はじめに
このたびは、多機能水位測定装置「ＫＡＤＥＣ Ｒ - ＭＩＺＵ - Ｎ」をお買い求めいただき誠にありがとうございます。KADEC Rシリーズは、従来機で培った性能をさらに高め、 TRON OS搭載により徹底した低消費動作化をはかり、内蔵電池のみで約３００日間以上の連続測定動作（※ 1)、及び-25℃～ +80℃までの動作と精度を実現した耐環境性に優れた記録装置です。 「KADEC R-MIZU-N」（以後R-MIZU）は水位・歪・白金測温抵抗体温度の入力を2チャンネル、電圧・電圧・電圧流入力を２チャンネル、合計４チャンネルの入力を持ち、各入力チャンネル毎にaX+bの1次変換機能を持ち、測定値を水位・気圧などの物理量に変換して記録出来ます。記録データの回収は、カードスロットにSDカードを挿入するだけで、キー操作無しに自動でデータを転送します。 4G通信によるデータ通信方式は、Eメール・HTTPS・TCPの中から選択します。 HTTPSやTCPを用いたクライドへの通信、またはEメールで指定メールアドレスへのメール送信など、用途、環境に合わせて選択可能です。 ※ 1 ：測定インターバルにより変動します。 ーー目次ーーー
ご注意及びお願い※　本説明書の内容の一部または、全部を許可なく無断転載することは、禁止されています。 ※　本説明書の内容に関して予告なく変更することがあります。 ※本説明書の内容について、ご不明な点等お気付きのことがございましたら販売店へご連絡ください。運用した結果の影響につきましては、前項に関わらず貴任をおいかねますのでご了承ください。弊社KADEC®は調査目的用機器です。万一弊社製品の故障、誤動作等に起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。 ※ ※ ※　本誌で記載される商品名等は関係各社の登録商標です。
ノースワン株式会社
〒007-0862 北海道札幌市東区伏古２条５丁目１−１８ TEL.011(214)0830 FAX.011(214)0835 https://www.north-one.net/改定日  Rev 1.0   2023年02月09日BO1-U21）を付属のネジで接続します。 R-MIZUには「MainBattery」と「SubBattery」があり、内部で並列に接続されています。動作電池を増設する際には「Main」と「Sub」両方に搭載可能です。 LCD表示器：記録値など各種の値を表示します。ﾊﾟｯｸﾗｲﾄにより夜間でも視認可能です。ｽﾃｰﾀｽLED：  4G通信中に緑LEDが点滅します。アクセスLED： SDｶｰﾄﾞにｱｸｾｽ中に赤LEDが点灯します。ｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄ：ﾃﾞｰﾀ回収用のSDｶｰﾄﾞを差込むｽﾛｯﾄです。SDｶｰﾄﾞを挿入すると自動で最新記録ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙを転送します。 7ｧｲﾄ形式はCSV形式です。ｶｰﾄﾞ回収用電池：カード回収に使用する電池で測定動作とは無関係です｡MainBatteryの下にCR123Aを装着しています｡測定ｽｲｯﾁ： RECで測定開始、STOPで測定終了します。電源ｽｲｯﾁではないのでご注意ください。操作ｷｰ：「UP」「DOWN」「ENTER」の３÷で記録計の各種設定を行います。入力切替ｽｲｯﾁ：水位計、歪ｾﾝｻｰ、白金湖温抵抗体、電圧、電流等の入力要素を選択します。ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ：ｹｰﾌﾞﾙを通して締付け粉塵・水等の浸入を防ぎます。適応するｹｰﾌﾞﾙはφ 4.5mm ～ 7.5mmです。外部電源入力： 電源を外部から供給する端子で、電源電圧はDC12V ～ 24Vです。通信*ﾟｰﾄ： KADEC-MIELCA通信ユニットやPCとの通信用の端子です。接点出力端子：外部電源が必要なむ外-等を測定わﾀｰﾊﾞﾙのﾀｲﾐﾝｹﾞに合わせて、設定のﾌﾟﾚ時間でON/OFFします。 