形状測定機

真円度・円筒形状測定機

Catalog No.15001 (9)クラス最高レベルの精度、抜群の操作性と多機能解析を併せ持つ真円度・円筒形状測定機

真円度・円筒形 状の測定を行う上で、必要不可欠な段取り作業の大半を占める、被測定物の心/水平出しを簡単、正確に行える高精度な回転テーブルを全機種に搭載しています。

測定物の心 / 水平出しを簡単、正確に行える高精度な回転テーブルを搭載
半径方向の回転精度（0.02+3.5H /10000）µm、軸方向の回転精度（0.02+3.5X /10000）µm の高精度を実現し、真円度・円筒度のみならず平面度等も高精度に測定できます。
（Automatic Adjustment Table）
タイプと、タイプを選択できます。
また、心 / 水平出しをサポートする A.A.T
D.A.T（Digimatic Adjustment Table）

用途に合わせてバリエーションは自由自在● RA-2200 AS/AH は、自動心 / 水平出し調整タイプ
測定物の心/ 水平の回転テーブル ※1を標準搭載し、A.A.T. (Automatic Adjustment Table): 自動心 / 水平出し機能説明

D.A.T. (Digimatic Adjustment Table): デジマチックマイクロメータヘッドによる心 / 水平出し機能説明
該当機種：RA-2200DS/DH

該当機種：RA-2200AS/AH

高さのある被測定物に対応するために、ハイコラムの RA-2200AH/DH仕様（コラム駆動高さ 500 mm）もラインアップされています。

ブルー

傾き回転中心
ル

回転テーブ

回転テ

回転テーブ

回転テ

● RA-2200AS/DS は、コラム駆動高さ 300 mmですが、

ル

回転中心

心ずれ

心ずれ

心出し調整範囲：±3 mm
水平出し（傾き量）調整範囲：±1゜

心出し調整範囲：±5 mm
水平出し（傾き量）調整範囲：±1゜

予備測定

心・水平出し完了「A」、「B」2断面を予備測定

予備測定後、自動で心 / 水平出しの調整を行います。

写真はシステム除振台（モニタアームタイプ）付き※3

予備測定ワーク

熟 練者が 行ったように早く簡単に導くナビゲー
ション機能 ※1 を標準装備しています。

回転中心

傾き

ワーク

/

● また、RA-2200DS/DH には、心 水平出しをまるでブルーワー
ク

出し作業から測定者を解放します。

ワー
ク

回転中心

回転テーブル付属のデジタル式
マイクロメータヘッドをズレ量分だけ送る

心・水平のズレ量表示

簡単調整

心・水平出し完了「A」、「B」2断面を予備測定（パートプログラム）に組み込むことができます。測定時の心 / 水平出し忘れのミスをA.A.T/D.A.T ※を用いた心 /水平出し作業を測定手順防止でき、パートプログラム測定による測定作業の標準化が図れます。
※D.A.T 搭載機種は、心 / 水平ズレ量を調整する手動作業が必要となります。

● 全モデルにベーシックな「システム除振台（サイドテーブルタイプ）」とモニタをアームに取り付けた※3」の組み「システム除振台（モニタアームタイプ）合わせが可能です。

高精度でも高速移動省スペース化を実現
システム除振台を一 体化することにより、今までの設置台より設置スペースを約20 〜 40％削減（当社比）、その上レイアウトに自由度を持たせた設計のため、測定室の有効利用や測定効率に大きく貢献します。

スライド式検出器ホルダを標準装備
検出器ホルダ部分にスライド機構を搭載。いままでの標準アーム
では測定が難しかった肉厚の厚い深穴ワークなどに、ワンタッチで簡単に対応することができます。
スライド量：

