改訂履歴： 2009年10月23日 Ver. 1.00 2009年12月17日Ver. 1.01 2012年02月23日Ver. 1.05 2012年11月14日Ver. 1. 10
2013年01月17日Ver. 1. 12 2013年02月18日 Ver. 1. 13 2013年07月03日 Ver. 1. 14
2013年07月22日 Ver. 1. 15
2014年02月26日 Ver. 1. 17
2015年01月28日 Ver. 1. 17 2015年01月28日 Ver. 1. 18 2015年1月28日
株式会社特殊計測

ソフトウエア概要
本ソフトウェアは、押し込み硬さ測定装置の測定データを収録/保存し、グラフの表示、印刷等を行うデータロギング
ソフトウェアです。
ハードウエア構成
1式下記0S搭載のIBM  PC/AT互換機※ (USBポートを装備したもの) PCプリンス下記のS対応カラー／モノクロプリンタ深景佐動作環境 CPU:Pentium4(Pentium4ベースのceleronを含む)以上 Video:1024×768ドット以上 24t"ットカラー以上1式
自動押し込み装置について
ファン・の高い比較が可能です自動押し込み装置は専用のテーブルからはずして手持ちで使用することも可能です。
以下、◇は自動押し込み装置オプション使用時のみの敵明となります。
自動押し込み装置を使用しない場合は、読み飛ばしてください。
プラットホームＯＳについて
使用可能なOSはIindowsXP 32bit(Professional)、Windows7 32/64bit(Professional以上)となります。これ以外のOSでの動作保証はいたしかねます。
初期設定
本システムを初めてお使いの場合、A/D変換モジュールのデバイスドライバのインストール(=>P11-12)、本ソフトウエアのインストール(=>P10-11)が必要です。
○のインストール(=>P10-11)が必要です。
○自動押し込み装置をお使いの場合は、通信モジュールのデバイスドライバのインストール(=>P12-13)も必要です。
○まだ、ソフトウエテ起動後システム設定(P9-8)を行ってください。
リモートスイッチについて
後述のモニタ開始、収録開始、収録終了、ゼロバランスを外部押しボタンから実行することができます。
センサ本体の底面に貼り付けるか、センサとは別の場所に据え置いて使用します。セロベランスポタン(白)の機能
ソフトウエア起動中に押すとゼロバランスが行われます。
ソフトウエアのステータスが[収録中]の時はこのボタンは無効となります。マルチファンクションボタン(赤)の機能押すたびにステータスが以下のように切り替わります。
[停止]=>[モニタ中]=>[収録中]=>[再生]=>[停止]=>・繰り返し◇自動押し込み装置をお使いの場合は、各ステータスに応じて連動的に動作します。
システム起動手順
初めてお使いの場合は、PCにUSBケープルを接続せずに先に上記の初期設定を行ってください。
1．計装BOX (TK-IISI00B)にセンサ(変位と荷重の2点)を各入力増子に接続します。
2．計装BOX (TK-IISI00B)にリモートスイッチのケープルをEXT増子に接続します。 ◇自動押し込み装置の場合、リモートスイッチのケーブルは可動部から出力されています。 ◇ 4．自動押し込みBOXにアクチュエータケーブルを接続します。
2015年  1940年  1940年  1940年  1940年  1941年  1941年  1941年  1941年  1941年  1941年  1941年  1941年  1941年   1941年                    ◇ 5．自動押し込みBOXとPCを付属のUSB2. 0ケーブルで接続します。 6.計装B0Xの電源を投入します。
