4 － 3.ゼロ調整、標準調整は2 - 3回程り返し、正しく合わせて下さい。 5. [1]前述のゼロ調整、標準調整が終わると、すぐ測定が可能です。 i2!ば、それが安腺の厚さです。測定極的に無理な力を加えないよう法意して下さい。 (3) プロープと素地との幾何学的位置関係は、ゼロ・標準調整を行った時と同じ状歴になるようにして下さい。 6.5使用後電源スイッチ①を必ずＯＦＦの位置に戻して下さい。 7. 「保守」意格（ ●測定中は、結露、水ぬれ、ホコリ、高熱、振動を避けて下さい。 ●プロープは磁縁をあつけないよう、ていわいに操作して下さい。また、磁化をさけるために、プロープや磁極には磁石などを決して近づけないで下さい。 �適定後は、電源ＯＦＦを確認したのち高温多湿をさけ、ホコリのない場所に保管して下さい。 ●長期間使用しない場合は、電池をはずして保管して下さい。 ●測定精度を保つために、1年に1度の定期点検をお勧めします。 8．測定精度向上のための注意事項1）ゼロ板-------------ゼロ・横準測整で使用するゼロ板は、測定対象物の素地と、同種、同厚、同形状のものを用意して下さい。材貨厚さ、形状の異なったゼロ板で調整すると正確に測定できません。 2）標準厚板------------  制定対象の空間、イッキの験度より少し平めの標準厚坂で獲準調整をして下さい。標準厚板が傷んだり、曲がったりした場合は、新しいものと交換して下さい。新しいものや付属以外の標準厚板をご希望の際は、既死店または、最寄りの宮城所にお申し付け下さい。 3）皮膜の性質・・・・・・ 皮膜成分に略性物が含まれている場合、正確に測定できません。又、極端に多くのカーボンを含んでいる場合も測定できないことがあります。荷性支換の場合、30～50m程度の標準存板を表せてから測定し、測定値から、その標準厚度の値を差引くと、四みによる影響を防ぐことができます。 （）姓、角などの影響- - -  測定対象物の語-角及び、その付近は敬束の状態が不均一になります。一般に端から15m～20m以上離れた筋分を測定して下さい。突起部、斉曲部、その哲会療な変形部分の付近も同様な注意が必要です。 5 ）圧縮の影響・・・・・・・・ます。そのため部位により、測定値に誤差が生じることがありますので数カ所を測定し、その平均値を求めて下ない。 6）残留磁気、透走磁界の影響- - - - -電磁石式数送装置などにより、準地に残留磁気がある場合や、アーク溶接などからでる強い磁界によって測定塩に影響がでる場合もあります。 7）表面組さの影響・・・・　茶地の表面組さ、測定面の表面組さは、ともに測定値に思考を与えます。数カ所を測定し、その平均値を求めて下さい。 ・・・。使用温度範囲は0 ～40℃以内です。特に本体とプローブとの温度差が大きいと誤差の原因になります営業品目護厚計政ビンホール探知務結驚計、粘度計、水分計sta
株式会社サンコウ電子研究所
東京警察所下101東京都千代田区内神田2-6-4   柴田ビルT E L(03)3254-5031    F A X(03)3254-5038大阪宮美所〒530大阪市北区菅原町2 - 31 小西ビルT E L (06)6362-7805名古屋営業所  〒462名古屋市北区金域3 - 11 - 27  名北ビルT E L (052) 915 - 26500.   F A X (052) 915 - 7238福岡空業所  〒812福岡市博多区奈良屋町    11 ~  11 T E L (092) 282-6801      F A X(092) 282-6803本社テ213川崎崎市高崎津区立久、末 91, 6,777 T E L (044) 751 - 7121サンコウ電磁式膜厚音ーインダクタンス式一SL—5P取扱説明書●お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい●お読みになった後も大切に保存し、覚に参照してください株式会社ザンコウ電子研究所平成8年５月数年