112 mm高精度な繰り返し測定を実現

スループットの向上により、クラス最高レベルの駆動速度を実現しました。
：最大 50 mm/s
・上下動部
（ Z 軸コラム部）
・半径方向：最大 30 mm/s

X 軸の位置決めセンサに弊社製リニヤスケールを搭載しました。
駆動部の移動量をダイレクトに検出して、繰り返し測定に不可欠な高精度位置決めを実現します。

内対面測定

部分円測定

内径、外径が混在した測定・解析も、検 出 器 の 方 向 切り替えなしで の連続測定が可能です。

突起、あるいは、円が全周成立していない測定物でも測定が可能です。

スパイラル測定解析X 軸追従測定

円筒度や平面度等、テーブル回転と直動動作を組み合わせたスパイラル測定機能を拡充、多断面測定を 1 回の測定で実施し、連続的なデータとして取り込みます。

スケールを内蔵した X 軸が、測定物表面を追従しながら測定が可能です。真円度・円筒形状の変位量が大きな測定物や、直動動作で得られるテーパ量が大きなワークの測定に有効です。

写真はシステム除振台（サイドテーブルタイプ）
付き

安全機構を標準装備

Z 軸を余裕ある高さでストップ、あとは検出器ホルダを下げて位置決めして測定。
さらに内対面測定※2 で内・外径を楽々測定できます。

検出器部分に安全機構を搭載。
検出器（縦姿勢時）に Z 軸方向からの衝突に対し、衝突検知機能を搭載しました。また、検出器の変位がオーバーレンジした場 合 に 動 作 を 停止する
アクシデンタルタッチ機能を搭載しました。アクシデンタル
タッチを感知すると、専用解析ソフト（ ROUNDPAK）がエラーを感知し、機械を自動停止します。

※ 1：詳細は P2 をご参照ください。
※ 2：詳細は P2 内対面測定の紹介をご参照ください。
※ 3：プリンタ用ラックは、別途ご手配ください。

12

仕様

■ RA-2200AS/DS/AH/DH 仕様

RA-2200DS
RA-2200AH
RA-2200DH(0.02+3.5H/10000) µm
H：測定高さ (mm)回転精度
(0.02+3.5X /10000) µm
X：回転中心からの距離 (mm)回転速度
2, 4, 6, 10 rpm
テーブル有効径ø 235 mm
ø 200 mm
ø 235 mm
ø 200 mm
心 / 水平出し調整機構
A.A.T
D.A.T
A.A.T
D.A.T
心出し調整範囲± 3 mm± 5 mm± 3 mm± 5 mm
水平出し調整範囲± 1°
最大積載質量30 kg
最大測定径
ø 300 mm
最大積載径
ø 580 mm
運動の真直度
0.10 µm /100 mm（λc2.5） 0.15 µm/300 mm（λc2.5） 0.10 µm/100 mm（λc2.5） 0.25 µm/500 mm（λc2.5）
回転軸心との平行度
0.7 µm/300 mm（母線基準）
1.2 µm/500 mm（母線基準）
移動速度
最大 50 mm/s（測定時：0.5 /1.0 / 2.0 / 5.0 mm/s）
外径測定時
300 mm
500 mm
最大測定高さ
内径測定時
300 mm
500 mm
最大測定深さ（標準測定子使用時）
ø 32×深さ 85 mm、ø7 ×深さ 50 mm
真直度
0.7 µm/150 mm（λc2.5）
回転軸心との直角度
1.0 µm/150 mm（母線基準）
移動量175 mm（中心より−25 mm 〜＋150 mm）
移動速度
最大 30 mm/s（測定時：0.5 /1.0 / 2.0 / 5.0 mm/s）
測定力10 〜 50 mN（5 段階切り替え）
測定子先端形状、材質
ø 1.6 mm 超硬球
標準± 400 µm / ± 40 µm / ± 4 µm
検出範囲
追従± 5 mm切替機構付き、測定力切替機構付き（5 段階）、スタイラス角度目盛り付き（± 45°）、IN/OUT
その他
Z 軸方向衝突検知機能付き、スライド式検出器ホルダ付き（ 3 ポジション仕様）
電源
100 V 〜 240 V
使用空気量0.39 MPa
空気消費量
標準状態にて 30 L/min（空気源としては 80 L/min 以上）
本体重量
180 kg200 kg符

