製品仕 様型式

GX-6000

警 報 の 種 類

ガス警報：2段警報、TWA、STEL、OVER警報
故障警報：システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、流量低下
その他：パニック警報、マンダウン警報※1

警 報 の 表 示

ガス警報時：ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示及び警報内容点滅、振動
故障警報時：ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示
その他：ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動

警報ブザー音圧

95dB（A）以上、30cmにて（プロテクトカバー付）

検知

方式

ポンプ吸引式

吸引

流量0.45L/min以上（オープン流量）示

LCDデジタル（フルドットディスプレイ）示

言語

日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語

源

リチウムイオン電池ユニット または 乾電池ユニット＜単3形アルカリ乾電池※2×3本＞

表表
電連続使用時間

リチウムイオン電池ユニット ：約14時間（25℃、満充電時、無警報、無照明時）
乾電池ユニット：約 8 時間（25℃、新品乾電池、無警報、無照明時）

使用温度範囲-20～+50℃（急変無きこと）

使用湿度範囲

95%RH以下（結露無きこと）

外 形

法

約70（W）×201（H）×54（D）mm（突起部は除く）

量

約500g（リチウムイオン電池ユニット使用時）/ 約450g（乾電池ユニット使用時）

寸質
保護

防各種

機※1
※2等
爆
認級

IP67相当性

本質安全防爆構造（ExiaⅡCT4X）

証

TIIS防爆検定合格品、ATEX防爆検定合格品、IECEx合格品、CE Marking適合品

能LCDバックライト、データロガ、ピーク値表示、ログデータ表示、多言語表示、画面反転表示、LEDライト

マンダウン警報は通常OFF設定です。ご利用になる場合には弊社営業部までご連絡ください。
防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池をご使用ください。

付属品

またはリチウムイオン電池
ユニット＆充電器

乾電池ユニット＆単3形
アルカリ乾電池×3本

プロテクト
カバー

ベルトクリップ

テーパー
ノズル

ストラップ

保護フィルム(LCD画面用)

各種フィルター※※VOCセンサまたはCO2センサ
購入時のみ付属

オプション
（別売品）
ベンゼン選択測定用オプション

ガス採集棒及びガス採集チューブ ・データロガマネジメントプログラム（0.75m/5m/10m/20m/30m）
・PIDリスト設定プログラム

・チューブホルダー ・プレフィルターチューブ(10本)・リチウムイオン電池ユニット
・充電器・乾電池ユニット
・単3形アルカリ乾電池×3本※P3センサ搭載時に使用

http://www.daiichi-kagaku.co.jp/

http: //www.rikenkeiki.co.jp/※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

札
仙鶴
水埼
千神 奈
浜
名 古
四 日

幌 ☎（011）757－7 5 0 5 ㈹台 ☎（022）722－7 8 3 5 ㈹岡 ☎（0235）
28－3 1 5 6 ㈹戸 ☎（029）306－9 3 2 1 ㈹玉 ☎（048）598－5 0 9 0 ㈹葉 ☎（043）497－6 3 0 3 ㈹川 ☎（045）476－7 5 8 1 ㈹松 ☎（053）437－9 4 2 1 ㈹屋 ☎（052）
411－3 6 3 6 ㈹市 ☎（059）333－7 2 2 1 ㈹

金大
神
水四広徳
福熊大沢 ☎（076）240－7 0 6 0 ㈹阪 ☎（06）6350－5 8 7 1 ㈹戸 ☎（078）261－3 0 3 1 ㈹島 ☎（086）446－2 7 0 2 ㈹国 ☎（0897）
37－3 7 7 5 ㈹島 ☎（082）875－4 1 5 1 ㈹山 ☎（0834）27－5 1 2 1 ㈹岡 ☎（092）692－1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）373－1 2 3 0 ㈹分 ☎（097）523－3 8 1 1 ㈹本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

