資料-5

ネットワーク型RTK法（単点観測法）精度検証の概要
１．ネットワーク型RTK法（単点観測法）精度検証の中間報告
１）目

的

ネットワーク型ＲＴＫ法による単点観測の位置精度に関して、地域差及び位置情報サービス事業者間による観測差を検証する。

２）観測概要① 測量技術センター（つくば）及び４支部（北海道・東北・関西・九州）による同時観測② 観測は、GNSS基線端点に設置したアンテナに受信機2台を接続
・1台はスタティック観測（30秒データ：GPS+GLO）
・1台はネットワーク型ＲＴＫ法による観測（1秒データ：GPS+GLO）NMEA形式

GGA③ 観測時期は9/7、9/9、9/10の3日間で実施

ネットワーク型RTK法（単点観測法）精度検証の概要(測量技術センター＆北海道・東北・関西・九州の5地区）

各地区での観測機器設置状況概略図

GNSS基線端点

つくば

GNSS受信機１
スタティック法

アンテナ分配器

GNSS受信機2
ネットワーク型RTK法

 測量技術センター（つくば）及び北海道・東北・関西・九州支部の5地区
・9/ 7㈱ジェノバの配信データを利用【11：00-15：00（JST)】 測量技術センター（つくば）及び北海道・九州支部の3地区
・9/ 9 日本テラサット㈱ の配信データを利用
・9/10 日本GPSデータサービス㈱の配信データを利用【11：00-15：00（JST)】【11：00-15：00（JST)】1

各地区におけるスタティック観測の基線解析結果
つくば検証点の座標計算（9月7日）
点名

北海道検証点の座標計算（9月7日）

緯度(DMS)

経度(DMS)

つくば（1）

360344.9071

1400335.8857

つくば（2）

360344.9092

つくば（3）平

均

楕円体高(m)既知点

点名72.896

石下1400335.8865

72.842360344.9077

1400335.8880

72.796360344.9080

1400335.8867

72.845

経度(DMS)

北海道（1）

430443.7576

1412429.3534

阿見北海道（2）430443.7579

守谷

北海道（3）平

つくば検証点の座標計算（9月9日）
点名

経度(DMS)

つくば（1）

360344.9070

1400335.8858

つくば（2）

360344.9093

つくば（3）
均楕円体高(m)既知点

点名72.926

石下

1400335.8866

72.847360344.9079

1400335.8881

72.805360344.9081

1400335.8868

72.859経度(DMS)

つくば（1）

360344.9070

1400335.8857

つくば（2）

360344.9091

つくば（3）
均楕円体高(m)

経度(DMS)

九州（1）333943.4563

1302129.9400

41.5491412429.3529

39.156札幌

九州（2）333943.4527

1302129.9436

41.628 筑紫野

430443.7571

1412429.3535

39.159 札幌2九州（3）333943.4550

1302129.9414

41.526430443.7575

1412429.3532

39.178

平333943.4546

1302129.9417

41.568430443.7577

1412429.3535

阿見北海道（2）

430443.7577

守谷

北海道（3）
平均

点名72.913

石下

1400335.8865

72.847360344.9077

1400335.8880

72.798360344.9079

1400335.8867

72.853前原古賀

点名

緯度(DMS)

経度(DMS)39.210江別

九州（1）333943.4561

1302129.9401

41.5701412429.3526

39.154札幌

九州（2）333943.4526

1302129.9434

41.623 筑紫野

430443.7573

1412429.3532

39.152 札幌2九州（3）333943.4549

1302129.9415

41.529430443.7576

1412429.3531

39.172

平333943.4545

1302129.9417

41.574楕円体高(m)

均楕円体高(m)

既知点
前原

古賀

九州検証点の座標計算（9月10日）
経度(DMS)

北海道（1）

430443.7576

1412429.3534

阿見北海道（2）

430443.7574

守谷

北海道（3）
均既知点

既知点

緯度(DMS)平

均

楕円体高(m)

九州検証点の座標計算（9月9日）

北海道（1）

既知点

楕円体高(m)既知点

点名

緯度(DMS)

経度(DMS)

39.206江別

九州（1）333943.4559

1302129.9401

41.5561412429.3523

39.144札幌

九州（2）333943.4525

1302129.943541.607 筑紫野

430443.7572

1412429.3530

39.141 札幌2

九州（3）333943.4550

1302129.9416

41.523430443.7574

1412429.3529

39.164

平333943.4544

1302129.9418

41.562均楕円体高(m)既知点
前原古賀

東北検証点の座標計算（9月7日）

緯度(DMS)

