取扱説明書
オムロン 超音波式ネブライザ

NE-U780 (NE-U780-J2)

目次
免責事項................................... 1
使用目的................................... 1
安全上のご注意.......................... 2製品の特長................................ 6
製品の構成................................ 7
表示部の説明............................. 7

製品について製品について必ずお読みください

必ずお読みください

各部の名称................................ 8

使い方
吸入方法................................. 14

使い方

吸入前の準備............................. 9

吸入方法（別売品を使用する）.... 18

このたびは、オムロン製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。
■ 本書はいつもお手元においてご使用ください。
■ 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。
■本書に記載しているイラストはイメージ図です。

消毒....................................... 26
保管....................................... 28

仕様／保証など故障かな？と思ったら............... 29
仕様....................................... 30
製造者による宣言..................... 31■ 本製品は医療機器です。専門の医師の指導に従って正しくご使用ください。
また、薬液の種類、用量、用法についても専門の医師、薬剤師の指示に従ってください。
■ のど鼻の粘膜の加湿を目的とした家庭用吸入器の用途には適しません。

別売品一覧.............................. 32
お問い合わせ先........................ 35
日常点検チェックシートなど...... 36
保証規定／品質保証書..........裏表紙仕様／保証など

安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

お手入れ................................. 21

お手入れなどお手入れなど免責事項
下記の記載内容につきましては当社では、責任を負いかねますのでご了承ください。
1. 当社または当社の指定した業者以外による保守及び修理に基づく故障、損傷が発生した場合。
2. 他社製品が原因で当社製品が受けた故障、損傷の場合。
3. 当社指定以外の補修用部品の使用による保守及び修理に基づく故障、損傷の場合。
4. この取扱説明書に記載されている安全上の注意や操作方法を守らなかった結果に基づく故障、損傷、事故の場合。
5. この取扱説明書に記載されている電源、設置環境など本製品の使用条件を逸脱した場合。
6. 製品を改造あるいは、不当な修理をされた結果に基づく故障、損傷の場合。
7. 火災、地震、水害、落雷など天災による故障、損傷の場合。
1. 本書の内容について、改良のため予告なく変更することがあります。
2. 本書の内容については万全を期して作成していますが、万が一不備な点や誤りなどお気づきの点がございましたらご連絡ください。
3. 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人（法人）としてご利用になる
他は、著作権法上、当社に無断で使用できません。

使用目的
目的

本製品は呼吸器疾患の吸入療法に使用することを目的としています。

対象使用者

・医師、看護師、療法士などの専門知識を有した医療従事者
・医療従事者の指導を受けた介護者および患者本人

対象患者

・ぜんそく、鼻炎、COPD 患者
・術後の酸素加湿を行う患者

環境

病院、医院、医療施設などの病棟屋内での使用を意図しています。

耐用期間

26 ℃の生理食塩水 30 mL を、室温 23 ℃、作用槽の水温 26 ℃で 1 日 18 回各 10 分間噴霧するという条件で以下のとおりです。
使用環境によって変化し、使用頻度により耐用期間が短くなることがあります。
本体、作用槽、専用電源コード5年

薬剤槽カバー、パッキン、薬剤槽受け、マウスピース、吸入マスク（大）、 1 年
耐熱吸気ホース M（70 cm）カフス付
薬剤槽
使用上の注意1

取扱説明書に記載の警告と注意を守ってください。

6 カ月

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

■ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
図記号の例

警告、注意について

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害 * の発生が想定される内容を示します。

●記号は強制（必ず守ること）を示します。
（右図は“必ず守る”）
記号は禁止（してはいけないこと）を示します。
（右図は“禁止”）

必ず守る

禁止

* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大
損害を示します。

（使用にあたって）薬液の種類、用量、用法については、必ず専門の医師、薬剤師の指導に従ってください。
• 症状悪化の原因になります。

乳幼児やお子様の手の届かないところに置いてください。

• 乳幼児やお子様が小さな部品を飲み込む恐れがあります。飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

一度使用した薬液は廃棄し、吸入ごとに新たな薬液を使用してください。

必ず守る

必ずお読みください警告• 雑菌が繁殖し、症状悪化の原因になります。

意識がない患者または自発呼吸下にない患者に使用しないでください。
製品について• 事故の原因になります。

水の吸入はしないでください。
• 症状悪化の原因になります。

自動呼吸装置を本製品に接続して使用しないでください。

• 呼吸装置からの圧力が本製品を通ることで低下し、呼吸装置がエラーとなる恐れがあります。
• 人工呼吸器（麻酔器に組み入れたものを含む）の呼吸回路呼吸器側にフィルタを装着し本製品を使用すると、フィルタが目詰まりし、患者が呼吸困難を起こす可能性があります。

コンセントに電源プラグを差した状態で振動子に触れないでください。
• 感電やけがの原因になります。

可燃性ガス雰囲気内で使用しないでください。

禁止

使い方

• 火災やけがの原因になります。

底面にある開口部を塞いで使用しないでください。

• 本体、作用槽が熱くなり、やけどの原因になります。

小容量霧化アダプタを使用時には 12mL を超える薬液を入れないでください。

• 小容量霧化アダプタが高温になり、やけどをしたり、異臭が発生する恐れがあります。

• 漏電や感電の原因になります。

水場禁止（電源について）傷んだ電源コードや電源プラグは使用しないでください。

お手入れなど浴室など湿気の多い場所では使用や保管などしないでください。

• 感電やショート、発火の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100 V 以外では使用しないでください。
• たこ足配線などにより定格を超えると、火災の原因になります。

保護接地を備えた商用電源以外で使用しないでください。

禁止• 感電の原因になります。

• 感電やけがの原因になります。

ぬれ手禁止（お手入れと保管について）初めて使用するとき、長期間使用しなかったとき、霧化セットが汚れているときは各部品を洗浄、消毒してください。
• 雑菌が繁殖し、症状悪化の原因になります。

仕様／保証などぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

霧化セット、耐熱吸気ホース、マウスピース、吸入マスクは、使用ごとに毎回洗浄、消毒してください。

• 雑菌の繁殖による症状悪化、正常に噴霧しなくなることによる症状悪化、古い薬液が混ざることによる症状悪化の原因になります。

複数の人に使用する場合、霧化セット、耐熱吸気ホース、マウスピース、吸入マスクは吸入する人ごとに洗浄、消毒して
ください。

必ず守る

• 感染の原因になります。

2

安全上のご注意
警告（お手入れと保管について）
薬液消毒は、消毒液の使用方法に従い、消毒液が残っていないことを確認してください。
• 消毒液が残ったまま吸入すると症状悪化の原因になります。

洗浄、消毒した部品は十分に乾燥させてから組み立て、汚染しないように清潔な場所に保管してください。
• 雑菌が繁殖し、症状悪化や感染の原因になります。

薬剤槽は消耗品です。薬剤槽に破損や変形があるときは、使用前に新しいものに交換してください。

必ず守る• 作用槽の水が薬液に混入し、症状悪化の原因になります。

部品の組み立て時は、薬液・霧の通る部分は直接手で触らないでください。
• 感染の原因になります。

禁止

本体を水洗いしたり、電源部分に水などをかけないでください。
• 漏電、感電する恐れがあります。

水ぬれ禁止

注意
（使用にあたって）
耐熱吸気ホースまたはディスポホース（別売）に薬液がたまっていないことを確認してください。
• 霧化量が低下し、症状悪化の原因になります。

