3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

1 ページ

２０２２年１０月１３日

木曜日

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

最初に

2 ページ

２０２２年１０月１３日

木曜日

必要なときにBluetooth® 通信「オン・オフ」切替..............20
電池を交換する ..................22
お買い上げ時の状態に戻す ...23
片づけ方............................24

安全上のご注意 .................... 3

保管とお手入れ ..................25

入っていますか？ ................. 6

おかしいな？と思ったら ......26

各部の名前 .......................... 7

測定 Q&A .........................29

電池を入れる ..................... 10

サポート情報 .....................33

転送先の機器に接続する（ペアリング）..................... 12仕様..................................35

測定する

血圧の知識
家庭血圧の重要性とは .........39
血圧とは............................42
血圧と健康について ............43

測定する前に ..................... 13
カフを巻く ........................ 14
正しい姿勢を確認する......... 16
血圧を測る ........................ 172

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book1

２０２２年１０月１３日

安全上のご注意

木曜日

最初に

最初に

3 ページ

● お使いになる前に必ずお読みください。
● ここに示した内容は、製品を安全に正しくご使用いただき、使用者や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。
警告、注意について誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う、または物的損害 * の発生が想定されます。

測定する

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定されます。

* 物的損害とは、家屋や家財、および家畜やペットに関わる拡大損害を示します。

• 可燃性ガスや高濃度酸素環境下など火災や爆発の恐れがある場所で使わない。
▶ 火災や爆発の原因となります。

• 乳幼児などの手の届くところに保管しない。
▶ 電池など小さい部品を飲み込み、窒息や傷害に至ることがあります。

血圧の知識• この機器は電波を発信するため、ペースメーカーなど植込み型医療機器を装着している場合は、医師の指導のもとで使う。
• 航空機内や病院など無線通信が禁止された場所で使わない。
▶ 危険や誤動作の原因になります。

必要なときに• けがや治療中の腕で測らない。
• 点滴、輸血をしている腕で測らない。
▶ 症状の悪化につながることがあります。

3

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

4 ページ

２０２２年１０月１３日

木曜日• 測定結果の自己判断をしない。
• 治療を自己判断で行わない。
• 耐用期間を超えて使わない。
• 医療機関や公共の場所において不特定多数で使わない。
• 乳幼児など自分で意思表示できない人に使わない。
▶ 症状の悪化や傷害の発生、誤動作の原因になります。
次のいずれかの場合は、医師の指導のもとでご使用ください。
• 使用中に皮膚炎など肌の異常を感じる場合• 血行障害が長く発生する場合• 透析治療中や動静脈ろうがある場合• 重度の血行障害や血液疾患がある場合▶ 傷害を負う原因になります。
次のいずれかの状態や症状をお持ちの場合は、医師の指導のもとでご使用ください。
• 一般的な不整脈（心房性、心室性早期収縮、心房細動など）• 動脈硬化症 • 糖尿病 • 腎臓疾患 • かん流低下• 妊娠中や子かん前症• 乳腺またはリンパ節を切除した方 • 未成年の方▶ 正しく測定できないことがあります。
• 長期的な血流障害などを起こさないように腕の状態を確認し、異常の発生を感じたとき、カフを腕につけたままにしない。
• カフに折りじわが付いたまま測らない。
• 必要以上の頻度で測らない。
▶ 傷害を負う原因になります。
• 本体やカフなどを分解したり、改造したりしない。
• 本体に強いショックを与えたり、落としたりしない。
• カフを腕に装着しない状態で加圧しない。
▶ 本体の故障や破損、傷害を負う原因になります。あるいは、正しく測定できないことがあります。

4

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

5 ページ

２０２２年１０月１３日

血圧の知識• 電池の液が目に入ったら放置しない。すぐに多量の水で洗い流し、医師の指導を受ける。
• 電池の極を間違えて入れない。
• 電池を使い切ったときや長期間使用しないとき、電池を本体内に入れたままにしない。
• 電源が入ったまま、電池交換を行わない。
• 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
• メーカーや銘柄の異なる電池を混ぜて使わない。
• 指定外の電池を使わない。
• 推奨期限の過ぎた電池を使わない。
▶ けがの発生や本体故障の原因になります。

必要なときに（電池について）測定する• 測定中に体を動かさない。
• 寒さなどで体が震えるときに測らない。
• 対象腕周外で使わない。
• 上腕以外の部位に巻き付けて測らない。
• カフの巻き方や測定姿勢を不適切にしない。
• 指定外の場所や条件で保管したり、使ったりしない。
• 使用するところと保管場所に温度差があるときは、すぐに測らない。
（２時間程度放置する）▶ 正しく測定できないことがあります。

最初に• 測定中に血圧計の近く（30 cm 以内）で、携帯電話やスマートフォンを使わない。
• 電気メスなど電気手術器や MRI、CT スキャナーなど他の医療機器がある場所で使わない。
• 他の医療機器と併用しない。
• 乗り物内で使わない。
• 血圧測定以外の目的で使わない。
▶ 危険や誤動作の原因になります。

