画像測定機

CNC画像測定機

クイックビジョンProシリーズ
クイックビジョンシリーズ

Catalog No.14028(4)Evolutionary
Advance
非接触測定の高度な進化形
高 精 度 測定 に対 応した 本体構造とオートフォーカス機能。
融 合され た ハイパフォーマンスな技術が実現する、3D による非 接 触 測 定。
クイックビジョン Pro は、進化を究め続ける CNC 画像測定機で す。

画 像 測 定 機 に 求 められる

あ ら ゆ る 高 ス ル ー プ ット 測 定 を 可 能 に
近 年、私 達 の 生 活 を 取り巻く環 境 は 大 き な 変 化 期 を 迎 え、自動 車 の 電 動 化 や 5G
通 信、IoT 技 術 の日々なるアップ デ ートと技 術 革 新 はこれまで に なく目まぐるしい
スピードで 進 化を続 けています。
クイックビジョン Pro は、これらの 技 術 革 新 や 産 業 構 造 のスピードに 対 応 出 来るよ
うに、画 像 測 定 機 に求 められるあらゆる高 速 化 に取り組 みました。
ミツトヨが 提 供 する高スループット非 接 触 測 定をご 体 感ください。

こちらから動画をご覧いただけます1

2

MEDICAL
ミツトヨ ならで は の 3 つ の 高 い 信 頼 性 《 医 療 》

超微小
厳 密 な 精 度 が 求 められる医 療 機 器
人々の 健 康 や 生 命 に深く関わる医 療 機 器。使わ れるパーツの 一 つ
ひとつ に は 厳 密さが 求 められ、たとえば 内 視 鏡 先 端 部 のレンズ や
鉗 子は、最 小で直 径 3 mm 以下の装着口に配置されます。クイック
ビジョン Pro は、最 大 4,300 倍 の 高 倍 率 な 光 学レンズ、多 彩 なオー
トフォーカス、エッジ検 出による高 分解 能により、こうした微小な精度を要 する測 定 物を非 接 触で 測 定。繰 返し精 度も向 上し、測 定 技
術 能 力もグローバ ル 基 準と同等に認められています。

医療用バルブの測定例

緊 急 時 医療の逼 迫の経 験から、さらなる拡充が望まれる医療 機 器。
ミツトヨは、その 製 造 に お ける計 測 技 術 の 向 上を通じて医 療 の 発
展 に貢 献します。

微細形状寸法の測定に最適な光学系

高精度な 3D 測定が可能

10種類の対物レンズと本体内結像レンズの組合せにより光学
倍率最大150倍（モニタ倍率4,300倍）まで拡大。医療機器部品

単焦点の高解像度映像による高精度の高さ測定にをはじめとする微細なパーツも確実に測定可能です。

加え、PFF（Point From Focus）などによって測定対象の形状を3D でとらえることが可能。測定可能項目がさらに広がります。

医療鉗子の画像による測定例

PFF で取得した 3D 形状解析 MCubeMap

3

4

AUTOMOBILE
ミツトヨならではの 3 つ の 高 い 信 頼 性 《 自 動 車 》

最先端
電 気 自 動 車 の 最 新 パ ー ツ も自 在 に 測 定
温 室 効 果ガスの 排 出 量 削 減 の 動きに連 動して、自動 車 生 産 はガソ
リン車・ディーゼル車から電気自動車にシフトし、それに伴い自動車 部 品の主 役もモーター・バッテリー・半導体などへと変化する動
きが加 速しています。クイックビジョン Pro は、たとえば薄さにより接 触 測 定が困 難なモーターコアの積層前単品、微小な凹凸形状の超 低 速 測定を求められる燃料電池セパレータ、微細な形状の高 速
測 定を要 するインバーターの 半 導 体 部 品 などの 製 造 工 程 に、その設計値照合例

特 長を活 かします。

自動車業界の厳しい品質管理にお応えしますオンラインプログラミングが可能

CASE 対応により自動車業界での電子・半導体部品の需要は今後さらに高まってきます。クイックビジョン Pro はインでの画像及びタッチプローブのプログラム生成ができ、クイッ

3DCAD モデルを用いたオンラインのプログラミングに加え、オフラ

接触、非接触の両方に対応してこれからの自動車業界のクビジョン Pro 本体の稼働率向上によるリードタイムの短縮を図る

エンジンコントロールユニットの測定例

3DCAD モデルを用いたオンラインプログラミング

品質管理を支えます。

5

3DCAD モデルを用いたことができます。

6

ELECTRONIC PARTS
ミツトヨならではの 3 つ の 高 い 信 頼 性 《 半 導 体 》

完全自動化
量 産 体 制 に もノン ストップ 測 定 で 対 応
電 気自動 車 へ の 生 産シフト、5G 実 用 化 によるさまざまな サービス
拡 大、データセンターへの設備投資の回復などが影 響し、回復の兆しをみせている半 導 体 市 場。その成長はさらなる伸びが予想され、
需 要 拡 大に向 けた 量 産 が求められています。クイックビジョン Pro
は、本 体の駆 動と測 定カメラのストロボ同期による高速測定で、半導 体 製 造 の 向 上 に 貢 献。たとえば 半 導 体 製 造 に 欠 か せ な い シャワーヘッドの多 数 穴の寸 法や異物混入を、ステージを停止することこちらから動画をご覧いただけます

なく測 定し、大 幅 な 時 短を実現します。

量産品の不良発生を未然に防止

マルチセンサで3D 計測を可能に

欠陥検査ソフトウエア

ノンストップ測定が可能なストリーム機能や瞬時に画像測定に加え、非接触変位センサ、PFF（Point From
Focus）、WLI（白色光干渉計）を併用し、表面性状や欠陥検査ソフトウエア DDPAK-QV の導入により、寸法フォーカスを合わせられる TAF が高速測定を実現。
測定ｎ数を増やすことで、量産品の不良発生を未然に防ぎます。

断面形状などの解析を可能にします。

DDPAK-QV

測定に加えゴミ・バリ・欠けなどの欠陥検査機能を簡便に追加が可能。従来の寸法測定では把握できなかった製品欠陥を検出することができます。

シャワーヘッドの穴異物検査

78

APPLICATION
ストリ ー ム 機 能 に よる ノン ストップ 測 定 例

微細3D 形状寸法測定例

クイックビジョン Pro のハイスループット測定は、FO-PLP など半導体パッケージ製造工程内

クイックビジョンは PFF,WLI,CPS などの多彩なセンション）も充実しており、スカラロボットなどによるワーク自動搬送などシステム化が容易が可能です。多層基板の測定事例を挙げると、配での、ダイ搭載位置（Die Shift）の高速・高精度測定に適しています。また IO ソフト
（オプ