RA-2200AS号

半径方向軸方向クランク形測定子（ø 0.5）

ø4

ø1.6 超硬5.5

14666

2倍カッターマーク除去用測定子 ※112AAL039

2 倍小穴用測定子※112AAL040
ø1 mm 超硬超硬9.5R15ø4

ø1 超硬R10.5 ø2M2 スタイラスシャンク
12AAL043

M2スタイラスシャンク（標準溝用）M2スタイラスシャンク（2 倍溝用）※1
12AAL044
12AAL045°
105

省スペース化を実現

146.3

回転テ

回転中心ル

システム除振台を一体化することにより省スペース化を実現しました。また、PCテーブルを組み合わせてレイアウトは自由自在。

高精度な位置決めセンサ
X軸の位置決めセンサに弊社製リニヤスケールを搭載しました。

心ずれ

駆動部の移動量をダイレクトに検出して、繰り返し測定に不可欠な高精度位置決めを実現します。高精度、高速移動でもスループットの向上により、クラス最高レベルの駆 動 速 度を実現しました。

心出し調整範囲：±3 mm
水平出し（傾き量）調整範囲：±1゜

予備測定

心・水平出し完了「A」、「B」2断面を予備測定

予備測定後、自動で心 / 水平出しの調整を行います。

粗さ検出器への対応

5
R10.5

ブルー

傾き回転テーブ

ø4

超硬150°
145.9
SR0.25（サファイア）146

オプションの 粗 さ 検 出 器 ユニットを装着することにより、θ軸を回転させた円周方向の粗さ、テーブル 回転を停めたZ 軸、X軸方向の直動方向での粗さ測定にも対応しています。

三次元測定機スタイラス取付用 三次元測定機スタイラス取付用 三次元測定機スタイラス取付用（取付部ねじ径：M2）（取付部ねじ径：M2）（取付部ねじ径：M2）
M2 深さ53.53.5226

ø4ø47.89.5

2 倍コーナー用測定子※112AAL038
SR0.25 mm サファイア
9.5

66

2 倍測定子※112AAL035
ø 1.6 mm 超硬12AAL034

ø4ø47.89.5ø4

ø1.6 超硬3 倍深溝用測定子※112AAL042
SR0.25 mm サファイア

20平面用測定子

ø2A.A.T. (Automatic Adjustment Table): 自動心 / 水平出し機能説明
回転中心ø1.6 ボール測定子
12AAL030
ø 1.6 mm 超硬ø43 倍測定子※112AAL041
ø1.6 mm 超硬°105146.3SR0.25（サファイア）ø41465.5

外観図（mm）

ø47

ø3 超硬2 倍深溝用測定子※112AAL037
SR0.25 mm サファイア

66から測定者を解放します。

66.7

ø1.6 超硬ø42 倍切り欠き用測定子※112AAL036
ø 3 mm 超硬ø1超 硬°105

0.5 ø266

ø4ø12品 名パーツNo.
先端形状

3クランク形測定子（ø1.0）

ø0.5 超 硬 66

66

R112AAL029
ø 0.5 mm 超硬66

軸方向の回転精度
半径方向の回転精度（0.02＋3.5H/10000）µm、（0.02＋3.5X /10000）µm の高精度を実現し、真円度、円筒度のみならず平面度等も高精度に測定できます。

を標準搭載していますので、測定物の心 / 水平出し作業Table）

超硬極小穴用測定子（深さ 3 mm）

ø0.5 超硬自動 心 / 水平出し調 整タイプの A.A.T（Automatic Adjustment

12AAL02566
150°SR0.25（サファイア）

12AAL032
12AAL033
ø 0.5 mm 超硬（深さ2.5 mm） ø1 mm 超硬（深さ5.5 mm）

ø40.5

先端形状

ø4

ディスク形測定子

12AAL031
ø 12 mm 超硬品 名パーツNo.

