合わせて設定します。 9．継電器に制御電源を供給する場合は，補助電源スイッチを“ON”にし電源（DC24又は1 1 OV）を供給します。（補助電源ランプ点灯） 1 Ο．ホールドスイッチを押します。（ホールドスイッチランプ点灯） 1 1．試験ＯＮスイッチを押します。（試験ＯＮランプ点灯，試験ＯＦＦランプ消灯） 1 2．周波数計を見ながら，周波数調整ツマミを継電器の動作値の方向へ徐々に回していくと,ある周波数で継電器が動作します。この時の値が動作周波数値です。 1 3．継電器が動作するとデータがホールドされます。 (動作プザー動作，ホールドプザー動作，動作ランプ点灯，ホールドランプ点滅） 1 4．ホールドリセットスイッチを押します。 (ホールドブザー停止，ホールドランプ点灯） 1 5．継電器の動作状態から、周波数調整ツマミを動作値測定と逆方向に徐々に回していくと、継電器が動作状態から復帰動作になります。この時の値が復帰周波数値です。 1 6．継電器が復帰するとデータがホールドされます。 (動作プザー停止，ホールドブザー動作，動作ランプ消灯，ホールドランプ点滅） 1 7．ホールドリセットスイッチを押します。 (ホールドブザー停止，ホールドランプ点灯） 1 8．ホールドスイッチを押して解除します。（ホールドスイッチランプ消灯） １９．試験ＯＦＦスイッチを押します。 (試験電圧出力停止，試験ＯＮランプ消灯，試験ＯＦＦランプ点灯） ２０．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電圧出カランプ消灯） 2 1．補助電源スイッチを“OFF”にします。(補助電源ランプ) ２２．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） ２３．継電器の動作時間を整定値に戻します。 6－3：動作時間・復帰時間の測定＊６－１：試験準備の操作を行います。 1．電源スイッチを”ON”にしてください。 (電源ランプ点灯，試験ＯＦＦランプ点灯，各ディスプレイ表示） 2．補助電源スイッチを供給する場合は，補助電源電圧スイッチを継電器の制御電源電圧に設定します。 ３．電圧レンジスイッチを定格電圧に応じたレンジに設定します。 4．電圧出力スイッチを“ON”にします。（電圧出カランプ点灯） 5．一括電圧調整ツマミ（上部）を一杯に回します。） 6．Ｐ１－Ｐ２電圧計を見ながら，Ｐ１－Ｐ２電圧調整ツマミ（上部）にて定格電圧に調整します。 ＊単相３線式の電源を供給する場合は、Ｐ２－Ｐ３電圧計を見ながら、Ｐ２－Ｐ３電圧調整ツマミ（上部）にて定格電圧に調整します。 7.試験ONスイッチを押します。（試験ONランプ点灯） 8．周波数計の表示を見ながら，周波数調整ツマミを回し，試験周波数に調整します。過周波数継電器（ＯＦＲ）の場合……試験周波数＝継電器の整定周波数　＋　５Ｈｚ不足周波数継電器（ＵＦＲ）の場合……試験周波数＝継電器の整定周波数一5Ｈｚ ＊継電器によっては，整定周波数の指定％の周波数を急変する場合がありますので，継電器の試験条件を確認して下さい。 9．試験ＯＦＦスイッチを押します。（試験ランプ消灯） 1 Ο．ストップ信号切替スイッチを継電器の接点構造に合わせて設定します。 1 1．継電器に制御電源を供給する場合は，補助電源スイッチを“ON”にし電源(DC24又は1 1 OV）を供給します。（補助電源ランプ点灯） 1 2．カウンタスイッチを押します。（カウンタスイッチ中央のランプ点灯） 1 3．試験ONスイッチを押します。 (カウント開始，試験電圧出力，試験ＯＮランプ点灯，試験ＯＦＦランプ消灯） 1 4．継電器が動作しカウンタが停止し，動作時間を表示します。 1 5．動作時間を記録し、カウンタリセットスイッチを押します。（カウンタリセット状態） 1 6．試験OFFスイッチを押します。 (カウント開始，基準電圧出力，試験ＯＮランプ消灯，試験ＯＦＦランプ点灯） 1 7．継電器が動作しカウンタが停止し，復帰時間を表示します。 1 8．動作時間を記録し、カウンタリセットスイッチを押します。（カウンタリセット状態） 1 9．カウンタスイッチを押します。（カウンタスイッチ中央のランプ消灯） ２０，各電圧調整ツマミを“O”にします。 2 1．補助電源スイッチを“OFF”にします。（補助電源ランプ消灯） ２２．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯）
