1.はじめに
各裝置のご紹介2. AiSTI SCIENCE 2本日の内容1.はじめに2.各装置のご紹介AiSTI SCIENCE w
私達は前処理の自動化技術でローテーション勤務や働き方改革に貢献します！ AiSTI SCIENCE
これ1台で前処理と測定機器がつながる！！ + GC + LC-GC SPE-LC-GC/MS   SPL-X100 AiSTI SCIENCE 5
■ルーチン分析:時間の有効活用■前処理技術の運用: ・異動による引き継ぎや新人教育などの対率化・人的ばらつきの縮小•熟練度に左右されない結果・メソッドやシーケンスなど実施記録の保存■バリデーション  ：再現性の向上、反復数増加による負担軽減■分析法の共有:複数のラボで同じ分析結果■労働衛生環境改善：溶媒使用時間の短縮AiSTI SCIENCE
前処理（固相抽出）から測定までを完全自動化したシステムです。オペレーターの作業はたったこれだけ！！ ①溶媒と固相カートリッジをセットルをセット③測定装置のシーケンスをスタートAiSTI SCIENCE
■固相抽出から測定までを自動化試料の少量採取が可能■溶媒使用量の低減■分析時間の大幅短縮充填量の少ない専用固相を使用オンラインSPEシステム専用固相Flash-SPE固相抽出と機器測定をオーバーラップさせることでさらに効率化! ■検体数が多くても負担が少ないAiSTI SCIENCE本日の内容1.はじめに2.各装置のご紹介AiSTI SCIENCE (1)オンラインSPE-GCシステムSPL-P100 AiSTI SCIENCE
GC/MSの注入口上部に固相抽出装置を搭載し、固相抽出からGC/MS測定までをオンラインで分析できるシステムです。 【対象分野】 ・水管残留農薬(液体試料) 【分析例】 ・シマジン・チオベンカルブ・ノニルフエノール・フェノール類 などAiSTI SCIENCE
SPLFP100のメリットl誘導体化が可能分析例：フエノール類前処理時間　約10分③固相からの溶出液を大量注入装置LV I-S250に全量注入AiSTI SCIENCE
ビール栄養ドリンク炭酸飲料水寒茶AiSTI SCIENCE (2)オンラインSPE-GCシステムSPL-M100 (省略) AiSTI SCIENCE (3)オンラインSPE-GCシステムSPL-P100FE/M100FE AiSTI SCIENCE
基本構成はSPL-P100と同じです。固相抽出部にオプション「FE」を追加します。このオプションはSPL-P100とSPL-M100のどちらにも設置可能です。 【対象分野】 ・水質・食品【分析例】 ・カビ臭原因物質(ジェオスミン・2-メチルイソボルネオール) ・食品中に含まれる揮発成分など
気相を測定するためのSPL-P100/M100のオプション装置です。におい分析の新手法固相捕集-溶媒溶出法  (FE法)バイアル中の気相を固相カートリッジに吸引し目的物質を固相に吸着させ溶媒で溶出し溶出液を直接GCへ注入する方法です。 AiSTI SCIENCE
【固相捕集・溶媒溶出法  (FE法)】 ・固相カートリッジの通気時間が短い・固相に複数回吸着が可能・固相カートリッジは使い捨て・サンプル捕集に比較的時間がかかるAiSTI SCIENCE
■固相カートリッジへの気相通気による素早い吸着→複数回の吸着が可能■固相カートリッジはサンプル毎に使い捨て→キャリーオーバーや加熱脱着不足の回避■固相乾燥工程による気相中の水分の影響を抑制■溶媒溶出により固相から確実に目的物質を溶出→熱分解の成分にも対応可■溶出液全量注入による高感度分析■誘導体化が可能(異臭など) AiSTI SCIENCE (4)オンラインSPE-LCシステムSPL-W100 AiSTI SCIENCE
固相抽出からLC(/MS)測定までをオンラインで分析できるシステムです。 【対象分野】 ・水質・英楽・食品【分析例】 ・河川水中ネオニコチノイド農薬・河川水中PFOA ・尿中のカフェイン・食品中農薬　などAiSTI SCIENCE
STEP 1試せ課取・真司固相抽出（精製） STEP 2落指&###溶出液をバルブ内で水と混合し希釈前処理時間STEP 3 LCA導入バルブを切替えLCカラムへ導入SPL-W100メリット混合注入バルブシステム【MiVS】の使用•溶出液の溶媒比を下げてピーク形状をシャープに•使用する溶液により多様な分析に活用■固相カートリッジはインジェクションの都度使い捨て・オンラインでの固相リサイクル分析の課題だったキャリーオーバーを回避･都度洗浄も不要AiSTI SCIENCE
■精製
AiSTI SCIENCE
(5)オンラインSPE-LC-LCシステム(次の演題で) AiSTI SCIENCE (6)オンラインSPE-GCシステムSPL-X100 AiSTI SCIENCE
構成にHPLCを加えることで分離・分取を行うことができます。固相抽出→HPLCによる分離・分取→固相抽出(水分除去)→GCMS測定という流れになります。 〖対象分野〗 ・夾雑物が多い試料中の単成分または数成分のターゲット分析【分析例】 ・青果物中の農薬分析
