Lumitester Smart & LuciPac A3/Penเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านสุขอนามัยอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยแอพพลิเคชั่น

2 การเซ็ตอัพในคู่มือฉบับย่อมีการอธิบายวิธีการใช้งานสำหรับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
สามารถทำการตรวจวัดได้โดยใช้เพียงแค่อุปกรณ์และ "LuciPac A3/Pen"สำหรับการตรวจวัดในขณะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือใช้เพียงแค่อุปกรณ์อย่างเดียวนั้น กรุณาอ้างอิงคู่มืออธิบายวิธีการใช้งาน

วิธีการใส่แบตเตอรี่และการสลับสวิตซ์เปิดปิด Bluetoothตรงส่วนด้านในฝาครอบแบตเตอรี่มีช่องใส่แบตเตอรี่และสวิตซ์เปิดปิด Bluetoothการตั้งค่าจากโรงงานของสวิตซ์เปิดปิด Bluetooth จะอยู่ในสถานะปิด

การใช้แอพพลิเคชั่น (ไม่มีค่าใช้จ่าย)การเปิดปิดฝาครอบแบตเตอรี่
เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

ใช้แอพพลิเคชั่นเฉพาะ "Lumitester"ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นด้วยคิวอาร์โค้ด หรือ URL
ลงในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

กด PUSH ตรงด้านหลังเพื่อปล่อยสแตนด์ออกมาใช้นิ้วกดตรงส่วนเครื่องหมายของฝาครอบแบตเตอรี่ดังแสดงในภาพเพื่อถอดฝาครอบออก

http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smartเปิดการทำงานของแอพพลิเคชั่นแล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเ
พื่อตั้งค่าแอพพลิเคชั่น

มีด
5 ครั้งจำนวนครั้งแสดงผล

มีด10 ครั้งกำหนดเอง

ครั้งวันที่ตรวจสอบ : 2019.01.23.09:00

สวิตซ์เปิดปิด Bluetoothผู้ตรวจวัด : User Name
- ค่าอ้างอิง 1 (ผ่านเกณฑ์) 200--- ค่าอ้างอิง 2 (ต้องระวัง) 400

5 ครั้ง
จำนวนครั้งแสดงผล

10 ครั้งผ่านเกณฑ์

กำหนดเองครั้งพิมพ์นำออกสำหรับผู้ใช้งานเป็นครั้งแรกขอให้ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่
สำหรับผู้ใช้งานที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วขอให้ใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อล็อคอินเข้าใช้งานเริ่มตรวจวัด

วันที่ตรวจสอบ : 2019.01.23.09:00
ผู้ตรวจวัด : User Nameกรุณาใส่อีเมลแอดเดรส

- ค่าอ้างอิง 1 (ผ่านเกณฑ์) 200--- ค่าอ้างอิง 2 (ต้องระวัง) 400

ผ่านเกณฑ์ส่วนช่องใส่แบตเตอรี่กรุณาใส่รหัสผ่านล็อคอินหากลืมรหัสผ่านเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนปฏิบัติทั้งหมดแล้วให้สวมฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าไปตามเดิมพิมพ์คู่มือฉบับย่อ
คู่มือฉบับย่อนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจวิธีการใช้งานของ Lumitester Smart
และ LuciPac A3/Pen ได้ง่ายขึ้น
สำหรับวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง และข้อควรระวังต่างๆ ของน้ำยาทดสอบและอุปกรณ์ขอให้อ้างอิงเอกสารอธิบายวิธีการใช้งานที่เกี่ยวข้อง
สำหรับเอกสารอธิบายวิธีการใช้งานของอุปกรณ์ขอให้ดาวน์โหลดจากลิงค์ด้านล่างนี้
http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smartนำออกเริ่มตรวจวัดผลการตรวจสอบจะสะท้อนโดยอัตโนมัติเมื่อใช้แอพพลิเคชั่นเข้าใจถึงแนวโน้มในอดีตได้อย่างง่ายดายใส่แบตเตอรี่เมื่อหน้าจอเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะปรากฎขึ้นให้เปิดสวิตซ์ของอุปกรณ์

