7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6. インタフェースの使用方法

6.

インタフェースの使用方法
本器は、GPIB(IEEE-488) インタフェース、USB インタフェースが標準で装備されています。
ただし、同時に使用することはできません。どちらか一方を選択して使用して下さい。

6.1

インタフェースの選択
インタフェースの選択と設定は、正面パネルのメニューからのみ設定できます。
1.

選択したインタフェースは不揮発性メモリに保存され、電源をオフしたりインタフェースをリセットしても変わりません。

2.

インタフェースには機器固有のアドレスを設定します。USB インタフェースにおいても複数の DMM を接続した場合、おのおのを識別するためアドレス (USB.ID) を設定します。
アドレスは、電源をオンするか、メニュー内のアドレス設定で表示されます。

インタフェースの設定項目と工場出荷状態を以下に示します。
設定項目

工場出荷状態

ヘッダ・オン／オフ

オン

GPIB アドレス／ USB.ID 1
GPIB トーカ機能

アドレッサブル

インタフェースの選択は、MENU 内の 8 I/F
ENTER を押すと確定します。

BUS

で GPIB/USB を選択します。

ヘッダ・オン／オフ
HEADR でオン／オフを選択します。
MENU 内の 8 I/F
ENTER を押すと確定します。

6.1.1*IDN? コマンドの応答について（7451A/61A のみ）
本器は型名を「AD7451A/AD7461A」から「7451A/7461A」に変更しました。それに伴い、*IDN?
コマンドの応答も変更になっています。ただし、アプリケーション・ソフトの互換性維持のため旧型名の応答を設定することも可能です。
工場出荷時には新型名に設定されています。
新旧型名応答の設定は初期化コマンドや工場出荷初期化操作等によって変化することはありません。
*IDN? コマンドの新型名応答はソフトウェア・レビジョン C00 版からの適用となります。

6-1

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.1.1 *IDN? コマンドの応答について（7451A/61A のみ）*IDN? の応答仕様

新型名応答

ADC Corp.,xxxxx,nnnnnnnnn,mmm
xxxxx:
7451A または 7461A（製品型名）
nnnnnnnnn: シリアル No.
mmm:
レビジョン No.

旧型名応答

ADC,xxxxxxx,nnnnnnnnn,mmm
xxxxxxx:
AD7451A または AD7461A（製品型名）
nnnnnnnnn: シリアル No.
mmm:
レビジョン No.

キー操作による *IDN? の応答の変更
1.

旧型名応答に変更する場合は SHIFT を押しながら電源をオンにします。

2.

全点等表示のあと、"OLD *IDN?" と表示され、旧型名応答に変更されます。

3.

旧型名応答に設定されると表示部右下にす。

4.

新型名応答に変更する場合は再度 SHIFT を押しながら電源をオンにし
て下さい。

5.

全点等表示のあと、"NEW *IDN?" と表示され、新型名応答に変更されます。

6.

新型名応答に設定されると表示部右下のす。

インジケータが点灯しま

インジケータが消灯しま

リモート・コマンドによる *IDN? の応答の変更

コマンド

内容

初期値

ADC コマンド OID0

*IDN? の応答を新型名にする。

OID1*IDN? の応答を旧型名にする。

OID?

応答 : OID0 または OID1SCPI コマンド :OIDentity {ON,1|OFF,0}

OFF,0: *IDN? の応答を新型名にする。
ON,1: *IDN? の応答を旧型名にする。

:OIDentity?

応答 : 1 または 0

旧型名応答に設定されると表示部右下に

6-2

インジケータが点灯します。

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.2 GPIB

6.2

GPIB

概要

6.2.1

GPIB(General Purpose Interface Bus) を用いると、本器の各種測定ファンクションの設定、測定パ
ラメータの設定および測定データの読み込みが外部制御できるので、自動計測システムが容易に構成できます。
本器からの GPIB 信号は、本体の測定信号系とは電気的にアイソレートされているので、外部接続機器による測定値への影響は生じません。
リモートコマンドは USB と共通です。
•

一般仕様
規格 :

IEEE-488

使用コード :ASCII コード

論理レベル :

論理 0“High” 状態
論理 1“Low” 状態
表 6-1+2.4 V 以上+0.4 V 以下

インタフェース機能

コード

ファンクション

SH1

ソース・ハンドシェーク機能

AH1

アクセプタ・ハンドシェーク機能T5

基本的トーカ機能、リスナ指定によるトーカ解除機能、トーク・オンリ・モード機能、シリアル・ポール機能

L4

基本的リスナ機能、トーカ指定によるリスナ解除機能

SR1

サービス要求機能

RL1

リモート／ローカル切り替え機能

PP0

パラレル・ポール機能なし

DC1

デバイス・クリア機能（SDC, DCL コマンドが使用できる）

DT1

デバイス・トリガ機能（GET コマンドが使用できる）

C0

コントローラ機能なし

E2

3 ステート・バス・ドライバ使用

6-3

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.2.2 GPIB 使用上の注意事項

GPIB 使用上の注意事項

6.2.2
1.

測定器との接続ケーブルや、コントローラなどと接続するバス・ケーブルは、必要以上に長くしないで下さい。ケーブルは 20 m を超えないように注意して下さい。なお、弊社では標準バス・ケーブルとして以下のケーブルを用意しています。
表 6-2

標準バス・ケーブル

長さ

名称

0.5 m

408JE-1P5

1m

408JE-101

2m

408JE-1024m

408JE-104

2.

バス・ケーブルのコネクタは、ピギバック形で、1 個のコネクタに male, female の両方があり、重ねて使用できます。
バス・ケーブルを接続する場合は、3 個以上のコネクタを重ねて使用しないで下さい。また、コネクタ止めねじで確実に固定して下さい。

3.

各構成機器の電源条件、接地状態、また必要に応じて設定条件などを確認してから、各構成機器の電源を投入して下さい。
バスに接続されているすべての機器の電源は、必ずオンにして下さい。もし、電源をオンにしていない機器があると、システム全体の動作は保証しかねます。

4.

ケーブルの着脱
GPIB ケーブルを着脱する前に、接続の機器はすべて電源を OFF にして下さい。また、各接続の匡体アースが相互に接続接地されている状態で着脱して下さい。

5.

メッセージ転送中の ATN 割り込み
デバイス間のメッセージ転送途中に ATN 要求が割り込んできた場合、ATN を優先して以前の状態はクリアされます。

6.

トーク・オンリ・モードで使用する場合は、コントローラは接続しないで下さい。

7.

プログラム・コマンドの 1 回の転送は、最大 255 文字認識します。
プログラム・コマンドが 255 文字を超えた場合は、エラーとなります。

8.

プログラム・コマンド送出後、5 ms 以上は REN ラインを LOW に保持して下さい。

9.

INI(ADC)、INITiate(SCPI)、*TRG コマンドは実行が完了する前に次のコマンドの受け付けが可能となります。
コマンド実行完了と同期を取るには、*OPC、*OPC?、*WAI コマンドを使用して下さい。
*OPC、*OPC?、*WAI コマンドは、1 行のプログラム行の最後に記述しなければなりません。
例

6-4:INIT;*OPC:INIT;*OPC?
:INIT;*WAI

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.2.3 GPIB の設定

6.2.3

GPIB の設定
下記の設定メニューは、インタフェース選択が GPIB の場合に設定可能となります。

アドレス設定操作
1.

MENU を押し、 、 キーで 8 I/F

文字表示部
MENU

を選択します。

I/F
2.

I/F

ENTER を押し、I/F カテゴリ階層に移動します。

BUS
3.
4.

、 キーで BUS を選択します。
BUS

ENTER を押し、BUS 選択階層に移動します。

GPIB
5.
6.

7.

、 キーで GPIB を選択します。
ENTER で GPIB に設定し、I/F カテゴリ階層に移動します。

I/F

01 I/F、 キーで GP.Adr を選択します。

（現在のアドレス）
8.

