ワイドエリア三次元測定機
NEW

ワイヤレスプローブで大型三次元測定

WMシリーズ

測れるサイズは未知の領域■ 高精度で広範囲なワイヤレス測定■ プローブを当てるだけの簡単操作■ どこでも測定できるポータブルサイズ

2

ワイドエリア三 次 元 測 定 機
NEW W Mシリーズ

3

従来の課題大型ワークの測定は困難でした

三次 元 測定機

アーム型三次元測定機

門型三次元測定機

レーザートラッカー

長尺ノギス

大型マイクロメータ

ハンドツールコンベックス

測定範囲が限られる
駆 動域に制限 がある
長さの異なる器 具を何本も取り揃える必要がある

操作が 難しい使いこなすのに専門知 識 が必要
測定がひとりでは困 難

メンテナンスが大 変
駆 動部のメンテナンスや 保守 費 用がかかる
複 数の器 具のメンテナンスがそれぞれに必要

4

WMシリーズ導入で解決
ワイヤレスプローブを当てるだけで簡単測定

ワイドエリア三 次 元 測 定 機
NEW W Mシリーズ

測定範囲が広い
ワイヤレスプローブによる自由なアプローチ
プローブ1本で 幅10 mでも測定可能

簡単操作ノギスを扱うような直 感的な操 作感
手元のモニタを見ながらひとりで簡単操 作

保守点検が 不 要
測定前の自己診 断 機能を搭載
一台であらゆる三次 元 測定に対応 可能

5

測定事例

組付け治具・検具の測定組付け治具・検具などの位置座標を測定することができます。

軸物の機上測定
マシニングなどの加工機にチャックした状態で、円や距離、角度をはじめ、幾何公差も測定できます。

6

製造装置部品組付け後の測定製造装置など、アッセンブリ後の位置度や組付け後の平面度、平行度などを測定できます。

溶接／組付け後の測定・3D CAD比較
プレス・板金の溶接、アッセンブリ後の位置関係の確認や、形状を3D CADデータと比較測定することができます。

7

三次元測定機の新原理

高精度で広範囲な測定を支える
３つのカメラ機 構
7つのプローブマーカーが発する近赤外光をムーバブルカメラで捉える新原理を採用。
さらに、リファレンスカメラ、プローブサーチカメラにより、広範囲にもかかわらず、繰り返し精度±10 µmの高精度な測定精度を実現。

ムーバブルカメラ
プローブをトラッキングしながらプローブの位置と姿勢を高精度に認識します。

左に倒した場合

プローブマーカー

8

中央の場合右に倒した場合

ムーバブルカメラ
プローブサーチ
カメラ

リファレンスカメラ

プローブサーチカメラ
プローブから発する光を常に追 跡し、広範囲な測定領域のどこにプローブがプローブサーチ
カメラ

いても、瞬時に位置を認識します。

リファレンスカメラ
内 部 の チ ャ ート を 認 識 することで、ムーバブルカメラの左 右±90 °、上下±30 °の回 転を超 高 精度に検 出するカメラを内部に搭載。このカメラを基準として三次元座標が求まります。

9高精度で広範囲なワイヤレス測定

新原理による常識を覆す測定範囲
ムーバブルカメラは、プローブマーカーが発している近赤外光のみを受光します。
カメラの視野範囲であれば、空間中のプローブの位置・姿勢を検知できます。
■ 水平方向測定範囲（m）

543210123410 m
01

最大測定範囲25m345

トレーサビリティの取れた精度保証
検査、校正で使用するレーザー干渉計は「UKAS認定業者」で校正され、国際標準に適合したトレーサビリティを確立しています。

10

国際標準

United Kingdom
Accreditation Service

認定機関

UKAS認定業者

参照標準

ヨウ素安定化HeNeレーザー

実用標準レーザー干渉計

被校正
測定機

ワイドエリア三次元測定機
WMシリーズ

校正証明書

5

■ 高さ方向測定範囲（m）

32

10

最大測定範囲5m

12

3

プローブサーチカメラによるスムーズな測定
一時的にプローブマーカーが発する光を遮断する状況になった場合でも、再度検出可能状態になれば自動的にプローブの位置を検知します。そのため受光範囲を気にすることなくスムーズな測定ができます。