AUX端子：未使用。警報接点端子：  2系統の警報接点端子で、CH1 ～ CH4の入力に対して、上限、下限を設定出来ます。信号入力端子： 4チャンネルの信号入力端子です。 SIMｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄ： NTTドコモ・ａｕのキャリアに対応した標準サイズのSIMカードに対応しています。アンﾃﾅ端子： 付属4G通信用アンテナを接続します。 2．KADEC R-MIZUの各種設定についてR-MIZUの各種設定は「UP」「DOWN」「ENTER」の３つの操作キー、記録動作の開始と終了は「測定スイッチ」、記録データの回収はSDカードで行います。 R-MIZUには電源ON/OFFのスイッチは設けていません。動作用電池を装着すると電源が入り、90秒間操作が行われない場合は、電池の節約の為に自動でLCD表示器を消灯させて待機状態に入ります。 LCDの消灯状態で、「UP」「DOWN」「ENTER」「測定スイッチ」の操作ないしSDカードの挿入を検出すると待機状態から復帰してLCD表示器が点灯します。各種設定の確認と変更は、[UP]または[DOWN]キーを操作してLCD上に目的の設定メニューを表示させて、[ENTER]キーで選択決定します。メニューの詳細は、「 5 .LCD表示の意味と操作」を参照してください。 ※記録中でも各種の設定変更は可能ですが、変更する内容によっては記録の途中から変更内容が反映されますので、設定を変更する際は十分注意して下さい。 R-MIZUは水位計測用の記録計ですが、入力は4ﾁｬﾝﾈﾙあり、水位計、歪センサー、白金測温抵抗体、電圧出力、電流出力といった様々なセンサーを接続する事が可能で、水位計測に加えて、温度、気圧といった要素も同時に記録できる記録計です。また4ﾁｬﾝﾈﾙ全てに、測定値Xにa X + bの1次変換が行えますので、アンプ付きの電圧･電流出力の水位計や気圧計などの出力を、水位や気圧といった物理量に換算して記録する事が出来ます。 R-MIZUはこれらの機能を実現するために、入力切替ｽｨｯﾁで物理的な入力回路の切替を、 「Mode」選択で論理的な入力切替を行なっています。ご使用の前に、各ﾁｬﾝﾈﾙの入力要素に合わせた設定をR-MIZUに対して行う必要があります。 2-1.入力切替ｽｲｯﾁの設定水位計、歪センサー、白金測温抵抗体はCH1とCH2に、電圧、電流出力センサーはCH3とCH4に接続します。 CH1 ～ CH4の各チャンネルは使用するセンサーに合わせて、入力切替ｽｨｯﾁを設定する必要があります。 R-MIZU内部には、水位計（歪ｾﾝｻｰ）用、白金測温抵抗体用といった個々のセンサーに合わせた信号入力回路を複数内厳しており、入力切替ｽｲｯﾁで内部の信号入力回路を、使用するセンサーに適合させます。入力切替ｽｲｯﾁはSW1とSW2の2個あり、信号入力端子の上側に配置されています。入力切替ｽｲｯﾁを正しく設定しないと、例えば水位計を白金測温抵抗体用の入力回路に接続するといった、センサーと入力回路のミスマッチがR-MIZU内部で起こり、正しい値を記録できませんのでご注意ください。 SW1とSW2の入力切替ｽｨｯﾁの割当は以下の図の通りです。
2-1-1.水位計、歪むｻｰ、白金測温抵抗体水位計、歪む가፦、白金測温抵抗体はCH1、CH2に接続します。それぞれの入力ﾁｬﾝﾈﾙは、SW1の入力切替ｽｨｯﾁで水位計（歪ｾﾝｻｰ）、白金測温抵抗体に切替える事が出来ます。 CH1：水位計（歪むサー） CH2：水位計（歪ｾﾝｻｰ） SW1を右の様に設定して下さい。 SW1 CH1：白金測温抵抗体CH2：白金測温抵抗体SW1を右の様に設定して下さい。 CH1：水位計（歪むサー） CH2：白金測温抵抗体SW1を右の様に設定して下さい。 R-MIZUの内部では、CH1とCH2の入力回路はそれぞれ独立しています、CH1に水位計(歪ｾﾝｻｰ)、CH2に白金測温抵抗体など、別種類のセンサーを混在して使用する事も可能です。 ※：SW1の7と8は未使用です、ON-OFFのいずれの設定でも構いません。 2-1-2. 電圧出力、電流出力のセンサー電圧出力、電流出力のセンサーはCH3、CH4に接続します。それぞれの入力ﾁｬﾝﾈﾙは、SW2の入力切替ｽｲｯﾁで電圧入力、2/5分圧器付き電圧入力、電流入力に切替える事が出来ます。さらにﾁｬﾝﾈﾙ毎に、差動入力、シングルエンド入力の設定も可能です。 CH3：電圧入力-差動入力CH4：電圧入力-シングルエンド入力SW2を右の様に設定して下さい。 SW2 CH3：2/5分圧器付き電圧入力-差動入力CH4：2/5分圧器付き電圧入力-シングルエンド入力SW2を右の様に設定して下さい。 CH3：電流入力-差動入力CH4：電流入力-シングルエンド入力SW2を右の様に設定して下さい。 KADEC R-MIZUの内部では、CH3とCH4の入力回路はそれぞれ独立しています、CH3に電圧出力のセンサー、CH4に電流出力のセンサーなど、別種類のセンサーを混在して使用する事も可能です。 ※：説明の都合上、CH3を差動入力、CH4をシングルエンド入力の設定にしましたが、CH3とCH4は共に差動入力、または共にシングルエンド入力の設定でも構いません。ご使用のセンサーや測定方法に合わせて設定して下さい。 2-2.  Mode設定R-MIZUでは、測定要素に合わせてCH1 ～ CH4の各入力ﾁｬﾝﾈﾙに対して、「記録項目、記録書式、記録単位」を設定する必要があります。設定の方法は、LCD表示メニューの「Mode」設定で行います。この操作によって、例えばCH1に水位計を接続した時には、CH1に「Water ＊＊＊＊＊ｍ」を設定する事で、水位を有効数字５桁（小数点以下３桁）単位mの書式で記録する事が出来ます。
以下にR-MIZUのMode選択メニューの一覧を示します。 ※：この表は選択可能な項目全てを記載しています、サーミスタ温度計などR-MIZUでは入力回路が未対応で直接接続で出来ないセンサーも含んでいます。 ※：LCD表示メニュー全体は、「 5 .LCD表示の意味と操作」を参照してください。 2-3. 1次変換式の設定2-3-1．水位計固有の変換設定BSL CH1とCH2に水圧式水位計（KDC-S10）を使用して、水位計測を行う場合は、BSLによる水位計出力値（電圧値）から水位への変換が可能です。 BSLにg=+1.00000  i=+0.00000を設定するとBSLよる水位変換が無効になり、5点補正による水位変換が有効になります。 ※：水位計とR-MIZUの校正を行って出荷した場合は、従来のKADEC21-MIZUと同じ水位の5点補正による水位変換が有効になっています。
2-3-2. 1次変換式の設定
CH1 ～ CH4の各入力ﾁｬﾝﾈﾙに対して、aX+bの1次変換を行うことが出来ます。この変換により、電圧値mVや電流値mAの直読値から、温度、気圧などの物理量への変換が可能です。例1   温度-50℃～ +50℃で0-1Vの電圧出力センサーを使用した場合(R)-MIZUでは電圧の単位はmVで扱いますので、1V=1000.0mVになります。電圧値をX、温度をYとするとY=0.1X-50 1次変換式の係数a=0.1 b=-50と設定すると、電圧出力のセンサーが温度で記録できます。 CH1やCH2に水位を設定した場合でも、変換後の水位(m)に対してaX+bの変換が行われます。 1次変換式の係数をa=+1.00000  b=+0.00000に設定するとaX+bの1次変換機能が無効になります。 2-4.平均化の設定L C Dメニューから「Average」を選択して、平均化機能の有無、平均化する時間を設定して下さい。記録値の安定化や水位計使用時の波消しなどに使用します。平均化を行う時間は、5秒～ 30秒まで5秒ステップで、アナログ入力１、２のチャンネルに共通です。設定した平均化時間の間は、1秒毎に値を取込み平均化処理を行います。 ※：記録インターバルよりも平均化時間を長く設定した場合には、移動平均で平均値を計算しますので1秒インターバル記録で平均化時間30秒といった設定も可能です。 ※ :平均化処理の間は低消費電力状態（スリープ状態）には入らず動作を継続しますので、電池寿命に大きく影響します。 3．センサーの接続方法3-1.水圧式水位計の接続R-MIZUは水圧式水位計（KDC-S10プリッジ出力型）の水位計に対応した２チャンネルの入力を持っています。水位計はCH1またはCH2に接続して下さい。電源線や出力線の線色に注意して端子台に接続後、正しく結線されているか入力モニタ機能で確認して下さい。同時に大気開放パイプも記録計のケース内部に引込んで構いません。