チップ

銅配線

シング技術により、微細な形状寸法を2D/3D で取得に行えます。

線ライン & スペースやビア径、表面粗さ測定には、

白色光干渉計 WLI を 用 い て 3D 形状 から 測定、解析が可能です。

理想位置

角度偏差量θ

ソルダーレジスト
誘電体
ハンダボールCore substrate コア基材

実際位置
ダイ位置情報ダイボンダー

Y 方向位置偏差

FO-PLP

フリップチップ IC パッケージ基板

半導体製造装置

X 方向位置偏差

Via 径測定Z 軸 追 従 ハ イ ス ル ー プ ット 測 定 例

銅配線のライン＆スペース測定

3D 粗さ測定医療機器部品測定例
Z軸自動追従クイックビジョン Pro は新開発のストロボスナップ機能により、高速・高効率でエッジ検出が可能です。また、TAF(トラッキングオートフォーカス ) との併用により、高さ方向に変動する

対物レンズ

エッジも自動追従して高速測定が可能です。

微細な寸法で高信頼性が求められる医療部品

クイックビジョン Pro は豊富な対物レンズバリエーションから微細な測定物で効果を発揮します。また従来の接触式測定機では困難な微細な輪郭形状も、画像コントラストで3D 測定する PFF や CPS（非接触変位センサ）
で測定可能です。

同焦点
同焦点
測定物の表面EV 用モータコアの輪郭形状測定

医療鉗子

こちらから動画をご覧いただけます
設計値照合例

9

内視鏡部品

PFF による3D 形状測定

10

TECHNOLOGY

3

4

5

圧 倒 的 な 機 能 に よる 多 様 な 測 定 を 実 現
クイックビジョン Pro は、ミツトヨが培ってきた測定技術の高度な融 合を実 現。
標 準 装 備の 対 物レンズと専用ソフトウエア（ QVPAK ）、さらにオプションとの 組

2

み合わせで圧倒的な機能を発揮し、多様な測定を実現します。その機 能は、今後もますます高 度 化 する測 定 環 境 に伴って進 化し、お 客 様 の 課 題 解 決を強 力にサ ポートします。

1

1 ストロボスナップ

2 立体物を動かさずに測定

光学レンズでとらえた拡大映像を、PC 画面に再生。エッジ検出やオートフォーカス

タッチトリガープローブとの併用で、測定物を回転させず

対物レンズからのレーザ照射による自動焦点。測定物の形状に応じて焦体物の測定も可能です。

します。

など多彩な機能による寸法測定が可能です（全機種共通）。

あらゆる測定物の形状に対応

トラッキングオートフォーカス（TAF）

タッチトリガープローブに任意の高さで側面も測定でき、従来は困難であった立点が自動追従するため、ピント作業が省けて測定のスループットが向上

Z軸自動追従

対物レンズ

同焦点
同焦点
測定物の表面

3 急角度や透明体も非接触で測定可能

4 白色光の干渉で3D 形状の微細データを取得

5 複数の断面画像により3D 形状を測定
PFF（Point From Focus）

白色光源の焦点距離差を応用し、急角度でも測定が可能。また、測定物の2点の面高さ

測定物との間に生じる白色光の干渉を応用し、微細対物レンズの位置を上げて測定物をスキャンし、

凹凸など）の高精度な3D 測定が可能です。

から得た情報で3D 形状のデータを取得します。

クロマチックポイントセンサを同時検出することで、薄物透明体の厚さ測定にも対応します。

11

白色光干涉計領域における表面解析（粗さなど）や形状（数μ m の高さが異なる複数の断面画像（画像コントラスト）

微小段差や曲面形状を高速・非接触で測定

レーザ変位センサ

測定物の色などの影響を受けにくいレーザの合焦点方式を採用。センサで測定物をスキャンし、その表面の形状データを非接触で取得します。

測定の工程を簡略化

QV インデックステーブル
測定物を回転させることで、1回の段取りで多面の自動測定を可能にします。

12

クイックビジョン Pro ハイスループット測定を実現するコア機能

高機能照明ユニット

クイックビジョン Pro は観察ユニット、照明ユニットをリニューアルし、測定スループットを従来比約40％アップしました。さらに・クイックビジョン Pro では透過・垂直落射・プログラム制御リング照明の全光源に LED 光

フォーカスにより高さの変化がある測定サンプルでも、驚異のハイスループットを実現します。

・照明の一定性を高レベルで達成しており、複数の QV 間でのパートプログラム互換性に

ストロボスナップ・LED 光源は応答性に優れているため、測定スループットが向上します。

垂直落射照明源を採用しています。

2つのモードの測定プログラミングで、あらゆる測定サンプルのハイスループット測定を可能としました。TAF や高速画像オート

優れています。

NEW

測定と高精度測定を両立しました。測定位置の連続性に関わらずほとんどの測定サンプルで約35~45％測定時間を短縮できま

約 35

最小限に抑えます。

〜45％

測定時間

す。またパートプログラムの互換性も高く、簡単な操作で高速測定のパートプログラムを作成できます。

プログラム制御リング照明

・ハロゲン光源と比べて長寿命なため光量変動が少なく、光量変化によるエラー発生をクイックビジョン Pro 全機種にストロボ照明を搭載しており、新開発の画像測定機能 “ストロボスナップ ” により、ハイスループット

載物ガラス

短縮

こちらから動画を透過照明

ご覧いただけます

従来の測定

測定イメージ

ストロボ
スナップ※当社デモサンプルによる旧仕様との比較

ストリーム機能（オプション） NEW

測定時間

可能です。

約 80％
短縮

視野0.62 x 0.47mm で測定

ストリーム測定 36秒

2つの曲面ミラーの位置を変更する事により、リング照明の照射角度を30°〜80°の範囲で任意に設定が可能で、傾斜面や微能で、測定箇所に合わせたバリエーションの高い照明設定がXY=0.2mm ピッチ ,626個

ご覧いただけますプログラム制御リング照明（PRL）

さらに PRL 照明は前後左右それぞれ独立して光量の設定が可

下図の測定イメージの様な連続要素測定でストロボスナップよりさらに測定時間を短縮させることができます。

こちらから動画をプログラム制御リング照明 透過照明

細段差のエッジ強調に効果をもたらします。

ストリーム機能は本体駆動とストロボ照明を同期させたノンストップ測定で驚異のハイスループットを実現します。
クイックビジョン Pro は HYPER 機も含めオプションでストリーム機能をアップグレード可能です。

垂直落射照明従来の測定

測定イメージストリーム
機能

白色 LED 照明/ カラー LED 照明

NEW

クイックビジョン Pro は落射照明とリング照明に白色 LED 照明またはカラー LED 照明を選べます。カ
ラー LED モデルは照射光色を変更する事により、エッジコントラストを強調させることが出来ます。

※当社デモサンプルによる旧仕様との比較

トラッキングフォーカス（TAF）
測定物の高さ変化をレーザを用いて瞬時に Z 軸のトラッキングが可能です。ストロボスナップやストリーム機能で更に効果的に働き測定スループットを大幅に高めます。