木曜日

5

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

最初に

2

6 ページ

２０２２年１０月１３日

木曜日

入っていますか？

次のものがすべてそろっていることを確認してください。
□ 血圧計（本体）□ 収納ソフトケース□ お試し用乾電池□ 取扱説明書（本書：品質保証書付き）• 付属の電池はお試し用です。
測定できる回数が少なくなる場合があります。

□ 医療機器添付文書□ EMC 技術資料
□ OMRON connect
セットアップガイド• 不足しているものがありましたら、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。（☞ P34）

6

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book3

２０２２年１０月１３日

各部の名前

木曜日

最初に

最初に

7 ページ

血圧計（本体）

測定する

電池カバー

カフ
表示部

〔START/STOP〕ボタン
測定するときや測定を中止するとき、電源を切るときに使います。

2〔通信〕ボタン
通信するときに使います。

血圧の知識

1

必要なときに

2 1

7

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

8 ページ

２０２２年１０月１３日

表示部● 測定結果の表示
最高血圧値

最低血圧値

脈拍数

8

木曜日

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

9 ページ

２０２２年１０月１３日

木曜日● マークの表示と意味

最初に

通信マーク
測定記録の転送中に表示。
通信オフマーク
Bluetooth 通信がオフのときに表示。

通信お知らせマーク
転送されていない測定記録が多くなると表示。

測定する

通信オンマーク
Bluetooth 通信がオンのときに表示。

体動マーク
測定中に会話をしたり、体を動かしたりしたときに表示。

バッテリーマーク
電池交換する準備が必要なときに表示。
電池交換マーク
電池交換が必要なときに表示。

脈波マーク
血圧を測定しているときに点滅。
カフぴったり巻きチェックマーク
カフが適切な強さで巻かれているときに表示。

血圧の知識

排気マーク
カフの空気を排気しているときに点滅。

必要なときに不規則脈波マーク
測定中の脈が適切に検出されていないときに表示。

カフが適切な強さで巻かれていないときに表示。

9

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

最初に

4

10 ページ

２０２２年１０月１３日

電池を入れる電池カバー

1 電池カバーを外す• ツメをかけて開きます。

2 電池を図の表示に合わせて入れる• ばねの出ているほうが です。
• 電池を押さえて、しっかり入っていることを確認します。

10

木曜日

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

11 ページ

２０２２年１０月１３日• カチッと音がするまで閉めます。

スマホアプリを使用するとデータが保存できます

測定する

初回電池挿入時● 下記のメッセージが表示されます。

最初に3 電池カバーを閉める

木曜日•「OMRON connect」アプリを使用する場合は、「転送先の機器に必要なときに接続する（ペアリング）」を参照してください。（☞ P12）

血圧の知識
11

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

最初に

5

12 ページ

２０２２年１０月１３日

木曜日

転送先の機器に接続する（ペアリング）● 本製品は、スマートフォンに測定記録を転送できます。転送すると、スマートフォンで血圧の変化を簡単に確認できます。

1 スマートフォン の「設定」から Bluetooth を「オン」にする
2 スマートフォンに「OMRON connect」アプリをインストールする• 次の A、B いずれかの方法でアプリをインストール
A ウェブサイトにアクセスする
https://www.omronconnect.com/setup/

B「App Store」または「Google Play」にてと検索する

3「OMRON connect」アプリを開き、本製品を登録する•「OMRON connect」アプリで測定記録の確認を行う場合は、はじめに機器の登録を行ってください。

