2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

1 ページ

２０２０年５月２２日

金曜日

HCR-7006 / HCR-7101 / HCR-7102 /HCR-7104 / HCR-710Y / HCR-7107

2886098-0D

午後５時３９分

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

2 ページ

２０２０年５月２２日

金曜日

最初に

測定する

安全上のご注意 ......4

測定する前に .......23

入っていますか？ ... 10

カフを巻く ..........24

各部の名前 ..........12

正しい姿勢を確認する .............28

電池を入れる .......18
時計を合わせる ....20

血圧を測る ..........30

主な機能
血圧値が基準値［135 / 85 mmHg］以上の場合に点灯「お知らせマーク」（☞P32）

正確な測定をサポート「カフぴったり巻きチェック」（☞P31）

2

午後５時３９分

記録

２０２０年５月２２日

記録を見る

必要なときに手動で測る ..........37

金曜日

午後５時３９分

記録しないで測る ...38
記録を消去する ....39
電池を交換する ....41
お買い上げ時の状態に戻す ..........42

直近の平均を見る ...................35

片づけ方 .............44
保管とお手入れ ....45
おかしいな？と思ったら .............47
測定 Q&A ...........52
別売品のご紹介 ....60仕様 ...................62（☞P33）

血圧の知識
家庭血圧の重要性とは ..........66
血圧とは .............69
血圧と健康について ................70

血圧の知識

メモリ
30回（HCR-7006）
60回（HCR-7101、
HCR-7102、
HCR-7104、
HCR-710Y）
90回（HCR-7107）

必要なときにサポート情報 .......58

記録を見る

測定記録を見る ....33

測定する

ック」

3 ページ

最初に

の

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book3

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

最初に

1

4 ページ

２０２０年５月２２日

金曜日

午後５時３９分

安全上のご注意● お使いになる前に必ずお読みください。
● ここに示した内容は、製品を安全に正しくご使用いただき、使用者や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。
警告、注意について誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定されます。
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う、または物的損害 * の発生が想定されます。
* 物的損害とは、家屋や家財、および家畜やペットに関わる拡大損害を示します。

• けがや治療中の腕で測らない。
• 点滴、輸血をしている腕で測らない。

▶ 症状の悪化につながることがあります。
• 可燃性ガスや高濃度酸素環境下など火災や爆発の恐れがある場所で使わない。
▶ 火災や爆発の原因となります。

42886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

5 ページ

２０２０年５月２２日

金曜日

最初に

• 乳幼児などの手の届くところに保管しない。

午後５時３９分▶ エアプラグや電池など小さい部品を飲み込んだり、エアチューブや電源コードなどで首が絡まったりし、窒息や傷害に至ることがあります。

測定する• 測定結果の自己判断をしない。
• 治療を自己判断で行わない。
• 医療機関や公共の場所において不特定多数で使わない。
• 乳幼児など自分で意思表示できない人に使わない。

▶症状の悪化や傷害の発生、誤動作の原因になります。
• 長期的な血流障害などを起こさないように腕の状態を

血圧の知識▶傷害を負う原因になります。

必要なときに確認し、異常の発生を感じたとき、カフを腕につけたままにしない。
• カフやエアチューブに折りじわが付いたまま測らない。
• エアチューブのねじれやもつれがある状態で測らない。
• 必要以上の頻度で測らない。
• 必要以上に加圧しない。

記録を見る• 耐用期間を超えて使わない。

5

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

6 ページ

２０２０年５月２２日

金曜日• 指定外のカフやエアプラグを使わない。
• エアプラグを抜くときにエアプラグを持たずにエアチューブを引っ張らない。
• 本体やカフなどを分解したり、改造したりしない。

▶ 本体の故障や破損、傷害を負う原因になります。
あるいは、正しく測定できないことがあります。
• 測定中に血圧計の近く（30 cm 以内）で携帯電話やス

マートフォンを使わない。
• 電気メスなど電気手術器や MRI、CT スキャナーなど他の医療機器がある場所で使わない。
• 他の医療機器と併用しない。
• 乗り物内で使わない。
• 血圧測定以外の目的で使わない。

▶ 危険や誤動作の原因になります。
• 測定中に体を動かさない。
• 寒さなどで体が震えるときに測らない。
• 対象腕周外で使わない。
• カフの巻き方や測定姿勢を不適切にしない。
• 指定外の場所や条件で保管したり、使ったりしない。
• 使用するところと保管場所に温度差があるときは、すぐに測らない。
▶ 正しく測定できないことがあります。

6

午後５時３９分

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

7 ページ

２０２０年５月２２日

金曜日• 使用中に皮膚炎など肌の異常を感じる場合

最初に次のいずれかの場合は、医師の指導のもとでご使用ください。

午後５時３９分• 血行障害が長く発生する場合• 透析治療中や動静脈ろうがある場合▶傷害を負う原因になります。
次のいずれかの状態や症状をお持ちの場合は、医師の指導のもとでご使用ください。
など）• 動脈硬化症• 糖尿病• 腎臓疾患• かん流低下• 妊娠中や子かん前症（妊娠中毒症）• 乳腺切除した方• 未成年の方

記録を見る• 一般的な不整脈（心房性・心室性期外収縮、心房細動

測定する• 重度の血行障害や血液疾患がある場合▶正しく測定できないことがあります。

必要なときに血圧の知識7

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

8 ページ

２０２０年５月２２日

金曜日

午後５時３９分（AC アダプタについて）• コンセントや延長コードなど配線器具の定格を超えて使わない。
• コードやプラグが傷んだ状態で使わない。
• 交流 100 V 以外で使わない。
• 指定外の AC アダプタを使わない。
• 電源プラグを抜くときに AC アダプタ本体を持たずに

電源コードを引っ張らない。
• ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。
• 電源プラグの差し込みが緩いまま使わない。
• ほこりなどゴミやピンが付着したまま使わない。
• 長時間使用しないとき、電源プラグを差し込んだままにしない。
• 電源プラグを差し込んだまま、手入れを行わない。
• 破損させない（電源コードを傷つけない、加工しない、