疑似カラー画像表示機能を用いて、RGB それぞれの照射画像から色再現性の高いカラー観察画像を生成します。

こちらから動画をご覧いただけます

薄物で

高さが

測定個所

高性能画像オートフォーカス

こちらから動画を変形しやすい一定でない
測定イメージ

ご覧いただけます

形状

プログラム制御パワータレット
NEW

再現性に優れており高精度測定に適しています。標準仕様は、

約 30％
短縮

高速に高さ測定が可能です。画像オートフォーカススピードを従来機から約30％向上しました。

測定時間

IC パッケージ

1X、2X、6X の3段階の倍率変更が可能 です。0.5倍から25倍ま※1での幅広い対物レンズとの組み合わせにより測定対象物に合わせて最適な光学系を選択できます。対物レンズは本体導入後でも追加購入可能です。

※ 1 ： 特注仕様にて、1X、2X、4X の 3 段階または 1X、2X、4X、6X の 4 段階に変更することも可能です。

パターンフォーカス

マルチポイントオートフォーカス

工などのコントラストの得られにくい表面でも、光路内に配置された度を任意に設定できます。1回のフォーカス動作で複数点の高さ情報

電子半導体部品に広く用いられるガラス表面やフィルム表面、鏡面加パターンを投射してオートフォーカスが可能です。

QV-HR1X 使用時

クイックビジョン Pro のプログラム制御パワータレットは倍率

クイックビジョン Pro の画像オートフォーカスは、機械加工面やプラスチック成形品など鏡面から粗面まで、あらゆる条件で高精度、

13※カラー LED 照明モデルのイメージです。

マルチポイントオートフォーカスは複数のフォーカス位置やサイズ、角が得られ、高効率に高さ測定や平面度測定が可能です。

従来の測定

タレット1x 視野6.27×4.70 mm

タレット 2x 視野3.13×2.35 mm タレット 6x 視野1.04×0.78 mm

QV-HR10X 使用時

QV-Pro※当社デモサンプルによる旧仕様との比較

タレット1x 視野0.62×0.47 mm

タレット 2x 視野0.31×0.23 mm タレット 6x 視野0.10×0.07 mm

14高精度測定に適した構造

LINE-UP

本体部基本構造に固定ブリッジ Y テーブル移動型構造を採用しています。

各軸の移動による構造体の変形量が少ない構造のため、空間的な座標の歪みが生じにくく

高精度な測定が可能な構造です。

（ACCEL 除く）

温度補正機能を搭載

多 様 な バ リ エ ー ション とシ ス テ ム 。

クイックビジョン Pro は全機種に温度補正機能を搭載しています。

測 定 の 用 途 を 拡 げ 、あ ら ゆ る 品 質 管 理 に 貢 献 。

APEX 手動温度補正 ソフトウエアから入力
HYPER 自動温度補正 XYZ 各軸スケールと測定物温度センサからリアルタイム自動入力

精度保証温度①20±2℃②19〜24℃ と広範囲域の温度条件で精度保証が可能です。

クイックビジョン Pro は、さまざまな 測 定 範 囲 ならびに測定精度のバリエーションをラインアップ。

温度補正センサ

医 療 や自動 車、電 子・半 導 体 などあらゆる産 業 の 品 質 管 理 に対 応します。
また、光 学レンズで測 定 対 象を拡 大する画 像 計 測システムをはじめ、非 接 触センサ、タッチプローブや精度保証値は検査不確かさを含んだ MPE 表記に対応

白色光干渉計などのマルチセンサの組み合わせにより、測定の応用をさらに広 げます。

QV APEX Pro / QV HYPER Pro
QVTP APEX Pro / QVTP HYPER Pro
QVH4 APEX Pro / QVH4 HYPER Pro

さらに ISO10360-7:2011 JIS B 7440-7:2015 にも対応（オプション）

超高精度

ISO10360-7 / JIS B 7440-7 の精度保証に対応します。

画像測定でもタッチプローブ測定でも、高さを含む空間位置寸法も安心して測定可能です。
対象機種は、各機種のスペック P.17〜21 を参照下さい。

タッチプローブ

TP20、TP200

精度保証項目・長さ測定誤差

高精度

0.25μm0.8μm

EU,MPE

・プロービング誤差 PF2D,MPE

QV WLI
長さ測定誤差 E U,MPE

QVTP
非接触変位センサ

真のトレーサビリティとは

国家標準

国家標準にトレーサブルな基準器を使用

種測定機器のトレーサビリティ確立と維持を行っています。

二次標準

・当社の校正事業者は、ILAC の MRA（相互承認協定）
により国際的に

QVH4

1.5μm

ミツトヨ計量標準キャリブレーション課【 JCSS 認定事業者 № 0067 】

長さ用633 nm よう素分子吸収線波長安定化 He-Ne レーザ装置

長さ用633 nm 実用波長安定化 He-Ne レーザ装置

海外の校正機関と同等の測定技術能力を有することが認められて※右図は画像測定機のトレーサビリティの概略を示したものです。

QVH1

協定世界時に同期した原子時計

大型

宇都宮キャリブレーションセンタ【 JCSS 認定事業者 № 0031 】

認められた認定機関である IAJapan よりJCSS の認定を受けており、

います。

CPS
プローブ

基準周波数発振器（光周波数コム装置の基準器として使用）

・ミツトヨでは日本の国家標準にトレーサブルな長さ標準器を保有

し、測定機器の校正に使用する標準器の校正を行うことにより、各国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター【 NMIJ/AIST 】

Li-H
プローブ

ミツトヨ計量標準キャリブレーション課【 JCSS 認定事業者 № 0067 】

お客様の信頼を獲得するため、国家標準にトレーサブルに測定したい。

15

白色光干渉レンズ

実用標準

基準スケール
画像測定機

16

マークの見方
カラーLED

搭載機種を設定

カラーLED

特注対応

組合せ不可

カラーLEDQV APEX Pro

QVTP Pro

CNC 画 像 測 定 機 クイックビジョン
白色LED

カラーLED B&Wカメラ

ストロボ STREAM

TAF

TP

Type1

タッチトリガープローブ 搭 載 CNC 画像測定機
Type4

PFF

WLI

ISO
ISO対応

白色LED

●ストロボスナップ機能が標準搭載され、高速測定が● XY 本体駆動とストロボ照明を同期させることにより、●測定物に瞬時にピント合わせが可能なトラッキング

圧倒的に測定時間を短縮できるストリーム機能を装可能となったクイックビジョンの上位モデルです。

符号

測定範囲 [mm]
観察装置 ※1

トラッキングオートフォーカス装置
照明装置

̶

透過照明

垂直落射照明○̶

白色 LED

プログラム制御リング照明

カラー LED

白色 LED

スケール分解能 [µm]○

カラー LED̶○

白色 LED̶

白色 LED

白色 LED○

カラー LED
カラー LED̶○

白色 LED̶○

カラー LED

白色 LED

カラー LED※ 1 プログラム制御パワータレット1X-2X-4X モデル

及び温度補正機能σ≦ 0.8̶σ≦ 0.8̶（1.5+4L/1000 ）σ≦ 0.8̶

手動温度補正σ≦ 0.8̶σ≦ 0.8̶σ≦ 0.8

ストロボ STREAM

TAF

TP

Type1

Type4

PFF

WLI

17

ISO
ISO対応

●プローブモジュールチェンジラックを使用すれば、一連の自動測定中に画像測定とタッチトリガープロー

ブ測定の切り替えが可能です。

●汎用性の高い白色 LED 照明モデルとエッジ検出能力○

白色 LED̶○

カラー LED
カラー LED

白色 LED̶○

白色 LED̶

白色 LED

カラー LEDE UX/E UY,MPE
E UXY,MPE
E UZ, MPE
E X,MPE/E Y,MPE/E Z,MPE（1.8+3L/1000 ）※ 1 プログラム制御パワータレット1X-2X-4X モデル