◇ 7.自動押し込みB0Xの電源を投入します。 8. PCの電源を投入します9．本ソフトウエアを起動します。システム終了手順
 1.本ソフトウエアを終了します(=>P10−9)。 2. Windowsを終了しPCの電源をOFFします。 3．計装B0Xの電源をOFFします. ◇ 4．自動押し込みBOXの電源をOFFします。
データ収録時の基本的なソフトウエア操作手順
新規に収録を行うために最低限必要な操作手順です。 1． ◇ 3．自動押し込み装置設定を行います(=>P4-3)。の。音動中の変形状態になると、そうなるの。
４．モニタを開始し、センサが正しく機能しているか確認します(=>P5−6. 1)。
５．収録を開始し、実際にセンサ−４機能しているか確認します(=>P5−6. 1)。
７．収録を停止し、収録されたデータをグラフで確認します(=>P5−6. 2)。
９．ソフトウエアを終了します(=>P10−9)。
データ再生時の基本的なソフトウエア操作手順
収録済みのデータの再生を行うために最低限必要な操作手順です。
１．ソフトウエアを起動します(=>P2−1)。
３．必要に応じて収録結果の印刷を行います(=>P8−7. 9)。
3．再生を停止します(=>P8−7. 10)。 5.ソフトウエアを終了します(=>P10-9)。
ソフトウエア機能説明
ソフトウエアの起動と画面構成
実行ファイル[Tkhs100p.exe(¥indows7/64bitの場合はTkhs100p_x64.exe)]をダブルクリックしソフトウエアを起動下記の画面が表示されます。 　画面は、「フェラーション」（フィコン）。主妻示エリア、ステークスパー(画面見下部)から構成されています。
◇自動押し込み装置を使用する場合、画面※起動される前にアクチュエータ原点復帰の離認画面が表示されますので、
。ソフトウェブ起動後も、メニューの写真をクリックしてください。
　原点復帰を実行することができますが、通常は必要ありません。
1.1メニュー

1.2ツールパー
よく使用される機能をワンクリックで実行できます。アイコンの意味を覚えてしまえば、メニューから選択するよすばやく処理を実行できます。また、各アイコン上にマウスカーソルを置くことにより、そのアイコンの簡易的な説明が表示されます。
1.3 主表示エリア
停止、モニタ中、収録中は上記の画面が表示されます。
モニタおよび収録中は、センサの現在値とそれまでに入力された泉大値、泉小値が表示されます。データの再生中はグラフが表示されます。 1.4ステータスパー
メニュー選択時および、ツールパー選択時に簡易的な説明が表示されます。収録中および、再生中は、データファイル名が表示されます。
また、現在のステータス(状態として、停止、モニタ中、収録中(残り収録時間)、再生)を表示します。
1
2
基本条件設定を行う
定を行う前に基本的な条件等を設定します。
手順
1.メニューから[設定-基本条件設定]を選択するからをクリックしてください。 2.設定画面が表示されますので、下記の説明に従って設定を行って下さい。
3.入力が完了したら、 ∞ →をクリックします。
試験名称
試験の名称や被測定物の名称等、任意の文字列を入力します。
この項目は、収録後のグラフの表示時、およびデータファイル名の一部として使用されます。
ファイル名に使用されるため、半角の[ ￥ / ： * ？ ￥く〉 ]は使用できません。空白でもかまいません。
サンプリング周波数
収録同隔を10Hz、20Hz、50Hz、100Hzから選択します。
通常は20Hzで十分です。収録されるデータ数を変更したい場合は適宜変更してください。
値が大きいほど収録されるデータ量が増大します。収録タイムアウト
収録開始後に、自動で収録を停止するまでの時間を秒単位で指定します。
収録の停止は手動で行う事も可能ですので、予想される収録時間よりも少し長めに設定する事をおすすめします。設定可能な範囲は1～999秒です。