無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、使用時に束ねない、重いものを載せない、挟み込まない）▶ 火災や感電、本体故障の原因になります。
• 電源プラグの抜き差しが困難な場所で使わない。

▶ 異常発生時に電源の遮断が遅れ、事故や火災の原因になります。

8

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

9 ページ

２０２０年５月２２日• 電池の液が目に入ったら放置しない。すぐに多量の水で洗い流し、医師の指導を受ける。
極を間違えて入れない。
• 電池を使い切ったときや長期間使用しないとき、電池を本体内に入れたままにしない。
• 電源が入ったまま、電池交換を行わない。
• 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
• メーカーや銘柄の異なる電池を混ぜて使わない。
• 指定外の電池を使わない。
• 推奨期限の過ぎた電池を使わない。

午後５時３９分

最初に（電池について）

金曜日

• 電池の

測定する
記録を見る

▶けがの発生や本体故障の原因になります。

必要なときに血圧の知識
92886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

最初に

2

10 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

午後５時３９分

入っていますか？

お買い上げの製品の「販売商品コード」を確認してください。販売商品コードにより、付属品は異なります。
□ お試し用電池• 付属の電池はお試し用です。測定できる回数が少なくなる場合があ
ります。

□ 本体

□ 専用カフ（消耗品）• 型式：HEM-CR24-B□ 取扱説明書（本書：品質保証書付き）□ 医療機器添付文書

専用 AC アダプタ（型式：HHP-AM01）は HCR710Y の み 付 属 し て い ま す。HCR-7006、HCR7101、HCR-7102、HCR-7104、HCR-7107 には付属していません。
必要な方は別売品をお買い求めください。（☞ P60）

10

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

11 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

めします。
‒ 空気漏れが生じたら、別売品をお買い求めください。
（☞ P60）測定する• 専用カフの寿命について‒ 血圧を正確に測るために、1 年に 1 回の交換をお勧

最初に• 不足しているものがありましたら、オムロンお客様
サービスセンターにご連絡ください。（☞ P59）

午後５時３９分

記録を見る
必要なときに血圧の知識
112886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

最初に

3

12 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

各部の名前

本体（正面）

表示部［戻る／進む］ボタン
時計を合わせるときや記録を見るときに使います。
［時計設定］ボタン
時計を合わせるときに使います。

12

午後５時３９分

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

13 ページ ２０２０年５月２２日

測定する［測定／停止］ボタン
測定するときや測定を中止するとき、電源を切るときに使います。

午後５時３９分

最初に［記録呼出］ボタン
測定記録を見るときや直近の測定記録の平均を見るときに使います。

金曜日

記録を見る
必要なときに血圧の知識
13

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

14 ページ ２０２０年５月２２日

本体（表示部）

平均マーク
平均値を呼び出したときに表示。
測定記録マーク
記録を呼び出したときに表示。
日付と時刻／過去の週の表示

14

金曜日

午後５時３９分

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

15 ページ ２０２０年５月２２日

午後５時３９分

最初に血圧確認マーク
測定した血圧が家庭高血圧の基準値以上のときに表示。

金曜日

家庭高血圧の基準値
mmHg
mmHg
または 最低血圧が 85
以上 *
以上 *

* 日本高血圧学会

高血圧治療ガイドライン 2019

体動マーク
測定中に会話をしたり、体を動かしたりしたときに表示。

バッテリーマーク
電池交換する準備が必要なときに表示。
電池交換マーク
電池交換が必要なときに表示。

脈拍数

血圧の知識

最高血圧／最低血圧

必要なときにカフゆる巻きマーク
カフが適切な強さで巻かれていないとき
に表示。

記録を見る

不規則脈波マーク
測定中の脈が適切に検出されていないと
きに表示。

測定する

最高血圧が 135

15

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

16 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

脈波マーク
血圧を測定しているときに点滅。
カフぴったり巻きマーク
カフが適切な強さで巻かれているときに
表示。
排気マーク
測定時に、カフの空気を排気していると
きに点滅。

16

午後５時３９分

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

17 ページ ２０２０年５月２２日

側面・背面

底面

午後５時３９分

最初に本体（側面・背面・底面）

金曜日

測定する

専用 AC アダプタ用
コネクタ

電池カバー

● 型式：HEM-CR24-B
位置合わせマーク

血圧の知識

エアプラグ
エアチューブ

必要なときに

専用カフ

記録を見る

専用カフコネクタ

17

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

最初に

4

18 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

午後５時３９分

電池を入れる● 本製品に内蔵の時計は、電池で動いているため、必ず電池を入れて使ってください。

1 本体底面の電池カバーを外し、電池を入れる
つめを押し
上げます。

2 電池カバーを閉める• カチッと音がするまで閉めます。

18

ばねの出て
いる方が
です。

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

19 ページ ２０２０年５月２２日• AC アダプタは、以下のようにしてください。

→の順番で接続測定する• 併用するときは、必ず専用 AC アダプタをお使いください。

午後５時３９分

最初に• 本製品は、AC アダプタ（HCR-710Y 以外は別売）を併用することができます。（☞ P60）
本製品に内蔵の時計は、電池で動いているため、AC ア
ダプタを使うときも電池を入れてください。

金曜日

記録を見る
必要なときに血圧の知識
19

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

最初に

5

20 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

午後５時３９分

時計を合わせる● 測定前に時計を合わせると、日時と一緒に測定結果を記録できます。

● 電池を入れると、自動的に「西暦年」が点滅します。

日時が表示される場所［進む］ボタン［戻る］ボタン［測定／停止］ボタン［時計設定］ボタン

1 「西暦年」が点滅していない場合は、［時計設定］ボタンを押す• 画面に「P」などが表示されている場合は、一度［測定／停止］ボタンを押して電源を切ってください。
• すでに「西暦年」が表示されている場合はこの操作は不要です。次の手順に進んでください。