3-1-1.水圧式水位計の設置時の注意事項
1 ：大気開放パイプが詰まらないように。水位計ケープル内に組み込まれている大気開放パイプは、大気圧を圧力検出部に導入し水圧に含まれる大気圧を相殺し、測定誤差を解消しています。大気開放パイプの中に水などが入ると、測定誤差の原因となりますので、大気開放パイプの断面などから、水などが入らないように注意して下さい。 R-MIZUは、大気解放パイプをケース内部に引き込んでも大気解放が出来る様に、ケースにピンホールを開けています。
2 ：ケープルの曲げに注意。
水位計の敷設時にケーブルを曲げる必要が生じますが、ケーブル内には、水位計電源線、信号線、シールド線、メッセンジャ線、大気開放パイプが入っており、曲げのＲを小さくしすぎると、大気開放パイプが潰れたり、信号線が破損することがあります。 ３：水位計感部と大気開放パイプの大気導入口は近距離で。大気開放パイプからの大気導入は（R-MIZUのケース）、出来る限り水位計感部に近いところで行えるようにして下さい。極端に離れると、水位計感部にかかる大気圧と開放部の大気圧の差が無視出来なくなり、測定誤差となります。 4 ：水位計感部は垂直で使用。水位計感部は、垂直方向で出力調整されていますので、水位計感部を寝せて使用すると誤差の原因となります。 6 ：水位計感部先端の受圧面に触れないこと。水位計感部先端のキャップを取り外すと、圧力受圧面（ダイヤフラム面）が露出します。この受圧面にかかる圧力で水位を測定していますので、取り扱いには注意してください。 7 ：水位計を凍結させないこと。水位計は、感部が凍結すると破損しますので、凍結の恐れがある地点での観測にはご注意ください。 3-1-2.水位計の設置例記録計を収納する保管箱は水抜けのよい箱を使用して、クイ等でに地面に固定します。保護管を保管箱まで引込み、水位計ケーブルを記録計に接続します。水位計のケーブルが保護管から露出している場合は、そこから雨水等が侵入しないようにシーリング等の処置を行ってください。 3-2.歪センサーの接続R-MIZUは、ロードセルなどの350 Ωブリッジ出力型の歪センサーに対応した2チャンネルの入力を持っています。歪センサーはCH1またはCH2に接続して下さい。電源線や出力線の線色に注意して端子台に接続後、正しく結線されているか入力モニタ機能で確認して下さい。 3-3.白金測温抵抗体の接続R-MIZUは、PT100 Ωの白金測温抵抗体に対応した２チャンネルの入力を持っています。白金測温抵抗体はCH1またはCH2に接続して下さい。各信号線の線色に注意して端子台に接続後、正しく結線されているか入力モニタ機能で確認して下さい。図の信号線の色は、ノースワン製KDC-S03の白金測温抵抗体の各信号線の線色です。他社製の白金測温抵抗体を使用する時は、信号線の線色を確認の上、端子台に配線して下さい。 3-4. 電圧出力センサーの接続R-MIZUと電圧出力センサーは、CH3またはCH4に接続します。センサー電源のON/OFF制御が必要な場合は、Pre端子を使用して電源の制御を行ってください。接続後、正しく結線されているか入力モニタ機能で確認して下さい。 3-5. 電流出力センサーの接続R-MIZUと電流出力センサーは、CH3またはCH4に接続します。センサー電源のON/OFF制御が必要な場合は、Pre端子を使用して電源の制御を行ってください。Pre端子には、極性はありません。接続後、正しく結線されているか入力モニタ機能で確認して下さい。