屋外用・気象用温湿度変換器

屋外用・気象用温湿度変換器+<*520(76HULHV03+++<*520(76HULHVMP102H

応答性(t63)

温度-50〜+100℃（HC2A-S3)

外付けPT100
ョンにより（オプシ）
取付が可能

湿度

±0.8%rh（HC2A-S3)

温度±0.1℃（HC2A-S3)

湿度

HYGROMER® IN-1
（HC2A-S3)

温度

PT100 IEC751Class A（HC2A-S3)

湿度

<15秒*
（HC2A-S3)

温度<15秒（HC2A-S3)

演算値

ø15

露点、霜点、湿球温度、エンタルピ、絶対湿度、比湿、混合比、飽和絶対湿度、温湿度センサプローブ
HC2A-S3飽和水蒸気圧本体動作範囲ø3

湿度0〜100%rh 結露なきこと

温度−50〜＋80℃

過酷な環境下でも安定した
過温湿度測定のモニタリングが可能に温※別売

オプションPT100センサ

外付け PT100 IEC751 1/3 class B, 抵抗出力, 4線

アナログ出力0〜1VDC

0〜20mA

0〜5VDC

4〜20mA
ø250〜10VDC
デジタル出力RS-485, UART

供給電源

5〜24VDC (0〜1V出力時)● 過酷な環境下の測定に耐え得る高い耐久性

239

センサ素子

0〜100%rh 結露なきこと（HC2A-S3)

108

精度(@23℃)

MP102H/MP402H

MP402H

湿度118

測定範囲

MP102H/402H

寸法

MP102H/MP402H 仕様● 優れた精度（±0.8%rh, ±0.1℃）、長期安定性をもつ
HC2A-S3センサプローブによる温湿度測定

15〜24VDC● PT100センサ(抵抗出力)をオプションで外付け可能、気象用校正に対応
131

10〜24VDC (0〜5V出力時)
20〜24VDC (0〜10V出力時)● アナログ電流/電圧信号のいずれかを選択消費電流 (typical)

<50mA

ケーブル

標準：3m、最大延長：99m ※1mステップ

重量約150g● ケーブル端末オープンエンド型 / ツーヘル7ピンコネクターのケーブルとの接続

筐体

ポリオキシメチレン / IP65

● ケーブル長は3〜99mで選択可能

寸法(mm)

右図参照● スケーリング選択可能● オプションの気象用保護シールドとの組み合わせにより様々なアプリケーションに対応＊フィルタを装着しない状態において湿度環境を35%rhから80%rhへ変化させた場合（t63)

MKRS-HC2MKRS-MP102-402

対応機器

HC2A-S3

MP102H/402H

取り付け可能な円柱径(mm)30〜65② 屋外用、気象用シールド

RS12T

本体動作範囲−30〜＋60℃

ca.58① 取付用アーム

RS24T

供給電源

12VDC、2W

材質

アルミニウム、POM、RAL9010

24VDC

自然痛風型防護シールド

AC1000AC1003対応機器

HC2A-S3

MP102H/402H① MKRS-HC2/MKRS-MP102-402

14取り付け可能な円柱径(mm)

25〜50

ø183
ø120200

1528082

126

M8〜169φ130x215995

φ72

φ130x140② RS12T/RS24T295

φ50

寸法(mm)
プレート数（枚）ø30〜ø6590〜210単位（㎜）東京支店

http://www.shinyei.co.jp/STC/〒108-0075 東京都港区港南1丁目6番41号 品川クリスタルスクエア11階
TEL：03-5462-7527 FAX：03-5462-7528

ロトロニック製品 http://www.rotronic.jp

販売元

rotronic 国内販売実績 No.1
株式会社
https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒113-8450 東京都文京区本郷2-12-13

湿度営業グループ
TEL 03-3812-9755 FAX 03-3812-6700

rotronic
国内販売実績 No.1
rotronic国内総代理店

TEL03-3812-9755
FAX 03-3812-6700ワイズビル4F
関西営業所〒530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10

