取　扱　説　明　書電子式直流メータリレー MRLC−110通信出力このたびは、当社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は、本製品を正しく取り扱っていただくために必要な事項について記載されていますので、ご使用の前に必ずお読みください。
安全上のご注意
■使用環境条件
本製品は下記の条件を満たす環境でご使用ください。環境条件を満たしていない場合、誤動作や故障、性能や寿命を低下させるおそれがあります。 ● 周囲温度−10～+55℃、湿度30～85%RHの範囲内の場所● ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所（腐食性ガス：SO, / H,Sなど） ●振動や衝撃のない場所●外来ノイズの少ない場所● 標高1000m以下の場所
■　屋外盤での使用条件
屋外盤で使用する場合、下記の事項にご注意ください。 ●本製品は、防塵.防水.防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨や水滴が直接当たらない場所に設置してください。 ●直接日光があたる場所には設置しないでください。ガラス越しであってもできるだけ直射日光が当たらないよう配慮してください。本製品に直射日光が当たりますと、表面の温度上昇によりケースが変形するおそれがあります。
■取付・接続
取付や配線を行うときは取扱説明書を参照のうえ、下記注意事項を守り専門技術を有する人が行ってください。 ●結線は結線図を確認のうえ、行ってください。不適切な結線は機器の故障や焼損、火災の原因となります。 ●活線作業は禁止してください。感電・機器の故障・焼損・火災・ガスなど爆発の原因となり大変危険です。 ●通電電流に適したサイズの電線を使用してください。不適切な電線の使用は火災のおそれがあります。 ●ねじの締付け後、締付け忘れがないことを確認してください。緩んだ状態は火災、誤動作の原因となります。
■使用前の準備
本製品を主電源に直接接続する場合には、外部に適切なヒューズを入れてください。本製品は使用前に設定が必要です。取扱説明書をお読みのうえ、正しく設定してください。設定に誤りがありますと正しく動作しません。
■結露について
製品が無通電のとき、設置場所の温度や湿度が急激に変化すると、表示部内側に結露による水滴が付くことがあります。 (表示部中央でフィルタが液晶表示器表面に吸い付き、丸や楕円状の模様が発生します。)この現象は補助電源を通電し、約２時間放置することで無くなります。そのままご使用ください。
■保守・点検
●通電中の点検は、危険ですので行わないでください。定期点検における交換部品はありません。 ●清掃する場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。アルコールなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなどは使用しないでください。液晶表示面は拭き取り中に表示が点灯することがありますが、これはフィルタに静電気が帯びて起きる現象です。しばらく放置しておきますと自然に放電して元に戻ります。また、フィルタを押したとき、フィルタと液晶表示面が接して丸や楕円状の模様が発生することがありますので、フィルタを強く押さないでください。
■保管
長期間保管する場合は、下記のような場所で保管してください。 ●周囲温度−25～+70℃の範囲内の場所●日平均温度が40℃を超えない場所●ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所●振動や衝撃のない場所●製品にアルミ電解コンデンサを使用していますので、ご購入後なるべく１年以内に電源通電をしてください。
■故障時の処置
故障の場合は原則、現品を引き取り修理することになります。
■廃棄
本製品を燃やしますと、環境に悪影響を与えます。本製品を廃棄する場合は一般産業廃棄物（不燃ゴミ）としてください。本製品には水銀部品、ニッカド電池は使用していません。 1