及びσ≦ 0.8̶σ≦ 0.8̶σ≦ 0.8̶

手動温度補正σ≦ 0.8̶○

白色 LED○

カラー LED

白色 LED̶̶

カラー LEDσ≦ 0.8̶σ≦ 0.8

1X-2X-4X-6X モデルは特注にて対応可能

QVTP HYPER 302 Pro
QVTP HYPER 404 Pro
QVTP HYPER 606 Pro
364-605 364-607 364-606 364-608 364-615 364-617 364-616 364-618 364-625 364-627 364-626 364-628
QVT1-H302P1L-E QVT1-H302T1L-E QVT1-H302P1C-E QVT1-H302T1C-E QVT1-H404P1L-E QVT1-H404T1L-E QVT1-H404P1C-E QVT1-H404T1C-E QVT1-H606P1L-E QVT1-H606T1L-E QVT1-H606P1C-E QVT1-H606T1C-E
̶

○

̶

○

̶

○

̶

○

̶

○

̶

○

σ≦ 0.8̶σ≦ 0.8̶σ≦ 0.80.02（0.8+2L/1000 ）（1.4+3L/1000 ）（1.5+2L/1000 ）E UX/E UY,MPE
E UXY,MPE
E UZ, MPE

（1.7+3L/1000 ）E X,MPE/E Y,MPE/E Z,MPE

レーザオートフォーカス繰返し精度 [µm]○

カラー LED

白色 LED

0.1（1.5+3L/1000 ）（2.0+4L/1000 ）（1.5+4L/1000 ）̶

温度補正機能QVTP HYPER 404 Pro

̶σ≦ 0.8̶σ≦ 0.8̶σ≦ 0.8̶

自動温度補正その他の仕様は QVTP Apex Pro と同様です。

QV Hyper 302 Pro

QV HYPER 302 Pro
QV HYPER 404 Pro
QV HYPER 606 Pro
363-605 363-607 363-606 363-608 363-615 363-617 363-616 363-618 363-625 363-627 363-626 363-628
QV-H302P1L-E QV-H302T1L-E QV-H302P1C-E QV-H302T1C-E QV-H404P1L-E QV-H404T1L-E QV-H404P1C-E QV-H404T1C-E QV-H606P1L-E QV-H606T1L-E QV-H606P1C-E QV-H606T1C-E
300 × 200 × 200
400 × 400 × 250
600 × 650 × 250
プログラム制御パワータレット 1X, 2X, 6X 系

透過照明

垂直落射照明プログラム制御リング照明

E UX/E UY,MPE
E UXY,MPE
E UZ, MPE

̶○

白色 LED
白色 LED

レーザオートフォーカス繰返し精度 [µm]̶

※ 1 プログラム制御パワータレット1X-2X-4X モデル

及び温度補正機能垂直落射照明プログラム制御リング照明

レーザオートフォーカス繰返し精度 [µm]TP 測定精度[µm]を高めた RGB カラー LED 照明をラインアップしました。

スケール分解能 [µm]

[µm]

[µm]

[µm]

自動温度補正機能を標準搭載しています。

画像測定精度

画像測定精度

画像測定精度●測定機本体温度センサと測定物温度センサを用いた

照明装置

̶

透過照明

スケール分解能 [µm]備することが可能です。

プット向上が可能です。

観察装置 ※1

トラッキングオートフォーカス装置

トラッキングオートフォーカス装置

ISO対応

ステージが停止しないノンストップ画像測定を行い、オートフォーカス搭載モデルを設定、大幅なスルー

トラッキングオートフォーカス装置

画像タッチプローブ共通

符号

ISO

圧倒的に測定時間を短縮できるストリーム機能を装です。

測定範囲 [mm]

観察装置 ※1

画像

名称●測定物に瞬時にピント合わせが可能なトラッキング

符号

[mm]

コード№

● XY 本体駆動とストロボ照明を同期させることにより、

名称

測定範囲

温度補正機能●高分解能、高精度スケールを搭載した高精度モデル

コード№

符号

TP 測定精度[µm]

1X-2X-4X-6X モデルは特注にて対応可能

高精度 CNC 画 像 測 定 機
カラーLED B&Wカメラ

WLI

QVTP APEX 302 Pro
QVTP APEX 404 Pro
QVTP APEX 606 Pro
364-601 364-603 364-602 364-604 364-611 364-613 364-612 364-614 364-621 364-623 364-622 364-624
QVT1-X302P1L-E QVT1-X302T1L-E QVT1-X302P1C-E QVT1-X302T1C-E QVT1-X404P1L-E QVT1-X404T1L-E QVT1-X404P1C-E QVT1-X404T1C-E QVT1-X606P1L-E QVT1-X606T1L-E QVT1-X606P1C-E QVT1-X606T1C-E
300 × 200 × 200
400 × 400 × 250
600 × 650 × 250
234 × 200 × 200
334 × 400 × 250
534 × 650 × 250
プログラム制御パワータレット 1X, 2X, 6X 系

スケール分解能 [µm]QV HYPER Pro
白色LED

名称

コード№

照明装置

（2.0+4L/1000 ）̶

PFFは測定できなかった立体的な測定が可能となります。

0.1

レーザオートフォーカス繰返し精度 [µm]Type4

脂成型品、切削加工品などこれまで画像処理だけで（1.5+3L/1000 ）E UX/E UY,MPE
画像測定精度E UXY,MPE[µm]
E UZ, MPE

Type1

●立体的なワーク測定に対応可能。プレス成型品や樹QV APEX 302 Pro
QV APEX 404 Pro
QV APEX 606 Pro
363-601 363-603 363-602 363-604 363-611 363-613 363-612 363-614 363-621 363-623 363-622 363-624
QV-X302P1L-E QV-X302T1L-E QV-X302P1C-E QV-X302T1C-E QV-X404P1L-E QV-X404T1L-E QV-X404P1C-E QV-X404T1C-E QV-X606P1L-E QV-X606T1L-E QV-X606P1C-E QV-X606T1C-E
300 × 200 × 200
400 × 400 × 250
600 × 650 × 250
プログラム制御パワータレット 1X, 2X, 6X 系