荷重受先端面積
. [ 2015] [件上]の時はシステム設定(=>P9–8)で設定された面積(これから測定に使用する値)が表示されます。
ステータスが[再生]の時は測定時にシステム設定(=>P9–8)で設定されていた面積が表示されます。データをサプデータフォルダへ格納する
通常、データファイル社データフォルダ(=>PI0−10−1)へ保存されますが、こちらにチェックを入れる事により、
スピータフォルダの中にさらにサプデータフォルダへ保存する事により、データの整理が容易になります。サプデータフォルダ名
 上記[データをサプデータフォルダへ格納する]にチェックを入れた場合、サプデータフォルダ名を入力します。
 フォルダ名に使用されるため、半角の[ * / ：* ? ¥く> ]は使用できません。空白の場合はサプデータフォルダは作成されません。グラフスケール
データ再生時の変位、荷重のグラフスケールを工学値単位(mm/N)で設定します。設定可能な範囲は1～100ですータ再生時に変更する事も可能です。 ータ再生時、表示および印刷されるグラフ線の太さを変更します。移動平均化(SMA)／平均化データ数
データ再生時、データに対して移動平均化処理を行います。詳しくは(=>P7–7.4)をご覧ください。相関がﾗ7の回帰曲線
データ再生時、相関グラフに指定した近似曲線を描画します。詳しくは(=>P7–7. 5)をご覧ください。時系列ｹﾞﾗﾌの最初の変位デーﾀを0㎜とする(ｽﾟｰﾑ時のみ適用)
データ再生時、時系列グラフに表示される最初の変位データを0㎜に置き換えて表示します。詳しくは(=>P7–7. 6)をご覧ください。
町副設定
モノクロで印刷するか、カラーで印刷するか選択します。
モノクロプリンタに対して、カラーを選択すると鮮明に印刷されない場合があります。
バインダ等のとじしろ余白を0〜20㎜で設定することができます。
〈〉 3
自動押し込み装置の設定を行う
自動押し込み装置の自動運転のための設定を行います。
手順
1.メニューから[設定-自動押し込み装置設定]を選択するか…をクリックしてください。 2.設定画面が表示されますので、下記の説明に従って設定を行って下さい。
3.設定が完了したら[……]をクリックします。日野駅し込み埼玉設定| 日常位置へ移動1987年│ 
現在位置
現在のアクチュエータの位置(mm)が逐一表示されます。最上位置が0.00mm、最下位置が30.00mmとなります。
TOCALI R
よりアクチュエータを移動させることができます。手助に[初期位置]や[目標位置]を決定するにあたり、実際にアクチュエータを移動させて位置決めを行う事が可能です。 AA高速で上方に移動します。低速で上力に移動しますd厚点設定された[運転速度]で原点に移動します。
低速で下方に移動します。 P ∀∀高速で下方に移動します。
初期位置へ移動
カチュエータを現在設定されている[初期位置]へ、現在設定されている[運転速度]で移動させます。
目標位にへ移動
ブリチェニタを現在設定されている[目標位置]へ、現在設定されている[運転速度]で移動させます。
下方へ移動する際にはセンサの衛軍受け部が過負荷にならないよう十分ご往意ください。特に自動押し込み装置
を専用のデープルに固定して使用する場合には往意が必要です。
移動体下[原点]、[初期位置]または[目標位置]に移動中のアクチュエータを停止させます。初期位置、現在位置を初期位置に設定
「初期位置」は自動運転を行う際にあらかじめ原点からオフセットした位置から移動を開始したい場合に設定します。
「JOG運転」により任意の位置へアクチュエータを移動させ[現在位置を初期位置に設定]をクリックすることにより、 [現在位置]が[初期位置]に設定されます。手入力により直接値を入力する事も可能です。
現在位置を目標位置に設定
日本位置、