ใส่แบตเตอรี่อัลคาไลน์อันใหม่ขนาด AA 2 ก้อนหรือแบตเตอรี่นิกเกิลไฮไดร์ขนาด AA ชาร์จประจุแล้ว 2 ก้อนโดยสังเกตุขั้วแบตเตอรี่อย่างรอบคอบ

หาก Bluetooth ของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตไม่ได้อยู่ในสถานะ ONให้ตั้งค่าเป็น ON ในหน้าจอตั้งค่า

สลับสวิตซ์เปิดปิด Bluetooth1 สิ่งของบรรจุด้านในหีบห่อในการเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตให้ตั้ง
ค่าสวิตซ์เปิดปิด Bluetooth ไว้ที่ ONสัญญาณ ON Bluetooth ON จะปรากฎขึ้นตรงส่วนแสดงผล

สายคล้อง 1 เส้นแบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA(สำหรับตรวจสอบการทำงาน) 2 ก้อนสาย USB 1 เส้นแปรงทำความสะอาด 3 ด้ามคู่มือฉบับย่อ 1 ชุดผลการตรวจวัดจะถูกส่งจากอุปกรณ์ไปยังสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตโ
ดยอัตโนมัติและผลการตรวจวัดจะปรากฎแสดงบนจุดทดสอบของแอพพลิเคชั่น

เริ่มการทำงานของแอพพลิเคชั่นเลือกจุดทดสอบแล้วเริ่มทำการตรวจวัด

หากตั้งค่าจุดอ้างอิงไว้ที่จุดทดสอบจะสามารถตัดสินผลผ่านหรือไม่
ผ่านเกณฑ์ได้ในทันที

ผลการตรวจวัด

5 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง
• อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ATP จึงไม่ควรนำไปใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นกรุณาอ่านทำความเข้าใจอย่างรอบคอบเพื่อการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

ข้อควรระวัง
ข้อห้าม

มีดผ่านเกณฑ์

ค่าอ้างอิง 1 (ผ่านเกณฑ์) 200
ค่าอ้างอิง 2 (ต้องระวัง) 400

เปิดฝาครอบของช่องตรวจวัด แล้วใส่ "LuciPac A3/Pen"เข้าไปในช่องตรวจวัดกราฟแสดงแนวโน้มจะปรากฎแสดงโดยอัตโนมัติบนจุดทดสอบแต่ละจุด
มีดเริ่มตรวจวัดผ่านเกณฑ์สามารถตรวจสอบอัตราการผ่านเกณฑ์หรือกราฟของจุดทดสอบแต่ละจุดได้ด้วยฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ของแอพพลิเคชั่น
User IDไม่ถอดแยกชิ้นส่วนหรือปรับดัดแปลง
อุปกรณ์นี้อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้,ไฟฟ้าดูดหรืออุปกรณ์ขัดข้องได้ไม่สัมผัสอุปกรณ์ในขณะมือเปียกน้ำอาจเป็นสาเหตุทำให้ถูกไฟดูดหรืออุปกรณ์ขัดข้องได้ไม่กดหรือหรือครูดเสียดสีส่วนแสดงผลหรือแผงควบคุมด้วยวัตถุแข็งหรือวัตถุแหลมคมอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรืออุปกรณ์ขัดข้องได้ไม่ใช้แบตเตอรี่อื่นนอกเหนือแบตเตอรี่ที่ระบุไว้(แบตเตอรี่อัลคาไลน์อันใหม่ขนาด AAหรือแบตเตอรี่นิกเกิลไฮไดร์ขนาด AAชาร์จประจุแล้ว)อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้,บาดเจ็บหรืออุปกรณ์ขัดข้องได้ไม่ใช้สารละลายอินทรีย์ในการทำความสะอาดอุปกรณ์
อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้,ไฟฟ้าดูดหรืออุปกรณ์ขัดข้องได้หากเก็บรักษาอุปกรณ์ไว้เป็นเวลานานขอให้ถอดแบตเตอรี่ออกมิฉะนั้นอาจทำให้น้ำยารั่วซึมหรือระเบิดแตกได้ไม่ใช้งานหรือเก็บรักษาอุปกรณ์ไว้ในสถานที่ซึ่งมีแสงแดดส่องกระทบโดย
ตรง, มีฝุ่นละออง,มีอุณหภูมิหรือความชื้นสูงอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้หรืออุปกรณ์ขัดข้องได้