2.使用電源
2 − 1.電池電源を使用するとき
(1)電池電圧のチェック
理
◎外部名称
海
電源スイッチ①をＢＡＴの位置に入れるとメータ指針が目盛の赤線より左側を指すときは、電池電圧が低下しています。 (2)　電池の交換本体裏側の蓋を開け、電池を全て新しいものと交換して下さい。電池は新旧、異種のものを混合しないで下さい。事３（R ６ P）乾電池　８本　使用期限に注意。 ２－２．交流電源を使用するとき  ・ＡＣアダプターの接続付属のＡＣアダプタ用プラグ物をAC 100 V (50/60Hz本体ＡＣアダプタ用コネクタのに差し込み、ＡＣアダプタを100Vコンセントに差し込みます。 3.電源O N電源スイッチ①をＯＮの位置にすると、パイロットランプ③が点灯し通電したことを示します。回路の安定するまで２～３分そのまま待ちます。鉄芯入りコイルの先端に鉄を近づけると、その距離のわずかな変化に対応してコイルのインダクタンスが変化します。この変化を利用して、鉄茶地上の非磁性皮膜（D）の膜厚を測定します。 4.調4 − 1.標準仕様のとき(1)ゼロ調整( Z E R O )ゼロ板の上にプローブの測定極⑧の2極を平均に、軽く押し当て、ゼロ調整ツマミ②を回し、メータ指針を目盛左端“ 0 ”に合わせます。 (2)標準調整（ＳＴＤ）ゼロ板の上に付属の標準厚板（例えば0.3mベリリューム板）を乗せ、その上からプローブを押し当て、標準調整ツマミ③を回し、メータ指針を目盛"0. 3an"に合わせます。 4 - 2 ,特注( E X )仕様のとき櫻準仕様の標準厚板と異なるものが付属することがあります。 (1)ゼロ調整（ＺＥＲＯ）目盛が、ある植〈例えば0, 1an〉からのとき、その値の標準厚板が付属しています。ゼロ板上にその値の標準厚板を乗せて、その上からプロープを押し当てゼロ調整ツマミ②を回し、メータ指針を目盛“0.1m”に合わせます。 (2) 標準調整（ＳＴＤ）それぞれの目盛に対応して付属の標準厚板の厚さに標準調整ツマミ③を回し、メータ指針を目盛に合わせて下さい。 1.電源スイッチ2.ゼロ調整（Z E R O ）ツマミ1 − 1 ゼロ板の用意３．標準調整〈ＳＴＤ〉ツマミ● ・本器は小径鋼管や狭い場所の内面塗膜を測定目的に細長いガイド、その先端に小さな測定極がついています。無理な力を加えないよう注意して下さい。 ·測定対象物の蒸地（同種、同厚、同形状）を用意して下さい。 ●同　種－測定対象物の業地と同材質のものを用意して下さい。 ●同　厚－測定対象物の素地とできるだけ同じ厚さの鉄素地を使用して下さい。特に厚さが１nn以下の時は、必ず同じ厚さのものを使用して下さい。 ●同形状－測定対象物の素地と同形状（パイプ径、曲率、幾何学的形状が同じもの）を使用して下さい。 ●大きさ－プローブが余裕をもって操作できるものを使用して下さい。 ●表　面－できるだけ平滑で、必ず表面処理（メッキ、酸化皮膜など）の施されていないものを選び、さびや汚れは取り除いて下さい。 1 – 2.プローブの装着プローププラグ①を本体プロープコネクタ⑤に差し込み、リングを回して固定します。の。コード類を引張ったり、折り曲げないで下さい。断線の原因になります。 4.メータ5.プローブコネクタ6.品バンド用金具7.スタンド(机上測定用) 8.測定務（2極） 9.測定ガイド(18cm) 10.   V手〈9.5cm〉 11.プローブプラグ12. A Cアダプタ用プラグ13. A Cアダプタ用コネクタ14.パイロットランプの原21. 海A Cアタプタ