取扱説明書レベルセンサー LS-100D 1014284-01-D
1.英全にお使いいただくために
安全に使うための表示
商品および取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから、本文をお読みになり、記載事項をお守りください。表示の説明
※ 1）障害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさす。 ※ 2）物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさす。図記号の説明

2.6部の不可を取得
集じめに
このたびはトプコン製品をお求めいただき、まことにありがとうございました。本書は、レベルセンサー LS-100Dの操作方法などについて説明しています。効率よく安全にお使いいただくために、「安全に使うための表示」および「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いくださるようお願いいたします。また、本書はいつもお手元においてご活用ください。ご使用上のお願い・機械を運搬や輸送するときは、できるだけ衝撃を避けるようにクッションで緩衝してください。強い衝堅により、機械の性能に影響する場合や故障の原因になります。 ・本機を長期間使用しない場合は、電池を取りはずして保管してください。 ・同梱の付属品以外は使用しないでください。または、取り付けることができません。 •ホルダー等の取付ねじは通常の使用に耐えられる設計となっていますが、必要以上の強い力で締めると、破損する場合があります。 ･使用する回転レーザーは、RL-H4C、RL-200シリーズ、RL-H5A以外は動作保証いたしません。
免責事項について
1）火災、地震、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。 2) 本機器の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（テータの変化・消失、事業利益損失、事業の中断など）に関して、当社は一切寄任を負いません。 3)取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。 4)接続機器との組み合せによる、誤動作などから生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。
指示
/\注意
禁止バッテリーから漏れた液に触れないでください。楽書によるやけど・かぶれの恐れがあります。表示部回転レーザー表示.当社の回転レーザーには、レーザーの回転速度(rpm)を変えて警告信号を発信するモデルがあります。この機能がある場合、警告信号の発信時に回転レーザーのマークが点滅します。バッテリーのマークのみ点滅したときは、レベルセンサー（LS- 100D）の電池を交換してください。バッテリー残量警告センターバー基準位置を示します。数値/文字表示基準位置からの高さを表す数値、または簡単な文字メッセージを表示する３桁の表示部です。高さを表す数値は[mm]、[cm]で表示されます。測定範囲外のときは"---"と表示されます。数値が点滅しているときは精度保証外の範囲です。高さ表示矢印高い/低いといった高さ情報を4段階で表示します。基準位置から離れるにつれて、矢印のサイズが大きくなります。矢印のバーは選択したデッドバンドの段階を表しまtoロストビーム表示:レーザー光が鉛直方向の受光範囲から外れてしまったとき、矢印が流れるように表示されます。レベルセンサーを矢印の方向に移動してください。 -音量表示
精度の切り替え方法精度切替スイッチを１回押すと、設定した現在の精度が数値表示されます。精度が表示されている間(1秒間)にもう一度押すと、現在の精度設定を変更できます。続けて押すと、5段階の精度（モード1 ～ 5)が繰り返し表示されます。
ブザー音量の調節方法ブザー音スイッチを押すと、強/弱/オフが繰り返し表示されます。明ブザー音のマークが表示され、文字"Hi"が1秒間表示されます。 
 ブザー音のマークが表示され、文字" LOW"が1秒間表示されます。オフ：ブザー音のマークが表示されず、文字" OFF"が1秒間表示されます。
備考(精度モード)
·電源ONしたときは、モード3に設定されます。 ・モード３のときは、選択した分解能のビッチが2mmのため、基準位置からの高さ表示が0、2、 4、6、8・・と切り替わります。ハイアラート機能回転レーザーが衝撃を検知したとき、作業者に知らせる機能です。（ハイアラートは、セイフティーロックとも呼びます。）自動整準機能が作動し、レーザーが射出されているときに、作業者の接触等により回転レーザーの設置状態（高さ）が急激に変化した場合、作業精度を守るため回転ヘッドが150rpmで回転します。
3.メニュー(MENU)後半
メニュー機能を使用することにより、下記の設定を変更できます。工場出荷時の設定価が一般的によく使われる選択肢です。特別な用途以外は設定を変更しないことをお勧めします。
設定できる項目