ไม่วางอุปกรณ์ไว้ในสถานที่ซึ่งมีอุณห
ภูมิสูง (ใกล้ไฟ,ใกล้เครื่องทำความร้อนหรือกลางแดดเปรี้ยง)อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้,ผิวลวกไหม้หรืออุปกรณ์ขัดข้องได้อัตราผ่านการตรวจสอบ

จุดตรวจสอบ Aจุดตรวจสอบ Bอัตราผ่านการตรวจสอบ (จุดตรวจสอบ E)จุดตรวจสอบ C"LuciPac A3/Pen"ซึ่งใช้งานเสร็จสิ้นแล้วขอให้นำไปกำจัดทิ้งโดยปฏิบัติตามข้อบังคับของแต่ละพื้นที่หรือประเทศ

หากไม่ปฏิบัติตามวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องอาจทำให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือทำให้เกิดความเสีย
หายได้
ข้อห้าม (สิ่งที่ห้ามกระทำ) ในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้มีดังนี้ข้อควรระวัง

วันที่ตรวจสอบ : 2019.01.23.09:00
ผู้ตรวจวัด : User Nameเมื่อหน้าจอโฮมปรากฎขึ้นบนแอพพลิเคชั่นแสดงว่าสมาร์ทโฟนหรือแท็
บเล็ตและอุปกรณ์อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานแล้ว

• การสื่อสารแบบไร้สายนั้นจะมีการกำหนดย่านคลื่นความถี่หรือวิธีการสื่อสารซึ่งสามารถใช้งานภายในประเทศของแต่ละประเทศในบางประเทศมีข้อบังคับให้จำเป็นต้องลงทะเบียนอุปกรณ์ไร้สาย
สำหรับประเทศที่สามารถใช้งานได้กรุณาอ้างอิงจากโฮมเพจของบริษัทตามลิงค์ด้านล่างนี้
http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smartสำหรับประเทศที่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ตั้งค่าสวิตซ์ Bluetooth เป็น OFF• ไม่สามารถใช้งาน Bluetooth เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ กรุณาใช้สาย USB ที่ให้มาในกล่อง

ผู้ใช้งานควรอ่านทำความเข้าใจ "ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง"นี้อย่างรอบคอบก่อนใช้งานอุปกรณ์
ข้อควรระวังที่แสดงไว้ในที่นี้เป็นหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย,ความขัดข้องหรือการไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ จึงขอให้ปฏิบัติตามเสมอ

ดำเนินการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์
(วิธีการใช้งานโดยละเอียดของ "LuciPac A3/Pen"กรุณาอ้างอิงเอกสารคู่มืออธิบายวิธีการใช้งานของ "LuciPacA3/Pen")เมื่อทำการตรวจวัดเสร็จสิ้นแล้วให้นำ "LuciPac A3/Pen" ออกหากไม่นำ "LuciPac A3/Pen" ออกจากช่องตรวจวัดเสียงสัญญาณแจ้งความผิดปกติจะดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เลือกหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์บนหน้าจอแอพพลิเคชั่นอุปกรณ์จะสามารถซิงค์ข้อมูลวันเวลาโดยอัตโนมัติและประทับรับรองวั
นเวลาลงในข้อมูลตรวจวัดได้

