7178-501-3
瞬時・積算流量計 NW,OF-W☆出力信号のパルス単位は、側面銘板へ記載しております。

取 扱 説 明 書

尚、標準仕様は下記のとおりです。
主な仕様
型

NW05-□TP ： 10mL/P ， NW10-□TP ： 1L/P ， NW20-□TP ： 1L/P式

NW□□-□T□-□

OF□□Z□W□

表示及び桁数液晶 8 桁3

L, m 及び L/min,m3/min

表示単位☆オープンドレイン出力(オープンコレクター相当)
パルス幅･･･10ms 以上
最大定格電圧･･･30V DC
出力容量･･･ON 抵抗:150Ω以下,OFF 抵抗:100kΩ以上(入力電流 10mA 以下において残り電圧1.5V 以下)
トリップ積算機能, 定数設定機能，積算値ゼロクリア機能、瞬間値ホールド機能
ＮＷ０５：約２８０ｇ
ＯＦ０５Ｗ：約２４０ｇ
ＮＷ１０：約２５０ｇ
ＯＦ１０Ｗ：約２６０ｇ
ＮＷ２０：約５００ｇ
内蔵リチウム電池 電池寿命約 4 年(但し、標準的な使用状況において)※但し、電池交換不可

出力信号（オプション）
その他の機能質
電OF05Z□WP ： 10mL/P ， OF10Z□WP ： 10mL/P

量
源

使用温度範囲0～＋60℃

使用湿度範囲35～85％RH(結露なきこと)●リレー、モーター等のノイズの影響を受けるときは、ノイズ源にノイズ防止用のスパークキラー等を取り付けてください。
●高周波を発生するような携帯電話、超音波洗浄装置、高周波発生装置、トランシーバーなどの近くでは誤動作することがありますので、ご注意願います。
●出力を使用する場合は出力の極性に注意してください。また出力線は動力線と 20cm 以上離してください。
出力線(白線)：+極性、出力線(黒線)：－極性

NW，OF-W

制御機器

配管上の注意マグネット材質
記号なし：Ｂａ－Ｆｅ（バリウムフェライト）４：Ｓｍ－Ｃｏ（サマリウムコバルト）※但し、NW05、NW10-T においては、記号なしですがマグネット材
質は、Sm-Co となります。
パルス出力
Ｎ：パルス出力無、Ｐ：パルス出力有ケース(接液部) Ｐ：ＰＰ(ポリプロピレン)、Ｎ：変性ＰＰＯ(ガラス繊維入りノリル)、
Ｔ：ＥＴＦＥ(フッ素樹脂)
口径
０５：５ｍｍ、１０：１０ｍｍ、２０：２０ｍｍ●ＯＦ□□Ｚ□Ｗ□

口径●流量計は、動力線(100V AC、200V AC)と 20cm 以上離してください。

2 芯（白線、黒線）

製品コード●ＮＷ□□－□Ｔ□－□

パルス出力
シャフト
Ｏリング

取扱上の注意Ｎ：パルス出力無、Ｐ：パルス出力有
Ａ：シャフト－ＳＵＳ３０４（ステンレス）
Ｏリング－ＮＢＲ（ニトリルゴム）
Ｚ：シャフト－ＳｉＣ（炭化ケイ素セラミック）
Ｏリング－ＦＫＭ（フッ素ゴム）
０５：５ｍｍ、１０：１０ｍｍ●流体の流れ方向を、本体に表示されている流れ方向の矢印に合わせて取り付けてください。
●流入側の配管は、直管部を設けてください。（ＮＷのみ。ＯＦ－Ｗは、直管部は不要。）
流量計直前の配管が２次元または３次元に曲がったり、配管径を急に拡大あるいは縮小されると計測精度に影響を及ぼす場合があります。
●流入側の配管径は、流量計のノズル径よりも大きくして下さい。（次頁表参照）●配管内の流れに脈動があると、精度に影響を及ぼします。
脈動がある定量ポンプなどで流体を圧送する場合は、アキュームレータなどで脈動を消してください。
●取付けに際しては、流量計本体に過大な応力のかからないように注意して下さい。
●冬季に流体が凍結する恐れがある場所では、必ず保温してください。流体の半凍結により液漏れが生じますと精度不良になることがあります。
●直射日光があたる場所への取付けは、極力避けて下さい。
●流量範囲、使用圧力、流体温度については、本体側面に貼付けてあるシールに記載してあります。適正な条件で使用して下さい。ウォーターハンマなどによる過大圧力のかからない位置への取付けをお願いします。
●流量計内へエアーが滞った状態では精度に影響が出ます。流量計内計量内部を満水状態で使用ください。
また、計量室内をエアーが通過する場合にも精度に影響が出ます。エアーが混入しないようにお願い致します●流量計に強力な磁石もしくは磁場を近づけないでください。