BUS

ENTER でアドレス設定階層に移動します。

GP.Adr01 GP.Adr（現在のアドレス）9.

、 キーで変更桁を選択します。
、 キーで数値を増減しアドレスを設定します。

02 I/F

10. ENTER で GPIB アドレスを設定します。 （新アドレス）
11.

EXIT

GP.Adrを押しメニューを終了します。

6-5

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.2.3 GPIB の設定

トーク・オンリ設定
操作
1.

MENU を押し、 、 キーで 8 I/F

文字表示部
を選択します。

MENU
I/F

2.

ENTER を押し、I/F カテゴリ階層に移動します。

I/F
BUS

3.
4.

、 キーで BUS を選択します。
ENTER を押し、BUS 選択階層に移動します。

BUS
GPIB

5.
6.

7.

、 キーで GPIB を選択します。
ENTER で GPIB に設定し、I/F カテゴリ階層に移動します。
、 キーで T.ONLY を選択します。

I/F
BUS
I/F
T.ONLY8.

ENTER でトーク・オンリ設定階層に移動します。

T.ONLYON

9.

、 キーで ON/OFF を選択します。

10. ENTER でトーク・オンリ ON/OFF を設定します。

I/F
T.ONLY

11.

6-6

EXIT

を押しメニューを終了します。

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.3 USB

6.3

USB

概要

6.3.1

本器は USB1.1 規格に準拠した USB(Universal Serial Bus) を標準装備しています。
USB を用いると、バス上の複数台の本器に対する機能の設定および測定データの読み込みが、
パーソナル・コンピュータより可能となり自動計測システムが容易に構成できます。
注意

USB 仕様

6.3.2

6.3.3

6.3.3.1

すべてのパーソナル・コンピュータ、ハブ等での動作を保証するものではありません。

•

コマンド言語：ADC コマンドのみ•

規格：

USB2.0 Full Speed 準拠•

使用コネクタ：USB B タイプ（メス）•

識別 ID：

USBid として 1 ∼ 127 まで設定可能•

リモート／ローカル：機能あり•

入力コマンド：•

出力フォーマット： ASCII 文字列による測定データ、クエリ応答出力

•

ドライバ：

ASCII 文字列コマンドによる機能設定、クエリ

ADC 計測器 USB ドライバを使用

USB のセットアップ

パーソナル・コンピュータとの接続
本器背面部の USB コネクタ（B タイプ）とパーソナル・コンピュータの USB コネクタを接続ケーブルで接続して下さい。
接続の際はコネクタを確実に最後まで挿入して下さい。
1 台のパーソナル・コンピュータに複数台の本器を接続する場合は、USB ハブを使用して下さい。
7461P をパーソナル・コンピュータに接続した際には、ADC 計測器 USB ドライバにより 7461Aとして認識されますが動作には影響はありません。

6-7

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.3.3 USB のセットアップ

6.3.3.2

USBid の設定
USBid 設定メニューはインタフェース選択が USB の場合に設定可能となります。

6-8

USBid で 1 ∼ 127 までのアドレスを入力します。

1.

MENU 内の 8 I/F

2.

ENTER を押すと確定します。

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.4 単線信号

6.4

6.4.1

単線信号
外部トリガ端子 (TRIGGER IN)
背面パネルの外部トリガ端子 (TRIGGER IN) に負論理パルスを入力して本器をトリガできます。
この端子を使用する場合は、トリガ・ソースを EXTernal に選択します。
トリガ信号は、TTL の立下りまたは閉接点で本器の測定が開始します。

図 6-1

トリガ入力端子簡易等価回路

6-97451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.4.2 測定終了信号端子 (COMPLETE OUT)

6.4.2

測定終了信号端子 (COMPLETE OUT)
測定終了時に背面パネルの測定終了信号端子 (COMPLETE OUT) に負論理パルスを出力します。
コンプリート信号は、出力するタイミングによりマルチ出力とシングル出力が選択できます。
マルチ出力

サンプリングごとに出力する

シングル出力設定したサンプリング回数を終了したときに出力する「5.8.2 トリガ・ソースの選択」の [ トリガ・ソースによる測定タイミング ] を参照して下さい。
MENU 内の 9 SYS C.Sig でシングル (SGL) ／マルチ (MULTI) を選択して下さい。
ENTER を押すと確定します。

接続する機器に合わせてパルス幅を選択できます。
MENU 内の 9 SYS

C.Widt100 μs

パルス幅 100 μsec

5 μs

パルス幅 5 μsec

により以下を選択して下さい。

ENTER を押すと確定します。

測定終了信号は、TTL レベルおよびプログラマブル・コントローラ等の入力信号として直接接続できます。

図 6-2
6-10

コンプリート出力端子簡易等価回路

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.4.2 測定終了信号端子 (COMPLETE OUT)

コンプリート信号出力タイミング
以下の設定条件おけるコンプリート信号の出力タイミングの代表値を示します。
ファンクション：DCV、オート・ゼロ：オフ、オート・レンジ：オフ
1.

シングル出力の場合
外部トリガ端子のトリガ信号入力からコンプリート信号出力までの時間 Tc は、
Tc=Tin × サンプリング回数 + 2.5 msec
Tin：

2.

以下の内最も長い時間
サンプリング周期 (SI)
積分時間 (IT) + 30 μsec
310 μsec：表示オフ、測定データ・メモリ・オン
850 μsec：表示オフ、測定データ・メモリ・オフ
1.29 msec：表示オン

マルチ出力の場合
コンプリート出力周期 Tcp は、
Tcp=Tin+1.4msec
Tin：

上記と同じ

6-11

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.5 コンパレータ出力

6.5

コンパレータ出力
コンパレータ演算結果を背面パネルのコンパレータ出力端子 (COMPARATOR) に TTL 信号および光半導体リレー接点信号として出力します。
電気的仕様
コネクタ
a.

b.

D-Sub9 ピン

光半導体リレー接点
許容接点電圧（break 時）

DC30 V

許容接点電流DC120 mA

接点 - GND 間耐圧

30 V

接点動作時間1 ms 以下

接点出力

LO：4-8 ピン間
HI：3-7 ピン間
PASS：2-6 ピン間

TTL 出力出力レベル

TTL

最大許容印加電圧

12 V ピーク

過負荷特性

短絡（連続）

ピン名称

ピン

ピン

信号 GND55RELAY LO

4

4

RELAY HI

3

3

RELAY PASS

2

2

TTL PASS

1

8
7
6

1

図 6-3

6-12

9

信号出力ピン

ピン名称

9

TTL FAIL

8

RELAY LO

7

RELAY HI

6

RELAY PASS7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.5 コンパレータ出力

出力信号は、演算結果の Hi, Go, Lo を HI, PASS, LO ピンに出力します。
PASS ピンへの出力は、PASS 条件設定により表 6-3、表 6-4 のようになります。
表 6-3 光半導体リレー接点および TTL 出力論理 (a)接点／ TTL 出力ピン
判定結果

RELAY HI

Hi

make

Go

break

Lo

break

表 6-4

RELAY PASS/TTLPASSRELAY LOTTL FAIL

break
break

表 6-4 参照

表 6-4 参照make

光半導体リレー接点および TTL 出力論理 (b)PASS 条件

RELAY PASSTTL PASSTTL FAIL

判定結果

判定結果

リモート・コマンド（ADC コマンド）

Lo

Go

Hi

Lo

Go

Hi

LGH

LOP1

MIP1

HIP1

L

L

L

H

H

H

--H

LOP0

MIP0

HIP1

H

H

L

L

L

H

-G-

LOP0

MIP1

HIP0

H

L

H

L

H

L

L--

LOP1

MIP0

HIP0

L

H

H

H

L

L

L-H

LOP1

MIP0

HIP1

L

H

L

H

L

H

LG-

LOP1

MIP1

HIP0

L

L

H

H

H

L

-GH

LOP0

MIP1

HIP1

H

L

L

L

H

H

---

LOP0

MIP0

HIP0

H

H

H

L

L

L

パネル設定

H: break または Hi、L: make または Low

6-13

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.6 デジタル出力（7461P のみ対応）

6.6

デジタル出力（7461P のみ対応）
リモート・コマンドより背面パネルのコンパレータ出力端子 (COMPARATEOR) に TTL 信号または光半導体リレー接点信号を任意出力できます。
パネル・キーからはデジタル出力無効 / 有効の選択のみ設定できます。
（5.1.2 メニュー一覧参照）
各出力の設定はできません。リモート・コマンドのみ対応しています。
デジタル出力を有効とした場合、コンパレータ演算の結果は出力端子からは出ません。
コンパレータ出力無効となります。
表 6-5

ADC コマンド

コマンド

内容

DO0

デジタル出力無効 （コンパレータ出力有効）DO1

デジタル出力有効 （コンパレータ出力無効）

DO?