1.製品説明
1.1用途1台で、直流回路の電圧又は電流を最大3回路まで計測でき、6系統独立した上限／下限検出機能を持ち、4回路の接点を出力できます。通信出力によりシステムに合せた集中監視ができます。
1.2特長
● １台で同時に３つの計測表示が可能です。警報出力は４回路標準装備。 ●通信出力(RS-485)による警報状態監視及び設定値変更が可能です。 ●フルスケールを任意の数値に設定できるスケーリング機能があります。 ●直流電流と直流電圧の計測値より、直流電力を演算し、表示できます。 ● 動作値は、入力の−25～+125%まで設定できます。DC4～20mAの入力では、L検出：0%未満で断線検出として使用可能です。 ● 動作設定は上限／下限検出に設定可能、動作は励磁／非励磁／OFFが選択可能です。 ●始動時遅延機能、接点遅延機能を標準装備。 ●入力相互間AC2000V、出力相互間AC2000V、入力－出力間AC2000V絶縁です。 ●バーグラフ表示（1計測）にてメータ感覚で確認できます。 ●最大値と最小値の保持ができます。 ●外部操作入力（最大値と最小値のリセット）が可能です。(設定により、警報リセット又は表示切替も可能) ●電源はAC85～253V、DC80～143Vの交流直流両用。DC20～56Vも製作可能なため、幅広い電源範囲に対応できます。 ● 従来の110角の機械式メータと取付方法に互換性があります。 (取付は対角2点)
2.各部の名称と機能
バーグラフ表示部計測値をアナログ表示します。 @ISPLAY	スイッチにて、バーグラフに表示する計測要素を切り替えられます。主監視警報状態表示下警報設定指標- (警報OFF設定で管理指標として)使用できます) l警報設定を確認するスイッチです。 10秒間無操作で警報設定表示から表示モードに戻ります。設定モードでは設定値の繰り下げに使用します。 SET設定モードにするスイッチです。 3秒以上連続ONで表示モードから設定モード１になります。設定モードでは設定値を決定するスイッチになります。 +入力1回路：入力1のみ表示入力2回路：入力1.2のみ表示入力３回路：入力1.2.3全て表示警報出力復帰動作表示復帰方法設定により、警報出力の復帰動作の設定ができます。目盛数字表示スケーリング設定により、自動設定されます。単位表示単位表示設定にて、単位が設定できます。 ( DISPLAY )バーグラフ表示させる入力要素を切り替えるスイッチです。 →主監視 →副監視(左) →副監視(右) → (SET)スイッチと同時に３秒以上押し続けると、表示モードから設定モード２になります。設定で（+）スイッチとの機能入れ替えができます。 1アクションで設定モードから表示モードに戻ります。各入力の最大値、最小値を確認するスイッチです。最大値→最小値の順に切り替わります。 10分間無操作で最大値、最小値表示から表示モードに戻ります。設定モードでは設定値の繰り上げに使用します。設定で〈DISPLAY〉との機能入れ替えができます。最大・最小保持値又は警報出力の保持状態をリセットするスイッチです。最大値. 最小値確認画面より、1秒以上押し続けると最大・最小保持値がリセットされます。手動復帰設定時、表示モードより1秒以上押し続けると、警報出力の保持状態がリセットされます。設定モードでは、項目の移動に使用します。 3.準備3.1取付下記外形寸法図、パネルカットを参照のうえ、厚さ10mm以下のパネルに付属のM5ナットで取り付けてください。締め付けトルクは、2. 75～3. 82N・mとしてください。
3.1.2取付上の注意事項
取付：液晶表示器は見る角度によりコントラストが変わりますので、最適な角度となる位置へお取付ください。取付パネルの厚さは10mm以下としてください。
3.1.3 直列抵抗器DM-1 (付属品)外形寸法図
(電圧入力301V以上は、直列抵抗器DM-1を外付してのご使用となります。) 3.2.1結線図直流電流入力1(A)と直流電圧入力2 (V)の計測値より、直流電力を演算し、表示します。注( 1 ）22番（－）と24番（Ter. ）を短絡することで、内部に終端抵抗が接続されます。注(²)通信ケーブルのシールド線の中継用（渡り配線用）端子です。アースや内部モコンには接続されていません。
3.2.2結線上の注意事項
(1)安全のために結線終了後は必ず端子カバーを取り付けてください。 (2)入力側と出力側の配線は分離し、外来ノイズに対する配慮（誤動作防止）をしてください。 (3)アース端子（5番端子）は、必ず接地してしてさい。また、アース端子と大地間の接地抵抗は100Ω以下としてください。 (4)本製品と遮断器及び、リレー接点信号線との距離はできる限り離してください。 (5)警報出力に誘導負荷を接続する場合、サージキラーを外部に設置することをお勧めします。サージキラーの無い場合、接点の寿命が短くなる場合があります。 (6)伝送線はシールド付ツイストペアケーブルとし、整内を含めて同一の物としてください。また、誘導ノイズが多い場合、最も効果のある場所で1箇所のみ接地してください。 (7)電圧入力301V以上の場合は、直列抵抗器（DM-1）が付属されます。 DM-1はメータ本体と組み合わせて調整されていますので、必ず付属品のものをご使用ください。メータ1台で複数のDM-1が付属される場合は、入力要素に合ったものを組み合わせてご使用ください。
4.操作
4.1スイッチの説明
SET
●便利な機能設定モードのまま操作を止めてしまっても、10分間無操作で表示モードに戻ります。
4. 2 ブロック構成図
6系統独立した上限／下限検出部と接点出力部を装備しています。設定により任意の組合せができ、システムに合せた接点出力構成が可能となります。例）入力1回路の場合4.3リレー動作■始動時遅延機能電源投入後は設定された始動時遅延時間後に検出動作が行われます。 (1)始動時遅延時間5s三接点遅延時間0s非励磁動作の場合、リレー動作が逆となります。 ■復帰方法(1)自動復帰設定におけるリレー動作（出力モード：励磁、H動作）
4.4警報表示点滅タイマ
(1)設定ON時確認できる機能です。入力が動作値を超え接点遅延中、リレー動作点に近づくにつれ警報表示の点滅が徐々に早くなり、リレー動作点を
(2)始動時遅延中の点滅表示（設定ON時）
始動時遅延中は、点滅タイマを無効とします。入力が動作値を超えていても点滅表示はしません。
5.表示5.1入力1回路の表示例
6.設定6.1機能一覧と初期設定値出荷時は、下記初期設定値となっていますので、ご使用条件に合わせて設定を行ってください。なお、設定品につきましては、ご指定の設定で出荷されています。

