原理原則

世界初！スターリングエンジン搭載。
高精度低露点鏡面冷却式露点計 Ｍｕｌｔ
ｉＦｒｏｓｔ
これまでの鏡面冷却式露点計で使われているペルチェ冷却素子に、更にスターリングエンジン（冷凍機）を装備し、鏡面のベース温度を−100℃近くまで下げる能力を生み出しました。
これにより鏡面冷却パワーが25%向上、同時に機器全体の小型化も達成しています。鏡面冷却式露点計の原理に基づく光学システムの感度に関しても、新しいＲＲＳ光学システム(ラピッド・リフリジェレイション・システム)を採用。
微量水分領域レベルの変化に追従する為に、光学系を自動的に再調整する

Multi Dew
高精度鏡面冷却式露点計システムを搭載しています。
Ｍｕｌｔｉ Ｆｒｏｓｔは最新のテクノロジーでストレスの無い高精度の水分計測を可能にしています。

Ｍｕｌｔ
ｉＦｒｏｓｔの高速応答性
微量水分領域では計測系の鏡面部・配管などに含まれる残留水分の影響が重要です。高速応答性を追求することはスターリングエンジン搭載を含め、感知部分のサンプリングガス体積の減量も重要だと考えます。

●露点測定精度±0.2°
Cdp●繰り返し性±0.05°
Cdp●露点測定範囲 標準センサ−40〜＋90°
Cdp
高温センサ −40〜+120°
Cdp

Ｍｕｌｔ
ｉＦｒｏｓｔはその体積を極力小さくする設計を行い、接ガス部の面積を極力小さくすることに成功しています。

●相対湿度範囲

0.45〜100%rh

技術仕様

測定範囲

0〜1000 ml/mi

表示分解能
測定原理
出力機器
仕様

※注意
これらの精度は、校正用標準器に対する最大誤差を示します。
標準器の不確かさ、計測時の条件は別途考慮する必要があります。

寸法

HMI
データロギング

環境条件
電源
消費電力
重量
サンプルガス接続

178.5mm [7.028"]

0.0001℃dp(パラメーターに応じて、ユーザー設定可能)
露点：℃dp, %RH, g/m3, g/kg, ppmv, ppmw
温度：℃
アナログ：3ch(4-20mA, 0-20mA, 0-1Vより任意設備
デジタル：USB, ModBusRTU(RS232,485),
ModBusTCP, イーサネット
警報：2ch/電圧自在C接点 ; 1A@30V DC
5.7" LCD タッチスクリーン(青色)USBインターフェース
SDカード(FAT32)サポート - 32GB(最大)※最大560日ロギング可能(2秒間隔でロギングした場合）
5〜30℃, 80%RH(最大)85-264 VAC, 47/63 Hz
250 VA
22.4 kg
入口：1/4" VCR(オス)出口：1/4" SWG(オス)46.0mm [1.811"]

原理
露点とは、空気中の水蒸気を表わす一つの単位で様々な水分計測の単位

鏡面冷却式露点計・国内販売1000台を越える経験から、最新のとして用いられています。相対湿度100％になる時の気体温度を言います。

高精度鏡面冷却式露点計Multi Dewを創りました。

センサ部内蔵の鏡を電子冷却モジュール(ペルチェ冷却部)で温度制御し、鏡面に接触する気体を強制的に結露現象を起こさせます。

再現性・応答性に優れた性能はもちろん、イージーオペレーション

LED光源からの反射光を受光素子でとらえ、たえず、同じ光量となるようを実現したタッチパネルを採用。校正室、研究室、生産工場などコントロールを続けます。
その時に鏡面の温度を測温抵抗体で検出し露点使う場所を選びません。

表示します。
経年変化の少ない白金測温抵抗体を採用、鏡面に付着する粉塵による反射光変化も独自のDCC機能で誤差を最小限にしています。
さらに、付属

特長の温度センサを組み合わせることにより、デジタル回路技術での内部演算●

奥行き 479.3mm [18.870"]

144.5mm [5.689"]

186.9mm [7.358"]

機能で高精度の相対湿度が表示できます。
177.0mm [6.969"]

リモート
流量
ＰＲＴ
センサー
センサー

鏡面材質
温度測定
サンプル流量
サンプルガス圧力
温度測定
測定精度
ケーブル長

±0.1℃dp±0.05℃dp
MF80 : -80〜+20℃dp
MF90 : -90〜+20℃dp
銅に金メッキ4線式PT100, 1/10 DIN class B
500〜1000 ml/min
最大 1.0 MPa
4線式PT100, 1/10 DIN class B±0.1℃
2m(最大250m)

モニター

露点センサー仕様

測定精度
再現性
測定範囲高応答性。高追従性を実現。

Light Source
LED光源

Detector
フォト検出器＋Heatpump
2ステージ・ベルチェヒートポンプ

本社／湿度営業グループ〒113-8450 東京都文京区本郷2-12-13 TEL 03-3812-9755
関西営業所〒530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10 Y'sビル4F TEL 06-6357-6166 ㈹2020年1月第1版発行

露点±0．
2℃dp、温度±0．
1℃の高精度計測。

●

広範囲露点測定−40 〜＋120℃dp。
従来、複数の鏡面冷却式露点計が必要だった範囲をMulti Dew1台で測定できます。

PRT＊記載内容は予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

http://www.daiichi-kagaku.co.jp/●

PT100 測温抵抗体
Mirror440.0mm [17.323"]

