取扱説明書
このたびは、オムロン製品をお買い上げいただきありがとうございました。

手首式血圧計HEM-6232T
HEM-6233T• 本製品の使用目的は、家庭での健康管理のために、収縮期（最高）血圧及び拡張期（最低）血圧を測定することです。
• 安全に正しくお使いいただくた
め、この取扱説明書を必ずお読みください。
• 本書はいつもお手元においてご使用ください。
• 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。
• 本書に記載しているイラストはイメージ図です。
2809505-2GIntellisense® とは

1

安全上のご注意2

お使いになる前に必ずお読みください。
ここに示した内容は、製品を安全に正しくご使用いただき、使用者や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。

付属の電池はお試し用です。
測定できる回数が少なくなる
場合があります。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を* 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットに関わる拡大損害を示します。

□ 収納ケース

製品のお問い合わせ、別売品や消耗品のご注文、修理のご依頼はオムロン ヘルスケア お客様サポート

https://www.healthcare.omron.co.jp/support/

本書：品質保証書付き□ 医療機器添付文書□ OMRON connect
Setup ガイド

• けがや治療中の腕で測らない。
• 点滴、輸血をしている腕で測らない。

オムロン お客様サービスセンターTEL 0120 -18- 6606（通話料無料）

FA X 0120-10 -1625（通信料無料）

受付時間9：00～19：00（祝日を除く月～金）• 乳幼児などの手の届くところに保管しない。

※都合により、お休みや受付時間の変更をさせていただく場合があります。

収納ケースのツメを親指で手前に引きながら上に開ける▶ 電池など小さい部品を飲み込み、窒息や傷害に至ることがあります。

• 航空機内や病院など無線機器の使用が禁止された区域では必ず本製品の Bluetooth 通信を OFF にしてください。

• 測定結果の自己判断をしない。
• 治療を自己判断で行わない。
• 耐用期間を越えて使わない。
• 医療機関や公共の場所などにおいて不特定多数で使わない。
• 乳幼児など自分で意思表示できない人に使わない。

33

朝週平均値マーク
各週の朝週平均値を呼び出したときに表示されます。

カフ

保証規定
1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償にて修理、また故障内容や製品によっては、交換あるいは他機種との交換をいたします。
2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターまたはご購入の販売店にご連絡ください。
3. 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損
傷。
（ロ）お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによ
る故障および損傷。
（ニ）品質保証書の提示がない場合。
（ホ）品質保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場
合、または販売店で発行されたお買い上げを証明するものがない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
（ヘ）消耗部品。
（ト）故障の原因が本製品以外に起因する場合。
（チ）その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障
および損傷。
4. 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 修理対応期間は製造打ち切り後6年となります。

品 質 保 証 書

このたびは、オムロン製品をお買い求めいただきありがとうございました。
製品は厳重な検査を行い高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償にて修理、また故障内容や製品によっては、交換あるいは他機種との交換をいたします。
※ 製品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。
This warranty is valid only in Japan.

商品型式名 HEM-6232T/HEM-6233T※ 以下のいずれかを必ず行ってください。
・販売店で以下に記入、捺印していただく。
・販売店で発行されたお買い上げを証明するもの（レシートやシールでも可）を本品質保証書に貼付または保管いただく。

お買い上げ店名

お買い上げ年月日
製造販売元〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地

年

月

日

• 使用中に皮膚炎など肌の異常を感じる場合• 血行障害が長く発生する場合• 透析治療中や動静脈ろうがある場合• 重度の血行障害や血液疾患がある場合

1• 一般的な不整脈（心房性、心室性早期収縮、心房細動など）• 動脈硬化症 • 糖尿病 • 腎臓疾患 • かん流低下• 妊娠中や子かん前症（妊娠中毒症）• 乳腺切除した方 • 未成年の方▶ 正しく測定できないことがあります。

注意（電池について）• 電池の液が目に入ったら放置しない。すぐに多量の水で洗い流し、医師の指導を受ける。
• 電池の極を間違えて入れない。
• 電池を使い切ったときや長期間使用しないとき、電池を本体内に入れたままにしない。
• 電源が入ったまま、電池交換を行わない。
• 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
• メーカーや銘柄の異なる電池を混ぜて使わない。
• 指定外の電池を使わない。
• 推奨期限の過ぎた電池を使わない。

［測定／停止］ボタンで「月」が点滅 「月」を決定測定した血圧が家庭高血圧の基準値以上のときに表示されます。

［測定／停止］ボタンで「日」が点滅45カフ

高血圧治療ガイドライン 2014

測定姿勢ガイド
血圧計の高さが適切なときに青色が点灯します。

6※ 本体の背面です［記録呼出］ボタン
測定記録を見るときや直近の測定記録の平均を見るときに使います。
［朝週平均］ボタン
今週を含む過去 4 週間分の朝週平均を見る
ときに使います。

［測定／停止］ボタンで「時」を決定［記録呼出（）］ボタン、［朝週平均（）］ボタンで「分」を変更

手首の骨にかからないように、
手首と手のひらの境目から 1 〜
1.5 cm 離します。

バッテリーマーク
電池の残量が少なくなったときに点滅します。
電池を交換してください。

8

電池交換マーク
電池の残量がなくなったときに表示されます。すぐに電池を交換してください。

［個人番号］スイッチ
個人番号を切り替えるときに使います。

Bluetooth OFF マーク
Bluetooth 通信が OFF のときに表示されます。

9

Bluetooth ON マーク
Bluetooth 通信が ON のときに表示されます。

10

通信 OK マーク11

通信お知らせマーク
メモリ容量がわずかになったときに、アプリとの通信を促すときに点滅します。また、メモリ容量がなくなったときに点灯します。
脈波マーク
血圧を測定しているときに点滅します。

