メモリハイロガー 8423 10msecの高速サンプリングMax. 600チャネルのデータロギングメモリハイロガー 8423は、多チャネルを高速で測定、記録ができる、データ収集システムです。得られたデータはパソコンで簡単に解析できます。開発現場における実験、評価のデータ取りに最適です。従来のHIOKIメモリハイロガーよりもっと速いサンプリングで評価したい、測定チャネル数はもっと欲しい・・・、そのような現場に新型ロガー 8423をお使いください。欲しかった機能が、ここにあります。
-その答えは-ハイブリッド車をはじめ電子化された自動車のデータ収修額に●最速の測定周期(サンプリング速度)は1 Omsec ○最大600チャネルまで1 Omsecでデータ収集可能○ユニット内の測定チャネル間の絶縁電圧は200V ※8948において最近のハイブリッドシステム車など、電子化された自動車の開発においては、負荷の急変に対応した測定が要求されるため、多チャネルを10msecでサンプリングする能力を要求されます。これらの要望にお応えし、 HIOKIでは全チャネル10msecの高速サンプリングでのデュアルサンブリングで測定(時間軸: 50msec/マス)測定できるロガーを開発しました！しかもとても安価です。さらに異なる二つのサンプリング速度を設定できる、デュアルサンプリング機能も搭載しています。従来の100msecサンプリングでは追いきれない波形にも追従できます。デュアルサンブリングで測定(時間軸50msec/マス) 2 |< | 600ch LOGGING SYSTEM Model 842
はども思い出席方市データ収集にスタックされたバッテリーの各セル郡正測定に○準体で120chまで増設可能○単体をMax. 5台まで連結し、最大600chまで測定可能○コニット固、対地固の縮縁種正は600Vエアコン開発時の性能評価で温度分布を測定できます。LANまたはUSBで接続するだけで最大600chの超多チャネルデータ収集システムが構築できるので、きめ細かな温度分布測定が可能です。全チャネルの絶縁入力と、対地間最大定格電圧AC, DC 600Vを実現しています。これにより、電池が積層されコモンモード電圧が高くなるような場合でも、各電池の電圧を安全に測定することが可能になります。対地間最大定格電圧AC, DC 600V ● 8948は200V ● 8949は120V複写機の動作と放熱特性評価を行う際に、筐体内部の各部温度と、制御基板からの各アナログ電圧を同時に計測することができます。 3

長之市の
淵子部を取り外せる構造のため、多チャネルの熱電対接続は手元で行い、あとからロガーの入力ユニットにワンタッチ接続できます。入力ユニットの増設も簡単です。本体左サイドのコネクタ部をはめ込み、止め金具を回すだけのワンタッチです。さらに強度を増すために、付属の連結板を背面にはめ込みます。盤組み込みやラック組み込みなどには、背面にDINレールも使えます。各計測ユニットは直接連結構造を採用。市販DINレールへの取り付けも可能です。
川定の影響
ロガーの設定は標準付属のソフトウェアでパソコンから行います。使い慣れたパソコン操作ですので、とても簡単に行えます。PCウィンドウ内に、設定項目を順番に並べてガイドしますので、とても簡単です。 – C:$….$Wave Data¥WAVEFORM3 Fl A XX 22 HIガ測定設定チャネル食定ユニット物屋:授存されld専営相環境設定政定送信国完了通信の設定をします。

温度・電圧・パルスのユニバーサル絶縁入力
測定入力は用途に応じて選択できるユニット方式を採用。チャネルごとに電圧/温度(熱電対入力/Pt入力"')、および湿度率1*2を選択可能。またディジタル・バルスユニット8996ではパルス入力15chを装備し、（積算/回転数）測定と（ロジックHi/Lo）測定が可能です。さらに各入力ch問と、PCインタフェース系と測定系も絶縁されています。熱電対と電圧入力などを同時に測定しても干渉や感電の危険がありません。 : 1 Pt (白金満晶耗杭体)の入力・湿度の測定はユニバーサルユニ※2温度センサ9701 (オプション)が必要です。
CFカードへ、リアルタイム保存
測定データはCFカードへ、測定ごとにリアルタイムで128MBカードへの記録時間(電圧.温度.湿度測定時)※バルスchを除く保存ができます。1GBまでの大容量CFカードに長期の連続記録が可能です。付属ソフトウェアLogger  Utilityでパソコン画面でデータを見る事ができます。
CFカードスロットを標準装備。HIOKI製CFカード(HIOKI製以外は動作保証外）に1GBまで対応。8423の設定条件を、CFカード経由で他の8423にコピーする事も簡単です。上記の足跡時間の９層程度を日変にしてください。 365日より多い日数については表示してありません。
128MBカードへの記録時間(バルスchのみ使用時)