使用直前に毎回新しい水を作用槽へ入れてください。

• 雑菌の繁殖による感染の原因や、振動子が汚れ霧化機能の低下の原因になります。

お子様または体が不自由な方が使用する場合は、保護者または介護者の方が必ず付き添ってください。
• 使い方を誤り、症状悪化の原因になります。

本体接点、作用槽接点に汚れがないことを確認してください。
• 正常に噴霧せず症状悪化の原因になります。

エアフィルタが正しく取り付けられているかを確認してください。
• ちりやほこりを吸い込み、症状悪化の原因になります。

必ず守る

顔に薬液が残らないように、吸入マスクを取り外した後必ず顔を拭いてください。
• 肌荒れの原因になります。

噴霧しない等の異常状態が続くと、ホースが最大で 46 ℃に達する可能性があります。異常時はすぐに取り外してください。
• やけどの原因になります。

壁の近く（10 cm 以内）に機器を配置しないでください。

・発熱や故障の原因になります。

噴霧された薬液を直接目に当てないでください。

• 多量の薬液が目に入って、目を痛める原因になります。

薬剤槽を空のままで動作させないでください。
• 発熱や故障の原因になります。

人以外に使用しないでください。
• 症状悪化の原因になります。

本製品の付属品および別売品以外は使用しないでください。
• 正常に噴霧せず症状悪化の原因になります。

薬液は 150 mL 以上入れないでください。

• 正常に噴霧せず症状悪化の原因になります。

本体や作用槽を落としたり、強い衝撃を加えたりしないでください。
• 破損し、感電や故障の原因になります。

禁止

本体のすき間から内部に指やものを入れないでください。
• 感電や故障、けがの原因になります。

作用槽の外側がぬれた状態で本体に固定しないでください。
• 正常に噴霧せず症状悪化の原因になります。

使用中、毛布やタオルなどで本体を覆わないでください。
• 発熱や感電、故障の原因になります。

使用中に機器の近く（30 cm 以内）で携帯電話やスマートフォンを使わないでください。
• 誤動作の原因になります。

分解や修理、改造をしないでください。
• 発火や故障、事故の原因になります。

分解禁止

3

安全上のご注意
注意（電源について）専用の電源コードを使用してください。

• 感電の恐れや、周辺機器に影響をおよぼす原因になります。

電源プラグはしっかり根元まで差し込んでください。
• 感電やショート、発火の原因になります。

電源プラグのほこりは拭き取ってください。

• ほこりに湿気が加わると、感電やショート、発火の原因になります。

電源コードの取り扱いは以下の項目に注意してください。

■傷つけない ■破損させない ■加工しない ■無理に曲げたり、引っ張らない ■ねじらない ■使用時は束ねない■重い物を載せない ■挟み込ませない• 感電や火災、故障の原因になります。

必ず守る• 電源コードの断線やショートにより、火災や感電の原因になります。

長時間ご使用にならないときは、電源プラグを抜いてください。
• 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

使用中に停電したときは、直ちに電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いてください。
• 事故やトラブルの原因になります。

電源プラグを抜く

お手入れの前には、電源プラグを抜いてください。

必ずお読みください

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。

• 感電やけがの原因になります。

（お手入れと保管について）製品について作用槽内の水は吸入後、毎回廃棄してください。

• 振動子が汚れ霧化能力が低下し、十分な薬液吸入ができず、症状悪化の原因になります。

ファン取付軸に薬液が付いたときは、拭き取ってください。

• モーターが加熱、停止し、十分な薬液吸入ができず、症状悪化の原因になります。

本体の持ち運びは、本体のハンドルまたは本体をしっかり持って行ってください。
• 作用槽のハンドルを持つと、本体落下の原因になります。

必ず守る

本体・作用槽の接点を清掃するときは，患者に触れないよう注意してください。
• 感電やけがの原因になります。

部品の煮沸や乾燥などに電子レンジを使用しないでください。

使い方• 高温により変形し、正常に噴霧せず症状悪化および火災の原因になります。

部品の乾燥にドライヤーを使用しないでください。

• 高温により変形し、正常に噴霧せず症状悪化の原因になります。

部品の洗浄、乾燥に洗浄器を使用しないください。

• 破損や変形により、正常に噴霧せず症状悪化の原因になります。

道具などを利用して本体接点を故意に触らないでください。

禁止• 作用槽と本体の接触不良の原因になります。

お願い

お手入れなど• 破損や変形により、接触不良の原因となります。

本体接点部に異物を混入させないでください。

作用槽内には、水道水以外の液体などは入れないでください。振動子が劣化し、破損の原因になります。
本体を頭より高いところに設置して吸入しないでください。薬液がたれて、顔や服を汚すことがあります。

吸入以外の目的で使用しないでください。
作用槽を洗浄するとき、振動子を損傷しないようにしてください。
オートクレーブをするときは、滅菌器のヒーター部分およびヒーターに接している金属部分に部品が接触しないようにご注意ください。ヒーター部分は高熱のため、接触すると部品が溶けたり変形する恐れがあります。

仕様／保証など

薬剤槽に薬液を入れたまま、放置したり、移動させたりしないでください。薬液がこぼれ、本体の故障や周囲を汚す原因になります。

本体をベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品で拭かないでください。
本体や付属品、別売品を廃棄またはリサイクルするときは、地方自治体の定めた方法に従い医療廃棄物として処理してください。

4安全上のご注意
保守点検について使用前に必ず本体が正常かつ安全に動作することを確認してください。
36 ページ 日常点検チェックシート）（

故障・事故発生時の処置法
装置エラー（E1、E3、E4）が発生したときは、速やかに次の手順に従ってください。（

29 ページ）（1）電源プラグを抜いて、完全に使用できないようにしてください。
（2）本体に「故障中」の表示をして、使用しないようにしてください。
（3）ご購入された特約店またはオムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。

5

製品の特長NE-U780 の霧化原理について

1 超音波振動のエネルギーを作用槽底部の振動子から水中に伝えます。

噴霧薬液

2 超音波振動のエネルギーは作用
槽内の水を通して、薬剤槽内の送風

必ずお読みください

薬液に伝わります。

3 薬剤槽内の薬液は、超音波の振動作用で噴水状に上がり、霧状になって飛散します。

※霧化……薬液が霧状になること※噴霧……霧状になった薬液が外部に噴出されること

薬液
水

振動子

REMOVABLE TANK を採用した新しい超音波式ネブライザ

お手入れなどオムロン 超音波式ネブライザ NE-U780 は、REMOVABLE TANK を搭載。
作用槽を取り外し、丸ごと浸漬消毒、洗浄が可能になりました。

使い方

製品の特長

製品について4霧化された薬液はファンから送られてきた風とともに外部に噴霧されます。

1. 凹凸の少ない本体で清掃が簡単に

シートスイッチを採用、さらに風路も清拭消毒しやすい形状で、本体の清掃・清拭消毒が簡単になりました。

薬剤槽カバー、耐熱吸気ホース、マウスピース、吸入マスク、ノーズピース（別売）はオート
クレーブおよび薬液消毒が可能です。

3. 大きく見やすい液晶表示

仕様／保証など

2. オートクレーブ可能なアタッチメント

タイマーや風量・霧化量の設定がひと目で分かる大きな液晶ディスプレーを採用し、バックライト付きで暗い場所でも表示内容の確認が可能です。

4. 安心のお知らせブザー付き

エラーが発生したときや、タイマーの設定時間が終了したときにブザー音でお知らせします。
エラー報知 LED でエラー箇所をお知らせする機能もあります。

6

製品の構成■薬剤槽カバー■薬剤槽受け※パッキン付

カフス■本体※エアフィルタ・保護フィルタ装着済み■専用電源コード※本製品は電撃に対する保護の型
式がクラス I に該当するため、専用のアース付コード以外は使用しないでください。

■作用槽※ハンドルカバー付■マウスピース■耐熱吸気ホース M（70 cm）カフス付■吸入マスク（大）■薬剤槽 2 個■取扱説明書（品質保証書付）（本書）■クイックガイドシール