12

排気マーク
カフの空気を排気しているときに点灯します。

134「分」を決定1［測定／停止］ボタンを押す

切れます。

ボタンを長押しし、時計設定モードに入ってください。

6

測定する前に血圧は一日の中でも時々刻々と変化しています。日本高血圧学会
は、起床時と就寝前（寝る前）の毎日決まった時に測定することを推奨しています。

測定するタイミング

誕生日が表示され、使用者
マークが2回点滅します。

すべてのマークや文字が表示されます。

4 ぴったり巻き上げる

個人情報は「OMRON connect」アプリで登録できます。（血圧計には生年月日のみ登録されます。）アプリのインストー
ルについては、「 14 スマートフォンで記録を見る」を参照してください。

• 面ファスナーの全面がぴった
りつくように、指で軽く押さえてください。
• すき間ができないように巻いてください。

• 右手首に巻くときも同じように巻いてください。
• 対象手首周は、13.5 〜 21.5 cm です。
• カフの巻き方を当社ホームページでご紹介しています。

測定姿勢ガイドとは、血圧計が適切な高さ（心臓と同じ高さ）になるようにマークでお知らせする機能です。

就寝前

電池カバーは、本体裏面にあります。（☞ 3 各部の名前）

電池カバーのツメに指先をかけて開きます。

（最高血圧が 135 mmHg 以上、または最低血圧が 85 mmHg 以上）

下図のように、記録番号が表示された後、測定記録（最高血圧値、最低血圧値、脈拍数）が表示されます。
記録マーク
日付と時刻が
交互に表示
されます。
記録番号*

14 スマートフォンで記録を見る
本製品は、スマートフォンに測定記録を転送できます。転送すると、スマートフォンで血圧の変化を簡単に確認できます。

スマートフォンで記録を見るためには「OMRON connect」アプリをスマートフォンにインストールする必要があります。

1 スマートフォンの「設定」から Bluetooth を* 記録番号「１」は、最も新しい記録であることを示しています。

「オン」にする

2 スマートフォンに「OMRON connect」アプリ
をインストールする

次の A、B いずれかの方法でアプリをインストールする
A ウェブサイトにアクセスする

正しい姿勢を確認する

測定記録が 100 回を超えると、最も古い測定記録から順に削除さ
れます。

手のひら
力を抜いて、手のひらは上向きにする

両足足を組まずに両足を床につける

血圧計の高さを心臓（目安は乳首）の高さと同じにする

12 朝週平均を見る

背もたれ

朝週平均とは血圧計の高さ

前かがみにならない

測定姿勢ガイドhttps://www.omronconnect.com/setup/
QRコード

本製品は、各週の朝週平均を表示できます。（今週を含む 4 週間）

背もたれに
もたれて
リラックスする

午前9時59分

B 「App Store」または「Google Play」にてオムロンコネクト

と検索する

日
月

高すぎる

から上のいずれかの

が点灯

ひじ

火
朝週平均

水
木

ひじを
テーブルに
置く

適切な高さ

金

が点灯（青色）

土

3回
＝ 最大
の平均値

※1回しか測定していなければ、
その測定記録が朝の血圧になります。

朝週平均： 日曜日～土曜日の「朝の血圧 」の平均値です。

低すぎるから下のいずれかのが点灯

測定姿勢ガイドに従って、血圧計の高さが心臓の高さと同じになるようにします。血圧計の高さが心臓の高さと同じになると、自動的に測定が始まります。

朝の血圧： 午前4時から午前9時59分の間で、最も早い時刻の測定から最大3回の平均値です。

毎朝、継続的に血圧を測定し、週の朝週平均を知ることで
早朝高血圧（ ☞ 27 早朝高血圧）の早期発見につながります。
正確な朝週平均を知るために、起床後1時間以内に測定することをお勧めします。

［朝週平均］ボタン［個人番号］スイッチ

測定開始：カフが適切に巻かれています。
［測定／停止］ボタンを押して、血圧について詳しくは、「 25 血圧とは」〜「 27 家庭血圧の重要性とは」を参照してください。

7

1 電池カバーを外す）］ボタンを押す）］ボタンを押して測定記録を切り替える

血圧計の高さが正しい高さでない場合でも、5 秒後に測定が始まります。
・排尿後・5 分以上安静にしてから・朝食前・服薬前（降圧剤を飲んでいる場合）
・5 分以上安静にしてから

2［記録呼出（3［記録呼出（

測定姿勢ガイドの表示例：カフが適切に巻かれていません。

電池を入れる［個人番号］スイッチ

血圧計の高さ合わせ（測定姿勢ガイドが表示される）

起床後は、起きて 1 時間以内、トイレをすませ、朝食の前、薬を飲む前に、５分以上安静にしてから測ります。就寝前も、５分以上の安静後に測ります。

起床後１時間以内

平均値が家庭高血圧の基準値以上のときに血圧確認マークが表示されます。

日本高血圧学会の高血圧治療ガイドライン 2014 では、続けて測った 2 回の測定記録の平均値を見ることを推奨しています。

電源を切り、カフを巻き直してください。

3「OMRON connect」アプリを開き、本製品を登録する

4 血圧を測定したら、「OMRON connect」
アプリを操作し、測定記録を転送する• 1 台のスマートフォンで 1 ユーザーの測定データを管理できます。2 名分の測定データを管理する場合、個人番号毎にそれぞれ 1 台のスマートフォンをご用意ください。
•「OMRON connect」アプリ以外のアプリを使用した場合、正しくデータが転送されない場合があります。
詳しくは使用されるアプリのご利用方法および使い方をご覧ください。

