Rep. No.   J  0  0  0  2  3  0  7  8  3 DATE 2020年03月19日＊＊＊国立国際医療研究センター殿点検報告書＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊株式会社コミ

記
14式

点検結果報告の件定甥謹啓貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。毎々格別のお引き立てを賜り、有り難く厚くお礼を申し上げます。先般、貴社にて温度校正試験を実施いたしましたので、その結果をご報告申し上げます。尚、比較校正試験の結果は下記の通りですが、個々の内容につきましては、別紙温度測定ループ目盛試験成績書に記載いたしました。 1.監視機能付無線ロガー点検内容.標準温度計との比較校正試験交換部品実施台数13本無線ロガー(測温抵抗体モデル)との組合せによる標準温度計との比較試験2.温度センサ点検内容・交換部品.英施台数無線ロガー (サーミスタモデル)との組合せによる標準温度計との比較試験3.温度センサ点検内容.交換部品. 2020年 03 月 19 日実施総台数実施台数14台短果台仏結果省公1卒本結果科本
Rep.No.(Page): JOOO2230783 (1／14)実　施　日：2020年03月19日
*1合否判定基準： ±0.9℃以内at −53～53℃ ± 1.0℃以内at -95～-54℃,54～95℃ ± 1.1℃以内at -131～-96℃,96～131℃基準値は下記標準器で測定した値です。 ・温度指示計：形式756321，機器番号91S707858，管理番号CS-TI02 ・温度センサ：形式R906-3，機器番号ZB-0166C0860 ***点検者：田口
Rep.No.(Page): JOOO2230783 (2/14)実　施　日：2020年03月19日
*1合否判定基準： ±0.9℃以内at −53～53℃ ± 1.0℃以内at -95～-54℃,54～95℃土1.1℃以内at -131～-96℃,96～131℃基準値は下記標準器で測定した値です。 ・温度指示計：形式756321，機器番号91S707858，管理番号CS-TI02 ・温度センサ：形式R906-3，機器番号ZB-0166C0861 ***点検者：田口温度測定ループ目盛試験成績書Rep.No.(Page): JOOO2230783 (3／14)実　施　日：2020年03月19日
*1合否判定基準：土0.9℃以内at -53～53℃ ± 1.0℃以内at -95〜-54℃,54〜95℃王1.1℃以内at -131〜-96℃,96〜131℃基準値は下記標準器で測定した値です。 •温度指示計：形式756321，機器番号91S707858，管理番号CS-TI02 •温度センサ：形式R906-3，機器番号ZB-0166C0860 ***点検者：田口
Rep.No.(Page): J0002230783 (4／14)実　施　日：2020年03月19日
*1合否判定基準：土0.9℃以内at −53～53℃ ± 1.0℃以内at -95～-54℃,54～95℃土1.1℃以内at -131～-96℃,96～131℃基準値は下記標準器で測定した値です。 •温度指示計：形式756321，機器番号91S707858，管理番号CS-TI02 ・温度センサ：形式R630-3，機器番号ZB-0162C1345 *外式会社ヨニリー点検者：用口
Rep.No.(Page): JOOO2230783 (5/14)実　施　日：2020年03月19日
*1合否判定基準： ±0,9℃以内at −53～53℃ ± 1.0℃以内at -95～-54℃,54～95℃ ± 1.1℃以内at -131～-96℃,96～131℃基準値は下記標準器で測定した値です。 •温度指示計：形式756321，機器番号91S707858，管理番号CS-TI02 ・温度センサ：形式R906-3，機器番号ZB-0166C0860 ***点検者：田口
Rep.No.(Page): JOOO2230783 (6/14)実施日: 2020年03月19日
*1合否判定基準： ±0.9℃以内at −53～53℃ ± 1.0℃以内at -95～-54℃,54～95℃土1.1℃以内at -131～-96℃,96～131℃基準値は下記標準器で測定した値です。 ・温度指示計：形式756321，機器番号91S707858，管理番号CS-TI02 •温度センサ：形式R906-3，機器番号ZB-0166C0860 ***点検者：用口