• 登録する前に測定した結果は、スマートフォンに転送されません。
• 接続が完了すると、血圧計に日時が設定されます。ただし、日時は血12圧計では表示されません。

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book1

２０２２年１０月１３日

測定する前に

木曜日

最初に

測定する

13 ページ● 血圧は一日の中でも時々刻々と変化しています。
日本高血圧学会は、起床時と就寝前（寝る前）の毎日決まった時に測定することを推奨しています。

前に、５分以上安静にしてから測ります。就寝前も、5 分以上の安静
後に測ります。

起床後１時間以内

就寝前• 5 分以上安静にしてから（降圧剤を飲んでいる場合）

必要なときに

• 排尿後
• 朝食前
• 服薬前

測定する

測定するタイミング● 起床後は、起きて 1 時間以内、トイレをすませ、朝食の前、薬を飲む• 5 分以上安静にしてから（☞ P39 〜 43 ）血圧の知識

• 血圧について詳しくは「血圧の知識」を参照してください。

13

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

測定する

2

14 ページ

２０２２年１０月１３日

木曜日

カフを巻く

● カフは巻きやすい方の二の腕に巻いてください。ただし、左腕と右腕では測定値が異なる場合があるため、いつも同じ腕で測るようにして
ください。

カフ
面ファスナー

カフを腕に巻く（左腕に巻く場合）

1 腕をカフに通す• 手のひらを上にむけ、カフに腕を通します。
• カフは、素肌か薄手の肌着の上に巻きます。

14

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

15 ページ

２０２２年１０月１３日

木曜日

2 カフの位置を調整する
カフを巻く位置

1〜2 cm

最初に• 表示部が見やすい位置にくるように、カフの位置を調整します。

カフがひじの関節部にかからな
いように、ひじの内側のくぼみから１〜 2 cm 離して巻く。

固定する方法
すき間ができないように巻く。

1〜2 cm

く曲げた状態で、二の腕の中央あたりを計った腕まわりのことです。
腕周

血圧の知識

• 対象腕周は、22 〜 42 cm です。腕周とは、下図のようにひじを軽必要なときに• 右腕に巻くときも同じように巻いてください。

測定する

3 面ファスナーで固定する

15

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

測定する

16 ページ

２０２２年１０月１３日

3

正しい姿勢を確認する

背もたれ

血圧計の中心を心臓（目安は乳首）の高さと同じにする。

木曜日

血圧計の中心背もたれにもたれてリラックスする。

手のひら
腕の力を抜いてテーブルの上に置き、手のひらを上向きにする。

両足足を組まずに両足を床につける。

• 血圧計の中心が心臓の高さに合っていない場合は、下図のようにクッ
ションやタオルなどをひじの下に置いたり、椅子に座ぶとんを敷いた
りして、高さを調整してください。

16

クッション

座ぶとん

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book4

２０２２年１０月１３日

血圧を測る

木曜日

最初に

測定する

17 ページ

途中で測定を中止したいとき〔START/STOP〕ボタン

1

測定する

〔START/STOP〕ボタンを押してください。
電源が切れて、カフの空気が抜けます。

〔START/STOP〕ボタンを押す
開始直後● 「OMRON connect」アプリに未接続の場合
アプリ未接続です
データは保存されません

必要なときに• 電源が入り、自動的に測定が始まります。

•測定記録は保存されません。

● 「OMRON connect」アプリに接続し、登録済みの場合

血圧の知識「転送先の機器に接続する（ペアリング）」を参照してください。
（☞ P12）17

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

18 ページ

２０２２年１０月１３日

木曜日

測定開始
「カフぴったり巻きチェックマーク」：カフが適切な強さで巻かれています。
：カフが適切な強さで巻かれていません。
〔START/STOP〕ボタンを押して、電源を切り、カフを巻き直してください。（☞ P14）

加圧中（測定中）「脈波マーク」
測定中に点滅します。

測定終了

交互に
表示

測定結果が表示されます。
•電源を切り忘れても約２分後に電源が切れます。

2 測定結果を確認する• 再 測 定をおすすめします と一緒に、 、 が表示されたときは、「おかしいな？と思ったら」を参照してください。（☞ P26）
家庭高血圧の基準値
最高血圧が135 mmHg 以上

18（日本高血圧学会

最低血圧が
または

85 mmHg 以上

高血圧治療ガイドライン 2019）

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

19 ページ

２０２２年１０月１３日

木曜日

3 測定記録をスマートフォンに転送するださい。

• スマートフォンに転送された測定記録は、血圧計から削除され

最初に•「OMRON connect」アプリを操作し、測定記録を転送してくます。

• 過去の測定記録は血圧計には表示されません。
• 測定記録は 1 台のスマートフォンで管理してください。複数のスマートフォンでは、測定記録の正しい管理ができません。
い測定記録は削除されます。

測定する• 100 回分の測定結果は記録されますが、101 回以上になると古• カフの締め付けにより、腕に一過性の内出血が発生し、赤みが残る場
合があります。異常を感じた場合は、速やかに 〔START/STOP〕
ボタンを押して、測定を中止してください。
の原因になります。

後から転送するときは

1「OMRON connect」アプリを開く

必要なときに• 通信中に血圧計の電池を交換しないでください。故障やデータの破損•「OMRON connect」アプリ上でデータ転送の操作をしてください。
• スマートフォンの Bluetooth 通信を「オン」にしてください。

• 血圧計の表示部に「」と「OK」が表示されます。

血圧の知識

2 血圧計の 〔通信〕ボタンを押すが繰り返し表示19

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

必要なときに1

20 ページ

２０２２年１０月１３日

木曜日

Bluetooth® 通信「オン・オフ」切替● 航空機や病院、海外など、無線通信が禁止されている区域に本製品を持っていく場合は、下記の手順に従って、Bluetooth 通信を「オフ」にしてください。

● 初期設定の Bluetooth 通信は「オン」です。

〔通信〕ボタン「オフ」にする

1 電源の切れた状態で、〔通信〕ボタンを10 秒以上押し続ける

2 表示部に「」が表示されたら、〔通信〕ボタンを離す

20

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

21 ページ

２０２２年１０月１３日

1 電源の切れた状態で、〔通信〕ボタンを2 秒以上押し続ける」が表示されたら、〔通信〕ボタンを離す

測定する

2 表示部に「最初に「オン」にする

木曜日

必要なときに血圧の知識
21

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

必要なときに2

22 ページ

２０２２年１０月１３日

木曜日

電池を交換する

電池交換のタイミング

このエリアにのマークが表示されたら4 個同時に同じ種類の新しい単 4 形アルカリ乾電池と交換してください。

1 電池を入れる（☞ P10）
「OMRON connect」アプリをお使いの方は● 測定する前に以下の手順に従って、「OMRON connect」アプリに再度接続してください。
日時が再設定されます。

