演算式接地抵抗計E C T − 1 0 0取扱説明書(第1版) –soukou–本社，工場　 〒529-1206　滋賀県愛知郡秦荘町蚊野215 TEL   0749 - 37 - 3664        FAX    0749 - 37 - 3515東京営業所 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町三友ビル３F TEL   03 - 3258 - 3731        FAX   03 - 3258 - 3974
安全にご使用いただくために…………………………………………………………………………… 2
3 6
7 an an
5．資料…
安全にご使用いただくため、試験装置をご使用になる前に、次の事項を必ずお読み下さい。また、仕様に記されている以外で使用しないで下さい。試験装置のサービスは、当社専門のサービス員のみが行えます。詳しくは、（株）双興電機製作所にお問い合わせ下さい。
人体保護における注意事項

感電または、発火の恐れがありますので、測定入力には指定された範囲外の電圧、電流を加えないで下さい。パネルの取り外し    試験装置内部には電圧を印加、発生する箇所がありますので、パネルを取り外さないで下さい。
発火の恐れがありますので、爆発性のガスがある場所では使用しないで下さい。機器保護における注意事項

1.仕様

(３)地電圧測定回路地電圧測定範囲：O～1OV測定精度：± 1%rdg± 5dgt表示分解能: 0.1 V
(4)表示ディスプレイ
構造ドット数:ドットマトリクス液晶表示（キャラクタタイプ） : 16桁2行画面サイズ: 62× 16mm (5)外形寸法：105(D)× 153(W)× 70(H)  （突起物を除く） (6)重量：約650ｇ  （コード含みません）
3
(7)付属品試験用リード線・演算測定用コード（0.75 s q × 3芯　2m）…………………… 1本・Ｃコード（２ｓｑ×２０ｍ）赤コード.100000 D ・Ｐコード（２ｓｇ×１０ｍ） ANT AUTON
黄コード
b ・Ｅコード（２ｓｑ×５ｍ） …鉄コードTOOKOD= B
1．測定スイッチ測定の開始スイッチです。演算方式測定時は、再度押すと測定を中止します。 2．表示ディスプレイ測定値を表示します。 3.測定端子測定入力部です。付属の測定コードを接続します。電位差方式ではE，P，C端子、演算方式ではA種，B種，C種端子となります。 4.測定切替スイッチ測定モード及びレンジの切替えを行います。 5.電源スイッチ本装置のメインスイッチです。 6.電池ポックス電池の収納部です。単三アルカリ乾電池６本を使用します。
3 － 1 ：演算方式各接地極からA極－B極間の合成抵抗値、B極－D極間の合成抵抗値、D極ーA極間の合成抵抗値の３つの値を求め、これらを下式により演算してA極、 Ｂ極、Ｄ極の接地抵抗値を算出します。 A：A極一日極間の交流接地抵抗値B：B極一D極間の交流接地抵抗値C：D極－A極間の交流接地抵抗値とするとR a : A極の接地抵抗値R b ：B極の接地抵抗値R d : D極の接地抵抗値A=Ra+Rb A-B+C Ra= 2 B=Rb+Rd A+B-C Rb= 2 C=Rd+Ra -A+B+C R d = 2となります。
3－2：電位差方式
測定対象である E（接地極）と C（電流電極）間に交流定電流  I  を流し、 EとP (電位電極)の電位差 V を求め、接地抵抗値 R x を求める方法です。精密な測定値が求められます。
３－３：簡易測定（B種及びD種）
床面がコンクリートの様に、補助接地棒の打てない場所で接地測定をする場合は、既存の接地物（商用電源の接地極や埋設された水道管など）を利用して２線式で測定し、概略の抵抗値を求めます。測定値Ｒｅは、被測定極の抵抗値Ｒｘと補助接地極の抵抗値ｒｅの和で表されるため、被測定極の抵抗値Ｒｘは次式により求めることができます。 Rx=Re-re測定条件として、補助接地極の抵抗値があらかじめ判っているか、被測定極の抵抗値に比べて、無視できる程度に低いことが上げられます。