センサーの電源と信号出力線が別れている場合。 2線式の電流出力センサーの場合。 4.操作方法操作キーを押すと消えていたLCD表示器に電源が入り、各種メッセージを表示します。[UP]または[DOWN]キーを操作して設定メニューを選択し、決定は[ENTER]キーを押します。設定値および表示内容の変更は、[UP]または[DOWN]キーを操作し、[ENTER]キーで決定します。設定メニューの詳細は、「  . L C D表示の意味と設定方法」を参照してください。 ※測定中でもメニュー操作で設定変更が可能です。 ※キー操作が90秒以上ないときは、節電の為LCD表示を自動的にOFFします。
4-1.各種設定の確認
R-MIZUの測定開始前には最低限下記項目を確認し、必要に応じて設定を変更して下さい。 ：日付が正しく表示されているか確認してください。 • Date （日付） • Time （時刻） ：時間が正しく表示されているか確認してください。 • Interval （測定わﾀｰﾊﾟﾙ） ：任意
：任意（水位計測（KDC-S10）の場合は使用しません） ：任意
：任意（CH1 ～ CH4を設定して下さい） • aX+b （1次変換式） ：任意（CH1 ～ CH4を設定して下さい）
• Average （平均化）
• Monitor（現在値表示） ：現在の測定値を表示します、入力の確認に使用してください。
：任意（回収したデータを判別しやすくするメモ機能です） ：電池を交換した際は電池残量をリセットしてください。※ ※リメインの操作は「6-2．電池残量のリセット」を参照して下さい。 4-2.測定開始および終了測定スイッチを[REC]にすると、設定された条件で測定を開始、[STOP]にすると測定終了します。 4-3.標準設定R-MIZUがどの様な設定になっていても、LCD設定メニューの「Standard Setting」を実行すると下記設定に戻ります。下記以外の設定内容は保持します。 「Standard Setting」は1チャンネル水位計測の場合の標準的な設定です。ご購入時に「水位計を2チャンネル」「白金測温抵抗体を接続」の様に1チャンネル水位計測以外の組合せでご購入の場合は、「Standard Setting」を実行してもご購入時の設定には戻りません。入力切替ｽｲｯﾁは自動では切替わりませんので、１チャンネル水位計測の設定に合わせて下さい。
4-4.データ回収KADEC Rシリーズは記録計本体に97280データ分の記録メモリを持っています。データ回収時に、この97280データを全て回収する方法と、未回収の部分のみ回収する方法の、２つの回収方法が選択出来ます。それぞれ、「全データ回収」、「最新データ回収」と呼んで、記録計のLCD表示メニューでは「ALL」、「NEW」と表示されます。 4-4-1.全データ回収「ALL」記録計の内部メモリ97280個すべてを回収します。この方法でデータ回収を行なうと、未回収記録データと過去の記録データを含め、記録計内部のデータをすべて回収します。過去の記録データは最新の記録データで上書きされない限り記録計に残っています。万が一、過去に回収したデータが紛失した場合などはこの方法で上書きされていない過去の記録データを全て回収することが出来ます。 4-4-2.最新データ回収「NEW」前回データ回収した記録データの次のデータから、現在までの未回収記録データを回収します。この方法でデータ回収を行なうと、未回収の記録データだけを回収しますので短時間で回収動作が完了します。記録計内部メモリ　９７２８０データ記録メモリが末尾になると先頭に戻り、記録メモリの先頭からデータを上書きします。〈メモリスクロール方式〉過去の記録データ(回収済み)過去の記録データ前回回収したデータ位置全データ回収「ALL」 4-4-3. SDカードによるデータ回収方法○最新データ回収　方法1 ①カードスロットに「カチッ」と音がするまでSDカードを挿入してください。 ②「Card DownLoad」メニューに進行バーが表示され、自動で最新データを内部メモリからSDカードへ転送を始めます。