7. ３相周波数継電器の試験方法
３相周波数継電器の試験は，最小動作周波数，復帰周波数，動作時間，復帰時間の測定を行います。
7－1：試験準備
1．試験装置のスイッチ，ツマミ等を下記の位置にしてください。
＊危険＊＊スイッチ，ツマミ等が定位置になっていない状態で電源を供給すると，出力部から電圧が出力する場合があり危険です。必ず定位置にするようにしてください。 2.試験回路を構成します。 ＊継電器に配線している電源入力を利用する場合は，補助電源クリップは接続しません。 ＊感電防止の為，アース端子を接地してください。 3.試験装置の電源コネクタに試験用電源(AC100V)を入力します。 7－2：動作周波数値·復帰周波数値の測定＊７－１：試験準備の操作を行います。 1．電源スイッチを”ON”にしてください。 (電源ランプ点灯，試験ＯＦＦランプ点灯，各ディスプレイ表示） 2．補助電源スイッチを供給する場合は，補助電源電圧スイッチを継電器の制御電源電圧に設定します。 ３．動作値測定の為，継電器の動作時間を最小に設定します。 ＊測定終了後，もとの設定値に戻す事を忘れないでください。 4．電圧レンジスイッチを定格電圧に応じたレンジに設定します。 5．電圧出力スイッチを“ON”にします。（電圧出力ランプ点灯） 6．一括電圧調整ツマミ（上部）を一杯に回します。 7．各相間の電圧計を見ながら，各相の電圧調整ツマミ（上部）にて定格電圧に調整します。 8．ストップ信号切替スイッチを継電器の接点構造に合わせて設定します。 9．継電器に制御電源を供給する場合は，補助電源スイッチを“ON”にし電源（DC24又は1 1 OV）を供給します。（補助電源ランプ点灯） 1 Ο．ホールドスイッチを押します。（ホールドスイッチランプ点灯） 1 1．試験ＯＮスイッチを押します。（試験ＯＮランプ点灯，試験ＯＦＦランプ消灯） 1 2．周波数計の表示を見ながら、周波数調整ツマミを徐々に動作値の方向へ回していくと、ある周波数で継電器が動作します。この時の値が動作周波数値です。 1 3．継電器が動作するとデータがホールドされます。 (動作プザー動作，ホールドブザー動作，動作ランプ点灯，ホールドランプ点滅） 1 4．ホールドリセットスイッチを押します。 (ホールドブザー停止，ホールドランプ点灯) 1 5．継電器が動作している状態から、周波数調整ツマミを動作値測定と逆方向に徐々に回していくと、継電器が動作状態から復帰動作になります。この時の値が復帰周波数値です。 1 6．継電器が復帰するとデータがホールドされます。 (動作プザー動作，ホールドプザー動作，動作ランプ点灯，ホールドランプ点滅） 1 7．ホールドリセットスイッチを押します。 (ホールドブザー停止，ホールドランプ点灯） 1 8．ホールドスイッチを押して解除します。（ホールドスイッチランプ消灯） 1 9．試験ＯＦＦスイッチを押します。 (試験電圧出力停止，試験ＯＮランプ消灯，試験ＯＦＦランプ点灯） ２０．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電圧出力ランプ消灯） 2 1．補助電源スイッチを“OFF”にします。 (補助電源ランプ) ２２．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） ２３．