デジタル出力のクエリ
応答：DO0 または DO1

DOSn

5 ビットに対応した TTL 信号、またはリレー接点を任意に制御する。
n(0 ∼ 31) は 5 ビットバイナリデータを 10 進数に直した値

ピン名称

TTL FAILTTL PASS

RELAY
PASS

RELAY
HI

RELAY
LO

出力信号

TTL 出力TTL 出力

リレー
接点

リレー
接点

リレー
接点

ピン番号

9 ピン

1 ピン

ビット

4

3

2

1

0

設定

0:H
1:L

0:H
1:L

0:H
1:L

0:H
1:L

0:H
1:L

2-6 ピン間 3-7 ピン間 4-8 ピン間

H: break または Hi、L: make または Low
例）DOS0

DOS?

6-14

ピン名称

TTL FAILTTL PASS

RELAY
PASS

RELAY
HI

RELAY
LO

出力

Hi

Hi

break

break

break

デジタル出力設定のクエリ
応答：DOS0 ∼ 31

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.6 デジタル出力（7461P のみ対応）

表 6-6

SCPI コマンド

コマンド

内容

:DOUTput:STATe {OFF|ON} デジタル出力無効／有効:DOUTput:STATe?

デジタル出力のクエリ:DOUTput:BITS {0-31}

デジタル出力の設定
5 ビットに対応した TTL 信号、またはリレー接点を任意に制御する。
n(0 ∼ 31) は 5 ビットバイナリデータを 10 進数に直した値

ピン名称

TTL FAILTTL PASS

RELAY
PASS

RELAY
HI

RELAY
LO

出力信号

TTL 出力TTL 出力

リレー
接点

リレー
接点

リレー
接点

ピン番号

9 ピン

1 ピン

ビット

4

3

2

1

0

設定

0:H
1:L

0:H
1:L

0:H
1:L

0:H
1:L

0:H
1:L

2-6 ピン間 3-7 ピン間 4-8 ピン間

H: break または Hi、L: make または Low
例）:DOUTput:BITS 0:DOUTput:BITS?

ピン名称

TTL FAILTTL PASS

RELAY
PASS

RELAY
HI

RELAY
LO

出力

Hi

Hi

break

break

break

クエリ応答：0 ∼ 31

電気的仕様

6.5 コンパレータ出力と同じです。

信号出力ピン

図 6-3 をご覧ください。

6-15

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7 コマンド・リファレンス

6.7

コマンド・リファレンス
ここでは本器のコマンド・リファレンスを記述します。

6.7.1

コマンド言語の選択について
本器のリモート・コマンドは選択設定によって複数のコマンド形態で動作できます。
選択方法を以下に示します。

6.7.1.1

1.

MENU モードから 8 I/Fに移ります。

のカテゴリを選択し、 を押して選択階層

2.

、 を押して LANG パラメータを選択し、 を押して入力階層に移ります。

3.

、 を押して SCPI/ADC/R6552 のいずれかを選び、ENTER を押して確定します。
SCPI:

SCPI コマンド形態（GPIB のみ）

ADC:

弊社従来からのコマンド形態 (GPIB/USB)

R6552:

弊社製 R6552 のコマンド形態（7451A のみ、GPIB のみ）
動作については、「R6552 シリーズ デジタル・マルチメータ取扱説明書」を参照して下さい。

互換性
R6552 言語を選択した場合、R6552 のコマンドを受け付け、実行します。

6-16

R6552 選択時のみ動作する
コマンド

R6552 選択時に禁止される
コマンド

E

TRSn

M0 または M1

PTLn

M?

ITPn

LIT str

ITSn

LIT?

MSR?

DSR?

MSEn

DSE str

MSE?

DSE?

QSR?

SL n

QSEn

SL?

QSE?

Z

*PSCn

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.1 コマンド言語の選択について

R6552 選択時のみ動作する
コマンド

R6552 選択時に禁止される
コマンド

STP n
RCLP nBZ nBZ?
以下サンプリング・レート設定のコマンドは言語により内容が異なるため、測定タイミング等の動作が異なりますので注意してください。

内容
コマンド

ADC 選択時（積分時間）

R6552 選択時
（積分時間）

PR1

FAST1(0.02PLC)

FAST2(0.1PLC)

PR2

FAST2
(0.1PLC)

MED(1PLC)PR3

MED(1PLC)

SLOW2(10PLC)PR4SLOW1(5PLC)

受け付けないPR5

SLOW2(10PLC)

受け付けない

6-17

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.2 出力データ・フォーマット

出力データ・フォーマット

6.7.2
1.

測定データ出力フォーマット（1 データ）
ヘッダ付きの場合○○○◎ S ±DD…DD E±DD △△
1

2

3

4

5

ヘッダなしの場合±DD…DD E±DD △△
3
2.

4

5

測定データ・メモリの出力フォーマット
測定データ・メモリから複数データを出力する場合は、","（カンマ）をデータ区切りとして出力します。
ヘッダ付きの場合○○○◎ S ±DD…DD E±DD ,
1

2

3

4

○○○◎
6

1

S ±DD…DD E±DD ,
2

3

4

…
6

△△
5

ヘッダなしの場合
上記において 1 のヘッダと 2 のスペースが出力されません。

6-18

1

○○○◎

メイン・ヘッダ 3 文字（○○○ ）+ サブ・ヘッダ 1 文字（ ◎ ）

2

S

スペース

3

仮数部

極性 + 小数点 + 6 または 7 桁の数字

4

指数部

E + 極性 + 2 桁の数字

5

ブロック・デリミタ

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.2 出力データ・フォーマット

メイン・ヘッダ
DCV

説明
測定ファンクション

直流電圧測定 (DCV)

ACV

交流電圧測定 (ACV)

R2W

抵抗測定 (2WΩ)

R4W

抵抗測定 (4WΩ)

DCI

直流電流測定 (DCI)

ACI

交流電流測定 (ACI)

ADV

交流電圧（AC+DC 結合）測定 (ACV(AC+DC))

ADI

交流電流（AC+DC 結合）測定 (ACI(AC+DC))

DOD

ダイオード測定 (Diode)

R2L

ロー・パワー 2WΩ

R4L

ロー・パワー 4WΩ

RCT

導通テスト (Cont)

FRQ

周波数測定 (Freq)

BDV

DCV-BchTC2

温度測定 (TEMP-2W)°C

TC3

温度測定 (TEMP-3W)°C

TC4

温度測定 (TEMP-4W)°C

TF2

温度測定 (TEMP-2W)°F

TF3

温度測定 (TEMP-3W)°F

TF4

温度測定 (TEMP-4W)°F

TK2

温度測定 (TEMP-2W)K

TK3

温度測定 (TEMP-3W)K

TK4

温度測定 (TEMP-4W)K

6-19

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.2 出力データ・フォーマット

サブ・ヘッダ
O

説明
エラー情報

O

演算

演算結果情報P

コンパレータ
結果

L

スケーリング・エラー

1

Err D （dB、dBm 演算エラー）

2

HIGH

3

GO

3

LOW

3

M

MAX データ

4I

MIN データ

4B

dB データ5

W

dBm データ

5S

スケーリング演算データ

6

N

NULL 演算データ

7

_

6-20

1

レンジ・オーバ

E
H

優先

上記以外

8

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.2 出力データ・フォーマット

3.