[目標位置]は自動運転を行う際に目標となる位置となります。
[ ]のの運転]により任意の位置へアクチュエータを移動させ[現在位置を目標位置に設定]をクリックすることにより、
[現在位置]が[目標位置]に設定されます。手入力により直接値を入力する事も可能です。

自動運転を行う際の移動速度を1mm/秒～10mm/秒の間で設定します実際には～30mm/秒まで設定可能ですが、その場合、押し込み硬さ計の変位計の応答が追従しません。
測定値による制御
これらの設定を行った場合、変位、荷重の各計測値が[目標値]を超えた時、アクチュエータが[目標位置]へ移動し
たと見なし、[目標値]を達した時のアクチュエータの動作]の設定に従いアクチュエータを制御します。
計測値が[目標値]を超えてから、実際に制御が行われるまでには連れが発生するために、[目標値]で度では制御で
きません。ですから[目標値]はあ
目標籤に達した時のアクチュエータの動作
以下の条件のいずれかが満たされたときのアクチュエータの動作を設定します。
1.アクチュエータが[目標位置]に移動したとき
ればながら2.アクチュエータ2. [変位値でも制御する]が設定されている場合に、測定された変位値が[目標変位値]を超えた時
2. [変位値でも制御する]が設定されている場合に、測定された荷重値が[目標荷重値]を超えた時は止するチュエータの動作を停止します。初期位置へ戻る[自停止し、設定された[待機時間]経過後、初期位置へ運転速度で戻ります。 [待機時間]が0秒に設定されている場合、即座に初期位置へ運転速度で戻ります。自動運転完了後、収線を自動で伴止する
 この設定を行うと自動運転が完了した際、自動で収録を停止し再生状態に移行します。
モニタを行う
収録を行う前に、センサからのデータが正しくPCまで届いているかチェックすることができます。校業をリノ側位、キライブが1970年には、東京市には、東京市に離設してください。
その状態では、まだデータ収録は行われていません。実際に収録を行うには1(1)を実行してください。
この画面で表示される最大値、最小値は、モニタ開始後またはゼロバランス後からのものですので、データ収録後の
年年の開始は現在の[ステータス]が[長止]の時のタ自動押し込み装置設定(=>P4-3)の初期位置まで自動で移動します。 ◇自動押し込み装置をお使いの場合モニタ開始時に、自動
、移動が完了するまで収録を開始することはできません。 4.1_モニタを開始する手順メニューから[測定-モニタ]を選択するか■■をクリックするとモニタ状態に移行します。 4.2モニタを終了する手順メニューから[測定-モニタ]を選択するか■■をクリックすると停止状態に戻ります。 4.3荷重(N)を圧力(kPa)に変換して表示する表示する荷重を圧力に換算して表示することができます。換算に使用される面積は、本アプリケーションの初回起動時にシステム設定(=>P9–8)の荷重受先端部面積で設定しておきます表示方法にかかわらずデータは常にN単位で保存されますので、再生時にもN/kPa表示を切り替える事が可能です。手順圧力(kPa)表示に変更したい場合は、メニューから[表示−荷重単位表示−kPa]を選択するか梱をクリックします。
荷重(k)表示に戻したい場合は、メニューから[表示−荷重単位表示−N]を選択するかNをクリックします。
5ゼロバランスを行う
現在のセンサの状態をゼロにリセットします。
センサは使用する方向(例えば上を向けた状態、下を向けた状態、横を向けた状態)によって、わずかにゼロ点が移動します。ゼロパランス機能を実行することにより現在の状態をゼロ点とすることができます。ゼロバランスは現在の[ステータス]が[モニタ中]の時のみ可能です。手順1.実際に測定する方向にセンサを向け、メニューから[測定-ゼロバランス]を選択するか…をクリックします。 2.変位および荷重の表示が[0. 0]になった事を確認してください。計要BOXの[ゼロ]ボタンでも同様にゼロバランスが実行されますが、モニタのMax、Min表示は初期化されません。 0.収録が年1.1 7 、被測定物にセンサを目標の負荷(衛重もしくは変位※!)まで、できる限りゆっくり(毎秒10㎜以下)
