Sidexis 4 パソコン要件
2D

3D

Operation system

Windows 7 Pro SP1(32 or 64 bit)Windows 8.1 Pro (64 bit)Windows 10 Pro (64 bit)Windows 7 Pro SP1 (64 bit)Windows 8.1 Pro (64 bit)Windows 10 Pro (64 bit)CPU

≥ 2 GHz DualCore≥ 2.3 GHz QuadCore
Processor with 64 bit (x 64)

RAM≥ 4 GB≥ 8 GB

Graphics memory*≥ 512 MB≥ 1 GB

DirectX

DirectX 9.0c

DirectX 10 with WDDM 1.0 or
higher driver

Hard drive≥ 5 GB≥ 5 GB

Dentsply Sirona Imaging System

製品ラインナップ

Dボリュームデータのスムーズな操作のため、次のスペックを推奨します。
*３PassMark
GPU基準：NVIDIA PassMark > 1,000。AMD PassMark > 1,500。オンボード＞540。

モニター要件解像度

最小

最大1,280×1,024 pixels

1,600×1,200 pixels

dentsplysirona.com※４Kモニタ非対応

サーバー
●
●

21.5インチワイドモニタ
12 TBストレージ（バックアップシステム）●

画像再構成サーバー●HUB

販売名：オーソフォス Ｅ 認証番号：301AKBZX00078000 一般的名称：デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置 管理/特管/設置
販売名：オーソフォス Ｓ 認証番号：301AKBZX00077000 一般的名称：アーム型Ｘ線ＣＴ診断装置 管理/特管/設置
販売名：アクセオス 認証番号：302AKBZX00062000 一般的名称：アーム型X線CT診断装置 管理/特管/設置
販売名：シデキシス4 認証番号：227AABZI00103000 一般的名称：汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム 管理
販売名：セレック プライムスキャン AC 一般的名称：チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット 承認番号：30100BZX00044000 管理/特管
販売名:セレック ＭＣ 一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 届出番号：13B1X10236S10005 一般医療機器
販売名:セレック ＡＣ オムニカム 一般的名称：チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット 承認番号：22500BZI00005000 管理医療機器 特定保守管理医療機器
販売名:XIOS XGセンサー 一般的名称：チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット 認証番号：226AIBZI00002000 管理医療機器
販売名：inEOS X5スキャナー 一般的名称：チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット 届出番号：13B1X10236S10007 一般
販売名：インラボ MC X5 一般的名称：チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット 届出番号:13B1X10236S10006 一般
販売名：セレック ガイド ブロック 一般的名称：歯科印象トレー用レジン 届出番号：13B1X10236S10013 一般
販売名：インコリスPMMAガイドディスク22 一般的名称：歯科印象トレー用レジン 届出番号：13B1X10236S10018 一般
販売名：セレックガイド ドリルキー 一般的名称：歯科用インプラント手術器具 届出番号：13B1X10236S10015 一般
販売名：ヘリオデント プラス 一般的名称：アナログ式口外汎用歯科Ｘ線診断装置 認証番号：221AABZI00168000 管理/特管/設置
販売名:SICATインプラント 一般的名称:歯科インプラント用治療計画支援プログラム 承認番号:30400BZX00030000 管理医療機器
販売名:SICATエアー 一般的名称:アーム型X線CT診断装置用プログラム 認証番号:304AABZX00028000 管理医療機器

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社
本社／〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル

www.dentsplysirona.com■各ショールーム
幌 Tel : 011-709-5800■札
岡 Tel : 019-604-2340■盛台 Tel : 022-266-4020■仙玉 Tel : 048-799-2931■埼■ 東京・銀座 Tel : 0120-461-868
浜 Tel : 045-440-1521■横岡 Tel : 054-653-2711■静■ 名 古 屋 Tel : 052-251-8467
阪 Tel : 06-6243-6636■大島 Tel : 082-546-2301■広
岡 Tel : 092-518-1800■福※改良のため仕様および外観を予告なく変更する場合があります。
※価格は2023年7月時点の標準価格（税抜）です。
103431_202305_BG 4502KB