20

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

21 ページ ２０２０年５月２２日［戻る］ボタン／

午後５時３９分

最初に

2 時計を合わせる金曜日［進む］ボタンで「年」を変更［時計設定］ボタンで「年」を決定［進む］ボタンで「月」を変更「月」が点滅［時計設定］ボタンで［戻る］ボタン／［時計設定］ボタンで「日」を決定血圧の知識［進む］ボタンで「日」を変更必要なときに「月」を決定「日」が点滅記録を見る［戻る］ボタン／測定する「西暦年」が点滅

21

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

22 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

午後５時３９分［戻る］ボタン／［進む］ボタンで「時」を変更「時」が点滅［時計設定］ボタンで「時」を決定［戻る］ボタン／［進む］ボタンで「分」を変更「分」が点滅［時計設定］ボタンで「分」を決定• 西暦年→年月→時刻が表示された後、自動的に電源が切れます。

22

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book1

測定する前に金曜日

午後５時３９分

最初に測定する

23 ページ ２０２０年５月２２日● 血圧は一日の中でも時々刻々と変化しています。

● 起床後は、起きて 1 時間以内、トイレをすませ、朝食の前、薬を飲む前に、5 分以上安静にしてから測ります。就寝前も、5 分以上の安静後に測ります。

就寝前

血圧の知識

• 血圧について詳しくは「血圧の知識」を参照してください。（☞ P66 〜 71 ）必要なときに• 排尿後• 5 分以上安静にしてから
• 朝食前
• 服薬前
（降圧剤を飲んでいる場合）• 5 分以上安静にしてから記録を見る

起床後１時間以内

測定する

測定するタイミング

23

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

測定する

2

24 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

カフを巻く

● 正しく測定するために、必ず付属の専用カフをお使いく
ださい。

カチッ

エアチューブカフを本体につなぐ

1 カフのエアプラグを専用カフコネクタにカチッと音がするまでしっかりと差し込む• 差し込みが緩いと、正しく測定できません。

24

午後５時３９分

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

25 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日● カフは巻きやすい方の腕に巻いてください。ただし、左最初にカフを腕に巻く（左腕に巻く場合）

午後５時３９分

腕と右腕では測定値が異なる場合があるため、いつも同じ腕で測るようにしてください。

エアチューブは手のひら側
エアチューブが手のひらの先側に向くようにする。

必要なときに• 腕を通すときにカフが外れた場合、下図のように金具に通して元に戻してください。

記録を見る

素肌か薄手の肌着に巻く
カフは、素肌か
薄手の肌着の上に巻く。

測定する

1 カフを左腕に通す

血圧の知識
25

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

26 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

2 カフの端を外側に引っ張りながらカフの位置を決める
カフを巻く位置
カフがひじの関節部にかからないように、ひじの内側のくぼみから１〜 2 cm 離して巻く。

手のひらの向き
手のひらを上にむける。

位置合わせマークの位置
三角のマークが腕の中心（中指の延長線上）にくる
ようにする。

3 面ファスナーで固定する
固定する方法
すき間ができないようにぴったり巻く。
すき間ができる場合は、カフを斜めに巻き上げる。

26

午後５時３９分

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

27 ページ ２０２０年５月２２日

午後５時３９分

最初に• 右腕に巻くときは、エアチューブがからだ内側の側面にくるように巻いてください。

金曜日

測定する

• 専用カフの対象腕周は、22 〜 32 cm です。
腕周とは、下図のようにひじを軽く曲げた状態で、二の腕の中央あたりを計った腕まわりのことです。

https://www.healthcare.omron.co.jp/
product/hem/howto/

血圧の知識• 専用カフの巻き方を当社ホームページでご紹介しています。

必要なときに

腕周記録を見る※ ひじでエアチューブをつぶさないようにして
ください。

QRコード

27

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

測定する

3

背もたれ
背もたれに
もたれて
リラックス
する。

28 ページ ２０２０年５月２２日

正しい姿勢を確認する
カフの中心

手のひら

カフの中心を心臓（目安は乳首）の高さと同じにする。

腕の力を抜
いてテーブ
ルの上に置
き、手のひ
らを上向き
にする。

両足
足を組まずに両足を床につける。

28

金曜日

午後５時３９分

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

29 ページ ２０２０年５月２２日

午後５時３９分

最初に• カフの中心が心臓の高さに合っていない場合は、下図のようにクッションやタオルなどをひじの下に置いたり、椅子に座ぶとんを敷いたりして、高さを調整して
ください。

金曜日

測定する
記録を見る
必要なときに

クッション

血圧の知識

座ぶとん

29

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

測定する

4

30 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

血圧を測る

● 最高血圧がおおむね 210 mmHg を超えると予測されるときは、「手動で測る」を参照してください。
（☞ P37）

途中で測定を中止したいとき［測定/停止］ボタンを押してください。
電源が切れて、カフの空気が抜けます。
［測定／停止］ボタン

1［測定／停止］ボタンを押す• 電源が入り、自動的に測定が始まります。
開始直後
表示部に電池のマーク以外のすべてのマークや文字が表示
されます。

30

午後５時３９分

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

31 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

午後５時３９分

最初に加圧中（測定中）「脈波マーク」
測定中に点滅します。

記録を見る［測定／停止］ボ
タンを押して電源を切り、カフを巻き直して
ください。

測定する

カフが適切に巻かれているときに表示されます。
カフが適切に巻かれていないときに表示されます。

必要なときに減圧中（測定中）血圧の知識「排気マーク」
減圧中に点灯します。

31

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

32 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

午後５時３９分

測定終了

測定結果が表示されます。

血圧値が家庭高血圧の基準値以上のときに血圧確認マークが表示されます。
（最高血圧が 135 mmHg 以上、または最低血圧が 85 mmHg
以上）

2 測定結果を確認する• エラー表示（E1 〜 E5）や、が表示されたときは、「おかしいな？と思ったら」を参照してください。（☞ P47）

• カフの締め付けにより、腕に一過性の内出血が発生し、赤みが残る場合があります。異常を感じた場合は、速やかに［測定／停止］ボタンを押して、測定を中止
してください。

