工業用内視鏡
XL Flex/XL Flex+ シリーズ

3.7インチに、5インチディスプレイを新たにラインナップに加え必要な機能だけを搭載した、シンプルで使いやすい工業用内視鏡

Waygate Technologies センシング＆インスペクション・テクノロジーズのXL FlexおよびXL Flex+は4GB内部メモリ、3.7インチディスプレイのXL Flexおよび 16GB内部メモリ5インチディスプレイを搭載したXL Flex+をラインナップに加えることで、卓越した画像品質とパワフルなLCDの発光出力により欠陥検出能力（POD）を向上、そして欠陥を詳細に測定するステレオ計測により、検査作業の分析、効率の向上をもたらします。 軽量で持ち運びが簡単で使いやすいにもかかわらず、高い耐久性を持つデザインは、ユーザー様のメンテナンスコストの削減を実現します。

これまで以上に正確な検査
優れた画像品質に加え、XL Flex+の5インチLCDディスプレイ、パワフルな発光出力の3倍明るいディスプレイによる効率的で正確な検査をサポートします 。
堅牢デザインによりメンテナンスコストを削減
米国国防省が定める規格およびIP保護等級の高いスペックに準拠した、防塵防滴で耐久性の高いデザイン、過酷な検査環境においても安定した性能を発揮し、ユーザー様の資産のメンテナンスにかかる費用を削減します。
欠陥を分析
ステレオ計測による正確な分析、調査、欠陥検出

操作しやすい検査ガイド、データ管理、収集検査を通じてオペレーターをガイドし、容易にレポート作成・整理するアプ
リケーションであるMenu Directed Inspection（MDI）2.0が含まれています。

検査のための明瞭な5インチLCDディスプレイ搭載
XL Flex+のディスプレイは85%大きく3倍の明るさを実現、業界で卓越した鮮明な画像品質を誇っています。先進的な光学技術とパワフルな照明を 取り込むことで、デバイス上ですぐさま鮮明な画像を得ることができます。鮮明な画像により欠陥検出能力を飛躍的に向上させ、迅速な点検、確かな結果をもたらします。

ポータビリティわずか1.72Kg(XL Flex)と1.98Kg(XL Flex+)の重量は軽量で携帯性があり、簡単に持ち運びできる挿入チューブ巻取リール/車輪付きのキャリーオンケースを標準搭載しています。

取扱説明書（オプション）

4時間バッテリー（オプション）

ホルダー:モニター下(オプション）

リジタイザー（オプション）

固定用マウント冶具（オプション）

光学ダプタ用ケース

リジタイザー
チューブグリップ（オプション）

バッテリー充電器/ACアダプター

挿入チューブ巻取リール/
車輪付きケース
2技術仕様
使用環境
挿入部動作温度：システム動作温度：

規格準拠と分類-25°
C ～ 100°
C (-13°F ～ 212°F) 可変域調整 は

MIL-STD-810G

507.5、509.5、510.5、511.5、514.6、516.6、-20°
C ～ 46°
C (-4°F ～ 115°F) 0°
C (32°F)

521.3）
に従って試験済み

未満ではウォームアップ時間が必要
保管温度：

-25°
C～60°
C (-13°F～140°
F)

相対湿度：

最高95%、結露なきこと

防水性：

挿入部と高額アダプタは水深約10.2m

MIL-STD-461F

XL Flex+：要求次第
規格準拠

システム
収納ケース寸法54.9 x 34.6 x 23.6cm

システム重量：

ケース収納時：XL Flex：6.50 kg
XL Flex+：8.39 kg
ケース取り出し時：
XL Flex：1.73 kg

グループ1、クラスA：EN61326-1
UL、IEC、EN CSA-C22.2:61010-1
UN/DOT T1-T8

XL Flex：IP55まで試験済み
XL Flex+：IP65まで試験済み

XL Flex：アメリカ国防総省電波障害RS103 ABOVE DECKに従って試験済み(1 bar、H2 Oの10.2 m、H2 Oの33.5 ft)
防水・防塵性能：

アメリカ国防総省環境試験の各セクション（506.5、0°C (32°F) 未満で性能低下

IP保護等級XL Flex：IP55まで試験済み
XL Flex+ : IP65まで試験済み

カメラ
直径4.0 mmプローブ
画像素子：

1/10インチカラーSUPER HAD CCDカメラ

画素数:290,000

ハウジング：

チタニウム画素

直径6.1 mmおよび8.4 mmプローブ画像素子：

1/6インチカラーSUPER HAD™ CCDカメラXL Flex+：1.98 kg

画素数:

440,000

リチウムイオンバッテリー

8.4 V、38 Wh（2時間）8.4 V、75 Wh（4時間）

ハウジング：

チタニウム

電源：

AC入力：100-240 VAC、50-60 Hz, 1.5 A最大DC

構造：

ポリカーボネート製ハウジング + Versalon™(JP)