別売品は、「別売品一覧」を参照してください。（

32 ページ）

表示部の説明
エラー表示部

リセットボタン（「エラー報知 LED」でエラー箇所をお知らせ

電源 LED（します。

29 ページ）

タイマー表示部／
本体内部エラー表示部■タイマー使用時
噴霧残り時間を表示します。
設定時間は 1 ～ 30 分です。
■連続運転時デジタル表示が回転します。

（

14 ページ）■本体内部エラー発生時などの表示でエラーをお知らせします。
（

729 ページ）25 ページ）

電源スイッチを「ON」にすると点灯します。

タイマーボタン（14 ページ）

風量調節ボタン（14 ページ）

霧化量調節ボタン（14 ページ）スタート／ストップ LED

噴霧を開始すると点灯します。

スタート／ストップボタン（

15 ページ）

レベル表示部
風量、霧化量のレベルを表示します。
（

14 ページ）各部の名称
薬剤槽カバー

パッキン
取付位置

パッキン

霧化セット

吸入マスク（大）（BF 形装着部）
薬剤槽

マウスピース（BF 形装着部）
ハンドル

薬剤槽
受け

表示部

（

7 ページ）

必ずお読みください

耐熱吸気ホース（BF 形装着部）

製品について

作用槽
振動子

作用槽接点

■本体上面

使い方

渇水検知用端子電源スイッチ■本体背面
エアフィルタケース

送風ファンカバー

お手入れなど本体接点 A

エアフィルタ

■本体下面

ファン取付軸ホースホルダー

電源プラグ
差込口

仕様／保証など

本体接点 B

ファン

保護
フィルタ
保護
フィルタ
ケース

作用槽ハンドル（ハンドルカバー付）

ヒューズ
専用電源コード8吸入前の準備
各部品は、必ず使用ごとに毎回洗浄、消毒してご使用ください。また、初めて使用するとき、長期間使用しなかったときも、各部品を洗浄、消毒
してからご使用ください。
お手入れの詳細な説明は「お手入れ」（
21 ページ）消毒の詳細な説明は「消毒」（
26 ページ）●薬液消毒できる部品

薬剤槽カバーパッキン

マウスピース

送風ファンカバー

薬剤槽

ファン

吸入マスク（大）

薬剤槽受け

作用槽

エアフィルタケース

保護フィルタケース（ケースのみ薬液消毒可能です。エアフィルタ・
保護フィルタ本体は薬液消毒できません）●薬液消毒できない部品※エアフィルタ・保護フィルタは埃を軽く払い落としてください。
汚れがひどいときには、交換してください。
エアフィルタ

■本体上面

保護フィルタ本体接点 A

本体の風路は清拭消毒してください。

本体接点 B

OK

NG

接触面

汚れ

※薬液や汚れなどが付着している場合は、しっかり薬液
や汚れなどを拭き取ってからご使用ください。
※作用槽の接触面は消毒用アルコールを含ませた柔らかい
布でしっかり拭いてください。

警告
複数の人に使用する場合、霧化セット、耐熱吸気
ホース、マウスピース、吸入マスクは吸入する人
ごとに洗浄、消毒してください。
• 感染の原因になります。

9注意
本体接点 A、作用槽接点に汚れがないことを確認してください。
必ず守る• 正常に噴霧せず症状悪化の原因になります。

必ず守る吸入前の準備1

作用槽に水を入れる

1. 作用槽ハンドルをしっかり持ち、上方向に持ち上げて作用槽を取り外します。
作用槽
ハンドル
必ずお読みください
製品について2. 薬剤槽受けの凸部に指をかけ、霧化セットを取り外します。
使い方
お手入れなど凸部

仕様／保証など

10

吸入前の準備3. 作用槽に水（水道水）を入れます。
最大水位を超えないように、適正水位の範囲に水を入れてください。

最大水位

適正水位

※作用槽内の水が少ないと「作用槽水位低下」のエラーとなります。水を追加してください。

※水の温度が低いと霧化能力が低下する場合があります（推奨温度は 26 ℃です）。
※作用槽内には、水道水以外の液体は入れないでください。振動子が劣化し、破損の原因になります。
※作用槽の水は使用ごとに毎回新しいものと入れ替えてください。長時間連続で使用するときは最低でも 24 時間ごとに入れ替えてください。「長時間使用するとき」（
19 ページ）を参照してください。

2

薬剤槽に薬液を入れる

1. 霧化セットの薬剤槽カバーを
反時計回りに回して外します。

21

2. 薬剤槽に薬液を入れます。
※薬剤槽に薬液を入れる前に薬剤槽に破損や変形がないことを確認してください。
※注射器を使用する場合は針で薬剤槽を傷つけないでください。
※薬液が少量（12 mL 以下）の場合は、別売品の「小容量霧化アダプタ NEB-SCUP-78」を使用してください。（
18 ページ）11

最少 10 mL
最大 150 mL

吸入前の準備
3. 薬剤槽カバーの と薬剤槽受けのを合わせてはめ込み、 の位置
まで時計回りに回して固定します。

1

2

4. 霧化セットを作用槽に取り付けます。

ロック解除

必ずお読みください

ロックで固定製品について使い方

本体を組み立てる

お手入れなど3

1. 作用槽を本体に固定します。
ガチッと音がなるまで押し込んでください。

注意• 正常に噴霧せず症状悪化の原因になります。

接点のお手入れについては「接点のお手入れ」（

禁止

23 ページ）仕様／保証など

作用槽の外側がぬれた状態で本体に固定しないでください。
本体接点、作用槽接点に汚れがないことを確認してください。

を参照してください。

12吸入前の準備
2. 耐熱吸気ホース、マウスピース
または吸入マスクなどを取り付けます。
※ご使用のカフスによって、マウスピース
やマスクの差し込む位置が異なります。
U780 用のカフスをご使用の場合、奥まで差し込んでご使用ください。

しっかり
差し込む

ホースホルダー

3. 電源スイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源コードを本体とコンセントに接続します。

4. 電源スイッチを「ON」にします。
エラー表示部の「エラー報知 LED」が全点灯し、その後消灯することを確認します。
「エラー報知 LED」が点灯しているときは、
29 ページ）「故障かな？と思ったら」（を参照して点検箇所を確認してください。
～ が点灯したままでエラー報知 LED
は噴霧できません。
作用槽が正しく取り付けられていない状態で、スタート／ストップボタンを押すとブザー音が鳴ります。正しく取り付けなおしてください。
※電源スイッチを「ON」にすると同時に、本体内部で機器の動作音がしますが、異常ではありません。

5. 吸入の準備が完了しました。

13※専用電源コード以外は ②使用しないでください。
①

全点灯

消灯

吸入方法
1

吸入時間を設定する

タイマーボタンを押して、吸入時間を設定します。

● タイマーを設定するとき
1 分間隔で 30 分まで調整できます。
長押しすると、5 分ずつ増減します。
必ずお読みください

タイマー表示部の「分」に ▼ が点滅します。

● 連続使用するとき

タイマー表示部の「連続」に ▼ が点滅します。

製品についてタイマーボタン で「連続」に設定します。
「30 分」の次が「連続」です。

使い方

風量と霧化量を設定する

風量調節ボタンと霧化量調節ボタン
で風量と霧化量を設定します。
風量と霧化量は各ボタンと連動した「レベル表示部」で確認できます。

お手入れなど2

風量
風量とは、薬剤槽カバー内に送り込まれる風の量のことです。
0（レベル表示なし）～10（レベル表示最大）の11段階

レベル表示部

仕様／保証など

霧化量
霧化量とは、薬液が霧状になったときの霧の量のことです。
1（レベル表示最小）～10（レベル表示最大）の10段階※使用する部品に合わせて風量、霧化量を調節してください。
※使用する薬液を一度、噴霧させて確認してください。
※薬液の種類によって噴霧にムラが生じたり、粘度や表面張力の高い薬液では噴霧能力が低下することがあります。
※薬液が 150 mL、風量、霧化量ともに「10」で使用しはじめたときは、噴霧が断続的になることがあります。その場合は霧化量を調節してください。

14

吸入方法
■ 風量、霧化量の設定と噴霧量［mL ／分］の関係
風量

1

5

10

1

0.5

1.4

1.5

5

0.7

1.7

2.0

10

1.0

2.0

3.0

霧化量

■ 風量、霧化量の設定が同じ場合の噴霧量［mL ／分］
風量

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

霧化量

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

噴霧量［mL ／分］

0.5

0.8

1.1

1.4

1.7

2.0

2.3

2.6

2.8

3.0

※噴霧量は全て目安の数値であり、26 ℃の生理食塩水 30 mL を、室温 23 ℃、作用槽の水温 26 ℃
で耐熱吸気ホース M のみ接続した状態で測定した社内データの代表値です。
※ノーズピース使用時は噴霧量が低下します。使用環境・薬液に合わせて風量・霧化量を調節してください。

3

スタート／ストップボタンを押す

スタート／ストップ LED が点灯して、ファンが回転し噴霧がスタートします。

● タイマーを使用しているとき
表示は 1 分ごとにカウントダウンします。
途中でタイマー設定を変更したい場合は、を操作すると、変更
タイマーボタン
した時間に再設定されてスタートします。