測定OK

測定NG

測定OK

自動検知

11

プローブを当てるだけの簡単操作

ワイヤレスプローブによる自由な測定アプローチ
門やアームなどの駆動部がないため、自由なアングルから測定できます。
またプローブに搭載されたモニタを見ながら測定ができます。

プローブマーカー配置
横、縦、三角さらに高低差をつけてマーカーを配置することにより、安定した測定精度を実現しました。

高低差横縦三角

正面側面

小型プローブカメラ▲

詳細はP18一 体型構 造一 体 型構 造にすることで測定誤差を抑えます。さらにクッション構 造を持たせることで接 触 時の破損を防止します。

プローブ検出状態
確認LED

12

タッチパネル 搭載
プローブにタッチパネルを搭載。手元のモニタでノートパソコン上と同じ操作ができます。

MEASUREボタン
CANCELボタン

OKボタン

スタイラスの変 更による、測定箇所にあわせた最 適なアプローチ

スタースタイラス

エクステンション

φ2.5 mm小径スタイラス

φ5 mm標準スタイラス※市 販 品です。

13

どこでも測定できるポータブルサイズ

測りたいモノを測りたい場所でこれからは測定対象物を動かす必要はありません。
ポータブル&簡単セッティングであらゆる場所で三次元測定ができます。

327.7 mm

250.9 mm

357.3 mm

わずか2分ですぐに使える簡単セッティング
1運ぶ
専用ケースに入れて持ち運びができます。

142設置する2本のケーブルをつなぐだけ。

3

ボタンを押す電源起動後、暖機運転することなくすぐに使えます。

優れた可搬性
機上でも、あらゆる場所で安定測定
測定室不 要動作環境温度
10 〜 35℃

動作環境湿度
20 〜 80%「どこでも使える三次元測定機」に徹 底的にこだわって設計しました。温 度 管 理された 測 定 室は不 要です。測 定したい
その場所で測定ができます。

三脚を用いることで、加工現場でも、検査室でもあらゆる現場環境で測定することができます。

現 場に適した構 造設 計
現 場 のような ハードな 環 境 下で 使 用できるように耐久性・剛性の高い設計をしています。
環 境診 断 機能搭載
カメラユニット内部に搭載した高精度なセンサにより、周囲の振動が測定に影響を及ぼさないかどうかを診断できます。

どこでも設 置
延長ポールを用いることで、定盤や机、ワゴンなど三脚以外でもさまざまな場所に設置して測定することができます。

カメラユニット用延長ポール15ソフトウェア

はじめての方でも使いやすい、わかりやすい三次元測定機のインターフェースというと、難解で馴染みにくいコマンドが多いイメージがありますが、WMシリーズでは、画像やアイコンなどで誰にでも親しみやすい操作性を追求し、直感的な操作ができます。

並び 替え要素ツリー
測定結果の表 示

16

測定した「 要素」をドラッグ することで上下に並び替えできます。

設 計 値 入 力／公 差判定

多彩な測定メニュー

測定後に設計値を入力することで自動的にOK/NGの円、距離などの基 本測定のみならず、中点などの仮想点や、公差判定がおこなわれます。

平面度などの幾何公差、XYZの座標測定もできます。

プローブ上でもらくらく測定
ノートパソコンから離れた位置でも、手元のタッチパネルで操作し測定することができます。

手元ですべて完結
測定３ステップ
要素の選択、測定、結果の確認まで手元のモニタでおこなうことができます。

1

要素を選ぶ

2

プローブを当てる

3「MEASURE」
ボタンを押す手 書き機 能図面に手書きするような感覚で、モニタに手書きしてメモを残すことができます。

17便利な機能

小型プローブカメラ
プローブの先端に小型カメラを搭載。カメラが映し出す画像と、3D 画像を重ね合わせることができます。
はじめて三次元測定機を扱う方でも、どこを測定しているか直感的に理解できます。

プローブカメラの画像

3D画像

合成画像

ナビゲーション測定機能
一度測定した測定対象物のデータを、測定手順書として保存できます。
同じ形状の対象物を複数個測定する際には、ナビ画面に従ってプローブを当てるだけで測定とOK/NG判定ができます。
■ ナビゲーション測定画面■ 測定後の公差判定画面