1 個人番号を選択する）］ボタンを押す
2［朝週平均（ボタンを押すごとに各週の朝週平均が表示されます。

個人番号を選ぶ

朝週平均値マークが表示されます。

加圧中

本製品は、個人番号スイッチを切り替えることによって、2 人分の測定結果を別々に記録できます。

「脈波マーク」▶ けがの発生や本体故障の原因になります。

測定中に点滅します。

今週を含む4週間の平均値を確認できます。

［個人番号］スイッチ

データ通信について• 本製品は電波法に基づく工事設計認証を受けた 2.4 GHz 帯小電力データ通信システムの無線設備です。本製品を改造した
り、本体記載の認証番号を消さないでください。電波法に抵触する恐れがあります。
• 本製品を本製品と同じ周波数を使用した無線 LAN、電子レン
ジ、無線機器などの周辺でご使用になりますと、本製品との間で電波干渉が発生する可能性があります。電波干渉が発生した
場合、使用しない機器を停止するか、本製品の使用場所を変えるなど電波干渉の生じない環境でご使用ください。
• 電波を使用している関係上、第三者が故意または偶然に傍受する事も考えられます。機密を要する重要な事柄や人命に関わることには使用しないでください。
• 本製品は日本国内専用です。日本国外で使用しないでください。海外で使用されると、その国の電波法に抵触する恐れがあります。

個人情報登録済のとき

血圧計の高さ）］2 電池を図の表示に合わせて入れる

3 電池カバーを閉める
図のように電池カバーを本体に取り付け、カチッと音がするまで矢印の方向に押して閉めます。

朝週平均が家庭高血圧の基準値以上のときに血圧確認マークが表示されます。

測定終了

ばねの出ているほうがです。

1［個人番号］スイッチを切り替えて、
個人番号 1 または 2 を選択する

2

1

）
］

平均値マークが表示されます。

真横に引っ張る

再度時計設定したいとき
再度時計設定をしたい場合は、電池を入れなおすか、［朝週平均（

2 電源が入っていない状態で、［記録呼出（
下図のように直近の平均値が表示されます。

［記録呼出］
ボタン

3 カフの先を持って

9［個人番号］スイッチ

本製品は、最大 100 回分の測定結果を記録できます。
測定記録は、最新の記録から順番に呼び出すことができます。

電源が入る
個人情報未登録のとき［記録呼出］
ボタン

ボタンを 2 秒以上押し続ける

11 測定記録を見る

https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hem/howto/

点滅から 3 秒後、自動的に電源が
全体が点滅

高すぎる

［測定／停止］ボタン

1～1.5 cm

本製品は、直近の測定から 10 分以内に測った測定記録（最大 3 回）の平均値を表示できます。

1 個人番号を選択する
低すぎる

調整する

13 直近の平均を見る

血圧計の高さ

電源が切れて、カフの空気が抜けます。

手のひらを上に向け、表示部を上にしてかぶせます。

設定完了

カフぴったり巻き OK マーク
カフがぴったり巻かれているときに表示されます。
カフぴったり巻き NG マーク
カフがぴったり巻かれていないときに表示されます。

• 血圧計の高さが適切でないとき、測定姿勢ガイドは以下のように表示されます。

手首に通す

QRコード

不規則脈波マーク
測定中の脈が適切に検出されていないときに表示されます。

［測定／停止］ボタン
測定するときや測定を中止するとき、電源を切るときに使います。
［通信］ボタン
通信するときに使います。

「分」が点滅体動マーク
測定中に会話をしたり、体を動かしたりしたときに表示されます。

7

測定結果は、測定前に選択した個人番号に記録されます。
（☞ 7 個人番号を選ぶ）

1 個人番号を選択する［測定／停止］ボタンで5• エラーが表示されたときは、「 21 おかしいな？と思ったら」を参照してください。

［測定/停止］ボタンを押してください。
カフ

1 カフを広げて測定中の音を抑えたことにより、オフィスなど周囲の状況を気にすることなく測定することができます。

「日」を決定［記録呼出（）］ボタン、［朝週平均（）］ボタンで「時」を変更•「時」は 24 時間表示です。

mmHg
mmHg
または 最低血圧が 85
以上 *
以上 *

3

3

金具

サイレント測定 とは「年」を決定［記録呼出（）］ボタン、［朝週平均（）］ボタンで「月」を変更「時」が点滅2

2

面ファスナー• 以下のマークが表示されたときは、「 3 各部の名前」を参照してください。

本製品は、サイレント測定機能を搭載しています。

途中で測定を中止したいとき

2 カフの位置を

電池カバー▶ 傷害を負う原因になります。
次のいずれかの状態や症状をお持ちの場合は、医師の指導のもとでご使用ください。

「西暦年」が点滅［記録呼出（）］ボタン、［朝週平均（）］ボタンで「日」を変更* 日本高血圧学会

41

カフは素肌の上に巻いてください。

2 測定結果を確認する［測定／停止］ボタンで朝週平均が家庭高血圧の基準値以上のときに表示されます。

最高血圧が 135

表示部

カフは、巻きやすい方の手首に巻いてください。ただし、左手首と右手首では、測定値が異なる場合があるため、いつも同じ手首で測るようにしてください。（下図は左手首に巻く場合の例です。）