4066

外観図（mm）

外観図（mm）

ø1.6 超硬662.5品 名パーツNo.
先端形状

12AAL028
ø 1.6 mm 超硬5.5

12

ø1 超硬ø4ø0.8 超硬小穴用測定子（ø1.6）

12AAL027
ø 1 mm 超硬9.5°66.7105SR0.25（サファイア）カッターマーク除去用測定子

ø4

小穴用測定子（ø1.0）

12AAL024
SR0.25 mm サファイア

ø4.5

小穴用測定子（ø 0.8）

コーナー用測定子

12AAL023
SR0.25 mm サファイア

ø1.266

12AAL026
ø 0.8 mm 超硬外観図
（mm）

ø4766

深溝用測定子

ø4

品 名パーツNo.
先端形状

ø3 超硬

ø45.5

外観図
（mm）

12AAL022
ø 3 mm 超硬高精度な回転テーブルを搭載

ワーク

ø1.6 超硬切り欠き用測定子

測定物の心/水平出しも簡単、正確に実施

ワー
ク

品 名標準測定子（標準付属品）
パーツNo.
12AAL021
先端形状
ø 1.6 mm 超硬を制御し、外径や内径、上面、下面測定まで連続した自動測定が可能です。また、オフラインティー
チング機能も充実し、パートプログラム作成も簡単に行えます。

ø4■ RA-2200AS/DS/AH/DH用替測定子（オプション）

検出器を保持するホルダアーム部の姿勢（縦 / 横）と検出器の回転機構（0 〜 270°の範囲で 1°毎に回転）

226
SR0.25（サファイア）

56

M2ø4

その他

9.5
R15

検出器

自動測定（CNC）を実現させる検出器の姿勢変更機能

3.5

半径方向移動量ø4

上下動部（ Z 軸コラム部）

ø4

回転テーブル部

66

M2146※ 1：測定方向は縦方向のみです。
（切り欠き用 / 深溝用 /小穴用（ø1.0）※汎用的に使われるオプション測定子 5 種類/ø1.6ボール/ 2倍）をセットにした替測定子 5 本セット
（パーツ No.12AAL020 ）も用意しています。
※ご注文により特殊測定子を製作いたします。対応可能な仕様等につきましては、弊社各営業所へお問い合わせください。

3

写真はシステム除振台（サイドテーブルタイプ）
付き

4

仕様

真円度・円筒形状測定解析プログラム■ RA-2200 CNC 仕様
符

RA-2200 CNC

号

標準コラム仕様（上下移動量：300 mm）

Z 軸コラム部
半径方向軸方向

回転精度

回転速度
テーブル有効径
心 / 水平出し調整機構
心出し調整範囲
水平出し調整範囲
最大積載質量
最大測定径
最大積載径
運動の真直度
回転軸心との平行度
移動速度
外径測定時
最大測定高さ
内径測定時
最大測定深さ真直度
回転軸心との直角度
移動量
移動速度
測定力
測定子先端形状、材質
標準
検出範囲
追従
その他
電源
使用空気量
空気消費量
本体重量