● 連続使用しているとき
タイマー表示部のデジタル表示が回転します。
耐熱吸気ホースから出てくる霧を見ながら風量および霧化量を調節することもできます。

15

吸入方法
4

吸入する
〈使用例〉

耐熱吸気ホースは折り曲げたり、吸気口をふさいだりしないでください。
・薬液がホースにたまり、霧化量が低下することがあります。

使い方

本体を頭より高いところに設置して、使用しないでください。

製品について● 吸入時のお願い必ずお読みください

マウスピースのかわりに吸入マスクや別売のノーズピースなども使用できます。

・薬液がたれて、顔や衣服を汚すことがあります。
お手入れなどノーズピース使用時には、鼻で吸って、口で吐くように指導してください。
・正しく吸入しないと、薬液がファン周辺まで逆流することがあり、故障を引き起こす可能性があります。

・吸入中に薬剤槽カバーを取り外したとき・作用槽の水が少なくなったとき

仕様／保証など● こんなときにはブザーが鳴り、運転を停止します

・送風ファンカバーを取り外したとき
・本体内部で異常が発生したときブザー音とともに「エラー報知 LED」が点灯、またはエラー表示がされます。スタート／ストップ
ボタンを押すとブザー音が止まります。
「故障かな？と思ったら」（
29 ページ）を参照して点検してください。

16

吸入方法
5

終了する

● タイマーを使用していたときタイマー終了時間をブザー音でお知らせし、運転を停止します。
終了すると表示部に「0」が点灯し、約 5 秒後にはじめの設定時間表示に戻ります。
タイマーを 10 分に設定していたときの表示例

約 5 秒後（終了時）● タイマー使用中に吸入を中止したいとき
スタート／ストップボタンを押すと、運転を中止します。
このとき残り時間はリセットされて、はじめに設定されていた時間に戻ります。
再び吸入を開始するときはスタート／ストップボ
タンを押します。

● 連続使用中に中断したいとき
スタート／ストップボタンを押すと、運転を中止します。
再び吸入を開始するときはスタート／ストップボ
タンを押すと、連続運転でスタートします。

吸入が終わったら電源スイッチを「OFF」にして、電源コードを抜いてください。

17

吸入方法（別売品を使用する）
小容量の薬液を吸入するとき別売の「小容量霧化アダプタ NEB-SCUP-78」を使用することにより、12 mL 以下の少量の薬液を噴霧することができます。
※小容量霧化アダプタを使用する場合は、吸入マスクを取り付けてください。噴霧量が通常時に比べ少なくなるため、マウスピースやノーズピースは使用しないでください。

1 作用槽に水（水道水）を入れます
2 薬剤槽に薬液を入れます

必ずお読みください「吸入前の準備」の手順 1 を参照してください。
（
10 ページ）2

1. 薬剤槽カバーを反時計回りに回して外します。

1
製品について2. 薬剤槽に薬液を入れます。
※薬剤槽に薬液を入れる前に薬剤槽に破損や変形がないことを確認してください。
※12 mL を超える薬液を入れないでください。小
容量霧化アダプタが高温になり、変形して異臭が発生する恐れがあります。

最少 2 mL
最大 12 mL
使い方

※高温になった小容量霧化アダプタには触らないでください。触ると、やけどをする恐れがあります。

お手入れなど※注射器を使用する場合は針で薬剤槽を傷つけな
いでください。
※12 mL 全ての薬液を霧化することはできません。
薬液の種類によりますが、多少の薬液は残ります。
（生理食塩水の噴霧時で約 2 mL 程度は残ります。）

3 小容量霧化アダプタを取り付けます以降の操作は「吸入前の準備」の手順 2 の 3. 〜 3 を参照してください。（

仕様／保証など

薬剤槽の上に小容量霧化アダプタを右図のよ
うに乗せます。

12 ページ）

少量の薬液を効率良く霧化させるためには霧化量「6」、風量「10」での調節をお勧めします。

18

吸入方法（別売品を使用する）
ガス加湿に使用するとき
ガス加湿を行う場合は、使用する機器を別売の「長時間霧化用カバー NEB-LMCC-78」の酸素送気パイプに接続してください。
酸素療法などで本体のファンからの送風を止める場合は、風量を「0」にし、風量調節レバーを外し、長時間霧化用カバーの送風口に送風口キャップを取り付けてく
ださい。

酸素送気
パイプ

操作方法と吸入方法は通常の操作手順と14 ページ）
同じです。（※機器によっては本製品と接続できない場合もあります。ご注意ください。

風量調節レバー

送風口
送風口 キャップ

長時間使用するとき別売の「長時間霧化用カバー NEB-LMCC-78」と「補液セット NE-U10-11」を使用することにより、150 mL 以上の薬液を長時間連続噴霧できます。
薬剤槽カバーのかわりに別売の「長時間霧化用カバー NEB-LMCC-78」を使用し、通常の吸入と同様に、（作用槽と霧化セットを組み立てます。
「吸入前の準備」の手順 1 ～ 2 を参照してください。

1

長時間霧化用カバーを取り付けた作用槽を本体に固定します

10 ページ）

長時間霧化用カバー（NEB-LMCC-78）
送風口※送風口キャップで送風口がふさがっていない
ことを確認してください。

送風口キャップ

119

吸入方法（別売品を使用する）
2

補液セット（NE-U10-11）

補液ボトルに薬液を入れます

3 補液ボトルのキャップ内側にパッキンが入っていることを確認し、

補液ボトル

2

しっかりキャップを閉めます※しっかり閉められず、キャップから空気が入ると、補液ボトルの液がこぼれます。

5

キャップ

補液パイプ部

4 長時間霧化用カバーの補液パイプ部のキャップを外し、補液セットのチューブを接続します

4補液パイプ部
キャップ

必ずお読みください

チューブ

風量調節
レバー

3

以下の 3 点を確認してください。
製品について• 補液ボトルのキャップのパッキンがなくなっていないか• そのパッキンに傷や汚れが付着していないか• チューブ類に緩みや差し込み不足がないか
緩みがあると、そこから薬液が漏れ本体の動作不良を引き起こす可能性があります。

使い方

5 補液ボトルを点滴台など適切なところにかけます

お手入れなど※チューブが折れ曲がっていないことを確認してください。折れ曲がっていると薬液が供給されません。チューブが長い場合は適切な長さに切断してください。

以降の操作は「吸入前の準備」の手順 3 の２～を参照してください。
（
13 ページ）※長時間使用しているとホース内に薬液がたまり、噴霧量が低下します。その場合はホース内にたまった薬液を排出してください。

風量調節レバーのつまみを縦にすると
「閉」、
横にすると
「開」
になります。
「閉」「開」

仕様／保証など

タイマーを「連続」にセットし、霧を見ながら風量をお好みで調節してください。風量調節レバーを開閉することでも風量を調節することができます。

20

お手入れ
各部品のお手入れ
警告
部品の組み立て時は、薬液・霧の通る部分は直接手で触らないでください。
• 感染の原因になります。

コンセントに電源プラグを差した状態で振動子に触れないでください。

禁止• 感電やけがの原因になります。

1

電源スイッチを「OFF」にして、電源コードを本体とコンセント
から抜きます2 本体から耐熱吸気ホース、マウス
ピース、吸入マスクなどを外します

3 本体から作用槽を取り外します

21

①
②

お手入れ
4 作用槽から霧化セットを取り外し、分解します
5 残った薬液、作用槽の水を捨てます
必ずお読みください

6 作用槽からハンドルカバーを取り外します

ハンドルカバー

送風ファンカバー

送風ファンカバー、エアフィルタ
ケースを取り外し、ファンを取り出します

エアフィルタケース

お手入れなど8 各部品を洗浄、消毒します

汚れは水洗いするか中性洗剤で洗ってください。中性洗剤で洗った場合は水でよくすすいでください。

ファン
ファン取付軸仕様／保証など

洗浄、消毒後は速やかに乾燥させてください。
26 ページ）
消毒方法は、「部品の消毒」（
を参照してください。
ファン取付軸に薬液が付着している場合は、取り除いてください。
エアフィルタは洗浄、消毒できません。
フィルタケースから取り外してください。
振動子は大変壊れやすく、傷がつくと噴霧しなくなる場合があります。
お手入れは柔らかい布などで軽く拭き取るだ
けにしてください。