測定データ
•

7461A/61P の場合±○○○○○○○○E±○○ （6 桁半表示）•

オーバロード (OL) の場合±9.999999E+37

スケーリング演算の結果が OVER

±9.999999E+36

dB/dBm 演算エラー±9.999999E+35

7451A の場合±○○○○○○○E±○○ （5 桁半表示）

オーバロード (OL) の場合±9.99999E+37

スケーリング演算の結果が OVER

±9.99999E+36

dB/dBm 演算エラー±9.99999E+35

7461A/61P
DCV

ACV

ACV(AC+DC)

7451A

100 mV±ddd.ddddE-03

300 mV±ddd.dddE-03

1000 mV±dddd.dddE-03

3000 mV±dddd.ddE-03

10 V±dd.dddddE+00

30 V±dd.ddddE+00

100 V±ddd.ddddE+00

300 V±ddd.dddE+00

1000 V±dddd.dddE+00

1000 V±dddd.ddE+00

100 mV±ddd.ddddE-03

300 mV±ddd.dddE-03

1000 mV±dddd.dddE-03

3000 mV±dddd.ddE-03

10 V±dd.dddddE+00

30 V±dd.ddddE+00

100 V±ddd.ddddE+00

300 V±ddd.dddE+00

700 V±dddd.dddE+00

700 V±dddd.ddE+00

100 mV±ddd.ddddE-03

300 mV±ddd.dddE-03

1000 mV±dddd.dddE-03

3000 mV±dddd.ddE-03

10 V±dd.dddddE+00

30 V±dd.ddddE+00

100 V±ddd.ddddE+00

300 V±ddd.dddE+00

700 V±0ddd.dddE+00

700 V±0ddd.ddE+00

DCV

ACV

ACV(AC+DC)

6-21

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.2 出力データ・フォーマット

7461A/61P

7451A

2WΩ

2WΩ

ACI

ACI(AC+DC)

6-22±dd.ddddE+00

100 Ω±ddd.ddddE+00

300 Ω±ddd.dddE+00

1000 Ω

±dddd.dddE+00

3000 Ω

±dddd.ddE+00

10 kΩ±dd.dddddE+03

30 kΩ

±dd.ddddE+03

100 kΩ

±ddd.ddddE+03

300 kΩ

±ddd.dddE+03

1000 kΩ±dddd.dddE+03

3000 kΩ±dddd.ddE+03

10 MΩ±dd.dddddE+06

30 MΩ

±dd.ddddE+06

100 MΩ

±ddd.ddddE+06

300 MΩ

±ddd.dddE+06

30 Ω±dd.ddddE+00

4WΩ

4WΩ

DCI

30 Ω

100 Ω

±ddd.ddddE+00

300 Ω±ddd.dddE+00

1000 Ω

±dddd.dddE+00

3000 Ω

±dddd.ddE+00

10 kΩ±dd.dddddE+03

30 kΩ

±dd.ddddE+03

100 kΩ

±ddd.ddddE+03

300 kΩ

±ddd.dddE+03

1000 kΩ±dddd.dddE+03

3000 kΩ±dddd.ddE+03

10 MΩ±dd.dddddE+06

30 MΩ

±dd.ddddE+06

100 MΩ

±ddd.ddddE+06

300 MΩ

±ddd.dddE+06

1000 μA±dddd.dddE-06

3000 μA±dddd.ddE-06

10 mA±dd.dddddE-03

30 mA±dd.ddddE-03

100 mA±ddd.ddddE-03

300 mA±ddd.dddE-03

1000 mA±dddd.dddE-03

3000 mA±dddd.ddE-03

3A±0d.dddddE+00

1000 μA±dddd.dddE-06

3000 μA±dddd.ddE-06

10 mA±dd.dddddE-03

30 mA±dd.ddddE-03

100 mA±ddd.ddddE-03

300 mA±ddd.dddE-03

1000 mA±dddd.dddE-03

3000 mA±dddd.ddE-03

3A±0d.dddddE+00

1000 μA±dddd.dddE-06

3000 μA±dddd.ddE-06

10 mA±dd.dddddE-03

30 mA±dd.ddddE-03

100 mA±ddd.ddddE-03

300 mA±ddd.dddE-03

1000 mA±dddd.dddE-03

3000 mA±dddd.ddE-03

3A±0d.dddddE+00

DCI

ACI

ACI(AC+DC)

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.2 出力データ・フォーマット

7461A/61P
FREQ

7451A
(<10 Hz)(±d.dddddE+00)(±dd.ddddE+00)(<100 Hz)(±dd.ddddE+00)(<1000 Hz)(±ddd.dddE+00)(<1000 Hz)(±ddd.dddE+00)(<10 kHz)(±d.dddddE+03)(<10 kHz)(±d.dddddE+03)(<100 kHz)(±dd.ddddE+03)(<100 kHz)(±dd.ddddE+03)(<1000 kHz)(±ddd.dddE+03)(<1000 kHz)(±ddd.dddE+03)

100 Ω±ddd.ddddE+00

300 Ω±ddd.dddE+00

1000 Ω

±dddd.dddE+00

3000 Ω

±dddd.ddE+00

10 kΩ±dd.dddddE+03

30 kΩ

±dd.ddddE+03

100 kΩ

±ddd.ddddE+03

300 kΩ

±ddd.dddE+03

1000 kΩ±dddd.dddE+03

3000 kΩ±dddd.ddE+03

10 MΩ±dd.dddddE+06

30 MΩ

±dd.ddddE+06

100 Ω±ddd.ddddE+00

300 Ω±ddd.dddE+00

1000 Ω

±dddd.dddE+00

3000 Ω

±dddd.ddE+00

10 kΩ±dd.dddddE+03

30 kΩ

±dd.ddddE+03

100 kΩ

±ddd.ddddE+03

300 kΩ

±ddd.dddE+03

1000 kΩ±dddd.dddE+03

3000 kΩ±dddd.ddE+03

10 MΩ±dd.dddddE+06

30 MΩ

±dd.ddddE+06

DIODE

1 レンジ

±dddd.dddE-03

DIODE

1 レンジ

±dddd.ddE-03

CONT

1 レンジ

±dddd.dddE+00

CONT

1 レンジ

±dddd.ddE+00

TEMP

1 レンジ

±dddd.dddE+00

LP-2WΩ

LP-4WΩ

(<10 Hz)(±d.dddddE+00)(<100 Hz)FREQ

LP-2WΩ

LP-4WΩ

DCV-Bch HI-COM 測定±dd.dddddE+00

DCV-Bch HI-COM 測定±dd.ddddE+00

DCV-Bch HI-LO 測定±dd.dddddE+00

DCV-Bch HI-LO 測定±dd.ddddE+00

DCV-Bch RATIO 測定±d.ddddddE±dd

DCV-Bch RATIO 測定±d.dddddE±dd±dd.dddddE±dd±dd.ddddE±dd±ddd.ddddE±dd±ddd.dddE±dd( ): 周波数測定 Func のトーカ・フォーマットは、測定値範囲により変わる。
TEMP のトーカ・フォーマットは、7461P のみ。

6-23

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.3 ADC コマンド・リファレンス

6.7.3

ADC コマンド・リファレンス
この章では本器の ADC コマンド・リファレンスを記述します。
「初期値」は *RST コマンド実行時の状態を示します。
注意 USB で使用する場合、以下の点に注意して下さい。
機器の設定状態は、クエリ・コマンドを実行したあとデータ読み出しにより出力されます。クエリ・コマンドを実行する場合、直前に実行したコマンドとの間に 20 msec の待
ち時間を入れて下さい。

項目
測定

ファンクション

温度単位* 7461P のみ

温度センサ* 7461P のみ

6-24

コマンド

内容

F1

直流電圧測定 (DCV)F2交流電圧測定 (ACV)F3

抵抗測定 (2WΩ)

F4

抵抗測定 (4WΩ)

F5

直流電流測定 (DCI)F6交流電流測定 (ACI)F7交流電圧（AC+DC 結合）測定 (ACV(AC+DC))F8交流電流（AC+DC 結合）測定 (ACI(AC+DC))

F12直流電圧測定 DCV-Bch

F13ダイオード測定 (Diode)F20

ロー・パワー 2WΩ

F21

ロー・パワー 4WΩ

F22

導通テスト (Cont)

F42

温度測定（TEMP, 2 線式）*7461P のみ

F43

温度測定（TEMP, 3 線式）*7461P のみ

F44

温度測定（TEMP, 4 線式）*7461P のみ

F50

周波数測定 (Freq)

F?