測定箇所

現在のプローブの位置

測定箇所までの直線 距離18

3D CA D比較／CA Dエクスポート
差 分をカラーマップ表 示
3D CADファイルから読み込んだ形状と、測定対象物の形状を比較測定できます。また3D CADデータとの差分をカラーマップ表示することもでき、自由曲面、輪郭度測定に対応しています。
■ オートトリガー機能
最大200点の連続打点により、自由形状もなぞるだけの簡単測定。

測 定 要素のエクスポート
測 定した要素をエクスポートボタンを1回クリックするだけでSTEP/IGESファイルとしてエクスポートできます。
CADデータ作成の工数を大幅に削減することができます。

画像付きのわかりやすい検 査 成績書
測 定した デ ー タは、自 動 的 に 検 査成績書に変換できます。フォーマット
はリッチテキスト形式のため編集も自由自在です。

19用途事例20■ 半 径、平面 度、角度 測 定■ 直 角度、真円 度 測 定■ 円筒、同 軸 度 測 定■ 曲げ角度、X Y Z 座 標 測 定

■ P.C. D、振り分け 角度、平面 度 測 定■ 3 D CA D比 較、輪 郭 度 測 定■ 段 差 測 定、X Y Z 座 標 測 定■ 円筒度、距 離 測 定

21補助機能／サポート体制

データをまとめる統計解 析機能
ナビゲーション測定実行後の測定結果は、自動的にハードディスクドライブに保存されます。
保存されたデータを抽出して各種統計解析ができます。

統計値確認

選択した測定項目のＯＫ数、ＮＧ数、最大値、最小値、平均、σ、3σ、6σ、Ｃｐｋなど主要な統計値を自動で計算し表示できます。

選択した測定項目のトレンドをグラフで確認できます。「バラつきが大きくトレンド グ ラフなってきた」「測定値が徐々に小さくなってきている」「測定値が周期的に変動している」といった傾向を確認できます。

選択した測定項目のバラつきをグラフで確認できます。横軸が測定値

ヒ スト グ ラムの範囲、縦軸が度 数になっており、測定値がどんな値を中心に、どのようなバラつき方をしているのかを確認できます。

簡単キャリブレーション
スタイラスの先端球を専用治具のコ ーンに 固 定した 状 態 で、13点以 上の異なる姿勢でMEASURE
ボタンを 押 す だけ で、約30秒 でキャリブレーションが完了します。

専用治具で簡単キャリブレーション

22直 販ならではの安心のサポート体制
直 販 体 制 に より豊 富 な 専 門 知 識 を 持 った
技術営業がお客 様を直接サポートするため、スピード感のある対応ができます。

一般メーカーの場合
お客様

キーエンスの場合

代理店

メーカー

直販
お客様

商品の出 荷販社

納 品・操 作 講 習

キーエンス

電話／メール／ FAX対応

宅配便にて商品をお届けします。

専任担当による、「商品設置・営業所には三次元測定機専任の耐振構造のためご安心ください。

操作説明会」を実施します。

スタッフが常駐し、対応します。

納品後安心の定期校 正対応
プローブとカメラユニットを専用ケースに入れてキーエンスに送るだけで、面倒な手間なく定期的な校正ができます。校正中には無 償で代替機を貸出いたします。