2「OMRON connect」アプリを開く•「OMRON connect」アプリ上でデータ転送の操作をしてください。
• スマートフォンの Bluetooth 通信を「オン」にしてください。

3 血圧計の 〔通信〕ボタンを押す• 血圧計の表示部に「

22」と「OK」が表示されます。

が繰り返し表示

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book3

２０２２年１０月１３日

お買い上げ時の状態に戻す

木曜日

最初に

必要なときに23 ページ● お買い上げ時の状態に戻したい場合は、次のように操作してください。
操作すると血圧計に記録されているすべての設定と測定記録が消去されますのでご注意ください。

測定する〔START/STOP〕ボタン〔通信〕ボタン〔通信〕ボタンを押しながら、「 」と「Ｐ」が表示されたら 〔START/STOP〕ボタンを5 秒以上押し続ける

必要なときに1 電源が切れた状態で、• 血圧計の表示部に「Clear」が表示されます。

血圧の知識

2 表示部に「Clear」が表示されたら、〔通信〕ボタンと〔START/STOP〕ボタンを離す

23

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

必要なときに

4

24 ページ

２０２２年１０月１３日

片づけ方● 使い終わったら、収納ソフトケースに入れて保管できます。

24

木曜日

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book5

２０２２年１０月１３日

保管とお手入れ木曜日

最初に必要なときに25 ページ

保管時のお願い• 長期間使用しないときは、電池を取り外してください。
• ご使用になるところと保管場所に温度差がある場合は、使用前にしばけるところ。

測定する

らく置いてからお使いください。

• 次のようなところに保管しないでください。
‒ 水のかかるところ。
‒ 高温・多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受‒ 傾斜、振動、衝撃のあるところ。
‒ 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。

必要なときにお手入れ時のお願い• いつも清潔にしてご使用ください。
• 本体の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。

• 汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を
ベンジン

シンナー

血圧の知識

やわらかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。汚れを拭き取った後、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
• 本体内部に水などが入らないようにしてください。
• 汚れを落とすときは、アルコール、ベンジン、
シンナーなどを使用しないでください。
• カフは洗濯できません。
• カフをぬらさないでください。

廃棄時のお願い• 本体、電池を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってく
ださい。

25

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

必要なときに

6

２０２２年１０月１３日

木曜日

おかしいな？と思ったら

こんなとき原因・対処のしかた
カフを正しく巻いていない。

エラー 1
カフを正しく巻いてください

が表示
または

加圧できないエラー 3
測定中にカフを触らないでくださいが表示▶ カフを正しく巻いてください。（☞ P14）

カフが空気漏れしている。
▶ オムロンお客様サービスセンターに修理を依頼してください。（☞ P34）

300 mmHg 以上加圧している。
▶ 必要以上に加圧されますので測定中にカフを触らないでください。

測定中に腕や体を動かしたり会話をしたりしないでください

測定中に腕や体を動かしたり、会話したりしている。
本体が振動して測定できない。

が表示▶ 腕や体を動かしたり、会話したりしないでください。

エラー 4

脈が適切に検出されていない。

エラー 5
脈が適切に検出できません
カフを巻き直してください

が表示
または

再 測 定をおすすめしますと

26

26 ページ、、が表示▶ 上着を脱いでカフを巻き直してください。
（☞ P14）▶ カフを巻きなおしてください。巻きなおして再度測定しても表示される場合は、カフがきつ過ぎる、または緩すぎる可能性があります。
（☞ P14）▶ 腕や体を動かさず、正しい姿勢で測ってください。
（☞ P16）▶

不規則脈波マークが頻繁に表示される場合は、医師にご相談ください。

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

こんなとき

27 ページ

２０２２年１０月１３日

原因・対処のしかた▶

〔START/STOP〕ボタンを押し直して、再度「エラー」が表示されるときは、オ
ムロンお客様サービスセンターに修理を依頼してください。（☞ P34）

が表示

▶ スマートフォンの表示を確認し、「OMRON connect」アプリの表示に従うか「OMRON connect」アプリのヘルプを参照してください。

測定する

通信が正しくできていない。

最初に本体が故障している。

が表示「1 から 5」以外の数字が表示されます。

木曜日〔通信〕ボタンを長押しした。

80 回分以上の測定記録が転送されていない。
▶「OMRON connect」アプリに測定記録を転送すると、が表示の表示が消えます。

▶ 100 回分の測定記録を保存できます。

▶ 同じ種類の新しい単 4 形アルカリ乾電池
４個を準備してください。

血圧の知識

電池残量が少なくなっている。

が表示

必要なときにが表示▶ スマートフォンに機器登録をするときに表示されます。機器登録をする際は、「OMRON connect」アプリの表示に従ってください。

27

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

28 ページ

こんなとき

２０２２年１０月１３日

木曜日

原因・対処のしかた

電池残量がなくなっている。

が表示
または

加圧中に
電源が切れるどのボタンを押しても何も表示されない通信をおこなって日時を設定してくださいが表示
機器登録ができない
転送できない▶ 4 個同時に同じ種類の新しい単 4 形アルカリ乾電池と交換してください。
（☞ P10）

