脈動流でも計測可能な薬流用電磁流量センサーです。

小型電磁流量センサー VNS
電磁式

特長● 計測部に可動部がないため、異物による故障の心配がない● ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現● 次亜塩素酸ソーダ、苛性ソーダの計測に対応● ポジティブリスト制度適合品

仕様
脈動計測モード仕様
定 常 流 計 測

モ ー ド 仕 様

接線流羽根車式型式
口径
精 度 保 証 流 量 範 囲
対象ポンプ
精 度（ 流 体 温 度：25 ℃ 時 ）周波数パルス
精 度 保 証 流 量 範 囲
ロ ー フ ロ ー カ ッ ト オ フ（ 標 準 ）
周波数パルス精度（ 流 体 温 度：25 ℃ 時 ）単位パルス
計測流体流体導電率
範
囲流体温度
範
囲使 用 周 囲 温 度・ 湿 度 範 囲
保 存 周 囲 温 度 範 囲
最高使
用
圧力圧 力 損 失 (精 度 保 証 最 大 流 量 時)

楕円ギヤ式

出

出力13 ※7※



周波数パルス・単位パルス・警報・スイッチいずれかをご注文時に選択

様

単位

パ

警

ル

報
イモド

ー

出単4※

ッ力

チ
仕位

パ

警

ス

ル

報

5  ※様ス
4※

仕様

応共ス
イッ
チ 5
A S S P シ リ ア ル 通 信（ASI-200接 続 時 の 演 算 方 式 な の で
出 力 １ と 出 力 ２ の 指 定 は 不 要 で す。
）

通軸流タービン式

ケブ

線D付管護費

指示計

質

本詳源示

姿接構

勢続造※
6流量ス
式電体ケー細型

電アＯース
リリ ン
ン

VNS20RF/RE

ON抵抗：200Ω以下、OFF抵抗：100ｋΩ以上
電線長：10m以下（AWG28）
63%応答 ダンピング時間 ： 2秒（標準）
出荷時に0.1～600秒間において0.1秒ステップで設定可能
ケーブル長 ： 約500mm ４芯 AWG26外径Φ4.2シールド付き

3

表VNS10RF/RE

5mm
10mm
20mm
0.01～1 L/min
0.1～10 L/min
0.6～60 L/min
電磁式（ソレノイド式）ダイヤフラム定量ポンプのみ±5.0％RD ： 精度保証最大流量の20～100％ ±1.0％F.S. ： 精度保証最大流量の 5～ 20％
0.05～1 L/min
0.5～10 L/min
3.0～60 L/min
0.025 L/min
0.25 L/min
1.5 L/min±2.5％RD ： 精度保証最大流量の20～100％ ±0.5％F.S. ： 精度保証最大流量の 5～ 20％※1±2.0％RD ： 精度保証最大流量の20～100％ ±0.4％F.S. ： 精度保証最大流量の 5～ 20％※1VNS□□RF：次亜塩素酸ナトリウム水溶液「濃度1～12％」
VNS□□RE：水酸化ナトリウム水溶液「濃度10～25％」
14mS/cm以上
0～+40℃（凍結しないこと）－20～+60℃ 35～85％RH（結露しないこと）－20～+70℃
1MPa
20kPa以下
NPNオープンコレクターパルス 最大負荷 28V DC 20mA DC ON時残留電圧 1V以下
最小パルスON時間 2.5ms（周波数パルス200Hz時） デューティー比 １：１
標準200.0Hz （出荷時に20～400Hz間において0.1Hzステップで設定可能）
注：ASI-100、ASI-200を接続する場合は、出力１は200.0Hzを推奨します。
0.001L/P（標準）0.01L/P（標準）
0.1L/P（標準）ノーマルオープン（標準）・ノーマルクローズから選択「励磁異常／メモリー異常／電源電圧低下／乾水／過大流体ノイズ／逆流／過大流量」の各警報項目について出荷時設定可能
ノーマルオープン（標準）・ノーマルクローズから選択
レベルまたはウィンドウ判定値：精度保証最大流量の0～100%を1%ステップで出荷時設定可能
NPNオープンコレクターパルス 最大負荷 30V DC 20mA DC ON時残留電圧 1V以下
最小パルスON時間 25ms（周波数パルス200Hz時） デューティー比 １：１
出力1と同じ
出力1と同じ注：ASI-100、ASI-200を接続する場合は、出力２は警報を推奨します。
出力1と同じ※本仕様
A S I - 1 0 0
または汎用受信器
A S I - 2 0 0

配E

接液部

性

基ールL材※

答取
配保電消質

7

仕周 波 数 パ ル ス※2ス

各出力23 ※7単位パルス・警報・スイッチいずれかをご注文時に選択※

力VNS05RF/RE

赤：電源＋ 青：GND 白：出力１ 黄色：出力２
赤：電源＋ 青：GND 白：送信ライン 黄色：受信ライン
センサー本体にLED表示1つ ２色LED（緑／赤）
緑色 ： 流量表示 3段階の点滅スピードにて表示 赤色 ： 異常時の状態を点滅回数で表示
自由（気体の混入がないこと）
ソケット形ユニオン継手16A
ソケット形 ユニオン継手20A
屋内仕様(IP64相当)
24V DC±10%  
60mA DC以下
約200ｇ
約200ｇ
約300ｇ
PEEK
VNS05RF
VNS05RE
VNS10RFVNS10RE
VNS20RFVNS20RE