Lumitester ที่จับคู่กันไว้แล้ว

ข้อควรระวัง

4 การตรวจสอบผลผ่านทางแอพพลิเคชั่น

กดปุ่มพาวเวอร์ของอุปกรณ์ค้างไว้เพื่อเริ่มการทำงาน

ปิดฝาครอบของช่องตรวจวัดแล้วกดปุ่ม STARTการตรวจวัดจะเริ่มต้นขึ้นผลการตรวจวัดจะปรากฎขึ้นหลังจากนับถอยหลังการเชื่อมต่อ Lumitesterกรุณาเลือก Lumitester ที่จะเชื่อมต่อ หากมี Lumitester ที่เคยเชื่อมต่อไว้แล้วก่อนหน้านี้สามารถเลือกจากLumitester ที่จับคู่กันไว้แล้ว กรณีเชื่อมต่อ Lumitester ใหม่ กรุณาอัพเดท Lumitesterที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อแล้วจึงทำการเลือกเมื่อทำการเชื่อมต่อแล้ว BLE จะปรากฎขึ้นบนหน้าจอแสดงสถานะLumitester Smart 1 เครื่อง3 ขั้นตอนดำเนินการของการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ผลการตรวจสอบจะถูกบันทึกจัดเก็บไว้บนคลาวด์ทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลจากหลายอุปกรณ์ได้ลงทะเบียนใหม่cOrganitsolvenวิธีใช้งานโดยละเอียดของแอพพลิเคชั่นกรุณาอ้างอิง "ช่วยเหลือ" ในแอพพลิเคชั่น6 บริการหลังการขายการรับประกัน
ระยะเวลาการรับประกันของ Lumitester Smart มีกำหนด 1 ปีนับแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสามารถยืนยันวันเริ่มต้นการรับประกันได้ ขอให้เก็บรักษาเอกสาร (ใบส่งสินค้า) ซึ่งสามารถพิสูจน์รับรองวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ได้หากผลิตภัณฑ์เกิดความบกพร่องขึ้นภายในระยะเวลาการรับประกัน
เรายินดีซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนเป็นสินค้าใหม่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแต่อย่างไรก็ตาม
เป้าหมายของการรับประกันจำกัดเฉพาะความบกพร่องอันมีสาเหตุเกิดจากข้อบกพร่องด้านการผลิตหรือวัสดุของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้นนอกจากนี้ขอเรียนให้ทราบว่าสำหรับกรณีดังระบุด้านล่างนี้จะไม่รวมอยู่ในขอบข่ายของการรับประกันแม้จะยังอยู่ระหว่างระยะเวลาการรับประกันหากไม่มีเอกสารหรือบันทึกซึ่งสามารถยืนยันวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ได้รายละเอียดบันทึกซึ่งสูญหายอันเป็นผลเนื่องมาจากการไม่สามารถแสดงผลหรืออ่านข้อมูลหน่วยความจำหรือค่าเซ็ตติ้งในคอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่คำนึงว่ามีความบกพร่องหรือไม่ความบกพร่องหรือความเสียหายใดๆ
หรือการสูญหายอื่นใดอันเกิดขึ้นเนื่องมาจากการดำเนินงานหรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ซึ่งขัดกับข้อมูลที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับย่อนี้และคู่มืออธิบายการใช้งาน ตลอดจนการขาดระมัดระวังในการใช้งาน, การปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์นี้หรือเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากควบคุมขอบข่ายของการรับผิดชดใช้ความเสียหายสำหรับความบกพร่องของอุปกรณ์นี้จำกัดเฉพาะการชดใช้ความเสียหายซึ่งครอบคลุมในส่ว
นของรับประกันนี้ แต่ไม่รวมถึงความเสียหายทางอ้อมหรือความเสียหายกรณีพิเศษ อาทิ การสูญเสียกำไร เป็นต้นบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคเพื่อวัตถุประสงค์ในการการปรับปรุงสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จุดตรวจสอบ Dจุดตรวจสอบ E* หน้าจอแอพพลิเคชั่นอยู่ระหว่างการพัฒนา

วิธีใช้งานโดยละเอียดของแอพพลิเคชั่นกรุณาอ้างอิง "ช่วยเหลือ" ในแอพพลิเคชั่น

Issued by:

http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/2019.01 59-2786-0