「Access」LEDが赤色に点灯します。 ③この時、内部メモリに最新記録データがない場合は「No Data」と表示されます。 ④進行バーが１００％になり、「Access」LEDが消灯します。 ⑨最新データ回収が正常に完了すると「Load Finished」と表示しますので、ＳＤカードを軽くプッシュして、カードスロットからSDカードを取り外してください。 ⑥以上で方法1は完了です。 ○最新データ回収　方法2 ①カードスロットにSDカードが挿入済の場合のみ実行可能です。 ②「UP」もしくは「DOWN」キーを操作し、「Card DownLoad」メニューを表示させます。 ③「ENTER」キーを押し「NEW」を点滅させ、もう一度「ENTER」キーを押します。 ④進行バーが表示され、自動で最新データを内部メモリからSDカードへ転送を始めます。 「Access」LEDが赤色に点灯します。 ⑧この時、内部メモリに最新記録データがない場合「No Data」と表示されます。 ⑥進行バーが１００％になり、「Access」LEDが消灯します。 ⑦最新データ回収が正常に完了すると「Load Finished」と表示しますので、必要に応じてカードスロットからSDカードを取り外してください。 ⑧以上で方法２は完了です。 ○全データ回収方法1 ①カードスロットに「カチッ」と音がするまでSDカードを挿入してください。 ②「Card DownLoad」メニューに進行バーが表示され、自動で最新データを内部メモリからSDカードへ転送を始めます。「Access」LEDが赤色に点灯します。 ③この時、内部メモリに最新記録データがない場合「No Data」と表示されます。 ④進行バーが１００％になり、「Access」LEDが消灯します。 ⑨最新データ回収が正常に完了すると「Load Finished」と表示されますが、そのまま「ENTER」キーを押してください。「No Data」の場合も同様です。 ® 「ALL」、「NEW」が表示されます。「UP」キーで「ALL」を点滅させ、「ENTER」キーを押してください。 ⑦進行バーが表示され、全データを内部メモリからSDカードへ転送を始めます。 「Access」LEDが赤色に点灯します。全データ回収にかかる時間は、約９０秒です。 ⑧全データ回収が正常に完了すると「Load Finished」と表示しますので、必要に応じてカードスロットからSDカードを取り外してください。 ⑨以上で方法1は完了です。 ○全データ回収　方法2 ①カードスロットにSDカードが挿入済の場合のみ実行可能です。 ②「UP」もしくは「DOWN」キーを操作し、「Card DownLoad」メニューを表示させます。 ③「ENTER」キーを押し「ALL」を点滅させ、もう一度「ENTER」キーを押します。 ④進行バーが表示され、全データを内部メモリからSDカードへ転送を始めます。 「Access」LEDが赤色に点灯します。 ⑤進行バーが１００％になり、「Access」LEDが消灯します。 ⑥全データ回収が正常に完了すると「Load Finished」と表示しますので、必要に応じてカードスロットからSDカードを取り外してください。 ⑦以上で方法２は完了です。 4-4-4.  SDカードの注意点について※ SDカードの容量がいっぱいになった場合「No Space09」と表示されますので、別のSDカードに交換してください。 ※ SDカードに回収されるデータファイルの容量は、記録するチャンネル数と記録回数により大きく異なります。参考値として、記録チャンネル数1で97,280データフルに回収した時のファイル容量は約ヘッダー 139byte + 1chデータ27byte × 92780 ≒ 2,565KBになります。 ※自動データ回収時にSDカードの容量がいっぱいになった場合は、自動データ回収機能が自動的に「OFF」となり、以後は自動データ回収されなくなります。記録計は測定を停止するまで記録し続けるので記録計の内部メモリ記憶容量を超えると、回収していないデータを上書きしてしまいます。