TF-II型ジルコニア式酸素分析計発信器(屋内用) 【KX-3315**－**)】取扱説明書発信器の設置方法点検方法は、別紙の工事仕様書にとりまとめてあります。両説明書を充分お読み頂きますようお願い申し上げます。 ([E)エナジーサポート株式会社
△△警告(1)感電防止のため、発信器の端子部に配線を施工する場合及び発信器の保守を実施する場合は、電源を遮断してから行って下さい。
/!\注注意
(2)　発信器の取外し／取付けは、プラント停止中で炉内が常温になっている時に実施願います。もし、プラント運転中に発信器の取外し／取付けを実施する場合は、下記点に充分注意して下さい。 ①取付座付近は高温のため、耐熱用の手袋等を使用下さい。 ②炉内がプラス圧の場合、高温のサンプルガスが噴き出しますので、開口部には絶対に人体を近づけない様にして下さい。 ③）また、サンプルガス中のばいじんも噴き出しますので、ばいじんが目に入らない様、防塵メガネ等を着用願います。 ④）また、パージエア・校正ガス配管からの炉内ガスの噴き出しがありますので、閉止栓を取付けて、発信器の取外し／取付けを実施して下さい。発信器の取付け終了後、配管を元通りにして下さい。 ⑤プローブの材質がアルミナまたはSicの場合、プローブが熱衝撃(サーマルショック)により損傷しない様、時間をかけて（約30分位）少しづつ引き抜いて下さい。 （3）　清掃等により、Oセンサ,取付アダプタ及びエゼクタ接続管を外した場合は、パッキンを必ず交換して下さい。また、取付アダプタ及びエゼクタ接続管の3/4Bオネジ部に焼付防止材(モリコート1000)をうすく塗布願います。注1）パッキン交換時の注意事項a. パッキンがセンターに位置する状態で締付け願います。 b.パッキンの締付けトルクは、下記として下さい。 •O₂センサ部            :10～12 N·m ・工ゼクタ接続管部   :12〜15 N・m強く締めすぎますとパッキンが変形しますので強く締めすぎない様にして下さい。注2）焼付防止材(モリコート1000)塗布後の注意事項a. 取付アダプタ部の焼付防止材(モリコート1000)塗布後数時間は､ﾓﾘｺｰﾄ1000の燃焼によりOっ指示が低くなるため、3時間程度校正エアを 3ℓ/min.程度流し、エージングしてから校正を実施願います。 b. 焼付防止材(モリコート1000)の燃焼により、発信器より煙が発生する事があります。 （4） チューブ継手を分解した場合、継手内の焼付防止のため、焼付防止材(モリコート1000)を塗布願います。下図2)の部分に焼付防止材(モリコート1000)を塗布願います。
1.
全般事項
1-1 　はじめにTF – II型酸素分析計は、最新のセラミックス生産技術により生まれたユニークな酸素分析計です。この取扱説明書はTF – Ⅲ型酸素分析計の発信器の取扱いについて説明致します。また受信器の取扱説明書は別紙にとりまとめてあります。充分両取扱説明書をお読みいただいて、末永くご愛用賜りますようお願い申し上げます。
1-2 使用上の注意事項
開梱し初めて御使用される時や、センサを交換した時はセンサのデータ(リニアライザNo.とヒータ常温抵抗値)を入力し、Air点校正を実施してください。受信器の取扱説明書の運転操作を参照。乱暴な扱いや、振動を生ずるような所は避けて下さい。水や揮発性の液体などを測定器、センサにかけないで下さい。排ガス、サンプルガス中に腐食性ガスがないこと。排ガス、サンプルガスに可燃ガスが存在すると酸素濃度測定値に誤差が生じますので、注意して下さい。 1-3目次0.取扱い上の注意事項1.
2.設置工事要領書を参照して下さい。 3.