神栄テクノロジーとロトロニックが湿度計測を変えます

06-6357-6166 ㈹ FAX
06-6357-6255〒113-8450 TEL
東京都文京区本郷2-12-13
改良のため予告なく仕様および価格を変更することがありますのでご了承ください。
2014年12月第1版発行

KWWSZZZURWURQLFMS

+<*520(76HULHV03++屋外用・気象用温湿度変換器

屋外用、気象用シールド
RS12T/RS24T■屋外用・気象用温湿度センサプローブ HC2A-S3（別売り）■MP102H/402H の耐環境性能● 高精度（±0.8%rh、±0.1℃ @23℃）
な測定を実施● 筐体を白色にすることで、日光照射による変換器の発熱を防止● プローブ分離型構造により、センサ部は本体から容易に取り外し・交換可能● 防滴防塵構造（IP65）の筐体の材質には、耐環境性に優れたポリオキシメチレンを使用※HC2A-S3の仕様詳細はHC2シリーズの個別製品カタログを参照ください● 厚みのある筐体設計により変換器内部へ外気温度が伝播しにくく、筐体内部の結露発生リスクを低減■更なる温度応答性のため、オプションでPT100センサを外付け可能■アプリケーション● PT100センサ（4線式）
からダイレクトでアナログ出力の取り出しができ、厳しい応答性の要求にも対応

氷雪警戒システム、自然環境における研究

気象用、測候所、スノーガン、幹線道路周囲環境、橋梁、空港等の状況のモニタリング、● 温湿度センサプローブを取外し、気象用の液槽を基準とする校正にも対応が可能

MP102H/402H ＋ HC2A-S3 ＋ 外付けPT100

外付けPT100（オプション）■アクセサリ

気象用・屋外用温湿度変換器 MPシリーズ
オーダーコード

屋外用、気象用シールド RS12T/RS24T

1仕様
234567

MP102H-● ファン一体型シールド

891011

プローブ互換 / 電圧出力タイプ
電圧出力タイプ
外付けPt100（抵抗出力）（RS12Tは12VDCを、RS24Tは24VDCを供給電源とする）

0

RS12T/RS24T取付用アーム
MKRS-HC2（HC2A-S3用）

外付け Pt100

3コネクタケーブル

RS12T/RS24T（ファン内蔵）MKRS-MP102-402（MP102H/402H用）

00無し

外付け Pt100 1/3 class B, 抵抗出力, 4線出力信号

スケーリング（相対湿度 0…100%rh 固定）

20...1 VDC−30...70℃

30...1 VDC−40...60℃

40...5 VDC−30...70℃

50...5 VDC−40...60℃

60...10 VDC−30...70℃

70...10 VDC−40...60℃

ケーブル長● シールドと変換器、プローブを固定

03ケーブル 3m（標準）xx

ケーブル延長● 電源供給用コネクタケーブルを内蔵し、最大99m（1mごと） ※1m → 01，99m → 99ケーブルタイプ

シールドファンに電源を供給
MKRS-HC2/MKRS-MP102-402

HC2A-S3、またはHC2A-S3を接続した
MP102H/402H

自然通風型防護シールド

T700

オープン端末プローブ互換 / 電流出力タイプ

MP402H-電流出力タイプ
外付けPt100（抵抗出力）0

外付け Pt1003● AC1000 （HC2A-S3用）

ツーヘル7ピンコネクタ（外付けPt100 無のみ）

00無し

外付け Pt100 1/3 class B, 抵抗出力, 4線出力信号● AC1003 （MP102H/402H用）

屋外用・気象用延長ケーブル● E3-F3A（0.3m）● E3-02A（2m）● E3-01A（1m）● E3-05A（5m）AC1000AC1003

スケーリング（相対湿度 0…100%rh 固定）

40...20 mA0...100℃

50...20 mA−40...60℃−30...70℃

60...20 mA

74...20 mA

0...100℃

84...20 mA−40...60℃

4...20 mA−30...70℃

9

ケーブル長
03

ケーブル 3m（標準）xx

ケーブル延長最大99m（1mごと） ※1m → 01，99m → 99

ケーブルタイプT7

ツーヘル7ピンコネクタ（外付けPt100 無のみ）00

オープン端末