23

システム構成

ワイドエリア三次元測定機 WM-3000 標準セット

カメラユニット

WM-C3000

カメラユニット用
USBケーブル

OP-88420

カメラユニット用専用ACアダプタ

OP-88369

カメラユニット用延長ポール

WM-EX1

データ転送ソフト

WM-H1T

3D CADインポートモジュール

カメラユニット用三脚

WM-S1

外部機器

WM-H1C

制御用ノートパソコン

24

プローブ置台OP-88423プローブ

プローブケーブル

WM-P3000
スターセンター
φ5 mm
標準スタイラス

OP-88421

スタイラス
キャリブレーション治具

エクステンション

φ2.5 mm
小径スタイラス

OP-88422

プローブ用バッテリー

WM-B1

バッテリー充電器

WM-BC1

付属品セット WM-M30

マウス

練習用ワークソフト
インストールDVD

25

仕様■ カメラユニット項目

WM-C3000

最大測定長さ（W×D×H）

幅：10000 mm

奥行：3500 mm

高さ：5000 mm

精度保証範囲（W×D×H）

3000 × 1500 × 1500 mm

指示誤差精度（精度保証範囲内）±（28 + 5L/1000）µm※

繰り返し精度（2σ）
最小表示単位
カメラユニット回転角度±10 µm
距離0.001 mm

角度0.001°

シータ回転

±90°
±30°

チルト回転

外部入力

無電圧入力 2 入力
Bluetooth通信

通信部

945nm

赤外線通信

電源
定格
耐環境性

Bluetooth 5.0
USB3.0USB通信

専用 AC アダプタより供給
DC24V

定格電圧
消費電流

1.7A

使用周囲温度+10 ～ 35℃

使用周囲湿度

20 ～ 80%RH（結露なきこと）

質量

約 13kg※ 精度保証範囲内にて、使用環境+23±1℃のとき。

■ プローブ
項目

WM-P3000

マーカー

マーカー数

光源
対応スタイラス

M5

表示方法
表示部

解像度

240 × 320pixel
アナログ抵抗膜式
測定、確定、キャンセル、電源

Bluetooth通信

通信部

USB通信

USB 接続時
定格
バッテリー駆動時

26

Bluetooth 5.0
USB2.0

赤外線通信

945 nmバッテリー専用リチウムイオンバッテリーパック

容量

電源

質量

2.7型透過型TFTカラー LCD

タッチパネル

ハードキー

耐環境性

7
870 nm3250 mAh

充電時間

6.5時間

連続使用時間

約8時間

定格電圧

DC5V

消費電流

1A

定格電圧

DC3.63V +10％ /-1％

消費電流

1.25A

使用周囲温度+10 ～ 35℃

使用周囲湿度

20 ～ 80%RH（結露なきこと）
約600 g（バッテリー装着時）

外形寸法図単位：mm

カメラユニットプローブ

WM-C3000

WM-P3000

カメラユニット用延長ポール

WM-EX1(39)

88

φ136A

A

250.9
310
271

327.7
φ2005
129.2

90°

φ100

45°

357.3

4xM6
深さ最大124xφ8.5（貫通）

248
288

4xφ10.5（貫通）173.3

φ17562.3

120.7

28

カメラユニット用三脚

WM-S1

1100

845(φ1240)(φ960)

延長時

通常時

27三 次 元 測 定 を もっと 身 近 に

全 商品、送 料 無 料で 必要な時に、必要な量だけ

当 日 出 荷 在庫不要でトータルコストを削減

安全に関する注意

最新の商品情報、改善事例をご紹介

www.keyence.co.jp

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

技術相談、お問い合わせ先 お近くの技術営業が直接丁寧に説明いたします。
本社・研究所／メトロロジ事業部 〒533 - 8555 大阪市東淀川区東中島 1- 3 -14
仙台営業所

Tel 0 2 2 -7 91-0 911

Fax 022-791-0922〒984-0051 仙台市若林区新寺1 - 3 - 4 5（AIプレミアムビル）

浦和営業所

Tel 0 4 8-615 -0711

Fax 0 4 8-615 - 0722

〒330-0063 さいたま市浦和区高砂 2 - 2- 3（さいたま浦和ビルディング）

東京営業所

Tel 03-6 8 6 6-1611

Fax 03-6 86 6 -1622〒105-0023 東京都港区芝浦1 -1 -1（浜松町ビルディング）

名古屋営業所Tel 0 52-8 57-1911

Fax 0 52-8 57-192 2〒460-0002 名古屋市中区丸の内3 - 2 0 -17（KDX桜通ビル）

大阪営業所

Tel 0 6-76 6 8-0 911

Fax 06-7668 - 0922

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-1 - 3（ＳＯＲＡ新大阪21）

福岡営業所

Tel 0 92-4 52-8 411

Fax 092-452-8422〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1 - 21 - 2 8（いちご博多駅前スクエア）

お客様相談窓口
フリーダイヤル

0120-761-701

一 部のIP電話からはご利用いただけません。

記載内容は、発売時点での当社調べであり、予告なく変更する場合があります。記載されている会社名、製品名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。本カタログの無断転載を禁じます。

Copyright © 2021 KEYENCE CORPORATION. All rights reserved.

メトロロジ6-2070

2041-1 267075