電池が完全に消耗している。
▶ 新しい電池と交換してください。
（☞ P10）

電池を交換した。
▶ 電池を交換したときは、日時を設定してください。
（☞ P22）▶「OMRON connect」アプリのヘルプを参照してください。
▶

その他の現象〔START/STOP〕ボタンを押して、電源を切った後、もう一度押してください。
それでも解決しない場合は、電池を外して 30 秒以上してから電池を入れ直してください。

• 以上の方法でも解決しないときは、オムロンお客様サービスセンターにお問い合わせください。（☞ P34）

• ごくまれに体質上誤差を生じて、正しく血圧を測れないことがあります。医師にご相談ください。

• 本製品の故障や修理のときは、測定記録などがすべて消去されます。

28

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book7

２０２２年１０月１３日

測定 Q&A

木曜日

最初に必要なときに29 ページ

Q：測るたびに測定値が違うのですが …

測定する

A1 血圧は、時々刻々と変化しています。よく知られる変動として、1 日の中の変動（日内変動）や日ごとの変動（日間変動 または 日差変動）があります。また、1 週間の中の変動（週内変動）や、寒い冬に高く、暑い夏に低くなる季節変動も知られています。これらの血圧変動の幅やパターンには個人差があります。家庭血圧を測って、ご自分のパターンを知り、血圧管理に役立ててください。
測定を上手に行うために次のことに気をつけましょう。

• いつも決まった時に測りましょう。
朝は起床後１時間以内、晩は就寝前など毎日決まった時に測りましょう。
（☞ P13）

必要なときに• 安静時間を取りましょう。
測定を始める前に、5 分以上の安静時間を取りましょう。
安静が十分取れていないと、血圧が安定せず、測定値がばらつきやすくなります。

• 血圧は常に変化しています。
続けて測定した場合、後の血圧の方が低い傾向があることが知られています。

血圧の知識• 快適な室温で測りましょう。
寒すぎたり、暑すぎたりすると、血圧が一時的に変動します。
快適な室温のもと測定してください。

29

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

30 ページ

２０２２年１０月１３日

木曜日• 血圧が一時的に変動する要因を知りましょう。
次のようなときは、血圧が一時的に変化することが多いといわれています。しばらく時間をおいてから試してみましょう。

30

食事

飲酒

カフェイン飲料

喫煙

運動や身体を使う作業

尿意・便意

会話

入浴

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

31 ページ

２０２２年１０月１３日

測定中に動いたりカフを触ると、脈の検出が乱れて誤差が生じます。

厚手の袖の上からカフを巻くと、カフの圧迫力が血管に伝わらず、高く測定されます。

袖をまくり上げると、血管が圧迫され、腕の血圧が影響されます。

カフを緩く巻くと、正しい測定結果が表示されません。

必要なときに測定中に会話す
ると、血圧が上昇
します。

測定する

前かがみで測定すると、腹部に圧力がかかり、血圧が高くなります。

最初にA2 正しい姿勢や服装、カフの巻き方で測りましょう。
前かがみなど、無理な姿勢は血圧を上昇させます。無理のない、
リラックスできる姿勢で測りましょう。

木曜日

血圧の知識
31

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

32 ページ

２０２２年１０月１３日

木曜日

Q：病院での値に比べて低いのですが …
A1 病院での血圧は普段より高く出ることがあります。
病院では、身体活動や精神的緊張によって、無意識に血圧が高くなっていることが少なくありません。日本高血圧学会の治療ガイドライン
では、家庭血圧を優先して診療するよう推奨されています。血圧の記
録を医師に持参して相談しましょう。

Q：病院での値に比べて高いのですが …
A1 安静時間を取りましょう。
測定を始める前に、5 分以上の安静時間を取りましょう。安静が十分取れていないと、高めに測定されやすくなります。
A2 家庭で測った血圧を医師に持参して相談しましょう。
病院での血圧が正常でも、家庭での値が高い場合には、治療が必要な場合があります。すでに治療を受けている方は、お薬や服薬時間の調節が必要かもしれません。血圧の記録を医師に持参して相談しましょう。

Q：カフの締め付けで、痛みやしびれを感じるのですが …
A1 一時的なもので、心配ありません。
血圧測定時は、カフの締め付けにより、痛みやしびれを感じることがありますが、カフを外してしばらくすると治まります。症状が長く続く場合は、医師にご相談ください。

32

Q：が表示されました。不整脈でしょうか？

A1が表示されても、不整脈とは限りません。
マークが表示されても、不整脈とは限りませんが、頻繁に表示される場合には、医師にご相談ください。不規則脈波マークは、測定中に脈が適切に検出されないときに表示されます。