極Ti（２種）

ハステロイC22（相当品）

Ti（２種）

ハステロイC22（相当品）

Ti（２種）

ハステロイC22（相当品）

ググ

Ti（２種）
FKM

ハステロイC22（相当品）
ＥＰＤＭ

Ti（２種）
FKM

ハステロイC22（相当品）
ＥＰＤＭ

Ti（２種）
FKM

ハステロイC22（相当品）
ＥＰＤＭ●材質記号の詳細については裏表紙参照。 ●必ずお使いになる前に製品仕様書をご確認下さい。
※１：精度とは240s間積算した平均値に対する保証値です。 ※２：精度保証最大流量時の周波数を示します。
※３：すべて出荷時の設定となります。お客様での設定変更は出来ません。 ※４：警報は、出力１または出力２のどちらかでしか選択出来ません。
※５：ウィンドウ判定を選択した場合、出力１・出力２ともに他の機能は選択できません。 ※６：アイソレートされた電源にて供給し、VNS 1台につき電源1台を接続することを推奨また、脈動流モード計測時は、電源FG端子の接地（D種以上）が必要。 （注）CEの雷サージは、取得していません。
※７：脈動計測モード仕様選択時の出力仕様は、出力1 周波数パルス、出力2 警報となります。それ以外の出力仕様は、選択できません。

VNSの特長

1．エアーチャンバーを無くして、設備のコンパクト化に電磁式ダイヤフラム定量ポンプの脈動流の流量計測をダイレクトに行うことができます。
エアーチャンバーで脈動を無くす必要がありません。

電磁式

ダイヤフラム式電磁定量ポンプ吐出流イメージ

VNS 採用によりエアーチャンバー

電磁流量計

エアチャンバー不要！
脈動流のままで計測可能！
次亜タンク

次亜タンク

Pポンプ

P

ポンプ

電磁式ダイヤフラム定量ポンプの動作信号と流量信号を同時に監視することで、ガスロック※検知ができます。

ガスロックを検知し、現場で警報を出力することも可能 !

PLC 流量信号ストップ

P3‌．注入量の把握やPH制御に浄水場で使用される次亜塩素酸ソーダや苛性ソーダーの薬液を計測し注入量の把握や制御を行うことができます。

パトライトなど

警報

次亜タンク※ガスロックとは、電磁ダイヤフラム定量ポンプのダイヤフラムのある部屋に空気が溜まり、次亜塩素酸ソーダなどの流体が吐出されない状態です。

VNS

接線流羽根車式

2．次亜塩素酸ソーダのガスロック※検知に小型電磁流量センサー
VNS

VNS

ポンプ

小型電磁流量センサー VNS

苛性ソーダ
注入装置

楕円ギヤ式

配線方法

外形寸法

流量センサー

赤：電源＋センサー電源＋（ DC24V）

白：出力1←
Is

Ｒ

←Is

Ｒ

青：GND

オープンコレクタ入力＋（パルス検出用電圧：DC 30V以下）
センサー電源－およびオープンコレクタ入力－

出力1および出力2のNPNオープンコレクタ出力の吸込電流Isは20mA以下になるようお願いします。
（推奨抵抗値は10 ～ 20kΩです）
Is（出力吸込電流：mA）＝

軸流タービン式

黄：出力2V（パルス検出用電圧：V）

R（電流制限抵抗：kΩ）

≦20mA



単位：mm型 式
VNS05
VNS10VNS20L
95
95
110

W
47
47
48

H
515364

φD5.2
1020

R （注）
16Aユニオン（オス）16Aユニオン（オス）20Aユニオン（オス）注：ソケット形ユニオン継手は含まず

質量200g
200g
300g

ケーブル長さ：0.5ｍ

配管取付条件取付姿勢
自由（気体の混入がないこと）

指示計

直管部
不要

8主な製品の配管取付条件
流量センサーの配管取付条件で特に注意するべき事項をまとめました。
配管取付時には十分注意していただき、ご使用戴きますようお願いいたします。

１．常に満水状態になるように設置してください
１）流量センサーの下流側が大気解放の場合は、吐出口を流量センサーより高くしてください。

h>0２）流量センサーは、エア溜まりの無い場所へ設置してください。
エア溜まり

エア溜まり

2．バルブ等流れを乱すものは流量センサーの下流側へ設置してください
各種制御用弁は、下流側へ設置してください。

3．各種流量センサーの必要直管部について
直管部とは、流れの状態を安定させるために流量センサーの上流側（流入側）と下流側（吐出側）に確保するストレート配管の長さを示しています。