32

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

1

金曜日

午後５時３９分

最初に

記録を見る

33 ページ ２０２０年５月２２日

測定記録を見る● 本製品は、60 回分（HCR-7006 は 30 回分、HCR-

記録を見る［進む］ボタン［戻る］ボタン［記録呼出］ボタン［記録呼出］ボタンを押す• 以下のように表示が変化します。
日付と時刻が交互に表示されます。

記録番号
日付

血圧の知識

※ 記録番号「１」は、最も新しい記録であることを示しています。

必要なときに1

測定する

7107 は 90 回分）の測定結果を記録できます。

33

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book234 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

午後５時３９分［戻る］ボタン、 ［進む］ボタンを押して、測定記録を見る•［戻る］ボタンを押すと、1 回前の測定記録が表示されます。

•［進む］ボタンを押すと、１回後の測定記録が表示されます。

• 最も新しい測定記録を表示しているときに［進む］ボタンを押すと、最も古い測定記録が表示されます。

• 測定記録が 60 回（HCR-7006 は 30 回、HCR-7107
は 90 回）を超えると、最も古い測定記録を削除して新しい測定記録を保存します。

34

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book2

直近の平均を見る

金曜日

午後５時３９分

最初に

記録を見る

35 ページ ２０２０年５月２２日● 本製品は、直近の測定から 10 分以内に測った測定記録● 直近の平均を見るには、測定前に時計を設定しておく必要があります。
（☞ P20）

測定する（最大 3 回）の平均値を表示できます。

記録を見る
必要なときに［記録呼出］ボタン

血圧の知識
35

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book1

36 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

午後５時３９分［記録呼出］ボタンを 3 秒以上押し続ける• 下図のように直近平均マークが点滅して、右側の画面に直近の平均値が表示されます。

血圧値が家庭高血圧の基準値以上のときに血圧確認マークが表示されます。
（最高血圧が 135 mmHg 以上、または最低血圧が 85 mmHg
以上）

• 日本高血圧学会の高血圧治療ガイドライン 2019 では、続けて測った 2 回の測定記録の平均値を見ることを推奨しています。

36

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

1

金曜日

手動で測る

午後５時３９分

最初に必要なときに37 ページ ２０２０年５月２２日● 最高血圧値がおおむね 210 mmHg を超えると予測さ測定するれるときや、自動でうまく測れないときは、手動で測ってください。

途中で測定を中止したいとき

電源が切れて、カフの空気が
抜けます。

1

［測定／停止］ボタンを押す• 電源が入り、自動的に測定が始まります。

2 加圧が始まったら、もう一度

3 予測される最高血圧値よりも約 30〜40 mmHg
高くなるまで加圧されたらボタンを離す［測定／停止］• しばらくすると測定結果が表示されます。

血圧の知識［測定／停止］
ボタンを押し、そのまま押し続ける

必要なときに［測定／停止］ボタン

記録を見る［測定/停止］ボタンを押してく
ださい。

37

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

必要なときに2

38 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

午後５時３９分

記録しないで測る● 測定結果を記録せずに測定するときは、以下の手順で測ってください。

途中で測定を中止したいとき［測定/停止］ボタンを押してください。
電源が切れて、カフの空気が抜けます。
［測定／停止］ボタン

1［測定／停止］ボタンを 3 秒以上押し続ける
時刻が消灯します。

2 日付と時刻が消灯したら、［測定／停止］ボタンを離す• 自動的に測定が始まり、しばらくすると、測定結果が表示されます。

38

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

3

記録を消去する金曜日

午後５時３９分

最初に必要なときに39 ページ ２０２０年５月２２日● 測定記録は１つずつ削除できません。

［測定／停止］ボタン［記録呼出］ボタンを押す

必要なときに

1

記録を見る［記録呼出］ボタン

測定する

この操作をすると、すべての測定記録が消去されます。

血圧の知識
39

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

2 もう一度

40 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

午後５時３９分［記録呼出］ボタンを押しながら［測定／停止］ボタンを 3 秒以上押し続ける• 下図のように表示が点滅したら、ボタンから手を離してください。
• この時点では記録は消去されていません。

3 さらにもう一度［記録呼出］ボタンを押しながら［測定／停止］ボタンを 3 秒
以上押し続ける• 点滅が点灯に変わったら、ボタンから手を離してく
ださい。

4
40

［測定／停止］ボタンを押して、電源を切る

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book4

金曜日

電池を交換するのマーク

4 個同時に同じ種類の新しい
単 3 形アルカリ乾電池と交換してください。

2 時計を合わせる（☞ P20）
• 測定前に時計を合わせると、日時と一緒に測定結果を記録できます。

血圧の知識• 充電池では正常に動作しない場合があります。
• 交換した電池は、お住まいの市区町村の指導に従って処分してください。
• 電池残量が少なくなると、 のマークが表示されます。新しい電池を準備してください。

必要なときに1 電池を入れる（☞ P18）

記録を見る

このエリアにが表示されたら測定する

電池交換のタイミング

午後５時３９分

最初に必要なときに41 ページ ２０２０年５月２２日

412886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

必要なときに

5

42 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

お買い上げ時の状態に戻す● お買い上げ時の状態に戻したい場合は、次のように操作してください。操作すると本体に記録されているすべての設定と測定結果が消去されますのでご注意ください。

［時計設定］ボタン［測定／停止］ボタン

42

午後５時３９分

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

金曜日［時計設定］ボタンを押しながら［測定／停止］ボタンを 3 秒以上押し

午後５時３９分

最初に

1

43 ページ ２０２０年５月２２日

続ける［時計設定］ボタンを押しながら［測定／停止］ボタンを 3 秒以上押し• 点滅が点灯に変わったら、ボタンから手を離してください。

［測定／停止］ボタンを押して、電源を
切る

血圧の知識

3

必要なときに続ける

記録を見る

2 もう一度測定する• 下図のように表示が点滅したら、ボタンから手を離してください。
• この時点ではお買い上げ時の状態に戻っていません。

43

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

必要なときに

6

44 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

午後５時３９分

片づけ方

1 エアプラグをカフコネクタから抜く• 使用中に誤って抜けないように、エアプラグはカフコネクタにしっかり接続されています。エアプラグを持って、まっすぐ引き抜いてください（「カチッ」と音がします）。