応答：F01 ∼ F08、F12 ∼ F13、F20 ∼ F22、F42 ∼ F44 または F50

TPU0

温度単位 °C

TPU1

温度単位 °F

TPU2

温度単位 K

TPU?

応答：TPU0 ∼ TPU2

PT0

測温抵抗体 Pt100

PT1

測温抵抗体 JPt100

PT?

応答：PT0 ∼ PT1

初期値
●

●

●

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.3 ADC コマンド・リファレンス

項目
測定

コマンド

内容

DCV-Bch
測定モード* DCV-Bch ファンクション(F12) 時のみ有効

SDV0

HI-COM 測定

SDV1

HI-LO 測定

SDV2

レシオ測定

SDV?

応答：SDV0 ∼ SDV2

ファンクション
無効

INH?n

ファンクション無効状態を読み込む
n:1（直流電圧測定） ∼ 50（周波数測定）
応答 0： ファンクション選択有効状態
1： ファンクション選択無効状態

トリガ

*TRG

トリガ・コマンド

測定データ・
メモリ

ST0

ストア OFF

ST1

ストア ON

ST?

応答：ST0 または ST1

IRDn, m 読み出し範囲設定
n, m: 0 ∼ 9999(7451A/61A)
0 ∼ 19999(7461P)•
パラメータの省略不可

トリガ・
システム

IRO?

データの読み出し
応答：「6.7.2 出力データ・フォーマット」参照

IRPO?

データ数の読み出し
応答： IRPOdddd (7451A/61A)
IRPOddddd (7461P)

IRNO?

データ範囲の読み出し
応答： IRNOdddd, dddd (7451A/61A)
IRNO±ddddd, ±ddddd (7461P)
データがない場合：
IRNO0000, -001 (7451A/61A)
IRNO+00000, -00001 (7461P)

ICL

測定データ・メモリの初期化

起動

INI

IDLE 状態を抜ける

コンティニューINIC0

CONTINUOUS OFFINIC1CONTINUOUS ON

INIC?

応答：INIC0 または INIC1

トリガ・アボート

ABO

強制的に IDLE 状態に移る

トリガ・ソース
選択

TRS0

IMMEDIATETRS1

MANUAL

TRS2

EXTERNAL

TRS3

BUS

TRS4

LEVEL

TRS5

DELTA

TRS?

応答： TRS0 ∼ TRS5

初期値
●

●

(0, 0)●●

6-25

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.3 ADC コマンド・リファレンス

項目
トリガ・
システム

LEVEL トリガ

DELTA トリガ

サンプリング周期

コマンド
TLVn

レベル・カウント値の設定
n:-1199999 ∼ +1199999（7461A/61P の場合）
n:-319999 ∼ +319999（7451A の場合）
設定分解能 :1

TLV?

応答：TLV±ddddddd（7461A/61P の場合）
応答：TLV±dddddd（7451A の場合）

TLS0

NEGATIVE（立ち下がりスロープ）TLS1

POSITIVE（立ち上がりスロープ）

TLS?

応答：TLS0 または TLS1

TDLn

デルタ・カウント値の設定
n: +1 ∼ +600000（7461A/61P の場合）
n: +1 ∼ +160000（7451A の場合）
設定分解能 :1

TDL?

応答：TDLddddddd（7461A/61P の場合）
応答：TDLdddddd（7451A の場合）

TDS0

NEGATIVE（負側スロープ）TDS1

POSITIVE（正側スロープ）

TDS2

BOTH（絶対値）

TDS?

応答：TDS0 ∼ TDS2

TDC0

CONVERGE（収束）TDC1

EMISSION（発散）TDC?

応答：TDC0 または TDC1

TRTn

n:50 μs ∼ 3600 s（7461A/61P の場合）
n:200 μs ∼ 3600 s（7451A の場合）

TRT?

応答：TRT+d.ddddddE±dd（少数点位置は設定値により異なります）

トリガ・
ディレイ

TRDn

トリガ回数

TRNn

TRD?

TRN?
サンプリング回数（1 回のトリガで）

6-26

内容

SPNn
SPN?

n:0 ∼ 3600（秒）

初期値
(0)

●

(1)

●

●

(500ms)(0)

応答：TRD+d.ddddE±dd（少数点位置は設定値により異なります）
n:1 ∼ 50000（回）(1)

応答：TRNddddd
n:1 ∼ 16000（回）応答：SPNddddd(1)

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.3 ADC コマンド・リファレンス

項目

コマンド

トリガ・ プリ・トリガ値
システム （LEVEL/DELTA
トリガ）

PTL0

0% (OFF)

PTL1

25%

PTL2

50%

PTL3

75%

PTL?

応答：PTLd

TRCM0

SINGLE

TRCM1

MULTI

TRCM?

応答：TRCM0 または TRCM1

CW0

コンプリート信号の出力信号幅指定：5 μs

CW1

コンプリート信号の出力信号幅指定：100 μs

CW?

応答：CW0 ∼ CW1

コンプリート信号の出力モードコンプリート
信号幅

内容

初期値
●

●

●

6-27

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.3 ADC コマンド・リファレンス

項目
測定条件

コマンド

内容

初期値

7461A/61P の場合

測定レンジ
DCV

ACV

ACV
(AC+DC)

2WΩ

4WΩ

DCI

ACI

ACI
(AC+DC)

LP2WΩ

LP4WΩ

Freq

R0

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

R3

100 mV 100 mV 100 mV

100 Ω

100 Ω

-

-

-

100 Ω

100 Ω

(100 mV)

R41000 mV 1000 mV 1000 mV 1000 Ω

1000 Ω 1000 μA 1000 μA 1000 μA 1000 Ω

1000 Ω (1000 mV)

R5

10 V

10 V

10 V

10 kΩ

10 kΩ

10 kΩ

10 kΩ

(10 V)

R6

100 V

100 V

100 V

100 kΩ

100 kΩ 100 mA 100 mA 100 mA 100 kΩ

100 kΩ

(100 V)

R7

1000V

700 V

700 V

1000 kΩ 1000 kΩ 1000 mA 1000 mA 1000 mA 1000 kΩ 1000 kΩ (700 V)

R8

-

-

-

10 MΩ

10 MΩ

3A

3A

3A

10 MΩ

10 MΩ

-

R9

-

-

-

100 MΩ 100 MΩ

-

-

-

-

-

-

R?