新開発の鏡面ハイブリットセンサにより湿度変化に対する−●

SDカードによるロギング機能標準●

柔軟なインターフェースに対応し、アナログ出力はもちろんTCPインサーネット標準装備。

水分計測を知り尽くした第一科学から、最新の高精度鏡面冷却式露点計Multi Dewが誕生
長期の精度維持を実現する二つの機能

アプリケーション例

ダイナミック汚染補正機能 (DCC：Dynamic Contamination Correction)

1. センサダイレクト方式

鏡面を含む光学回路上の汚染物質混入により発生する測定精度の劣化（光源輝度の減少

センサ形状を生かしたダイレクト測定により、恒温恒湿槽や湿度校正器、小型容器内を高精度で測定が行えます。

による光学バランス崩れ）を防ぐために、光源バランスの再補正を定期的に実施するプログラム

用途例：エンジン性能試験、燃料電池試験、工場内ドライエア管理が用意されています。DCCは常に最適な測定が実施できるように直接的にシステム制御に関与し、鏡面に付着した粒子状汚染物質に起因するあらゆる誤差を自動的に除去します。

MultiDew

温湿度計

過冷却状態除去機能 (FASTテクノロジー）
今までの鏡面冷却式露点計の最大誤差要因として過冷却状態が挙げられます。0℃以下

湿度センサの露点測定では鏡面上の水の状態が過冷却現象により、霜にならない場合があります。

湿度校正器

これにより露と霜の状態の飽和水蒸気圧の違いから、約10％の測定誤差発生の可能性があります。FASTテクノロジー機能では強制的に鏡面表面をアイス状態にする制御を自動的2. サンプリング方式に実施しています。

従来の鏡面冷却式露点計と同じサンプリングによる測定が行えます。
特に高露点域での測定には推奨される方式です。定期的なミラー仕様

クリーニングもメンテナンスポートにより簡単に行えます。
用途例： 湿度標準器・校正室、電子部品生産ライン、

測定精度

±0.2°
Cdp
（露点） ±0.1°
C（温度）繰り返し性±0.05°
Cdp

露点測定範囲

標準センサ −40〜+90°
Cdp 高温センサ −40〜+120°
Cdp

温度測定範囲

標準センサ −40〜+90°
Cdp 高温センサ −40〜+120°
Cdp

相対湿度範囲0.45〜100%rh

応答速度

10℃dp/1min（測定露点範囲による)動作圧力範囲

0.1〜2.5 MPa max

接続ケーブル3m（標準）0.3、5、10 and 20m max（オプション）

温度センサ

φ3.0×75mm長

圧力センサ

精度±0.25% FSR（オプション）

内部演算単位

各種ガス水分計測

10

サンプリング治具

0

露点温度（℃）−10

測定範囲 0〜160 kPa OR 0〜2.5MPa

接続口 1/8 NPT-M

露点センサ
エアーポンプユニット
AU−3

−30
−40

PT100 1/10 DIN Class A／温度センサ

−20

恒温恒湿槽

−50−60MultiDew

オプション
1020

相対湿度 %、
絶対湿度 g/m3、ppmV、混合比 g/kg、30405060
センサ周囲温度（℃）

7080

サンプリング治具

エアーポンプユニット
AU−390湿球温度 °
C、水蒸気圧 Pa、圧力 kPa、 Bara、Barg、Psia、Psig
アナログ出力0〜20mA、4〜20mA 電流出力

デジタル出力RS485（標準）、イーサネット ※PCソフトウェアはホームページよりダウンロード可能

警報出力

電圧フリーコンタクト 1A 30Vdc

データロギング

SD カード（オプション）

寸法

本体 : 220×175×75mm

重量

本体 : 1.5kg、センサ : 200g

ディスプレイ

5.7 カラータッチパネル

使用環境−20〜+50°
C ※結露無きこと

電源

100〜240VAC、50/60Hz 30VA max

ガスの流量を抑えることが出来ます。
これにより煙道や高温ガスの測定が可能。
ミラーの汚れを最小限にすることが出来ます。
（Max300℃）
用途例：煙道、空調ダクト、食品製造ライン、恒温恒湿槽
オプション ピトー管型サンプリング治具
220.0mm [8.661"]
69.5mm [2.736"]

103.2mm [4.063"]
Ø46.0mm [1.811"]

46.2mm [1.819"]

一度初期設定を行えば電源を投計測画面入するだけで計測が開始します。 トレンドを表わすグラフ表示付き、すべての項目がアイコン化されて温度、湿度パラメーター、圧力もいるのでタッチするだけで、感覚この画面で変更が可能です。
的に設定変更が行えます。
もちろん日本語表示になっています。

グラフ画面

セットアップ画面

計測画面でグラフにタッチすると大きなグラフ画 面に切り替わります。

DCC、FASTの詳細設定やアナログ出力設定、警報出力設定、データロギング設定などを行う画面です。

ピトー管

ダクト

MultiDew
チューブ
オプション

露点センサ
サンプリング治具

32.2mm[1.268"]

M36×1.5
M30×1.5

Ø28.0mm[1.102"]32.0mm[1.260"]180.0mm [7.087"]
260.0mm [10.236"]

3. ピトー管型サンプリング方式（要風速3m/sec以上必要）
独自のピトー管型サンプリング治具を使用することにより、サンプリング

240.0mm [9.449"]

145.0mm [5.709"]

寸法

タッチパネル採用による抜群の操作感を体験してください

ピトー管サンプリング治具