出力：9.5 V、6.0 A

ソフトウェアオペレーティングシステム：

リアルタイムマルチタスクオペレーティング

メニュー操作：

ドロップダウンメニューだけのシンプル操作

バンパー
本体寸法：
液晶モニター：

9.53 x 13.34 x 34.29 cm

システム

XL Flex：半透過型9.40 cm (3.70 in) アクティブマ

可動式ジョイスティックを使用したメニュー

トリクスVGAカラーLCD + XpertBright統合、解像度640 x 480

ナビゲーション
ファイルマネージャー：

XL Flex+: 12.7 cm(5.0 in)アクティブマトリク

USBとC:\間でコピー

360°
全方向先端可動域、計測：

ステレオ計測および比較計測

メニューアクセス、ナビゲーション

MDIソフトウェア(オプション)：

ユーザー定義のガイド検査可能

ボタン設定：

ユーザーアクセス機能、計測/デジタル機能

音声入力：

統合型2.5 mmヘッドセット/マイクジャック

内部メモリ：

ファイル/フォルダの作成、名前付け、削除
内部フラッシュ(C:\) またはUSBサムドライブに保存

ス統合、ＶＧＡカラーLCD、透過型ディスプレイ
ジョイスティックコントロール：画素

DICONDE準拠検査ファイル作成
MS Word® 互換検査報告書作成

XL Flex：4 GBフラッシュメモリー

音声データ：XL Flex+：16 GBフラッシュメモリー

画像コントロール：PC互換(.AAC) ファイルフォーマット
反転、ズーム（デジタル5倍）画像キャプチャおよび再現データI/Oポート：

2つのUSB® 2.0ポート

ビデオポート：VGAビデオ出力

デジタルズーム：

連続(5.0倍)

輝度調整：

自動/可変

静止画フォーマット：

ビットマップ (.BMP)、JPEG (.JPG)

ランプ：

白色LEDライト

動画フォーマット：

MPEG 4

長時間露光：

自動/手動モードを使用

文字入力：

テキストオーバーレイ方式

ホワイトバランス：

工場出荷時設定/ユーザー設定可

最大100行に対応
注釈付け：

ユーザーによる矢印配置

可動域コントロール：

360°
All-Way®方式によるプローブ先端の湾曲、維持、微動、速動、ホーム機能（原点復帰）
XpertSteer Pro
検査位置への微妙な調節が可能

ソフトウェアアップデート：

USBサムドライブ経由で更新可能

メニュー表示言語：

英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア 語、日本語、韓国語、ポルトガル語、中国語、ポーランド語3挿入管の長さおよび直径のオプション
カメラ直径

挿入チューブ使用長さ

4.0 mm

2.0 m

3.0 m

6.1 mm

2.0 m

3.0 m

3.5 m

4.5 m

6.0 m

8.4 mm

2.0 m

3.0 m

4.5 m

6.0 m

8.0 m

8.0 m
10.0 m

先端可動域
挿入管の長さ直管

2.0、3.5または4.5 m

上/下– 最小160°、左/右 – 最小160°

6.0 m

上/下– 最小140°、左/右 – 最小140°

8.0 m、10.0 m

上/下– 最小120°、左/右 – 最小120°

注：通常、可動域は最小仕様値を超えます

光学アダプタ
視野 方向(DOV)

チップカラー

視野 (FOV)(1)

被写界 深度 (DOF)

4.0 mm 光学チッ6.1 mm 光学チッ8.4 mm 光学チップ部#プ部#プ部#

標準アダプタ直視なし

80˚

35 mm–無限(1.38 in–無限)T4080FF

直視

ブラック

115˚

4 mm–無限(0.16 in–無限)T40115FN

直視なし

50˚

50 mm–無限(1.97 in–無限)

XLG3T6150FF(2)

直視

ホワイト

50˚

12-200 mm(0.47-7.87 in)

XLG3T6150FG

直視

オレンジ

80˚

3-20 mm(0.12-0.79 in)

XLG3T6180FN

直視

イエロー

90˚

20 mm–無限(0.79 in–無限)

XLG3T6190FF

直視

ブラック

120˚

5-120 mm(0.20-4.72 in)

XLG3T61120FG

斜視パープル50˚12-80 mm

(0.47-3.15 in)

XLG3T6150FB

直視

ブラック

120˚

5-200 mm0.20-7.87 in)

XLG3T84120FN

直視なし

40˚

250 mm–無限(9.84 in–無限)

XLG3T8440FF(2)

直視

ホワイト

40˚

80-500 mm(3.15-19.68 in)

XLG3T8440FG

直視

イエロー

80˚

25-500 mm(0.98-19.68 in)

XLG3T8480FG

直視

グレー

120˚

20-無限

(0.79 in-無限)

側視ブルー

120˚

6 mm–無限(0.24 in–無限)T40120SF

側視

レッド

115˚

1-30 mm(0.04-0.18 in)

T40115SN側視ブラウン

50˚

45 mm–無限(1.77 in–無限)

XLG3T6150SF

側視グリーン50˚

9-160 mm(0.35-6.30 in)

XLG3T6150SG

側視ブルー

120˚

4-100 mm(0.16-3.94 in)

XLG3T61120SG

側視

レッド

80˚

1-20 mm(0.04-0.79 in)

XLG3T6180SN

側視

ブラウン

40˚

250 mm–無限(9.84 in–無限)

XLG3T8440SF(2)

側視

グリーン

80˚

25-500 mm(0.98-19.68 in)

XLG3T8480SG

側視

ブルー

120˚

4-200 mm(0.16-7.87 in)

XLG3T84120SN

T61120FF

ステレオ計測光学アダプタ
直視

ブラック

55˚/55˚

5 mm–無限(0.2 in–無限)

直視

ブラック

60˚/60˚

4-80 mm(0.16-3.15 in)

直視

ブラック

60˚/60˚

4-50 mm(0.16-1.97 in)

側視

ブルー

55˚/55˚

4 mm–無限(0.16 in–無限)

側視

ブルー

50˚/50˚

2-50 mm(0.08–1.97 in)

側視

ブルー

60˚/60˚

4-50 mm(0.16-1.97 in)

TM405555FG
XLG3TM616060FG
XLG3TM846060FG
TM405555SGXLG3TM615050SG
XLG3TM846060SG

FOVは対角線上に指定され、(1)最大輝度のチップを示します。

(2)

Copyright 2020 Baker Hughes Company. All rights reserved.
BHCS34210-JP (06/2020)

waygate-tech.com