はじめに
この度はリサウンド補聴器をお買い上この取扱説明書では、各器種を以下のように呼びます。げいただき、誠にありがとうございまiaこの取扱説明書リサウンド・リサウンド・リサウンド・この取扱説明書では当補聴器の操作手での呼び方│エンツォ²９│エンツォ²７│エンツォ²５順、機能、故障が疑われる場合の原因とEN988-DW | EN788-DW | EN588-DW 88タイフ対策などについて説明しています。 98タイプ| EN998-DW | EN798-DW | EN598-DWお使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、この取扱説明書は保証書と一緒に大切に保管してください。
文全下の経歴(XFEEDく)を通し
この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容を良く理解してから本文をお読みください。西■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。
扱いをすると、使用者が損害をこの表示を無視して誤った取物的損傷家屋·家財ならびに人身以外の家畜やペットに関わる拡大損害を示します。 ※電池の消耗を防ぐために電源の切り忘れにご注意ください。電源投入時の設定● [プログラム] ]両耳連動機能使用時（販売店で設定可能 天天天）片耳の補聴器のプログラムを変更するともう片方の補聴器のプログラムも自動的に変更します。
■フライトモード(ワイヤレス機能使用時)
搭乗中に電波の使用を禁じられている飛行機内や、無線送信および電波を発する機器の使用が禁止されている場所では、補聴器をフライトモードに設定してワイヤレス機能をオフにしてください。
■フライトモードの設定方法
②もう一度電池ケースを③もう一度電池ケース閉じ、10秒以内に開けポーン、ポポーン、ポてください。を閉じてください。「ポポーン…」というお知らせ音が鳴ると設定完了
■フライトモードの解除方法
③「ポーン」というお知ら※ 「ポポーン」というお知らせ音が鳴る場合は、①からもう一度行ってください。
2-5.電話での使用
本補聴器は、装用したままでも電話を使用することができます。受話器を補聴器のマイク部分に近づけてください。 (直接マイク部分にはあてないでください。) ※ハウリング(ピーピー音)が発生したら、受話器を遠ざけてください。 ※本補聴器は、携帯電話からの電磁妨害に対する最も厳格な基準を守っています。しかし、すべての携帯電話と適合性があるわけではありません。もし、お持ちの携帯電話での聞き取りが悪かった場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
2-6. iPhone、iPad、iPod touchとの使用について
本補聴器はiPhone、iPad、iPod touchに直接接続して使用することができます。本補聴器とのペアリングや接続した機器の使用方法についてはお買い求めの販売店にご相談いただくかホームページresound.com/compatibilityをご参照ください。
■対応端末について
本補聴器はiOS 8.X以降を搭載したiPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone 6s Plus、 iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone SE、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5, iPad Pro(12.9インチ)、iPad Pro(9.7インチ)、iPad Air 2、iPad Air、iPad (第4世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini、iPod touch（第6世代）、iPod touch (第5世代)に対応しています。
1-1.各部の名称と役割
2-4.プログラム変更について
2-1.電源の入れ方／切り方
電源の入／切は電池ケースで行います。電池ケースを完全に閉じると電源が入り、開けると電源が切れます。
■チャイルドロック
乳幼児が電池ケースを開けて電池を飲み込んでしまうことを防止する機能です。設定をすると、電源を切ることはできますが電池を交換することはできません。 【88タイプ】
■スマートスタート機能
補聴器を耳に装用する際に不快なハウリング(ビーピー音)を防ぐ為の機能です。この機能をオンにすると、電源を入れてもすぐには音声が入らず、代わりにお知らせ音（ポーン、ポーン、ポーン・・）が鳴ります。販売店で設定可能 (10秒/5秒/47 )
2-2.電池寿命お知らせ機能
電池残量が少なくなると、電子音（ポポポーン）が１５分おきに繰り返し鳴り、補聴器の電源が自動的に切れます。電子音が鳴りましたら、新しい電池と交換してください。予備の電池を常に携行することをおすすめします。 (販売店で設定可能 ED/FD)