フラッグシップモデル

２D／３D オールラウンダーモデル

Axeos

Orthophos S

CSI Plusセンサー

オーソフォス S
種別

種類

装置

2D

S 2D

パノラマ

6,300,000円

S 2D Ceph

パノラマ／セファロ

8,400,000円

S 3D

パノラマ／CT（Φ8x8cm）

1 1 ,700,000円

S 3D Ceph

パノラマ／セファロ／CT（Φ8x8cm）

14,000,000円

S 3D Plus

パノラマ／CT（Φ11x10cm）

14,700,000円

S 3D Plus Ceph

パノラマ／セファロ／CT（Φ11x10cm）

17,200,000円

3D

3D最大撮影サイズ：直径１７×高さ１３cm。
Axeos（アクセオス）は、高画像により精密な診断をサポートし、さらに治療計画用ソリューションへとつなげる、

標準価格（税抜）

２Dイメージング機のエントリーモデル

Orthophos E

Digital Dentistryのためのパノラマ／セファロ／CT複合機です。

アクセオス
種別

種類

装置

標準価格（税抜）

3D

Axeos 3D（本体）

パノラマ／CT（Φ17×13cm）

18,600,000円

Axeos 3D Ceph（本体）

パノラマ／セファロ／CT（Φ17×13cm）

21,600,000円

CSIセンサー

オーソフォス E
種別

2D

種類

装置

標準価格（税抜）

E 2D

パノラマ

4,900,000円

E 2D Ceph

パノラマ／セファロ（レフトのみ）

7,000,000円

DCSセンサー

画像診断ソフトウエア

Sidexis4

Sidexis 4では2D、3D画像を複数同時に表示し、術前術後の画像比較が行えます。
また、撮影した画像からワンクリックでインプラント埋入計画、気道分析や比較の表示が可能となり、患者様へのカウンセリング時に適したオリジナルの診断用レイアウトを保存することができます。

治療に合わせた画像診断をサポート
３Dボリュームレンダリングでの診査診断をサポート● 軟組織や骨状態をさらに詳しく表示● 歯 周 治 療やインプラント治 療 等 、診 療 に沿ったプリセット表示を選択することで、より詳しい画像診断が可能●

コンサルテーションツール
任意の画像を一画面にて表示することで、X線撮影の真の効率化を実現● 高 画 質 によ る 診 査 診 断 は 、患者さんにとってわかりやすく、治療への理解度を高める●

Heliodent Plus 口腔内X線撮影装置

Xios XG Supreme 口腔内センサー

ヘリオデントプラスミディアムサポートアーム
ヘリオデントプラスロングサポートアーム
ヘリオデントプラスエキストラロングサポートアーム

Xios XGスプリーム 2,166,480円〜

口腔内カメラとの連携●

口腔内カメラで撮影した患者情報も一貫管理が可能

996,000円
996,000円
996,000円

気道解析をするための世界初の3Dソリューション
気道解析用3Dソリューションソフトウェア

インプラント治療のためのトータルソリューション
補綴・アバットメントを考慮したプランニングから症例に応じたサージカルガイド

SICAT エアー

サージカルガイド ラインアップ【対象機種】Orthophos S 3D Plus/Axeos

無歯顎

部分歯欠損

気道解析のソフトウェアであるSICAT Airは、Sidexis 4を介してシームレスに繋がっています。
睡眠時無呼吸症の診断に役立つ気道の状態を可視化したり、その他歯科治療全般において気道の状態を確認することによって歯科による診断の幅を拡げます。

粘膜支持

治療前後やOA装着前後に撮影された２種類の画像の比較も容易にできるため、患者様への説明にご活用いただけます。
気道の撮影は低線量被ばくモードで可能ですので、患者様の被ばくの負担も軽減できます。

1-2歯欠損

歯牙支持、粘膜支持（遊離端）

歯牙支持

CEREC

CERECミリング

OPTI ガイド

CLASSIC ガイド

SICAT エアーのワークフロー

複数歯欠損

CERECガイド2,3

デンツプライシロナのサージカルガイドには、Simplantシステムもございます。
医科からスプリント治療の依頼、
ソム・ゲージを使用して睡眠時無呼吸症候群断書の確認、 下顎の最大前方移動距離を病歴確認、コンサルテーション
確認
初回CT撮影ソム・ゲージを装着した
前方治療位置にてCT撮影、
気道分析、顎関節の確認

デジタル印象を採得（もしくは設計模型を送付）

CERECガイド2,3■ インプラントプランニングからガイドの製作まで一連の作業を院内で完結!!