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book8

２０２２年１０月１３日

サポート情報木曜日

最初に必要なときに33 ページ● 本製品に役立つウェブサイトをご紹介します。

OMRON connect について
■ 対応スマートフォンのご確認■ 「OMRON connect」アプリのインストール

https://www.omronconnect.com/setup/

測定する

https://www.omronconnect.com/devices/

別売品や消耗品のご注文
https://store.healthcare.omron.co.jp/

必要なときに● オンラインショップ「オムロン ヘルスケアストア」ウェブサイト

血圧の知識
33

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

34 ページ

２０２２年１０月１３日

木曜日

お問い合わせの前に■ 製品のよくあるご質問

https://www.healthcare.omron.co.jp/faq■ 高血圧に関する知識について

https://www.healthcare.omron.co.jp/resource/guide/hightbp/● 「おかしいな？と思ったら」（☞ P26 〜 P28）、「測定 Q&A」（☞ P29 〜 P32）も合わせてご確認ください。

オムロンお客様サービスセンター● 「オムロン ヘルスケア お客様サポート」ウェブサイト

https://www.healthcare.omron.co.jp/support/

あるいは検索サイトで
オムロンヘルスケア サポート

34

と検索する

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book9

２０２２年１０月１３日

仕様
オムロン 上腕式血圧計 HEM-7600シリーズ

医療機器認証番号

228AGBZX00110000

類別

機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具

一般的名称

自動電子血圧計

医療機器分類

管理医療機器HCR-7608T2

表示方式

デジタル表示方式

通信方式

Bluetooth® Low Energy

無線通信仕様

使用周波数帯：2.4 GHz（2400 〜 2483.5 MHz）
変調方式：GFSK
有効放射電力：＜ 20 dBm

測定方式

オシロメトリック法

カフ圧力表示範囲

0 〜 299 mmHg
40 〜 260 mmHg

脈拍数測定範囲

毎分 40 〜 180 拍

測定精度

圧力：±3 mmHg 以内
脈拍数：読み取り数値の ±5％以内

加圧

自動加圧方式（ファジィコントロール）

減圧

自動急速排気方式

電源

単 4 形アルカリ乾電池 4 個（DC 6 V）

電池寿命

約 300 回（単 4 形アルカリ乾電池使用時、当社試験条件による）

耐用期間

10,000 回もしくは 5 年のいずれか早く到達した方

血圧の知識

血圧測定範囲必要なときに販売商品コード

測定する

販売名

木曜日

最初に

必要なときに35 ページ35

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

使用環境条件36 ページ

２０２２年１０月１３日

木曜日＋ 10 〜＋ 40 ℃／ 15 〜 90％RH（結露なきこと）／ 800 〜 1060 hPa

輸送 / 保管環境条件− 20 〜＋ 60 ℃／ 10 〜 90％RH（結露なきこと）

質量

約 240 g（電池含まず）

寸法

約 幅 120× 高さ 85× 奥行き 20 mm（カフ含まず）

対象腕周22 〜 42 cm

メモリ

100 回

電撃保護

内部電源機器装着部の分類

BF 形装着部

装着部の最高温度

48 ℃未満

IP 保護等級

IP22

作動モード

連続作動（運転）付属品

お試し用乾電池（単 4 形アルカリ乾電池 4 個）
収納ソフトケース、取扱説明書（品質保証書付き）、
医療機器添付文書、EMC 技術資料、OMRON
connect セットアップガイド

製造販売元

オムロン ヘルスケア株式会社
電話：0120-30-6606（オムロンお客様サービスセンター）• 本製品は１人用です。
• お断りなく仕様を変更することがあります。
•「OMRON connect」アプリおよびそれに関連するサービスは、予告なく変更または終了することがあります。

• 本製品は、JIS 規格 JIS T 1115：2018 に適合しています。
• 本製品は、ISO（国際標準化機構）81060-2:2013 の要求に基づき、臨床評価されています。

• IP 保護等級とは、IEC（国際電気標準会議）60529 によって規定された本体

36による保護構造を等級分類するものです。本製品は、指などの直径 12 mm以上の固形物に対して保護されています。また、斜めに落下してくる水滴に対して、動作の妨げがないように、保護されています。
• 作動モードは、JIS T 0601-1 による分類です。

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

37 ページ

２０２２年１０月１３日• Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、オムロン ヘルスケア株式会社は、これらの商標を使用する許可を受けています。

最初に商標について木曜日• Apple、Apple のロゴは米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc. の商標です。AppStore は Apple Inc. のサービスマークです。

登録商標です。

製品に表示されているシンボルの意味

測定する• Google Play および Google Play ロゴは Google LLC. の商標です。
• その他本書に記載されているブランド名、製品名は各社の商標または非電離放射線

取扱説明書をお読みください

必要なときにBF 形装着部

腕周• 本製品には、電波法に基づく工事設計認証を受けた 2.4 GHz 帯小電力
データ通信システムの無線設備が組み込まれています。本製品を改造したり、無線設備に記載されている認証番号を消さないでください。
電波法に抵触する恐れがあります。

