温湿度センサプローブ

Calibration

湿度校正器・露点計
測定前の精度確認用としてハイグロクリップ2 シリーズ
HYGRO CLIP2 HC2

湿度校正器
ポータブル湿度校正器 Humi Pump
・手動によるポンピングでシリンダをスライドさせることにより10〜80％rhの範囲で湿度を発生することが可能です電源は不要です。
・基準の湿度センサとの比較により精度の高い校正も可能です。
発生方法：体積法

さらなる完成度を追求したハイグロクリップが、±0.8%rhの最高精度を実現しました

湿度発生範囲：10〜80%rh
湿度精度：20〜70％rh±3%rh at室温 10/80％rh ±5%rh at室温

唯一のセンシングテクノロジー

長期にわたりドリフトの少ない基準器として認められています。
（JIS Z8806）

露点計
基準器として使用される場合は露点計
高精度鏡面冷却式露点計 Multi Dew

ハイグロクリップ2シリーズが新しい温湿度測定のステージへ。

・新開発の鏡面ハイブリットセンサにより湿度変化に対する高応答性。

● 相対湿度・温度に加えセンサプローブ内部での高追従性を実現。
露点測定精度：±0.2°
Cdp/

演算処理による露点測定

繰り返し性：±0.05°
Cdp● 最高レベルの精度と再現性

露点測定範囲：標準センサ −40〜＋90°
Cdp / 高温センサ −40〜+120°
Cdp● 測定データと校正履歴を統合管理

相対湿度範囲：0.45〜100%rh● センサプローブ内部にアラームの設定が可能● より進化して使いやすくなった校正機能

微量水分などの低露点の測定は高精度低露点鏡面冷却式露点計 Multi Frost● すべてのセンサプローブが完全互換

・微量水分領域では計測系の鏡面部・配管などに含まれる残留水分の影響が重要です
露点測定精度：±0.1°
Cdp/

繰り返し性：±0.05°
Cdp

露点測定範囲：型式：MF80−80〜＋20°
Cdp：型式：MF90−90〜＋20°
Cdp

JCSS校正（JCSS校正（MRA : ILAC/APAC 国際相互認証が取れております。））
第一科学では、日本品質保証機構（JQA)での温湿度計のJCSS/A2LA校正が可能です。
・校正ポイント：温度23℃(20℃､25℃選択可)いずれか1点
・湿度20%or30%選択可､50%､80% 計3点※上記以外での校正ポイントで校正ご希望の場合はお問合せください。

ロトロニック国内販売実績No1

株式会社
http://www.daiichi-kagaku.co.jp
本社 〒113-8450 東京都文京区本郷2-12-13
TEL. 03-3812-9755

FAX. 03-3812-6700

ロトロニック国内販売実績No.1

関西営業所 〒530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10 ワイズビル4F
TEL. 06-6357-6166

FAX. 06-6357-6255
改良のため予告なく仕様および価格を変更することがありますのでご了承ください。
2021年10月第17版発行

2023年3月17日改株式会社
http://www.daiichi-kagaku.co.jp

HYGRO CLIP2

AirChip3000それは唯一のセンシングテクノロジーです。

様々なアプリケーション相対湿度測定において、HygroClip2は比類ない高精度を実現しました。

測定器ラインナップから、必ずお客様のご用途に最適の組み合せをお届けします。

各センサプローブに加えて、ハンディ型温湿度計、変換器、データロガーから各種OEM製品まで、すべてAirChip3000のデジタルテクノロジーをコアとする幅広い製品ラインナップを展開します。それぞれの機器とHygroClipセンサプローブは完全互換です。センサプローブを交換するだけでOK。現地での校正作業は不要になりました。様々な形状のセンサプローブと幅広いAirChip3000のテクノロジーに裏打ちされた数々のすぐれた機能を是非お確かめください。
最先端のセンサ技術との融合によってHygroClip2はその性能を飛躍的に引き上げ、■センサ分離型

湿度測定のステージに新しいレベルのパフォーマンスと信頼性をお届けします。

ハンディタイプ
温湿度計（精度相対湿度：±0.8%rh、温度±0.1℃）

HP31/HP32

ハイグロマー（センサ）

多機能
温湿度変換器HF5/HF8■センサ一体型● すべての計測器の心臓部はセンサであるとロトロニック社は考えます。そして、その中心をなすハイグロマーセンサは世界で最も優秀な湿度センサのひ省スペース型空調用温湿度変換器
HF3とつであると評価されています。