院 内 制 作1

SICAT エアー

必要に応じてアプライアンスの注文

2

1 気道のセグメンテーション■
直観的なユーザインタフェース
上気道の自動セグメンテーション

CERECガイド2,3に必要な機器 ※ソフトウェアのバージョンアップが必要な場合があります。
CEREC Primescan
CEREC Omnicam

OR

2 気道の分析■

Axeos
ORTHOPHOS S 3D

気道閉塞の3Dビジュアライズ
気道断面表示が可能
断面積、A-P距離、L-R距離表示

SICATインプラント
ソフトウェアinEos X5

MC X
Primemill※1歯のガイドホールのみ対応

inLab MCX5
※複数のガイドホールに対応※CERECガイド３非対応

3 気道比較（SIDEXIS 4のみ対応）■
中心咬合位：狭窄状態の確認（左）下顎前方誘導位：改善状態の確認（右）3

製作期間：1日
製作費用：¥2,500〜¥10,000（参考）OPTI ガイド4■ 補綴物の設計からサージカルガイドの発注までをすべてデジタルデータのみで完結!!
SICATインプラントソフトウェアでのインプラントプランニングデータと口腔内スキャナーによる修復物データをマッチングさせたプランニングデータをインターネット経由でSICATへ送信。
フルデジタルワークフローを実現したガイドシステムです。

4 ビューのオプション■
コンサルテーションに必要な画像表示を選択可能

OPTI ガイドに必要な機器

通常咬合位：狭窄状態の確認

睡眠時無呼吸症候群の治療用アプライアンス

違和感のない装用感

外 注 制 作患者に分かりやすいコンサルテーションを実施

価格：430€ ＋ 送料
納期：約10営業日
製作：SICAT（ドイツ）

SICATインプラントソフトウェアでのインプラントプランニングデータとCERECによる修復物データをマッチング。
さらにミリングマシンでガイドホール部分＆ステントの削り出しを可能にした画期的なシステム。
サージカルガイドをフルデジタルワークフローでスピーディに院内で製作することが可能になりました。

下顎前方誘導位：改善状態の確認

医療用

PMMA素材

全歯を覆う
マウスピース

交換可能なコネクタ
２ピース アプライアンス● 光学印象データを基に歯牙のアンダーカットを参考にして作成されるのでフィットがよい● 全歯を覆うマウスピースのため、バランスのよい 咬合状態へ誘導

Axeos
ORTHOPHOS S 3D

SICATインプラント
ソフトウェア

製作期間：約14日
製作費用：¥37,100※（1歯欠損の場合）※€(ユーロ)での価格建てとなります。価格は1€=¥140換算の場合

CLASSIC ガイド■ あらゆる症例に幅広く対応!!
一歯欠損から無歯顎まで、そして遊離端症例など、幅広い症例に使用することができます。
SICATサージカルガイドシステムは、サージカルガイド使用下でのインプラント埋入精度検証レポートがあり安心。
もちろんSICATインプラントソフトウェアでCEREC修復物データをマッチングした精度の高い治療計画も可能。
より確実なインプラント治療をガイドするソリューションです。

CLASSICガイドに必要な機器● 口唇を閉じ、鼻呼吸を誘導● 歯ぎしりに対しても強い耐久性

口腔内スキャナーAxeos
ORTHOPHOS S 3D

SICATインプラント

ソフトウェア

製作期間：約25日
製作費用：¥41,650※（1歯欠損の場合）※€(ユーロ)での価格建てとなります。価格は1€=¥140換算の場合

Axeos3D撮影範囲S 3D

直径17 × 高さ13 cm

直径11 × 高さ10 cm （S 3D Plusのみ）

直径17 × 高さ10 cm

直径11 × 高さ8 cm

直径17 × 高さ7.5 cm

S 2D

E 2D

（S 3D Plusのみ）

直径11 × 高さ7.5 cm（S 3D Plusのみ）

直径11 × 高さ10 cm

直径8 × 高さ8 cm

直径11 × 高さ8 cm

ー

直径8 × 高さ5.5 cm

直径11 × 高さ7.5 cm

ー

直径5 × 高さ5.5 cm

直径8 × 高さ8 cm
直径8 × 高さ5.5 cm

サイズ：奥行860 × 幅1,000 × 高さ70 mm

直径5 × 高さ5.5 cm
３D解像度(ベースのプレート部のみ)