Rep.No.(Page): JOOO2230783 (7/14)実施 日：2020年03月19日
*1合否判定基準： ±0.9℃以内at −53～53℃ ± 1.0℃以内at -95～-54℃,54～95℃王1.1℃以内at -131〜-96℃,96〜131℃基準値は下記標準器で測定した値です。 •温度指示計：形式756321，機器番号91S707858，管理番号CS-TI02 ・温度センサ：形式R906-3，機器番号ZB-0166C0862 *朱式会社ヨニリー点検者：田口
Rep.No.(Page): JOOO2230783 (8／14)実　施　日：2020年03月19日
*1合否判定基準： ±0.9℃以内at −53～53℃ ± 1.0℃以内at -95~-54℃,54~95℃土1.1℃以内at -131～-96℃,96～131℃基準値は下記標準器で測定した値です。 ・温度指示計：形式756321，機器番号91S707858，管理番号CS-TI02 ・温度センサ：形式R906-3，機器番号ZB-0166C0862 *株式会社手ノー点検者：用口
Rep.No.(Page): JOOO2230783 (9／14)実　施　日：2020年03月19日
*1合否判定基準： ±0.9℃以内at −53～53℃ ±1.0℃以内at -95〜-54℃,54〜95℃ ±1.1℃以内at -131～-96℃,96～131℃基準値は下記標準器で測定した値です。 •温度指示計：形式756321，機器番号91S707858，管理番号CS-TI02 ・温度センサ：形式R906-3，機器番号ZB-0166C0862株式会社ヨニリー点検者：田口
Rep.No.(Page): JOOO2230783 (10／14)実　施　日：2020年03月19日
*1合否判定基準： ±0.9℃以内at −53～53℃ ±1.0℃以内at -95~-54℃,54~95℃土1.1℃以内at -131～-96℃,96～131℃基準値は下記標準器で測定した値です。 •温度指示計：形式756321,機器番号91S707858,管理番号CS-TI02 •温度センサ：形式R906-3，機器番号ZB-0166C0861 ***点検者：用口
Rep.No.(Page): JOOO2230783 (11／14)実　施　日：2020年03月19日
*1合否判定基準： ±0.9℃以内at −53～53℃ ±1.0°C以内at -95~-54°C,54~95°C ±1,1℃以内at -131～-96℃,96～131℃基準値は下記標準器で測定した値です。 •温度指示計：形式756321,機器番号91S707858,管理番号CS-TI02 ・温度センサ：形式R906-3，機器番号ZB-0166C0860 ***点検者：田口
Rep.No.(Page): JOOO2230783 (12/14)実　施　日：2020年03月19日
*1合否判定基準： ± 1.2℃以内at −5.0～50.0℃ ±2.2℃以内at -40.0~-5.1℃,50.1~80.0℃基準値は下記標準器で測定した値です。 ・温度指示計：形式756321，機器番号91S707858，管理番号CS-TI02 •温度センサ：形式R630-3，機器番号ZB-0162C1345 ***点検者：用口
Rep.No.(Page): JOOO2230783 (13／14)実　施　日：2020年03月19日
*1合否判定基準： ±0.9℃以内at −53～53℃ ± 1.0℃以内at -95～-54℃,54～95℃王1.1℃以内at -131〜-96℃,96〜131℃基準値は下記標準器で測定した値です。 ・温度指示計：形式756321，機器番号91S707858，管理番号CS-TI02 •温度センサ：形式R906-3，機器番号ZB-0166C0861 *%式会社ヨニリー点検者：用口
Rep.No.(Page):  JOOO2230783 (14／14)実　施　日：2020年03月19日
*1合否判定基準： ±0.9℃以内at −53～53℃ ± 1.0℃以内at -95~-54℃,54~95℃ ± 1.1℃以内at -131～-96℃,96～131℃基準値は下記標準器で測定した値です。 •温度指示計：形式756321,機器番号91S707858,管理番号CS-TI02 •温度センサ：形式R906-3，機器番号ZB-0166C0861 ***点検者：田口