作成

承認

簡単取扱説明書（デジタル Q ティルト：6000）

応用計測サービス株式会社

2018.12（1.0）

本簡単取扱説明書は、あくまで簡易な使用方法についての取扱説明書です。ご使用に関して機器取扱説明書を十分ご理解の上で正しくご使用くださるようお願いします。

本簡単取扱説明書は、簡易な使用方法についての取扱説明注意書です。詳細については機器取扱説明書十分理解して使用してください。

1

本品仕様 ･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ-1

2

接続方法 ･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ-2

3

測定準備 ･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ-3

4

測定方法 ･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ-5

5

結果 ･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ-6

1

本品仕様

品名項目

デジタル
Q ティルト
6000

仕様

測定範囲

±30°

分解能

10 秒以下直線性

0.05%FS

適用温度

0℃～50℃

材質
車輪間隔

ステンレス SUS304
50cm

寸法

φ30(車輪を除いた径)×88×669mm

重量1.7kg

マーキング

0.5m 毎：黄抗張力30,000kN/㎡

適用温度-20℃～60℃

ケーブル

1.0m 毎：赤10m 毎：白外側ジャケット：透明ウレタン
材質

内側ジャケット：ウレタン
補強ワイヤー ：ステンレスロープφ1.6mm

重量0.1kg/m

最大入力深度

150.0mプローブとの通信速度

9600 bps

適用メモリカード
データ容量

測定深度 150m 分の場合、32k バイト

データ収録数

最大 500 ファイル

LCD

240×160 ドット バックライト付
USB タイプ B コネクタ ※4

ハンディロガーマルチメディアカード、SD カードまたは SDHC カード ※1，※2，※3

インターフェース

・USB→RS232C 変換・9600、19200、38400 bps
・ビット長：8 ビット、パリティ：なし、ストップビット：1 ビット

消費電流
動作時間

①：本体のみ（バックライト ON 時）・・・0.1A 以下②：①＋プローブ測定時・・・・・・・・・・1A 以下ニッケル水素電池（エネループ）使用時で約 6 時間の連続測定が可能※5

動作電圧範囲4.0V～7.0V（4.7V にてレジューム機能が作動）

動作温度範囲0～50℃※1 本製品は、マルチメディアカードの読み込み、書込み等を目的に設計されています。
※2 FAT は、SD カードは FAT16、SDHC カードは FAT32 に対応しています。
※3SD カードは 2GB まで、SDHC カードは 32GB まで対応を確認しています。
（SDHC カードはハンディロガーVer.1.20 以降のみ使用可能）※4 シリアルデータ転送用です。
（通常は使用しません）※5 周囲温度 20℃、ケーブル長 50ｍの場合です。ご使用の状況（長いケーブルや劣化したケーブル、充電不足や劣化した電池等）によっては、仕様を満たさない場合があります。
【注意】メモリカードは、動作の確認済みのメモリカード又は付属品と同じメモリカードを使用して下さい。それ以外のカードでは、使用できない場合がありますので注意して下さい。
1

2 接続方法
傾斜計ケーブルリモートスイッチ

コネクタカバー

ハンディロガーデジタル Q ティルト 6000
プローブ※

プローブと傾斜計ケーブルを接続した時、防水シールのため O リングを 2 ヶ所使用します。測定前に必ずシリコングリスを塗付して下さい。また O リングに磨耗や傷がある場合は交換して下さい。
S-16
P-18

※

ケーブルヘッドの動きが固くなった時、シリコングリスを塗付して下さい。
シリコングリス塗付箇所

回しにくくなる

詳細については機器取扱説明書（デジタル Q ティルト 6000：P4～P10 ハンディロガ
ーデジタル Q ティルト：P4～P9）をご参照下さい。

2

3 測定準備
3-1 ハンディロガー
アルカリ単一電池をご用意下さい。
電池ホルダに表示されている極性に合わせて組み込んで下さい。

3-2 コネクタカバー

傾斜計ケーブルにコネクタカバーを取り付けます。

傾斜計ケーブルを接続し、コネクタカバーを被せ、コネクタカバーの根元にビニールテープを巻きつけます。
3-3 プローブ
プローブの向き3ケーシングパイプの上部にケーブルホルダをセットします。ケーブルストッパーを外し、ケーブルホルダの上部よりプローブを測定方向に合わせてケーシングパイプの中に挿入します。挿入時のプローブに衝撃を加えないようにご注意下さい。
A 軸方向