2 エアチューブを軽く折り曲げてカフ本体に入れる• エアチューブを無理に折り曲げないでください。正しく測れなくなります。

• 電源コードは、断線を防止するため、下図のように AC
アダプタ本体に巻き付けないでください。

44

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

7

金曜日

保管とお手入れ• 長期間使用しないときは、電池を取り外してください。
• ご使用になるところと保管場所に温度差がある場合は、使用前にしばらく置いてからお使いください。

‒ 高温・多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
‒ 傾斜、振動、衝撃のあるところ。
ろ。

必要なときに‒ 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するとこ

記録を見る• 次のようなところに保管しないでください。
‒ 水のかかるところ。

測定する

保管時のお願い

午後５時３９分

最初に必要なときに45 ページ ２０２０年５月２２日

血圧の知識
45

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

46 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

お手入れ時のお願い• いつも清潔にしてご使用ください。
• 本体やカフの汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
シンナー

ベンジン

• 汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤をやわらかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。汚れを拭き取った後、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
• 本体内部に水などが入らないようにしてください。
• 汚れを落とすときは、アルコー
ル、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
• カフは洗濯できません。
• カフをぬらさないでください。

廃棄時のお願い• 本体、カフ、AC アダプタ、電池を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

46

午後５時３９分

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book8

原因・対処のしかた
本体とカフが正しくつながっていない。
▶ カフを正しくつないでください。
（☞ P24）または加圧できないまたは

測定中に腕や体を動かしたため、適切に加圧されていない。
▶ 腕や体を動かさないでください。
再度「E2」が出るときは、手動で測ってください。（☞ P37）
最高血圧値が 210 mmHg を超えるた
め、測れない。
▶ 手動で測ってください。
（☞ P37）

血圧の知識

加圧するが、測定できないカフが空気漏れしている。
▶ 別売の新しい専用カフをお買い求めください。（☞ P60）

必要なときにが表示

カフを正しく巻いていない。
▶ カフを正しく巻いてください。
（☞ P24）

記録を見る

が表示

午後５時３９分

測定する

こんなとき

おかしいな？と思ったら

金曜日

最初に

必要なときに47 ページ ２０２０年５月２２日

47

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

48 ページ ２０２０年５月２２日

こんなとき

金曜日

原因・対処のしかた
300 mmHg 以上加圧している。
▶ 測定中にカフを触らないでください。
▶ 手動で測るときは、適切な値まで加圧したら、が表示［測定／停止］

ボタンを離してください。
▶ 測定中にエアチューブが折れ曲
がらないようにしてください。

が表示

が表示
または

測定中に腕や体を動かしたり、会話したりしている。
カフや本体が振動して測定できない。
▶ 腕や体を動かしたり、会話したりしないでください。

脈が適切に検出されていない。
▶ 腕や体を動かさず、正しい姿勢
で測ってください。（☞ P28）
▶ カフを巻き直してください。
（☞ P24）
▶

が表示
または

測定中に
が点滅しない

48

不規則脈波マークが頻繁に表示される場合は、医師にご相談ください。

午後５時３９分

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

原因・対処のしかた
本体が故障している。
▶

時計が設定されていない。
▶ 時計を合わせてください。
（☞ P20）

または

時計が表示
されない

平均値が表示されない時計が設定されていない。
▶ 時計設定をせずに測定した場合
は、平均値を表示できません。
時間を合わせてください。
（☞ P20）
一度も測定していない。
▶ 血圧を測ってください。
（☞ P30）

血圧の知識

または

電池を交換した。
▶ 電池を交換したときは、時計を合わせてください。（☞ P20）

必要なときにが表示

電池を入れずに AC アダプタを外した。
▶ 時計は、電池で動いています。
電池を入れて、時計を合わせてください。
（☞ P20）

記録を見る

が表示

午後５時３９分

測定するが表示［測定／停止］ボタンを押し直して、再度「Er」が表示されるときは、オムロンお客様
サービスセンターに修理を依頼
してください。（☞ P59）

金曜日

最初に

こんなとき

49 ページ ２０２０年５月２２日

49

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

こんなとき

が表示

が表示
または

加圧中に
電源が切れるどのボタンを押しても何も表示されない

50 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

原因・対処のしかた
電池残量が少なくなっている。
▶ 同じ種類の新しい単 3 形アルカリ乾電池４個を準備してください。
電池残量がなくなっている。
▶ 4 個同時に同じ種類の新しい単3 形アルカリ乾電池と交換してください。（☞ P41）
電池を入れずに使用していて、専用
AC アダプタが血圧計やコンセントから外れている。
▶ 専用 AC アダプタを、本体とコンセントに正しく接続してください。（☞ P19）
電池が完全に消耗している。
▶ 新しい電池と交換してください。
（☞ P41）
電池のの向きが間違っている。
▶ 電池を正しく入れてください。
（☞ P18）50

午後５時３９分

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

原因・対処のしかた▶

その他の現象

午後５時３９分

測定する

測定結果が表示されたあとは約2分後に自動的に電源が切れます。

• 本製品の故障や修理のときは、測定記録などがすべて消去されます。

必要なときに• 以上の方法でも解決しないときは、オムロンお客様
サービスセンターにお問い合わせください。（☞ P59）
• ごくまれに体質上誤差を生じて、正しく血圧を測れないことがあります。医師にご相談ください。

記録を見る

測定結果が
表示されたあと表示が消えた［測定／停止］ボタンを押して、電源を切った後、もう一度押してください。それでも解決しない場合は、専用 AC アダ
プタや電池を外して 30 秒以上してから電池を入れ直してくだ
さい。