継電器の動作時間を整定値に戻します。 7－3：動作時間・復帰時間の測定＊７－１：試験準備の操作を行います。 1．電源スイッチを”ON”にしてください。 (電源ランプ点灯，試験ＯＦＦランプ点灯，各ディスプレイ表示） 2．補助電源スイッチを供給する場合は，補助電源電圧スイッチを緩電器の制御電源電圧に設定します。 ３．電圧レンジスイッチを試験電圧に応じたレンジに設定します。 4．電圧出力スイッチを“ON”にします。（電圧出カランプ点灯） 5．一括電圧調整ツマミ（上部）を一杯に回します。 6．各相の電圧計の表示を見ながら，各相電圧調整ツマミ（上段）を回し，定格電圧に調整します. 7．試験ＯＮスイッチを押します。（試験ＯＮランプ点灯，試験ＯＦＦランプ消灯） ８．周波数計の表示を見ながら，周波数調整ツマミを回し，試験周波数に調整します。過周波数継電器（ＯＦＲ）の場合………試験周波数＝継電器の整定周波数　＋　５Ｈｚ不足周波数継電器（ＵＦＲ）の場合……試験周波数＝継電器の整定周波数　一5Hz ＊継電器によっては，整定周波数の指定％の周波数を急変する場合がありますので，継電器の試験条件を確認して下さい。 9．試験ＯＦＦスイッチを押します。（試験ＯＮランプ消灯，試験ＯＦＦランプ点灯） 1 Ο．ストップ信号切替スイッチを継電器の接点構造に合わせて設定します。 1 1．継電器に制御電源を供給する場合は，補助電源スイッチを“ON”にし電源（DC24又は1 1 OV）を供給します。（補助電源ランプ点灯） 1 2．カウンタスイッチを押します。（カウンタスイッチ中央のランプ点灯） 1 3．試験ONスイッチを押します。 (カウント開始，試験電圧出力，試験ＯＮランプ点灯，試験ＯＦＦランプ消灯） 1 4．継電器が動作しカウンタが停止し，動作時間を表示します。 1 5．動作時間を記録し、カウンタリセットスイッチを押します。（カウンタリセット状態） 1 6．試験OFFスイッチを押します。 (カウント開始、試験電圧出力、試験ＯＮランプ消灯，試験ＯＦＦランプ点灯） 1 7．継電器が動作しカウンタが停止し，復帰時間を表示します。 1 8．動作時間を記録し、カウンタリセットスイッチを押します。（カウンタリセット状態） 1 9．各電圧調整ツマミを“O”にします。 ２０．補助電源スイッチを“OFF”にします。（補助電源ランプ消灯） ２１．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯）
8．欠相・反相継電器の試験方法
* ３相電圧継電器に各要素が付いている場合は，本項目を参照して下さい.
8－1：試験準備
1．試験装置のスイッチ，ツマミ等を下記の位置にしてください。
＊危険＊＊スイッチ，ツマミ等が定位置になっていない状態で電源を供給すると，出力部から電圧が出力する場合があり危険です。必ず定位置にするようにしてください。 2.試験回路を構成します。 ＊継電器に配線している電源入力を利用する場合は，補助電源クリップは接続しません。 ＊感電防止の為，アース端子を接地してください。 3.試験装置の電源コネクタに試験用電源(AC100V)を入力します。
8－2：反相動作電圧値の測定
＊８－１：試験準備の操作を行います。 1．電源スイッチを”ON”にしてください。 (電源ランプ点灯，試験ＯＦＦランプ点灯，各ディスプレイ表示） 2．補助電源スイッチを供給する場合は，補助電源電圧スイッチを継電器の制御電源電圧に設定します。 ３．動作値測定の為，継電器の動作時間を最小に設定します。 ＊測定終了後，もとの設定値に戻す事を忘れないでください。 4．電圧レンジスイッチを定格電圧に応じたレンジに設定します。 5．試験ＯＮスイッチを押します。（試験ＯＮランプ点灯，試験ＯＦＦランプ消灯） 6．電圧出力スイッチを“ON”にします。（電圧出カランプ点灯） 7．一括電圧調整ツマミ（上部）を一杯に回します。 ８．各相間の電圧計を見ながら，各相の電圧調整ツマミ（上部）にて定格電圧に調整します。 9．一括電圧調整ツマミ（上部）をOに戻します。 1 Ο．ストップ信号切替スイッチを継電器の接点構造に合わせて設定します。 1 1．継電器に制御電源を供給する場合は，補助電源スイッチを“ON”にし電源（DC24又は1 1 OV）を供給します。（補助電源ランプ点灯） 1 2．ホールドスイッチを押します。（ホールドスイッチランプ点灯） 1 3．反相スイッチを“ON”にします。 1 4．Ｐ１－Ｐ２電圧計の表示を見ながら、一括電圧調整ツマミ（上部）を徐々に上昇方向へ回していくと、ある電圧で継電器が動作します。この時の値がA相の動作電圧値です。 1 5．継電器が動作するとデータがホールドされます。 (動作プザー動作，ホールドプザー動作，動作ランプ点灯，ホールドランプ点滅） 1 6．ホールドリセットスイッチを押します。 (ホールドブザー停止，ホールドランプ点灯） 1 7．一括電圧調整ツマミ（上部）をOに戻します。 1 8．試験相切替スイッチを“B相”にします。 1 9．P 1一P 2電圧計の表示を見ながら、一括電圧調整ツマミ（上部）を徐々に上昇方向へ回していくと、ある電圧で継電器が動作します。
この時の値がB相の動作電圧値です。
２０．継電器が動作するとデータがホールドされます。 (動作ブザー動作，ホールドブザー動作，動作ランプ点灯，ホールドランプ点滅） ２１．ホールドリセットスイッチを押します。 (ホールドブザー停止，ホールドランプ点灯） ２２．一括電圧調整ツマミ（上部）をＯに戻します。 ２３．試験相切替スイッチを“C相”にします。 ２４．Ｐ１－Ｐ２電圧計の表示を見ながら、一括電圧調整ツマミ（上部）を徐々に上昇方向へ回していくと、ある電圧で継電器が動作します。この時の値がC相の動作電圧値です。 ２５．継電器が動作するとデータがホールドされます。 (動作ブザー動作，ホールドブザー動作，動作ランプ点灯，ホールドランプ点滅） ２６．ホールドリセットスイッチを押します。 (ホールドブザー停止，ホールドランプ点灯） ２７．一括電圧調整ツマミ（上部）をＯに戻します。 ２８．試験ＯＦＦスイッチを押します。 (試験電圧出力停止，試験ＯＮランプ消灯，試験ＯＦＦランプ点灯） ２９．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電圧出力ランプ消灯） ３０．補助電源スイッチを“OFF”にします。 (補助電源ランプ) ３１．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） ３２．継電器の動作時間を整定値に戻します。
8－3：反相動作時間の測定
＊８－１：試験準備の操作を行います。 1．電源スイッチを”ON”にしてください。 (電源ランプ点灯，試験ＯＦＦランプ点灯，各ディスプレイ表示） 2．補助電源スイッチを供給する場合は，補助電源電圧スイッチを緩電器の制御電源電圧に設定します。 ３．電圧レンジスイッチを定格電圧に応じたレンジに設定します。 4．電圧出力スイッチを“ON”にします。（電圧出カランプ点灯） 5．試験ＯＮスイッチを押します。（試験ＯＮランプ点灯，試験ＯＦＦランプ消灯） 6．一括電圧調整ツマミ（上部）を一杯に回します。 ７．各相間の電圧計を見ながら，各相の電圧調整ツマミ（上部）にて定格電圧に調整します。 8．試験ＯＦＦスイッチを押します。（試験ＯＮランプ消灯、試験ＯＦＦランプ点灯） 9．反相スイッチを“ON”にします。 1 Ο．ストップ信号切替スイッチを継電器の接点構造に合わせて設定します。 1 1．継電器に制御電源を供給する場合は，補助電源スイッチを“ON”にし電源(DC24又は1 1 OV）を供給します。（補助電源ランプ点灯） 1 2．カウンタスイッチを押します。（カウンタスイッチ中央のランプ点灯） 1 3．