ケーブルストッパー

A 軸方向
ケーブルストッパーが A 軸と同方向になるようにセットします。
測定ごとにケーブルホルダの向きを変えずに同方向でセットして下さい。

ケーブルホルダ
ケーブルストッパー
ケーブルホルダ

車輪がバネで外に広がる方向に力が働いプーリーの溝がすり減っていたり、バネがていますので、車輪を指で押さえつけて弱くなっていたりすると、ケーブルがすべ車輪がハウジングに納まるようにして挿ることがあり、誤差の原因となります。常入口に通して下さい。に正常であることを確認して下さい。

プローブを孔底まで静かにおろして下さい。（測定は引き上げてくる過程で行います。）
プローブを孔底にセットした後、15 分程度放置して下さい。これは、プローブ内のセンサを温度的に安定させるために行います。安定するまでは、A 軸及び B 軸の値は落ち着きません。

詳細については機器取扱説明書（デジタル Q ティルト 6000：P6～P15 ハンディロガ
ーデジタル Q ティルト：P4～P9、P49～P50）をご参照下さい。

44 測定方法
ハンディロガーの電源を ON にする。
※詳細 ハンディロガーデジタル Q ティルト：P11

測定条件を入力する。
※詳細 ハンディロガーデジタル Q ティルト：P11
孔番号、ID №、深度、加算平均を設定して下さい。
本測定 0°方向（A0、B0）の測定※詳細 ハンディロガーデジタル Q ティルト：P12～P13
測定画面の“モニター”では測定データが記録されません。測定を実施する際は必ず“本測定”を選択して下さい。
ハンディロガー～プローブ間の通信が開始されると A0、B0 の指示値が表示されます。値が安定しない場合は、少し待ちます。
プローブを静止した状態で、なおかつ指示値が安定した状態で[ENTER]キー、またはリモートスイッチを押して下さい。
深度が－0.5m カウントします。データが確定したらプローブを0.5m 引き上げて下さい。
深度値 0.5m でのデータが確定すると 0°方向での測定は終了です。
プローブを 180°反転させて、ボーリング孔内に入れ直し、最初に設定した最深深度までおろして下さい。

本測定 180°方向（A180、B180）の測定※詳細 ハンディロガーデジタル Q ティルト：P14
操作は 0°方向の測定と同様です。
深度値 0.5m でのデータが確定すると 180°方向での測定は終了です。
180°方向の測定終了後、自動的に測定データがメモリカードに保存されます。

5

5 結果
5-1 ハンディロガーの指示値は 2.5sinθで表示されます。
F2 測定
A0A0Avr ：B01.2500

2.5sinθ1.2500

指示値の 2.5sinθを 20 倍すれば車輪間水平変位が-0.0673

cm 単位で得ることができます。

B0Avr ：

-0.0673

深度：

0.5[m]

例 ：1.2500×20＝25.000[cm]

5-2 メモリカードからパソコンに取り込んだ測定データ（CSV ファイル）はハンディロガーの指示値（2.5sinθ）で表示されます。
A0A1801.2500B0-1.2500-0.0673

B1800.0673

取込データを 20 倍すれば cm 単位になります。
例： 1.2500×20＝25.000[cm]5-3 固有誤差の相殺は A0－A180 の値に 10 倍すれば cm 単位で実測値を得ることができます。
A0－A180＝1.2500－(－1.2500)＝2.5000

5sinθ

2.5000×10＝25.000[cm]
実測値を加算することにより、孔底からの変位を得ることができます。

詳細については機器取扱説明書（デジタル Q ティルト 6000：P23～P26 ハンディロガ
ーデジタル Q ティルト：P40～P43）をご参照下さい。

6