4. 5. −1-4   製品保証
償で取替、または改修を行うものとする。なお、適正な使用方法として、 ①仕様書及び取扱説明書に記載された使用条件、設置条件を満足する事。
④分析装置稼動状況の確認及び保守が行われる事。 (注)消耗品及び消耗品的部品は保証外とする。範囲：保証範囲は当社納入品に限るものとする。 (3) −1-5 製品の概要—
小型である。
ジルコニア2セルポンプ式酸素分析計の原理
1. 構成と機能(右図参照) ①ヒータ           :検出部を約800℃に加温しております。 ②センシングセル:(1)基準酸素室の酸素濃度を約100%にします。 (2)ガス検出室の酸素濃度を測定します。 (詳細原理下記参照) ③ ポンピングセル：ガス検出室の酸素濃度を0％にします。 (詳細原理下記参照) ④ガス検出室    :ガス拡散孔を通して、排ガスを取り込みます。 ⑤基準酸素室    :基準酸素微小電流により、酸素濃度は約100%となっています。 2.検出部を、高温に加温することにより生じる検出部の特性①電極間に酸素濃度の異なる気体を置くと、酸素イオン伝導が起こり起電力を発生する。 (酸素濃淡電池利用) ②電極間に電流を流すことにより、電流に比例して酸素イオンが電流と逆方向に移動する。 (酸素ポンピング作用)センシングセルは、①、②の特性、ポンピングセルは、②の特性を利用しております。 3.センシングセル部の原理①センシングセルの電極間には、微小電流を流しております。電極間に電流を流すことにより、ガス検出室内の酸素が基準酸素室に移動し基準酸素室の酸素濃度は、約100%となります。注）ガス検出室から基準酸素室へ移動する酸素の量は、極めて少ないためガス検出室内の酸素濃度への影響はありません。 ②センシングセルの電極間には、ガス検出室の酸素濃度と基準酸素室の酸素濃度の違いにより、次式の起電力が発生します。センシングセル部では、この電極間に発生している起電力を測定し、起電力が450mV(ガス検出室内の酸素濃度が0％)になる様ポンピングセルに信号を送っております。ガス検出室の酸素濃度起電力 E=約-53.2×lo9 10 基準酸素室の酸素濃度(100) X 350=-53.2×log10 100 X=約0.26ppm=0%
4.ポンピングセル部の原理
ポンピングセルでは、センシングセルからの信号を受け、ガス検出室内の酸素濃度が、0％になる様電極間に電流を流します。流れた電流と排ガス中の酸素濃度が比例する事から電流を測定する事で、排ガス中の酸素濃度を測定する事ができます。各部の名称発信器品番:KX-331518-KTB 1-6プローブKX-331518
KX-321670-L
KX-331526/32 KX-321660-L品番:KX-721045-KB(KX-331518/KX-331526)コネクタ内で2 - 4, 5 - 7, 6 - 8をショートする
   （同じ配線材、色でショートすること） 1 − 1 0品番:KX-82110*-L(B)(KX-331518/KX-331526) 1 – 1 2
2. 設置
工事要領書を参照して下さい。工事要領書には 1.設置場所仕様2.発信器の取付方法3.配線工事仕様、が記載されています。 4.配管工事仕様5.設置後の点検
3.
運転操作
3-1運転準備始業点検完了し、試運転までの間、校正AIRを1～3  ℓ/min流したままにして下さい。 KX-331518の場合:1±0.2校正AIRを1～3 ℓ /min流す始業点検受信器の取扱説明書の運転操作の項を参照´センサ交換した時は、センサのデータ(リニアライザNo.とヒータ常温抵抗値)へを入力して下さい。注）自動パージの場合ーエゼクタAIR流量の設定方法本計器はエゼクタAIR流量の設定が少ない場合にサンプルガスのセンサ部への吸引が正常に行われず指示が高くなる場合があります。そのため、プラント稼動時にエゼクタAIR流量を3 l/min～12ℓ/minの間で順次増加させて指示値が安定するエゼクタAIR流量を確認した後に設定願います。サンプルガスの流速、温度により指示値が安定するエゼクタAIR流量は変化するため指示値が安定した流量より若干多め(約１～２ℓ/min多め)に設定願います。
3-3
停止操作(KX-331526/KX-331532-**)
停止操作(KX-331518-**) ・炉の短期間停止の場合（1週間以内の停止）エゼクタAIRを止めるのみで、校正AIRを1～3  ℓ/min流し、保温用マントルヒータ、受信器の電源はONのままとして下さい。 ・炉の長期間停止炉内がAIR雰囲気になった後、上記フローに従って電源をOFFして下さい。 ・センサの交換、ファイバーフィルタの交換、プローブの交換をする場合上記フローに従って電源をOFFした後、交換して下さい。センサを含め発信器は高温になっていますので注意して下さい。 ・エゼクタの清掃・交換、プローブ内の清掃上記フローのマントルヒータのOFFまで実施して下さい。センサを ON のまま実施することができますが、センサ及びフィルタを清掃棒等で損傷させないよう注意して下さい。
4.