使い方

7

製品について※ハンドルカバーを取り付けたまま洗浄、消毒す
ると、完全に乾燥できず、雑菌が繁殖する原因になります。

振動子

22

お手入れ
9 ファン、エアフィルタケースおよび送風ファンカバーを元に戻します
ファンを取り付けるときは、ファン取付軸に最後までしっかりとセットしてください。

10 作用槽を本体に戻します
本体のお手入れ本体の汚れは、水か消毒用アルコールで湿らせて軽く絞った布で拭いてください。
※本体をベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品で拭かないでください。
※風路に薬液が付着しているときはきれいに拭き取ってください。
※本体接点 A については、下記「接点のお手入れ」を参照してください。

警告
本体を水洗いしたり、電源部分に水などをかけないでください。
• 漏電、感電する恐れがあります。

水ぬれ禁止

接点のお手入れ●接点の清掃本体側

本体側に 1 か所、作用槽側に 3 か所の計 4 か所にある金属の接点を清掃してください。清掃するときは消毒用アルコールを含ませた柔らかい布で拭いてください。

本体接点 A●接点周辺の清掃
接点周辺に噴霧時の薬液が付着しているときや洗浄時の水滴が残っているときは拭き取ってく
ださい。

OK

NG

接触面

汚れ

作用槽側

注意
本体接点 A、作用槽接点に汚れがないことを確認してください。
• 正常に噴霧せず症状悪化の原因になります。

必ず守る

作用槽接点

23

お手入れ
エアフィルタ・保護フィルタの点検
噴霧時間が約 100 時間を超えると、「エラー報知 LED」の「エアフィルタ・保護フィルタを点検してください。

フィルター点検」が点滅します。

※エアフィルタ・保護フィルタは空気中の埃を防ぐことが目的であり、蒸気や薬液などを防ぐものではありません。近くに蒸気や薬液を発生させる機器を置いてご使用の場合は、フィルタの劣化が早くなることがあります。こまめにフィルタの確認をしてください。

1

①

1
②

2 薬剤槽カバーを回し、送風ファン
カバーとの接続部をずらします

必ずお読みください

電源スイッチを「OFF」にして、電源コードを本体とコンセント
から抜きます2

製品について

送風ファンカバー使い方

3 送風ファンカバーを取り外します
4 エアフィルタケースを取り外し、
エアフィルタに汚れがないかを汚れがひどい場合は、新しいエアフィルタに交換してください。

3

お手入れなど確認します4

5 エアフィルタケース、送風ファン
カバーを元に戻し、薬剤槽カバーと送風ファンカバーの接続部を合わせます

6仕様／保証など

6 保護フィルタに汚れがないか確認
します
汚れがひどい場合は、新しい保護フィルタに交換してください。

24

お手入れ
7 電源コードを本体とコンセントに接続し、電源スイッチを「ON」にして、リセットボタンを 2 秒間押します「

フィルター点検」が消灯します。

※「
フィルター点検」が点滅していないときにエアフィルタの点検または交換を行った場
合も、リセットボタンを２秒間押すことで内部のタイマーをリセットすることができます。

25

消

毒

本体の消毒
● E.O.G.（エチレンオキサイド）滅菌について
作用槽以外の部品と本体は E.O.G. 滅菌できます。作用槽を E.O.G. 滅菌しないでください。
滅菌器の取扱説明書を参照し、詳細は E.O.G. 滅菌器メーカーとご相談ください。
※ネブライザの各ゴム部品やプラスチック部品には、エチレンオキサイドガスが残留・残存します。滅菌後は、E.O.G. 滅菌器メーカーとご相談の上、人体に安全なレベルまで十分エアーレーション（空気置換）を行ってください。

本体のみ過酸化水素低温プラズマ滅菌ができます。作用槽およびその他の部品を過酸化水素低温プラ
ズマ滅菌しないでください。
滅菌器の取扱説明書、取扱注意事項を参照してください。

部品の消毒
洗浄、消毒した部品は十分に乾燥させてから組み立て、汚染しないように清潔な場所に保管してください。
• 雑菌が繁殖し、症状悪化や感染の原因になります。

必ず守る

各消毒方法には、できる部品とできない部品があります。
「消毒表」（

製品について警告

必ずお読みください●過酸化水素低温プラズマ滅菌について

27 ページ）を参照してください。

●煮沸消毒について※パーツにより経年にて多少変色することがありますが、物性上問題はありません。

使い方

煮沸浸漬時間は、一般的に 10 ～ 30 分程度が目安です。

●薬液消毒について消毒液の浸け置き時間は消毒液の種類により異なりますが、一般的に 30 〜 60 分以上となっ ［使用できる代表的な消毒液］
・消毒用エタノールています。
※浸け置き後は十分に水洗いし、速やかに乾燥させます。感染がないよう保管にもご注意ください。

お手入れなど消毒液によって殺菌・消毒の対象となる菌が異なります。殺菌・消毒については各種消毒液の取扱説
明書、注意事項に従ってください。消毒液によっては、アレルギーを引き起こす可能性があります。

・次亜塩素酸ナトリウム：ミルトン（0.1 ％）、ピューラッ
クス（0.1 ％）（他同等品）
・塩化ベンザルコニウム：オスバン（0.1 ％）●オートクレーブについて
滅菌器の取扱説明書、取扱注意事項を参照してください。

仕様／保証など※着色された消毒液（ヒビテンなど）を使用すると、 ・クロルヘキシジン：ヒビテン（0.5 ％）、マスキン（0.5 ％）パーツにより経年にて多少変色することがありま ・両性界面活性剤：テゴー 51（0.2 ％）（他同等品）
すが、物性上問題はありません。

オートクレーブは、121 ℃の温度で 15 分間行ってください。
※滅菌器のヒーター部分およびヒーターに接している金属部分に部品が接触しないようにご注意ください。
ヒーター部分は高熱のため、接触すると部品が溶けたり変形する原因になります。
※パーツにより経年にて多少変色することがありますが、物性上問題はありません。

26

消

毒

●消毒表
26 ページ）を各部品は、次の方法で消毒することができます。本体については、「本体の消毒」（
確認してください。殺菌・消毒については各種消毒液の取扱説明書、注意事項に従ってください。
※材質は記号で記入しています。
ABS（アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂） PPS（ポリフェニレンサルファイド樹脂） PE（ポリエチレン樹脂）
PC（ポリカーボネート樹脂） PMP（ポリメチルペンテン）PP（ポリプロピレン樹脂） PS（ポリスチレン樹脂）
PVC（ポリ塩化ビニール系樹脂） TPE（熱可塑性エラストマ―）