0.22 mm0.16 mm0.08 mm0.22 mm0.16 mm0.08 mm

3Dスキャン時間

14 s
16 s（撮影範囲17×13cmの場合）

14 s

パノラマ撮影時間

P1: 最大 14.2 s
P1 Quickshot: 最大 9.1 s

セファロ撮影時間

等方ボクセルサイズ（撮影範囲・モードにより相違）（プログラムC3の場合）

X線ジェネレーター
3D撮影時被ばく量

本体重量

ー

ー

ー

ー

P1: 最大 14.2 s
P1 Quickshot: 最大 9.1 s

P1: 最大 14.2 s
P1 Quickshot: 最大 9.1 s

P1: 最大 14.2 s

Standard 9.4 s
Quickshot 4.7 s

Standard 9.4 s
Quickshot 4.7 s

Standard 9.4 s
Quickshot 4.7 s

Standard 9.4 s

2D: 60-90 kV/3-16 mA
3D: 85 kV/4-13 mA

2D: 60-90 kV/3-16 mA
3D: 85 kV/4-13 mA

2D: 60-90 kV/3-16 mA

2D: 60-90 kV/3-16 mA

Low Dose:3-28 μSv
SD:15-145 μSv
HD:46-270 μSv

Low Dose:3-20 μSv
SD:15-145 μSv
HD:46-270 μSv

ーー

約113 kg

約110 kg

約110 kg

約110 kg（Ceph付 約146 kg）（Ceph付 約143 kg）（Ceph付 約143 kg）（Ceph付 約143 kg）

寸法図（Ceph無し）

1950
76 3/4”2249
88 1/2”402,5
15 7/8”1950
76 3/4”520
20 1/2”475
18 3/4”

必要最小スペース（Ceph無し）

奥行1,411 × 幅1,280 × 高さ2,250 mm

奥行1,411 × 幅1,280 × 高さ2,250 mm

奥行1,411 × 幅1,280 × 高さ2,250 mm

奥行1,411 × 幅1,280 × 高さ2,250 mm

必要最小スペース（Ceph付き）

奥行1,411 × 幅2,155 × 高さ2,250 mm

奥行1,411 × 幅2,155 × 高さ2,250 mm

奥行1,411 × 幅2,155 × 高さ2,250 mm

奥行1,411 × 幅2,155 × 高さ2,250 mm

ドアサイズ

設置用

設置用

設置用

設置用

設置方法

壁固定（アンカーの位置

定格電源電圧AC 200 V

AC 200 V

AC 200 V

AC 200 V

定格電流（最大電流）

12 A

12 A

12 A

12 A

消費電力

2 kVA

2 kVA

2 kVA

2 kVA

ブレーカー

16 A（単独回線）

16 A（単独回線）

16 A（単独回線）

16 A（単独回線）

パノラマセンサーDCS

CSI Plus

CSI Plus

CSI

パノラマオートフォーカス

Autofocus

Autofocus

Autofocusー

アップグレード【Ceph】○（Left／Right）○（Left／Right）○（Left／Right）○（Left）

アップグレード【FOV】

ー8×８ cm ⇒ 1 1×10 cmーーアップグレード
【3D】

ー

ー

○

ー

Ceph unit with 2 sensors

○

○

○

オプション

Quickshot

○

○

○

ー

3D Low Dose

○

○

ー

ー

660 mm以上
1,950 mm）

660 mm以上

壁固定（アンカーの位置

1,950 mm）

660 mm以上

壁固定（アンカーの位置

1,950 mm）

410
16 1/2”154
6”395
15 1/2”1371 1411
54” 55 1/2”

660 mm以上

壁固定（アンカーの位置

1,950 mm）

HDモード

○

○

ー

ー

リモートコントロール

オプション

オプション

オプション

オプション

コズミックライト

○

ー

ー

ー

ユーザーインターフェース

イージーパッド pro

イージーパッド

イージーパッド

マルチパッド

患者ポジショニング

立位／座位／車いす対応
顎サポート／バイトブロック
自動患者ポジショニング機能付き
オクルーサル用バイトブロック

立位／座位／車いす対応
顎サポート／バイトブロック
自動患者ポジショニング機能付き
オクルーサル用バイトブロック

立位／座位／車いす対応
顎サポート／バイトブロック
自動患者ポジショニング機能付き
オクルーサル用バイトブロック

立位／座位／車いす対応
顎サポート／バイトブロック

Smart Height調整

ベースプレート（オプション）

1040
41”
1280
50 3/8”寸法図（Ceph付き）

2249
88 1/2”2171
85 1/2”1435
56 1/2”1350
53 1/8”600
23 5/8”520
20 1/2”410
395
16 1/2”
15 1/2”154
6”693
27 1/4”1371 1411
54” 55 1/2”

1040
41”
2155
84 7/8”