6.3設定早見表
(　)内の番号は、設定画面に表示される設定番号となります。 〈注意〉入力回路数又は計測表示ON/OFF設定により、除外される設定項目があります。
～213P）は除外されます。
6.4 計測表示モード詳細説明■本器に電源を入れますと、計測表示モードになります。警報状態表示- 〔警報設定を変更したい・設定モード１へ]副監視(左)入力2の計測表示〔表示スケーリングを変更したい・設定モード2へ]バーグラフ表示部DISPLAYスイッチにて、表示要素を切替えられます。警報設定指標警報出力モード設定がOFFの場合は管理指標として表示します。 [警報設定を変更したい・設定モード１へ]デジタル表示部[主監視,副監視(左),副監視(右)]同時に3要素の計測表示ができます。 〔表示位置を変更したい・設定モード１へ〕 ・入力2,入力3は入力回路数により異なります。副監視(右)入力３の計測表示〔表示スケーリングを変更したい•設定モード2へ]主監視入力１の計測表示〔表示スケーリングを変更したい・設定モード２へ〕目盛数字表示スケーリングにより自動設定されます。 [バーグラフのスケール（感度）変更したい・設定モード2へ]最大値・最小値リセット注( 4 ) 「DISPLAYスイッチ機能入れ替え設定」にて、干:バーグラフ表示切替、 [DISPLAY] :最大値・最小値表示に設定した場合、[DISPLAY]を押すと、最大値・最小値が表示します。注( 5 )自動復帰設定時は、警報リセットはできません。注( 6 )警報1～6が全て検出している時は、警報出力テスト表示に切り替わりません。 • [SET]スイッチを３秒押し続けることで、設定モード１になります。⇒  28ページSET|スイッチと|DISPLAY|スイッチを同時に３秒以上押し続けることで、設定モード２になります。⇒  39ページ〈注意〉入力回路数又は計測表示ON/OFF設定により、除外される設定項目があります。 ・入力1回路仕様の場合、入力2,入力3の設定項目はありません。 ・入力2回路仕様の場合、入力3の設定項目はありません。 ・全て計測表示をOFFにした場合、全ての計測値は表示しませんので、ご注意ください。 ■ 計測表示モードからの操作(1)警報設定値表示

(2) 最大値・最小値表示

(3)最大値・最小値リセット
(4)警報リセット(手動復帰設定時のみ有効)手動復帰設定時、検出後の警報出力及び警報表示の保持状態がリセットできます。自動復帰設定時は警報リセットができま

