Nota sull'applicazione

Ispezione UT di testa per assile ferroviario pieno
Riepilogo
Quando gli assili ferroviari cedono, le conseguenze possono
essere disastrose. Per motivi di sicurezza, gli assili ferroviaripieno devono essere ispezionati regolarmente utilizzando
metodi di controllo non distruttivo (CND) per rilevare cricche
da fatica orientate trasversalmente.
In caso di ispezione effettuata dalle superfici laterali
dell'assile, metodi come il controllo ad ultrasuoni (UT) oil controllo con particelle magnetiche (MT) richiedono larimozione del rivestimento protettivo, della vernice e degli
accessori calettati, come dischi dei freni e ingranaggi, perconsentire un corretto accoppiamento della sonda o deldispositivo di ispezione.
Dalla faccia frontale dell'assile, il controllo UT è l'unico
metodo in grado di penetrare diversi millimetri di materiale.
Sfortunatamente, le soluzioni basate sul controllo UT
convenzionale spesso non raggiungono la massima
probabilità di rilevamento (POD) poiché il limitato numero
di trasduttori e rispettivi angoli di ispezione potrebbero
non garantire un'ispezione ottimale. In aggiunta, vista la
grande varietà di assili, potrebbe essere necessario avere adisposizione molte configurazioni e svariati kit specifici perogni controllo.

Soluzione
Grazie alla scansione settoriale, il tester meccanizzato perassili solidi (SAMT) di Waygate combina in una singola
sonda phased array (PA) l’equivalente di svariate sondeconvenzionali permettendo di scegliere in piena libertà gli
angoli di ispezione necessari per coprire in modo ottimale
l'interasuperficie laterale dell'assile. Inoltre una singola sonda riduce
rischio di perdita dell'accoppiamento UT durante il controllo
rispetto a soluzione che richiedono una pluralità di sonde,
rendendo l’ispezione più affidabile.
L'unione di SAMT con le capacità multi-gruppo del rivelatore
di difetti ultrasonoro PA Mentor UT consente agli operatori diimpostare gruppi e angoli di scansione ideali per evidenziare
i difetti rispetto alle indicazioni delle geometrie, permettendo
valutazioni di ispezione più semplici e più informative.
SAMT aiuta a migliorare la probabilità di rilevamento e, inultima analisi, a migliorare la sicurezza degli assili. Questo èottenibile grazie alla capacità di regolazione fine dell'angolo
di scansione, a una migliore valutazione dell'estensionedel difetto (attraverso viste B-S-scan) e alla registrazione
dinamica dei dati, compresi gli A-Scans, per la postelaborazione dei risultati e la tracciabilità del controllo.

• Il tempo di ispezione è inferiore a 5 minuti per un interoassile (2 test), a seconda dei requisiti UT.

Abilitazione delle funzioni di gruppo Mentor UT
I gruppi consentono di evidenziare le informazioni rilevantie al tempo stesso il filtraggio di quelle non significative,
permettendo valutazioni dei risultati avanzate e menoaffaticamento dell'operatore o del valutatore. Ciascun
gruppo è completamente indipendente per quanto riguarda:• Impostazioni dell'A-scan• Leggi di ritardo (Delay Law)È necessario definire un insieme di gruppi per coprire in modo
ottimale le aree cruciali degli assili.
Mentor UT consente flussi di lavoro (App.) definiti dall'utente
per una guida passo-passo attraverso il processo diispezione, in modo da avere sempre uniformità nelle ispezioni.

Caratteristiche/vantaggi principali• B-Scan combinata di tutti i gruppi attivi. Possibilità diregistrazione A-Scan completa.
• Accoppiamento magnetico all'interno del foro centraledell'assile tramite un cono intercambiabile.
• Rotazione completa manuale della sonda (circa 370°).
• Registrazione dei dati relativi alla posizione angolare grazie
a un encoder integrato.
• La risoluzione circonferenziale massima è di 1 (uno) grado.
• Sonda Phased Array con 32 o 16 elementi a 2 o 4 MHz
con un cuneo di 0°. Entrambi possono essere sostituiti
dall'utente.
• Copertura del 55% della lunghezza dell'assile daun'estremità (generalmente 1,2 m).

Codici parte
0600512Sistema di base
SAMT da 4 MHz

Accessoriaggiuntivi
Mentor UT BaseUnit

Copyright 2020 Baker Hughes Company. Tutti i diritti riservati.
BHCS34731-IT (04/2020)

0600520

Sonda; SAMT 4 PA32

0162476

Kit cono; SAMT 90°

0162459

Cuneo; SAMT 100-180 mm

0162460

Cuneo; SAMT 90-100 mm

0600558

Sonda SAMT 4 MHz PA160600585

Sonda SAMT 2 MHz PA16118M1844

Modulo di presentazione (Mentor UT)

Mentor-UT-ADAP32-T

Adattatore; Mentor UT 32ch/Tyco

100N3883

waygate-tech.com