データシート

Trimble X7

3Dレーザスキャニングシステム

新技術により、シンプルな導入と効率性の向上を可能にし、現場に自信を与えるハイスピード3Dレーザ
スキャニングシステム
シンプル
すべてのユーザのための信頼できる現場ワークフロー►► Trimble Perspectiveソフトウェアでスキャンデータを直感的に操作、管理、表示、検証►► Trimble® VISION™ テクノロジを使用して素早く画像を撮影►► 小型軽量で持ち運びが容易►►

スマート
信頼性の高いデータ収集のための画期的な技術革新►► 新しいTrimble X-Drive偏差システムによる自動キャリブレーシ
ョンがスキャン精度を常に正確に保ち、キャリブレーションサービスのためのダウンタイムを削減►► Trimble Registration Assistの自動合成、調整、レポート により現場作業も安心►► 自動化された測量グレードのセルフレベリング►►

プロフェッショナル
信頼できるIP55規格と業界に先駆けた２年間の標準保証►► 高感度タイム・オブ・フライトEDMにより暗い表面や反射面も着実にキャプチャ►► タブレットやワンボタンでのワークフローによる柔軟な操作►► Trimbleソフトウェアと他社製ソフトウェアとのデータを統合►►さらに詳しく見る: geospatial.trimble.com/X7

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKSデータシート

システム概要Trimble X7

サーボドライブ/スキャニングミラー、統合イメージング、自動キャリブレーション、自動合成技術、測量グレードの自動整準を組み合わせた高速3Dレーザスキャナー

Trimble Perspective

スキャナーコントロール、3Dデータの視覚化・処理に適した使いやすいソフトウェア 。自動インフィールド合成、注釈、測定などを備えた機能

スキャン性能全般
スキャニングEDMレーザクラス

レーザクラス1、IEC EN60825-1に準拠し目に安全

レーザ波長1550nm、不可視光源

視界

360° x 282°

スキャン時間

画像あり最速2分34秒、画像なし1分34秒

スキャン速度

500kHz未満

測距
測距原理

高速、電子タイム・オブ・フライト測距

測距ノイズ12
60 mで3 mm未満（反射率80%）

測定距離30.6 m～80 m

高感度モード暗い表面（アスファルト）や反射面（ステンレススチール）

スキャニング精度
検証

自動キャリブレーションによる耐用期間を通じた保証

測距精度

2 mm

測角精度

21"

3Dポイント精度1, 52.4 mm @ 10 m, 3.5 mm @ 20 m, 6.0 mm @ 40 m

11, 5

スキャンパラメータ
所要時間（分）424715

スキャンモード

間隔（MM）@ 10 M

間隔（MM）@ 35 M

間隔（MM）@ 50 M

ポイントの数（MPTS）

最大ファイル
サイズ（MB）

標準

11405712160

標準5182658420

高感度9334717190

標準41218125760

高感度6213042330

高感度41319109710

イメージング性能
センサ

3同軸、キャリブレート済み10 MPカメラ

解像度

各画像で3840 x 2746ピクセル

RAW画像撮影

高速 1分 - 15画像 - 158MP
高品質 2分 - 30画像 - 316MP

設定

自動露出
自動ホワイトバランス補正、屋内外プリセット

自動レベル補正タイプ

自動整準、オンオフ選択可能範囲± 5°（測量グレード）、± 45°（コース）上下方向± 5°（測量グレード）

測量グレード精度< 3” = 0.3 mm @ 20 m

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKSTrimble X7 3Dレーザスキャニングシステム
自動キャリブレーション
内蔵キャリブレーションシステム