(5)バーグラフ表示切替え
(6)警報出力テスト警報出力のリレー動作を確認できます。ただし、検出している要素は、動作確認できません。警報出力要素設定で設定している警報要素をON/OFFすることで、リレー動作及び警報表示の確認ができます。
6.5設定詳細説明6.5.1 設定モード1 [SET]スイッチを３秒以上連続で押すと、表示モードから設定モード１になります。設定項目の移動はRESET/SHIFT|スイッチと|F|スイッチ又はRESET/SHIFT|スイッチと|F|スイッチで行います。 [DISPLAY]スイッチを押すと表示モードに戻ります。設定中に[+]、「スイッチを同時に３秒以上連続で押すと、現在設定している値だけが初期設定値に戻ります。 〈注意〉入力回路数又は計測表示ON/OFF設定により、除外される設定項目があります。 ・入力1回路仕様の場合、入力2,入力3の設定項目はありません。 ・入力2回路仕様の場合、入力3の設定項目はありません。 ・全て計測表示をOFFにした場合、設定モード1になりませんので、ご注意ください。
(1)表示組合せ,単位表示設定(設定№ 111〜114)

画面表示
DC電力計測時の表示について表示組合せ設定をパターン7～0に設定した場合、DC電力を計測します。表示の動作について、下表を参照してください。 DC電力のスケールは、入力1 (A)と入力2 (V)のスケーリングより自動スケーリングします。入力1 (A) : 0～60mV、表示: 0.0～100.0A入力1(A) : ±60mV、表示: ±100.0A例③入力1 (A) : ±60mV、表示: ±100.0A入力2 (V) :  ±200V、表示：±200. 0V
(2) 警報設定(設定No. 121～12A)
警報1～6（AL1～6）の動作を設定します。

(3) 復帰方法（保持機能）設定（設定No. 131)
(4)外部操作入力機能設定(設定No. 141)

(5) DISPLAYスイッチ機能入れ替え設定(設定№ 151)
[SET]スイッチと[DISPLAY]スイッチを同時に３秒以上連続で押すと、表示モードから設定モード２になります。設定項目の移動はRESET/SHIFT|スイッチと|F|スイッチ、又はRESET/SHIFT|スイッチと|一|スイッチで行います。 DISPLAYスイッチを押すと表示モードに戻ります。設定中に[干]、「Jスイッチを同時に３秒以上連続で押すと、現在設定している値だけが初期設定値に戻ります。 〈注意〉入力回路数又は計測表示ON/OFF設定により、除外される設定項目があります。 ・入力1回路仕様の場合、入力2,入力3の設定項目はありません。 ・入力2回路仕様の場合、入力3の設定項目はありません。 ・全て計測表示をOFFにした場合、設定モード2の「計測表示ON/OFF設定」と「初期設定値に戻る」のみ設定可能となりますので、ご注意ください。 (1) 表示スケーリング設定（設定№ 211b～21C)入力要素の表示値のスケーリング設定ができます。
(2)入力キャリブレーション設定(設定№ 221b～226F)

(3)入力感度（バーグラフフルスケール）設定（設定№. 231～233)
(4)通信出力設定(設定№ 241～246)

(5)低入力カット設定(設定№ 261～263)入力スパンの0. 5%未満に相当する微小入力のとき、表示値を0に固定します。ただし、表示スケーリング0〜N. -N〜0〜N（例：-100〜0〜100）のときのみ有効。-N 〜0〜N（例：-10〜0〜100）の

(6) 表示不感帯設定（設定№ 271～273)
(7)計測表示ON/OFF設定（設定№. 281～283)入力要素の計測表示ON/OFFを設定します。この設定でOFFした入力要素を設定している警報設定はOFFになります。計測表示設定をOFFからONにした場合、

(8)初期設定に戻す（設定№ 291)