10 mA

10 mA

10 mA

●

応答：R0, R3 ∼ R9
7451A の場合
DCV

ACV

ACV
(AC+DC)

2WΩ

4WΩ

DCI

ACI

ACI
(AC+DC)

LP2WΩ

LP4WΩ

Freq

R0

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

R2

-

-

-

30 Ω

30 Ω

-

-

-

-

-

-

300 Ω

300 Ω

-

-

-

300 Ω

300 Ω

(300 mV)

R3

300 mV 300 mV 300 mV

R4

3000 mV 3000 mV 3000 mV 3000 Ω

3000 Ω (3000 mV)

R5

30 V

30 V

30 V

30 kΩ

30 kΩ

30 kΩ

30 kΩ

(30 V)

R6

300 V

300 V

300 V

300 kΩ

300 kΩ 300 mA 300 mA 300 mA 300 kΩ

300 kΩ

(300 V)

R7

1000 V

700 V

700 V

3000 kΩ 3000 kΩ 3000 mA 3000 mA 3000 mA 3000 kΩ 3000 kΩ (700 V)

R8

-

-

-

30 MΩ

30 MΩ

-

-

-

30 MΩ

30 MΩ

-

R9

-

-

-

300 MΩ 300 MΩ

-

-

-

-

-

-

R?

6-28

3000 Ω 3000 μA 3000 μA 3000 μA 3000 Ω
30 mA

30 mA

30 mA

●

応答：R0, R2 ∼ R9

レンジ Fix

RX

AUTO→MANUAL レンジ切り替え

サンプリング・レート

PR0

FREE（サンプリング周期または積分時間が変更されたとき、PR0 を応答し
ます）

PR1

FAST1

PR2

FAST2（周波数測定では PR1 と同じ）

PR3

MED

PR4

SLOW1

PR5

SLOW2（周波数測定では PR4 と同じ）

PR?

応答：PR0 ∼ PR5●

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.3 ADC コマンド・リファレンス

項目
測定条件

積分時間 *3

表示桁数

コマンド

内容

初期値
(10)

ITPn

PLC 単位で積分時間を設定します
0.02 PLC ∼ 100 PLC *1

ITP?

応答：ITP+d.ddddddE±dd（少数点位置は設定値により異なります）

ITSn

秒単位で積分時間を設定します•
7461A/61P の場合
n:0.00001 ∼ 10•
7451A の場合
n:0.0001 ∼ 10

ITS?

応答：ITS+d.ddddddE±dd（少数点位置は設定値により異なります）

RE3

3 1/2 桁表示

RE4

4 1/2 桁表示

RE5

5 1/2 桁表示●

RE6

6 1/2 桁表示（7461A/61P のみ）●

RE?

応答： RE3 ∼ RE6 （7461A/61P の場合）

(0.2)

： RE3 ∼ RE5 （7451A の場合）

AC フィルタ *2

オート・ゼロ

*1:
*2:
*3:

FL1

FAST

FL2

MED

FL3

SLOW

FL?

応答：FL1 ∼ FL3

AZ0

OFF

AZ1

ON

AZ2

ONCE （実行後、オート・ゼロ OFF になります）

AZ?

応答：AZ0 または AZ1
n:1 ∼ 1000(Ω) 設定分解能：1 Ω

導通スレッショルド
定数

KOMn
KOM?

応答：KOMdddd

DCV
入力インピーダンス

IMP0

HiZ

IMP1

10 MΩ

IMP?

応答：IMP0 または IMP1

●

●

(10)

●

この範囲以外の場合、秒単位の設定となります。「5.7.1 サンプリング周期 (SI) と積分時間 (IT) の設定」を参照して下さい。
現在設定されている ACV, ACV(AC+DC), ACI, ACI(AC+DC) ファンクションにおいて有効となります。
周波数測定以外のファンクションにおいて有効となります。

6-29

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.3 ADC コマンド・リファレンス

項目
演算

NULL 演算スムージング演算

スケーリング演算

*3:

6-30

コマンド

内容

初期値

NL0

OFF

NL1

ON

NL?

応答：NL0 または NL1

KNLn

NULL 定数の設定
n:-9999999.E+6 ∼ +9999999.E+6（7461A/61P の場合）
n:-999999.E+6 ∼ +999999.E+6（7451A の場合）
設定分解能 :0.000001E-9
注意：NULL 演算 OFF 時、設定不可

KNL?

応答：KNL±d.ddddddE±dd（7461A/61P の場合）*3
応答：KNL±d.dddddE±dd（7451A の場合）

SM0

OFF

SM1

ON

SM?

応答：SM0 または SM1

TIn

スムージング回数
n:2 ∼ 100（回）TI?

応答：TIddd

SC0

OFF

SC1

ON

SC?

応答：SC0 または SC1

KAn

A 定数 （0（ゼロ）は設定不可）
n:-9999999.E+6 ∼ +9999999.E+6（7461A/61P の場合）
n:-999999.E+6 ∼ +999999.E+6（7451A の場合）
設定分解能 :0.000001E-9

(1)

KBn

B 定数
n:-9999999.E+6 ∼ +9999999.E+6（7461A/61P の場合）
n:-999999.E+6 ∼ +999999.E+6（7451A の場合）
設定分解能 :0.000001E-9

(0)

KCn

C 定数
n:-9999999.E+6 ∼ +9999999.E+6（7461A/61P の場合）
n:-999999.E+6 ∼ +999999.E+6（7451A の場合）
設定分解能 :0.000001E-9

(1)

KAM

A 定数に測定値を設定

KBM

B 定数に測定値を設定

KCM

C 定数に測定値を設定

KA?

応答：KA±d.ddddddE±dd（7461A/61P の場合）*3
応答：KA±d.dddddE±dd（7451A の場合）

KB?

応答：KB±d.ddddddE±dd（7461A/61P の場合）
応答：KB±d.dddddE±dd（7451A の場合）

応答の少数点位置は、固定です。

●

(0)

●

(10)

●

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.3 ADC コマンド・リファレンス

項目
演算

コマンド

内容

スケーリング演算

KC?

応答：KC±d.ddddddE±dd（7461A/61P の場合）
応答：KC±d.dddddE±dd（7451A の場合）

dB/dBm 演算

DB0

dB 演算 OFFDB1

dB 演算 ON

DB2

dBm 演算 ON

DB?

応答：DB0 ∼ DB2

KDn

D 定数
n:0.000001E-9 ∼ 9999999.E+6（7461A/61P の場合）
n:0.00001E-9 ∼ 999999.E+6（7451A の場合）

KDM

D 定数に測定値を設定

KD?

応答：KD±d.ddddddE±dd（7461A/61P の場合）*3
応答：KD±d.dddddE±dd（7451A の場合）

MN0

MAX・MIN 演算 OFF

MN1

MAX・MIN 演算 ON

MN?

応答：MN0 ∼ MN1

MAX?

MAX 値の読み込み *3
応答：○○○M ±d.ddddddE±dd（7461A/61P の場合）

MAX・MIN 演算
○○○：
ヘッダ（
「6.7.2
出力データ・
フォーマット」
参照）

初期値

●

(1)

●

応答：○○○M ±d.dddddE±dd（7451A の場合）
MIN?

MIN の読み込み *3
応答：○○○I ±d.ddddddE±dd（7461A/61P の場合）
応答：○○○I ±d.dddddE±dd（7451A の場合）

AVE?

AVE の読み込み *3
応答：○○○A ±d.ddddddE±dd（7461A/61P の場合）
応答：○○○A ±d.dddddE±dd（7451A の場合）

コンパレータ演算

*3:

AVN?

測定回数の読み込み *3
応答：AVN±d.ddddddE±dd（7461A/61P の場合）
応答：AVN±d.dddddE±dd（7451A の場合）

CO0

OFF

CO1

ON

CO?

応答：CO0 または CO1

HIn

HIGH 定数n:-9999999.E+6 ∼ +9999999.E+6 （7461A/61P の場合）
n:-999999.E+6 ∼ +999999.E+6（7451A の場合）
設定分解能 :0.000001E-9●(0)応答の少数点位置は、固定です。

6-31

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.3 ADC コマンド・リファレンス

項目
演算

コンパレータ演算

パス条件範囲設定

統計演算

コマンド

内容

LOn

LOW 定数
n:-9999999.E+6 ∼ +9999999.E+6 （7461A/61P の場合）
n:-999999.E+6 ∼ +999999.E+6（7451A の場合）
設定分解能 :0.000001E-9

HIM

HIGH 定数に測定値を設定

LOM

LOW 定数に測定値を設定

HI?

