C190-0515

超高速液体クロマトグラフ
Ultra High Performance Liqyuid Chromatograph

Nexeraが実現する新時代の“Smart Work Style”

分析ラボにおける新時代のワークスタイルとは？
新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大は、私たちの日常を大きく変えました。
在宅勤務やリモートワークというワークスタイルが浸透し、業務のさらなる効率化の推進は、あらゆる職場での課題となっています。
さて、あなたのラボでは、何名の分析者が、1日何時間、作業をしていますか？
ラボでの分析業務は、在宅勤務やリモートワークが適用できないと思われますか？
デジタル技術やネットワーク技術のめざましい発展により、機器分析の設定や実行、採取済みデータの遠隔での再解析が可能になりました。
これに加え、装置の起動や平衡化など、これまで人が行っていたさまざまな作業が遠隔で実行できる“Analytical Intelligence” をNexeraシリーズのHPLCは搭載しています。
あなたのラボでの機器分析ワークフローを、私たちと一緒にもう一度見直してみましょう。
ラボの滞在時間や在場者人数を減らし、さらに日々の業務をより効率化することができるかもしれません。
Analytical Intelligenceを搭載したNexeraシリーズが実現する、これからの時代の新たな “Smart Work Style” を、ぜひお試しください。

あなたのラボのワークフローで、どのように Smart Work Styleを実現できるでしょうか？

Analytical Intelligenceは、島津製作所が提案する分析機器の新しい概念です。

システムやソフトウェアが、熟練技術者と同じように操作を行い、状態・結果の良し悪しを自動で判断し、ユーザーへのフィードバックやトラブルの解決を行います。

また、分析機器に対する知識や経験の差を補完し、データの信頼性を確保します。

Smart Work Style を実現する Nexera™システム
装置起動、システム平衡化、LC分析、シャットダウン
LCシステムを操作・モニターする必要がある工程です。従来は分析者が装置の前で行ってきた作業を、自動で、遠 隔で 実 行 することができます。また 遠 隔 操 作・モニターの 手 法も、P C からスマートデバイスへと多様なツールが使用できます。

インテリジェントな連続分析
MTP最大44枚分、DWP最大23枚分、1.5 mLバイアル最大1,242本を一度に搭載することができ、ラボへの来場頻度を減らします。
またカラムと移動相の切替と、切替時のベースラインモニター機能により、複数メソッドの切替も自動化することができます。

データ解析、レポート作成
専用ソフトウェアを用い、データ解析やレポート作成を行う工程です。
ソフトウェアとデータファイルにアクセスできれば、ラボ外でも作業が可能です。ラボのネットワークセキュリティのレベルに応じて、最適なプラットフォームを選択します。

次のページでシミュレーションしてみましょう。

ラボで人が行う作業

事前設定で自動実行が可能な作業

ラボ外では難しい作業工程。必要最少人数がシステムやソフトウェアで設定しておけば、人が必要最小時間で作業を終えることが望ましい。

不在時でも自動で開始され、終了する作業。

1.標準溶液、QC試料の1.連続分析スタート

調製、設置

き自動で開始することも、任意のタイミングで遠隔操作で開始

2.試料前処理、設置することも可能です。いずれのPLATE CHANGERを利用す
れば、MTPは最大44枚分、DWPは最大23枚分、1.5 mL

HPLC分析の実行は、②に引き続場 合も、人 がラボ に滞 在 する
あたり画像

バイアルは最大1,242本の試料が搭載可能です。次の出社までの間の連続分析に十分な数の試料を予め準備しておくことができます。

1 試料調製

1.移動相量の確認

2.システム適合性試験実行必要はありません。
また 、ネットワークを介して、3.ブランク、標準品分析（検量線作成） ラボ外のPCやタブレット端末で4.試料分析

分析状況・システム状態をモニ

5.分析進行状態のモニターターしたり、必要に応じてメソッド

6.分析結果に応じてメソッド編集やバッチファイルを編集するこ7.分析結果に応じて試料の追加、削除 とができます。

2 機器分析準備

3 機器分析

4.装置起動5.移動相パージ

2.移動相の調製・設置
3.カラムの取付

6.システムチェック
7.カラム・システム平衡化（カラム切替システムは不要）

必要な移動相は新たに調製、設置、補充しましょう。
この作業は人がラボに滞在して行う必要があります。
また、必要に応じてカラムを取り付けましょう。
カラム切替システムを使用すれば、カラムの手動脱着作業をなくすことも可能です。
Nexeraの自動スタートアップ機能や、LabSolutions™のタイマー機能を使用すれば、設定した日時にシステムをアクティベートし、分析待機状態にすることができます。装置準備の間、ラボに滞在する必要はありません。
また、LC分析に必要な移動相の残量は、移動相モニターとMPMCheckerでラボの外から確認できます。