金曜日

最初に

こんなとき

51 ページ ２０２０年５月２２日

血圧の知識
51

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

必要なときに

9

52 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

午後５時３９分

測定 Q&A

Q：測るたびに測定値が違うのですが …
A1

血圧は、時々刻々と変化しています。よく知られる変動として、1 日の中の変動（日内変動）や日ごとの変動（日間変動 または 日差変動）があります。また、
1 週間の中の変動（週内変動）や、寒い冬に高く、暑い夏に低くなる季節変動も知られています。これらの
血圧変動の幅やパターンには個人差があります。家庭
血圧を測って、ご自分のパターンを知り、血圧管理に役立ててください。

測定を上手に行うために次のことに気をつけましょう。
• 安静時間を取りましょう。
測定を始める前に、5 分以上の安静時間を取りましょう。
安静が十分取れていないと、血圧が安定せず、測定値がばらつきやすくなります。
• いつも決まった時に測りましょう。
朝は起床後１時間以内、晩は就寝前など毎日決まった時に測りましょう。
（☞ P23）52

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

53 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

測定する

• 快適な室温で測りましょう。
寒すぎたり、暑すぎたりすると、血圧が一時的に変動します。
快適な室温のもと測定してください。

最初に• 血圧は常に変化しています。
続けて測定した場合、後の血圧の方が低い傾向があることが知られています。

午後５時３９分

記録を見る
必要なときに血圧の知識53

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

54 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

午後５時３９分• 血圧が一時的に変動する要因を知りましょう。
次のようなときは、血圧が一時的に変化することが多いといわれています。しばらく時間をおいてから試してみましょう。

食事

飲酒

カフェイン
飲料

54

喫煙

運動や
身体を使う
作業

会話

入浴

尿意・便意

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

金曜日

正しい姿勢や服装、カフの巻き方で測りましょう。
前かがみなど、無理な姿勢は血圧を上昇させます。無理のない、リラックスできる姿勢で測りましょう。

袖をまくり上げると、血管が圧迫され、腕の血圧が影響されます。

必要なときに厚手の袖の上からカフを巻くと、カフの圧迫力が血管に伝わらず、高く測定されます。

記録を見る

ひじや腕でエアチューブを押さえてしまうと、
正しく測定できません。

測定する

前かがみで測定す 測定中に会話す 測定中に動いたりると、腹部に圧力 ると、血圧が上 カフを触ると、脈がかかり、血圧が 昇します。
の検出が乱れて誤高くなります。
差が生じます。

午後５時３９分

最初に

A2

55 ページ ２０２０年５月２２日

血圧の知識

カフを緩く巻くと、正しい測定結果が表示されません。

55

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book56 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

午後５時３９分

Q：病院での値に比べて低いのですが …
A1

病院での血圧は普段より高く出ることがあります。
病院では、身体活動や精神的緊張によって、無意識に血圧が高くなっていることが少なくありません。日本
高血圧学会の治療ガイドラインでは、家庭血圧を優先して診療するよう推奨されています。血圧の記録を医師に持参して相談しましょう。

Q：病院での値に比べて高いのですが …
A1

安静時間を取りましょう。
測定を始める前に、5 分以上の安静時間を取りましょう。安静が十分取れていないと、高めに測定されやす
くなります。

A2

家庭で測った血圧を医師に持参して相談しましょう。
病院での血圧が正常でも、家庭での値が高い場合には、治療が必要な場合があります。すでに治療を受けている方は、お薬や服薬時間の調節が必要かもしれません。
血圧の記録を医師に持参して相談しましょう。

56

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

57 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

A1

一時的なもので、心配ありません。

不規則脈波マークが表示されても、不整脈とは限りません。

必要なときにマークが表示されても、不整脈とは限りませんが、頻繁に表示される場合には、医師にご相談ください。不規則脈波マークは、測定中に脈が適切に検出されない
ときに表示されます。

記録を見る

Q：
が表示されました。
不整脈でしょうか？

測定する

血圧測定時は、カフの締め付けにより、痛みやしびれを感じることがありますが、カフを外してしばらくすると治まります。症状が長く続く場合は、医師にご相談ください。

A1

最初に

Q：カフの締め付けで、
痛みやしびれを感じるのですが …

午後５時３９分

血圧の知識
57

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

必要なときに

10

58 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

サポート情報● 本製品に役立つウェブサイトをご紹介します。

お問い合わせの前に■ 製品のよくあるご質問

https://www.healthcare.omron.co.jp/faq/
QRコード■ カフの巻き方について（動画）https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hem/howto/■ 高血圧に関する知識について

https://www.healthcare.omron.co.jp/resource/
guide/hightbp/● お問い合わせの前に「おかしいな？と思ったら」（☞ P47 〜 P51）、「測定 Q&A」（☞ P52 〜 P57）も合
わせてご確認ください。

58

午後５時３９分

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

59 ページ ２０２０年５月２２日●「オムロン ヘルスケア お客様サポート」ウェブサイト

午後５時３９分

最初にオムロンお客様サービスセンター

金曜日

https://www.healthcare.omron.co.jp/support/

測定する

QRコード
あるいは検索サイトで
オムロンヘルスケア サポート

と検索する

記録を見る
必要なときに血圧の知識59

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

必要なときに

11

60 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

別売品のご紹介□ 専用カフ• 型式：HEM-CR24-B• 対象腕周：22 〜 32 cm
本製品に付属している
カフと同じです。

• 型式：HEM-RML31-B• 対象腕周：32 〜 42 cm• 型式：HEM-CS24-B• 対象腕周：17 〜 22 cm※ お求めの際は、「HEM-CR24-B」、「HEM-RML31-B」、「HEM-CS24-B」の型式でご注文ください。
それ以外の専用カフは、
エアプラグが異なり使用できません。

60

午後５時３９分

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

61 ページ ２０２０年５月２２日

測定する
記録を見る

• 別売品のお求めは、オンラインショップ「オムロン ヘルス
ケアストア」（https://store.healthcare.omron.co.jp/）
または、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。（☞ P59）