L=5D以上L=3D以上L : 直管部
D: 口径製品
FMO
VN
OF-Z
OF-W
VNS
ND
NW
MND
NDV

掲載ページ
P  3P  5P11P14P  7P  9P13P15P16

上流側

下流側
不要

5Ｄ以上

３Ｄ以上

22主な製品の取り扱い注意
製品をご使用する前に、必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

１．使用環境・対象流体①接液部材質が流体に対して耐食性のあることをご確認下さい。
②強力な磁場やノイズ源の近くに取り付けないで下さい。
③防爆仕様ではないため、可燃性のガス等の雰囲気では使用しないで下さい。
④直射日光や雨が当たる場所への取り付けは避けて下さい(屋内仕様)。

2．配管について①流体にエアーを混入させないで下さい。精度に影響を及ぼします。
②エアー溜まりとなりやすい箇所(配管立ち下がりの上流側など)には設置しないで下さい。
また、計測を開始する前には十分にエアー抜きを行って下さい。
③流量調整バルブなど流れを乱すものは、センサーの下流側に取り付けて下さい。
④ウォーターハンマーなど過大圧のかからない位置へ取り付けて下さい。
⑤配管内に異物・油などがある場合は洗浄後にセンサーを取り付けて下さい。
⑥流体の流れ方向が、本体に表示してある流れ方向の矢印と合うように取り付けて下さい。
⑦取付位置にはメンテナンススペースを設けて下さい。

記号説明
PPF

K

M：フッ素ゴム（Fluoro Rubber）

CAC804：青銅鋳物（Bronze casting）

N

B

R：ニトリルゴム（Acrylonitrile-Butadiene Rubber）

P E E K：ポリエーテルエーテルケトン(Poly Ether Ether ketone)

E P D M：エチレンプロピレンゴム（Ethylene propylene Rubber）

P

C：ポリ塩化ビニル（Poly vinyl chloride）

G F - A B S：ガラス繊維入りABS（Glass-Fiber-filled Acrylonitrile Butadiene Styrene）

i：チタン（Titanium）

S a - C o：サマリウムコバルト（Samarium-Cobalt）

V

T

S：ポリフェニレンサルファイド（Polyphenylene Sulfide）

変 性PPO：ガラス繊維入ノリル（Polyphenylene oxide）

B a - F e：バリウムフェライト（Barium-Ferrite）

P

SUS303：ステンレス（Stainless）

P：ポリプロピレン（Polypropylene）

E T F E：フッ素樹脂（Ethylene-tetrafｌuoro ethylene）

SUS304：ステンレス（Stainless）

CF-POM：炭素繊維入りポリアセタール(Carbon-Fiber-filled Polyacetal or Polyoxymethylene) SUS316：ステンレス（Stainless）
PSiA：ポリアミド（Polyamide）

SUS316L：ステンレス（Stainless）

C：炭化ケイ素セラミック（Silicon Carbide Ceramics）

S C S 1 6：ステンレス（Stainless）

粘性単位について33
粘［ｍpa・S］＝1［cP］［cSt］＝1［mm /s］/ｓ］ 動粘度［cSt］［cSt］＝粘度［mPa・S］/密度［g/ｃｍ※水の密度
1［ｇ/ｃｍ33］］ 4℃の時4℃の時
粘 度度：：1
1［mPa・S］=1［cP］ 動粘度：1=1［mm＝粘度［mPa・Ｓ］/密度［g/cm］］ ※水の密度：１［g/cm22

当カタログの仕様は、2022年10月現在のものです。

〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL ： http://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL ： https://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ
札 幌 支 店 TEL（011）642 ｰ 9500
釧 路 営 業 所 TEL（0154）23 ｰ 7859
仙 台 支 店 TEL（022）258 ｰ 1181
青 森 営 業 所 TEL（017）742 ｰ 6771
盛 岡 営 業 所 TEL（019）646 ｰ 8836
東 京 支 店 TEL（03）5323 ｰ 5352
千 葉 営 業 所 TEL（03）5658 ｰ 1320
大 宮 営 業 所 TEL（048）668 ｰ 0131
新 潟 出 張 所 TEL（025）282 ｰ 5591

名 古 屋 支 店 TEL（052）661 ｰ 5852
金 沢 営 業 所 TEL（076）252 ｰ 1942
静 岡 営 業 所 TEL（054）237 ｰ 7168
松 本 出 張 所 TEL(0263) 87-5730
大 阪 支 店 TEL（06）6305 ｰ 9052
広 島 営 業 所 TEL（082）292 ｰ 8289
高 松 営 業 所 TEL（087）851 ｰ 6664
岡 山 営 業 所 TEL（086）207 ｰ 6828
福 岡 支 店 TEL（092）534 ｰ 2050
鹿 児 島 営 業 所 TEL（099）254 ｰ 7877
宮 崎 出 張 所 TEL（0985）24 ｰ 2279
沖 縄 出 張 所 TEL（098）860 ｰ 9792国 際 営 業 部 TEL（052）661 ｰ 5150

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
更新No.
のでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。
このカタログは植物油インキ・再生紙を使用しています。

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
のでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新No.

4.4

MK-SENSOR-030H