機種と開設した、車務負荷まで連した物は、押し当て時と同様にゆっくりと負荷を扱いていきます。
収録開始後は、基本条件設定(=)30以録タイムアクトで発発された時間基通すると、自動で収録を停止します。
いずれの場合も、保存操作を行う必要はありません。収録は現在の[ステータス]が[モニタ中]の時のみ可能ですは森林茂住のので、そのかなさにフィックのの内能です。
※1.測定を行う前に、基準となる負荷を変位とするか、荷重とするかを決定しておきます。
※2.荷重センサ部に定格(フルスケール)以上の負荷をかけないでください。
・・・過大な負荷がかかりますとセンサ故障の原因となります。 ◇自動押し込み装置をお使いの場合、収録開始の約0.5秒後に自動運転が開始されます。
　また、自動押し込み装置設定(=>F4-3)の[自動運転完了後、収録を自動で停止する]を設定すると、自動運転完了に連動して収録を停止することも可能です。
6.1収録を開始する
手順
メニューから[測定-収録]を選択するか●をクリックすると、収録状態に移行します。
6.2収録を停止する
手順収録中に、メニューから[測定-停止]を選択するか■[をクリックすると、収録を停止し再生状態へ移行します。 4
ータの再生を行う
収録を停止すると自動的にテータの再生が行われます。収録を停止すると自動的にチラックやエンザインなどす。
画面左には変位とデータを再生することも可能です。
時系列グラフには、カーソル機能、ズーム機能があります。
グラフスケールを変更したい場合は基本条件設定(=>P3–2)のグラフスケールを変更してください。 7.1 収録済みデータの再生を行う
 過去に収録されたデータの再生を行います。
 現在の[ステータス]が[停止]または[再生]の時のみ可能です。手順メニューから[測定-再生]を選択するか▶をクリックすると、ファイル選択画面が表示されますので、再生したいデータファイルを選択してくの口をクリックします、エクスプローラからファイルを本アプリヘドラッグ＆ドロップする事により再生を行う事も可能です。また
7.2時系列グラフのカーソルを移動する
ーマルクを受けることで、その時点の変位および荷重データを表示することができます。
また、相関グラフにはカーソルと連動したポイントが表示されます。手順ギーボードのカーソルキー[〜] [→]を押すと画面のカーソルを1サンプル単位で移動させる事ができます。
マウスカーソルを時系列データの任意の場所に合わせ左クリックを行う事で、ポイントを直接指定する事もできます。
7.3時系列グラフをズームする
時系列グラフを時間方向に拡大して表示することができます。
ズーム中は、表示中のデータに限定された最大値、最小値表示となります。また相関グラフもズーム表示されているデータに限定されます。手順1.マウスカーソルを時系列データの任意の場所に合わせ、[SHIFT]キーを押しながらマウスの左ボタンを押したまま任意の場所までマウスカーソル移動しボタンを離します元の状態に戻したい場合は、マウスの左ボタンをダブルクリックします。
7.4 表示されるデータを移動平均化する
表示されるグラフに対して移動平均化処理を行います。なお、最大値、最小値表示は元のデータのまま変更されず、表示される近似曲線にも影響を与えません。またCSVファイル出力にも適用されません。手順1.基本条件設定を開きます(=>P3–2)。
2. [移動平均化(SMA)]にチェックを入れます3.平均化データ数を設定します。設定可能な範囲は2〜100です。 ok ■をクリックします。 4. . 「世界」ブに近似曲線を表示します。曲線は直線近似、指数近似、累乗近似から選択可能です。