下記の項目を設定/表示できます。表示単位：mm/cm高さ表示LED：ON/OFF知りたい情報：ソフトウェアのバージョン"Fw"
単位の設定方法
1.電源スイッチを押して電源をONにします。 2.ブザー音スイッチと精度切換スイッチを同時に2秒以上押します。"Unt"と表示されます。 3.ブザー音スイッチ（エンターキー）を押します。 4.精度切換スイッチ（↓キー）またはホールドスイッチ（↑キー）を押して、単位を選択します。 5.ブザー音スイッチ（エンターキー）を押します。設定されました。 6.電源スイッチを押して通常モードに戻します。操作方法1.電源スイッチを押します。電源がO Nになります。 2.センターバーが表示されるように、レベルセンサーを上下します。 3.指標の位置をマークします。電源スイッチを押すと電源がOFFになります。お願い:レベルセンサーは、できるだけ回転レーザーの正面に向けて使用してください。レーザー光を斜め方向から受光すると正確に測定できないことがあります。各ブザー音とレベルセンサーの位置ブザー音により、レベルセンサーの位置を確認できます。ビッビッ：レベルセンサーを下げてくださいレビーッ：レベルセンサーは基準位置ですビービー：レベルセンサーを上げてください
測定値のキャプチャー方法
レベルセンサーがレーザー光を受光しているとき、ホールドスイッチを押すと、ブザー音が鳴り現在測定中の数値が固定されます。このとき、高さ表示矢印と数値表示が点滅します。いずれかのスイッチを押すと、通常動作に戻ります。レベルセンサーがレーザー光を受光していない時にホールドスイッチを押すと、レベルセンサーに"CAP"と表示されます。この状態で５秒以上連続でレーザー光を受光させると、ブザー音が鳴り現在測定中の数値が固定されます。このとき、高さ表示矢印と数値表示が点滅します。いずれかのスイッチを押すと、通常動作に戻ります。
お願い
LS-100Dにホルダー 110型を組み合わせてご使用の際は、ホルダー 110型に付属の円形気泡管をご使用ください。円形気泡管により標尺等の倒れをご確認いただけます。
7. Templa
LS-100Dおよびレベルセンサーホルダー 110型は、ケース内に格納できます。 (RL-H4C, RL-200シリーズ同梱時には対応していますが、LS-100D単体でお買い上げの場合は対象外となります。) LS-100D RL-H4Cレベルセンサーホルダー 110型
3. 1913

高さ表示LEDの設定方法
1.電源スイッチを押して電源をONにします。 2.プザー音スイッチと精度切換スイッチを同時に2秒以上押します。"Unt"と表示されます。 3.精度切換スイッチ（↓キー）を押します。"LEd"と表示されます。 4.ブザー音スイッチ（エンターキー）を押します。 5.精度切換スイッチ（↓キー）またはホールドスイッチ（↑キー）を押して、On/OFFを選択します。 6.ブザー音スイッチ（エンターキー）を押します。設定されました。 7.電源スイッチを押して通常モードに戻します。
知りたい情報の表示方法
1.電源スイッチを押して電源をONにします。 2.ブザー音スイッチと精度切換スイッチを同時に2秒以上押します。"Unt"と表示されます。
このようなものは、 3.精度切換スイッチ（↓キー）を２度押します。"InF"と表示されます。 4.ブザー音スイッチ（エンターキー）を押します。 "Fw"と表示されます。 5.ブザー音スイッチ（エンターキー）を押します。情報が表示されました。 6.電源スイッチを押して通常モードに戻します。お願い：間違った測定結果が出る可能性があるため、測定中にレーザー受光部の一部が覆われていないことを確認してください。バッテリー残量警告が表示されたら、電池を交換してください。 1.電池カバーを開きます。固くて開きにくい場合は、コインを使用してください。 2.電池を取りはずします。 3.新しい電池を挿入します。 (電池の極性を間違えないでください) 4.電池カバーを閉めます。このとき、「カチッ」という音が２回するまで閉めてください。備考：電池交換直後は、電源スイッチを２回押さないと電源ONしないことがありますが、故障ではありません。
6.メンテナンスピンVC
・本機、特に受光部はいつもきれいにしておいてください。 ・強力な洗浄剤や溶剤を使用しないでください。 ・本機がひどく汚れた場合、流水で洗うことができます。 ・高圧洗浄機を使用しないでください。密閉容器に保管する前に、完全に乾かしてください。水分が残っていると、電池接点が腐食する恐れがあります。この場合、保証は失効します。 ·万一、本機に不具合や欠陥が発生した場合、検査と修理につきましては、最寄りの営業担当にお問い合わせください。レベルセンサー LS-100D RL-H5A
SIMA
トブコンホームベージhttp://www.topcon.co.jp株式会社トフロン *社  〒174-8580東京都板橋区蓮沼町75-1株式会社トフ·コンソキアポジショニングジャパン本社　〒174-8580東京都板橋区蓮沼町75-1 ※当社連絡先詳細は、当社ホームページをご覧ください。 ©2016 TOPCON CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED無断複製及び転載を禁ず