産業空調用
温湿度変換器HF4

ロトロニック社の40年以上にわたるセンサ開発の歴● ハイグロマーセンサは、史の中で追求され続けてきた高精度を、つねに提供するとともに、長期安定性と最も広い計測範囲（−100〜＋200°C）を持つセンサです。

フィルタ技術● 最新のフィルタを装備し、強い保護能力と、気象庁のアメダス「地域気象観測システム」に株式会社第一科学の自社開発した強制通風式通風筒が採用されています。

相対湿度センサとＰt100Ωに最適の測定環境を提供します。

工具を使用せず分解清掃・部品交換などメンテナンスが出来る通風筒です。
(特許第6782498号）

AirChip3000● 露点演算機能● アラーム機能● 次世代の高機能ASICを搭載（Application Speciﬁc integrated Circuit）など幅広い拡張性● UARTインターフェイスとアナログ出力機能を装備。
アナログ出力はユーザー用途にあわせて設定が可能です。
センサプローブ自体が一個の完成した検出器として機能し、多様なOEMニーズにもお応えできます。

長期安定に優れているセンサ● センサプローブは完全互換性です。

度重なる事象実験をおこない気象用のアメダスに計測器や変換器との組み合わせにおいて一切の調整は不要です。

温湿度測定用として採用されました。
※型式認定品

INDEX
1●プローブラインナップ…P3〜P7●フィルタ…P8●アクセサリ…P9〜P10
2

HYGRO CLIP2

Line up

様々な用途に対応する充実したラインアップ

高温域型プローブ PPS樹脂製標準型プローブ

HC2A-ICシリーズ

HC2A-S

あらゆる現場での測定にコンパクトな形状と優れた耐久性が、場所を選ばない測定を可能にします。

恒温恒湿槽の管理に。計装ニーズに対応するために2種類の径を用意しました

センサ

湿度 Hygromer® HT-1
温度 PT100Ω1/3 class B
精度
湿度 @23℃ ±0.8%rh
温度 @23℃ ±0.1℃
測定範囲
湿度 0〜100%rh
温度 −50℃〜＋100℃
応答速度（t63）＊１） <15秒
材質
ポリカーボネイト製
フィルタ
標準防塵用フィルタ（ポリエチレン製）
標準装備
コネクタ形状HC2プローブシリーズ標準 7ピンねじ込み式コネクタ

センサおよびケーブル部を耐熱構造にすることで、高温雰囲気測定が可能になります。
センサ部はPPS製でコストパフォーマンスに優れ、恒温恒湿槽の内部環境測定、高温のダクトや配管内部測定に使用できます。
また、取付けの為の治具も用意しています。
センサ

湿度 Hygromer® HT-1
温度 PT100Ω1/3 class B
精度
湿度 @23℃ ±0.8%rh
温度 @23℃ ±0.1℃
測定範囲
湿度 0〜100%rh
温度 −100℃〜＋200℃（常用〜＋170℃）
応答速度（t63）＊１） <15秒
材質
PPS樹脂製（プローブ部）
フィルタ
オプション
コネクタ形状HC2Aプローブシリーズ標準 7ピンねじ込み式コネクタ＊ 測定範囲 センサ部：−50〜＋100℃、回路筐体部：−40〜＋85℃＊ 結露なきこと
φ15108●HC2-ICシリーズ

15mmφ円筒型
HC2A-IC102 プローブ長：144ｍｍ コネクタ長：111ｍｍ （ケーブル長 約2000ｍｍ）
HC2A-IC105 プローブ長：144ｍｍ コネクタ長：111ｍｍ （ケーブル長 約5000ｍｍ）
HC2A-IC302 プローブ長：294ｍｍ コネクタ長：111ｍｍ （ケーブル長 約2000ｍｍ）＊ 結露なきこと111

φ15144 / 294

高温域型プローブ PPS樹脂製・ハンドヘルドタイプ
HC2-HK25 HC2-HK40

HC2A-IC402-A プローブ長：428ｍｍ（15ｍｍφ：278ｍｍ+25ｍｍφ：150ｍｍ）（ケーブル長約2000ｍｍ）

HC2A-IC702-A プローブ長：728ｍｍ（15ｍｍφ：578ｍｍ+25ｍｍφ：150ｍｍ）（ケーブル長約2000ｍｍ）＊ 結露なきこと工業炉・恒温恒湿槽の管理に