■ワイヤレスアクセサリー（オプション）使用時
ワイヤレスアクセサリー使用時は、補聴器のみの使用時よりも補聴器の電池消費量が大きくなります。補聴器が使用できなくなるより前に、電子音が鳴りワイヤレスアクセサリーが使えなくなります。新しい電池に交換すると、ワイヤレスアクセサリーは再び使用できます。

2-3.音量調節について
■音声調節
本補聴器は、必要に応じてお客様自身が音量を手動で調節することができます。 ※ポリュームコントロールを押すと「ピッピッ」というお知らせ音が鳴ります。上限あるいは下限に達すると「ポー」という音に変わります。 (販売店で設定可能  42/42 ) ※電源を切ると、変更した音量は元に戻ります。 (販売店で設定可能  ED/ ED )両耳連動機能使用時片耳の補聴器のプログラムを変更するともう片方の補聴器の音量も自動的に変更しますお客様一人ひとりのきこえや使用環境に合わせて最大で4つのプログラムを設定することができます。プログラム選択ボタンを押すたびにプログラムが切り替わり、お知らせ音の回数でプログラム番号をお知らせします。販売店で設定可能
●初期設定の音量● [プログラム] ]電源投入時の設定
○オプション(別売)

①オーディオコード
【禁忌・禁止】
1.次の場合、補聴器を使用しないでくださ●耳を治療中の場合●耳の中に痛みがある場合●先天的または外傷による明らかな耳の変形がある場合●過去90日以内に耳漏を生じた経験があるö合●過去90日以内に急激または急速な難聴の進行を生じた経験のある場合●急性または慢性のめまいがある場合●耳あか、または異物の集積が明らかな場合●耳の皮膚が赤くなったり、かゆみ、湿疹が生じたとき●使用すると頭痛や疲れが生じたとき●補聴器の外観、音質、音量などに異常を感じたとき3.大きな音で聞き続けるとさらに聞こえを悪くすることがあります。 ※補聴器からビービー音が発生するハウリング状態で使用し続けると聞こえを悪くすることがあります。
【併用禁忌】
2.次の場合、補聴器を使用する前、あるいは使用を中止して、耳鼻咽喉科医師の診察を受けてください。 ●耳湯が生じたとき●耳の治療が必要になったとき●耳の聞こえが急に悪くなったと思えるとき病院などで治療や検査を受けるときの注意●治療や検査が補聴器に悪影響を与える場合があります。係りの人に補聴器をはずすかどうかお尋ねください。 ● MRIの検査のときは補聴器を検査室に持ち込まないでください。事故や故障の原因になります。

1-2.付属品一覧(携帯用ケースを除く)
※ □にチェックマークをして、ご使用前にご確認ください。 ※両耳で購入された場合、*マークのついたものは2個(本)付属します。
①音の入口音声を集めるためのマイク⑤ボリュームコントロール音量の調節を行う⑥外部入力端子オーディオシューを接続する端子①チャイルドロック乳幼児が電池ケースを開けて電池を飲み込んでしまうことを防止◊プログラム選択ボタンプログラムを切り替える(選択する)際に使用①電池ケースを閉じ、10秒以内に開けてくださいです。傷|失明·ケガ·火傷·骨折·中毒など、ものを示します。軽重傷に該当しないケガ火傷などを示します。される内容を示しています。 ■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し説明しています。この表示は、してはいけない[禁止]の内容です。使用者本機器の使用者を想定しています。ただし、使用者は購入者だけでなく、その家族・友人など第三者などを含みます。者·舞入者から製品を譲渡された負う可能性が想定される内容および物的損傷の発生が想定この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 d 【98タイプ】 ②音の出口本体内部で増幅された音声を外耳道に導く③電池ケース電池を収納する後遺症が残ったり治療のための入院や長期の通院を必要とする※青が左用、赤が右用になります。 ①ポポーンというお知らせ音が鳴ってから、1 O秒以上待ってください。
2-7.スムーズホンの使用について(オプション)
スムーズホン用のマグネットを取り付けた受話器を耳にあてると、お知らせ音が鳴り、自動的に補聴器が電話モードになります。受話器を耳から離すと、自動的に元のプログラムに戻ります。必要に応じて、受話器の最適な位置をお探しください。 (販売店で設定必要専用フロケラム)両耳連動機能使用時受話器を当てていない耳の音量が下がります。 ■マグネットの取り付け方清潔な状態にした受話口のすぐ下に貼って<ださい。 ※必要であればマグネットの位置をすらして調整してください。
△警告
(1)スムーズホン用のマグネットは医療機器や電子装置へ影響を与える可能性があります。詳細はお使いの医療機器、電子装置の取扱説明書をご参照ください。記載がない場合は、30cm以上離してお使いいただく事を推奨します。 (2)スムーズホンプログラムに切り替わらない場合は、マグネットが受話口に対して最適な位置にない可能性があります。その場合は、マグネットを受話器の他の場所に動かしてください。 (3)必ずリサウンドのスムーズホン用のマグネットをご使用ください。