午後５時３９分

最初に□ 専用 AC アダプタ
• 型式：HHP-AM01

金曜日

必要なときに血圧の知識61

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

必要なときに

12
医療機器
認証番号
類別
一般的名称
医療機器
分類
販売名
販売商品
コード
表示方式
測定方式

金曜日

仕様

301AABZX00022000
機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具
自動電子血圧計
管理医療機器オムロン 上腕式血圧計
スタンダード19シリーズ
HCR-7006 ／ HCR-7101 ／ HCR-7102 ／HCR-7104 ／ HCR-710Y ／ HCR-7107
デジタル表示方式
オシロメトリック法

カフ圧力
表示範囲

0 〜 299 mmHg

血圧測定
範囲

最高血圧：60 〜 260 mmHg
最低血圧：40 〜 215 mmHg

脈拍数測定
範囲

毎分 40 〜 180 拍

加圧
減圧

圧力：±3 mmHg 以内
脈拍数：読み取り数値の ±5％以内
自動加圧方式（ファジィコントロール）
自動排気弁方式

排気自動急速排気方式

測定精度

62

62 ページ ２０２０年５月２２日

午後５時３９分

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

63 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

専用 AC アダプタ
（入力：AC100 V、50/60 Hz、10 VA）
単 3 形アルカリ乾電池 4 個（DC 6 V 4 W）

電池寿命

約 300 回（単 3 形アルカリ乾電池使用時、当社試験条件による）本体（カフを除く）：
約 幅 105× 高さ 87× 奥行き 153 mm
カフ：
約 幅 145× 長さ 466 mm、チューブ長さ 610 mm

対象腕周22 〜 32 cm
HCR-7101、HCR-7102、HCR-7104、
HCR-710Y：60 件
HCR-7006：30 件 HCR-7107：90 件

メモリ

電撃保護

AC アダプタ使用時：クラスⅡ機器
AC アダプタ未使用時：内部電源機器

血圧の知識

寸法

必要なときに

質量

記録を見る

使用環境
条件
保管環境
条件

測定する

耐用期間

本体（カフを除く）：
30,000 回もしくは 5 年のいずれか早く到達した方カフ：
10,000 回もしくは 1 年のいずれか早く到達した方＋ 10 〜＋ 40 ℃／ 15 〜 90％RH（結露なきこと）／ 800 〜 1060 hPa− 20 〜＋ 60 ℃／ 10 〜 90％RH（結露なきこと）
本体（カフを除く）：
約 310 g（電池含まず）
カフ：約 130 g

最初に

電源

午後５時３９分

632886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

装着部の分類
IP 保護等級
動作モード

付属品

製造販売元

64 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

午後５時３９分

BF 形装着部（カフ）IP20（本体）、IP21（専用 AC アダプタ）
連続動作
専用カフ（型式 HEM-CR24-B）、専用 AC アダプタ（HCR-710Y のみ）、
お試し用電池（単 3 形アルカリ乾電池 4 個）、取扱説明書（品質保証書付き）、
医療機器添付文書
オムロン ヘルスケア株式会社
電話：0120-30-6606（オムロンお客様サービスセンター）• お断りなく仕様を変更することがあります。
• 本製品は、JIS 規格 JIS T 1115：2018 に適合しています。
• 本製品は、ISO（国際標準化機構）81060-2:2013 の要求に基づき、臨床評価されています。
• IP 保護等級とは、IEC（国際電気標準会議）60529 によって規定された本体による保護構造を等級分類する
ものです。本体は、指などの直径 12.5 mm 以上の固形物に対して保護されています。専用 AC アダプタは、
指などの直径 12.5 mm 以上の固形物に対して保護されています。また、垂直に落下してくる水滴に対して、動作の妨げがないように、保護されています。
• 動作モードの記載は IEC 60601-1 に基づく分類による
ものです。

64

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

65 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

最初に

製品に表示されているシンボルの意味

午後５時３９分

クラスⅡ機器安全にお使いいただくため、取扱説明書を必ずお読みください測定する

BF 形装着部

交流

REF

製造者の管理型式名を表します

ウェブサイトで確認できないときは、オムロンお客様サービ
スセンターにお問い合わせください。

血圧の知識

本製品は EMC 規格 IEC 60601-1-2:2014 に適合しています。
本製品の EMC 技術資料は、以下のウェブサイトから確認することができます。
https://www.healthcare.omron.co.jp/support/
download/emc/

必要なときにEMC 技術資料について

記録を見る

直流

65

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

血圧の知識

1

66 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

家庭血圧の重要性とは● 家庭血圧とは、家庭で測定した血圧のことです。病院という特殊な環境で、たまにしか測らない血圧（診察室血圧）よりも、普段の環境で毎日測定できる家庭血圧の方が、身体の状態をよく反映し、治療効果も正確に評価できることが知られています。

また、自分の血圧を測り、知ることで、健康への意識や治療の積極性が高まり、治療効果が改善するとの研究結果も報告されています。
家庭血圧を測ることで、次のような高血圧のタイプを見つけることができます。
高い家 庭 血 圧仮面高血圧

持続性高血圧

正常血圧

白衣高血圧

135
/85
mmHg

正常
140 / 90 mmHg

66

正常

診察室血圧

高い

午後５時３９分

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

67 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

診察室血圧と家庭血圧の両方とも高いケースです。
確実な高血圧であり、仮面高血圧と同じく、治療対象になります。

血圧の知識

持続性高血圧

必要なときに家庭血圧（普段の血圧）が高いのに、診察室血圧が正常なケースです。すぐに治療を検討する必要があり
ますが、普段の高血圧が医師に分からないため、治療が遅れて重症化につながりやすい、危険なタイプとされます。家庭血圧の測定は、この危険な状態の発見を助け、早期の診療につなげます。

記録を見る

仮面高血圧

測定する

診察室血圧は高いが（最高血圧が 140 mmHg 以上、または最低血圧が 90 mmHg 以上）、家庭血圧が正常（最高血圧が 135 mmHg 未満、かつ最低血圧が 85
mmHg 未満）の状態をいいます。普段の血圧が正常なため、すぐに治療を始める必要はありません。ただし、高血圧になりやすいという研究報告もあり、家庭血圧を定期的に測ってチェックすることが大切です。