428/728

湿度
温度湿度
温度湿度
温度

精度
測定範囲Hygromer® IN-1PT100Ω1/3 class B@23℃ ±0.8%rh@23℃ ±0.1℃0〜100%rh
HC2-HK25 −100℃〜＋150℃
HC2-HK40 −100℃〜＋200℃

φ15

センサ278/578

応答速度（t63）＊１） <15秒
材質
PPS （センサ部）
フィルタ
スチールメッシュ SPｰM15
コネクタ形状HC2プローブシリーズ標準 7ピンねじ込み式コネクタ

150φ25柄の部分を手で持ちながら高温環境での測定が可能です。

※電子回路保護のため、柄から50mmは高温環境に挿入しないでください。

HC2-HK25 15mmφ×250mm（センサ部） 25mmφ×131mm（柄） 2mケーブル付
HC2-HK40 15mmφ×400mm（センサ部） 25mmφ×131mm（柄） 2mケーブル付＊ 結露なきこと●HC2-IC-Aシリーズ
250/4001316075353※50251515394

HYGRO CLIP2Line up

高温域型プローブ SUS製

細型プローブ（5mmφ）

HC2A-IMシリーズ

HC2-P05

衛生管理のきびしい薬品、食品工場などにビル内環境の管理にHACCPシステムが組み込まれた総合衛生管理製造過程での温湿度管理や測定を可能にします。
SUS-302製のボディが厳重な消毒にも対応。
センサ

湿度 Hygromer® HT-1
温度 PT100Ω1/3 class B
精度
湿度 @23℃ ±0.8%rh
温度 @23℃ ±0.1℃
測定範囲
湿度 0〜100%rh
温度 −100℃〜＋200℃（常用〜+170℃）
応答速度（t63）＊１） <15秒
材質
SUS製
フィルタ
オプション
コネクタ形状HC2プローブシリーズ標準 7ピンねじ込み式コネクタ

空調ダクトの計測や、建物の壁内結露の測定に活躍します。
センサ

湿度 Hygromer® IN-1
温度 PT100Ω1/3 class B
精度
湿度 @23℃ ±1.5%rh
温度 @23℃ ±0.3℃測定範囲
湿度 0〜100%rh
温度 −40℃〜＋85℃
応答速度（t63）＊１） <15秒
材質
SUS製
コネクタ形状HC2プローブシリーズ標準 7ピンねじ込み式コネクタ
5mmφ×200mm シース型

2m ケーブル付＊ 結露なきこと

15mmφ円筒形

331
200

HC2A-IM302-M プローブ長：280ｍｍ コネクタ長：97ｍｍ （ケーブル長 約2000ｍｍ）

13160

75

HC2A-IM305-M プローブ長：280ｍｍ コネクタ長：97ｍｍ （ケーブル長 約5000ｍｍ）

φ15

HC2A-IM102-M プローブ長：130ｍｍ コネクタ長：97ｍｍ （ケーブル長 約2000ｍｍ）

35597

φ15130/280

25＊ 結露なきこと*１）
フィルタを装着しない状態において、@23℃ 風速1m/秒の条件で、湿度環境を35%rhから80％rhへ変化させた場合に、変化量絶対値の63%相当に到達するまでの時間の目安。

耐圧型プローブ

細型プローブ（10mmφ）

HC2A-IEシリーズ

HC2-HP28

配管内などの高圧下での計測に倉庫や食品工場の管理に突き差し形状センサの使用で粉体や穀物などの温湿度管理に。

センサ部の耐圧構造により、高圧環境下における計測が可能です。
コンプレッサーなどの圧縮空気や工場の高圧ガス配管等の管理に使用出来ます。

センサ

湿度 Hygromer® IN-1
温度 PT100Ω1/3 class B
精度
湿度 @23℃ ±1.5%rh
温度 @23℃ ±0.3℃
測定範囲
湿度 0〜100%rh
温度 −40℃〜＋85℃
応答速度
（t63）
＊１） <20秒
フィルタ
焼結金属フィルタ 標準装備
コネクタ形状HC2プローブシリーズ標準 7ピンねじ込み式コネクタ

センサ

湿度 Hygromer® HT-1
温度 PT100Ω1/3 class B
精度
湿度 @23℃ ±0.8%rh
温度 @23℃ ±0.1℃
測定範囲
湿度 0〜100%rh
温度 −100℃〜＋200℃（常用〜+170℃）
耐圧性能
0Mpa〜約5Mpa
応答速度
（t63）
＊１） <15秒
材質
SUS製
コネクタ形状HC2プローブシリーズ標準 7ピンねじ込み式コネクタ