応答：HI±d.ddddddE±dd（7461A/61P の場合）*3
応答：HI±d.dddddE±dd（7451A の場合）

LO?

応答：LO±d.ddddddE±dd（7461A/61P の場合）*3
応答：LO±d.dddddE±dd（7451A の場合）

LOP0

演算結果の LO をパス条件としない

LOP1

演算結果の LO をパス条件とする

LOP?

応答：LOP0 または LOP1

MIP0

演算結果の GO をパス条件としない

MIP1

演算結果の GO をパス条件とする

MIP?

応答：MIP0 または MIP1

HIP0

演算結果の HI をパス条件としない

HIP1

演算結果の HI をパス条件とする

HIP?

応答：HIP0 または HIP1

SIRDn,m

統計演算の範囲設定および実行
n, m: 0 ∼ 9999 (7451A/61A)n, m: 0 ∼ 19999 (7461P)
注意
1. 測定データ・メモリの設定した範囲にデータが存在しない場合、エラーになります
2. パラメータの省略はできません

SIRD?

統計演算範囲の読込み
応答：SIRDdddd, dddd (7451A/61A)
応答：SIRD±ddddd, ±ddddd (7461P)
初期状態：SIRD+0000, -0001 (7451A/61A)
初期状態：SIRD+00000, -00001 (7461P)
統計演算結果の読み込み

*3:

6-32

SCNT?

サンプル数の読み込み
応答：SCNT+d.ddddddE+dd（7461A/61P の場合）*3
応答：SCNT+d.dddddE+dd（7451A の場合）

SMAX?

最大値読み込み
応答：SMAX±d.ddddddE±dd（7461A/61P の場合）*3
応答：SMAX±d.dddddE±dd（7451A の場合）

SMIN?

最小値読み込み
応答：SMIN±d.ddddddE±dd（7461A/61P の場合）*3
応答：SMIN±d.dddddE±dd（7451A の場合）

応答の少数点位置は、固定です。

初期値
(0)

●

●

●

(0, -1)

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.3 ADC コマンド・リファレンス

項目
演算

統計演算

デジタル出力*7461P のみ

コマンド

内容

初期値

SAVE?

平均値読み込み
応答：SAVE±d.ddddddE±dd（7461A/61P の場合）*3
応答：SAVE±d.dddddE±dd（7451A の場合）

SSIG?

標準偏差値読み込み
応答：SSIG+d.ddddddE±dd（7461A/61P の場合）*3
応答：SSIG+d.dddddE±dd（7451A の場合）
ただし、サンプル数が 1 以下の場合は、
SSIG+9.999999E+30 を出力（7461A/61P の場合）
SSIG+9.99999E+30 を出力（7451A の場合）

SPTP?

MAX-MIN 読み込み
応答：SPTP±d.ddddddE±dd（7461A/61P の場合）*3
応答：SPTP±d.dddddE±dd（7451A の場合）

DO0

デジタル出力無効（コンパレータ出力有効）DO1

デジタル出力有効（コンパレータ出力無効）

DO?

デジタル出力のクエリ
応答：DO0 または DO1

DOSn

5 ビットに対応した TTL 信号、またはリレー接点を任意に制御する。
n(0 ∼ 31) は 5 ビットバイナリデータを 10 進数に直した値

●

ピン名
称

TTL
FAIL

TTL
PASS

RELAY
PASS

RELAY
HI

RELAY
LO

出力
信号

TTL
出力

TTL
出力

リレー
接点

リレー
接点

リレー
接点

ピン
番号

9 ピン

1 ピン

2-6
ピン間

3-7
ピン間

4-8
ピン間

ビット

4

3

2

1

0

設定

0:H
1:L

0:H
1:L

0:H
1:L

0:H
1:L

0:H
1:L

0

H: break または Hi、L: make または Low
例）DOS0

DOS?
*3:

ピン
名称

TTL
FAIL

TTL
PASS

RELAY
PASS

RELAY
HI

RELAY
LO

出力

Hi

Hi

break

break

break

デジタル出力設定のクエリ
応答：DOS0 ∼ 31

応答の少数点位置は、固定です。

6-33

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.3 ADC コマンド・リファレンス

項目
システム

コマンド

内容

BP0

OFF

BP1

コンパレータ演算結果が FAIL のとき、ブザーが鳴る

BP2

コンパレータ演算結果が PASS のとき、ブザーが鳴る

BP?

応答：BP0 ∼ BP2

DS0

OFF

DS1

ON

DS?

応答：DS0 または DS1

電源周波数

LF?

応答

機器の初期化*RST

パラメータの初期化

C

デバイス・クリアブザー

測定データ表示*IDN? の応答変更 *5

機器情報*7461P は新型名
応答のみ

初期値
●

●

LF0：50 Hz
LF1：60 Hz

OID0*IDN? の応答を新型名にする。

OID1*IDN? の応答を旧型名にする。

OID?

応答 : OID0 または OID1

*IDN?

新型名応答：●ADC Corp.,xxxxx,nnnnnnnnn,mmm
xxxxx：7451A, 7461A, 7461P のいづれか（製品型名）
nnnnnnnnn：シリアル No.
mmm：レビジョン No.
新型名応答はソフトウェア・レビジョン C00 版からの適用となります。

旧型名応答：
ADC,xxxxxxx,nnnnnnnnn,mmm
xxxxxxx：AD7451A または AD7461A （製品型名）
nnnnnnnnn：シリアル No.
mmm：レビジョン No.

ヘッダ

ブロック・
デリミタ *4

SRQ

*4:
*5:

6-34

H0

ヘッダ OFFH1

ヘッダ ONH?

応答：H0 または H1

DL0

CR/LF+EOI

DL1

LF

DL2

EOI

DL?

応答：DL0 ∼ DL2

S1

SRQ 発信禁止

S0

SRQ 発信許可

S?

応答：S0 または S1●●EOI は GPIB の機能です。USB では出力されません。
このコマンドはソフトウェア・レビジョン C00 版からの適用となります。7461P では使用できません。

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.3 ADC コマンド・リファレンス

項目
システム

ステータス

オペレーション・
コンプリート

コマンド

内容

*CLS

各ステータス・バイトのクリア*STB?

ステータス・バイト・レジスタの読み出し
応答：ddd*SREn

サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ (SRER) の設定
n:0 ∼ 255 （ただし、bit6 は設定不可）*SRE?

応答：ddd*ESR?

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ (SESR) の読
み出し
応答：ddd*ESEn

スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジス
タ (SESER) の設定
n:0 ∼ 255

*ESE?

応答：dddMSR?

メジャーメント・イベント・レジスタ (MER) の読み出し
応答：ddddd

MSEn

メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタ(MEER) の設定
n:0 ∼65535

MSE?

応答：ddddd

QSR?

クエスチョナブル・イベント・レジスタ (QER) の読み出し
応答：ddddd

QSEn

クエスチョナブル・イベント・イネーブル・レジスタ (QEER)の設定
n:0 ∼ 65535

QSE?

応答：ddddd

OSR?

オペレーション・イベント・レジスタ (OER) の読み出し
応答：ddddd

OSEn

オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタ(OEER) の設定
n:0 ∼ 65535

OSE?

応答：ddddd*PSCnn:-32767 ∼ +32767
n が 0 以外の場合、電源投入時 SRER および SESER がクリアされます。
0 が設定された場合は、電源を投入しても SRER および
SESER は、クリアされません。

*PSC?

応答：0 または 1（0 以外の値が設定されている場合）*OPC

全動作終了後スタンダード・イベント・ステータス・レジス
タの「Operation complete」ビット (bit0) を設定します*OPC?