上記の正解時間の９割程度を目安にしてください。 % 365日より多い日数については表示してありません
トリガ機能

レベルトリガ、ウィンドウトリガ、ロジックトリガ機能を搭載。条件を満たした段階で記録スタート、さらに次の条件で記録停止させる事ができます。より強化された停電対策・・・弊社メモリハイロガー 8420-50, 8421-50, 8422-50シリーズで楽き上げられたノウハウにより、修電時にもデータを極力壊さないで保存する仕組みをメモリカードとの組み合せで実現しました。8423は従来の機能をさらに強化し、カードへの保存終了処理が終わるまで、内蔵の大客報コンデンサにより内部電源電圧を保持しているため、より信頼性の高いデータ取集を実現しています。
デュアルサンプリング
2種類の測定周期をシステム内で混在設定可能（測定周期はユニット単位で設定)。デュアルサンプリングの利用によって、測定対象ごとに適切な測定周期での測定が可能になります。内部メモリやCFカード容量を効率的に使用できます。
PCインタフェースが充実
USB端子を装備
USB  2.0 (mini端子B)を標準装備。8423本体とPCをUSBケーブル（A ⇌ mini B)で接続し、8423の動作設定およびデータの吸い上げを行います。 LAN端子を装備100 BASE-TX対応のLAN端子を標準装備。8423本体とPCをLAN接続し、8423の動作設定およびデータの吸い上げを行います。
外部制御入力を装備
外部トリガ、外部スタート、外部ストップ、外部サンプリングの入力端子を標準装備しています。外部から信号を入力することによって、入力信号をトリガソースとしたり、測定開始や測定停止を実行する事ができます。また、計測したい任意のタイミングで、データを取得する事が可能です。 ※外部トリガ/外部サンプリングは共通編子のため、いずれか片方のみ7

全チャネル同期測定が可能
ユニットを連結した最大120chの測定においては、各入力チャネルは同期してサンプリングします。複数の8423をLANまたはUSB接続して、最大600chのシステムで測定する場合はオプションの同期用接続ケーブル9683を使用することで、各システム間で同期したサンプリングが可能になります。また、PCベースのデータ収集のみでなく、マスター機の8423にある[START/MARK],  [STOP]キーで測定開始と停止が可能です。 ※マスター機は任意に決める事ができます。最初の収集条作設定だけは、USBもしくはLAN経由でPCから行う必要があります。システム-1 (Max. 120ch) +システム5 (Max. 120ch)
耐ノイズ性の向上
測定部にΔ Σ (デルタ・シグマ)型のＡ / Ｄコンバータを採用しました。このデバイス特有のオーバーサンプリングによるディジタルフィルタ機能により、従来困難だったインバータ機器のスイッチングノイズや50/60Hzのハムノイズによる影響を減少させることができます。 ※ノイズ除去の効果は記録問隔が２秒より遅いと最大の効果が得られます
測定値を監視し、警報出力が可能です
警報出力も用途に応じて選択できるユニット方式を採用。 8948/8949/8996の各入力ユニットで測定した任意の15chについてしきい値を設定し、15ch独立して警報出力ができます。サンプリング記録問隔ごとに、出力の保持/非保持を設定可能。出力はシンク電流値10mA  Max.のオープンコレクタ、出力チャネル間AC 33Vの絶縁、ユニットと本体間はAC 600Vの絶縁を確保しました。測定信号系との干渉や感電の危険がありません。コレクタ出力(アクティブLow)出力形数:人力ishiス人7口転数率イジタル入力I3ネジ締め式縮子台(1chあたり2編子)台ブロック脱着可能(婚子台カバー装備)ャネル-8423本体間.各出力チャネル間絶緑) 10mA max, DC 5 ～ 60V（オペープンコレクタ駆動）力保持/非保持設定可能
動Logger Utility (付属アプリケーションソフト)境現作影響:CD-R × 1, CPU : Pentium 3 (500MHz)以上,  メモリ:512MB以上,   インタフェース:EthernetまたはUSB,
OS:Windows 2000 (SP4以上)/  XP (SP2以上)/  Vista (32bit原),  対応満定器:メモリハイロガー 8423リアルタイムデータ収集データ収集設定波形技示みK鉄ik数信供貸楽格対象データ：リアルタイムデータ収集ファイル(LUW形式),本体測定ファイル(MEM形式), 検索モード：イベントマーク,日時,最大位置,最小位置,極大位置,極小位置,警報位置,レベル,ウィンドウ,愛化量対応ファイル:リアルタイムデータ取集ファイル(LUW形式),本体測定ファイル(NEM形式),  表示形式:送形(時間軸分割去示可能),数値(ロギング)を同時表示可能，最大チャネル数: 