Notificação de patch doAperio GT 450 1.0.1.8000
Para uso exclusivo em pesquisas. Não deve ser usado em procedimentos de diagnóstico.
A Leica Biosystems está sempre buscando maneiras de melhorar ainda mais a experiência de nossos
clientes com nossos produtos. Geralmente, nossos patches de software incluem novos recursos, mastambém incluem melhorias com base nas informações do cliente e em nossos próprios testes internos.
Certifique-se de ler abaixo os detalhes deste patch para que você possa aproveitar seu produto aomáximo. Agradecemos por ter você como cliente da Leica Biosystems.

Novos recursos incluídos neste patch
Componente

Nº do caso

DescriçãoControlador

27500

As imagens DICOM foram atualizadas com informações de ID
de código de barras e os tipos de imagem (rótulos) corretospara as imagens em miniatura e macro a fim de garantir acompatibilidade com os padrões DICOM.

Controlador

27501

O status de digitalização do Aperio GT 450 mostrado noAperio eSlide Manager agora exibe SUCCESS em vez deSCANSTATUS_SCANNED ou SCANSTATUS_IQ.

Console27502

Agora, o endereço SAM IP pode ser atualizado sem fazer login
com um PIN.

Controlador

27503

Para fins de consistência, as unidades de largura, altura e tempode digitalização agora são idênticas às do scanner Aperio AT2:Largura e altura da digitalização => mm, tempo de digitalização=> hh.mm.ss.sss

Controlador/SAM

27506

Duas novas definições de configuração do usuário de código
de barras, BARCODE VALUE MODIFIER e BARCODE VALUESUBSTITUTION FORMAT, foram adicionadas ao SAM.
O decodificador de código de barras do scanner é atualizado parausar essas configurações como entradas e excluir e modificar
caracteres não imprimíveis/ilegais do valor do código de barras
decodificado. Consulte o Aperio GT 450 Guia do gerente de TI eadministrador do laboratório para obter informações sobre o uso
desse recurso.

Notificação de patch do Aperio GT 450 1.0.1.8000, Revisão A© Leica Biosystems Imaging, Inc. 2021

Notificação de patch do Aperio GT 450 1.0.1.8000

Melhorias incluídas neste patch
As melhorias a seguir foram adicionadas a este patch.

Componente

Nº do caso

Descrição

Controlador

27504

A verificação da lâmina na platina agora faz parte da sequência deretorno do scanner. Se uma lâmina for detectada durante o retorno,o usuário será notificado por meio de uma mensagem de erro exibida
no console solicitando que ele remova a lâmina da platina e reiniciea sequência de retorno.

SAM

27505

O Java foi substituído pelo OpenJDK no servidor SAM. O SAM agoraé implantado com implementação de código aberto do Java runtime
OpenJDK.

Console27471

Um problema relacionado à tela roxa no console do scanner foiresolvido.

Notificação de patch do Aperio GT 450 1.0.1.8000, Revisão A© Leica Biosystems Imaging, Inc. 2021

Notificação de patch do Aperio GT 450 1.0.1.8000
Número de peça/Revisão: PN-0024-pt-BR, Revisão A
Data: 2 de fevereiro de 2021

Aviso de direitos autorais
 Copyright © 2021 Leica Biosystems Imaging, Inc. Todos os direitos reservados. Leica e o logotipo Leica sãomarcas registradas da Leica Microsystems IR GmbH. Aperio é uma marca comercial do grupo de empresas
Leica Biosystems nos EUA e, opcionalmente, em outros países. Outros logotipos, produtos e/ou nomes deempresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.
 Este produto é protegido por patentes registradas. Para obter uma lista de patentes, entre em contato coma Leica Biosystems.

Recursos do usuário
 Para obter as informações mais recentes sobre os produtos e serviços Aperio da Leica Biosystems, acesse
www.LeicaBiosystems.com/Aperio.

Isenções de responsabilidade Tenha cuidado normal ao manter e utilizar os servidores Aperio eSlide Manager. A interrupção das
conexões de rede ou a desativação dos servidores Aperio eSlide Manager e DSR quando estão processando
dados (por exemplo, quando estão analisando lâminas digitais ou gerando um relatório de auditoria) pode
resultar na perda de dados.
 Este manual não substitui o treinamento detalhado para o operador fornecido pela Leica Biosystems
Imaging nem qualquer outra instrução avançada. Os representantes de campo da Leica Biosystems
Imaging devem ser imediatamente contatados para que se obtenha assistência, caso haja mau
funcionamento do instrumento. A instalação de hardwares só deve ser realizada por um engenheiro deserviço certificado da Leica Biosystems Imaging.

Informações de contato – Leica Biosystems Imaging, Inc.

SedeSuporte ao cliente

Informações gerais

Leica Biosystems Imaging, Inc.
1360 Park Center Drive
Vista, CA 92081
EUA

Entre em contato com o representante local
de suporte se tiver dúvidas ou se desejar
solicitar um serviço.

Tel nos EUA/Canadá:+1 (866) 478-4111 (ligação gratuita)
Telefone internacional direto:+1 (760) 539-1100

Tel:+1 (866) 478-4111 (ligação gratuita)
Telefone internacional direto:+1 (760) 539-1100

https://www.leicabiosystems.com/servicesupport/technical-support/E-mail:ePathology@LeicaBiosystems.com

Notificação de patch do Aperio GT 450 1.0.1.8000, Revisão A© Leica Biosystems Imaging, Inc. 2021