6. 6バーグラフのスケールについて(1)バーグラフのスケールは、表示のフルスケール値を含む最も近いスケールを、下記標準スケールの中より自動選択し、表示します。また、標準のバーグラフ表示は、0～N, −N～0～Nの2通りとなります。標準のバーグラフ表示
−9900≤N≤9900 〈ご注意〉バーグラフ表示−№0は表示できません。表示スケーリング−100～0の場合でも、バーグラフ表示は−100～0～100（両振れ）となります。例）片振れ1 , 1.2 , 1.5 , 1.6 , 1.8 , 2 , 2.4 , 2.5 , 3 , 3.2 , 3.6 , 4 , 4.5 , 4.8 , 5 , 6 , 6.4 ,標準スケール7.2  ,   7.5  ,  8  ,   9.6 の10の整数乗倍(10 n ) (2)表示スケーリングの設定により、表示フルスケール値が上記スケール区分の間となってしまう場合は、その値を含む最も近いバースケールを選択します。 190というスケールは無いので200のスケールを選択します。 (190. 0値を含む最も近いバースケールを選択します） 98というスケールは無いので100のスケールを選択します。 (98. 0値を含む最も近いバースケールを標準スケールより選択します） 〈ご注意〉 • 10〜2000など0を含まないスケールの場合は、標準バースケール0〜2000で表示されます。 • -10〜0〜100などアンバランスのスケールの場合は、標準バースケールは-100〜0〜100で表示されます。上記以外のバースケールをご希望の場合はご相談ください。 (3)各スケール区分の詳細については、付図1「バースケール目盛区分詳細」を参照してください。 7.仕様7.1形名・仕様コード形名&形名①務名②ハードモデルMRLC-110 AハードモデルAバックライトなし
仕様コード@普報出力注( 1 ⁄ ) 電圧入力±301V以上は、直列抵抗器DM−1 （付属品）を外付してのご使用となります。注(¹⁴)  1）入力レンジ標準製作範囲・・・・・  1. 電圧入力 ±50mV～±650V 2.電流入力±500μA～±50mA 2）入力レンジ特殊対応・・・・・・・・ 1.電圧入力±651V～±800V 2.電流入力±100μA〜±499μAとなる場合(デジタル表示階級が1. 0 → 1. 5に変ります) 3）電流入力±50mAを超える場合は、ご使用の分流器（別売品）に合せた定格を選定してください。注( 15 )直流電力計測は、入力1の計測値（電流値）と入力2の計測値（電圧値）より、演算して表示します。直流電力計測仕様を選定の場合、入力1はコードB～D、入力2はコードE～J. Yから選定してください。入力1, 2で上記コード以外の場合は、コードZを指定してください。また、表示パターンは7～Cを選定してください。注( 16 )  1入力の場合は、入力2, 3を入力なしのコード0を選定してください。 2入力の場合は、入力３を入力なしのコード0を選定してください。注( 1 ⁄ ) 警報出力は特殊対応でb接点も製作可能となります。
注( 19 ) COSTは主監視と副監視(右)のみ液晶表示可能です。注( 20 ) Hz、varは主監視と副監視(左)のみ液晶表示可能です。注(²¹) レタリング表示は主監視：60種類、副監視：63種類となります。レタリングの文字高は主監視：8.5mm、副監視：5mmとなります。レタリングの文字色は灰色(DIC第13版541)となります。注( ² )副監視のみレタリング表示可能です。主監視は液晶表示となります。注( ²² )設定No. 214, 218, 21Cにて、LEAD/LAG表示を優先して表示することができます。
付図1バースケール目盛区分詳細バースケール内の数字は、下図液晶画面の数字に対応しています。 (実際の液晶に数字は表示されません)また、目盛区分はフルスケール値により異なります。片振れ時(0～N) ：液晶目盛点灯1.2
2.4.8目盛値は0目盛9.6 10の整数乗倍(10")とするバースケール1.6 3.2 4.6.4 a目盛値は10の整数乗倍(10")目盛バースケールとする7 2 5 9目盛価は10の整数乗倍(10")とするバースケール目盛0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2.5
 5目盛価は10の整数乗倍(10")とするバースケール目0.5
1.5 7.5目盛価は10の整数乗倍(10")バースケール<[1][2][3][4][5][6][7][8][10]11]12]13]14]15]16[17]18[19]20[21]22[23]24[25]26[27]28[29]30とする56 (-N~O~N) 2.5目盛付表1
例) 20kW → 20.00kW 48kW →  4.80kW
60本社住所: 〒121–8639 東京都足立区一ツ家一丁目11番13号(東京宮葉所)電話：03 (3885) 2411 (代表) F A X : 03 (3858) 3966住 所:  〒６１０－０１１４ 京都府城陽市市辺西川原1－１９京都営業所電話：0774 (55) 1391 (代表) F A X : 0774 (54) 1353作成2022/12/19  Rev. C