よって自動データ回収をおこなう場合はSDカードの容量とデータファイル数には十分注意してください。 ※データ回収中に回収処理を中断したい場合は「ENTER」キーを押してください。「Cancel」と表示され回収処理を中断します。 ※データ回収中は、キー操作が90秒以上無い場合でもLCDの表示は消えません。 ※使用できるSDカード容量は最大で32GBです、これ以上の容量カードは使用できません。 ※市販されているSDカードは、多数のメーカー・型番のカードがあり、全てのSDカードでの動作確認は出来ません。したがいまして付属のSDカード以外は動作保証を致しかねます。 ※付属のSDカード以外のカードをご使用になる場合は、お客様自信でデータ回収の試験を行ってからご使用下さい。 SDカード回収時にＬＣＤ表示器に表示されるメッセージと意味は以下の通りです。
4-4-5.データファイルについてR-MIZUは記録データをSDカードにテキストエディタや表計算ソフト（EXCEL等）で直接閲覧・編集が可能な、CSVファイル形式で記録します。 SDカードに回収後は、本器からカードを取り出し、メモリカードリーダー等を利用して、ＰＣでファイルを参照してください。 • SDカードのデータファイルの格納先は、回収した年月のフォルダ名で構成され、その中にデータファイルを格納します。 •データファイル名は、シリアルナンバー・回収年月日・時刻で構成されています。例） ２０１７年４月に回収した時のフォルダRMIZU0004_170601_1000. CSV拡張子• CSVファイル内は下記のようなフォーマットで記録されています。例）機種名KADEC-R 1111111111111メモl～6まで222222222222楽EXCELなどでは、表示桁数の閉係で「I, IIIIE+15」などと表示される場合があります33333333333 444444444444ッダー「日付」、「時刻」、「記録要茶」 555555555555 666666666666各チャンネルの記録単位date, time, Tater, Temp, Volt, Press Y , , m, C, mV, hPa 2017/03/16, 13:30:00, 12. 345, 123. 45, 1234. 5, 1234. 5 2017/03/16, 13:30:00, 12. 345, 123. 45, 1234. 5, 1234. 5 2017/03/16, 13:30:00, 12. 345, 123. 45, 1234. 5, 1234. 5 2017/03/16, 13:30:00, 12. 345, 123. 45, 1234. 5, 1234. 5 2017/03/16, 13:30:00, 12. 345, 123. 45, 1234. 5, 1234. 5
5. L C D表示の意味と操作
5-1.表示の意味

5-2.操作方法

6.電池6-1.動作電池の交換KADEC専用リチウム電池パック「NRH-B06-CR2400」は、取付ネジで電池の固定と電極を兼ねています。交換する場合は、プラスドライバでネジを外して下さい。また、動作電池「MainBattery」と「SubBattery」は内部で並列に接続されていますので、２箇所に取付が可能です。電池交換の際、空いている方に新品電池を装着してから古い電池を外すことにより、測定動作を停止することなく電池交換が可能です。 「MainBattery」と「SubBattery」の両方に動作用電池を取付ることにより、増設バッテリーとして計測期間を伸ばすことも可能です。オプションでカメラ用電池CR123Aを搭載可能な電池ホルダ「KDC-B01-U21」もあります。 ※動作用の電池パック取付ネジを締める場合、強く締めすぎると基板側のネジ固定部が破損する場合があります。電池パックに付属の「電池の取付方法」に従って、緩めた時と同じ程度に締めて下さい。 ※電池パックの取付け方向は下記の通りです、電池交換時には向き（極性）に十分ご注意下さい。 ※雨天や降雪時の電池交換作業は、水滴が記録計に付着しない様に注意して作業して下さい。 6-2. 電池残量のリセット(R)-MIZUの電池残量表示機能「BATT」は、動作電池交換直後の状態を100%として、動作電池の残量をLCD表示器に、10段階で表示する機能です。電池残量表示にあたっては、電池残量表示機能を正しく動作させる為に、動作電池を交換後にR-MIZUに対して、電池残量を100%に戻す必要があります。メニュー項目の電池残量「BATT」を表示させ、「 U P 」・「DOUN」キーで交換する電池の種別を選択、 「ENTER」キーを押し、「BATT RMIN RESET?」で「YES」点滅させ、「ENTER」キーで動作電池残量メーターのリセットを必ず実行して電池残量を100%に戻してください。動作電池の交換時に電池残量のリセット操作を行わないと正確な残量計算ができず、交換前の「BATT」表示の残量のまま電池残量の計算を続けてしまいます。また、動作電池を使わないで外部電源を供給した場合は、電池残量の表示機能は正しく動作しませんのでご注意ください。
電池残量のリセット操作時に表示される電池種別の意味は次の通りです。 6-3.電池容量から計算した測定期間動作電池の容量からR-MIZUの動作期間を計算する場合、接続するセンサーによって消費電流が異なり、動作電池の寿命が大きく変わります。代表的なセンサーを使用した場合の、測定インターバルの違いによる電池寿命は以下の通りです。水位計（KDC-S10）による水位計測CH1-2：水位、 CH3-4：電圧、プレヒート：無し
歪センサー（350 Ω） CH1-2：歪、 CH3-4：電圧、プレヒート：無し
白金測温抵抗体（PT100 Ω） CH1-2：PT、 CH3-4：電圧、プレヒート：無し
6-4.記録メモリ容量から計算した測定期間R-MIZUの内部記録メモリは97280個です。測定1回/1CHにつき1メモリを消費します。下記の計算式から記録期間の算出が出来ます。例）記録要素: CH1  水位(1要素) : CH2  温度(1要素) : CH3 未使用: CH4 未使用測定ｲﾝﾀｰﾊﾟﾊ：1秒式: 97280（個） ÷ 2（要素） ÷ 3600秒＝約13.5時間記録開始から約13.5時間で記録メモリが一杯になり、古いデータ（記録メモリの先頭）から順に上書きしていきます。秒インターバルで測定時はAutoDownload機能の使用をお奨めします。 6-5.カード回収用電池SDカードによるデータ回収にカメラ用電池CR123A（KDC-B07）を使用しています。カード回収用電池は、「MainBattery」の下にあり、通常は見えません。カード回収用電池が消耗すると、SDカードによるデータ回収機能が使用できなくなりますので、その場合は電池交換を行なってからSDカードの操作を行ってください。カード回収用電池は、SDカードでのデータ回収動作など、SDカードに関する操作時に消費されます。したがいまして、カード回収用電池が消耗しても、動作電池の残量が残っていれば、測定動作に影響はありません。カード回収用電池は、全データ回収動作を約３００回行うことが可能です。テープを上に引くと電池が外れます。 ※故障の原因になりますので、交換の際は極性にご注意ください。 7．屋外設置用部材②M4タッピングネジ（付属品） ②ポール取付金具（単管・ステンバンド用） ②ステンバンド用スリット(10mm)ボルトタイプ単管クランプ①屋外用ルーフ（付属品）ボックス上部からの水分の浸み込みを防ぎ、ボックス内部に発生する結露を抑える事が出来ます。長期に屋外にボックスを設置する際は、ルーフの使用を推奨します。 ②ポール取付金具KDC-TO3-SP2121（別売）クランプで単管パイプに取付できます。単管パイプ以外に取付の際には、スリットを設けていますので、 １０ｍｍ幅のステンバンドを使用してください。 ※ステンバンド・単管パイプは付属していません。
8.仕様一覧

アンテナ取付金具（別売オプション）変更履歴Rev1.0           :初版