回転テーブル部

上下動部（ Z 軸コラム部）

半径方向移動量

検出器

その他

ハイコラム仕様（上下移動量：500 mm）(0.02+3.5H/10000) µm
H：測定高さ (mm)(0.02+3.5X /10000) µm
X：回転中心からの距離 (mm)2, 4, 6, 10 rpm
ø 235 mm
A.A.T
± 3 mm± 1°30 kg
外面測定時：ø 256 mm、内面測定時：ø 344 mm
ø 580 mm0.10 µm /100 mm（λc2.5） 0.15 µm/300 mm（λc2.5） 0.10 µm/100 mm（λc2.5） 0.25 µm/500 mm（λc2.5）
0.7 µm/300 mm（母線基準）
1.2 µm/500 mm（母線基準）
最大 50 mm/s（測定時：0.5 /1.0 / 2.0 / 5.0 mm/s）
300 mm
500 mm
300 mm
500 mmø12.7×深さ26 mm、ø 32×深さ104 mm（標準測定子使用時）
0.7 µm/150 mm（λc2.5）
1.0 µm/150 mm（母線基準）
175 mm（中心より−25 mm 〜＋150 mm）
最大 30 mm/s（測定時：0.5 /1.0 / 2.0 / 5.0 mm/s）
40 mN
ø 1.6 mm 超硬球± 400 µm / ± 40 µm / ± 4 µm
± 5 mm
回転機構（0 〜 270°の範囲で 1°毎に回転）
100 V 〜 240 V
0.39 MPa
標準状態にて 30 L/min（空気源としては 80 L/min 以上）
180 kg200 kg■豊富なオプションスタイラス群

3344.238.8

深穴用測定子 B

12AAE308
ø 1.6 mm 超硬

1.2

33
44.1

真円度、円筒度のみならず、平面度、平行度など多種多彩なパラメータを標準装備しています。
選択は、アイコンから視覚的に選択ができます。
また、特 殊 解 析 機 能として、設 計 値ベスト
フィット解析、ハーモニック解析、円周上のピークボトム検出機能なども有しており、一度取り込んだデータは、再計算やデータの削除なども安易に行えます。

アイコンビュー
動作機能ビュー
パートプログラムリスト

再計算設定画面

データ削除画面

ワークビュー

測定図形・結果などを自由にレイアウト

動作座標確認ビュー

12AAE307
ø 1.6 mm 超硬44.733

ø2.4

深溝用測定子

ø0.3

12

ø2.4

ø0.6
ø2.4

33
44.668.8

ø2.423.1

ø1.2

ø2.46.9

外観図（mm）

ø 0.5 ボール測定子
12AAE305
ø 0.5 mm 超硬5845.3

44.643.8■ RA-2200AS/DS/AH/DH・RA-2200 CNC 共通オプション類

172°

ø2.4

ø 0.8 ボール測定子
12AAE304
ø 0.8 mm 超硬ø1.2

ø1.2

ø 1.6 ボール測定子
12AAE303
ø 1.6 mm 超硬ø1.2

品 名パーツNo.
先端形状

33

豊富なパラメータ、解析機能搭載でも簡単操作

解析結果、図形の表示位置・大きさなどを設定し、お客様のオリジナルフォーマットの結果報告書を作成することできます。
解析結果画面がそのままレイアウト画面として使用できます。
レイアウトを含んで測定手順を保存するので、測定開始から計算、結果保存、印刷までを自動実行できます。

69.7165°3344.612AAE306
ø 1.6 mm 超硬ø 2.43312AAE309
ø 3 mm 超硬ø 2.443.8

20165°.4
ø233.2
ø1

外観図（mm）°
140

ø1.244.712AAE301
ø 1.6 mm 超硬2.812AAE302
ø 1.6 mm 超硬深穴用測定子 A

切り欠き用測定子

9.512AAE310
ø 1.6 mm 超硬標準測定子

8.1

平面用測定子

ø2.4

溝用測定子

8.1

品 名パーツNo.
先端形状

アイコン、マウス操作による簡単操作を実現したROUNDPAK 搭載

58（69.6）■円筒スコヤパーツ No.350850

結果画面●円筒度：2 µm●真直度：1 µm
●外観寸法
（D×H）
：ø70×250 mm●質量：7.5 kg■三爪チャック（ハンドル固定） ■心出しチャック（ローレットリング固定）
コード No.：211-014
クランクシャフトやピンシャフト コード No.：211-032などのような長軸部品を測定する場合、ハンドルで確実に固定することができます。
●保持範囲：
内爪での外径 ø2〜 ø35 mm
内爪での内径 ø25 〜 ø68 mm
外爪での外径 ø35 〜 ø78 mm
●外観寸法
（D×H）
：ø157×70.6 mm●質量：3.8 kg