フラッグシップモデル

２D／３D オールラウンダーモデル

Axeos

Orthophos S

Sidexis 4 パソコン要件
2D

3D

Operation system

Windows 7 Pro SP1(32 or 64 bit)Windows 8.1 Pro (64 bit)Windows 10 Pro (64 bit)Windows 7 Pro SP1 (64 bit)Windows 8.1 Pro (64 bit)Windows 10 Pro (64 bit)CPU

≥ 2 GHz DualCore≥ 2.3 GHz QuadCore
Processor with 64 bit (x 64)

RAM≥ 4 GB≥ 8 GB

Graphics memory*≥ 512 MB≥ 1 GB

DirectX

DirectX 9.0c

DirectX 10 with WDDM 1.0 or
higher driver

Hard drive≥ 5 GB

Dentsply Sirona Imaging System

製品ラインナップ≥ 5 GB

Dボリュームデータのスムーズな操作のため、次のスペックを推奨します。
*３PassMark
GPU基準：NVIDIA PassMark > 1,000。AMD PassMark > 1,500。オンボード＞540。

種別

種類

装置

2D

S 2D

パノラマ

6,300,000円

S 2D Ceph

パノラマ／セファロ

8,400,000円

S 3D

パノラマ／CT（Φ8x8cm）

1 1 ,700,000円

S 3D Ceph

パノラマ／セファロ／CT（Φ8x8cm）

14,000,000円

S 3D Plus

パノラマ／CT（Φ11x10cm）

14,700,000円

S 3D Plus Ceph

パノラマ／セファロ／CT（Φ11x10cm）

17,200,000円

3D

モニター要件

3D最大撮影サイズ：直径１７×高さ１３cm。
Axeos（アクセオス）は、高画像により精密な診断をサポートし、

解像度

最小

最大

1,280×1,024 pixels

1,600×1,200 pixels

dentsplysirona.com※４Kモニタ非対応

さらに治療計画用ソリューションへとつなげる、

Digital Dentistryのためのパノラマ／セファロ／CT複合機です。

●

21.5インチワイドモニタ
12 TBストレージ（バックアップシステム）

標準価格（税抜）

２Dイメージング機のエントリーモデル

Orthophos E

サーバー●

CSI Plusセンサー

オーソフォス S●

画像再構成サーバー

●

HUB

アクセオス
種別

種類

装置

標準価格（税抜）

3D

Axeos 3D（本体）

パノラマ／CT（Φ17×13cm）

18,600,000円

Axeos 3D Ceph（本体）

パノラマ／セファロ／CT（Φ17×13cm）

21,600,000円

種別

2D

DCSセンサー

画像診断ソフトウエア

Sidexis4

Sidexis 4では2D、3D画像を複数同時に表示し、術前術後の画像比較が行えます。
また、撮影した画像からワンクリックでインプラント埋入計画、気道分析や比較の表示が可能となり、患者様へのカウンセリング時に適したオリジナルの診断用レイアウトを保存することができます。

販売名：オーソフォス Ｅ 認証番号：301AKBZX00078000 一般的名称：デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置 管理/特管/設置
販売名：オーソフォス Ｓ 認証番号：301AKBZX00077000 一般的名称：アーム型Ｘ線ＣＴ診断装置 管理/特管/設置
販売名：アクセオス 認証番号：302AKBZX00062000 一般的名称：アーム型X線CT診断装置 管理/特管/設置
販売名：シデキシス4 認証番号：227AABZI00103000 一般的名称：汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム 管理
販売名：セレック プライムスキャン AC 一般的名称：チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット 承認番号：30100BZX00044000 管理/特管
販売名:セレック ＭＣ 一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 届出番号：13B1X10236S10005 一般医療機器
販売名:セレック ＡＣ オムニカム 一般的名称：チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット 承認番号：22500BZI00005000 管理医療機器 特定保守管理医療機器
販売名:XIOS XGセンサー 一般的名称：チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット 認証番号：226AIBZI00002000 管理医療機器
販売名：inEOS X5スキャナー 一般的名称：チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット 届出番号：13B1X10236S10007 一般
販売名：インラボ MC X5 一般的名称：チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット 届出番号:13B1X10236S10006 一般
販売名：セレック ガイド ブロック 一般的名称：歯科印象トレー用レジン 届出番号：13B1X10236S10013 一般
販売名：インコリスPMMAガイドディスク22 一般的名称：歯科印象トレー用レジン 届出番号：13B1X10236S10018 一般
販売名：セレックガイド ドリルキー 一般的名称：歯科用インプラント手術器具 届出番号：13B1X10236S10015 一般
販売名：ヘリオデント プラス 一般的名称：アナログ式口外汎用歯科Ｘ線診断装置 認証番号：221AABZI00168000 管理/特管/設置
販売名:SICATインプラント 一般的名称:歯科インプラント用治療計画支援プログラム 承認番号:30400BZX00030000 管理医療機器
販売名:SICATエアー 一般的名称:アーム型X線CT診断装置用プログラム 認証番号:304AABZX00028000 管理医療機器

