Aperio GT 450 1.0.1 补丁通知仅供研究使用。不得用于诊断程序。
Leica Biosystems Imaging 致力确保客户在使用我们的产品时获得最佳体验。作为此承诺的组成部分，我们希望确保签订维护协议的全体客户都能获得最新软件更新。我们的工程师将持续努力解决报告的问题。
我们不断更新软件并在软件补丁发布后立即交付给客户。此外，我们还会通过这些补丁尽量增强软件，如改善性能及强化网络安全功能。您可以确信，选择 Aperio GT 450 绝对是正确的。以下是我们在当前补丁中解决的问题清单。

此补丁中包含的新功能
组件

实例编
号

控制台

25867

现在操作员可以将“扫描整张载玻片”设置应用于架子中的所有载玻片。
有关信息，请参考 Aperio GT 450 用户指南。

控制台

25869

错误消息处理改进：25871

说明•操作员可以最大限度减少查看和访问主控制台功能时主控制台
屏幕上显示的错误和警告对话框。

•操作员可以最大限度减少载玻片检视部分显示的警告消息。

•现在，当主控制台屏幕上显示错误消息时，操作员可以查看架子状态。

25540

控制台

25870

当架子的优先级设置为 1 时，会出现一个对话框，现在显示是/否和弹出活动架子。如果操作员选择 是，扫描仪将立即停止扫描活动架子并开始扫描优先级为 1 的架子。有关信息，请参考 Aperio GT 450 用户指
南。

控制台/SAM

25861

现在，控制台和 SAM 统计信息屏幕上会显示 .SVS 图像文件的平均大小。

控制器

25524

现在，如果 Aperio eSlide Manager 配置为显示 .SVS 图像文件大小，则
Aperio eSlide Manager 上可以显示文件大小。

SAM

24826

现在 SAM 管理员可通过添加关键字自定义图像文件名称，以包括条形
码 ID、架子编号、载玻片在架子中的位置以及图像 ID。有关信息，请
参考 Aperio GT 450 IT 经理和实验室管理员指南。

SAM

25381

现在 SAM 管理员可以选择扫描仪时区。有关信息，请参考 Aperio GT
450 IT 经理和实验室管理员指南。

SAM

25541

如果定义用户时输入的 SAM 登录密码错误，则会显示密码提示。

Aperio GT 450 1.0.1 Patch Notice，修订版 A© Leica Biosystems Imaging, Inc. 20191

Aperio GT 450 1.0.1 Patch Notice组件

实例编号

说明SAM

25862

在 SAM 页面的多个字段中添加了工具说明。

SAM

25863

要处理包含多个条形码的载玻片，现在 SAM 管理员可以指定扫描仪用于识别要扫描的条形码的文本字符串。如果未指定文本，扫描仪将使用
载玻片上解码的第一个条形码。有关信息，请参考 Aperio GT 450 IT 经理和实验室管理员指南。

SAM

25864

如果没有条形码或无法读取条形码，SAM 管理员可以配置扫描仪跳过载玻片扫描。有关信息，请参考 Aperio GT 450 IT 经理和实验室管理员指南。

SAM

25874

现在扫描仪活动日志包含关于访问扫描仪的操作员的信息。

SAM（仅支持Leica）

25857

现在 Leica Biosystems 支持工程师可以查看设置微调宏角和设置微调齐焦设置的旧值和新值。

SAM（仅支持Leica）

25860

Leica Biosystems 支持工程师可以清除特定扫描仪的统计数据。

此补丁中做出的更正此补丁中新增了以下更正。

2组件实例编
号

说明

控制台

25868

如果操作员在 PIN 输入屏幕上单击取消，将清除文本输入字段。

控制器

25334

解决了转盘移动受阻时自动装载机无响应的问题。

控制器

25340

解决了应显示错误代码 1001 时显示错误代码 1000 的问题。

控制器

25341

解决了应显示错误代码 2000 时显示错误代码 1000 的问题。

控制器

25351

解决了即使操作员在另一个架子上设置优先级，活动架子仍为最高优先级的问题。

控制器

25455

现在推入器电机断开连接时会显示错误消息。

控制器

25629

现在自动装载机归位期间发生故障时会显示错误消息。

控制器

25649

现在架子夹具超时会显示错误消息。

控制器

25858

现在扫描仪可以在架子位于升降平台上时完成架子夹具归位。

控制器

25859

现在扫描仪可以在架子位于升降平台上时完成自动装载机归位。

SAM

25598

解决了打印统计信息页面有时无法显示整个图表的问题。

SAM（仅支持Leica）

25498

现在执行远程扫描增益测试时，使用 1 个宏焦点计算增益，缩短了测试完成时间。

Aperio GT 450 1.0.1 Patch Notice，修订版 A© Leica Biosystems Imaging, Inc. 2019

Aperio GT 450 1.0.1 Patch Notice组件SAM（仅支持Leica）

实例编号25640

说明现在 Leica Biosystems 工程师导入扫描仪 .xml 文件后，会刷新 Settings（设置）页面。

Aperio GT 450 1.0.1 Patch Notice，修订版 A© Leica Biosystems Imaging, Inc. 20193

Aperio GT 450 1.0.1 补丁通知部件号/修订版号：PN-0020-zh-CHS，修订版 A
日期：2019 年 12 月 6 日。

版权声明版权所有 © 2019 Leica Biosystems Imaging, Inc. 保留所有权利。LEICA 和 Leica 徽标是 Leica Microsystems
IR GmbH 的注册商标。Aperio 是 Leica Biosystems 集团公司在美国和其他国家的商标。其他徽记、产品和/或公司名称是其各自所有者的商标。

本产品受注册专利保护。有关专利列表，请联系 Leica Biosystems。

用户资源获取 Leica Biosystems Aperio ePathology 产品和服务的最新信息，请访问
www.LeicaBiosystems.com/Aperio。

免责声明正常维护和使用 Aperio eSlide Manager 服务器。当 Aperio eSlide Manager 和 DSR 服务器正在处理数据（比如当它们正在分析 eSlide 或生成审计报告）时，中断网络连接或关闭其电源可能导致数据丢失。

本手册不可替代 Leica Biosystems Imaging 提供的详细操作员培训教材或其他先进的教程。如遇任何仪器故障，请立即联系 Leica Biosystems Imaging 现场代表，获取帮助。只有 Leica Biosystems Imaging Service 认证的服务工程师才能执行硬件安装。

ImageServer 适用于 SVS 文件格式（扫描仪扫描玻璃载玻片后生成的 eSlide 原始格式）。培训者可使用Aperio 软件查看和调整 Composite WebSlide (CWS) 格式的数字切片文件。

联系方式– Leica Biosystems Imaging, Inc.

总部
Leica Biosystems Imaging,
Inc.
1360 Park Center DriveVista, CA 92081
美国
电话：+1 (866)-478-4111（免费）
国际直拨电话：+1 (760) 539-1100

4

客户支持

基本信息

美国/加拿大电话：+1 (844) 534-2262（免费）国际直拨电话：+1 (760) 539-1150

美国/加拿大电话：+1（866）478-4111（免费）国际直拨电话：+1 (760) 5399-1100

美国/加拿大/全球电子邮件：
TechServices@LeicaBiosystems.com

电子邮件：
ePathology@LeicaBiosystems.com

Aperio GT 450 1.0.1 Patch Notice，修订版 A© Leica Biosystems Imaging, Inc. 2019