小物部品の測定で、操作性が良くローレットリングで容易に固定できます。
●保持範囲：
内爪での外径 ø1〜 ø36 mm
内爪での内径 ø16 〜 ø69 mm
外爪での外径 ø25 〜ø79 mm
●外観寸法
（D×H）
：ø118×41 mm●質量：1.2 kg■マイクロチャック

コード No.：211-031

心出しチャックでは保持できない ø1 mm 以下の極小径の部品を固定できます。
●保持範囲：外径 ø0.2〜 ø1.5 mm●外観寸法（D×H：）ø107×48.5 mm●質量：0.6 kg■倍率校正器

コード No.：211-045

検 出 器 の 感 度 調 整を行う校正器です。マイクロメータ
ヘッドの 送りで基 準面を極微小な量だけ上下させ、検出器 のキャリブレーションを行います。
●最大校正範囲：400 µm●目量：0.2 µm●外観寸法（W×D×H）：×185 ×70 mm
235（max）●質量：4 kg

多彩なグラフィック機能

測定対象物がなくてもパートプログラム（ 測 定 手順 ）を 作 成 できる
オフラインティーチング機能を備え、円筒度や同軸度などの解析結果を 3D グラフィック表示で視覚的に表現することができます。

3Dシミュレーション画面で測定動作を仮想実行することができます。
シミュレーション上で、衝突の危険性などを警告表示※ することも可能です。
※ RA-2200CNC のみ
ノーマル表示

5

シミュレーション機能

ワイヤーフレーム表示 サーフェスマップ表示

シェーディング表示6外観図
単位（mm）

221667667Max. 940

Max. 940（910）405

380405（375）

380

φ235

900〔1100〕φ235（φ200）（〔■設置例900〔1100〕

221

510

420

RA-2200 CNC 本体

510

420

■外観寸法図RA-2200AS/DS/AH/DH 本体）
内寸法は DS/DH〕
内寸法は AH/DH〔〕内寸法はハイコラム仕様の場合

システム除振台（モニタアームタイプ）付き※

830

660

700

700

700

405

405

システム除振台（サイドテーブルタイプ）付き

830

最大奥行800

最大奥行936※プリンタ用ラックは、別途ご手配ください。
●お問い合せは、下記最寄りの営業所までお申し付けください。

本社

川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒 213-8533

ホームページアドレス https://www.mitutoyo.co.jp

仙台営業所 (022)231-6881

郡山営業所 (024)931-4331

宇都宮営業所 (028)660-6240

水戸営業所(029)303-5371

東京営業所 (03)3452-0481

厚木営業所 (046)226-1020

諏訪営業所 (0266)53-6414

浜松営業所 (053)464-1451

伊勢崎営業所 (0270)21-5471

さいたま営業所 (048)667-1431

安城営業所 (0566)98-7070

中部オートモーティブ営業所 (0566)98-7070

金沢営業所 (076)222-1160

大阪営業所 (06)6613-8801

岡山営業所 (086)242-5625

センシング営業課 (044)813-8236

カスタマーサポートセンタ (0570)073214

広島営業所 (082)427-1161

地震機器課 (044)455-5021

新潟営業所 (025)281-4360

名古屋営業所 (052)741-0382
神戸営業所 (078)924-4560

福岡営業所 (092)411-2911

川崎営業所 (044)813-1611
岐阜営業所 (052)741-0382

京滋営業所 (077)569-4171

最寄りの営業所をご確認いただけます。

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/domestic/list.html#sale

お求めは当店で—弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
あらかじめご了承ください。
●本カタログに掲載されている仕様は 2021年 11 月現在のものです。

046 2111(9)B PA(KO) 140