【指数近似を表示する】指定した場合、の以下の奪重データを記録した点は除外して回帰計算されます。
なお、ズーム中はズーム表示されているデータに限定して回帰計算されます。
移動平均化表示中も、元データの近似曲線となります。手順フの回帰曲線]から表示したい曲線の種類を選択します。 1.基本条件設定を開きます(=>P3–2)
2. [相関グラフの回帰曲線]から表示
3. [ 4.凡例の表示位置を変更したい場合は、相関グラフ内の任意の位置でダブルクリックを行います。
7.6最初の変位データを0mmに置き換えて表示する
ータを0mmに置き換えて表示します。測定方法によっては、変位が開始された時間に対して荷重に負荷が掛かり始めた時間にずれが生じる場合があります。
たとえば、先の空いた差厳物こしに非測定物を測定した場合などがこれにあたります。
その場合、下記左のグラフのように、変位開始時間と荷重負荷開始時間が一致しませんが、この機能を使用すると、これら２点を一致させて表示する事ができます。手順1.基本条件設定を開きます(=>P3-2)。 2. [時系列か77の最初の変位ﾃﾞｰﾀを0㎜とする(ｽﾞｰﾑ時のみ適用)]にチェックを入れます。 OKをクリックします。 3. 4.時系列グラフの開始点が、荷重開始点となる様にズーム(=>P6-7. 3)を行う。 5.荷重開始点の変位データを0mmとしたグラフが表示されます。
7.7 荷重(N)を圧力(kPa)に変換して表示する
収録された荷重を圧力に換算して表示することができます。
換算に使用される面積は、本アプリケーションの初回起動時にシステム設定(=>P9–8)の荷重受先端部面積で設定しておきます。この面積は収録後に変更することはできません。手順圧力(Kpa)表示に変更したい場合は、メニューから[表示−荷重単位表示−k Pa]を選択するか梱をクリックします。
荷重(N)表示に戻したい場合は、メニューから[表示−荷重単位表示−N]を選択するか梱をクリックします。
7.8再生中のデータをCSVファイルへ保存する
手順
メニューから[ファッイル-再生中のデータをCSV形式で保存]を選択するか…をクリックすると、ファイル保存画面がOK Iをクリックします。表示されますので、 、アイティングラーチンをはデータラァイル名と同じ名前(拡張子を除く)が自動で設定されていますが、任意の名前に
この時、ファイル名は可能です。
変更することもで可能です。
保存される俯重データの単位は、表示方法(=)P7-7.7)によって(またはkPaに変化しますダータ)で保存する事も可能です。
なお、システム設定(P9-8)のCSV出力設
7.9印刷を行う
ータ再生画面は印刷する事ができます。 0Sに対してプリンタが１つ以上登録されていないと、これらの機能を使用することはできません。
印刷は現在の[ステータス]が[再生]の時のみ可能です。 7.9.1 印刷のプレビューを表示する
 実際にどのような形で印刷されるのか、印刷を行う前に画面上で確認することができます。手順下さい。 1.メインメニューから[ファイル−印刷プレビュー]を選択するか、Ωをクリックして下さい
2.プレビューが表示されますので、確認できましたら、Ωる②「をクリックしてください。
7.9.2印刷を行う
実際にプリンタへ印刷を行います。手順1.メインメニューから[ファイル-印刷]を選択するか幅をクリックしてください。 2.印刷設定画面が現れますので適宜設定して下さい。
3. 7.9.3プリンタの酸定を行う
 使用するプリンタ、印刷用紙サイズ、印刷の向きなどプリンタについての設定を行います。 ( )手順1.メインメニューから[ファイル−プリンタの設定]を選択して下さい。プリンタの設定画面が表示されますので適宜設定を行ってください。 ok —をクリックすると設定完了です。 3.