国相論性による情報1st step固相カートリッジによる精製(LCカラムに吸着する低極性成分の除去) LCカラムにダメージを与えるような夾雑物を予め固相で除去します。また固相で濃縮することで高感度分析が可能になります。 LCによる分離・分取SPE 2nd step LC 3rd step SPE 4th step GC/MS逆相HPLCで目的物質の極性付近の画分を分取(LCでの極性・無極性による分離) LCで精製した試料を固相へ保持し、乾燥させる(水を除去する)固相溶出液をGC注入、目的物質の定性、定量(GCでの沸点差による分離)逆相HPLCを前処理として使用することで、大きな試料許容量と幅広い範囲の分離機能により選択性の高いクリーンアップを行い、GCでさらに効率的に分離します。 SPL-X100のダリット■固相精製・LC分離・熱分離の組合せによる選択性向上AiSTI SCIENCE GC/MS測定
生姜10g採取アセトニトリル10mLホモジナイズNaCl 1gクエン酸3Na2水和物1gクエン酸水蒸2Na1.5水和物0.5g無水MgSO 4 4g撹拌（手で振とう1分間）遠心分離（3,500 rpm 5分間）アセトニトリル唇歯世族抽出液をバイアルに1mL入れてSPE-LC-GC/MSにセット。
AiSTI SCIENCE
自動化装置ではありませんが・・・その他の製品のご紹介AiSTI SCIENCE (1)多検体自動固相抽出装置ST-R100 AiSTI SCIENCE
4検体同時処理により多検体を効率よく処理することができます。 (対象分野) ・食品・その他【分析例】一円のカ/ Tバ食品中の保存料などオペレーターの作業はたったこれだけ！！ ①溶媒、固相、チップをセット②固相、チップ、バイアル瓶(試料・溶出)をセット④ソフトからシーケンスをスタートAiSTI SCIENCE
【保持モード】目的成分を固相に保持、夾雑成分を除去【スルーモード】夾雑成分を保持、目的成分をスルー AiSTI SCIENCE
スポーツドリンクにおける食品添加物(保存
ST-R100　約20分/８検体小西ら，「多検体自動固相抽出装置による食品中の保存料の分析法の開発」第118回日本食品衛生学会学術講演会　講演要旨集p.54 AiSTI SCIENCE
■タッチパネルによる直感的な簡単操作■４検体同時処理による八イスループット処理■試料分取チップはサンプル毎に使い捨て■分析内容に応じて保持モード、スルーモードの簡単設定■溶出液は直接バイアルへ(移し替え不要) ■カスタムモードによる動作設定■簡単な日常メンテナンスAiSTI SCIENCE (2)凍結粉砕機　フレステントFST-4000 AiSTI SCIENCE
逆回転でみね打ちリバースクラッシュ回転数の見える小穴付き■内釜方式による二層式断熱構造■逆回転の「みね打ち」効果により強力に粉砕■インターロックによる安全設計■カッターの位置が低いため少量でも粉砕可AiSTI SCIENCE
試料をドライアイスとともに粉砕することによりパウダー状にまで細かく粉砕します。※凍結粉砕と凍結乾燥は違います。凍結粉砕では乾燥しないので試料水分量は基本的に変わりません。硬精物件のメリット■試料の組成そのままに均一化■常温粉砕で難しい試料も可■粉砕時の酵素活性の抑制→分析への影響低減フレステントはテスト粉砕・お貸出しも可能です！お弁当鶏もも肉AiSTI SCIENCE
http://www.aisti.co.jp/き忘り青葉http://www.aisti.co.jp/product/ ・オンラインSPE-GCシステム SPL-P100 http://www.aisti.co.jp/product/spe-gc/ ・オンラインSPE-GCシステム SPL-M100 http://www.aisti.co.jp/product/sgi-m100/ ・オンラインSPE-GCシステム SPL-P100FE http://www.aisti.co.jp/product/spl-fe100/ ・オンラインSPE-LCシステム SPL-W100 http://www.aisti.co.jp/product/sli-w100/ ・オンラインSPE-LC-GCシステム  SPL-X100 http://www.aisti.co.jp/product/lgi-x100/ ・GC用大量注入口装置LVI-S250 http://www.aisti.co.jp/product/lvi-s200/ ◆アイスティサイエンスの技術情報http://www.aisti.co.jp/appli/#gsc.tab=0 ◆Webセミナーオンデマンド配信http://www.aisti.co.jp/event/ AiSTI SCIENCE
株式会社アイスティサイエンスTEL         :  073-475-0033 E-mail       : as@aisti.co.jpホームページ: http://www.aisti.co.jp/ AiSTI SCIENCE