血圧の知識

電波法について• 本製品は日本国内専用です。日本国外で使用しないでください。海外で使用されると、その国の電波法に抵触する恐れがあります。

37

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

38 ページ

２０２２年１０月１３日

木曜日

データ通信について• 本製品を本製品と同じ周波数を使用した無線 LAN、電子レンジ、無線機器などの周辺でご使用になりますと、本製品との間で電波干渉が発生する可能性があります。電波干渉が発生した場合、使用しない機器を停止するか、本製品の使用場所を変えるなど電波干渉の生じない環
境でご使用ください。

• 電波を使用している関係上、第三者が故意または偶然に傍受する事も考えられます。機密を要する重要な事柄や人命に関わることには使用しないでください。

電波干渉に関するご注意• 本製品の使用周波数帯では、無線 LAN や電子レンジ等の産業・科学・
医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される移動体識別用構内無線局、および免許を要しない特定小電力無線局、アマ
チュア無線局等（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。
1 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」を運用していないことを確認してください。
2 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、
速やかに使用場所を変えるか、製品の使用を停止（電波の発信を停止）してください。
3 その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、オムロンお客様サービスセンターにお問い合わせください。
（☞ P34）• 次のマークは電波の種類と干渉距離を表しています。
使用周波数帯域：2.4 GHz 帯
変調方式：その他
想定干渉距離：10 m 以下

全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能です。

38

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book1

２０２２年１０月１３日

家庭血圧の重要性とは

木曜日

最初に

血圧の知識

39 ページ● 家庭血圧とは、家庭で測定した血圧のことです。病院という特殊な環
境で、たまにしか測らない血圧（診察室血圧）よりも、普段の環境で毎日測定できる家庭血圧の方が、身体の状態をよく反映し、治療効果も正確に評価できることが知られています。

家庭血圧を測ることで、次のような高血圧のタイプを見つけることが
できます。

測定する

また、自分の血圧を測り、知ることで、健康への意識や治療の積極性が高まり、治療効果が改善するとの研究結果も報告されています。

高い

持続性高血圧

正常血圧

白衣高血圧

135
/85
mmHg

140 / 90 mmHg
正常

診察室血圧

高い

血圧の知識

正常

必要なときに家 庭 血 圧仮面高血圧

39

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

40 ページ

２０２２年１０月１３日

木曜日

白衣高血圧
診察室血圧は高いが（最高血圧が 140 mmHg 以上、または最低血圧
が 90 mmHg 以上）、家庭血圧が正常（最高血圧が 135 mmHg 未満、
かつ最低血圧が 85 mmHg 未満）の状態をいいます。普段の血圧が正常なため、すぐに治療を始める必要はありません。ただし、高血圧になりやすいという研究報告もあり、家庭血圧を定期的に測ってチェックすることが大切です。

仮面高血圧
家庭血圧（普段の血圧）が高いのに、診察室血圧が正常なケースです。
すぐに治療を検討する必要がありますが、普段の高血圧が医師に分からないため、治療が遅れて重症化につながりやすい、危険なタイプとされます。家庭血圧の測定は、この危険な状態の発見を助け、早期の診療につなげます。

持続性高血圧
診察室血圧と家庭血圧の両方とも高いケースです。確実な高血圧であり、仮面高血圧と同じく、治療対象になります。

40

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

41 ページ

２０２２年１０月１３日

起床時の血圧が高い状態をいいます。診察室血圧では検出できない
ため、仮面高血圧の一種とされます。脳卒中や心筋梗塞、突然死などは午前中に多いですが、その原因の一つが早朝高血圧と考えられています。

必要なときに時 刻（ 時 ）Marler JR, et al. Stroke 1989;20;473-476 より作成

測定する

脳 卒 中 の 発 症 率︵ ％ ︶8 時〜 12 時までの脳卒中の発症率が高くなっています。

最初に

早朝高血圧

木曜日

• 高血圧の疑いがあって受診するときは、家庭で測定した血圧の記録がhttps://www.healthcare.omron.co.jp/resource/guide/hightbp/

血圧の知識あれば、医師の診断の参考になります。

• 高血圧に関する知識を当社ホームページでご紹介しています。

41

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

血圧の知識

2

42 ページ

２０２２年１０月１３日

木曜日

血圧とは

● 心臓は、血液を身体のすみずみまで届けるため、血液に圧力をかけて血管に送り出しています。血圧とは、この血管の中の圧力のことです。
心臓は、拡張して中に血液をため込み、収縮して血液を送り出す動作（心拍といいます）を 1 日に約 10 万回くり返しています。
１回の心拍は、心臓が収縮して血液を送り出す収縮期と、拡張して次の血液をため込む拡張期に分かれます。この収縮期の間で一番高くなった
時の血圧を最高血圧または収縮期血圧といいます。上の血圧と呼ばれることもあります。
拡張期の間、血管の中の血液は徐々に下流に流れ出ていくため、血圧が下がっていきます。次の収縮期が始まる直前、血圧は最も低くなり、これを最低血圧、拡張期血圧、または下の血圧といいます。