コード№

TP

る接触測定が可能です。

QV Apex 302 Pro

名称

TAF

TP Pro は画像測定機能とタッチトリガープローブによ備することが可能です。

オートフォーカス搭載モデルを設定、大幅なスルー

ストロボ STREAM●1台で非接触測定と接触測定が可能。クイックビジョン

ステージが停止しないノンストップ画像測定を行い、プット向上が可能です。

カラーLED B&Wカメラ

σ≦ 0.8

̶○

カラー LED
カラー LED̶σ≦ 0.8̶○

白色 LED
白色 LED̶̶

白色 LED○

カラー LED
カラー LED

0.02（0.8+2L/1000 ）（1.4+3L/1000 ）（1.5+2L/1000 ）σ≦ 0.8̶
自動温度補正σ≦ 0.8̶○

白色 LED
白色 LED̶σ≦ 0.8

̶○

カラー LED
カラー LED̶σ≦ 0.8

1X-2X-4X-6X モデルは特注にて対応可能

18

QVH4 ProQV HYBRID TYPE1

非接触変位センサ搭載 CNC 画像測定機
白色LED

カラーLED B&Wカメラ

ストロボ STREAM

TAF

TP

Type1

Type4

非接触変位センサ搭載 CNC 画像測定機
PFF

WLI

ISO
ISO対応

白色LED

●非接触変位センサを搭載しスキャニング機能により微細段差や3D 形状測定を可能にした複合測定機です。

測定範囲

寸法・質量

画像

[mm]

観察装置 ※1
照明装置

画像非接触変位センサ共通

QVH4 HYPER 606 Pro
QVH4 APEX 302 Pro
365-601
QVH4A-X302P1L-E

QVH4 APEX 404 Pro
365-611
QVH4A-X404P1L-E

QVH4 APEX 606 Pro
365-621
QVH4A-X606P1L-E

300 × 200 × 200
176 × 200 × 200

400 × 400 × 250
276 × 400 × 250

600 × 650 × 250
476 × 650 × 250

プログラム制御パワータレット
白色 LED

垂直落射照明変位センサ
E 1Z
測定精度 [µm] ※2[µm]

1X-2X-4X-6X モデルは特注にて対応可能

フォトダイオード A

コリメートレンズ

E UX/E UY,MPE
E UXY,MPE
E UZ, MPE

変位センサ
E 1Z
測定精度 [µm] ※1

測定範囲

[mm]

変位センサ
測定精度 [µm]（1.5+2L/1000 ）

温度補正機能標準機（1.5+4L/1000 ）QVH4 HYPER 404 Pro
365-615QVH4A-H404P1L-E
0.02（0.8+2L/1000 ）（1.4+3L/1000 ）（1.5+2L/1000 ）
自動温度補正その他の仕様は QVH4 Apex Pro と同様です。
※ 1 当社検査方法による。

QVH1-X302P1L-D
300 × 200 × 200
180 × 200 × 200

画像
画像変位センサ共通

白色 LED

0.1（1.5+3L/1000 ）（1.5+4L/1000 ）（2.0+4L/1000 ）（ 0.8+2L/1000 ）（ 1.5+2L/1000 ）（ 1.4+3L/1000 ）E 1Z（1.5+4L/1000 ）（ 1.5+2L/1000 ）※ 1 プログラム制御パワータレット1X-2X-4X モデル

QVH4 HYPER 606 Pro
365-625
QVH4A-H606P1L-E

及び

1X-2X-4X-6X モデルは特注にて対応可能

非接触 3D 計 測システム
白色LED

カラーLED B&Wカメラ カラーカメラ STREAM

TAF

TP

Type1

Type4

● Hyper QVWLI は QV に白色光干渉計を搭載した複合型の高

PFF

WLI

回折格子

白色光源

ワークの高さが変わるとピークの位置が変わる

Ⅰ
λ

ピンホール

クロマティックレンズ
λ1
測定対象物表面λkλn

CCDカメラ

ISO対応

λ1

λk

λn

Z 軸スキャン

干渉縞

ビームスプリッタ

精度3D 計測システムです。
干渉対物レンズ
参照ミラー

測定物

WLI の光学系ヘッド

名称

標準機

測定範囲

[mm]

観察装置 ※1

h₂

照明装置

Hyper QVWLI 302
QVW-H302P1L-D
300 × 200 × 190
215 × 200 × 190

画像測定

WLI 測定透過照明

垂直落射照明プログラム制御リング照明

WLI 光学ヘッド

測定物

干渉縞と強度イメージ

Hyper QVWLI 404
QVW-H404P1L-D
400 × 400 × 240
315 × 400 × 240
プログラム制御パワータレット 1X - 2X - 6X
白色 LED
白色 LED
白色 LED

Hyper QVWLI 606
QVW-H606P1L-D
600 × 650 × 220
515 × 650 × 220

ハロゲン

スケール分解能 [µm]0.01（0.8+2L/1000 ）（1.5+2L/1000 ）（1.4+3L/1000 ）2.5 倍対物レンズ（QV-HR2.5X または QV-SL2.5X）+ 中倍チューブレンズ
QVWLI A-5X, QVWLI A-10X: 6.3 mm, QVWLI A-25X: 3.2 mm, QVWLI A-50X: 1.0 mm
2 σ≦ 0.08

精度保証光学条件

WLI 最大 Z 測定範囲
WLI Z 軸繰返し精度 [µm] ※2※ 1 プログラム制御パワータレット1X-2X-4X モデル

Hyper QVWLI 606

ビームスプリッタ

E 1X,E 1Y
画像測定精度 E 1Z[µm] ※2
E 2XY

19

ISO

白色光

定が可能です。
リニアセンサ※ 2 当社検査方法による。

Hyper QVWLIまた3D データから指定高さでの寸法測定や断面形状の測

λk

ピンホール

0.02

E 1X,E 1Y
E 1Z
E 2XY

● WLI 光学系で取得した3D データから三次元表面性状解析 /分光器

QV Hybrid Type1 Apex 404

QVH1 404
QVH1 606
QVH1 302
QVH1 404
QVH1 606
Apex
Hyper
QVH1-X404P1L-D QVH1A-X606P1L-D QVH1-H302P1L-D QVH1-H404P1L-D QVH1A-H606P1L-D
400 × 400 × 250
600 × 650 × 250
Apex と同じ
280 × 400 × 250
480 × 650 × 250
Apex と同じプログラム制御パワータレット 1X - 2X - 6X

三次元粗さ解析が可能です。

分光器

スケール
&
レンズ駆動部

対物レンズ

QVH1 302

名称[µm] ※2※ 2 当社検査方法による。

QVH4 HYPER 302 Pro
365-605
QVH4A-H302P1L-E

スケール分解能 [µm]