保守en以下に示す内容は正常な機能を維持して正確な測定を行っていただくために大切な保守・点検です。その項目及び方法について内容をよくご理解の上、必ず実施して下さい。
日常・定期点検
4-1
車 

4-3　トラブルシューティングフローチャート
「サンプルガス応答時間が遅い」及び「指示値が高い」場合は、発信器内で閉塞した場合に発生することがあります。以下のフローに従って発信器のチェックを実施して下さい。部品交換する時、発信器に素手で触らないようにして下さい。センサやマントルヒータ、排ガス温度により表面温度が100～ 200℃と高い温度になっていますので、皮手袋をしてから作業して下さい。
4-4 センサの交換方法
①受信器の元電源をOFFにする。（３－３停止操作参照） ②メタルコネクタを外す。 (KX-331518/26)／端子台からセンサを外す。 (KX-331532) ③センサの六角部をモンキーで左廻して取り外す。注)センサを取り外した時、新しいパッキンに交換して下さい。 ④ AS－210型センサの新しいセンサと置き換える。 ⑤センサの六角部をモンキーで右廻して締め付ける。注）締め付けトルクは10～12N・mとして下さい。これ以上締め付けるとパッキンが変形します。 ⑥メタルコネクタを取付接続する。(KX-331518/26)／端子台にセンサを接続する。 (KX-331532) ⑦受信器の元電源をONにする。（３－２運転操作参照） ⑧約3分待って､受信器に新しいセンサのデータをキー操作で受信器に入力する。 ◆RE-210型受信器ご使用の場合(1)リニアライザNO. (2)ヒータ抵抗値◆DTF-101型受信器ご使用の場合(1)リニアライザ NO. (2)ヒータ抵抗値※入力方法はDTF-101型受信器の取扱説明書5-1起動操作及び、5-3キー操作方法を参照下さい。データは検査成績書に記入してあります。 ◆DTF-102型受信器ご使用の場合(1)リニアライザNo.          →CH143 (2)ヒータ抵抗値⑨ Air点校正を実施する。 (受信器の取扱説明書を参照)
4-5 プローブの交換方法
①受信器の元電源をOFFにする。（３－３停止操作参照） ②メタルコネクタを外す。( KX-331518/26 ) ／端子台から中継ケーブルを外す。 (KX-331532) ③配管(校正ガス、パージエア、エゼクタエア)を外す。 ④  M12ナット４ヶを外す。 ⑤プローブ発信器全体をゆっくり外す。注)炉内が高温の場合、約30分かけて少しずつ引き抜くこと。 ⑥発信器よりプローブを取り外す。の新しいプローブを発信器に取り付ける。注）プローブのネジ部に焼付防止剤（モリコート1000等）をつけた後、締付ける。止めボルトを取付け回止めすること。（止めボルト付の場合） ⑧炉内にゆっくり挿入する。注)炉内が高温の場合、約30分位かけて少しずつ挿入すること。
⑨ ④→②を実施して元に戻す。 ⑩受信器の元電源をONする。（３－２運転操作参照）
4-6 フィルタの交換方法
KX-331518の場合
①受信器の元電源をOFFにする。（３－３停止操作参照） (受信器の電源は、ONのままで可) ②メタルコネクタを外す。 ③校正ガス配管を外す。 ④取付アダプタを専用工具(KX-331553)を用い外す。 (センサは、取付アダプタに取付けたまま) ⑤ピンセット又はマイナスドライバーでフィルタを取外す。 ⑥新しいフィルタを取付ける。 ⑦取付アダプタ部の3/4Bオネジ部に焼付防止材(モリコート1000)をうすく塗布する。 ⑧取付アダプタ部のパッキン(KX-331506-11)を新しい物に交換する。注） 1．パッキンがセンターに位置する状態で締付け願います。 2.取付アダプタ部のパッキンの締付けトルクは、10～12N・mとして下さい。強く締めすぎますとパッキンが変形しますので強く締めすぎない様にして下さい。 ⑨ ④→②を逆の手順で元通りにします。 ⑩受信器の電源をONする。（３－２運転操作参照）注）1.取付アダプタ部の焼付防止材(モリコート1000)塗布後数時間は、モリコート1000の燃焼によりO 2指示が低くなるため、3時間程度校正エアを3ℓ/min.程度流し、エージングしてから校正を実施願います。 2.焼付防止材(モリコート1000)の燃焼により、発信器より煙が発生する事があります。ファイバーフィル夕取付位置図