2-8.テレコイルについて
本補聴器には、テレコイルが内蔵されています。テレコイルは、教室、公共施設、家庭内などのヒアリングループシステムのある場所で、他の音に阻害されることなく必要な音を聴取するときに使用します。また、強い誘導信号を出力するコイルを内蔵した受話器であれば、電話でお使いいただくことができます。テレコイルの詳細については、お買い求めの販売店にお問い合わせください。販売店で設定必要専用フフフレット
2-9.外部入力について(オプション)
外部入力により、テレビ、ラジオなどからの音をより良い音質で直接聞くことが可能です。オーディオシュー、FM受信機一体型を補聴器に取り付け、ケーブルもしくはワイヤレスFMシステムで音源に接続すると自動的に外部入力に切り替わります。
(販売店で設定必要専用フロケティ)
■オーディオシュー、FM受信機一体型の取り付け方（88タイプ）
■オーディオシュー、FM受信機一体型の取り外し方（88タイプ） ②オーディオシュー、FM受信機一体型を①オーディオシュー、FM受信機一体型の表面の取り外しボタンを押してくださそっと外してください。
■電池ケースの交換方法(98タイプ)
△注意
(1) 1つのFMチャンネルで2つ以上の送信機を使わないでください。 (2)オーディオシュー・FM受信機一体型のお手入れに、水や液体を使用しないでください。 (3)電波を出すことを禁じられているエリアでは、FM送信機を使わないでください。 (4) FM電波は、他の受信機に受信される可能性があります。 (5)外国でFMシステムを利用する際には、その国でそのチャンネルの使用が許可されているか事前にお買い求めの販売店にご確認ください。 (6) FM受信機一体型·FM送信機の修理は、認定されたサービスセンターでのみ可能です。この補聴器の無線機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が連用されています。 1.この補聴器の無線機能を使用する前に、近くで「他の無線局」が連用されていないことを確認してくだだし。 2.万一、この補聴器の無線機能と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの補聴器の無線機能の使用場所を変えるか、または使用を停止（電波の発射を停止）してください。 3.不明な点その他お困りのことが起きたときには、弊社のカスタマーサービス(0120-921-310)までお問い合わせください。この補聴器の無線線能は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉範囲離は10mです。
楽ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。演数値は参考値です。
: 
88タイプ
98タイプ
88タイプ、98タイプ
利得調整器の変化特性
■保証内容
●ブレミアム保証
(リサウンドエンツォ² 9、7のみ)
紛失・破損保証
■修理について
リサウンド・エンツォ² ９はお買い上げの日から2年間、リサウンド・エンツォ²  7は1年間、粉失またはユーザー様の過失による損傷の場合、最初の1回に限り無償にて新品交換、修理対応を行います。 ※ 但し紛失保証時には保証書と共に紛失届が必要となります。
●2年間無償保証＋ほっとシステム
お買い上げ日から2年間無償修理いたします。その後、1回の修理につき3年目は20,000円、4年目は40,000円を上限とし、これを超える修理費用は請求いたしません。 ※自然故障の場合のみ適用します。修理費用は補聴器1台につきの料金です。
■商標登録について
Apple, Apple□ゴ, iPhone, iPad, iPod touchは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 [Made for iPhone]とは、iPhone専用に接続するよう設計され、アッ🌸iPod 🌸iPhone 🌸iPadブル社が定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップル社は、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。本製品をiPhoneと共に使用すると、ワイヤレス機能に影響を及ぼす可能性があります。補聴器はきこえを助ける医療機器です。ここに示した警告や注意事項は補聴器を正しく使っていただき、装用者ご本人や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。以下の項目をお読みになり、取扱いにご注意ください。
△警告