最初に

白衣高血圧

午後５時３９分

672886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

68 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

午後５時３９分

早朝高血圧
起床時の血圧が高い状態をいいます。診察室血圧では検出できないため、仮面高血圧の一種とされます。
脳卒中や心筋梗塞、突然死などは午前中に多いですが、その原因の一つが早朝高血圧と考えられています。
8 時〜 12 時までの脳卒中の発症率が高くなっています。

• 高血圧の疑いがあって受診するときは、家庭で測定した血圧の記録があれば、医師の診断の参考になります。
• 高血圧に関する知識を当社ホームページでご紹介しています。
https://www.healthcare.omron.co.jp/
resource/guide/hightbp/

68

QRコード

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

2

血圧とは

最高血圧
（収縮期血圧）最低血圧（拡張期血圧）血圧の知識

拡張期の間、血管の中の血液は徐々に下流に流れ出ていくため、血圧が下がっていきます。次の収縮期が始まる直前、血圧は最も低くなり、これを最低血圧、拡張期血圧、または下の血圧といいます。

必要なときに１回の心拍は、心臓が収縮して血液を送り出す収縮期と、拡張して次の血液をため込む拡張期に分かれます。この収縮期の間で一番高くなった時の血圧を最高血圧または収縮期血圧といいます。上の血圧と呼ばれることもあります。

記録を見る

心臓は、拡張して中に血液をため込み、収縮して血液を送り出す動作（心拍といいます）を 1 日に
約 10 万回くり返しています。

午後５時３９分

測定する● 心臓は、血液を身体のすみずみまで届けるため、血液に圧力をかけて血管に送り出しています。血
圧とは、この血管の中の圧力のことです。

金曜日

最初に

血圧の知識

69 ページ ２０２０年５月２２日

692886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

血圧の知識

3

70 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

午後５時３９分

血圧と健康について● 高血圧とは、高い血圧が持続する状態のことです。

高血圧は動脈硬化を起こして動脈をいため、脳卒中や心臓病、腎臓病などの命にかかわる病気のもととなります。
また、糖尿病や認知症の発症・進行にも高血圧が関係することが知られています。

70

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book71 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

脳血管疾患

測定する

脳の血管が動脈硬化でもろくなり破れて出血を起こす脳出血や、脳の血管が詰まって脳の細胞が死んでしまう脳梗塞が起こ
りやすくなります。

最初に高血圧が起こす恐ろしい病気

午後５時３９分

心臓病

血圧の知識

腎臓の血管がいたむと、老廃物や過剰な塩分を排泄できなくなります。それが、さらに血圧を高めるという、悪循環におちいります。重症化すると人工透析が必要になります。

必要なときに

腎臓病

記録を見る

心臓を動かす筋肉（心筋）に通じる動脈が動脈硬化になると、胸痛を起こす
狭心症や、心筋が死んでしまう心筋梗塞を起こします。また、高血圧は、心臓が血液を送り出す妨げとなり、心不全の原因にもなります。

712886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book72 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

午後５時３９分

血圧記録表

■ 記入

（コピーしてお使いください。
）

日

年
日

測

月

朝
測定時刻

晩

血圧値
（mmHg） 脈拍/分

測定時刻

血圧値
（mmHg） 脈拍/分

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

服薬

メモなど

日

測

モなど

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book73 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

■ 記入例
日

日

朝

晩

測定時刻

血圧値
（mmHg） 脈拍/分

測定時刻

血圧値
（mmHg） 脈拍/分

測定時刻

血圧値
（mmHg） 脈拍/分

測定時刻

血圧値
（mmHg） 脈拍/分

朝

晩

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

服薬

メモなど

服薬

メモなど

午後５時３９分

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

血圧グラフ（コピーしてお使いください。
）

年

月
日
曜日

200
血圧値
（mmHg）

150

最高血圧
135mmHg100

最低血圧
85mmHg

50
脈拍／分
服薬

メモなど

朝
晩

74 ページ ２０２０年５月２２日

金曜日

午後５時３９分

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

朝
晩75 ページ ２０２０年５月２２日（起床後 1 時間以内）
（就床前）

■ 記入例
日
曜日

200

150

100

50
朝
晩

金曜日

午後５時３９分

2886098-0D_HEM-7151-AJY_IM.book

1 ページ

２０２０年５月２２日

金曜日

午後５時３９分

保証規定
1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後
1 年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
3. 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
（イ） 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
（ロ） お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
（ハ） 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
（ニ） 品質保証書の提示がない場合。
（ホ） 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字
句を書き換えられた場合。
（ヘ） 消耗部品。
（ト） 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
（チ） その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
4. 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 補修用部品は製造打ち切り後、最低 6 年間保有しています。

品

質

保

証

書

このたびは、オムロン製品をお買い求めいただきありがとうございました。製品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償にて修理、また故障内容や製品によっては、交換あるいは他機種との交換をいたします。
※製品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。
This warranty is valid only in Japan.

販売商品コード※以下のいずれかを必ず行ってください。
・販売店で以下に記入、捺印していただく。
・販売店で発行されたお買い上げを証明するもの（レシートやシールでも可）を本品質保証書に貼付または保管いただく。

お買い上げ店名

HCR-7006 ／ HCR-7101 ／HCR-7102 ／ HCR-7104 ／HCR-710Y ／ HCR-7107

印
お買い上げ年月日

年

月

製造販売元

〒 617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地

製品のお問い合わせ、別売品や消耗品のご注文、修理のご依頼はオムロン ヘルスケア お客様サポート

https://www.healthcare.omron.co.jp/support/

オムロン お客様サービスセンターTEL 0120-30-6606（通話料無料） FAX 0120-10-1625（通信料無料）
受付時間 9：00 〜19：00（祝日を除く月〜金）〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370

日