- 1 -- 2 -●取り付け姿勢は、下記の図を除いて自由ですが、精度が若干シフトしますので、できる限り標準取付姿勢で■スイッチ操作について取付けてください。

・積算流量表示中、トリップ積算表示中から瞬時流量値表示への切り替えを行います。

なお型式ＮＷ０５ＴＴＮ、ＮＷ１０ＴＴＮについては、標準取付姿勢以外では、取付けないでください。

・瞬時流量表示中に約 3 秒押すと、瞬時流量表示に切り替える直前の表示画面に切り替わります。

(ＯＦ－Ｗについては、水平・垂直に取り付けることができます。取付姿勢は、縦・横いずれも対応ができます。正面銘板が地面と垂直になるようにしてください。（地面と平行な姿勢は不可。））(トリップ積算表示に切り替わる場合は、トリップ積算値はゼロクリアしません。)
・瞬時流量表示中に再び押すと、押された時点の瞬時流量表示をホールドします。

L／min

・瞬時流量表示ホールド中に再び押すと、ホールドを解除します。
●標準取付姿勢●取付不可姿勢「・積算流量表示が点滅中に押すとＣＬ表示が点滅します。

マークまたは電子式表示器が下向きの姿勢」

・ＣＬ表示が点滅中に押すと積算値がリセットされ、積算流量表示に切り替わります。
逆水平レベル・積算流量表示中、瞬時流量値表示中からトリップ積算表示への切り替えを行います。
このときトリップ積算値はゼロクリアされます。

TOTAL
TRIP
水平レベル・トリップ積算表示中に押すと、トリップ積算値をゼロクリアします。
さらに 3 秒間押し続けると、積算流量表示へ切り替わります。
・積算流量表示が点滅中もしくはＣＬ表示が点滅中に押すと、積算流量表示に切り替わります。
このとき積算値はリセットされません。

L／min配管内径・直管部）型

式+
流入出側の配管の内径

ＮＷ０５５．５ｍｍ以上

ＮＷ１０

１０．５ｍｍ以上

ＮＷ２０

１５．５ｍｍ以上

ＯＦ０５Ｗ

５．５ｍｍ以上

ＯＦ１０Ｗ

１０．５ｍｍ以上

流入出側の直管部

・同時に 2 秒以上 4 秒以内押すと、積算流量表示が点滅します。
・同時に 4 秒以上押すと、定数設定モードに切り替わります。(操作方法は別途記載)

TOTAL
TRIP５Ｄ以上(Ｄは口径)

直管部は不要締め付けトルク値）
型式

ＮＷ０５
ＮＷ１０

締め付けトルク値
５±２Ｎ･ｍ

ＮＷ２０７±２Ｎ･ｍ

ＯＦ０５Ｗ

５±２Ｎ･ｍ

ＯＦ１０Ｗ

７±２Ｎ･ｍ- 3 -- 4 -1 回押し

TOTAL

L/min

TRIP

長押し

ＣＬ
L/min

(点滅表示)

複数同時押し+※TOTAL/TRIP が押すか 10 秒間キー操作が行われない場合、積算値をゼロクリアせずに積算流量表示に戻ります。

TOTAL

L/min

TRIP
2 秒以上

積算流量表示１２３４５６７.８(点滅表示 10 秒程度)