●お子様が触れないようご注意ください。飲み込むと窒息の危険を伴う小さなパーツを含んでいるので、幼児の手に触れさせないようお願いします。 ●飛行機に搭乗する際には、フライトモードを使ってワイヤレス機能をオフにしてください。 ●スムーズホン用のマグネットは乳幼児の手の届かないところに保管してください。マグネットを誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師へご相談ください。また、マグネットを錠剤と間違わないように注意し、薬を飲むときは必ず確認するようにしてください。 ●電波を出すことを禁じられているエリアでは、フライトモードを使ってワイヤレス機能をオフにしてください。 ●リサウンドの補聴器を補聴器用ワイヤレスアクセサリーと接続する際には、必ずリサウンドの補聴器用の機器(有料オプション品)をご使用ください。 ●フィッティングを行う専門家の方への警告この補聴器は132dB SPL以上の出力があります。フィッティングの際には充分注意してください。
△注意
●衝撃-熱を避けてください。補聴器に強い衝撃をあたえたり、落としたりしないでください。また、直射日光の強いところや炎天下の車内、火のそば、ストープの上面など、高温となる場所での使用放置はしないでください。 ●補聴器はいつも清潔にしておいてください就寝時には必ず補聴器を外してお手入れをしてください。
●適切な音量でご使用ください。
必要以上に大きな音を長時間聴取すると、聴力低下を招く場合があります。 ●補聴器はお使いになる方のきこえ具合に合うように調整する必要があります。この補聴器は、販売店でお使いになる方のきこえ具合に合わせて調整してもらってから装用してください。
●補聴器を装用しても良く聞き取れない音
もあります。
小さすぎる音、遠くの音や周囲の雑音が大きい環境下での音声は十分に聞き取れないこともあります。このような場合は音源に近づくか、またはお買い求めの販売店にご相談ください。 ●ハウリング(ピービー音)にご注意くださう。耳せんがきちんと収まっていない場合や、抜けかけて隙間ができた場合などには特に八ウリングが起こりやすく、装用者に不快感を与えるばかりでなく、周囲の人にも迷惑をかけることになります。ご自分でハウリング音を確認できない場合は、ご家族など周囲の人にもきいてもらい、補聴器を正しく入れ直してくだだい。
△警告
●ショートさせたり、ネックレスなどの金属製のものと一緒に携帯保管しないでください。 ● 電池は乳幼児の手の届かないところに保管してください。 ●電池を誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師へご相談ください。また、電池を錠剤と間違わないように注意し、薬を飲むときは必す確認するようにしてください。 ●電池内部の液が漏れて、目に入ったり、皮膚や衣服に付着したときは、失明やケガなどの恐れがありますので、きれいな水で洗い流し、ただちに医師へご相談ください。 △注意● +、一を逆向きに入れないでください。 ●必ず指定されたタイプの電池を使用してください。 ●ご不用になった付属品は、お住まいの市町村の指示に従って廃棄してください。 ●ワイヤレス機能がオンになっているとき、ワイヤレス機器と通信するため、デジタル符号化された低出力伝送が使われます。そのため、ワイヤレス機器を使用しているときに近くの電子機器に影響を与える可能性があります。万が一機器への影響が認められた場合は、補聴器を遠ざけてください。 ●ワイヤレス機能及び機器の使用に際して電磁波障害が起こった場合には、その原因となるものから遠ざけてください。 ●サウンドジェネレーター機能の使用には医師の処方が必要です。ご使用の際には必す医師の指示に従ってください。 ②禁止●補聴器を水に濡らさないでください。補聴器を装用したまま泳いだり、お風呂に入ったり、洗顔なさらないでください。 ●補聴器を分解したり、ご自分で修理・改造などを絶対になさらないでください。 ●補聴器を乾燥させる目的でヘアドライヤーや電子レンジなどを絶対に使わないでください。 ●補聴器を他人にお貸しにならないでください。補聴器は使用者本人以外絶対ご使用にならないでください。他の人がこの補聴器を装用しても音量や音質が合わす聞こえにくいばかりでなく、耳を痛める場合があります。 ●病院内の検査機器にご注意ください。 MRIやCTスキャナーなどの検査は補聴器に損傷をあたえる可能性がありますので、同種の検査中は補聴器の装用をおやめくださしい。
※対策をしても解決しない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
△注意
