Aperio GT 450 1.1.0.5000 のパッチに関する通知
Leica Biosystems は、お客様が当社製品を使用する際の体験をさらに向上させる方法を常に模索しています。当社のソフトウェアパッチには、新機能だけでなく、お客様からのご意見や当社独自の内部テストに基づく改善も含まれていることがよくあります。本パッチの詳細については、下記を必ずお読みい
ただき、本製品をご活用ください。Leica Biosystems をご購入いただきありがとうございます。

本パッチに含まれる新機能
ケース番号

内容

27839

SVS の画像データを更新し、画像品質やバーコード警告などのスキャン警告に関連する情報を追加しました。この新しい画像データについては、Aperio ScanScope
Virtual Slide (SVS) 画像フォーマット仕様、MAN-0466 の「SVS Metadata (画像説明)」を参照してください。

27906

Aperio GT 450 は、SVS ファイル変換をバイパスして DICOM 画像ファイルをネットワークフォルダに直接書き込むようにスキャナを設定するためのツールを現場担当者に提供するために更新されました。

27812

ログインに 3 回失敗すると、ログインしようとしたユーザーのアカウントがロックされるようになりました。Aperio SAM の新機能により、管理者がロックされたアカウントのロックを解除することができます。詳細については、Aperio GT 450 IT マネジャー/ラボ管理者ガイドを参照。してください。

27822

SVS の画像データを更新し、Aperio GT 450 と Aperio GT 450 DX を区別するための新しい画像タグを追加しました。ScannerType と SessionMode です。これらのタグについては、Aperio ScanScope Virtual Slide (SVS) 画像フォーマット仕様, MAN0466の「SVS Metadata (画像説明)」を参照してください。

27813

Aperio SAM は、セッション時間が終了する前に、セッションを延長することができる新しいダイアログボックスを表示するようになりました。

Aperio GT 450 1.1.0.5000 のパッチに関する通知、改訂 A© Leica Biosystems Imaging, Inc. 20221Aperio GT 450 1.1.0.5000 のパッチに関する通知

本パッチに含まれる改善
本パッチには次の改善が追加されています。

ケース番号

内容

27843

リアルタイムフォーカスのアルゴリズムを改良し、最適なフォーカス位置の発見を向上させました。

27806

スキャナカメラの分光感度特性のばらつきを調整するために、複数の ICC プロファイ
ルが利用可能になりました。Aperio SAM では、ライカの担当者が特定の ICC プロファイルを使用するようにスキャナを設定することができるようになりました。

27666

自動画像 QC を強化し、ピンぼけ画像のマーク感度を向上させ、誤検出を低減しました。

27807

バーコードデコーダーの性能を改善しました。

27418

組織ファインダーのアルゴリズムが強化され、暗黒組織やコントロールラインサンプ
ルを表示する際の組織の切り出しが改善されました。

27841

プリスキャンポイントの配置を更新し、ストライピングアーチファクトが発生する可能性がある問題を修正しました。

27811

圧縮ロジックを強化し、タイムゾーンをサウジアラビアに設定した場合の不具合を修正しました。

27805

Aperio サービスのスタートアップを変更し、お客様の IT ドメインポリシーとの衝突によるスタートアップの失敗に対応しました。

27808

ラック内のスライドが傾いたスライドと誤認識される問題を解決するために、スライド検出ロジックを更新しました。

27832

下位互換性に関する問題に対処するため、新しいスキャナースイートのインストー
ラーを作成しました。

27810

リモートでのファームウェアアップデートに対応した新しいファームウェアインス
トーラーをリリースしました。

27907

DICOM ファイルフォーマットを更新しました。

27428

2

•

マクロ/スライドフォト画像のイメージタイプ指定に誤りがあり、Sectra
PACS にマクロ画像が正しく表示されない不具合を修正しました。

•

サムネイル画像のメタデータを更新し、サムネイルタイプを含むようになった最近の規格の更新を反映しました。

•

サムネイル画像から未使用のマルチレゾリューションナビゲーションモジュールを削除し、更新された規格に適合させました。

•

フレームの配置を示す属性（寸法組織型）を修正しました。

スキャナーのオペレーティングシステムを Ubuntu 20.04 LTS ディストリビューションに更新し、Linux カーネルを 5.4 にアップグレードしてセキュリティを向上させました。

Aperio GT 450 1.1.0.5000 のパッチに関する通知、改訂 A© Leica Biosystems Imaging, Inc. 2022

Aperio GT 450 1.1.0.5000 のパッチに関する通知

ケース番号

内容27835

以下のような侵入を検知し、Aperio SAM に通知するように Controller を更新しました。

27837

•

侵害されたユーザーのログイン情報を含むログエントリは、ヌルオーバーラ
イトログクリーナーで修正/削除されます。

•Linux の監査ログを調査することで、短期間での過剰なログイン認証の失敗を検知することができます。

•既知のルートキット/マルウェアは、rkhunter を使用してシステムにインストールされていると検出されます。

スキャナーのオペレーティングシステムは、これらの技術を利用してセキュリティを高めるためにハード化されました。
•重要なバイナリやファイルに対するファイルシステムの完全性チェック•