ピンホール（横ピン）な形状測定が可能です。

（2.0+4L/1000 ）

手動温度補正符号

フォトダイオード B
ピンホール（縦ピン）方式と比較して指向性のない測定が可能です。

画像測定精度（1.5+4L/1000 ）名称

半導体レーザビームスプリッタ

透過照明
垂直落射照明プログラム制御リング照明
スケール分解能 [µm]

0.1

コード№

ISO対応

照明装置

（1.5+3L/1000 ）E UX/E UY,MPE
画像測定精度E UXY,MPE[µm]
E UZ, MPE

及び

ISO

WLI

●レーザスポット径が約2 μ m と小さいため微細観察装置 ※1

白色 LED

スケール分解能 [µm]画像測定精度

1X-2X-6X

白色 LED

プログラム制御リング照明※ 1 プログラム制御パワータレット1X-2X-4X モデル

PFF式を採用しました。ナイフエッジ式や三角測量

透過照明

温度補正機能Type4●変位センサの検出方式にダブルピンホール方の異なる材質でも連続して測定が可能です。

本体部

Type1

測定機です。

●変位センサの光源に LED を使用し、光源の自動調光機能により反射率

符号TP

より微細段差や3D 形状測定を可能にした複合センサ）を搭載しています。

コード№

TAF

●非接触変位センサを搭載しスキャニング機能に●波長コンフォーカル方式の非接触変位センサ（クロマチックポイント

名称

カラーLED B&Wカメラ カラーカメラ STREAM

及び1X-2X-4X-6X モデルは特注にて対応可能※ 2 当社検査方法による。

20

QV ACCELOPTION

CNC 画 像 測 定 機
白色LED

カラーLED B&Wカメラ カラーカメラ STREAM

TAF

TP

Type1

Type4

PFF

WLI

ISO
ISO対応

●本体構造に門移動を採用した大物測定用の画像測定機です。

●門移動構造はステージが移動しないためワークの固定方法を簡素化
でき軽薄短小ワークに適しています。

● QV ACCEL 1212（測定範囲 :1250×1250×100 mm）、QV ACCEL 1517
（測定範囲 :1500×1750×100 mm）は特注にて対応可能です。

名称

QV ACCEL 808
QV-A808P1L-D
800 × 800 × 150

標準機

測定範囲 [mm]
観察装置 ※1
照明装置

QV ACCEL 808

透過照明プログラム制御パワータレット 1X - 2X - 6X
白色 LED

垂直落射照明白色 LED

プログラム制御リング照明

白色 LED

スケール分解能 [µm]0.1（1.5+3L/1000 ）E 1X,E 1Y
画像測定精度E 1Z[µm] ※2
E 2XY

短寸法

繰返し精度

長寸法

[µm] ※2

QV ACCEL 1010
QV-A1010P1L-D
1000 × 1000 × 150（1.5+4L/1000 ）（2.5+4L/1000 ）3 σ≦ 0.2
3 σ≦ 0.7

X・Y 軸※ 1 プログラム制御パワータレット1X-2X-4X モデル

及び1X-2X-4X-6X モデルは特注にて対応可能※ 2 当社検査方法による。 短寸法＝ 1 画面内繰返し、長寸法＝移動を伴う繰返し

QV 対物レンズULTRA QV

対物レンズ
パーツ No.
PFF 対応対物レンズセット
作動距離 [mm]タレット1X
視野 (H) mmx(V) mm タレット2X
タレット6X

超高精 度 CNC 画 像 測 定 機
ハロゲンカラーLED B&Wカメラ カラーカメラ STREAM

TAF

TP

Type1

Type4

PFF

WLI

ISO
ISO対応

機です。

モニタ倍率 ※1

● X・Y・Z 各軸に自社開発の高分解能（0.01 μ m）、高精度の低膨張ガラ

視野 [mm]ススケールを使用しています。

ULTRA QV 404●高剛性の固定ブリッジ Y 軸テーブル移動構造を採用、ベースには経年変化の少ないグラナイトを使用しています。

QV-U404P1N-D

観察装置 ※1

照明装置

ー

透過照明

400 × 400 × 200

プログラム制御パワータレット 1X - 2X - 6X

垂直落射照明6.27x4.7
3.13x2.35
1.04x0.78

対物レンズ1 倍

●

ハロゲン

●

●

●

QV-U404T1N-D○

72X
2.49x1.86

87X
2.09x1.56●

対物レンズ 10 倍 ※2
対物レンズ25 倍 ※2●

144X
1.24x0.93

●

●

173X
1.04x0.78

290X
0.62x0.47

●
●

430X
0.41x0.31

580X
0.31x0.23

720X
0.25x0.18

●

●

●

870X
0.20x0.15

1440X
0.12x0.09

●
●

●

1730X
0.10x0.07●

4300X
0.04x0.03●※ 1 モニタ倍率は 22 型ワイド液晶モニタに等倍表示した場合の目安です。QVPAK Ver10 以降はビデオウィンドウのサイズを変更する事が可能です。
※ 2 対物レンズ 10 倍、対物レンズ 25 倍はパワータレット2X 及び 6X を組み合わせて使用する場合に測定物によっては照明の明るさが不足する場合があります。

ハロゲン

スケール分解能 [µm]0.01（0.25+L/1000 ）E 1X,E 1Y
画像測定精度 E 1Z（50 mm ストローク）[µm] ※2
E 1Z（フルストローク）
E 2XY
レーザオートフォーカス繰返し精度 [µm]

校正用チャート &QV 補正用チャート（1.0+2L/1000 ）（1.5+2L/1000 ）ー及び

1X-2X-4X-6X モデルは特注にて対応可能（0.5+2L/1000 ）※ 2 当社検査方法による。

σ≦ 0.8

校正用チャート
撮像素子のピクセルサイズ補正や変倍装置

PPT の各倍率時のオートフォーカス精度と光軸オフセット補正に使用します。

注）レンズによっては、機能の使用制限があります。
詳しくは、弊社営業へお問合せください

21

ー

52.5

QV-HR2.5X QV-SL2.5X
QV-HR5X
QV-5X
QV-HR10X ※ QV-10X ※QV-25X ※02AKT300 02ALA170 02AWD010 02ALA420 02AKT650 02ALG010 02ALG020
ーー
02AKX895B
02AKX915B 02AKX900B 02AKX905B
02AKX910B
40.6
60.0
20.0
33.5
20.0
30.5
13.0
2.49x1.86
1.24x0.93
0.62x0.47
0.25x0.18
1.24x0.93
0.62x0.47
0.31x0.23
0.12x0.09
0.41x0.31
0.20x0.15
0.10x0.07
0.04x0.03