HC2-HP28

10mmφ×280mm 2mケーブル付＊ 結露なきこと

15mmφ円筒形約2000ｍｍ）

HC2A-IE02-NPT（フィッティング形状：1/2NPT）プローブ長：148ｍｍ コネクタ長：97ｍｍ （ケーブル長約2000ｍｍ）＊ 結露なきことSW 27
フィッティング−ネジ形状：1/2G51356075
35251097

φ15148280/500

φ15HC2A-IE02-G（フィッテイングネジ形状：1/2G） プローブ長：148ｍｍ コネクタ長：97ｍｍ （ケーブル長*１）
フィルタを装着しない状態において、@23℃ 風速1m/秒の条件で、湿度環境を35%rhから80％rhへ変化させた場合に、変化量絶対値の63%相当に到達するまでの時間の目安。
*2）
温度特性の影響があるため詳細は販売店までお問合せください。

6HYGRO CLIP2

Line up

超小型温湿度プローブ

屋外用・気象用プローブ

HC2-C04

HC2A-S3

HC2-C05

電子機器等の内部測定に屋外の過酷な環境下での測定に超小型センサ（C05：φ5mm／C04：φ4mm）の使用により、極小空間の計測が可能です。

日照による温度上昇の影響を考慮した白色ボディーが屋外でも安定した測定を可能にします。

センサ

センサ

湿度 Hygromer® IN-1
温度 PT100Ω1/3 class B
精度
湿度 @23℃ ±1.5%rh ＊2)
温度 @23℃ ±0.3℃ ＊2)
測定範囲
湿度 0〜100%rh
温度 −40℃〜＋85℃
応答速度（t63）＊１） <15秒
材質
HC2-C04 SUS V2A（シース部）
HC2-C05 真鍮 ニッケルコーティング（シース部）
フィルタ
オプション
コネクタ形状HC2プローブシリーズ標準 7ピンねじ込み式コネクタ
HC2-C044mmφ シース型

2ｍケーブル付

HC2-C055mmφ シース型

2ｍケーブル付

HC2-C044mmφ

湿度 Hygromer® HT-1
温度 PT100Ω1/3 class B
精度
湿度 @23℃ ±0.8%rh
温度 @23℃ ±0.1℃
測定範囲
湿度 0〜100%rh
温度 −50〜＋100℃
応答速度（t63）＊１） <15秒
材質
ポリカーポネイト製
フィルタ
標準防塵用フィルタ（ポリエチレン製）
標準装備 別売オプション有コネクタ形状HC2プローブシリーズ標準 7ピンねじ込み式コネクタ＊ 測定範囲 センサ部：−50〜＋100℃、回路筐体部：−40〜＋85℃＊ 結露なきこと
φ1510857

φ15＊ 結露なきこと103

4C0451

センサー保護フィルタ

C055

HC2A-S/HC2A-S3

サーベル型プローブ
HC2-HS28

型番

フィルタ材質

キャップ材質SPA-PCB

キャップのみポリカーボネイト（黒色）

SPA-PCB-PE

ポリエチレン

ポリカーボネイト（黒色）

SPA-PCB-PTFE

テフロン

ポリカーボネイト（黒色）SPA-PCB-WM

スチールメッシュ

ポリカーボネイト（黒色）

製紙や印刷工場での品質管理に

SPA-PCW-PE

ポリエチレン

ポリカーボネイト（白色）

サーベル型センサにより紙間湿度の測定、管理が可能になります。

SPA-PCW-PTFE

テフロン

ポリカーボネイト（白色）センサ

SPA-PE

ポリエチレン

キャリア無し・フィルターのみ

SPA-PTFE

テフロン

キャリア無し・フィルターのみ

湿度 Hygromer® IN-1
温度 PT100Ω1/3 class B
精度
湿度 @23℃ ±0.8%rh
温度 @23℃ ±0.1℃
測定範囲
湿度 0〜100%rh
温度 −40℃〜＋85℃
応答速度
（t63）
＊１） <15秒
コネクタ形状HC2プローブシリーズ標準 7ピンねじ込み式コネクタ

HC2A-IC/HC2A-IM/HC2A-IE

HC2-HS28 280ｍｍサーベル型プローブ 2mケーブル付＊ 結露なきこと

7560

フィルタ材質

キャップ材質SPA-SS

キャップのみSUS304SPA-SS-PTFE

テフロン

SUS304SPA-SS-WM

スチールメッシュ

SUS304SPA-SSS

焼結金属

SUS316 一体型

SPA-WM

スチールメッシュ

キャリア無し・フィルターのみ

オプション
251835

φ15151280

型番

透湿シート SF-150
透湿シートは、水分は通しませんが湿度（水蒸気）は通すシートです。柔軟性があり、ユーザー様で自由に加工できます。

*１）
フィルタを装着しない状態において、@23℃ 風速1m/秒の条件で、湿度環境を35%rhから80％rhへ変化させた場合に、変化量絶対値の63%相当に到達するまでの時間の目安。

78

HYGRO CLIP2Accessories

ハイグロクリップ2 アクセサリ

延長ケーブルE2-F3A
E2-01A
E2-02A
E2-05A

取付用治具
111

HC2プローブ用長延ケーブル ケーブル長：0.3m
HC2プローブ用延長ケーブル ケーブル長：1m
HC2プローブ用延長ケーブル ケーブル長：2m
HC2プローブ用延長ケーブル ケーブル長：5m

LL5872

気象用プローブ延長ケーブル
気象用プローブ延長ケーブル
気象用プローブ延長ケーブル
気象用プローブ延長ケーブル

E2-F3Aと同仕様
E2-01Aと同仕様
E2-02Aと同仕様
E2-05Aと同仕様

E3-02AS 気象用プローブ延長ケーブル ケーブル長：2m15mmφプローブ用

使用温度範囲：最大200℃ ネジ形状：M20×1.5

AC1304-M プローブ固定用治具

25mmφプローブ用

使用温度範囲：最大200℃ ネジ形状：M32×1.5

28M20（M1303-M）
M32（AC1304-M）

58

E2-02AS HC2プローブ用延長ケーブル ケーブル長：2m 小型コネクタタイプ
E3-F3A
E3-01A
E3-02A
E3-05A

AC1303-M プローブ固定用治具

AC1305 フランジ φ80mm
AC1306 フランジ φ80mm

15mmφプローブ用

AC1303との組み合わせで使用

25mmφプローブ用

AC1304との組み合わせで使用

白色タイプ*
白色タイプ
白色タイプ
白色タイプ

φ21（AC1305）
φ33.5（AC1306）

φ80 φ65

E2-02ASと同仕様 白色タイプ

AC5005 フランジ

15mmφプローブ用

φ15

使用温度範囲：最大100℃

温湿度変換器用 オプションPC接続ケーブル（1.8ｍ）

φ50 φ404-φ4.5AC3006 （デジタル信号増幅アンプ内蔵/USB⇔miniUSBケーブル）

AC1303-M

AC1305

AC1305（フランジ）

組み合せ図AC1305（フランジ）

取り外し可能ナット（AC1303-M）

デジタル信号増幅アンプ内蔵コネクタ
AC3003

HC2プローブ延長用コネクタ*

13AC1303-M

AC1303-M
M2027mm

35フランジ←→壁面固定ネジ

UART増幅アンプ内蔵
7ピン オスコネクタ+メスコネクタ端末オープン
最大ケーブル延長100m

35

ダクト壁面

75（a）

＊ ケーブルはユーザー調達,コネクタに結線して使用（b）

HC2プローブを指示計／変換器から5m以上延長して設置する場合に使用

ローゼットキット

校正用アクセサリ

不飽和塩校正用アンプル

温湿度センサ用配管取付けサンプリングチャンバー

EA00-SCS
EA10-SCS
EA20-SCS
EA35-SCS

0.5%rh 校正基準液

アンプル5本／1パック

10%rh校正基準液

アンプル5本／1パック

20%rh校正基準液

アンプル5本／1パック

35%rh校正基準液

アンプル5本／1パック

EA50-SCS
EA65-SCS
EA80-SCS
EA95-SCS
ERV-1515ｍｍφプローブ用
校正容器
（縦型）

直接、チャンバー・セル等に挿入できない場合、

50%rh校正基準液 アンプル5本／1パック
65%rh校正基準液 アンプル5本／1パック
80%rh校正基準液 アンプル5本／1パック
90％rh校正基準液 アンプル5本／1パック

ER-15

15ｍｍφプローブ用
校正容器
（横型）

配管吹き出し口直近に設置し温湿度をモニターするためのチャンバーです。

サンプリングチャンバー取付例

910