○：可
部品

材質

型式

煮沸消毒

薬液消毒

オート
クレーブ

NE-U12-1

×

〇

×

薬剤槽

PP

薬剤槽カバー（パッキン付）薬剤槽カバー ：PMP
パッキン ：シリコンゴム

NEB-MCC-78

〇

〇

〇

薬剤槽受け

PP

NEB-MCH-78

×

〇

×

作用槽

※ハンドルカバーを分解して消毒します。

作用槽：ABS/PPS
ハンドルカバー ：ABS

NEB-RWT-78J2

×

〇

×

送風ファンカバーABS

NEB-ADC-78

×

〇

×

ファン

PP

NE-U17-11

×〇×

エアフィルタケース

PP

NEB-AFS-78

×

〇

×

エアフィルタPS

NE-U17-4P2

×

×

×

保護フィルタケース

ABS

NEB-PFS-78

×

〇

×

保護フィルタPS

NEB-PF-78

××

×

マウスピース（逆止弁付き）PP

NEB-MPS-78
NEB-MPSS-78

〇

〇

〇

* 耐熱性の PP（ポリプロピレン樹脂）であるため可能

27

×：不可

*

消
部品

材質

型式

毒

煮沸消毒

薬液消毒

オート
クレーブ

〇

〇

〇

〇

〇

〇

吸入マスク：TPE
ひも：ゴム

NEB-MSIL-78
NEB-MSILS-78

吸入マスク：TPE
ひも：ゴム

NEB-MSIS-78
NEB-MSISS-78

ノーズピース（ソフト）

TPE

NEB-NPS-78
NEB-NPSS-78

〇

〇

〇

耐熱吸気ホース
M、L カフス付、
カフスなし

ホース：TPE
カフス：TPE

NEB-HS-L70
NEB-HS-L15
NEB-HS2-L70
NEB-HS2-L15

〇

〇

〇

ディスポホース
30 ｍ（使い捨てタイプ）

PP/EVA

NEB-DHS2-L300

×

〇

×

小容量霧化アダプタ

PMP

NEB-SCUP-78

〇

〇

〇

長時間霧化用カバー

カバー部：PMP
キャップ部：シリコンゴム
パッキン：シリコンゴム

NEB-LMCC-78

〇

〇

〇

補液セット

ボトル ：PP
パッキン：シリコンゴム
チューブ：シリコンゴム
金具：ステンレス

NE-U10-11

×

〇

×

PMP

NE-U17-13P2

〇

〇

吸入マスク
（大）

吸入マスク
（小）

使い方
お手入れなど〇（金具は消毒不可）

製品について保（ひもは消毒不可） （ひもは消毒不可） （ひもは消毒不可）

必ずお読みください

コネクタ（ひもは消毒不可） （ひもは消毒不可） （ひもは消毒不可）

管

直射日光のあたるところ、高温、多湿、ほこりの多いところ、水のかかりやすいところ、振動や衝撃などが加わりやすいところには保管しないでください。

仕様／保証など部品を十分に乾燥させて保管してください。
保管に際しては、感染には十分ご注意ください。

28

故障かな？と思ったら
現

象

点検箇所

処置方法

電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？

正しくコンセントに差し込んでください。
（
13 ページ）

作用槽内の水が不足して「エラー報知 LED」の「作用槽水位低下」が点灯していませんか？

適正水位の範囲に水を入れてください。
（
11 ページ）

薬剤槽、作用槽が正しくセットされていますか？

正しくセットしてください。

送風ファンカバーが開いていませんか？

確実に閉めてください。

ファンがセットされていますか？

正しくセットしてください。

薬剤槽の薬液が多すぎませんか？

薬液の量を 150 mL 以下に減らしてください。
（
11 ページ）

作用槽に蒸留水または精製水を入れていませんか？

水道水を入れてください。

本体接点 A、作用槽接点が汚れていませんか？

消毒用アルコールで湿らせて軽く絞った布で汚れを拭いてください。

耐熱吸気ホースがたわんで内部に薬液がたまっていませんか？

耐熱吸気ホースのたわみを直し、たまっている薬液を排出してください。

薬剤槽の薬液が少なすぎませんか？

薬液の量を 10 mL 以上に増やしてください。
（
11 ページ）

薬剤槽が破損・変形していませんか？

新しい薬剤槽に交換してください。

噴霧量が少ない

薬剤槽の薬液が多すぎませんか？

薬液の量を 150 mL 以下に減らしてください。
（
11 ページ）

霧化能力の低下

霧化量または風量の設定値が低くなっていません
か？

電源 LED が点灯
しない

噴霧しない

噴霧が不安定エラー報知 LED

12 ページ）（23 ページ）（14 ページ）

室温・水温が低くありませんか？

作用槽の水を 26 ℃程度の水に交換してください。

薬剤槽が汚れていませんか？

洗浄、消毒してください。汚れが落ちない場合は、新しい薬剤槽に交換してください。
（
22、27 ページ）

薬剤槽の薬液が多すぎませんか？

薬液の量を 150 mL 以下に減らしてください。
（
11 ページ）

薬液が 150 mL で風量・霧化量ともに最大レベルになっていませんか？
現

設定値を高くしてください。

（

象

霧化量を調節してください。

点検箇所

（

14 ページ）

処置方法

作用槽の水位が低下しています。

適正水位の範囲に水を入れてください。
（
11 ページ）

薬剤槽カバーが開いています。
が点灯

確実に閉めてください。
（

旧型式「NEB-RWT-78」の作用槽（底の色がグレー）がセットされていませんか？

旧型式との違いは、別紙「ご案内」または本書 37 ページを参照してください。

が点灯

送風ファンカバーが開いています。

確実に閉めてください。

が点滅

エアフィルタ・保護フィルタを点検してく
エアフィルタ・保護フィルタの点検時 ださい。
汚れがひどい場 合は、 新しいエアフィ期です。
（約 100 時間の噴霧でお知らせします。） ルタ・保護フィルタに交換してください。
（
24 ページ）

が点灯

E1 表示

本体内部のファンが停止しています。

E3 表示

本体内部のソフトウェアに異常が発生しています。

E4 表示

本体内部の発振回路がショートしています。

E5 表示

本体と作用槽が接触していません。

12 ページ）

電源プラグを抜き、本体に「故障中」の表 示をして、 オムロン お 客 様 サービス
センターへ連絡してください。
（
35 ページ）

作用槽を一度抜き、作用槽接点の接触面を消毒用アルコールを含ませた柔らかい
布でしっかり拭いてください。

※上記の方法でも正常に動作しない場合は、内部機構に触らずにオムロンお客様サービスセンターに修理を依頼してください。

29

仕
仕

様

様

販売名

オムロン 超音波式ネブライザ NE-U780

医療機器届出番号

26B1X10002000039

類

機械器具 76 医療用吸入器

別

一般的名称

超音波ネブライザ

医療機器分類

一般医療機器販売商品コード

NE-U780-J2

電AC100 - 240 V 50/60 Hz

源

3.15 A（遅延型）

超音波発振周波数

約 1.63 MHz

噴霧能力

3 mL ／分（風量 10、霧化量 10 設定時）  0.5 mL ／分（風量 1、霧化量 1 設定時）*

噴霧粒子径

MMAD 約 6.0 μ m（EN13544-1 に準拠）**

送風量

最大 17 L ／分

作用槽適正水量

約 450 mL

薬剤槽容量

最大 150 mL

噴霧可能容量10 ～ 150 mL（別売の小容量霧化アダプタ使用時：2 ～ 12 mL）

IP 保護等級

IP20

作動モード

連続作動（運転）動作音

40 dB 以下（社内測定方法による、エラー時を除く）

寸法

幅 約 295 × 高さ 約 219 × 奥行き 約 196 mm

質量約 2.3 kg

使用環境条件＋ 10 ～ ＋ 40 ℃／ 25 ～ 85 % RH（結露なきこと）／ 700 ～ 1060 hPa

保管環境条件－ 20 ～ ＋ 60 ℃／ 10 ～ 95 % RH（結露なきこと）／ 700 ～ 1060 hPa

電撃保護

クラス I 機器装着部の分類

BF 形装着部

付属品

作用槽、薬剤槽カバー、薬剤槽受け、耐熱吸気ホース M（70 cm）カフス付、マウスピース、使い方

ヒューズ定格値

製品について65 - 85 VA
必ずお読みください

消費電力

吸入マスク（大）、薬剤槽 2 個、専用電源コード、取扱説明書（品質保証書付）、クイック
製造販売元

オムロン ヘルスケア株式会社
電話：0120-84-6606（オムロンお客様サービスセンター）* 26 ℃の生理食塩水 30 mL を、室温 23 ℃、作用槽の水温 26 ℃で耐熱吸気ホース M のみ接続した状態で測定した社内データの代表値

お手入れなどガイドシール**NaF 水溶液 30 mL を用いて測定した社内データの代表値（Marple Type, Series 298X にて測定）※作動モードは JIS T0601-1 による分類です。
※ IP 保護等級とは、IEC（国際電気標準会議）60529 によって規定された本体による保護構造を等級分類するものです。
本製品は、指などの直径 12.5 mm 以上の固形物に対して保護されています。

仕様／保証など※改良のため、仕様および外観を予告なく変更することがあります。
※薬液は残液として薬剤槽に残ります。小容量霧化アダプタ使用時 約 2 mL 、小容量霧化アダプタを使用しない時は約 10 mL
が残液となる場合があります。残液量は使用する薬液や、風量／霧化量調節によって異なります。
※噴霧能力は、薬液の種類、使用する付属品、温度や湿度などの使用環境、吸入する患者の呼吸動作によって変化します。
※ノーズピース使用時は噴霧能力が低下します。