試験ONスイッチを押します。 (カウント開始，試験電圧出力，試験ＯＮランプ点灯，試験ＯＦＦランプ消灯） 1 4．継電器が動作しカウンタが停止し、A相の動作時間を表示します。 1 5．試験OFFスイッチを押します。 (カウント開始，試験電圧出力，試験ＯＮランプ消灯，試験ＯＦＦランプ点灯） 1 6．動作時間を記録し、カウンタリセットスイッチを押します。（カウンタリセット状態） 1 7．試験相切替スイッチを“B相”にします。 1 8．試験ONスイッチを押します。 (カウント開始、試験電圧出力，試験ＯＮランプ点灯，試験ＯＦＦランプ消灯） 1 9．継電器が動作しカウンタが停止し、B相の動作時間を表示します。 ２０．試験OFFスイッチを押します。 (カウント開始、試験電圧出力、試験ＯＮランプ消灯，試験ＯＦＦランプ点灯） 2 1．動作時間を記録し、カウンタリセットスイッチを押します。（カウンタリセット状態） ２２．試験相切替スイッチを“C相”にします。 ２３．試験ONスイッチを押します。 (カウント開始，試験電圧出力，試験ＯＮランプ点灯，試験ＯＦＦランプ消灯） ２４．継電器が動作しカウンタが停止し，C相の動作時間を表示します。 ２５．動作時間を記録し、カウンタリセットスイッチを押します。（カウンタリセット状態） ２６．各電圧調整ツマミを“O”にします。 27.補助電源スイッチを“OFF”にします。（補助電源ランプ消灯） ２８．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 8－4：欠相動作電圧値の測定＊８－１：試験準備の操作を行います。 1．電源スイッチを”ON”にしてください。 (電源ランプ点灯，試験ＯＦＦランプ点灯，各ディスプレイ表示） 2．補助電源スイッチを供給する場合は，補助電源電圧スイッチを継電器の制御電源電圧に設定します。 ３．動作値測定の為，継電器の動作時間を最小に設定します。 ＊測定終了後，もとの設定値に戻す事を忘れないでください。 4．電圧レンジスイッチを定格電圧に応じたレンジに設定します。 5．試験ＯＮスイッチを押します。（試験ＯＮランプ点灯，試験ＯＦＦランプ消灯） 6．電圧出力スイッチを“ON”にします。（電圧出カランプ点灯） 7．一括電圧調整ツマミ（上部）を一杯に回します。 ８．各相間の電圧計を見ながら，各相の電圧調整ツマミ（上部）にて定格電圧に調整します。 9．一括電圧調整ツマミ（上部）をOに戻します。 1 Ο．ストップ信号切替スイッチを継電器の接点構造に合わせて設定します。 1 1．継電器に制御電源を供給する場合は，補助電源スイッチを“ON”にし電源（DC24又は1 1 OV）を供給します。（補助電源ランプ点灯） 1 2．ホールドスイッチを押します。（ホールドスイッチランプ点灯） 1 3．欠相スイッチを“ON”にします。 1 4．Ｐ１－Ｐ２電圧計の表示を見ながら、一括電圧調整ツマミ（上部）を徐々に上昇方向へ回していくと、ある電圧で継電器が動作します。この時の値がA相の動作電圧値です。 1 5．継電器が動作するとデータがホールドされます。 (動作プザー動作，ホールドプザー動作，動作ランプ点灯，ホールドランプ点滅） 1 6．ホールドリセットスイッチを押します。 (ホールドブザー停止，ホールドランプ点灯） 1 7．一括電圧調整ツマミ（上部）をOに戻します。 1 8．試験相切替スイッチを“B相”にします。 1 9．P 1一P 2電圧計の表示を見ながら、一括電圧調整ツマミ（上部）を徐々に上昇方向へ回していくと、ある電圧で継電器が動作します。
この時の値がB相の動作電圧値です。