KX-331526/32の場合
①受信器の元電源をOFFにする。（３－３停止操作参照） (受信器の電源は、ONのままで可) ②校正ガス配管を外す。 ③ ４カ所M4ねじを外し、取付アダプタを外す。（センサは、取付アダプタに取付けたまま） ④ピンセット又はマイナスドライバーでフィルタを取外す。 ⑤新しいフィルタを取付ける。 ⑥  M4ねじ部に焼付防止材(モリコート1000)をうすく塗布する。(KX-331526/32) ⑦取付アダプタ部のパッキン(KX-331526-3)を新しい物に交換する。(KX-331526/32)注）パッキンがセンターに位置する状態で締付け願います。 ⑧ ④→②を逆の手順で元通りにします。 ⑨受信器の電源をONする。（3－2運転操作参照）注）1. M4ねじ部の焼付防止材(モリコート1000)塗布後数時間は、モリコート1000の燃焼によりO₂指示が低くなるため、3時間程度校正エアを3ℓ/min.程度流し、エージングしてから校正を実施願います。 2.焼付防止材(モリコート1000)の燃焼により、発信器より煙が発生する事があります。ファイバーフィルター取付位置図
4-7　プローブ内清掃方法
① ３−３停止操作を参照し、保温用マントルヒータの電源OFFまで実施する。 (受信器の電源はONのままで可) ②パージエア配管,エゼクタエア配管を外す。 ③保温用マントルヒータを外す。 (マントルヒータのマジックテープを外し、ブロックよりマントルヒータを外す。配線は、端子台に取付けたままでよい。） ④ エゼクタASSYを外す。 ⑤エゼクタASSYを取外した所よりプローブ先端側へ清掃棒を挿入し、プローブ内の付着物を除去します。清掃棒は、¢５～ ¢15程度(プローブ内径¢10の場合は、¢５)、長さは1m～1.5mお客様にてご準備下さい。清掃棒を挿入する時、フィルタやプローブ等を損傷させないよう注意して下さい。 ⑥エゼクタ接続管を取り外した場合は、エゼクタ接続管部の３/4Ｂオネジ部に焼付防止剤（モリコート1000)を薄く塗布する。また、エゼクタ接続管部のパッキンを新しい物に交換して下さい。注)1.パッキンがセンターに位置する状態で締付け願います。 2.エゼクタ接続間部のパッキンの締め付けトルクは12～15N・mとして下さい。強く締めすぎますとパッキンが変形しますので強く締めすぎない様にして下さい。 ⑦ ④→②を逆の手順で元通りにします。 ⑧ ３－２運転操作を参照し、保温用マントルヒータの電源ON以降の作業を実施する。注)焼付防止剤(モリコート1000)の燃焼により、発信器より煙が発生することがあります。簡易清掃方法①パージエア配管,エゼクタエア配管を外す。 ②エゼクタASSYのパージ配管、エゼクタノズルを外す。 ③パージ配管、エゼクタノズルを取外した所より清掃棒を挿入し、付着物を除去します。 ④ ②→①を逆の手順で元通りにします。
簡易清掃方法
①パージエア配管を外す。 ②エゼクタASSYのパージ側のジョイントを外す。 ③パージ側のジョイントを取外した所より清掃棒を挿入し、付着物を除去します。 ④エゼクタASSYの排出口より清掃棒を挿入し、付着物を除去します。 ５ ③→①を逆の手順で元通りにします。工ゼクタを取外して清掃する方法(KX-331526/KX-331532-**) ① ３−３停止操作を参照し、保温用マントルヒータの電源のOFFまで実施する。 (受信器の電源はONのままで可) ②パージエア配管、エゼクタエア配管を外す。 ③保温用マントルヒータを外す。 (マントルヒータのマジックテープを外し、ブロックよりマントルヒータを外す。