積算値ゼロクリア

L/min

定数設定モード※積算流量表示が点滅した状態に切り替わってから、さらに 2 秒以上継続して押された場合

+
TOTAL
TRIP
2 秒以上４秒以内
積算流量表示１２３４５６７.８（常時 8 桁表示）

L/min

+

※積算流量表示から瞬時流量表示とした場合

TOTAL
TRIP

L/min

2 秒以上 4 秒以内

L/min+
TOTAL

TOTAL

TRIP

TRIP

TOTAL

L/min

TRIP

3 秒程度

2 秒以上 4 秒以内

3 秒程度
L/min

Ｕ

瞬時流量表示１２.３（最大 4 桁表示）

トリップ積算表示
１２３４５.６（最大 6 桁表示）
L/min

L/min

Ｈ

瞬時流量ホールド
１２.３（最大 4 桁表示）

※ホールド中も瞬時流量、積算値及びトリップ積算値は継続して行います。

3 秒程度※トリップ積算表示から瞬時流量表示とした
場合、トリップ積算はクリアしません。

TOTAL
TRIP

トリップ値ゼロクリア

TOTAL
TRIP
トリップ値ゼロクリア- 5 -■定数設定機能について
L／min+TOTAL

・左記 2 つのスイッチを 4 秒以上同時に押すと設定モードとなります。

(例) 1 パルスあたり 7.690mL/P の NW10 を使用してパルス定数を設定する場合。

・10 秒以上スイッチ入力がないか、定数設定値点灯中に TOTAL/TRIP スイッチが押された場合、積算値表示に戻ります。この場合、設定完了となってTRIP

7.690mL/P ⇒ 0.007690L/P ⇒ 7690

10-6×

いない設定項目の設定値は無効となります。

モードＮｏ．1 (パルス定数の換算値設定※)
L/min と TOTAL/TRIP スイッチを 4 秒以上同時に押されると、モードＮｏ．1 となり、以下のように表示されま

モードＮｏ.1

1．7 6 9 0

モードＮｏ.22．

換算値

ＥＸＰ値（指数）す。(○は現在の設定値を示します。)

換算値
モードＮｏ.1

１．○ ○ ○ ○6×1000 ×100 ×10 ×1
モードＮｏ．3 (積算流量表示の小数点位置設定)
1.

L/min 2 秒押しで設定値の最上位桁が点滅し、設定可能状態となります。

モードＮｏ.2 が点灯状態のとき、Ｌ/min を押すとモードＮｏ.3 に切り替わり、以下のように表示されます。

2.

L/min が押されるごとに設定値が切り替わります。(設定範囲は 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 です。)(○は現在の設定値を示します。)

3.

TOTAL/TRIP を押すと決定され、1 つ下位の桁が点滅し、設定可能状態となります。

4.

同様にして最下位の桁まで決定すると、1 の状態に戻ります。

5.

L/min 2 秒押しで表示が点灯し、設定完了となります。

小数点位置(桁数)3．

モードＮｏ.3

モードＮｏ．2 (パルス定数の換算値に対するＥＸＰ値設定※)○○

1. L/min 2 秒押しで設定値の左側の表示桁が点滅し、設定可能状態となります。

モードＮｏ.1 が点灯状態のとき L/min を押すことによってモードＮｏ.2 に切り替わり、以下のように表示され2．L/min が押されるごとに設定値が切り替わります。(設定値は 0 または 1 です。
(0 に設定すると単位が L で表示され、1 に設定すると単位が m3 で表示されます。))ます。(○は現在の設定値を示します。)
ＥＸＰ値
モードＮｏ.2

表示単位の設定

2．

○

3. TOTAL/TRIP で決定し、右側の表示桁が点滅します。
4. L/min が押されるごとに設定値が切り替わります。(設定範囲は-1，0，1，2，3，4，5，6，7 です。)
5．TOTAL/TRIP で決定し、1 の状態に戻ります。
6．L/min 2 秒押しで表示が点灯し、設定完了となります。

1. L/min 2 秒押しで設定値が点滅し、設定可能状態となります。
2. L/min が押されるごとに設定値が切り替わります。(設定範囲は 0,1,2,3,4,5,6,7 です。)
3． L/min 2 秒押しで表示が点灯し、設定完了となります。

ここで表示の右側の設定値は小数点位置の桁数を示します。設定値が 0 とは表示値の最下位の値が 100L(または 100m3)の桁であることを示しており、また、設定値が-１とは表示値の最下位の桁が 101L(または 101m3)の桁であることを示します。以下に設定値と小数点位置との関係を示します。以下に設定値と小数点位置の関係を示し※モードＮｏ.1 は換算値、モードＮｏ.2 はＥＸＰ値として働きます。この換算値とＥＸＰ値を入力することにます。