最高血圧（収縮期血圧）最低血圧（拡張期血圧）42

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book3

２０２２年１０月１３日

血圧と健康について

木曜日

最初に

血圧の知識

43 ページ● 高血圧とは、高い血圧が持続する状態のことです。
高血圧は動脈硬化を起こして動脈をいため、脳卒中や心臓病、腎臓病などの命にかかわる病気のもととなります。

高血圧が起こす恐ろしい病気
脳血管疾患
脳の血管が動脈硬化でもろくなり破れて出血を起こす
脳出血や、脳の血管が詰まって脳の細胞が死んでしまう脳梗塞が起こりやすくなります。

必要なときに

心臓病
心臓を動かす筋肉（心筋）に通じる動脈が動脈硬化になると、胸痛を起こす狭心症や、心筋が死んでしまう
心筋梗塞を起こします。また、高血圧は、心臓が血液を送り出す妨げとなり、心不全の原因にもなります。

測定する

また、糖尿病や認知症の発症・進行にも高血圧が関係することが知られています。

腎臓病

血圧の知識

腎臓の血管がいたむと、老廃物や過剰な塩分を排泄できなくなります。それが、さらに血圧を高めるという、悪循環におちいります。重症化すると人工透析が必要になります。

43

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

44 ページ

２０２２年１０月１３日

年

午後１時２３分

■ 記入例

血圧記録表
（コピーしてお使いください。
）

日

木曜日

日

血圧値
（mmHg） 脈拍/分

：

月

朝
測定時刻

朝
測定時刻

晩

血圧値
（mmHg） 脈拍/分

測定時刻

血圧値
（mmHg） 脈拍/分

服薬

メモなど

日

測定

/

朝
測定時刻

血圧値
（mmHg） 脈拍/分

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

：

/

測定

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

45 ページ

２０２２年１０月１３日

晩

服薬

メモなど

服薬

メモなど

■ 記入例
日

朝
測定時刻

血圧値
（mmHg） 脈拍/分

：

晩

血圧値
（mmHg） 脈拍/分

服薬

メモなど

日

/

測定時刻
：

朝
測定時刻

血圧値
（mmHg） 脈拍/分
/

晩

血圧値
（mmHg） 脈拍/分

測定時刻

血圧値
（mmHg） 脈拍/分

/

：

/

：

/

/

：

/

：

/

/

：

/

：

/

/

：

/

：

/

/

：

/

：

/

/

：

/

：

/

/

：

/

：

/

/

：

/

：

/

/

：

/

：

/

/

：

/

：

/

/

：

/

：

/

/

：

/

：

/

/

：

/

：

/

/

：

/

：

/

/

：

/

：

/

/

：

/

：

/

木曜日

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

血圧グラフ（コピーしてお使いください。
）

年

月
日
曜日

200
血圧値
（mmHg）

150

最高血圧
135mmHg100

最低血圧
85mmHg

50
脈拍／分
服薬

メモなど

朝
晩

46 ページ

２０２２年１０月１３日

木曜日

午後１時２３分

朝
晩

（起
（就

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

朝晩47 ページ

２０２２年１０月１３日（起床後 1 時間以内）
（就床前）

■ 記入例
日
曜日

200

150

100

50
朝
晩

木曜日

午後１時２３分

3296279-8 A_HEM-7600T2-JF_IM_ja_M.book

1 ページ

２０２２年１０月１３日

木曜日

保証規定
1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償にて修理、また故障内容や製品によっては、交換あるいは他機種との交換をいたします。
2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターまたはご購入の販売店にご連絡ください。
3. 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
（ニ）品質保証書の提示がない場合。
（ホ）品質保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合、または販売店で発行されたお買い上げを証明するものがない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
（ヘ）消耗部品。
（ト）故障の原因が本製品以外に起因する場合。
（チ）その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
4. 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 修理対応期間は製造打ち切り後6年となります。

品 質 保 証 書
このたびは、オムロン製品をお買い求めいただきありがとうございました。製品は厳重な検査を行い高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上
げ後、一年間は無償にて修理、また故障内容や製品によっては、交換あるいは他機種との交換をいたします。
※ 製品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。

This warranty is valid only in Japan.

販売商品コードHCR-7608T2※ 以下のいずれかを必ず行ってください。
・販売店で以下に記入、捺印していただく。
・販売店で発行されたお買い上げを証明するもの（レシートやシールでも可）を本品質保証書に貼付または保管いただく。

お買い上げ店名
印

お買い上げ年月日

年

月

製造販売元

〒 617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地

製品のお問い合わせ、別売品や消耗品のご注文、修理のご依頼はオムロン ヘルスケア お客様サポート

https://www.healthcare.omron.co.jp/support/
オムロン お客様サービスセンターTEL 0120-30-6606（通話料無料）受付時間 9：00 〜 17：00（祝日を除く月〜金）〒 515-8503 三重県松阪市久保町 1855-370

3296279-8A

日

午後１時２３分