家庭高血圧の診断基準
家庭高血圧の基準値▶ 正しく測定できないことがあります。
次のいずれかの場合は、医師の指導のもとでご使用ください。

［記録呼出（）］ボタン、［朝週平均（）］ボタンで「年」を変更

使用者マーク

本体• 本体やカフなどを分解したり、改造したりしない。
• 本体に強いショックを与えたり、落としたりしない。
• カフを手首に装着しない状態で加圧しない。

• 測定中に体を動かさない。
• 寒さなどで体が震えるときに測らない。
• 対象手首周外で使わない。
• カフの巻き方や測定姿勢を不適切にしない。
• 指定外の場所や条件で保管したり、使ったりしない。
• 保存温度環境の最高または最低の温度環境から 20℃環境に移動させて使用する場合、すぐに測らない（2 時間程度放置する）。

7

2

5

各部の名前

▶ 傷害を負う原因になります。

▶ 本機器または他機器の誤動作の原因になります。

8

平均値マーク
平均値を呼び出したときに表示されます。

• 不足しているものがありましたら、オムロンお客様サービスセン
ターにご連絡ください。
（☞ 23 サポート情報）• 長期的な血流障害などを起こさないように腕の状態を確認し、異常の発生を感じたとき、カフを手首につけたままにしない。
• カフに折りじわが付いたまま測らない。
• 必要以上の頻度で測らない。

• 測定中に血圧計の近く（30cm 以内）で携帯電話やスマートフォンを使わない。
• 電気メスなど電気手術器や MRI、CT スキャナーなど他の医療機器がある場所で使わない。
• 他の医療機器と併用しない。
• 乗り物内で使わない。
• 血圧測定以外の目的で使わない。

各項目を設定して次の項目に移る

血圧確認マーク▶ 症状の悪化や傷害の発生、誤動作の原因になります。

▶ 本体の故障や破損、傷害を負う原因になります。あるいは、
正しく測定できないことがあります。

13
12

9

10 血圧を測る

カフを巻く

・1回押すごとに1つ進む
・押し続けると早送りする
・1回押すごとに1つ戻る
・押し続けると早送りする

記録マーク
記録を呼び出したときに表示されます。

4

測定前に時計を合わせると、日時と一緒に測定結果を記録できます。「OMRON connect」アプリで本製品を登録すると、自動で時計が設定されます。アプリのインストールについては、「 14スマートフォンで記録を見る」を参照してください。

脈拍数
／記録番号

1

• ペースメーカーなど植込み型医療機器の装着部位近くで使わない。

注意〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370• 収納ケースは次のように開けます。

8

時計を合わせる611 10▶ 火災や爆発の原因となります。

▶ 本機器または他機器の誤動作の原因になります。

5

最高血圧値
／加圧値

□ 取扱説明書

警告• 可燃性ガスや高濃度酸素環境下など火災や爆発の恐れがある場所で使わない。

4

最低血圧値▶ 症状の悪化につながることがあります。

血圧測定値は手首の太さ、柔らかさなどさまざまな要因の影響を受けます。独自の血圧測定技術 Intellisense® を搭載したオムロンの血圧計は手首の太さ、柔らかさなど、一人ひとりの特徴にあわせた最適な血圧測定をおこないます。これにより、快適で精度の高い測定を実現します。

3（単 4 形アルカリ乾電池 2 個）

警告 負うことが想定されます。
注意

日付と時刻

□ お試し用電池

警告、注意について誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う、または物的損害 * の発生が想定されます。

1 2

次のものがすべてそろっていることを確認してください。

□ 本体

5

表示部

入っていますか？

（最高血圧が 135 mmHg 以上、または最低血圧が 85 mmHg 以上）

測定結果（最高血圧・最低血圧・脈拍数）が表示されます。

3［測定／停止］ボタンを押して、電源を切る• 日本高血圧学会の高血圧治療ガイドライン 2014 では、続けて測った 2 回の測定記録の平均値を見ることを推奨しています。
• 朝週平均が 5 週間分を超えると、古い記録から消去され、新しい朝週平均が記録されます。

裏面に続きます•

15 測定姿勢ガイドを設定する

18 Bluetooth 通信を「オフ」にする

本製品は、「測定姿勢ガイド」を「オフ」に設定できます。

「OMRON connect」アプリをお使いの方で、航空機や病院、海外など、無線通信が禁止されている区域に本製品を持っていく場
合は、下記の手順に従って、Bluetooth 通信を「オフ」にしてください。

お買い上げ時は「測定姿勢ガイド」が「オン」になっています。

［朝週平均］ボタン［個人番号］スイッチ

21 おかしいな？と思ったらこんなときカフを正しく巻いていない。
▶ カフを正しく巻き、もう一度測定してください。（☞ 8 カフを巻く）［通信］ボタンが表示
または※ 本体の背面です

2 電源の切れた状態で、［朝週平均（タンを 10 秒押し続ける）］ボ

ボタンを押し続けている途中で「西暦年」が点滅しますが、次の画面になるまでそのまま押し続けてください。

1 電源の切れた状態で、［通信（ ）］ボタンを 10秒以上押し続ける

加圧できないが表示• 下図のように画面に「oFF」が表示されます。

が表示「測定姿勢ガイド」のマークが 5 回点滅し、「測定姿勢ガイド」が「オフ」になります。

• Bluetooth 通信が「オフ」のとき、以下のマークが表示さ
れます。

が表示
または

5回点滅

が表示

3 ［測定 / 停止］ボタンを押して、電源を切る•「測定姿勢ガイド」の設定を ｢オン｣ に戻すときは、電源を切り手順 1 から操作し直してください。

左図のように「on」が表示されたときは、「測定姿勢ガイド」が「オン」にな
ります。
5回点滅

• 設定完了から 3 秒後、自動的に電源が切れます。

• Bluetooth 通信を「オン」の状態に戻すときは、［通信（ ）］ボタンを 2 秒以上押し続けてください。表示部に「on」が表示されたら、Bluetooth 通信が「オン」になります。
• 設定完了から 3 秒後、自動的に電源が切れます。