PC0-0907-180250Ⓢ

PC0-0907

国内メーカー初 1台で最大6種類のガスを同時検知可能
PIDセンサ搭載でVOC検知も可能！

ポータブルマルチガスモニター
ModelGX-6000

TIIS（（公社）産業安全技術協会）防爆検定合格品
ATEX（欧州防爆機器指令）防爆検定合格品
IECEx（IEC防爆電気機器規格適合試験）合格品
CE Marking 適合品

VOC

HCCH4O2H2SCO● 最大6種のガスを検知可能

可燃性ガス、酸素、硫化水素、一酸化炭素、その他毒性ガス、揮発性有機溶剤ガス（VOC）などのうち最大で6種類のガスを1台で同時検知可能です。

● 有害な化学物質の自主管理に！

リスクアセスメント実施義務化の対象となる化学物質の安全管理に最適。
1台で複種類のガスを測定でき、作業効率UPに効果的です。

● 日本語表示可能

日本語を含む多言語表示可能で、設定変更などの操作を容易に行えます。
フルドットディスプレイにより文字も数字も見やすく表示します。

● パニック警報＆マンダウン警報※

作業者の安全を守る2つの新機能を搭載しました。
◆ パニック警報：
手動で警報を発し、周囲に現場の異常を知らせる機能。
◆ マンダウン警報※：一定時間動作を感知しない場合に自動で警報を発し、周囲に携帯者の異常を知らせる機能。

※マンダウン警報は通常OFF設定です。ご利用になる場合には弊社営業部までご連絡ください。

SO2NO2HCN

NH3Cl2CO2豊富なガスラインナップ !
1台で最大6種類のガスを検知可能 !!
❶ 可燃性ガス（HC or CH4）

❷ 酸素（O2）

ニューセラミック式

隔膜ガルバニ電池式

爆発事故防止対策に！

酸欠防止対策に！

● 検知範囲：0～100%LEL● 検知範囲：0～25.0vol%● 1st：10%LEL / 2nd：50%LEL（サービスレンジ：～40.0vol%）● High：19.5vol% / Low：18.0vol%❸ 硫化水素（H2S）❹ 一酸化炭素（CO）

定電位電解式

定電位電解式H2S中毒防止対策に！
作業環境測定基準（管理濃度1ppm）対応。

不完全燃焼により発生するCOの中毒防止対策に！
● 検知範囲：0～150ppm（サービスレンジ：～500ppm）● 検知範囲：0～30.0ppm● 1st：25ppm / 2nd：50ppm● 1st：1.0ppm / 2nd：10.0ppm

TWA：25ppm / STEL：200ppm

TWA：1.0ppm / STEL：5.0ppm❻ 例：可燃性ガス（HC）❺ 例：揮発性有機化合物
（VOC）

赤外線式

PID式

イナートガス中の可燃性ガス検知に！
%LELからvol%まで検知可能。

VOCをはじめ約700種のガスを直読可能。
各種ガスの安全管理に！

● 検知範囲：0～100%LEL● 検知範囲：0～6000ppm（サービスレンジ：〜30.0vol%）● 1st：400.0ppm / 2nd：1000ppm● 1st：10%LEL / 2nd：50%LEL● センサコード：P2● センサコード：D2

12種類のガスラインナップからお選びいただけます！※1 ▶（最大2種類）
検知対象ガス

検知範囲（サービスレンジ）

1デジット● 揮発性有機化合物（VOC）

0～50000ppb● 揮発性有機化合物（VOC）

0～6000ppm

警報設定値
1st2ndTWASTEL

センサコード⑤～⑥～5000：1ppb
5000～：10ppb5000ppb

10000ppb－－

P1～600.0：0.1ppm
600～：1ppm

400.0ppm

1000ppm

－－

P2

5ppm

10ppm

－－

ベンゼン：0～50ppm～10ppm：0.01ppm
10ppm～：0.1ppm

－－

－

－

● 二酸化硫黄（SO2）0～99.90ppm

0.05ppm

2.00ppm

5.00ppm

2.00ppm

5.00ppm

E1● 二酸化窒素（NO2）0～20.00ppm

0.05ppm

3.00ppm

6.00ppm

3.00ppm－

E2● シアン化水素（HCN）

0～15.0ppm

0.1ppm

5.0ppm10.0ppm－

4.7ppmE3● アンモニア（NH3）0～400.0ppm

0.5ppm

25.0ppm

50.0ppm

25.0ppm

35.0ppm

E4● 塩素（Cl2）

0～10.00ppm

0.05ppm

0.50ppm

1.00ppm

0.50ppm

1.00ppmE5

1%LEL（0.5vol%）

10%LEL

50%LEL－－D2● 揮発性有機化合物（VOC)