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社
本社／〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル

www.dentsplysirona.com

治療に合わせた画像診断をサポート
３Dボリュームレンダリングでの診査診断をサポート● 軟組織や骨状態をさらに詳しく表示● 歯 周 治 療やインプラント治 療 等 、診 療 に沿ったプリセット表示を選択することで、より詳しい画像診断が可能●

コンサルテーションツール
任意の画像を一画面にて表示することで、X線撮影の真の効率化を実現● 高 画 質 によ る 診 査 診 断 は 、患者さんにとってわかりやすく、治療への理解度を高める●

口腔内カメラとの連携●

口腔内カメラで撮影した患者情報も一貫管理が可能

CSIセンサー

オーソフォス E■各ショールーム
幌 Tel : 011-709-5800■札
岡 Tel : 019-604-2340■盛台 Tel : 022-266-4020■仙玉 Tel : 048-799-2931■埼■ 東京・銀座 Tel : 0120-461-868
浜 Tel : 045-440-1521
■横

種類

装置

標準価格（税抜）

E 2D

パノラマ

4,900,000円

E 2D Ceph

パノラマ／セファロ（レフトのみ）

7,000,000円

Heliodent Plus 口腔内X線撮影装置

Xios XG Supreme 口腔内センサー

ヘリオデントプラスミディアムサポートアーム
ヘリオデントプラスロングサポートアーム
ヘリオデントプラスエキストラロングサポートアーム

Xios XGスプリーム 2,166,480円〜

岡 Tel : 054-653-2711■静■ 名 古 屋 Tel : 052-251-8467
阪 Tel : 06-6243-6636■大島 Tel : 082-546-2301■広
岡 Tel : 092-518-1800■福※改良のため仕様および外観を予告なく変更する場合があります。
※価格は2023年7月時点の標準価格（税抜）です。
103431_202305_BG 4502KB

996,000円
996,000円
996,000円

気道解析をするための世界初の3Dソリューション
気道解析用3Dソリューションソフトウェア

インプラント治療のためのトータルソリューション
補綴・アバットメントを考慮したプランニングから症例に応じたサージカルガイド

SICAT エアー

サージカルガイド ラインアップ

Axeos
3D撮影範囲

無歯顎

粘膜支持

歯牙支持

CERECミリング

CEREC

OPTI ガイド

CLASSIC ガイド

SICAT エアーのワークフロー

CERECガイド2,3

必要に応じてアプライアンスの注文

CERECガイド2,3

14 s
16 s（撮影範囲17×13cmの場合）

14 s

パノラマ撮影時間

P1: 最大 14.2 s
P1 Quickshot: 最大 9.1 s

セファロ撮影時間■ インプラントプランニングからガイドの製作まで一連の作業を院内で完結!!

院 内 制 作2

1 気道のセグメンテーション■
直観的なユーザインタフェース
上気道の自動セグメンテーション

CEREC Primescan
CEREC Omnicam

Axeos
ORTHOPHOS S 3D

気道閉塞の3Dビジュアライズ
気道断面表示が可能
断面積、A-P距離、L-R距離表示

SICATインプラント
ソフトウェアinEos X5

MC X
Primemill※1歯のガイドホールのみ対応

inLab MCX5
※複数のガイドホールに対応※CERECガイド３非対応

3

製作期間：1日
製作費用：¥2,500〜¥10,000（参考）OPTI ガイド4■ 補綴物の設計からサージカルガイドの発注までをすべてデジタルデータのみで完結!!
SICATインプラントソフトウェアでのインプラントプランニングデータと口腔内スキャナーによる修復物データをマッチングさせたプランニングデータをインターネット経由でSICATへ送信。
フルデジタルワークフローを実現したガイドシステムです。