19 お買い上げ時の状態に戻す

が表示

が表示

お買い上げ時の状態に戻したい場合は、次のように操作してください。操作すると本体に記録されているすべての設定と測定記録が消去されるのでご注意ください。

が表示

16 記録を消去する［朝週平均］
ボタン［測定／停止］
ボタンが表示［記録呼出］ボタン［測定／停止］ボタン［個人番号］スイッチ

1 電源の切れた状態で、［朝週平均（）］ボタンを押しながら、［測定／停止］ボタンを 5 秒以上押し続けるが表示

下図のように画面に「CLr」が表示されたら、消去完了です。
ボタンから手を離してください。

1 個人番号を選択する
2［記録呼出（が点滅
お買い上げ時の状態に戻ります。

）］ボタンを押す

測定記録が表示されます。
が点灯

3［記録呼出（）］ボタンを押しながら、［測定／停止］ボタンを 2 秒以上押し続ける

下図のように表示されたら、消去完了です。
ボタンから手を離してください。

測定記録と朝週平均が削除されます。

消去完了から 3 秒後、自動的に電源が切れます。

17 電池を交換する

消去完了から 3 秒後、自動的に電源が切れます。

20 保管とお手入れ
保管時のお願い• 使用後は収納ケースに入れて保管してください。
• 長期間使用しないときは、電池を取り外してください。
• ご使用になるところと保管場所に温度差がある場合は、ご使用
前にしばらく置いてからお使いください。
• 次のようなところに保管しないでください。
‒ 水のかかるところ。
‒ 高温・多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影
響を受けるところ。
‒ 振動、衝撃のあるところ。
‒ 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。

2 個同時に同じ種類の新しい単 4 形アルカリ乾電池と交換してください。

1 電池を入れる（☞

電池を入れる）4

2 時計を合わせる（☞ 5 時計を合わせる）
右図のように、「西暦年」と「通信お知らせマーク」が同時に点滅した場合は、アプリを操作してスマートフォンと通信してください。

• 充電池では正常に動作しない場合があります。
• 交換した電池は、お住まいの市区町村の指導に従って処分してください。
• 電池残量が少なくなると、のマークが表示されます。新しい電池を準備してください。

• いつも清潔にしてお使いください。

• 本体内部に水などが入らないようにして
ください。

が表示

または
加圧中に電源が切れる

どのボタンを押しても何も表示されない• 本体やカフの汚れは、乾いたやわらかい
布で拭き取ってください。
• 汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤をやわらかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。汚れを拭き取った後、乾いたやわら
かい布でから拭きしてください。

測定中に腕や体を動かしたり、会話したりしている。
本体が振動して測定できない。
▶ 腕や体を動かしたり、会話したりしな
いでください。
（☞ 9 正しい姿勢を確認する）
脈が適切に検出されていない。
▶ 腕や体を動かさず、正しい姿勢で測ってください。（☞ 9 正しい姿勢を確認する）▶ カフを巻き直してください。巻き直して再度測定しても表示される場合は、カフがきつ過ぎる、または緩過ぎる可能性があります。「 8 カフを巻く」を参照し、正しくカフを巻いてください。
▶

機器登録ができない
ベ
ン
ジ
ン

シ
ン
ナ

転送できない｜• 汚れを落とすときは、アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
• カフは洗濯できません。
• カフをぬらさないでください。

廃棄時のお願い• 本体、電池を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

その他の現象1. 寒い時期などに上着を脱いだり、袖をまくりあげて測定をしなくてよいため、寒さによる血圧への影響を抑え、測定できます。
2. コンパクトで持ち運びしやすいため、職場や旅先でも血圧測定ができ、自宅以外でも血圧管理に役立ちます。
手首の動脈は上腕と直接つながっており、距離も近いため、その血圧は上腕に近く、上腕血圧の変化もよく反映します。
上腕動脈（とう骨動脈）（尺骨動脈）

通信が正しくできていない。
▶ スマートフォンの表示を確認し、「OMRON connect」アプリの表示に従うか「OMRON connect」アプリのヘルプを参照してください。
［通信（ ）］ボタンを押し続けた。
▶ スマートフォンに機器登録をするときに表示されます。機器登録をする際は、「OMRON connect」アプリの表示に従ってください。
［通信（ ）］ボタンを押した。
▶ スマートフォンに測定記録を転送す
るときに点滅します。転送する際は、「OMRON connect」アプリの表示に従ってください。
80 回分以上の測定記録が転送されていな
い。
▶「OMRON connect」アプリに測定記録を転送すると、が消えます。
本体が通信待機状態になっている。
▶ アプリと通信するとが消えます。
100 回分の測定記録が転送されていない。
▶「OMRON connect」アプリに測定記録を転送すると、が消えます。

よく知られる変動として、1 日の中の変動（日内変動）や日ごとの変動（日間変動または日差変動）があります。また、1 週間の中の変動（週内変動）や、寒い冬に高く、暑い
夏に低くなる季節変動も知られています。これらの血圧変動の幅やパターンには個人差があります。家庭血圧を測って、ご自分のパターンを知り、血圧管理に役立ててください。
続けて測定した場合、後の血圧の方が低い傾向があることが知られています。

A1 病院での血圧は普段より高く出ることがあります。
病院では、身体活動や精神的緊張によって、無意識に血圧が高くなっていることが少なくありません。日本高血圧学会の治療ガイドラインでは、家庭血圧を優先して診療するよう推奨されています。血圧の記録を医師に持参して相談しましょう。