VOC：0～100ppm※2

P3● 可燃性ガス（HC）※30～100%LEL（～30.0vol%）● 可燃性ガス（CH4）※30～100%LEL/～100.0vol%

1%LEL/0.5vol%

10%LEL

50%LEL－－D3● 二酸化炭素（CO2）0～10.00vol%0.02vol%

0.50vol%

3.00vol%

0.50vol%

3.00vol%

D1● 二酸化炭素（CO2）0～10000ppm

20ppm

5000ppm－5000ppm－D4※1 組み合わせによっては使用上注意が必要な場合があります。詳細については弊社営業部までお問い合わせください。
※2 VOCの他に、専用のプレフィルター（別売品）を使用した、ベンゼンの選択的な測定が可能です。
※3 100%LEL以上のガスを検知すると、自動で表示がvol%に切り替わります。

製品コード

選択したガス種は、下記のように製品コードに反映されます。
センサのあり/なしを選択
センサ

センサコードありなし

1（①はH（HC）
またはM
（CH4）
0

A ① ② ③ ④⑤ ⑥⑦
上表のセンサコードより選択（最大2種類）

電源を選択
電源

電源コード

リチウムイオン電池
乾電池

L
D

さらに使いやすく、よりスマートにフルドット表示

多言語表示

フルドットディスプレイ表示となり、従来のセグメント表示と比べてより鮮明に、多彩な表示が可能となりました。

日本語/英語表示が可能
その他言語についても対応

フランス

スペイン

イタリア

ロシア

パニック警報機能

マンダウン警報機能

パニック警報機能とは、トラブルが発生した場合に周囲に助けを求めたり、異常を知らせるため、携帯者が手動で警報を鳴らすことができる機能です。

GX-6000は動きを感知するためのモーションセンサを搭載しています。マンダウン警報とは、モーションセンサが一定時間動きを感知しない場合に自動で警報を発報し、周囲に携帯者の異常を知らせることができる機能です。

ポルトガル

韓

ドイツ

国

日

動きに合わせて画面の上下が反転
動きに合わせて自動で画面を180度反転！
ON/OFF
切 替 式 で、固 定 することも可能です。

本

アメリカ

前方を照らすLEDライト付き
暗い場所でもLEDライトを点ければ安心！
LEDライトはボタン長押しで簡単に点灯させることができます。
画面もバックライト付
きで暗い場所での作業効率UP！

※マンダウン警報は通常OFF設定です。
ご利用になる場合には弊社営業部までご連絡ください。

化学物質の安全管理に!

平成28年6月1日より改正労働安全衛生法が施行され、事業所規模に関わらず、化学物質を取り扱う際のリスクアセスメント※の実施が義務付けられました。
※化学物質を取り扱う際の危険性や有害性を調査し、労働災害を未然に防止するために対策を検討すること。

従来は･･･
（例）
トルエン用

（例）
キシレン用

（例）酢酸エチル用PID式センサ搭載のGX-6000があれば･･･
約200種類の対象ガスに対応

リスクアセスメント実施の対象となる化学物質を約200種類（640物質中）測定／濃度直読可能

低濃度1ppb～測定可能

高い性能を実証されているPIDで低濃度測定が可能有害ガスの許容濃度監視が可能

測定作業工数を大幅削減
・ガス種ごとに検知管を管理、使い分けをしなければならず、使用後の廃棄にも手間がかかる。

検知器を使い分ける必要がないため作業時間を大幅に短縮可能1台でOK！