600チャネル,その他:名チャネルの波形を任意のシートに表示,スクロール,イベントマーク記録,カーソル,ハードコピー,数値表示がそれぞれ可能対象データ：リアルタイムデータ収集ファイル(LUW形式),本体測定ファイル(MEM形式),変換区間：全データ,指定区間，変換形式： CSV形式(カンマ/スベース/タプ区切り), EXCELのシートに転送，データ開引き:任意の開引き数による単純開引き対象データ：リアルタイムデータ収集ファイル(LUW彩式),本体測定ファイル(MEM形式),リアルタイムデータ収集中のデータ演算項目：平均値,ビーク値,最大値,最大値までの時間,最小値,最小値までの時間, ON時間, OFF時間, ON回数, OFF回数,標準幅差,積分,面積値LAN or USBで接続された複数台のロガーの満定を制御し、逐次、波形データの受信/表示/保存をおこなう(総記録サンプル数10Mサンプルまで)データ収集系統1系統(アプリの複数起動で多系統収集は可能)制御可能台数:5台,表示:波形(時間軸分割表示可能),数値(ロギング),警報を同時表示可能,数値モニタ表示を別ウィンドウにて可能,測定中の波形スクロール可能データ保存先:リアルタイムデータ収集ファイル(LUW形式), イベントマーク:淵定中に記録可能設定：ロガー本体のデータ取集設定が可能，保存：複数台のロガーの設定をまとめて１つのファイルに保存可能(LUS形式),本体設定の送受信:可能電圧・温度ユニット8948入力(麻皮は23 ±5°C, 30 ～ 80%rh,電源投入後30分にてゼロ位置補正後,麻皮保証期間1年,製品保証期間1年)測定対象：電圧,熱電対(K, E, J, T, N, W, R, S, B)数子： M3ネジ締め式増子台(Ichぁたり2増子),増子台プロック脱落可能,増子台カバー装備CH数：チャネル開絶縁入力15ch (電圧,熱電対についてeh篠選択可能) 1MΩ (鳥電対測定において断線検出ON時は850kΩ)入力抵抗:
見　対原A / D変终フィルタ機能ディジタルフィルタ OFF/50Hz/60Hz (50Hz/60Hz設定時は記録問隔に応じてカットオフ周波数を白動設定)最大入力電圧:DC 100V (入力増子間に加えても焼れない上限電圧)。チャネル間最大定格電圧:DC 200V最大入力電圧対地間最大定格電圧:AC, DC 600V (名入力チャネル-8423本体間,名ユニット間に加えても焼れない上限電圧)規格安全性: EN61010,   EMC: EN61326合外形寸法・質量約38.5W × 133H × 141.2Dmm, 550g付政品連結板×1,取扱説明書×1入サルユニット8949 (療攻は23 ±5℃, 30 ～ 80%rb,電源投入後30分にてゼロ位置補正後,療攻保証期間１年,製品保証期間１年)満定対象：電圧,熱電対(K, E, J, T, N, W, R, S, B),測温抵抗体(Pt100, JPt100),湿度(オプション湿度センサ9701使用に限る)校押し締め式増子台(1chあたり4婚子),婚子台プロック脱着可能,婚子台カバー装備方CH物ch間絶縁人力(電圧,熱電対),   ch岡井絶縁GND共通人力(瀬温抵抗体,湿度),  全15ch (ch é,電圧/熱電対/瀬温抵抗体/湿度,選択可能) 1MΩ (熱電対測定において新線検店ON時は850kΩ)，  2MΩ (潮温抵抗体測定時)入力抵抗：
河中対分解能:16 bit，最高サンプリング速度:10ms (ただし湿度測定混在時は5s) A / D  坂终フィルタ機能|ディジタルフィルタOFF/50Hz/60Hz (50Hz/60Hz設定時は記録開始に応じてカットオフ国波数を自動設定)最大入力電圧:DC 60V (入力縮子間に加えても境れない上限電圧), チャネル間最大定格電圧:DC 120V最大入力電圧対地間最大定格電圧:AC, DC 600V (名入力チャネル-8423本体間,名ユニット間に加えても焼れない上殿電圧)規海Al安全性: EN61010,   EMC: EN61326格外形寸法・質量約38.5W × 133H × 141.2Dmm, 530g agマイナスドライバ(鶯子台用) ×1,連結板×1,取扱説明書×1行ディジタル・パルスユニット8996 (緊品保証明日141)無電圧a按点(常間リレー接点)/オープンコレクタもしくは電圧,ディジタル入力/パルス入力切替(各チャネルで選択可能)入力種類：パルス積算(加算,窮時),回転数変動, ON/OFFのロジック信号対定対象M3ネジ締め式編子台(1chあたり2編子),編子台プロック脱着可能,編子台カバー装備λ製子CH数全15ch (ch等,ディジタル/バルス選択可能) (CH1 ～ CH5はGND共通, CH6 ～ CH10はGND共通, CH11 ～ CH15はGND共通)入力抵抗： 1.1MΩレンジ測定可能範囲最高分解能バルス積第1,000Mバルスf.s.   0 ~ 1,000Mバルスlバルスバルス入カ国転数変動5,000/n (r/s) f.s. 0 ～ 5,000/n (r/s) l/n (r/s)バルス入力周期スa l