Q : 病院での値に比べて高いのですが…
A1 安静時間を取りましょう。

測定を上手に行うために次のことに気をつけましょう。

測定を始める前に、５分以上の安静時間を取りましょう。安静が十分取れていないと、高めに測定されやすくなります。

• 安静時間を取りましょう。

A2 家庭で測った血圧を医師に持参して相談しましょう。
病院での血圧が正常でも、家庭での値が高い場合には、治療が必要な場合があります。すでに治療を受けている方は、お薬や服薬時間の調節が必要かもしれません。血圧の記録を医師に持参して相談しましょう。

• いつも決まった時に測りましょう。

心臓

血圧の傾向を知り、より充実した血圧管理にお役立てください。

A1 次のような場合には、上腕式血圧計と手首式血圧計との間で測定結果に差が出ることがあります。

朝は起床後１時間以内、晩は就寝前など毎日決まった時に測りましょう。（☞ 6 測定する前に）• 快適な室温で測りましょう。

寒すぎたり、暑すぎたりすると、血圧が一時的に変動します。快適な室温のもと測定してください。

Q : カフの締め付けで、
痛みやしびれを感じるのですが…
A1 一時的なもので、心配ありません。
血圧測定時は、カフの締め付けにより、痛みやしびれを感じることがありますが、カフを外してしばらくすると治まります。症状が長く続く場合は、医師にご相談ください。

• 手首の高さが心臓の高さと異なるとき
手首と心臓の高さが異なると、血液の重さにより手首の血圧自体が変わります。手首が心臓より高くなると血圧は低くなり、低くなると高くなります（高さ 10 cm あたり約 8 mmHg）。必ず正しい測定姿勢をお守りください。
8 mmHg/10 cm

手首｠

測定中に手首を上下に動かした。
▶ 手首を動かさないようにして、もう一度測定してください。
（☞ 9 正しい姿勢を確認する）
本体が故障している。
▶［測定／停止］ボタンを押し直して、再度「Er」が表示されるときは、オムロ
ンお客様サービスセンターに修理を依頼してください。
（☞ 23 サポート情報）

A1 血圧は、時々刻々と変化しています。

測定を始める前に、５分以上の安静時間を取りましょう。
安静が十分取れていないと、血圧が安定せず、測定値がばらつきやすくなります。

手首の動脈

不規則脈波マークが頻繁に表示される場合は、医師にご相談ください。

マーク

が点滅

血圧は、上腕での測定が標準とされていますが、手首式血圧計は、手軽に継続して測れる特長を持っています。

300 mmHg 以上加圧している。
▶ 測定中にカフを触らないでください。
（☞ 9 正しい姿勢を確認する）

測定姿勢ガイドのランプが点灯せず、マークが表示されない「測定姿勢ガイド」が「オフ」になっている。
▶「測定姿勢ガイド」を「オン」にしてください。
（☞ 15 測定姿勢ガイドを設定する）

お手入れ時のお願いのマークが表示されたら

測定姿勢ガイドが「オン」の状態で、正しい姿勢で測定していない。
▶ 正しい姿勢で測定してください。
（☞ 9 正しい姿勢を確認する）

Q : 上腕式血圧計との差はありますか？

Q : 病院での値に比べて低いのですが…

心臓｠

測定値が｠
低くなる｠

この差が血圧に影響します｠
正しい測定位置（高さ）｠

A2 血圧が一時的に変動する要因を知りましょう。
次のようなときは、血圧が一時的に変化することが多いとい
われています。しばらく時間をおいてから試してみましょう。

測定値が｠
高くなる｠

食事

飲酒

カフェイン飲料• 入浴や運動したときが表示されました。不整脈でしょうか？

A1

不規則脈波マークが表示されても不整脈とは限りません。
マークが表示されても、不整脈とは限りませんが、頻繁に表示される場合には、医師にご相談ください。不規則脈波
マークは、測定中に脈が適切に検出されないときに表示されます。

23 サポート情報
本製品に役立つウェブサイトをご紹介します。

一般的に、入浴や運動の後は末梢の血管が拡張するため
血圧は下がりますが、上腕よりも手首の血圧の方が、大きく下がる傾向があり、血圧差が大きくなることがあります。

OMRON connect について
対応スマートフォンのご確認
喫煙• 動脈硬化が進行しているとき運動や身体を使う作業

尿意・便意

手首と上腕の血圧差は、次のようにすると確認できます。
1）どちらでも良いので片方に上腕式、反対側に手首式血圧計を付けて同時に測り、それぞれの値を書きとどめ
手首式
ます。
血圧計
2）腕を入れ替えて、もう一度同時に測り、値を書きとどめます。
3）上腕式と手首式、それぞれの平均値を比較します。