月 ラボ業務Nexeraが実現する
Smart Work Style4

おはようございます。

火 在宅勤務PCで遠隔実行が可能な作業

スマートデバイスで遠隔実行が可能な作業

ネットワークを介したPCからの操作やネットワークを介したスマートフォンやタブレットかモニターが可能。

らの操作やモニターが可能。

1.データ解析・保存

分析機器室1

2.レポート作成

LC01
②
電源OFF

LCGC
ACQ

① LC01 分析開始

クライアントA

データの解析やレポート作成は、自宅や居室ACQの役割

分析装置の制御・データ収集など、ラボ外のPCから行えます。データファイ

移動ルを別PCにコピーする、ネットワークを介してデータサーバーにアクセスするなど、ネットワークセキュリティの状況に応じた最適な方

分析機器室2LC02④ モニタリング法をご提案します。

LCGC
ACQ

③ LC02 分析開始
クライアントB

4 システム停止

5 データ解析1.カラム・システム洗浄
2.シャットダウン

連続分析終了後、システムは設定に従い、自動で洗浄、クールダウン、停止されます。装置停止のために人がラボに滞在する必要はありません。

水 在宅勤務木 ラボ業務

金 在宅勤務5スマートデバイスで快適なNexeraのリモート運用
移動相モニター / MPMChecker™
移動相やオートサンプラの洗浄液などの残量を、重量センサーを用いてリアルタイムでモニタリングします。1Lボトルは最大12液、大型ボトル（5Lまで）は最大4液設置可能です。LabSolutionsをお使いの場合は、分析開始時に残量が十分かをメッセージでお知らせし、分析途中での移動相枯渇を防ぎます。分析中も常に残量をモニターして、移動相が不足する可能性が生じれば、専用アプリケーション「MPMChecker」がPCやスマートデバイスに通知を送信。補充のタイミングを事前に判断しやすくなります。
グローバル IOT

スマートデバイス
LabSolutions

移動相モニターLC
コントローラLCシステム 1

LabSolutions Direct

LabSolutions

移動相モニターLC
コントローラLCシステム 2

1

Gateway

移動相モニターLC
コントローラテクニカルレポート（PDF）

LCシステム 3

2

3

ログイン後、使用する装置を選択します。

選択したメソッドをダウンロードします。

装置の運転を開始します。
オートサンプラのリンスやリンス液のパージの実行も可能です。

4

5

6

スマートデバイスからシンプルなユーザーインターフェースにより、HPLCの制御やモニターを可能にするリモートアクセスツールです。
LabSolutionsで制御しているHPLCの送液ユニット接続する装置を選択やオーブンのON/OFF、分析の開始、クロマトグラムのモニターが可能となるため、分析室から離れた環境下で装置の状態を確認しながら分析を行うことができます。

クロマトグラムモニター

ラボ

ポンプ圧力モニター

スマートフォンやタブレットPCからラボのHPLCに、Directにアクセスポンプ圧力値やカラムオーブン温度をモニターして安定化を確認できます。流量やオーブン温度を変更することもできます。

バッチファイルを選択し、分析を実行します。

分析中にクロマトグラムや、ポンプ圧力値等をモニターすることが可能です。

Webモニター
ネットワーク上のLCシステムの稼働状況をウェブブラウザから一括確認できます。

分析スケジュール

連続分析の進行具合や取得中のクロマトグラムを遠隔からモニターできるため、分析室から離れた環境下でも効率のよい働き方が可能です。また、分析中にエラーなどが発生したときや分析が終了したときにLabSolutionsからメッセージを受け取ることができます。