7.10データの再生を終了する
手順
1.スインメニューから[測定–停止]を選択するか■をクリックしてください。
2.再生データの設定(グラフスケール等)を変更した場合は、変更結果をデータファイルに書き込むかどうか開いてきますので適宜選択してください。 3.停止状態に移行します。
システム設定を行う
本システムを初めてお使いの場合、ソフトウエア起動後システム設定を行う必要があります。
これらの設定を行う前に、デバイスドライバのインストール(=>P11−12,P12−13)を行ってください。
一度設定すると、次回起動時からは自動で読み込まれます。手順1.メインメニューから[ヘルプ−システム設定]を選択してください。
2.システム設定画面が表示されますので、下記の説明に従って設定を行って下さい。
3.入力が完了しましたら[……]をクリックします。 SELES
A/Dドライバデバイス名
A/D変換モジュールのデバイスドライバをインストールした際に、OSに対して自動で付与されたデバイス名を選択します通常は[AI000]で問題ありませんが、デバイスドライバを複数回インストールした場合、変化する事があります。現在0Sに対して付与されているデバイス名はデバイスマネージャ※を起動後、[CONTEC Devices]-[AIO AI-1608A
Y-USB "AIOnnn"]の最も右側に"AIOnnn"の形式で表示されます。 、ヴァバイスマネージャーファイル(E)　操作(A)　【表示V】　ヘルブ(H)やや| R | D | ■ H | R | P | R | S ・認admin-PC s  (Q A10 A1-1608AY US8 "A10000"   IDE ATA/ATAPIコントローラー
フルスケール工学値(物理量)
変位および荷重のフルスケール値を入力します。フルスケール値は各較正表の[Capacity]の欄で確認してください。
荷重受先端部面積
術重受先端部面積を入力します。
たとえば、先端部が円形で直径δ㎜の場合[28. 2743]と、直径7㎜の場合[38. 4845]と入力します。
この値は、荷重(N)を圧力(kPa)に換算して表示する際に使用されます。
◇オプション
自動押し込み装置を使用する自動押し込み装置を使用する場合にチェックを入れます。
COUXホート
自動押し込み装置を使用する場合に使用するCOM(通信)ポート番号を改定します。
通信モジュールのデバイスドライバをインストールした際に、OSに対して自動で付与されたポート番号を選択し#す現在の。
 Co. , Ltd. COMI (USB)H (COMn)]の最も右側に(COMn)の形式で表示されます。日アバイスママーシャーファイル(D ↑ → | m | m | 0 m | 0 ・スタadmin PC . SI OVD/CD-ROMドライブOF IDE ATA/ATAPIコントローラー [ ] PCMCIAアダブケー F = R #コンピュー 4サウンド、ピデオ、およびゲームコントローラ40システムデバイスかたキュリアイアバイスティスクドライブディスプレイアタブタ間ホットワークアグプッー Aスップリインターフェイスアバイス別ヒューマン■グロセッサ文ポート(COMとLPT)   ※UindowsXPの場合、スタートメニューから[コントロールパネル]−[システム]−[ハードウエア]−[デバイスマネー
　ジャ]で起動できます。なおコントロールパネルはクラシック表示に変更してください。 Windows7の場合は、スタートメニューから[コントロールパネル]-[システムとセキュリティ]-[システム]-[デバイスマネージャ]で起動できます。
CSV出力設定
再生時にCSVファイルへのデータ出力を行う際、荷重と変位を工学値(物理量N (kpa), mm)で出力するか、AD収録時
の生データ(0～65535の16bitバイナリ値)で出力するかを選択します。通常は工学値を使用します。
なお、16bitバイナリを選択した場合は、(=>P7−7. 6)の設定は考慮されません。 8 9 9　ソフトウエアを終了する
モニタ中、収録中はソフトウエアを終了することはできません。
終了は現在の[ステータス]が[停止]または[再生]の時のみ可能です。手メインメニューから[ファイル−アプリケーションの終了]を選択するか、 [ ]をクリックしてください。
１０ファイルについて
このファイルは絶対に削除しないで下さい。 10.1ファイルの種類
  本アプリケーションを使用する際に必要なファイルです。このファイルは絶対に削除しないです。
アプリケーション実行ファイル(32bit0S用) [Tkhs100p.exe]
テプリケーション実行ファイル(64bit0S用) [Tkhs100p_x64.exe]データファイル本アプリケーションが作成するファイルです。収録データファイル収録データファイル［*.hsd］
収録データがパイナリ形式で保存されます。他のアプリケーションで開くことはできません。