●空気電池は充電式ではないので、充電すると液漏れ破損の恐れがあります。絶対に充電しないでください。 ●補聴器を長時間使わないときは、電池を本体から外してください。使い切った電池を補聴器に入れたままにすると、液漏れを起こす可能性があり、故障の原因になります。 ●直射日光高温高湿の場所を避けて保管してください。 ●乾燥ケース内で補聴器を乾燥させる場合は、必す電池を抜いてください。 ▶石油ヒーターやガスヒーターなどの暖房器具から発生する二酸化炭素により電解液が劣化することがあります。電池寿命が短くなるので、火気を用いる暖房器具を使用する場合は、換気を十分に行ってください。 ●使用済みの電池は、お住まいの市町村の指示に従って廃棄してください。
:400かれ?と思ったら
保証書(別窓付)お買い上げ日、販売店名などの記入確かめになり、大切に保管してくださ適用時には、保証書が必要となります。お買い求めの販売店にご相談ください。修理により使用可能な場合は、ご希望により有料で修理いたします。 ■仕様について改良のため仕様は予告なく変更される場合があります。 ● ＜使用済補聴器の処理方法＞ 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の「使用済み小型電子機器等の回収に係るガイドライン」で補聴器は特定対象品目に指定されました。ご不用になった補聴器は、お住まいの市町村の指示に従って処理してください。
△注意
●補聴器を装用して炎症が生じたら…この補聴器の皮膚に接する部分には、かぶれや炎症などを起こしにくい材料を使用していますが、装用者の体質によっては、まれにかぶれや湿疹などを生じることがあります。このようなときは、ただちに補聴器の装用を中止し、医師へご相談ください。 ●低周波治療器電磁(IH)調理器などによって補聴器に雑音が発生することがあります。保証書を添えてお買い求めの販売店へお持します。体証書の提示がない場合は有料とな販売店で交換可能耳かけ型補聴器簡単カイド取扱説明書製造販売元GNヒアリングジャパン株式会社〒220-0012神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3 MMパークビル8F [5] 0120-921-310 (TEL) 0120-636-392 (FAX)電池のテープをはがして、1分程度経過してからご使用ください。耳あか掃除ブラシ先端の磁石に＋マークのついている面をつけ、そっと持ち上げてくださしい。補聴器の電池ケースにまっすぐ入れてください。耳あか掃除ブラシを横にスライドさせ、電池から引き離してください。 KTG0671 02 1706A-170622K ReSound GN
耳せんの場合電源を入れ、補聴器を耳せんを耳の中に、しっ耳の上にかけます。かり入れてください。スポーツロックを耳たぶ上側のくぼんだところに這わせてください。外し方 ）親指と人差し指でチューブをつまみ、真横に引き出してくださしい。イヤモールドの場合イヤモールドを指先で軽く持ち、矢印の方向へ回しながら、ゆっくりと耳の中へ押し込んでいきます。外し方 ）補聴器を着ける時とは反対の方向に回しながら引き出し、補聴器とイヤモールドをつないでいるチューブをつまみ、静かに耳から外してください。補聴器を耳の後ろに乗せまd 。
3
日をそのお手入れ
①毎日のお手入れ
ご使用後は、付属の耳あか掃除ブラシで耳あかを取り除き、クリーニングクロス又はティッシュペーパーなどで油分や湿気を拭き取ってください。耳せん・イヤモールドの掃除は、耳あかが補聴器本体に入りこまないように音の出口を下にして行ってください。
②耳せんの交換
耳せんは3ヶ月に1度程度は交換が必要です。耳せんはお買い上げの販売店で交換されることをお勧めいたします。
③チューブと耳せんまたはイヤモールドの掃除
耳あか掃除ブラシややわらかい布を使って、汚れや耳あかを取り除いてください。取り除けない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。 ※チューブ内に水滴が残る危険があるため、洗わないでください。水滴が残ってしまうと音声の伝わりが妨げられたり、補聴器の電子部品に悪影響を与える可能性があります。 ※絶対にご自分でイヤモールドの形を変えないでくだい。
は・受到者以
仙球がは目について
補聴器はいつも乾燥した状態にしておいてください。補聴器は汗や湿気に弱いため、装用後は必ず、乾燥ケースに一晩入れておいてください。この時、必ず電池を抜いてくださし。※電池を乾燥ケース内に入れると、電池寿命が極端に短くなる可能性があります。法意( 1 )乾燥剤を焼いたり、電子レンジで温めたりなどして、再利用しないでください。乾燥剤の色が変わったら新しいものと交換してください。 (2)乱暴な扱い方は補聴器の故障の原因となります。床など固い面に落とさないでください。東山(1)補聴器を水や他の液体に浸すことは、故障の原因となりますので、絶対に避けてください。 (2)シンナー、ベンジン、ベンゾールまたは濡れた布で拭くことは避けてください。 (3)補聴器を乾燥させる目的でヘアドライヤーや電子レンジなどを使わないでください。また、直射日光に長時間さらさないでください。外部変形及及び外部変色、内部損傷や焼失の原因となります。