ハロゲンプログラム制御リング照明※ 1 プログラム制御パワータレット1X-2X-4X モデル

対物レンズ 0.5 倍

58X
3.13x2.35

対物レンズ 5 倍

ULTRA QV 404

トラッキングオートフォーカス装置

ー

40.6

15X
29X
12.54x9.40 6.27x4.70

対物レンズ 2.5 倍

名称

測定範囲 [mm]ー

30.5
12.54x9.4
6.27x4.7
2.09x1.56

QV-SL1X
02ALA150※対物レンズ QV-SL0.5X、QV-HR10X 、QV-10X 、QV-25X を使用する場合は測定物によっては照明の明るさ不足など一部制限が発生する場合があります。

●測定精度 E1XY（0.25+2L/1000）μ m を実現した超高精度 CNC 画像測定

標準機

QV-SL0.5X ※ QV-HR1X
02AKT199 02AKT250

QV 補正用チャート
光学系が持つ画面内の歪を補正するための ｢画面内補正｣と被写体のパターンやテクスチャの違いで生ずるオート
フォーカスのバラツキを低減する ｢オートフォーカス補正｣を行うためのガラスチャートです。

注）レンズによっては、機能の使用制限があります。
詳しくは、弊社営業へお問合せください22

充実の測定機能

SOFTWARE

1 ワンクリックツール

2 AI 照明ツール

測定項目（円・線など）の選択後、測定したいエッジ

3 マルチポイントオートフォーカス

手順作成時に最適な光量調整が可能なデュアルエ

をワンクリックするだけで、習熟レベルに依存しな

リアコントラストツールと、プログラム作成時の光量

また、異常点除去機能が、バリやゴミ等の影響を自リピート測定時の光量安定化が可能で、エッジ検出

い高精度な測定が可能です。
動で取り除きます。

に自動補正するブライトネスツールがあります。

オートフォーカスツールを細分化したり、複数のオー

トフォーカスツールを任意の大きさ、位置、角度で配置が可能です。

の再現性を高め、光量変化に伴うエッジ検出エラーの発生を抑えます。

機 能と操 作 性 を 両 立し た

ア プ リケ ー ション ソ フトウ エ ア
デュアルエリアコントラストツール ブライトネスツール

高 性 能 画像 測 定 機 能に加え、非接触変位センサの形状解析や測 定
プログラムの自動 生 成 など豊 富 なアプリケーションソフトをライン

4 QV グラフィックスアップ。簡 単 な 測 定 から複 雑 な 測 定まで お 客 様 のあらゆる測 定 課

NEW

測定結果のレポートとして利用できる

ほか、図形をマウス選択することによ

題を解 決します。

4

り要素間演算や PCD 測定などの高度1な演算が可能です。

またグラフィック機能を有効に使うこ2とで簡単にパートプログラム編集を行えるほか、現在の測定物座標系の確認や測定忘れのチェックなどに役立ち

3ます。

5 QV Easy エディター

6 MiCAT レポーター

QV Easy エディターはオペレータの操作をつぶさに記録でき、簡単な操QVPAK の測定結果からレポートを作成する機能を標準装備しました。
PDF にダイレクトで出力でき、医療部品など信頼性を求められる報告書

作で編集が可能です。

またプログラムリストにはエラーアイコンが表示され、素早く修正箇所を見つけることができます。

NEWの作成に対応できます。

エッジ検出エラーアイコン
公差外判定アイコン
要素測定エラーアイコン
要素測定エラーアイ

23

24

OPTION SOF T WARE
FORMTRACEPAK-AP フォームトレースパック AP

EASYPAG-PRO イージーパグプロ

形 状 評 価・解 析ソフト

DXF

IGES

ガーバデータ

オフラインティーチングソフト

QV のオートトレースツールや非接触変位センサ、HQVWLI、PFF で取得した形状データから設計値照合及び形状解析を行います。

輪郭照合機能2DCAD モデルを用いてオフラインで QVPAK のパートプ

ログラムを生成可能です。

パートプログラム作成工数を低減しリードタイム短縮

・設計データの作成が可能です。

CAD データ変換、マスタワーク変換、関数指定、テキストファイルの変換、非球面設計値作成

・設計値照合法線方向照合、軸方向照合、ベストフィット照合

微細形状解析

オフラインティーチング操作画面

・解析項目：点測定、線測定、円測定、距離測定、交点測定、角度測定、
原点設定、軸回転

・演算項目：最大値、最小値、平均値、標準偏差、面積

点と線の距離測定

設計値照合例

報告書作成機能

QV3DCAD QV3DCAD・測定結果、誤差線図、誤差展開図

その他機能

3DCAD モデルを利用して QVPAK のパートプログラム生成が行え・解析手順の記録 / 実行ます。

・外部出力機能

最新バージョンでは QV システムと同期させて実際のワークを見な

CSV 形式出力、テキスト出力、DXF/IGES 形式出力

HQVWLI による

プリント基板のライン & スペース及び導体厚測定例

がらティーチングするオンラインモードと、本体と接続されていな

いパソコンでもパートプログラムの生成が出来るオフラインモードの両方をサポートしました。

MCubeMap エムキューブマップ

オフラインティーチングモード

3D 表 面 性 状 解 析ソフト

オンラインティーチングモード

QVWLI で取得した3D データから JIS B681-2:2018(ISO25178-6:2010) に準拠した Sa、Sq な

どの高さパラメータ及び、空間、複合、機能と関連する三次元粗さパラメータの解析

MSURF-I エムサーフ アイが可能です。

また PFF、QV Hybrid で取得した3D データからも2D 形状や体積計算などが可能です。

QV Hybrid や QVWLI、PFF などで取得した3D 形状データから、3DCADモデルなどの設計データと比較照合が可能です。
※ MSURF-I の解析には別途 PC が必要です。

PFF による SMD 端子高さ測定例

QV3DPAK QV3D パック
QV3DPAK は PFF（Point From Focus）や WLI（白色光干渉計）から三次

FORMTRACEPAK-PRO フォームトレースパックプロ

元形状を生成するソフトウエアです。

形 状 評 価・解 析ソフトQVWLI で取得した3D データから3D 表面粗さ、表面性状解析が可能です。

また PFF、QV Hybrid の非接触変位センサで取得した3D 形状の表示解析が可能です。

主な機能

・三次元表示ワイヤーフレーム、シェーディング、等高線、等高線塗り潰し

・トレンド補正、フィルタ処理

平面、球面、円筒面、多面体によるトレンド補正

プロファイル毎の一次元デジタルフィルタ、二次元デジタルフィルタ

・豊富な表面性状の数値化、デジタル化

相対負荷曲線や面積分布曲線で摩耗や油溜りの評価が可能です。

スペクトル解析、切断面積や体積の解析、山頂や谷底の傾斜角産出・谷数のヒストグラム算出が可能です。

・測定データからの特徴抽出機能

任意断面の抽出、スロープ強調、切断面の山部・谷部同時解析が可能です。

25

PFF による

モールド部品測定例

QVH4 によるアクリルレンズアレイ測定例

26

SMART FACTORY状 態 管 理 から予 知 保 全まで 。

「 見 える 化 」で 始 まる 、ス マ ートファクトリー 。
ミツトヨは ネットワークにより製 造 工 程 の 情 報 を 一 元 管 理 する機 能 を 実 現。MeasurLink は 測 定 機 のデータをリアルタイムで 収 集・分 析 することで 不 良 品 発 生を予 測します。また、測 定 機 の 稼 働 状 態を示すステータスモニタ（ SMS:Smart Measuring System ）によりお客 様の生 産 性の向 上に寄 与 致します。

QV Eio QV イーアイオー

Status Monitor ステータスモニタ

MeasurLink メジャーリンク

スマートファクトリーを具現化する IO アプリケーション

測 定 機の稼 働 状 況を遠 隔 地で監 視 可 能「品 質 の 見える化」で 不 良 品 発 生を抑 制

QV Eio-PLC 対 応 事 例
測定機 QV

QV用PC
QVPAK

QV Eio-PLC
QV本体

位置決め治具

操作盤
測定起動指令 etc.
測定結果判定 etc.