https://www.omronconnect.com/devices/

医療機器認証番号 230AGBZX00003000
類別

機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具

一般的名称

自動電子血圧計

医療機器分類

管理医療機器

販売名

オムロン 手首式血圧計 HEM-6230 シリーズ

商品型式名

HEM-6232T/ HEM-6233T

表示方式

デジタル表示方式

通信方式

Bluetooth® low energy technology

無線通信仕様

使用周波数帯：2.4 GHz（2400 〜 2483.5 MHz）
変調方式：GFSK
有効放射電力：＜ 20 dBm

測定方式

オシロメトリック法

カフ圧力表示範囲 0 〜 299 mmHg
血圧測定範囲

最高血圧：60 〜 260 mmHg
最低血圧：40 〜 215 mmHg

脈拍数測定範囲

毎分 40 〜 180 拍

測定精度

圧力：± 3 mmHg 以内
脈拍数：読み取り数値の± 5％以内

加圧ポンプによる自動加圧方式

減圧

自動急速排気方式

電源

単 4 形アルカリ乾電池 2 個（DC 3V 3.0W）

電池寿命

約 300 回（単 4 形アルカリ乾電池 2 個使用時、室温 23℃、150 mmHg 加圧、手首周 16.5 cm）

耐用期間

10000 回もしくは 5 年のいずれか早く到達した方

使用環境条件＋ 10 〜 40℃／ 15 〜 90%RH（結露なきこと）／ 800 〜 1060 hPa

輸送 / 保管環境条件 − 20 〜 60℃／ 10 〜 90%RH（結露なきこと）

質量

約 90 g（電池含まず）

寸法

約 91（幅）× 63.4（高さ）× 13.4（奥行き）mm（カフ含まず）

対象手首周13.5 〜 21.5 cm

電撃保護

内部電源機器装着部の分類

BF 形装着部

装着部の最高温度 48℃未満
IP 保護等級

IP22

作動モード

連続作動（運転）付属品

お試し用電池（単 4 形アルカリ乾電池 2 個）、収納ケース、取扱説明書（品質保証書付き）、
医療機器添付文書、OMRON connect Setup
ガイド

製造販売元

オムロン ヘルスケア株式会社
住所：〒 617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地
電話：
0120-18-6606（オムロンお客様サービスセンター）「OMRON connect」アプリのインストール
https://www.omronconnect.com/setup/

糖尿病、高脂血症、重度の高血圧などにより、動脈硬化が進行している場合は、上腕と手首に血圧差が出る場合があ
ります。

上腕式
血圧計

Q:

24 仕様

お問い合わせの前に会話

お問い合わせの前に「 21 おかしいな？と思ったら」、「 22 測定
Q&A」をご確認ください。

入浴• 正しい姿勢や服装、カフの巻き方で測りましょう。

製品のよくあるご質問

前かがみなど、無理な姿勢は血圧を上昇させます。無理のない、リラックスできる姿勢で測りましょう。

https://www.healthcare.omron.co.jp/faq/
QRコード
あるいは検索サイトで
オムロンヘルスケア

前かがみで測定すると、腹部に圧力がかかり、血圧が高くなります。

測定中に会話すると血圧が上昇します。

測定中に動いたりカフを触ると、脈の検出が乱れて誤差が生じます。

サポート

と検索する

カフの巻き方について（動画）https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hem/howto/

高血圧に関する知識について

https://www.healthcare.omron.co.jp/resource/guide/hightbp/

オムロンお客様サービスセンター「オムロン ヘルスケアお客様サポート」ウェブサイト
衣服の袖の上からカフを巻くと
カフの圧迫力が血管に伝わらず、高く測定されます。

カフを緩く巻くと正しい測定結果が表示されません。

測定中に手首を反らせない。

https://www.healthcare.omron.co.jp/support/• お断りなく仕様を変更することがあります。
•「OMRON connect」アプリおよびそれに関連するサービスは、
予告なく変更または終了することがあります。
• 本製品は、JIS 規格 JIS T 1115：2018 に適合しています。
• 本製品は、ISO（国際標準化機構）81060-2:2013 の要求に基づき、臨床評価されています。
• 作動モードは、JIS T 0601-1 による分類です。

商標について• Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.
が所有する商標であり、オムロン ヘルスケア株式会社は、これらの商標を使用する許可を受けています。
• iPhone、App Store は Apple Inc. の商標です。
• iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
• Android、Google Play は Google LLC. の商標です。
• その他本書に記載されているブランド名、製品名は各社の商標
または登録商標です。

製品に表示されているシンボルの意味

QRコード

非電離放射線
BF 形装着部

電池残量が少なくなっている。
▶ 同じ種類の新しい単 4 形アルカリ乾電
池 2 個を準備してください。
電池残量がなくなっている。
▶ 2 個同時に同じ種類の新しい単 4 形ア
ルカリ乾電池と交換してください。
（☞ 4 電池を入れる）
電池が完全に消耗している。
▶ 新しい電池と交換してください。
（☞ 4 電池を入れる）の向きが間違っている。
電池の▶ 電池を正しく入れてください。
（☞ 4 電池を入れる）▶「OMRON connect」アプリのヘルプを参照してください。
▶［測定／停止］
ボタンを押して、電源を切った後、もう一度押してください。
それでも解決しない場合は、電池を外して 30 秒以上してから電池を入れ直してください。

• 以上の方法でも解決しないときは、オムロンお客様サービスセ
ンターにお問い合わせください。（☞ 23 サポート情報）• ごくまれに体質上誤差を生じて、正しく血圧を測れないことがあります。医師にご相談ください。
• 本製品の故障や修理のときは、測定記録などがすべて消去されます。

取扱説明書をお読みください

測定中に手首を曲げない。

測定中に握らない。

IP22

IP 保護等級とは、IEC（国際電気標準会議）60529
によって規定された本体による保護構造を等級分類するものです。本製品は、指などの直径 12.5 mm 以上の固形物に対して保護されています。また、斜めに落下してくる水滴に対して、動作の妨げがないように、保護されています。
医療機器の安全性が保たれる温度の範囲を示します。

医療機器の安全性が保たれる湿度の範囲を示します。
医療機器の安全性が保たれる気圧の範囲を示します。

EMC 技術資料について
本製品は EMC 規格 IEC 60601-1-2:2014 に適合しています。
本製品の EMC 技術資料は、以下のウェブサイトから確認することができます。
https://www.healthcare.omron.co.jp/support/download/emc/
ウェブサイトで確認できないときは、オムロンお客様サービスセ
ンターにお問い合わせください。