4 ビューのオプション■
コンサルテーションに必要な画像表示を選択可能

OPTI ガイドに必要な機器

通常咬合位：狭窄状態の確認

睡眠時無呼吸症候群の治療用アプライアンス

違和感のない装用感

外 注 制 作患者に分かりやすいコンサルテーションを実施

価格：430€ ＋ 送料
納期：約10営業日
製作：SICAT（ドイツ）

CERECガイド2,3に必要な機器 ※ソフトウェアのバージョンアップが必要な場合があります。

OR

2 気道の分析■

本体重量

さらにミリングマシンでガイドホール部分＆ステントの削り出しを可能にした画期的なシステム。
サージカルガイドをフルデジタルワークフローでスピーディに院内で製作することが可能になりました。

下顎前方誘導位：改善状態の確認

医療用

PMMA素材

全歯を覆う
マウスピース

交換可能なコネクタ
２ピース アプライアンス● 光学印象データを基に歯牙のアンダーカットを参考にして作成されるのでフィットがよい● 全歯を覆うマウスピースのため、バランスのよい 咬合状態へ誘導

Axeos
ORTHOPHOS S 3D

SICATインプラント
ソフトウェア

製作期間：約14日
製作費用：¥37,100※（1歯欠損の場合）※€(ユーロ)での価格建てとなります。価格は1€=¥140換算の場合

CLASSIC ガイド■ あらゆる症例に幅広く対応!!
一歯欠損から無歯顎まで、そして遊離端症例など、幅広い症例に使用することができます。
SICATサージカルガイドシステムは、サージカルガイド使用下でのインプラント埋入精度検証レポートがあり安心。
もちろんSICATインプラントソフトウェアでCEREC修復物データをマッチングした精度の高い治療計画も可能。
より確実なインプラント治療をガイドするソリューションです。

CLASSICガイドに必要な機器● 口唇を閉じ、鼻呼吸を誘導● 歯ぎしりに対しても強い耐久性

口腔内スキャナーAxeos
ORTHOPHOS S 3D

SICATインプラント

ソフトウェア

製作期間：約25日
製作費用：¥41,650※（1歯欠損の場合）※€(ユーロ)での価格建てとなります。価格は1€=¥140換算の場合(ベースのプレート部のみ)

3Dスキャン時間

3D撮影時被ばく量

SICATインプラントソフトウェアでのインプラントプランニングデータとCERECによる修復物データをマッチング。

サイズ：奥行860 × 幅1,000 × 高さ70 mm

0.22 mm0.16 mm0.08 mm

X線ジェネレーター

デンツプライシロナのサージカルガイドには、Simplantシステムもございます。

中心咬合位：狭窄状態の確認（左）下顎前方誘導位：改善状態の確認（右）直径5 × 高さ5.5 cm

0.22 mm0.16 mm0.08 mm

等方ボクセルサイズ（プログラムC3の場合）

1

ー

直径5 × 高さ5.5 cm（撮影範囲・モードにより相違）

気道の撮影は低線量被ばくモードで可能ですので、患者様の被ばくの負担も軽減できます。

デジタル印象を採得（もしくは設計模型を送付）

ー

直径8 × 高さ5.5 cm

直径8 × 高さ8 cm

３D解像度

ー

ー

ー

ー

P1: 最大 14.2 s
P1 Quickshot: 最大 9.1 s

P1: 最大 14.2 s
P1 Quickshot: 最大 9.1 s

P1: 最大 14.2 s

Standard 9.4 s
Quickshot 4.7 s

Standard 9.4 s
Quickshot 4.7 s

Standard 9.4 s
Quickshot 4.7 s

Standard 9.4 s

2D: 60-90 kV/3-16 mA
3D: 85 kV/4-13 mA

2D: 60-90 kV/3-16 mA
3D: 85 kV/4-13 mA

2D: 60-90 kV/3-16 mA

2D: 60-90 kV/3-16 mA

Low Dose:3-28 μSv
SD:15-145 μSv
HD:46-270 μSv

Low Dose:3-20 μSv
SD:15-145 μSv
HD:46-270 μSv

ーー

約113 kg

約110 kg

約110 kg

約110 kg（Ceph付 約146 kg）（Ceph付 約143 kg）（Ceph付 約143 kg）（Ceph付 約143 kg）

寸法図（Ceph無し）

1950
76 3/4”2249
88 1/2”402,5
15 7/8”1950
76 3/4”520
20 1/2”475
18 3/4”