液晶表示器には表示されません
積算流量表示より、パルス定数を設定することができます。
また、モードＮｏ.１とモードＮｏ.2 で設定されるパルス定数の単位は L/P です。
7654

3210
小数点なし

- 6 -- 7 --1

モードＮｏ．4 (トリップ積算流量表示の小数点位置設定)

モードＮｏ.6 瞬時流量表示更新間隔設定

モードＮｏ.3 が点灯状態のとき、Ｌ/min を押すとモードＮｏ.4 に切り替わり、以下のように表示されます。

モードＮｏ.5 が点灯状態のとき、Ｌ/min を押すとモードＮｏ.6 に切り替わり、以下のように表示されます。

(○は現在の設定値を示します。)(○は現在の設定値を示します。)
表示単位の設定

モードＮｏ.4

4．

○小数点位置(桁数)6．

モードＮｏ.6○

1. L/min 2 秒押しで設定値の左側の表示桁が点滅し、設定可能状態となります。

○ ○

1.

L/min 2 秒押しで設定値が点滅し、設定可能状態となります。

2.

L/min が押されるごとに設定値が切り替わります。(設定値は 0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0 秒です。

2．L/min が押されるごとに設定値が切り替わります。(設定値は 0 または 1 です。

(デフォルトは 2.0 秒))(0 に設定すると単位が L で表示され、1 に設定すると単位が m3 で表示されます。))

3.

L/min 2 秒押しで表示が点灯し、設定完了となります。

3. TOTAL/TRIP で決定し、右側の表示桁が点滅します。
4. L/min が押されるごとに設定値が切り替わります。(設定範囲は-1，0，1，2，3，4，5 です。)

モードＮｏ.7 パルス出力桁の設定

5．TOTAL/TRIP で決定し、1 の状態に戻ります。

モードＮｏ.6 が点灯状態のとき、Ｌ/min を押すとモードＮｏ.7 に切り替わり、以下のように表示されます。

6．L/min 2 秒押しで表示が点灯し、設定完了となります。

(○は現在の設定値を示します。)
出力桁選択

ここで表示の右側の設定値は小数点位置の桁数を示します。
設定値が 0 とは表示値の最下位の値が 100L(または100m3)の桁であることを示しており、また、設定値が-1 とは表示値の最下位の桁が 101L(または 101m3)の桁である
1.
モードＮｏ．5 (瞬時流量表示の小数点位置設定)

7．

モードＮｏ.7ことを示しています。
2.

○

L/min 2 秒押しで設定値が点滅し、設定可能状態となります。
L/min が押されるごとに設定値を切り替えます。(設定範囲は 0,1,2,3,4,5,6,7,8 です。)

モードＮｏ.4 が点灯状態のとき、Ｌ/min を押すとモードＮｏ.5 に切り替わり、以下のように表示されます。

0 は無単位パルスを示します。0 以外の設定値について、設定された値（＝桁）の積算流量表示がカウント(○は現在の設定値を示しています。)

アップする毎にパルスを出力します。（3 と設定した場合、積算流量表示の3 桁目がカウントアップされる
表示単位の設定

モードＮｏ.5

5．

○毎にパルスを出力します。）
小数点位置(桁数)3.

L/min 2 秒押しで表示が点灯し、設定完了となります。

注：パルス出力桁はパルス定数の最上位桁より大きく設定してください。

○（パルス定数の最上位桁以下に設定されますと、パルス出力が不定となります。）
1. L/min 2 秒押しで設定値の左側の表示桁が点滅し、設定可能状態となります。

この状態で L/min を押すと、モードＮｏ.1 に戻ります。

2．L/min が押されるごとに設定値が切り替わります。(設定値は 0 または 1 です。
(0 に設定すると単位が L/min で表示され、1 に設定すると単位が m3/min で表示されます。))
3. TOTAL/TRIP で決定し、右側の表示桁が点滅します。
4. L/min が押されるごとに設定値が切り替わります。(設定範囲は-1，0，1，2，3 です。)
5．TOTAL/TRIP で決定し、１の状態に戻ります。
6．L/min 2 秒押しで表示が点灯し、設定完了となります。
ここで表示の右側の設定値は小数点位置の桁数を示します。
00 3