配線は、端子台に取付けたままでよい） ④ エゼクタASSYを外す。 ⑤上図のエゼクタASSYの各ジョイント部を取外し、エア吹き付けや清掃棒、清掃ブラシ等を用い、付着物を除去します。 ⑥清掃が完了したら、上図の様に組立てます。注）チューブ継手の締付け方法は、参考資料を参照して下さい。 ①　④→②を逆の手順で元通りにします。注）3/4Bオネジ部には、焼付防止剤（モリコート1000）をうすく塗布する事。また、エゼクタ接続管部のパッキン（KX-331506-11）を新しいものに交換して下さい。パッキン取付時の注意事項1.パッキンがセンターに位置する状態で締付け願います。 2. エゼクタ接続管部のパッキンの締め付けトルクは12～15N・mとして下さい。強く締めすぎますとパッキンが変形しますので強く締め過ぎない様にして下さい。 ⑧ ３－２運転操作を参照し、保温用マントルヒータの電源ON以降の作業を実施する。注）焼付防止剤（モリコート1000）の燃焼により、発信器より煙が発生することがあります。工ゼクタを取外して清掃する方法(KX-331518-**) ① ３−３停止操作を参照し、保温用マントルヒータの電源のOFFまで実施する。 (受信器の電源はONのままで可) ②パージエア配管、エゼクタエア配管を外す。 ③保温用マントルヒータを外す。 (マントルヒータのマジックテープを外し、ブロックよりマントルヒータを外す。配線は、端子台に取付けたままでよい） ④エゼクタASSYを外す。矢印部をモンキーで反時計廻して取り外す。 ⑤上図のエゼクタASSYの各ジョイント部を取外し、エア吹き付けや清掃棒、清掃ブラシ等を用い、付着物を除去します。 ⑥清掃が完了したら、上図の様に組立てます。注）チューブ継手の締付け方法は、参考資料を参照して下さい。 ①　④→②を逆の手順で元通りにします。注)※3/4Bオネジ部には、焼付防止剤（モリコート1000）をうすく塗布する事。また、エゼクタ接続管部のパッキン（KX-331506-11）を新しいものに交換して下さい。パッキン取付時の注意事項1.パッキンがセンターに位置する状態で締付け願います。 2. エゼクタ接続管部のパッキンの締め付けトルクは12～15N・mとして下さい。強く締めすぎますとパッキンが変形しますので強く締め過ぎない様にして下さい。 ⑧ ３－２運転操作を参照し、保温用マントルヒータの電源ON以降の作業を実施する。注)焼付防止剤(モリコート1000)の燃焼により、発信器より煙が発生する事があります。 4-9

4-10     フィルタについて
本製品で使用するファイバーフィルタにイソウール成形品（人造鉱物繊維）が使用されている為、安全データシート(SDS)はHP(ホームページ)よりダウンロード下さい。
5.参考資料
5-1 標準仕様プローブ発信器(1)取付場所：屋内(2)温: −10～120℃ (3)湿  度:90%RH以下(結露しないこと) (4)プローブ取付方向：水平から先端5˚下向き(5)測定ガス条件       :流速;0~20m/sec. ;±5KPa(ドラフト変化±3KPa)圧力;プローブの材質による(納入図に記載)温度ダスト量 ;MAX.500mg/Nm³ SOx量  ;MAX.1000ppm NOx量  ;MAX.500ppm :約３分(センサのみ)保温用マントルヒータは約３０分（6）暖気時間(7)校正ガス流量:1～3 l/min. (8)エゼクタエア流量  :3～12ℓ/min. :T90;10秒以内(校正ガス切換時) (9)応答時間(10)重：約5kg(プローブの重量は除く) (11)材質:SUS316／SUS316L
5-2 チューブ継手の締め付け方法
締め付け時の注意(1)継手を分解した場合は、パーツが下図のように正しく装着されているか確認して下さい。 (2) 継手内での焼き付き防止のため、焼付防止剤(モリコート1000)を塗布して下さい。ナットリアフロントフェラルフェラルボディ
本取扱説明書の記載内容は予告なく変更する場合があります。