6クロマトグラムLabSolutions CSを活用したリモート解析
LabSolutions CS活用例 1

LabSolutions CS にリモートデスクトップ接続

Aさん宅
クライアントB

クライアントA
LabSolutions
サーバー

LCGC
ACQ

LCMS
ACQ
島津UV

島津LCMS

島津LC,GC

Bさん宅

UV ACQ

会社◯

業務用PCにソフトウェアインストールが不要◯

すべてのLC,GC,LCMSに対して分析の指示、モニタリング、再解析、レポート作成が可能◯

会社および自宅で分析・再解析した結果は、すべてLabSolutionsサーバーに保管される×

複数PCが外部から接続されるため、セキュリティ対策に手間がかかる
注1

VPNで接続できることを前提としています。

注2 クロマト以外の装置に関しては、該当するACQにリモートデスクトップ接続します。

LabSolutions CS活用例 2

LabSolutions CS にCitrix XenApp接続

Aさん宅
XenApp
サーバー

LCGC
ACQ

LabSolutions
サーバー

LCMS
ACQ
島津UV

島津LC,GCUV ACQ

島津LCMS

Bさん宅

会社

◯

業務用PCにソフトウェアインストールが不要◯

すべてのLC、GC、LCMSに対して分析の指示、モニタリング、再解析、レポート作成が可能◯

会社および自宅で分析・再解析した結果は、すべてLabSolutionsサーバーに保管される◯

LC、GC、LCMSに関しては、XenAppサーバーのみにしか外部から接続されない
注1

VPNで接続できることを前提としています。

注2 クロマト以外の装置に関しては、該当するACQにリモートデスクトップ接続します。

7

Nexeraシリーズの送液ポンプに搭載した自己診断・自己復帰機能は、流路内に発生した気泡による異常な圧力変動を自動で検知し、ポンプのパージを行ってシステムを正常な状態に戻します。

自己復帰自己診断70① 正常な圧力値⑤ 正常な圧力値④ オートパージ

Pressure (MPa)60③ 異常な圧力値

5040ΔPa

302010② 圧力低下

0.511.522.5

3Time (min)自己診断・自己復帰機能のスキーム

テクニカルレポート（PDF）

Nexera、LabSolutions、MPMCheckerおよびAnalytical Intelligenceロゴは、株式会社島津製作所の商標です。
本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。
なお、本文中では「TM」、「 」を明記していない場合があります。
本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。
治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。
トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。
外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

®

分析計測事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1
東 京 支 社 101-8448 東 京 都 千 代 田 区 神 田 錦 町 1 丁 目 3（03）3219-（官公庁担当）5631・（大学担当）5616・（会社担当）5622
関 西 支 社 530-0012 大阪市北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル14階（06）6373-（官公庁・大学担当）6541・（会社担当）6556
札 幌 支 店 060-0807 札 幌 市 北 区 北 七 条 西 2 丁目8 - 1 札 幌 北ビル 9 階 （011）700-6605
東 北 支 店 980-0021 仙台市青葉区中央2丁目9-27 プライムスクエア広瀬通12階 （022）221-6231
郡 山 フ コ ク 生 命 ビ ル 2 階 （024）939-3790
郡山営業所 963-8877 郡 山 市 堂 前 町 6 - 7
つくば支店 305-0031 つ く ば 市 吾 妻 3 丁 目 17 - 1（会社担当）8515（029）851-（官公庁・大学担当）8511・
北関東支店 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-41 明治安田生命大宮吉敷町ビル8階（048）646-（官公庁・大学担当）0095・（会社担当）0081
横 浜 支 店 220-0004 横浜市西区北幸2丁目8-29 東武横浜第3ビル7階（045）311-（官公庁・大学担当）4106・（会社担当）4615
静 岡 支 店 422-8062 静岡市駿河区稲川2丁目1-1 伊伝静岡駅南ビル2階 （054）285-0124

名古屋支店 450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47-1 名古屋国際センタービル19階（052）565-（官公庁・大学担当）7521・（会社担当）7531
京 都 支 店 604-8445 京 都 市 中 京 区 西 ノ 京 徳 大 寺 町 1（会社担当）1603（075）823-（官公庁・大学担当）1604・
神 戸 支 店 650-0033 神 戸 市 中 央 区 江 戸 町 9 3 栄 光 ビ ル 9 階 （078）331-9665
岡山営業所 700-0826 岡山市北区磨屋町3-10 岡山ニューシティビル6階 （086）221-2511
高 松 N K ビ ル 9 階 （087）823-6623
四 国 支 店 760-0017 高 松 市 番 町 1 丁 目 6 - 1
広 島 支 店 732-0057 広島市東区二葉の里3丁目5-7 GRANODE広島5階 （082）236-9652
九 州 支 店 812-0039 福 岡 市 博 多 区 冷 泉 町 4 - 2 0 島 津 博 多 ビ ル 4 階（会社担当）3334（092）283-（官公庁・大学担当）3332・

島津コールセンター（操作・分析に関する電話相談窓口）

0120-131691

IP電話等：（075）813-1691

https://www.an.shimadzu.co.jp/
初版発行：2020年7月 3212-07001-PDFITNexeraが実現する新時代の“Smart Work Style”

Analytical Intelligence による自己診断･自己復帰機能