GRUB ブートローダーのパスワードが必要•監査ログの充実•

IPV6 に対応するためのファイアウォールルールの追加

27849

スキャナーオペレーティングシステムのセキュリティ脆弱性パッチ更新をリモートで行えるようにするための新しいインストーラーがリリースされました。

27824

Aperio GT 450 と Aperio SAM の通信の認証にデバイス証明書が使用されるようになりました。

27814

Aperio SAM のオペレーティングシステムを Windows Server 2019 に更新し、セキュリティを向上させました。

27827

Aperio SAM の不具合により、そのユーザーが削除された後でもユーザーアカウントが有効であることが修正されました。

27829

管理者以外のユーザーが管理タスクを実行できる Aperio SAM の不具合が修正されました。

Aperio GT 450 1.1.0.5000 のパッチに関する通知、改訂 A© Leica Biosystems Imaging, Inc. 2022

3

Aperio GT 450 1.1.0.5000 のパッチに関する通知
パーツ番号/改訂: PN-0031-ja、改訂 A
日付：2022 年 3 月本書は、Aperio GT 450 Controller、Aperio GT 450 Console、
Aperio GT 450 SAM バージョン 1.1 以降に適用されます。

著作権情報
Copyright © 2022 Leica Biosystems Imaging, Inc. 無断転載・複写を禁止する LEICA および Leica のロゴ
は Leica Microsystems IR GmbH の登録商標です。Aperio、GT および GT 450 は、米国およびその他の国（任意）における Leica Biosystems Imaging, Inc.の商標です。その他のロゴ、製品または企業名は、それぞれの所有者の商標の可能性があります。

本製品は、登録済み特許によって保護されています。特許のリストについては、Leica Biosystems までお問い合わせください。

ユーザーリソース

Leica Biosystems の Aperio 製品およびサービスに関する最新情報は、www.LeicaBiosystems.com/Aperioを参照してください。

連絡先情報 – Leica Biosystems Imaging, Inc.

本社
Leica Biosystems Imaging, Inc.
1360 Park Center Drive
Vista, CA 92081
USA
電話：+1 (866)-478-4111(フリーダイヤル)
国際直通電話：+1 (760) 5391100

カスタマーサポート

一般情報

ご質問やサービスへのご要望があれば、最寄りのサポート担当者にお問い合わせください。

米国/カナダ 電話：+1 (866) 478-4111(フリーダイヤル)
国際直通電話：+1 (760) 5399-1100

https://www.leicabiosystems.com/
service-support/technical-support/

Email:
ePathology@LeicaBiosystems.com

23GT450, 23GT450SAM

4

Aperio GT 450 1.1.0.5000 のパッチに関する通知、改訂 A© Leica Biosystems Imaging, Inc. 2022

Aperio GT 450 1.1.0.5000 のパッチに関する通知

改訂履歴

改訂番号

発行日

対象セクション

内容

A

2022 年 3 月

すべて

新しいドキュメント

注意事項


重大インシデントの報告 – Aperio GT 450 に関連して発生した重大インシデントは、メーカーおよびユーザーが設立されている加盟国の所轄官庁に報告されるものとします。

仕様と性能 – 機器の仕様と性能特性については、Aperio GT 450 仕様書を参照してください。

インストール – Aperio GT 450 は、訓練を受けた Leica Biosystems テクニカルサービス担当者がインストールする必要があります。

修理 – 修理は、訓練を受けた Leica Biosystems テクニカルサービス担当者のみが行うことができます。修
理終了後、製品が良好な作動状態になったかどうかを Leica Biosystems から技術者に調べてもらってください。

アクセサリ – Aperio GT 450 を Leica Biosystems 以外のラボ情報システム (LIS) などのサードパーティ製アクセサリと共に使用する場合の詳細については、Leica Biosystems の技術サービス担当者にお問い合わせください。



品質管理 – 画質チェックについては、Aperio GT 450 ユーザーズガイドを参照してください。

メンテナンスとトラブルシューティング – メンテナンスとトラブルシューティングについては、Aperio
GT 450 ユーザーズガイドを参照してください。
サイバーセキュリティ – ワークステーションは、マルウェア、ウイルス、データ破損、プライバシー侵害の影響を受けやすいことを認識すること。IT 管理者と協力し、教育機関のパスワードやセキュリティポリシーに従ってワークステーションを保護します。
マルウェアの侵入からワークステーションを守るため、USB メモリなどのリムーバブルデバイスを挿入する際には注意が必要です。使用していない USB ポートを無効化することを検討します。USB ドライブやその他のリムーバブルデバイスを接続する場合は、マルウェア対策ユーティリティでデバイスをスキャンする必要があります。ワークステーションとサーバーの保護に関する Aperio の推奨事項については、Aperio
GT 450 IT マネジャー/ラボ管理者ガイドを参照してください。
Aperio GT 450 のサイバーセキュリティの脆弱性の疑いやインシデントが検出された場合、LeicaBiosystems テクニカルサービスまでお問い合わせください。

研修 – 本マニュアルは、Leica Biosystems により提供される詳細なオペレーター向け訓練あるいは他の詳細指示に代わるものではありません。

安全性 –本装置をメーカーが指定した以外の方法で使用した場合、安全保護が損なわれる可能性があります。

使用目的や記号の説明など、本製品に関する詳しい情報は、主な取扱い説明書である
Aperio GT 450 ユーザーズガイドをご覧ください。

Aperio GT 450 1.1.0.5000 のパッチに関する通知、改訂 A© Leica Biosystems Imaging, Inc. 20225