必要最小スペース（Ceph無し）

奥行1,411 × 幅1,280 × 高さ2,250 mm

奥行1,411 × 幅1,280 × 高さ2,250 mm

奥行1,411 × 幅1,280 × 高さ2,250 mm

奥行1,411 × 幅1,280 × 高さ2,250 mm

必要最小スペース（Ceph付き）

奥行1,411 × 幅2,155 × 高さ2,250 mm

奥行1,411 × 幅2,155 × 高さ2,250 mm

奥行1,411 × 幅2,155 × 高さ2,250 mm

奥行1,411 × 幅2,155 × 高さ2,250 mm

ドアサイズ

設置用

設置用

設置用

設置用

設置方法

壁固定（アンカーの位置

定格電源電圧AC 200 V

AC 200 V

AC 200 V

AC 200 V

定格電流（最大電流）

12 A

12 A

12 A

12 A

消費電力

2 kVA

2 kVA

2 kVA

2 kVA

ブレーカー

16 A（単独回線）

16 A（単独回線）

16 A（単独回線）

16 A（単独回線）

パノラマセンサーDCS

CSI Plus

CSI Plus

CSI

パノラマオートフォーカス

Autofocus

Autofocus

Autofocusー

アップグレード【Ceph】○（Left／Right）○（Left／Right）○（Left／Right）○（Left）

アップグレード【FOV】

ー8×８ cm ⇒ 1 1×10 cmーーアップグレード
【3D】

ー

ー

○

ー

Ceph unit with 2 sensors

○

○

○

オプション

Quickshot

○

○

○

ー

3D Low Dose

○

○

ー

ー

660 mm以上
1,950 mm）

660 mm以上

壁固定（アンカーの位置

1,950 mm）

660 mm以上

壁固定（アンカーの位置

1,950 mm）

410
16 1/2”154
6”395
15 1/2”1371 1411
54” 55 1/2”

660 mm以上

壁固定（アンカーの位置

1,950 mm）

HDモード

○

○

ー

ー

リモートコントロール

オプション

オプション

オプション

オプション

コズミックライト

○

ー

ー

ー

ユーザーインターフェース

イージーパッド pro

イージーパッド

イージーパッド

マルチパッド

患者ポジショニング

立位／座位／車いす対応
顎サポート／バイトブロック
自動患者ポジショニング機能付き
オクルーサル用バイトブロック

立位／座位／車いす対応
顎サポート／バイトブロック
自動患者ポジショニング機能付き
オクルーサル用バイトブロック

立位／座位／車いす対応
顎サポート／バイトブロック
自動患者ポジショニング機能付き
オクルーサル用バイトブロック

立位／座位／車いす対応
顎サポート／バイトブロック

Smart Height調整

ベースプレート（オプション）（S 3D Plusのみ）

直径8 × 高さ8 cm

直径11 × 高さ7.5 cm

1-2歯欠損

歯牙支持、粘膜支持（遊離端）

治療前後やOA装着前後に撮影された２種類の画像の比較も容易にできるため、患者様への説明にご活用いただけます。

ソム・ゲージを装着した
前方治療位置にてCT撮影、
気道分析、顎関節の確認

E 2D

直径11 × 高さ7.5 cm（S 3D Plusのみ）

直径11 × 高さ10 cm

複数歯欠損

気道の状態を確認することによって歯科による診断の幅を拡げます。

3 気道比較（SIDEXIS 4のみ対応）■

直径11 × 高さ8 cm

S 2D

直径8 × 高さ5.5 cm

睡眠時無呼吸症の診断に役立つ気道の状態を可視化したり、その他歯科治療全般において

SICAT エアー

直径11 × 高さ10 cm （S 3D Plusのみ）

直径17 × 高さ10 cm
直径17 × 高さ7.5 cm

部分歯欠損

気道解析のソフトウェアであるSICAT Airは、Sidexis 4を介してシームレスに繋がっています。

医科からスプリント治療の依頼、
ソム・ゲージを使用して睡眠時無呼吸症候群断書の確認、 下顎の最大前方移動距離を病歴確認、コンサルテーション
確認
初回CT撮影

直径17 × 高さ13 cm

直径11 × 高さ8 cm【対象機種】Orthophos S 3D Plus/Axeos

S 3D

1040
41”
1280
50 3/8”寸法図（Ceph付き）

2249
88 1/2”2171
85 1/2”1435
56 1/2”1350
53 1/8”600
23 5/8”520
20 1/2”410
395
16 1/2”
15 1/2”154
6”693
27 1/4”1371 1411
54” 55 1/2”

1040
41”
2155
84 7/8”