製品に表示されているシンボルの意味
BF 形装着部

医療機器の安全性が保たれる温度の範囲を示します。

安全にお使いいただくため、取扱説明書を必ずお読みください。

医療機器の安全性が保たれる湿度の範囲を示します。

30

製造者による宣言
表２- イミュニティ試験レベル

電磁環境適合性（EMC）に関する重要情報

PC や携帯電話などの電子機器の数が多くなるに伴い、使用中の医療機器は他の機器からの電磁干渉の影響を受けやすくなる可能性があります。電磁干渉によって医療機器を誤動作させ、潜在的に危険な状況を作る恐れがあります。医療機器も他の機器を干渉すべきではありません。

イミュニティ試験項⽬

危険な製品状況を防ぐことを目的として EMC（電磁環境適合性）の要件規定のため、IEC 60601-1-2:2014 ＋ A1:2020 規格が施行されました。この規格
では、電磁干渉に対する耐性のレベルのほか、医療機器に対する電磁放射の最高レベルも定義しています。
オムロン ヘルスケア株式会社が製造した本医療機器は、耐性と放射の両方に関して IEC 60601-1-2:2014 ＋ A1:2020 規格に準拠しています。
それでもなお、特別な予防措置を講じる必要があります。
• 医療機器の近くで携帯電話や他の機器を使用しないでください。使用によって、電場や電磁場を発生させます。これによって機器を誤動作させ、潜在的に危険な状況を作る恐れがあります。距離が近い場合、機器が正しく動作するかを確認してください。

NE-U780 は以下に指定した電磁環境内での使用を意図しています。
使用者は、そのような環境内で NE-U780 が使用されることを確認してください。

適⽤規格

イミュニティ試験レベル

静電気放電

IEC 61000-4-2± 8 kV 接触± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV 気中
外装ポート

RF ワイヤレス通信機器
からの近接電磁界IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz 〜 2.7 GHz
1 kHz で 80 % AM
外装ポート

RF ワイヤレス通信機器
からの近接電磁界IEC 61000-4-3

表３参照

電気的⾼速過渡現象 /バースト

IEC 61000-4-4± 2 kV for Input a.c. power port
100 kHz 繰返し周波数

サージ
ライン間

IEC 61000-4-5± 0.5kV, ± 1 kV
交流⼊⼒電源ポート

サージ
ラインー接地間IEC 61000-4-5± 0.5kV, ± 1 kV, ± 2 kV
交流⼊⼒電源ポート

RF 電磁界によって誘導される伝導妨害IEC 61000-4-6

3 Vrms150 kHz 〜 80 MHz
150 kHz 〜 80 MHz の間の ISM 帯域内
で６Vrms1 kHz で 80 % AM

定格電⼒周波数磁界IEC 61000-4-8

30 A/m50 Hz ⼜は 60 Hz
外装ポート

表 1 － ガイダンス及び製造業者による宣⾔ － 電磁エミッション
エミッション試験

適⽤規格

適合性

伝導性／放射性 RF エミッション

CISPR 11

グループ 1, クラス A

電圧変動／フリッカ

IEC 61000-3-3

適⽤

0 % UT ; 0.5 サイクル
At 0°,45°,90°,135°,180°,225°,
270°及び 315° 交流⼊⼒電源ポート

NE-U780 のエミッション特性は、家庭用の施設及び住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設を除くすべての施設での使用（CISPR11 クラス A）に適しています。
一般的に、家庭用の施設及び住居用に使用する目的の建造物に給電する低電
圧電力系統に直接接続する施設で使用（CISPR11 クラス B）する場合は、携帯電話などの無線周波数通信サービスに対して適切に保護できない可能性があります。

電圧デイップIEC 61000-4-11

短時間停電

IEC 61000-4-11

0 % UT ; 250/300 cycle
交流⼊⼒電源ポート

近接磁界

IEC61000-4-39

134.2 kHz（2.1 kHz パルス変調）65 A/m
13.56 MHz（50 kHz パルス変調）7.5 A/m

0 % UT ; 1 サイクル
and
70 % UT ; 25/30 cycles
単相 位相⾓ 0°
交流⼊⼒電源ポート

備考：UT は、試験レベルを加える前の、交流電源電圧である。

表 3 – RF 無線通信機器に対する外装ポートイミュニティ試験仕様
試験周波数
(MHz)

帯域
(MHz)

385

380 ～ 390TETRA 400450

430 ～ 470

最⼤電⼒
(W)

距離
(m)

イミュニティ試験レベル
(V/m)

パルス変調
18 Hz

1.8

0.3

27

GMRS 460,
FRS 460

FM
土 5 kHz 偏差1 kHz 正弦

2

0.3

28

704 ～ 787

LTE 帯域 13, 17

パルス変調
217 Hz

0.2

0.3

9

800 ～ 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,CDMA 850,
LTE 帯域 5

パルス変調
18 Hz

2

0.3

28

1427.9 ～1510.9

UMTS
LTE( ※日本固有の携帯電話周波数による )パルス変調
21 MHz

0.25

0.3

10

1700 ～ 1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE 帯域 1, 3,
4, 25; UMTS

パルス変調
217 Hz2

0.3

282400 ～ 2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n ,RFID 2450,
LTE 帯域 7

パルス変調
217 Hz20.3

285100 ～ 5800

WLAN 802.11
a/n

パルス変調
217 Hz

0.2

0.3

9

サービス

変調

710
745
780
810
870
930

1457.9

1720
1845
1970

2450

5240
5500
5785

31

別売品一覧
次の別売品をご用意しています。
別売品のお求めは、オムロンお客様サービスセンター（

35 ページ）までお問い合わせください。

※材質は記号で記入しています。
ABS（アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂） PPS（ポリフェニレンサルファイド樹脂） PE（ポリエチレン樹脂）
PC（ポリカーボネート樹脂） PMP（ポリメチルペンテン）PP（ポリプロピレン樹脂） PS（ポリスチレン樹脂）
PVC（ポリ塩化ビニール系樹脂） TPE（熱可塑性エラストマ―） TPC（エステル系熱可塑性エラストマー）
イメージ図

②

③

型式

霧化セット
左図①＋②＋③＋④

PMP/PP/
シリコンゴムNEB-NZU-78

薬剤槽カバー
左図①＋②

PMP/
シリコンゴム

NEB-MCC-78

パッキン
左図②

シリコンゴムNEB-SP-78

薬剤槽【5個入り】
左図③

PP

NE-U12-1

薬剤槽受け
左図④

PP

NEB-MCH-78

パッキン付。

超音波振動を伝えるためのものです（破損や変形があると霧化しないことがあります。
ていねいにお取り扱いください）。

ハンドルカバー付。
「NE-RWT-78J2」の底の色はブルーです。
※この作用槽は、本製品NE-U780-J2専用です。旧作用槽との違いは、別紙「ご案内」
または本書37ページを参照して
ください。

