DewStarシリーズ

鏡面冷却式露点計

Chilled Mirror Dew Point Hygrometers

DewStarシリーズ
Chilled Mirror Dew Point Hygrometers

価格表

リモートタイプ

温度

湿度

露点

圧力%rh

水分率
PPMv
PPMw

デジタル アナログ パソコン
信号出力 信号出力 対応℃

センサ部
オーダコード

仕様

標準価格

ミラー材質
ロジウム
○

R-1S-0R-1S-4R-1S-6

センサ部コーティング
プラチナなし
○
○

○
○あり

○

￥690,000￥840,000￥940,000

モニタ部
オーダコードR-1M-0R-1M-001

仕様

標準価格￥510,000￥8,000

デスクトップラックマウント用取付金具

オーダコードR-1C-2

DewStarシリーズの精度・機能はそのままに遠隔モニタリングやプロセス環境内の露点計測を実現します
DewStarシリーズは、「JIS-Z-8806/湿度̶測定方法」により標準湿度計として認められている、高精度・高信頼性の鏡面冷却式露点計です。
鏡面冷却式露点計DewStarは、リリース以来10年以上にわたり、接続ケーブル仕様

標準価格￥80,0002m

湿度標準としての用途から、産業用途の現場測定まで、国内外で幅広くご利用いただいてまいりました。
このたび、露点計測の更なる拡大をめざし、高い安定性と精度はそのままに、測定部と表示部を分離したリモートタイプを開発しました。
小さなスペースや、各種試験槽内での露点計測を可能にし、これまで以上に幅広い分野での露点計測を実現いたします。

オプション
オーダコード仕様
S-1S-001
温度センサ（Pt100Ω 4線）
S-1S-002
圧力センサ（4〜20mA 2線式）
ChilledMirror Dew Point Hygrometers
AU-3
エアポンプユニット（100VAC 50/60Hz）
SH-40
サンプリング管

標準価格￥95,000￥160,000￥120,000￥120,000

アフターメンテナンス
神栄テクノロジー株式会社の鏡面冷却式露点計は製造から校正、修理まですべての対応を日本国内の自社工場で行っております。
当社による校正サービスは日本国内で湿度標準を提供している産業技術総合研究所の湿度標準とのトレーサビリティが確保されており、また、当社綾部
工場計測技術グループは国際MRA対応JCSS認定事業者として登録されデスクトップていることから、ILAC MRA付きJCSS認定シンボルの入った校正証明書の発行へも対応できます。

●「JIS-Z-8806/湿度̶測定方法」による鏡面冷却式を採用● 鏡面自動クリーニング機構を搭載● さまざまな腐食性ガスの測定も可能 ＊硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、臭素(Br)、塩素(Cl)● 演算機能を搭載。多種の測定数値*をその場で確認可能 ＊露点、霜点、（以下オプション）
相対湿度、絶対湿度、水分率● 専用ソフトとの組合わせで、さらに高度な測定が可能

モニタ部(表示・操作)とセンサ部をケーブルにより分離センサ部とモニタ部を離れた場所へ設置できることで遠隔モニタリング実現

豊かな社会へのパートナー 神栄グループ

東京支店〒108-0075 東京都港区港南1丁目6番41号 品川クリスタルスクエア11階
TEL：03-5462-7527 FAX：03-5462-7528モニタ部の形状はデスクトップとラックマウントから選択可能
センサ部は、取付金具により外部への取付設置可能

販売元

株式会社
ラックマウント

http://www.daiichi-kagaku.co.jp
本社 湿度営業グループ〒113-8450
東京都文京区本郷2-12-13
TEL.03-3812-9755 FAX.03-3812-6700
関西営業所 〒530-0041
大阪市北区天神橋2-2-10ワイズビル4F
TEL.06-6357-6166 FAX.06-6357-6255

改良のため予告なく仕様および価格を変更することがありますのでご了承ください。
2014年3月第1版発行

絶対湿度kPa g/m3℃

リモートタイプ鏡面冷却式露点計
仕様

アプリケーション例

DewStar リモートタイプ

1 センサ部を装置に組み込み、遠隔モニタリングが可能に

使用環境範囲遠隔での露点測定へ容易に対応できます。モニタ部はラックマウントとデスクトップの2種類を準備しており、用途に応じて選択が出来ます。
試験室

計測室

リモートタイプ鏡面冷却式露点計

リモートタイプ
鏡面冷却式露点計

精密湿度発生装置など

DewStar R1

DewStar R1PC

リモートセンサ部

モニタ部

95%rh以下（結露なきこと）−10〜60℃（センサ部）0〜35℃（本体部）

露点測定範囲−40〜23℃（センサ周囲温度 at 23℃）

使用圧力

0〜0.5MPaG

サンプリング流量

0.1〜2.5L/min

繰り返し性±0.05（at 23℃）

システム精度±0.2℃ DP

アナログ出力（モニタ部）

4〜20mA, 0〜5VDC

アラーム出力（モニタ部）

フォトモスリレー出力

アラーム出力（モニタ部）

RS232C（測定値 or 演算値）

センサ部FANON-OFFスイッチ有り

重量約2.0kg（センサ部） 約3.2kg
（本体部）

電源

AC90〜265V（50/60Hz）

消費電力

50W

R-1M-0吸引ポンプ

R-1M-0R-1S-0外形図・寸法 （単位：mm）
モニタ部

2 トルク計測における露点管理に
各種自動車関連の用途に最適

センサ部

363

363242試験槽内の露点測定において、センサ部を直接設置することでサンプリング配管が不要になります。

7216054.5
45721462132248

リモートセンサ部

87248282
65368

リモートタイプ
鏡面冷却式露点計

102

ラックマウント

DewStar R1

デスクトップ

モニタ部

オプション
吸引ポンプ

温度センサ S-1S-001

圧力センサ S-1S-002● センサ部：Pt100Ω 4線式● 測定範囲：−50〜100℃● 入力電圧：DC9〜30V● 測定精度：±0.15%FS● 測定精度：±0.2℃（0℃）● 寸法：φ3.2×L250mm● 出力電圧：4〜20mA● 圧力範囲：0〜210kPa● ケーブル長：3m● ケーブル長：3m● 寸法／重量：φ30×87mm ／ 200g

3 優れた長期安定性により、槽を用いた湿度測定機の校正標準機として国家標準へのトレーサビリティを確保しており、優れた長期安定性と再現性により、校正標準器としても最適です。

エアーポンプユニット
AU-3

専用データ収集・解析ソフト DewStarPC

計測時に、必要量のサンプリング気体を送る

DewStarPCソフトウェアは、Dewポンプです。流量計組込みの一体型です。

恒温恒湿槽

リモートタイプ鏡面冷却式露点計を使用すれば、PC上で小数点以DewStar R1下5桁までをリアルタイムで表示がリモートセンサ部
温湿度
センサプローブ
温湿度計

Starシリーズのための総合ソフトウ
ェアです。DewStarPCソフトウェア

可能です。

吸引ポンプ

モニタ部

サンプリング管 SH-40● センサ部：Pt100Ω 4線式● 温度範囲：〜80℃（オプション：300℃）● 必要風速：2m/分 以上●寸法：φ45×L105mm