設定値が 0 とは表示値の最下位の値が10 L/min(または 10 m /min)の桁であることを示しており、また、設定値

出荷時の設定値型

式

モード１モード２モード３モード４モード５モード６モード７ＮＷ０５

２５００

６０２０２０２

２.０

１

ＮＷ１０

７６９０

６０１０１０１

２.０２

ＮＷ２０

２５００

５０１０１０１

２.０

２ＯＦ０５Ｗ

４６００

７０３０３０３

２.０

２ＯＦ１０Ｗ

２５００６０２０２０２

２.０

１が-１とは表示値の最下位の桁が 101L/min(または 101m3/min)の桁であることを示しています。

- 8 -- 9-換算値の設定を行います。

1．○○○○

表示部の回転角度について・現在の設定値を点灯状態で表示します。

左回りに２７０°

L/min
2秒程度

L/min
2秒程度

1．○○○○（点滅）

L/min

ＥＸＰ値の設定を行います。
・現在の設定値を点灯状態で表示します。

2． ○

L/min
2秒程度

L/min
2秒程度

2．

○ ○ （点滅）

L/min

3． ○

積算流量表示の小数点位置の設定及び表示単位の設定を行います。
・現在の設定値を点灯状態で表示します。

○L/min2秒程度

表示部は、一方方向のみに回転をし続けることはできません。
3．

○ ○（点滅）

L/min

4． ○

○

L/min
2秒程度

右回りに５０°

L/min
2秒程度

必ずストッパーによって表示部が止まった以降は、回転をさせないようにして下さい。
表示部が破損し、流量表示が出来なくなります。

トリップ積算流量表示の小数点位置の設定及び表示単位の設定を行います。
・現在の設定値を点灯状態で表示します。
L/min
2秒程度

■電池電圧低下検出機能について電池電圧が低下すると、表示最下位桁が点滅します。

4． ○ ○（点滅）
L/min■保管モードについて
L/min

瞬時流量表示の小数点位置の設定及び表示単位の設定を行います。
・現在の設定値を点灯状態で表示します。

5. ○ ○
L/min
2秒程度

L/min
2秒程度

5．

保管モードの状態において TOTAL/TRIP スイッチとＬ/min を同時に 2 秒以上押すと、○ ○（点滅）○通常モード（積算流量表示）に復帰します。
※通常のご使用において保管モードは使用しません。

L/min

6.

TOTAL/TRIP スイッチとＬ/min を同時に 10 秒以上押すと、液晶表示器に【－－－－－－－－】が表示され、保管モードとなります。

瞬時流量表示更新間隔の設定を行います。
・現在の設定値を点灯状態で表示します。

○L/min
2秒程度

L/min
2秒程度

○ ○（点滅）

6.
L/min

7.

パルス出力の桁の設定を行います。
・現在の設定値を点灯状態で表示します。

○
L/min
2秒程度

L/min
2秒程度

7.

- 10 -○ （点滅）- 11 -

■外形寸法図■製品保証・保証期間
ご購入日から１年間とさせていただきます。

90

・保証範囲
本製品は万全の品質保証体制で製造しておりますが、正常な使用状態において保証期間内に当社製造責任による故障が生じた場合、修理または代替品の納入を無償で行わせていただきます。

8

ただし、故障した製品についての無償対応の適否は当社の調査結果によるものとします。
また、以下の項目に該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。
(1)カタログ、製品仕様書、取扱説明書などの記載事項に従わないで使用した場合の故障(2)火災・地震・風水害・落雷などの災害及び犯罪などの破壊行為に起因する故障(3)腐食環境下での使用による製品腐食に起因する故障(4)犬、猫、ねずみ、昆虫等の生物の行為に起因する故障(5)故障の原因が当製品以外に起因する故障(6)出荷当時の科学・技術水準で予見不可能であった故障(7)当社または当社が指定した者以外による修理や改造による故障(8)不適当な点検や消耗部品の保守・交換に起因する故障
なお、ここでいう保証は当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障から誘発されるお客様の損害（当社製品以外への損害・損傷、逸失利益、機会損失、輸送費用、工事費用等）につきましては、保証範囲外とさせていただきます。

単位：ｍｍ- 12 -- 13 -