経度(DMS)関西（1）344050.0466

1352531.3676

関西（2）344050.0473

関西（3）344050.0474

平344050.0471

均緯度(DMS)

江別

経度(DMS)

関西検証点の座標計算（9月7日）
点名

点名

39.218北海道検証点の座標計算（9月10日）

緯度(DMS)

平

既知点

緯度(DMS)

つくば検証点の座標計算（9月10日）
点名

均楕円体高(m)北海道検証点の座標計算（9月9日）

緯度(DMS)平

九州検証点の座標計算（9月7日）

緯度(DMS)

楕円体高(m)既知点

点名

緯度(DMS)

経度(DMS)43.801堺

東北（1）381234.9340

1405418.0001

46.9441352531.3657

43.861西宮

東北（2）381234.9359

1405417.9967

46.901 仙台21352531.3667

43.845 大阪A

東北（3）381234.9367

1405417.9955

46.8791352531.3667

43.836

平381234.9355

1405417.9974

46.908均楕円体高(m)既知点※東北・関西は9/7のみ作業実施

亘理

利府

ネットワーク型RTK法（単点観測法）精度検証の中間報告(測量技術センター（つくば）＆北海道・東北・関西・九州の5地区）
各地区におけるVRS単点観測法の結果(RTKPLOTによる)
北海道

東北

つくば

関西

九州

水平分布
NN
W+S

30㎜ E

W
S

N

N
E

W

30㎜

E

S

W

E

90㎜

S

東西・南北・上下成分E
N
U

検証作業日時：2021年9月7日 11:00～15:00（JST)まで
位置情報サービス事業者：㈱ジェノバ
使用したGNSS受信機・アンテナ：Trimble Net R9、Zephyr 3 Rover2

ネットワーク型RTK法（単点観測法）精度検証の中間報告(測量技術センター（つくば）＆北海道・九州の3地区）
各地区におけるVRS単点観測法の結果(RTKPLOTによる)
北海道

つくば

九州

水平分布
30㎜

30㎜

40㎜

東西・南北・上下成分E
N
U

検証作業日時：2021年9月9日 11:00～15:00（JST)まで
位置情報サービス事業者：日本テラサット㈱使用したGNSS受信機及びアンテナ：Trimble Net R9、Zephyr 3 Rover

ネットワーク型RTK法（単点観測法）精度検証の中間報告(測量技術センター（つくば）＆北海道・九州の3地区）
各地区におけるVRS単点観測法の結果(RTKPLOTによる)
北海道

つくば

九州

水平分布
45㎜

35㎜

55㎜

東西・南北・上下成分E
N
U

検証作業日時：2021年9月10日 11:00～15:00（JST)まで
位置情報サービス事業者：日本GPSデータサービス㈱使用したGNSS受信機及びアンテナ：Trimble Net R9、Zephyr 3 Rover3２．電子基準点の1秒値データを用いるネットワーク型RTK法（単点観測法）における観測時期の比較観測の概要
１）目

的電子基準点の1秒値データよるVRS後処理データを用いて異なる時期の座標値の変化を比較する

２）試行試験
① 日本測量協会測量技術センターの屋上に設置している民間等電子基準点をローバーとして、夏期（7月）秋期（10月）冬期（1月）におけるネットワーク型RTK法（単点観測法）の観測を行い、検証のための基礎データを取得する。
② データは後処理キネマティック測位用データのうち、データ取得間隔1秒値を使用する。
③ 後処理データ取得時間は7:00～11:00、15:00～19:00、23:00～3:00（JST）のそれぞれ4時間観測する。
（夏期の観測日は7月19日：過去の気象データから、全日晴れの日を選択）

３．関係団体との連携によるネットワーク型RTK法（単点観測法）
精度検証の作業計画（案）
１）目

的

ネットワーク型ＲＴＫ法による単点観測法の位置精度に関して、地域差及びデータ配信業者間の観測差を検証する。

２）観測概要前述した検証作業と同様に、地域差を確認できる複数の地区において、端点に設置したアンテナに受信機4台を接続し、スタティック観測と位置情報サービス事業者3社のデータを受信するネットワーク型ＲＴＫ法（単点観測法）の同時観測を実施する

実験観測に必要な機材が不足しており、受信機の提供などの協力をお願い致します。

4