ディジタル入力ロジック検出レベル: HIGH 1.0V以上LOW 0 ～ 0.5V HIGH 4.0V以上 LOW 0～1.5V産nは1回転当たりのバルス数で1～1,000最大入力電圧| DC 50V (入力縮子間に加えても複れない上原電圧)対地開最大定格電圧|AC, DC 600V (CHI～CH5の名人力チャネル--8423本体間, CH6～CHIIの名人力チャネル--8423本体間, CIII1～CHII5の名人力チャネル--8423本体間,名ユニット間に加えても壊れない上段電圧) AC 33V rms, DC 70V (CH1～CH5の各人力チャネル- CH6～CH10の各人力チャネル開, CH6～CH10の各人力チャネル- CH11～CH15の各人力チャネル調, CH1～CH5の各人力チャネル- CH間最大定格電圧CH11～CH15の各人力チャネル間に加えても壊れない上原電圧)規格安全性: EN61010,   EMC: EN61326海仏外形寸法・質量約38.5W × 133H × 141.2Dmm, 500g R品連結板×1,取扱説明書×1行アラームユニット8997 (製品保証明国1年)田力出力形態：オーブンコレクタ出力(アクテ浏定対象：アナログ入力,パルス入力,回転数変動,ディジタル入力に対し,任意の15chについて出力可能is M3ネジ締め式帰子台(1chあたり2帰子),婚子台ブロック脱着可能,婚子台カバー装備全15ch (名古力チャネル-8423本体国,名古力チャネル国论禄) CH数:出力シンク電流10mA max. DC 5 ～ 60V (オープンコレクタ駆動) A H力#l記録開隔ごと,出力保持/非保持設定可能対地開最大定格電圧AC, DC 600V (名由力チャネル-8423本体間,名ユニット間に加えても壊れない上段電圧) CH       最    An格安全性: EN61010,   EMC: EN61326外形寸法・質量約38.5W × 133H × 141.2Dmm, 500g規品|連結板×1,取扱説明書×1格作
外形寸法図■組み合せ価格例
8948×32 ーブル(同期間) 9683 × 4 ¥ 4,494,000 8948 × 40接続ケーブル(同期用) 9683×5 ¥5,617,500 (税込￥2,359,350) (税込￥4,718,700) (税込￥5,898,375) 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559県上田市小泉81 22-288-1931 FAX022-288-1934仙台市若林区六丁の目西町8-1 0268-28-0561 FAX0268-28-0569長野県上田市小泉81 03-5835-2851 FAX03-5835-2852代田区岩本町2-3-3 TEL 048-266-8161 FAX048-269-3842埼玉県川口市芝中田2-23-24 TEL 045-470-2400 FAX045-470-2420横浜(宮） 静岡(営) TEL 054-254-4166 FAX054-254-3160 T420-0054 静岡市葵区南安倍1-3-10 TEL 052-702-6807 FAX052-702-6943名古屋(宮) 465-0081名古屋市名東区高間町22大阪(営) TEL 06-6380-3000 FAX06-6380-3010 〒564-0063大阪府吹田市江坂町1-17-26広島(営) TEL 082-879-2251 FAX082-879-2253 T731-0122広島市安佐南区中筋3-28-13獨岡(常) TEL 092-482-3271 FAX092-482-3275 T812-0005福岡市博多区上牟田3-8-19 ■ご購入時に成績表および校正証明書を希望されるお客さまは、別途ご発注をお願いいたします。お問い合わせは… ■修理・校正演務のご用命は弊社まで…　JCSS登録日露エンシニアリンクサーヒス株式会社〒 386-1192長野県上田市小泉81 TEL 0268-28-0823  FAX 0268-28-0824こ了承願います。率このカタログの記載内容は2008年５月14日現在のものです。　※本カタログ記載の仕様.価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが
※お問い合わせは最寄りの営業所または本社販売企画課(TEL 0268-28-0560  FAX 0268-28-0569  E-mail: info@hicki.co.jp)までお願いいたしま※輸出に関するお問い合わせは外国営業課(TEL 0268-28-0562 FAX 0268-28-0568 E-mail : os-com@hioki.co.jp)までお願いいたします。