２０．継電器が動作するとデータがホールドされます。 (動作ブザー動作，ホールドブザー動作，動作ランプ点灯，ホールドランプ点滅） ２１．ホールドリセットスイッチを押します。 (ホールドブザー停止，ホールドランプ点灯） ２２．一括電圧調整ツマミ（上部）をＯに戻します。 ２３．試験相切替スイッチを“C相”にします。 ２４．Ｐ１－Ｐ２電圧計の表示を見ながら、一括電圧調整ツマミ（上部）を徐々に上昇方向へ回していくと、ある電圧で継電器が動作します。この時の値がC相の動作電圧値です。 ２５．継電器が動作するとデータがホールドされます。 (動作ブザー動作，ホールドブザー動作，動作ランプ点灯，ホールドランプ点滅） ２６．ホールドリセットスイッチを押します。 (ホールドブザー停止，ホールドランプ点灯） ２７．一括電圧調整ツマミ（上部）をＯに戻します。 ２８．試験ＯＦＦスイッチを押します. (試験電圧出力停止，試験ＯＮランプ消灯，試験ＯＦＦランプ点灯） ２９．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電圧出力ランプ消灯） ３０．補助電源スイッチを“OFF”にします。 (補助電源ランプ) ３１．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） ３２．継電器の動作時間を整定値に戻します。
8－5：欠相動作時間の測定
＊８－１：試験準備の操作を行います。 1．電源スイッチを”ON”にしてください。 (電源ランプ点灯，試験ＯＦＦランプ点灯，各ディスプレイ表示） 2．補助電源スイッチを供給する場合は，補助電源電圧スイッチを緩電器の制御電源電圧に設定します。 ３．電圧レンジスイッチを定格電圧に応じたレンジに設定します。 4．電圧出力スイッチを“ON”にします。（電圧出カランプ点灯） 5．試験ＯＮスイッチを押します。（試験ＯＮランプ点灯，試験ＯＦＦランプ消灯） 6．一括電圧調整ツマミ（上部）を一杯に回します。 ７．各相間の電圧計を見ながら，各相の電圧調整ツマミ（上部）にて定格電圧に調整します。 8．試験ＯＦＦスイッチを押します。（試験ＯＮランプ消灯、試験ＯＦＦランプ点灯） 9．欠相スイッチを“ON”にします。 1 Ο．ストップ信号切替スイッチを継電器の接点構造に合わせて設定します。 1 1．継電器に制御電源を供給する場合は，補助電源スイッチを“ON”にし電源(DC24又は1 1 OV）を供給します。（補助電源ランプ点灯） 1 2．カウンタスイッチを押します。（カウンタスイッチ中央のランプ点灯） 1 3．試験ONスイッチを押します。 (カウント開始，試験電圧出力，試験ＯＮランプ点灯，試験ＯＦＦランプ消灯） 1 4．継電器が動作しカウンタが停止し、A相の動作時間を表示します。 1 5．試験OFFスイッチを押します。 (カウント開始，試験電圧出力，試験ＯＮランプ消灯，試験ＯＦＦランプ点灯） 1 6．動作時間を記録し、カウンタリセットスイッチを押します。（カウンタリセット状態） 1 7．試験相切替スイッチを“B相”にします。 1 8．試験ONスイッチを押します。 (カウント開始、試験電圧出力，試験ＯＮランプ点灯，試験ＯＦＦランプ消灯） 1 9．継電器が動作しカウンタが停止し、B相の動作時間を表示します。 ２０．試験OFFスイッチを押します。 (カウント開始、試験電圧出力、試験ＯＮランプ消灯，試験ＯＦＦランプ点灯） 2 1．動作時間を記録し、カウンタリセットスイッチを押します。（カウンタリセット状態） ２２．試験相切替スイッチを“C相”にします。 ２３．試験ONスイッチを押します。 (カウント開始，試験電圧出力，試験ＯＮランプ点灯，試験ＯＦＦランプ消灯） ２４．継電器が動作しカウンタが停止し，C相の動作時間を表示します。 ２５．動作時間を記録し、カウンタリセットスイッチを押します。（カウンタリセット状態） ２６．各電圧調整ツマミを“O”にします。 27.補助電源スイッチを“OFF”にします。（補助電源ランプ消灯） ２８．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯）