■ 仕様一覧表
基本システム型名

ｍ030 / MA1-CE

ｍ060/MA1-CE

ｍ120/MA1-CE

φ230

410
φ190

φ190

イメージ画像

408.5

592

281
372

240

275

振動数範囲（Hz)0 〜 3000

0 〜 3000

0 〜 2000

2 〜 1000

1000 〜 10000

1 〜 200

300

600

1200

1300

380

100

210

420

840

650

266ー

ショック波
（N）

300

600

1200

1300

380ー

無負荷（m/s2)

500

500

500

130

200

100.5kg 負荷（m/s2)

272

352

413

123

158ー

1.0kg 負荷（m/s2)

187

272

352

118

131ー

最大速度（m/s)

1.6

1.6

1.6

1.0ー※10.12

最大変位（mmp-p）

2630

3051ー※15最大搭載質量 (kg)1515120100

1510加振力正弦波
（N)
ランダム波
（N rms）

総合仕様

最大加速度

0.4

0.7

1.1

1.1

0.5

0.2

ｍ030-CE

ｍ060-CE

ｍ120-CE

ｍ130LS-CE

ｍ030H

ｍ060S

テーブル支持方式

空気圧

空気圧

エアサスペンション

エアサスペンション

ゴムバネ

空気圧

可動部質量 (kg)

0.6

1.2

2.4

10

1.9

10 (垂直補助振動台を含む）

所要電力 (kVA) ※2

型名振動発生機
電力増幅器

114

114

174

φ18065114

寸法 (mm)φ190 × H240

φ230 × H281

φ320 × H327※3

W 410 × H 592 × D 460

φ190 × H275

φ230 × H408.5

質量 (kg)22401102503070

MA1-CE

MA1-CE

MA1-CE

MA1-CE

MA1-CE

MA1-CE

1.0

1.0

1.0

1.0

1.01.0430 × 149 × 430

430 × 149 × 430

430 × 149 × 430

430 × 149 × 430

430 × 149 × 430

430 × 149 × 430

可動部寸法 (φmm)

型名
最大出力 (kVA)
寸法 (mm) W × H × D

m-series

ｍ030H/MA1(高周波タイプ）ｍ060S/MA1(センサ校正用）

ｍ130LS/MA1-CE

φ320

φ230

冷却

質量 (kg)252525252525

冷却方式

強制空冷

強制空冷

強制空冷

強制空冷

強制空冷

強制空冷

DC ファン

振動発生機に内蔵振動発生機に内蔵振動発生機に内蔵振動発生機に内蔵振動発生機に内蔵振動発生機に内蔵

静 音 タイプ で 異 音 検 査 に 最 適

低騒音 小型 振動試験装置
特長

01 小型ながら幅広い試験に対応

特長

02 設置場所を選びません（AC100V で使用可能 )特長

03 低騒音 ( オプションで自然空冷モード機能追加可能 )※1 下限周波数1000Hzと最大加速度200ｍ/ｓ2によって制約される値になります。
（微小値であり、保証値ではありません。）※2 所要電源・電圧１φ：AC100 V/200 V ±10 ％, 50/60 Hz（左記以外の電源・電圧の場合はお問い合わせください。）※3 防振ベース（W410ｘH45ｘD410mm）は標準装備です。
※ 総合仕様の数値はシステムの最大能力を表記しており、保証期間内の連続使用をお約束する数値ではありません。耐久試験は最大能力の70％程度を目安に計画してください。
それ以上でご使用の場合はIMVにお問い合わせください。
※ 振動数範囲は使用するセンサーと振動制御器により異なります。
※ CE対応システムに関して、質量・寸法等が変わることがあります。

お問合せはhttps://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

https://www.imv.co.jp
本社・大阪営業所 〒555-0011 大阪市西淀川区竹島2-6-10〒104-0045 東京都中央区築地7-2-1 THE TERRACE TSUKIJI 4階 EAST
東京営業所
〒470-0217 愛知県みよし市根浦町5-2-18
名古屋営業所
DSS事業本部
MES事業本部
IMV先端技術研究所
営業本部
品質保証部
人事・総務部

Tel. 06-6478-2575 Fax. 06-6478-2537
Tel. 03-6226-5031 Fax.03-6226-5032
Tel. 0561-35-5188 Fax. 0561-36-4460

CI/14640E
大阪サイト

小型試験品に重量物に輸送試験に高周波試験に

振動数範囲

0~3000 Hz

0~2000 Hz

２~1000 Hz

1000~10000 Hz

試験品質量

15kg 以内

120kg 以内

100kg 以内

15kg 以内

適応機種

m030

m130LS

m030H

m060

m120Click
JQA-1573※本体及び外観は改良のため、予告なしに変更することがあります。

20２1年3月制作

型番ボタンを押すと詳細ページにリンクします。

m030/MA1-CE

小 型・静 音 タイプ で ありな が ら 、本 格 的 な 試 験 にも 対 応 可 能 な 実 力 機 。

m030 対応 水平補助テーブル

振動台では乗り切らない大きさの試験品は、補助テーブルを使用します。m030の最大搭載質量(15kg) からテーブルの質量を引いた範囲内の質量の試験品を載せてください。
振動数範囲（Hz)0 〜 3000

正弦波（N)

300

ランダム波（N rms）

210

ショック波（N）

300

無負荷（m/s2)

5000.5kg 負荷（m/s2)

272

型名

1.0kg 負荷（m/s2)

187

加振力

ｍ030/MA1-CE

最大変位（mmp-p）

26

最大搭載質量 (kg)15

所要電力 (kVA) ※10.4

冷却

1.6

電力増幅器

最大加速度

総合仕様

240mm

最大速度（m/s)

型名
振動発生機

φ190

基本システム型名

ｍ030-CE

テーブル支持方式

空気圧

可動部質量 (kg)0.6

可動部寸法 (φmm)

114

寸法 (mm)φ190 ｘ H240

質量 (kg)22

最大出力 (kVA)
寸法 (mm) W x H x D

補助テーブルを使用すると上限周波数は試験機単体で使用するよりも小さくなります。
型名

寸法（mm）

質量（kg） 上限周波数（Hz）□TBH-200-m30-A-MB

200 × 200 × t20

4.0500アルミニウム合金□TBH-315-m30-A-MB

315 × 315 × t20

7.5500アルミニウム合金

左右の揺れの材質試験に

MA1-CE
1.0
430 ｘ 149 ｘ 430

質量 (kg)25冷却方式

強制空冷DC ファン

振動発生機に内蔵
m030 対応 立方体加振治具※1 所要電源・電圧１φ：AC100 V/200 V ±10 ％, 50/60 Hz（上記以外の電源・電圧の場合はお問い合わせください。）※2 標準価格は振動発生機と電力増幅器のセット価格になります。
※ 総合仕様の数値はシステムの最大能力を表記しており、保証期間内の連続使用をお約束する数値ではありません。
耐久試験は最大能力の70％程度を目安に計画してください。
それ以上でご使用の場合はIMVにお問い合わせください。
※ 振動数範囲は使用するセンサーと振動制御器により異なります。
※ CE対応システムに関して、質量・寸法等が変わることがあります。

振動発生機に直接取付け、X・Y・Z軸3方向の加振を行う際に使用します。
IMVの立方体治具にはA、Bの２タイプがあり、Aタイプはそのまま側面に試料を取り付け、Bタイプは試料取付板を介して供試品を取り付けて使用します。

システム構成標準装備品

オプション品

加速度ピックアップ

信号発生器

VP-32
VP-02

信号発生器オプション□ SINE□ K2□ RANDOM□ K2 Sprint□ SHOCK□ PC□ ファンクションジェネレータ

ピックアップ
ケーブル

型名

寸法（mm）□TCJ-A150-ｍ30-A

１５0 ×１５0 ×１５0

質量（kg） 上限周波数
（Hz）
5.5

2000

アルミニウム合金

材質□

TCJ-A150-ｍ30-M

１５0 ×１５0 ×１５04.0

2000

マグネシウム合金□

TCJ-A1６0-ｍ30-A

１６0 ×１６0 ×１６06.5

2000

アルミニウム合金□

TCJ-A1６0-ｍ30-M

１６0 ×１６0 ×１６0

4.6

2000

マグネシウム合金□TCJ-B150-ｍ30-A

１５0 ×１５0 ×１５03.5

2000

アルミニウム合金□

TCJ-B150-ｍ30-M

１５0 ×１５0 ×１５02.5

2000

マグネシウム合金□

TCJ-B1６0-ｍ30-A１６0 ×１６0 ×１６0

4.02000

アルミニウム合金□TCJ-B1６0-ｍ30-M

１６0 ×１６0 ×１６0

2.8

2000

マグネシウム合金□防音ボックス□

防音BOXに入れたまま試験できるので、さらなる低騒音で試験可能です。

BNC
ケーブル

電力増幅器オプション

恒温恒湿槽
急激な温度変化にさらされる部品の機能試験・耐久試験が可能です。

カバーを外した状態□ 自然空冷モード機能□ 収納ラック
内槽寸法： W400 x D340 x H400 mm
外形寸法： W525 x D931 x H997 mm

振動発生機

温度範囲： -40℃ 〜 +120℃

電力増幅器

m030-CE

湿度範囲： 30％ 〜 95％RH

MA1-CE□
m030 対応 垂直補助テーブル

非常停止スイッチ
異常発生時、装置を緊急停止させることが可能です。

□加振ロッド車体等へ振動を印加することで、モーダル解析の実施が可能です。

振動台では乗り切らない大きさの試験品は、補助テーブルを使用します。m030の最大搭載質量(15kg) からテーブルの質量を引いた範囲内の質量の試験品を載せてください。
補助テーブルを使用すると上限周波数は試験機単体で使用するよりも小さくなります。

型名寸法（mm）□ TBV-125-m30-A

質量（kg） 上限周波数（Hz）

材質

125 × 125 × t200.92000※

200 × 200 × t20

2.71500

アルミニウム合金※

200 × 200 × t20

1.91500

マグネシウム合金□ TBV-200-m30-A-G□ TBV-200-m30-M-G

アルミニウム合金

上下の揺れの試験に※印の小型振動発生機と垂直補助テーブルの組合せはリニアベアリング式の横荷重補強ガイド機構（GDP）が付加されます。
なおその場合、横荷重補強ガイド追加により可動部質量が増加します。
ボディ

1

ドライブシャフト

2

m060/MA1-CE

小 型・静 音 タイプ で ありな が ら 、本 格 的 な 試 験 にも 対 応 可 能 な 実 力 機 。

m060 対応 水平補助テーブル

振動台では乗り切らない大きさの試験品は、補助テーブルを使用します。m060の最大搭載質量(15kg) からテーブルの質量を引いた範囲内の質量の試験品を載せてください。
振動数範囲（Hz)0 〜 3000

正弦波（N)

６00

ランダム波（N rms）

420

ショック波（N）

600

無負荷（m/s2)500
20.5kg 負荷（m/s )

352

型名

1.0kg 負荷（m/s2)

272

加振力

ｍ060/MA1-CE

最大変位（mmp-p）

30

最大搭載質量 (kg)15所要電力 (kVA) ※1

0.7

冷却

1.6

電力増幅器

最大加速度

総合仕様

281mm

最大速度（m/s)

型名
振動発生機

φ230

基本システム型名

ｍ060-CE

テーブル支持方式

空気圧

可動部質量 (kg)1.2

可動部寸法 (φmm)

114

寸法 (mm)質量 (kg)

最大出力 (kVA)
寸法 (mm) W × H × D

補助テーブルを使用すると上限周波数は試験機単体で使用するよりも小さくなります。
型名寸法（mm）□

TBH-200-m６0-A-MB

200 × 200 × t20

φ230 × H281□

TBH-315-m60-A-MB40□

TBH-400-m60-A-MB

質量（kg） 上限周波数（Hz）

左右の揺れの材質

4.0500アルミニウム合金

315 × 315 × t20

7.5500アルミニウム合金

400 × 400 × t20

12.3500

アルミニウム合金

試験に

MA1-CE
1.0
430 × 149 × 430

質量 (kg)25

冷却方式

強制空冷DC ファン

振動発生機に内蔵
m060 対応 立方体加振治具※1 所要電源・電圧１φ：AC100 V/200 V ±10 ％, 50/60 Hz（上記以外の電源・電圧の場合はお問い合わせください。）※ 総合仕様の数値はシステムの最大能力を表記しており、保証期間内の連続使用をお約束する数値ではありません。
耐久試験は最大能力の70％程度を目安に計画してください。
それ以上でご使用の場合はIMVにお問い合わせください。
※ 振動数範囲は使用するセンサーと振動制御器により異なります。
※ CE対応システムに関して、質量・寸法等が変わることがあります。

振動発生機に直接取付け、X・Y・Z軸3方向の加振を行う際に使用します。
IMVの立方体治具にはA、Bの２タイプがあり、Aタイプはそのまま側面に試料を取り付け、Bタイプは試料取付板を介して供試品を取り付けて使用します。

システム構成標準装備品

オプション品
信号発生器

VP-32

加速度ピックアップ

信号発生器オプション

VP-02□ SINE□ K2□ RANDOM□ K2 Sprint□ SHOCK□ PC□ ファンクションジェネレータ

ピックアップ
ケーブル

型名

寸法（mm）□TCJ-A150-ｍ60-A

１５0 ×１５0 ×１５0

質量（kg） 上限周波数（Hz）
5.52000

アルミニウム合金

材質□TCJ-A150-ｍ６0-M

１５0 ×１５0 ×１５04.02000

マグネシウム合金□TCJ-A1６0-ｍ60-A

１６0 ×１６0 ×１６06.5

2000

アルミニウム合金□

TCJ-A1６0-ｍ60-M

１６0 ×１６0 ×１６04.6

2000

マグネシウム合金□

TCJ-B150-ｍ60-A

１５0 ×１５0 ×１５03.5

2000

アルミニウム合金□

TCJ-B150-ｍ60-M

１５0 ×１５0 ×１５02.5

2000

マグネシウム合金□

TCJ-B1６0-ｍ60-A

１６0 ×１６0 ×１６04.0

2000

アルミニウム合金□

TCJ-B1６0-ｍ60-M

１６0 ×１６0 ×１６02.8

2000

マグネシウム合金□

防音ボックス□

防音BOXに入れたまま試験できるので、さらなる低騒音で試験可能です。

BNC
ケーブル

電力増幅器オプション

恒温恒湿槽
急激な温度変化にさらされる部品の機能試験・耐久試験が可能です。

カバーを外した状態□ 自然空冷モード機能□ 収納ラック
内槽寸法： W400 x D340 x H400 mm
外形寸法： W525 x D931 x H997 mm

振動発生機

温度範囲： -40℃ 〜 +120℃

電力増幅器

m060-CE

湿度範囲： 30％ 〜 95％RH

MA1-CE□
m060 対応 垂直補助テーブル

非常停止スイッチ
異常発生時、装置を緊急停止させることが可能です。

□加振ロッド車体等へ振動を印加することで、モーダル解析の実施が可能です。

振動台では乗り切らない大きさの試験品は、補助テーブルを使用します。m060の最大搭載質量(15kg) からテーブルの質量を引いた範囲内の質量の試験品を載せてください。
補助テーブルを使用すると上限周波数は試験機単体で使用するよりも小さくなります。
型名

寸法（mm）

TBV-125-m60-A

125 × 125 × t20

0.92000

アルミニウム合金□ TBV-200-m60-A

200 × 200 × t20

2.5

1500

アルミニウム合金□ TBV-200-m60-M

200 × 200 × t20

1.71500

マグネシウム合金□ TBV-315-m60-A-G※

315 × 315 × t308.81000

アルミニウム合金※315 × 315 × t30

6.11000

マグネシウム合金□□ TBV-315-m60-M-G

質量（kg） 上限周波数（Hz）

材質※印の小型振動発生機と垂直補助テーブルの組合せはリニアベアリング式の横荷重補強ガイド機構（GDP）が付加されます。
なおその場合、横荷重補強ガイド追加により可動部質量が増加します。

3上下の揺れの試験にボディ

ドライブシャフト

4

m120/MA1-CE

小 型・静 音 タイプ で ありな が ら 、
1 2 0 k g の 重 量 物 試 験 にも 対 応 可 能 な 実 力 機 。

m120 対応 水平補助テーブル

振動台では乗り切らない大きさの試験品は、補助テーブルを使用します。m120の最大搭

振動数範囲（Hz)0 〜 2000

正弦波（N)

1200

ランダム波（N rms）

840

ショック波（N）

1200

寸法 (mm)φ３２0 ｘ H327

無負荷（m/s2)500

質量 (kg)１１00.5kg 負荷（m/s2)

413

1.0kg 負荷（m/s2)

352

加振力

ｍ120/MA1-CE30

最大搭載質量 (kg)120

所要電力 (kVA) ※1

1.1

冷却最大変位（mmp-p）

電力増幅器

最大加速度

総合仕様

372mm

1.6

最大速度（m/s)

型名
振動発生機

φ320

基本システム型名

載質量(120kg) からテーブルの質量を引いた範囲内の質量の試験品を載せてください。

ｍ120-CE

テーブル支持方式

エアサスペンション

可動部質量 (kg)2.4

可動部寸法 (φmm)

174

型名
最大出力 (kVA)
寸法 (mm) W x H x D

補助テーブルを使用すると上限周波数は試験機単体で使用するよりも小さくなります。
型名※２

寸法（mm）□TBH-200-m120-A-MB 200 × 200 × t20□□

質量（kg） 上限周波数（Hz）

左右の揺れの材質

5.5500アルミニウム合金

TBH-315-m120-A-MB 315 × 315 × t209.0500

アルミニウム合金

TBH-400-m120-A-MB 400 × 400 × t2014.0500

アルミニウム合金

試験に

MA1-CE1.0
430 ｘ 149 ｘ 430

質量 (kg)25冷却方式

強制空冷DC ファン

振動発生機に内蔵
m120 対応 立方体加振治具※1 所要電源・電圧１φ：AC100 V/200 V ±10 ％, 50/60 Hz（上記以外の電源・電圧の場合はお問い合わせください。）※２ 防振ベース（W410ｘH45ｘD410mm）は標準装備です。
※ 総合仕様の数値はシステムの最大能力を表記しており、保証期間内の連続使用をお約束する数値ではありません。
耐久試験は最大能力の70％程度を目安に計画してください。
それ以上でご使用の場合はIMVにお問い合わせください。
※ 振動数範囲は使用するセンサーと振動制御器により異なります。
※ CE対応システムに関して、質量・寸法等が変わることがあります。

振動発生機に直接取付け、X・Y・Z軸3方向の加振を行う際に使用します。
IMVの立方体治具にはA、Bの２タイプがあり、Aタイプはそのまま側面に試料を取り付け、Bタイプは試料取付板を介して供試品を取り付けて使用します。

システム構成標準装備品

オプション品
信号発生器

VP-32

加速度ピックアップ

信号発生器オプション

VP-02□ SINE□ K2□ RANDOM□ K2 Sprint□ SHOCK□ PC□ ファンクションジェネレータ

ピックアップ
ケーブル

型名

寸法（mm）□TCJ-A150-ｍ120-A

１５0 ×１５0 ×１５0

質量（kg） 上限周波数
（Hz）
5.5

2000

アルミニウム合金

材質□

TCJ-A150-ｍ120-M １５0 ×１５0 ×１５04.0

2000

マグネシウム合金□

TCJ-A1６0-ｍ120-A

１６0 ×１６0 ×１６06.5

2000

アルミニウム合金□

TCJ-A1６0-ｍ120-M １６0 ×１６0 ×１６04.6

2000

マグネシウム合金□

TCJ-B150-ｍ120-A

１５0 ×１５0 ×１５03.5

2000

アルミニウム合金□TCJ-B150-ｍ120-M １５0 ×１５0 ×１５02.52000

マグネシウム合金□

TCJ-B1６0-ｍ120-A

１６0 ×１６0 ×１６04.02000

アルミニウム合金□TCJ-B1６0-ｍ120-M １６0 ×１６0 ×１６02.82000

マグネシウム合金□防音ボックス□

防音BOXに入れたまま試験できるので、さらなる低騒音で試験可能です。

BNC
ケーブル

電力増幅器オプション

恒温恒湿槽
急激な温度変化にさらされる部品の機能試験・耐久試験が可能です。

カバーを外した状態□ 自然空冷モード機能□ 収納ラック

振動発生機

電力増幅器

m120-CE※画像はイメージです。

MA1-CE

寸法・仕様等はお問合せください。

□m120 対応 垂直補助テーブル

非常停止スイッチ
異常発生時、装置を緊急停止させることが可能です。

□加振ロッド車体等へ振動を印加することで、モーダル解析の実施が可能です。

振動台では乗り切らない大きさの試験品は、補助テーブルを使用します。m120の最大搭
載質量(120kg) からテーブルの質量を引いた範囲内の質量の試験品を載せてください。
補助テーブルを使用すると上限周波数は試験機単体で使用するよりも小さくなります。
型名寸法（mm）

TBV-200-m120-A

200 × 200 × t20

2.51500

アルミニウム合金□ TBV-200-m120-M

200 × 200 × t20

1.71500

マグネシウム合金□ TBV-３１５-m１２0-A

315 × 315 × t35

9.01000

アルミニウム合金□ TBV-３１５-m１２0-M

315 × 315 × t35

6.21000

マグネシウム合金□ TBV-400-m120-A-G※

400 × 400 × t35

15600

アルミニウム合金※

400 × 400 × t35

10.4600

マグネシウム合金□□ TBV-400-m120-M-G

質量（kg） 上限周波数（Hz）

材質

上下の揺れの試験にボディ

ドライブシャフト

※印の小型振動発生機と垂直補助テーブルの組合せはリニアベアリング式の横荷重補強ガイド機構（GDP）が付加されます。
なおその場合、横荷重補強ガイド追加により可動部質量が増加します。

56m130LS/MA1-CE

M A X 1 0 0 k g 、1 2 0 サ イズ 級 の 梱 包 物 の輸 送 振 動 試 験に最 適 。

m130LS 対応 水平補助テーブル

振動台では乗り切らない大きさの試験品は、補助テーブルを使用します。m130LSの最４１０

振動数範囲（Hz)2 〜 1000

正弦波（N)

1300

ランダム波（N rms）

650

ショック波（N）

1300

寸法 (mm)W410 ｘ H592 ｘ D460

無負荷（m/s2)130

質量 (kg)250

0.5kg 負荷（m/s2)

123

型名

1.0kg 負荷（m/s2)

118
51

最大搭載質量 (kg)100

所要電力 (kVA) ※1

1.1

冷却最大変位（mmp-p）

電力増幅器

最大加速度

総合仕様

５９２mm

1.0

最大速度（m/s)

型名振動発生機

ｍ1３０LS/MA1-CE

加振力

基本システム型名

大搭載質量(100kg) からテーブルの質量を引いた範囲内の質量の試験品を載せてくださ

ｍ130LS-CE

い。補助テーブルを使用すると上限周波数は試験機単体で使用するよりも小さくなります。

エアサスペンション

テーブル支持方式
可動部質量 (kg)10

可動部寸法 (φmm)

180

□

型名

寸法（mm）

TBH-500-m130LS-A-MB

500 × 500 × t20

質量（kg） 上限周波数（Hz）
28500

材質
アルミニウム合金

左右の揺れの

MA1-CE

試験に

1.0

最大出力 (kVA)
寸法 (mm) W x H x D

430 ｘ 149 ｘ 430

質量 (kg)

25

冷却方式

強制空冷

DC ファン

振動発生機に内蔵※1 所要電源・電圧１φ：AC100 V/200 V ±10 ％, 50/60 Hz（上記以外の電源・電圧の場合はお問い合わせください。）。
※ 総合仕様の数値はシステムの最大能力を表記しており、保証期間内の連続使用をお約束する数値ではありません。
耐久試験は最大能力の70％程度を目安に計画してください。
それ以上でご使用の場合はIMVにお問い合わせください。
※ 振動数範囲は使用するセンサーと振動制御器により異なります。
※ CE対応システムに関して、質量・寸法等が変わることがあります。

□□

非常停止スイッチ
異常発生時、装置を緊急停止させることが可能です。

ランチャー規格オプション
規格で定義されているテスト条件のリストを選ぶだけで、テストファイルを自動的に作成します。

システム構成標準装備品
加速度ピックアップ

PC+ 液晶ディスプレイ
ピックアップ
ケーブル

垂直補助テーブル

振動制御器 K2 Sprint(Sine/Random/Non-Gaussian/
ランチャー規格オプション )TBV-500

m130LS レイアウトイメージ
BNC
ケーブル

振動発生機 m130LS-CE
寸法: W410 ｘ Ｈ592 ｘ Ｄ460 mm
質量: 250 kg

高さ
振動発生機

電力増幅器

m130LS-CE

MA1-CE

運送費 ( 車上渡し）

電力増幅器 MA1-CE

2000 mm

寸法: W430 ｘ Ｈ149 ｘ Ｄ430 mm
質量: 25 kg※ 輸送は、国内に限る
本島以外 ( 離島) は別途費用必要

振動制御器
電力増幅器

m130LS 対応 垂直補助テーブル

振動台では乗り切らない大きさの試験品は、補助テーブルを使用します。m130LSの最大搭載質量(100kg) からテーブルの質量を引いた範囲内の質量の試験品を載せてください。補助テーブルを使用すると上限周波数は試験機単体で使用するよりも小さくなります。
型名

寸法（mm）

TBV-500-m130LS-A

500 × 500 × t45

質量（kg） 上限周波数（Hz）
１５500

材質
アルミニウム合金

上下の揺れの試験に

奥行2000 mm

振動発生機

幅2000 mm78

m030H/MA1-CE

ｍ０３０H/MA1-CE

型名

ｍ030H

振動数範囲（Hz)1000 〜 10000

テーブル支持方式

ゴムバネ

可動部質量 (kg)

1.9

加振力

基本システム型名
正弦波（N)

380

ランダム波（N rms）

266

ショック波（N）

380

寸法 (mm)φ190 ｘ H275
30

可動部寸法 (φmm)

無負荷（m/s2)200

質量 (kg)0.5kg 負荷（m/s2)

158

型名

1.0kg 負荷（m/s2)

131
- ※２

最大変位（mmp-p）- ※２

最大搭載質量 (kg)15所要電力 (kVA) ※10.5

冷却最大速度（m/s)

電力増幅器

総合仕様

最大加速度

２７５mm

振動発生機

φ１９0

1 0 , 0 0 0 H z まで の 高 周 波 に 対 応 可 能 。

最大出力 (kVA)
寸法 (mm) W x H x D

mシリーズで可能な試験品
自動車関連部品

電子機器類

65

MA1-CE
1.0
430 ｘ 149 ｘ 430

質量 (kg)25

冷却方式

強制空冷DC ファン

振動発生機に内蔵※1 所要電源・電圧１φ：AC100 V/200 V ±10 ％, 50/60 Hz（上記以外の電源・電圧の場合はお問い合わせください。）※２ 下限周波数1000Hzと最大加速度200ｍ/ｓ2によって制約される値になります。
（微小値であり、保証値ではありません。）※ 総合仕様の数値はシステムの最大能力を表記しており、保証期間内の連続使用をお約束する数値ではありません。
耐久試験は最大能力の70％程度を目安に計画してください。
それ以上でご使用の場合はIMVにお問い合わせください。
※ 振動数範囲は使用するセンサーと振動制御器により異なります。
※ CE対応システムに関して、質量・寸法等が変わることがあります。

ドライブレコーダー

カーナビ

スマホ・タブレット・PC

カメラ

ワイヤーハーネス/コネクタ

車載スイッチ

ＭＥＭＳセンサ

コンデンサ

アンテナ

ステアリング/インパネシステム構成標準装備品

加速度ピックアップ

オプション品

VP-32

信号発生器

信号発生器オプション

VP-02□ SINE□ K2□ RANDOM□ K2 Sprint□ SHOCK□ PC□ ファンクションジェネレータ

ピックアップ
ケーブル

BNC
ケーブル

医薬品

梱包材

化粧品

ドローン

電力増幅器オプション□ 自然空冷モード機能□ 収納ラック

振動発生機
m030H

□

電力増幅器
MA1-CE

恒温恒湿槽
急激な温度変化にさらされる部品の機能試験・耐久試験が可能です。

□非常停止スイッチ
異常発生時、装置を緊急停止させることが可能です。

食品

9

飲料品

各種センサ

医療機器

10

動画

mシリーズを用いた試験事例
電子部品試験

銅板疲労試験

コネクタ、コンデンサ、セン『銅及び銅合金薄板条の疲サ、抵抗、LED等細かな電労特性試験』に対応した試子部品の振動試験が可能。

験機。12枚の銅板を同時に試験＆試験回数のカウントが可能。

低騒音小型 振動試験装置

ｍシリーズのシステムはシンプルで接続も簡単 !
耐震評価試験

輸送試験

自然災害に対する教育を小型製品、梱包品の輸送試

目 的として、関 連 機 関 に験を実施可能。
（ 各種試験パッケージ納入。

規 格〔 J I S 、I E C 、M I L 、各種自然災害の機構が再ASTM、etc〕に対応可能）

ｍ130LS で 輸送規格

JIS Z 0232の実施!

Vibration Test Systems

Vibration Test Systems

m シリーズのシンプルな接続方法や利用

m130LS を用いた輸送振動規格 JIS Zシーンなどの説明動画です。

0232 の試験定義〜試験実施までの手順を収録しています。

現可能。

自動車関連試験

自動車関連試験

レール上で振動発生機の3軸同時加振の実車振動再移動が可能。

現試験及びランダム試験が必要時、他の試験設備と組可能。低騒音加振機を半無み合わせ使用が可能。

響室と複合することで、暗輸送試験の実施に最適！

漫画コンテンツができました！

女性でも簡単!

担当営業が語る！

ｍ130LS の使い方
Vibration Test Systems

ｍ130LS 漫画コンテンツ
メイキングストーリー

Vibration Test Systems

多種多様な輸送試験の実施に最適な IMV「m130LS」のメリットをわかりやすくの小型輸送振動試験装置は、女性でも簡お伝えする漫画コンテンツの魅力を担当単に操作ができます。

営業が語ります。

騒音30dB以下、加振時騒音を40dB以下（1000Hz以上の異音成分）の環境にてラトル試験が可能。

自動車関連試験

自動車関連試験

急激な温度変化にさらされ小型の振動発生機を8台る部品の機能試験・耐久試使った6自由度振動試験装験が可能。

置。インパネのキシミ音評価などの試験が可能。

11

12