搬送ロボット
制御用PLC
非常停止回路
安全柵

27

ストッカー
サーバ
● 稼働状況のデータ収集と見える化を実現● MT Connect 通信に対応

28

INSPECTIONDDPAK-QV

CNC 画 像 測 定 機クイックビジョン用
欠 陥 検 査ソフトウエア

欠 陥 検 査と高 精 度 測 定 を 両 立 させる、

■特長

●クイックビジョンシリーズで取得した画像データを DDPAK-QV に転送するシームレスな欠陥検査システムを構築し、欠陥の座標位置データの出力や画像の自動保存

ク イック ビ ジョン シリ ー ズ 用 ソ フトウ エ アが可能です。

●欠陥の寸法計測や形状解析が可能です。欠陥の座標位置やサイズ、深さ・高さなどの数値を解析することで、欠陥の原因分析や欠陥発生の予防・生産工程の改善“ D D PA K - Q V ”に役立てられます。

●お客様がご使用中のクイックビジョンにも欠陥検査ソフトウエア DDPAK-QV を追加することができます。検査機能の追加により、既設クイックビジョンの活用範囲を広げることができるようになります。

DDPAK-QV は、クイックビジョン用の欠陥検査ソフトウエア。
測 定 時に使 用することで、ゴミ・バリ・欠けなどの欠陥検査と物

シャワーヘッドの穴異物検査

欠陥検出した画像は赤色表示になります。

刃物のチッピング

バ

リ

傷

異

け
欠

凹

み

高 精 度 な 非 接 触 測 定を同時に施行することができます。

■欠陥検出例
ガラスの打痕

ガラス欠け

穴の異物混入鏡面仕上げのスクラッチ

電子部品の印刷にじみこちらから動画をご覧いただけます

欠陥検査

29

高精度測定

30

座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム

仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所
伊勢崎営業所
さいたま営業所
新潟営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所

仙台市若林区卸町東1-7-30〒984-0002 電話 (022)231-6881 ファクス(022)231-6884
仙台市若林区卸町東1-7-30（※1） 〒984-0002 電話 (024)931-4331 ファクス(022)231-6884
宇都宮市平松本町796-1〒321-0932 電話 (028)660-6240 ファクス(028)660-6248
水戸市元吉田町260-3〒310-0836 電話 (029)303-5371 ファクス(029)303-5372
伊勢崎市宮子町3463-13〒372-0801 電話 (0270)21-5471 ファクス(0270)21-5613
さいたま市北区宮原町3-429-1〒331-0812 電話 (048)667-1431 ファクス(048)667-1434
新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972 電話 (025)281-4360 ファクス(025)281-4367
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-1611 ファクス(044)813-1610
川崎市高津区坂戸1-20-1（※1）
〒213-8533 電話 (03)3452-0481 ファクス(044)813-1610
厚木市岡田1-7-1 ヴェルドミールSUZUKI 105 〒243-0021 電話 (046)226-1020 ファクス(046)229-5450
八王子駐在所 電話 (042)620-5380
富士駐在所 電話 (0545)55-1677
諏訪営業所
諏訪市中洲582-2〒392-0015 電話 (0266)53-6414 ファクス(0266)58-1830
上田駐在所
電話 (0268)26-4531
浜松営業所
浜松市東区和田町587-1〒435-0016 電話 (053)464-1451 ファクス(053)464-1683
安城営業所
安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
名古屋営業所
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
岐阜営業所
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
金沢営業所
金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田〒920-0057 電話 (076)222-1160 ファクス(076)222-1161
大阪営業所
大阪市住之江区南港北1-4-34〒559-0034 電話 (06)6613-8801 ファクス(06)6613-8817
神戸営業所
大阪市住之江区南港北1-4-34（※1） 〒559-0034 電話 (078)924-4560 ファクス(06)6613-8817
京滋営業所
草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F〒525-0032 電話 (077)569-4171 ファクス(077)569-4172
岡山営業所
岡山市北区田中134-107〒700-0951 電話 (086)242-5625 ファクス(086)242-5653
広島営業所
東広島市八本松東2-15-20〒739-0142 電話 (082)427-1161 ファクス(082)427-1163
福岡営業所
福岡市博多区博多駅南4-16-37〒812-0016 電話 (092)411-2911 ファクス(092)473-1470
センシング営業課 川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-8236 ファクス(044)822-8140
地震機器課
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)455-5021 ファクス(044)822-8140（※1）営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

お求めは当店で̶

M3 Solution Center …商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
宇都宮市下栗町 2200
〒321-0923 電話 (028) 656-1607 ファクス (028) 656-9624
UTSUNOMIYA
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-1623 ファクス (044) 813-5433
TOKYO
諏訪市中洲 582-2〒392-0015 電話 (0266) 53-6414 ファクス (0266) 58-1830
SUWA
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072 電話 (0566) 98-7070 ファクス (0566) 98-6761
ANJO
大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話 (06) 6613-8801 ファクス (06) 6613-8817
OSAKA
呉市広古新開 6-8-20〒737-0112 電話 (082) 427-1161 ファクス (082) 427-1163
HIROSHIMA
計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業所にご連絡ください。
〒213-8533 電話 (044) 822-4124 ファクス (044) 822-4000
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸 1-20-1
キャリブレーションセンタ…商品の検査・校正・保守・修理をお受けしています。
宇都宮市下栗町2200〒321-0923 電話 (028) 656-1432
宇都宮
川崎川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-8214
広島呉市郷原町一ノ松光山10626番62 〒737-0161 電話 (0823) 70-3820

ファクス (028) 656-8443
ファクス (044) 813-8223
ファクス (0823) 70-3833

カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
電話 (0570) 073214
ファクス (044) 813-1691

最寄りの営業所をご確認いただけます。

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/domestic/list.html#sale

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。
●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
あらかじめご了承ください。
●本カタログに掲載されている仕様は 2021年 11 月現在のものです。

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533

https://www.mitutoyo.co.jp

072 2111(4)E-(PA)NE140