電波法について• 本製品には、電波法に基づく工事設計認証を受けた 2.4 GHz
帯小電力データ通信システムの無線設備です。本製品を改造したり、無線設備に記載されている認証番号を消さないでください。電波法に抵触する恐れがあります。
• 本製品は日本国内専用です。日本国外で使用しないでください。
海外で使用されると、その国の電波法に抵触する恐れがあります。

電波干渉に関するご注意

27 家庭血圧の重要性とは家庭血圧とは、家庭で測定した血圧のことです。病院という特殊な環境で、たまにしか測らない血圧（診察室血圧）よりも、普段の環境で毎日測定できる家庭血圧の方が、身体の状態をよく反映
し、治療効果も正確に評価できることが知られています。
また、自分の血圧を測り、知ることで、健康への意識や治療の積
極性が高まり、治療効果が改善するとの研究結果も報告されています。

•• 本製品の使用周波数帯では、無線 LAN や電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される移動体識別用構内無線局、および免許を要しない
特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。

家庭血圧を測ることで、次のような高血圧のタイプを見つけることができます。
高い

135
/85
mmHg

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」を運用していないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに使用場所を変えるか、製品の使用を停止（電波の発信を停止）してください。
3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、オムロンお客様サービスセンターにお問い合わせください。（☞ 23 サポート情報）• 次のマークは電波の種類と干渉距離を表しています。
使用周波数帯域：2.4 GHz 帯
変調方式：その他
想定干渉距離：10 m 以下

全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能です。

25 血圧とは
心臓は、血液を身体のすみずみまで届けるため、血液に圧力をかけて血管に送り出しています。血圧とは、この血管の中の圧力のことです。
心臓は、拡張して中に血液をため込み、収縮して血液を送り出す
動作（心拍といいます）を 1 日に約 10 万回くり返しています。

仮面高血圧

持続性高血圧

正常血圧

白衣高血圧

正常

140 / 90 mmHg
正常

診察室血圧

高い

白衣高血圧
診察室血圧は高いが（最高血圧が 140 mmHg 以上、または最低血圧が 90 mmHg 以上）、家庭血圧が正常（最高血圧が 135
mmHg 未満、かつ最低血圧が 85 mmHg 未満）の状態をいいます。
普段の血圧が正常なため、すぐに治療を始める必要はありません。
ただし、高血圧になりやすいという研究報告もあり、家庭血圧を定期的に測ってチェックすることが大切です。

仮面高血圧
家庭血圧（普段の血圧）が高いのに、診察室血圧が正常なケースです。すぐに治療を検討する必要がありますが、普段の高血圧が医師に分からないため、治療が遅れて重症化につながりやすい、
危険なタイプとされます。家庭血圧の測定は、この危険な状態の発見を助け、早期の診療につなげます。

持続性高血圧
診察室血圧と家庭血圧の両方とも高いケースです。確実な高血圧であり、仮面高血圧と同じく、治療対象になります。

１回の心拍は、心臓が収縮して血液を送り出す収縮期と、拡張して次の血液をため込む拡張期に分かれます。この収縮期の間で一番高くなった時の血圧を最高血圧または収縮期血圧といいます。
上の血圧と呼ばれることもあります。

早朝高血圧

拡張期の間、血管の中の血液は徐々に下流に流れ出ていくため、血圧が下がっていきます。次の収縮期が始まる直前、血圧は最も低くなり、これを最低血圧、拡張期血圧、または下の血圧といいます。

起床時の血圧が高い状態をいいます。診察室血圧では検出できな
いため、仮面高血圧の一種とされます。脳卒中や心筋梗塞、突然死などは午前中に多いですが、その原因の一つが早朝高血圧と考えられています。
30

最高血圧（収縮期血圧）

脳 卒 中 の 発 症 率（ ％ ）測定記録は１つずつ削除できません。この操作を行うと、選択された個人番号の測定記録が消去されます。

カフが空気漏れしている。
▶ オムロンお客様サービスセンターに修理を依頼してください。
（☞ 23 サポート情報）

Q : 測るたびに測定値が違うのですが…

•

家 庭 血 圧1 個人番号を選択する

原因・対処のしかた

22 測定 Q&A

最低血圧
（拡張期血圧）2010026 血圧と健康について
高血圧とは、高い血圧が持続する状態のことです。
高血圧は動脈硬化を起こして動脈をいため、脳卒中や心臓病、腎臓病などの命にかかわる病気のもととなります。
また、糖尿病や認知症の発症・進行にも高血圧が関係することが知られています。

高血圧が起こす恐ろしい病気
脳血管疾患
脳の血管が動脈硬化でもろくなり破れて出血を起こす脳出血や、脳の血管が詰まって脳の細胞が死んでしまう脳梗塞が起こりやすくなります。
心臓病
心臓を動かす筋肉（心筋）に通じる動脈が動脈硬化になると、胸痛を起こす狭心症や、心筋が死んでしまう心筋梗塞を起こします。また、高血圧は、心臓が血液を送り出す妨げとなり、心不全の原因にもなります。
腎臓病
腎臓の血管がいたむと、老廃物や過剰な塩分を排泄できな
くなります。それが、さらに血圧を高めるという、悪循環におちいります。

重症化すると人工透析が必要になります。

8 時～ 12 時までの脳卒中の発症率が高くなっています。

0

4

8

12

16

20

0
時 刻（ 時 ）Marler JR, et al. Stroke 1989;20;473-476 より作成
• 高血圧の疑いがあって受診するときは、家庭で測定した血圧の記録があれば、医師の診断の参考になります。
• 高血圧に関する知識を当社ホームページでご紹介しています。
（☞ 23 サポート情報）