 1回の収録で1つのファイルが自動的に作成されます。データ再生の際に必要となります。
ファイル名には収録した日時と試験名称が自動で付与されます。 csvファイル  [*. csv]
 以録データがCSV形式で保存されます。
  EIXCL等の表計算ソフトウエアで開く事ができます。
 データファイルがあればいつでも作成することができますので、削除しても問題ありません。 10.2各ファイルの格納場所
イツホール・ｽ※1 ※2設定(=>P3-2)によっては、さらにサプフォルダが作成されファイルはその中に保存されます。
1 1 ソフトウエアのインストール(導入)とアンインストール(削除)
11.1 ソフトウエアのインストール
手順付属のCD-ROM内の"Tkhs100"フォルダをPCのC:¥にコピーします。これでインストールは完了です。
11.2ソフトウエアのアンインストール
手用必要に応じてデータのバックアップを行います。
C:ドライプ内の"Tkhs100"フォルダを削除します。これでアンインストールは完了です。

12.1_Windows XPの場合
手用この時点では自動押し込み装置BOXからのUSBケープルは接続しないでください。 ◇自動押し込み装置を使用する場合、こ1. PCを起動し、ブに挿入します。 Bケープルで接続し、計装B0Xの電源を投入します。 2. PCのUSBポートと計装BOXを付属のUSBケー 3. [新しいソードウェブの検索ウィザード]が自動起動しますので、いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。
4.次の画面では[一覧主たは特定の場所からインストールする(推奨]を選択し、[次へ]をクリックします。
5.次の画面では[次の場所を含める]のみにチェックを入れ、[参照]をクリックしCD-ROMドライプ内の下記のバス. [ ] 7. [新しいハードウエアの検索ウィザードの完了]画面が表示されますので、[完了]をクリックします。参照をクラックしフォルダを指定し、次へをクラ
12.2 Vindows 7の場合(32bit/64bitともにインストール方法は共通です)
手順この時点では自動押し込み装置BOXからのUSBケープルは接続しないでください。 ◇自動自動押し込み装置を使用する場合、この時点では自動押し込み装置B0XからのUSBケーブ.
1. PCを起動し、付属のCD–ROMをドライブに挿入します。し、計装B0Xの電源を投入します。
2. PCのUSBポートと計装B0Xを付属のUSBケーブルで接続し、ファットのランドライブ3. [コントロールパネル] – [システムとセキュリティー] –システム] –ディィスマネージャ]を起動します。
4. [ほかのディス]欄に表示された[ ' ]マークの付いたディイス(AI–1608AY–USB)を右クリックし[ドライバーソフ4. [ [ ]カップ[ ]

13.1_Windows XPの場合
1. PCを起動し、付属のCD−ROMをドライブに挿入します。 . 【お】 5.次の画面では[次の場所を占める]の外にアニックを入れ、[参照]をう
、を選択し[次へ]をクリックします。"CD-ROMドライプ¥COM-DRV¥Usb¥Com1Usb"
6.警告画面が表示される場合がありますが、[続行]をクリックします。
7. [新しいハードウエアの検索ウィザードの完了]画面が表示されますので、[完[完了]をクリックします8.再び[新しいハードウエアの検索ウィザード]が自動起動しますので、4から6の手順をもう一度繰り返します。
13.2 Windows 7の場合(32bit/64bitともにインストール方法は共通です)
f 1. PCを起動し、付属のCD–ROMをドライプに挿入します。
2018年  1940年  1941年  1941年  1941年  1941年  1941年  1941年  1941年2. PCのUSBポートと計装B0Xを付属のUSBポープルで接続し、計装B0Xの電源を投入します。
3. [コントロールペネル] [システムとセキュリティー] [システム] [デパイスマネーシャ]を起動します。
4. [ほかのデパイス]欄に表示された[ ! ]マークの付いたデパイス(1回目は″COM−1 (USB) F”, 2回目は
ード）を有グリックしてドライバーソフトウェブの更新]を選択します。 [ COM ]を有グリックして[ COM ]を有グリックします。
5.検索方法の違択画面で[コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを更新します]をクリックします。
6. [参照]をクリックし、 "CD-ROMドライブ¥COM-DRV¥Usb¥Com1Usb"を7.インストール確認画面で[インストール]をクリックします。
8.更新の確認画面が表示されますので、[閉じる]をクリックします。 9. 4から8の手順をもう一度繰り返します