ユーザ操作や目標を必要としない測距・測角システム全自動キャリブレーション

測角キャリブレーション

コリメーションエラー
（水平、鉛直、または視準軸のずれなど）に補正を適用

測距キャリブレーション

距離補正を反射率と測距に適用

スマートキャリブレーション

最適な性能を引き出すために:環境温度、周囲の明るさ、振動、機器温度、鉛直速度を監視

TRIMBLE REGISTRATION ASSIST
慣性ナビゲーションシステム

IMUが機器の位置、向き、動きを追跡

自動合成

最近のスキャンまたは予め選択されたスキャンと自動的にスキャン方向および位置合わ
せ手動合成

手動位置合わせまたは画面分割

視覚的チェック

品質保証のためのダイナミック2D・3D表示

調整

自動合成調整合成レポートプロジェクトと測点の平均誤差、重複、一貫性の結果をレポート

一般仕様
質量および外寸機器（バッテリ込み）

5.8 kg

内部バッテリ

0.35 kg

外寸

幅178 mm x 高さ353 mm x 長さ170 mm

電源
バッテリタイプ

充電式リチウムイオンバッテリ 11.1V、6.5Ah（Trimble光学機器の標準）

通常の作動時間

バッテリごとに４時間

環境性能
作動温度範囲–20 °C～50 °C

保管温度範囲

–40 ℃～70 ℃

防水規格

IP55
（防塵防噴流）その他
リモコン

Trimble T10タブレットまたは同等のWindows® 10タブレットまたはノート型パソコン
WLANまたは USBケーブルを介してプッシュボタン

ワンボタンでのスキャン操作

通信/データ転送

WLAN 802.11 A/B/G/N/ACまたはUSBケーブル

データ保存

標準SDカード（32GB SDHCを含む）

アクセサリ• 持ち運びやすいバックパックと機内持ち込み用キャリーバッグ• 軽量カーボンファイバー製三脚 ベルコネクタ付き• X7とカーボンファイバ製三脚用のクイックリリースアダプタ

保証

２年間標準

データシート

Trimble X7 3DレーザスキャニングシステムTRIMBLE PERSPECTIVEソフトウェア
システム要件
オペレーティングシステム

Microsoft® Windows® 10プロセッサIntel® 6th Generation Core™ i7 2.5 GHzプロセッサ以上

RAM

8GB以上

VGAカードIntel HD Graphics 520以上
256 GBソリッドステートドライブ（SSD）、（最良のパフォーマンスを得るには512GB以上）

特徴

1
2
345

スキャナー操作

遠隔操作またはケーブル

Trimble Registration Assist

自動または手動の合成、調整、レポート。

データ統合

2D、3D、測点ビュー

インフィールドドキュメンテーション

スキャンのラベル、注釈、画像、測定

自動同期

ワンボタン操作で自動データ同期

データ冗長度

データはSDカードおよびタブレット上に保存

データ統合

Trimbleと他社製ソフトウェア対応の形式にエクスポート
ファイル形式: TDX、TZF、E57、PTX、RCP、LAS、POD

1シグマでの仕様 。
1550 nmの反射率 。
光沢のない表面への通常投射角度 。
所要時間は最も近い分に切り上げ。
自動キャリブレーションを含む 。
機器の水平が±5°以内の場合。
。

仕様は予告なく変更することがあります。

北米
Trimble Inc.
10368 Westmoor Dr
Westminster CO 80021
USA

日本
株式会社ニコン・トリンブル〒144-0035
東京都大田区南蒲田2-16-2
テクノポート大樹生命ビル
Tel +03-5710-2596
Fax +03-5710-2604
www.nikon-trimble.co.jp

詳しくは、最寄りのTrimble正規販売店にお問い合わせください。
© 2019, Trimble Inc. 版権所有。Trimbleおよび地球儀と三角形のロゴは、Trimble Inc.の登録商標であり、米国およびその他の国で登録済みです。VISIONはTrimblenの商標です。Microsoft、およびWindowsは米国およびその他の国、またはそのいずれかにおけるMicrosoft Corporation の登録商標または商標です。
その他すべての商標は､それぞれの所有者に帰属します｡
PN 022516-364A-JPN (09/19)

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

www.trimble.com

シンガポールTrimble Navigation
Singapore PTE Limited
3 HarbourFront Place#13-02 HarbourFront Tower Two
Singapore, 099254
SINGAPORE