4 － 1 ：演算方式1．本装置のA種， B種， D種端子から測定コードを被測定接地体のA種接地極、Ｂ種接地極、Ｄ種接地極に接続します。 (図３参照)図３：接続方法2.電源スイッチを“ON”にして下さい。 3．測定切替えスイッチを、演算方式の“１０００Ω”レンジに切替えて下さい。表示例：エンザン　セッチティコウースタンバイー 4．測定スイッチを押して下さい。（もう一度押すと測定を停止します。）表示例：エンザン　セッチテイコウーソクテイチュウー 5.表示ディスプレイに各接地抵抗値が表示します。接地抵抗値が低い場合は、レンジを“１００Ω”に切替えて下さい。表示例： A種接地抵抗値D種接地抵抗値B種接地抵抗値＊測定エラーになる場合は、測定値がレンジをオーバーしていないか、又は、測定コードがしっかりと接続されているか確認して下さい。 6.接地抵抗の測定が終われば、電源スイッチを“ＯＦＦ”にして下さい。
4－2：電位差方式
1．被測定接地体から約5～1 Om間隔で、ほぼ一直線上に補助接地棒Ｐ端子用、C端子用をそれぞれ大地に深く埋め込みます。 2.本装置のE，P，C端子から測定コードを被測定接地体(E)、補助接地棒(P)、補助接地棒(C)の順に接続します。(図４参照)図４：接続方法＊＊注意＊＊ ・補助接地棒は、できるだけ湿気の多い土の部分に打ち込んで下さい。やむを得す乾燥した所、又は小石の多い所や砂地の場所は、補助接地棒を打ち込んだ部分に水をかけて、十分に湿気を持たせて下さい。 ・コンクリート上では、補助接地棒を寝かせて水をかけるか、濡れ雑巾等を補助接地棒の上にかけて、測定して下さい3.電源スイッチを“ON”にして下さい。 4．測定切替えスイッチを“地電圧”に切替えて下さい。表示例：チデンアツ ソクティO. OOV 5．表示ディスプレイに表示する地電圧の値が、１０Ｖ以下であることを確認して下さい。表示例：値電圧地電圧の値が１０V以上の場合は、オーバーとなります。表示例：チデンアツ ソクテイOVER ＊＊注意＊＊地電圧が１０Ｖ以上の場合は、接地抵抗の測定値に大きく誤差を生じる可能性があるので、被測定接地体を使用している機器の電源を切るなどして、地電圧を低くしてから接地抵抗の測定を行って下さい。 6.測定切替えスイッチを、電位差方式の“１０００Ω”レンジに切替えて下さい。表示例：セイミツセッチティコウースタンバイー 7．測定スイッチを押し続けて下さい。表示ディスプレイに接地抵抗値が表示します。接地抵抗値が低い場合は、レンジを“１００Ω”、“１０Ω”の順に切替えて下さい。表示例： ８．接地抵抗の測定が終われば、電源スイッチを“ＯＦＦ”にして下さい。
4 － 3：簡易測定（B種及びD種）
1．本装置のE，P，C端子から測定コードを被測定接地体(E)、補助接地極(P)、(C)に接続します。(図５参照)図５：接続方法（Ｂ種接地極使用の場合） ＊＊測定条件＊＊ ・補助接地極の抵抗値があらかじめ判っていなければいけない。 ・補助接地極の抵抗値が被測定極の抵抗値に比べて、無視できる程度に低い。 2．電源スイッチを“ON”にして下さい。 ３．測定切替えスイッチを“地電圧”に切替えて下さい。表示例：チデンアツ ソクテイO. OOV 4．表示ディスプレイに表示する地電圧の値が、１０Ｖ以下であることを確認して下さい。表示例：チデンアツ ソクテイ5. OOVへ値電圧地電圧の値が１０V以上の場合は、オーバーとなります。表示例：チデンアツ ソクテイOVER ＊＊注意＊＊地電圧が１０Ｖ以上の場合は、接地抵抗の測定値に大きく誤差を生じる可能性があるので、被測定接地体を使用している機器の電源を切るなどして、地電圧を低くしてから接地抵抗の測定を行って下さい。 5．測定切替えスイッチを、電位差方式の“１０００Ω”レンジに切替えて下さい。表示例：セイミツセッチテイコウースタンバイー 6．測定スイッチを押し続けて下さい。表示ディスプレイに接地抵抗値が表示します。接地抵抗値が低い場合は、レンジを“１００Ω”、“１０Ω”の順に切替えて下さい。表示例：
7.測定値R eは、被測定極の抵抗値R xと補助接地極の抵抗値r eの和で表されるため、被測定極の抵抗値Ｒｘは次式により求めることができます。 Rx=Re-re ８．接地抵抗の測定が終われば、電源スイッチを“ＯＦＦ”にして下さい。
注１．変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路の１線地絡電流のアンペア数で150（変圧器の高圧側の電路と低圧側の電路との混触により、低圧電路の対地電路が15OVを超えた場合に、2秒以内に自動的に高圧電路を遮断する装置を設けるときは300）を除した値に等しいオーム数以ト。注２．低圧電路において、その電路に電流動作形で定格感度電流100mA以下、動作時間0.5秒以内の漏電遮断器を施設するときは500Ω以下でよい。