作用槽

ABS/PPS

ハンドルカバーABS

NEB-HC-78

送風ファンカバーABS

NEB-ADC-78

ファン

PP

NE-U17-11

エアフィルタセット

PP/PS

NEB-AFS-78

空気中のほこりなどを防ぎます。

エアフィルタ
【5個入り】

PS

NE-U17-4P2

空気中のほこりなどを防ぎます。

保護フィルタセット

ABS/PS

NEB-PFS-78

空気中のほこりなどを防ぎます。

保護フィルタ
【5個入り】PS

NEB-PF-78

空気中のほこりなどを防ぎます。

使い方

NEB-RWT-78J2

備考

製品について④材質

必ずお読みください①

部品名

作用槽のハンドルカバー。
お手入れなど仕様／保証など

32

別売品一覧
イメージ図

部品名

材質

型式

専用電源コードPVC

NE-U12-28

ホースホルダーTPC

NEB-HH-78

マウスピース（逆止弁付き）【5個入り】

PP

NEB-MPSS-78

マウスピース（逆止弁付き）PP

NEB-MPS-78

吸入マスク
（大）
【3個入り】

TPE/ゴム

NEB-MSILS-78

吸入マスク
（大）

TPE/ゴム

NEB-MSIL-78

吸入マスク
（小）
【3個入り】

TPE/ゴム

NEB-MSISS-78

吸入マスク
（小）

TPE/ゴム

NEB-MSIS-78

ノーズピース（ソフト）（BF 形装着部）【20個入り】

TPE

NEB-NPSS-78

ノーズピース（ソフト）（BF 形装着部）【5個入り】TPE

NEB-NPS-78

耐熱吸気ホース M（70 cm）
カフス付

TPE

NEB-HS-L70

耐熱吸気ホース M（70 cm）
カフスなし

TPE

NEB-HS2-L70

耐熱吸気ホース L（150 cm）
カフス付

TPE

NEB-HS-L15

耐熱吸気ホース L（150 cm）
カフスなし

TPE

NEB-HS2-L15

耐熱カフス

TPE

NEB-CF-78

ディスポホース
30 ｍ（使い捨てタイプ）

PP/EVA

コード長約2 m。

口にくわえて吸入を行います。

固定ゴムひも付。
口と鼻との同時吸入ができます。

固定ゴムひも付。
口と鼻との同時吸入ができます。

鼻から吸入を行います。

耐熱カフス

33

備考

NEB-DHS2-L300

別売品一覧
イメージ図

部品名

材質

型式

備考

PMP

NEB-SCUP-78

12 mL以下の薬液の霧化時に使用します。

長時間霧化用カバー

PMP/
シリコンゴムNEB-LMCC-78

連続霧化時に使用します。補液セット（NE-U10-11）と一緒に使用します。

長時間霧化カバー用
キャップ

シリコンゴムNEB-CAP-78

長時間霧化用カバー（NEB-LMCC-78）のキャップです。

補液セット

PP/シリコンゴム/
ステンレス

NE-U10-11

薬槽内の薬液を一定量に保つために補液を行います。長時間の加湿や吸入時に使用します。

PMP

NE-U17-13P2

架台

ステンレス

NEB-CART-78

ベッドサイドで吸入する場合や移動が多い場合、補液するときに便利です。

※本体付属の場合を含め、別売品は全て消耗部品です。

製品についてコネクタ

オムロン超音波式ネブライザNE-U17（本体とマウスピース）に、NE-U780
ネブライザ用ホースをご利用になる際に使用します。

必ずお読みください

小容量霧化アダプタ

使い方
お手入れなど仕様／保証など

34

お問い合わせ先故障かな？と思ったら「故障かな？と思ったら」をもう一度確認してください。（
29 ページ）
それでも解決できなかった場合は、下記のお客様サービスセンターにお問い合わせください。

製品のお問い合わせ、別売品や消耗品のご注文、修理のご依頼はオムロン ヘルスケア お客様サポート

https://www.healthcare.omron.co.jp/support/

オムロン お客様サービスセンターTEL 0120-84-6606（通話料無料） FAX 0120 -10 -1625（通信料無料）
受付時間 9：00 ～17：00（年末年始を除く）〒515-8503 三重県松阪市久保町1855 -370 ※都合により、お休みや受付時間の変更をさせていただく場合があります。

35

日常点検チェックシート
日常点検チェックシート
点検日：

年

月

日 （

）

点

検

機種：NE-U780

者：

設置場所：
承認日：

年

月

日 （

）

機能管理責任者：

製造番号：
総合判定：

合・否

最終承認：

合・否

1. 外観点検判

定

外装

エアフィルタに汚れのないこと。
保護フィルタに汚れのないこと。

合・否

ファンに汚れがなく、洗浄されていること。

必ずお読みください

機能上問題のある傷や汚れがないこと。
本体接点の接触面に汚れがないこと。

作用槽に損傷がなく、消毒用アルコール等で清拭されていること。
電源コードの破損、異常がないこと。
損傷、薬液付着がなく、洗浄・消毒・乾燥がされていること。

合・否

耐熱吸気ホース

損傷、薬液付着がなく、洗浄・消毒・乾燥がされていること。

合・否

マウスピース

損傷、薬液付着がなく、洗浄・消毒・乾燥がされていること。

合・否

吸入マスク

損傷、薬液付着がなく、洗浄・消毒・乾燥がされていること。

合・否

2. 機能点検判

定

電源スイッチが正しく機能すること。

合・否

動作・ファン

本体に異音がないこと。（噴霧状態で確認する）

合・否

LCD 表示欠けのないこと。
電源スイッチを「ON」にすると、「エラー報知 LED」が全点灯すること。

使い方

電源スイッチ

表示部

製品について霧化セット

合・否

風量・霧化量等各機能ボタンが正しく機能すること。

合・否

タイマー

タイマー：3 分± 10 秒（噴霧量測定時、確認）

合・否

エラー箇所が表示され、ブザーが鳴動すること。

お手入れなど風量・霧化量変化

1. 作用槽に水を入れない時、
エラー表示すること。
（作用槽水位低下エラー点灯）
エラー表示

2. 薬剤槽カバーを外すと、エラー表示すること。（薬剤槽カバーエラー点灯）
3. ファンカバーを外すと、エラー表示すること。（ファンカバーエラー点灯）

合・否仕様／保証など

4. スタート／ストップボタンを押してブザーが鳴り、再度スタート／ストップ
ボタンを押して鳴りやむこと。
1. 薬剤槽に水道水を 30 mL 入れる。（水温：26 ± 1 ℃）
2. 質量（吸気ホース、薬剤槽カバー、薬剤槽受け）を測定後、本体にセットする。
3. 霧化量と風量を 10（最大）に設定する。
噴霧量（規格値：7.5 ～ 10.5 mL） 4. タイマーを３分に設定し、噴霧させる。

合・否

5. 噴霧後の質量を再び測定し、噴霧前と噴霧後の質量の差を確認する。
6. 噴霧前質量－噴霧後質量の結果が規格値以内であること。

36

ご案内

製品リニューアルに伴うお知らせ（作用槽購入時のご注意）• 本製品の作用槽は「NEB-RWT-78J2」です。本製品の作用槽は、旧製品の本体に誤って取り付けできな
い構造になっています。
旧製品と併用している場合は、下の表を参考に本体に合ったものをお求めください。
• 対応作用槽の型式が記載されたシールを本体に貼っています。お問合せ・ご購入の際はその型式をお知らせください。

作用槽の違い底の色が異なります

旧製品（NE-U780）

本製品（NE-U780-J2）

型式：NEB-RWT-78

型式：NEB-RWT-78J2

グレー

ブルー

本体の違い
白のみ

ブルー

底の色が
異なります

本体ラベルの違い「販売商品コード」表記なし「販売商品コード」表記あり

作用槽型式の表記なし

作用槽型式の表記あり

ラベルが
異なります

作用槽型式の確認ラベル37安全事項説明記録

製造番号
設置年月日

所

在

地 〒

内線番号

装

置

名

室

名

電話番号

説明者所属
安全事項説明内容（具体的に記入）

1. 操作者および保守管理責任者へのお願い
免責事項の説明

保守管理責任者
お名前

認印

操 作 者
お 名 前

説 明 者
氏

名

認印

製品について2. 安全上のご注意
2 〜 5 ページの全ての説明

FAX 番号
必ずお読みください

説 明
年月日

FAX 番号

電話番号

お客様名称

使い方
お手入れなど仕様／保証など

38

保証規定
1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後 1 年以内に故障した場合には無償にて修理、また故障内容や製品によっては、交換あるいは他機種との交換をいたします。
2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターまたはご購入の販売店にご連絡ください。
3. 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
（ニ）品質保証書の提示がない場合。
（ホ）品質保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合、または販売店で発行されたお買い上げを証明するものがない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
（ヘ）消耗部品。
（ト）故障の原因が本製品以外に起因する場合。
（チ）その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
4. 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 修理対応期間は製造打ち切り後 8 年となります。

品

質

保

証

書

このたびは、オムロン製品をお買い求めいただきありがとうございました。製品は厳重な検査を行い高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償にて修理、また故障内容や製品によっては、交換あるいは他機種との交換をいたします。
※製品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。

This warranty is valid only in Japan.

販売商品コード NE-U780-J2※以下のいずれかを必ず行ってください。
・販売店で以下に記入、捺印していただく。
・販売店で発行されたお買い上げを証明するもの（レシートやシールでも可）を本品質保証書に貼付または保管い
ただく。
お買い上げ店名

印
お買い上げ年月日

年

月

日

製造販売元

〒 617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地

3298066-4A