応答：1 （全動作終了後）*WAI

全動作終了を待つ（GPIB のみ）

初期値

6-35

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.3 ADC コマンド・リファレンス

システム

項目

コマンド

内容

セルフテスト

*TST?

実行および結果読み出し（実行時間がかかります。実行終了後に結果を読み出して下さい）
応答 0 ：Pass
1 ：Fail

校正

CAL0

校正モードを OFF にします
（校正を抜ける際に校正係数を書き込みます）

CAL1

校正モードを ON にします

CAL?

応答：CAL0 または CAL1

XOUT

校正モードをキャンセル（OFF に）します（校正係数は書き込みません）

PCn

STD 値入力（表示カウント値）
n:0 ∼ ±999999

XDTn

STD 値入力（表示値）
n:STD が表示した値

XTERM? 背面入力端子ゼロ校正を実行します
応答：0（正常）または 1（異常）
CMNT
"str"

校正の情報を設定します
文字列は「"」または「'」のいずれかで囲んで下さい。
文字列は、最大 50 キャラクタ（半角英数字）ストア可能で
す。

CMNT?

応答：CMNT"xxxx・・・xxx"

最大50キャラクタ
設定パラメータ

エラー・ログの
読み出し

*SAVn

n:0 ∼ 3
設定パラメータを、不揮発メモリの領域 [n] へセーブ

SINI

工場出荷時の値を、[0] ∼ [3] の領域すべてに設定*RCLn

n:0 ∼ 3
不揮発メモリの領域 [n] の設定パラメータをロード

RINI

工場出荷時の値を、設定パラメータとしてロード

ERR?

エラー内容の読み込み
応答：±ddd,"xxxxxxxxxx"

エラー文字列（最大80文字）
エラー・コード
•
•

•

6-36

エラー記録の保存は最大 20 です。エラーは FIFO
方式で出力されます。
21 以上のエラーが発生した場合、最後に保存されたエラー（一番新しいエラー）が -350,"Queue
overflow" と置き換わります。これ以上のエラーは保存されません。
エラーがない場合、+000,"No error" を応答します。

初期値●

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.3 ADC コマンド・リファレンス

項目
システム

入力端子

コマンド

内容

IN0

フロント

IN1

リア

IN?

応答：IN0 または IN1

初期値
●

6-37

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.4 SCPI コマンド・リファレンス

6.7.4

SCPI コマンド・リファレンス

SCPI コマンド・リファレンスの書式

6.7.4.1

ここでは、各 SCPI コマンドの説明の書式について記述します。
ここでの各コマンドの説明には、以下の項目が含まれています。
機能説明
SCPI コマンド
パラメータ
クエリ応答
• ［機能説明］
コマンドの使い方やコマンドを実行したときの本器の動作などが示されています。
• ［SCPI コマンド］「SCPI コマンド」には、コマンドを外部コントローラから本器に送る際の書式が示されています。書式はコマンド部分とパラメータ部分で構成されます。コマンド部分とパラメー
タ部分の区切りはスペースです。
パラメータが複数ある場合の各パラメータの区切りはカンマ ( , ) です。カンマとカンマの間にポイント 3 点 (...) の表示があるときは、その部分のパラメータが省略されて記述されています。
たとえば、< 数値 1>,...,< 数値 4> と記述されている場合は、< 数値 1>,< 数値 2>,< 数値 3>,< 数値 4> の 4 個のパラメータが必要です。
書式中で小文字のアルファベットで書かれている部分は、省略可能であることを示しています。
たとえば、 :CALibration:CABLe は:CAL:CABLと省略することができます。

書式中で用いられている記号の定義は以下のとおりです。
<>

コマンドを送る際に必要なパラメータを表します。

[]

コマンドのオプションであることを表します。
省略可能です。

{}

複数の項目から 1 つだけを選択する必要があることを示します。

|{..} 括弧内に記述され、複数項目の区切りとして使用します。

• ［パラメータ］
コマンドを送出するときに必要なパラメータを記述します。
パラメータが数値タイプ、文字（ストリングス）タイプのときは、< > でくくられます。
また、パラメータが選択タイプのときは、{ } でくくられます。
選択肢は (|) で区切られ、一つの選択肢で複数の表記がある場合は (,) で区切られます。

6-38

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.4 SCPI コマンド・リファレンス

例：{ON,1|OFF,0}
ONと1、OFFと0は同じ意味で、
ON, 1, OFF, 0の4種類の選択肢から選択することを表します。
入力値に範囲がある場合は [ 最小値 | デフォルト値 | 最大値 ] または [ 最小値 | 最大値 ] で表します。
本書では、以下のような書式にてパラメータのタイプを表記します。
<int_d>

数値データで NR1、NR2、NR3 の各フォーマットで入力でき、本器内部で整数に丸められます。d は桁数を表現します。

<real_d>

数値データで NR1、NR2、NR3 の各フォーマットで入力でき、本器内部で実数に丸められます。d は小数点以下の桁数を表現します。

<str>

" または

<func>[:SENSe]:FUNCtion コマンドでのクエリ応答と同じ文字列を示します。

で囲まれた英数記号を示します。

• ［クエリ応答］
コマンドに対してを記述します。

クエリ応答がある場合、クエリ読み込み時のデータ・フォーマット

各読み出しパラメータは、{ } でくくられます。{ } に縦棒 ( | ) で区切られた複数の項目がある場合、それらのいずれか 1 つのみが読み出されることを示します。複数のパラメータが読み出される場合は、カンマ (,) で区切られて示されます。また、カンマとカンマの間にポイント 3 点 (…) の記述がある場合、その部分のデータが省略されていることを示します。
たとえば、{ 数値 1} , … , { 数値 4} と記述されている場合は、{ 数値 1} , { 数値 2} , { 数値3} , { 数値 4} の 4 パラメータが読み込まれることを表します。
メモ

ソフトウェア・レビジョン B00 以降では、コンティニュー設定の初期値が OFF になっています。メニュー設定 (I/F-CONT) でコンティニュー設定の初期値を ON にすることが可能です。

6-39

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.4 SCPI コマンド・リファレンス

リモート・コマンド

6.7.4.21.

測定構成コマンドSCPI コマンド

機能説明

パラメータ

クエリ応答

DCV 測定ファンクションに設 :MEASure?
定し、同時に読み出し要求を実行する「6.7.2 出力データ・
フォーマット」参照

1 測定動作を行い、測定値を読み出し「6.7.2 出力データ・
フォーマット」参照:MEASure:< ファンクション >?
< ファンクション > は以下から選択

DCV

VOLTage:DCACV

VOLTage:AC

2WΩ

RESistance4WΩ

FRESistance

DCI

CURRent:DC

ACI

CURRent:AC

ACV(AC+DC)

VOLTage:ACDC

ACI(AC+DC)

CURRent:ACDC

ダイオード

DIODe

LP-2WΩ

RESistance:LPOWer

LP-4WΩ

FRESistance:LPOWer

導通

CONTinuity

Freq

FREQuency

TEMP *7461P のみ

TEMPerature

DCV-Bch HI-COM

VOLTage:BDC:BCOM

DCV-Bch HI-LO

VOLTage:BDC:B

DCV-Bch RATIO

VOLTage:BDC:RATio

指定した測定ファンクションへ :CONFigure:< ファンクション >のプリセット
測定ファンクションの設定の読 :CONFigure?
み出し"<func>,<real>"（文字列 , レンジ）

測定ファンクションの変更
DCV

6-40

[:SENSe]:FUNCtion"VOLTage:DC""VOLT:DC"ACV"VOLTage:AC""VOLT:AC"

2WΩ

"RESistance"

"RES"

4WΩ

"FRESistance""FRES"DCI"CURRent:DC""CURR:DC"ACI"CURRent:AC""CURR:AC"

ACV(AC+DC)"VOLTage:ACDC""VOLT:ACDC"

ACI(AC+DC)"CURRent:ACDC""CURR:ACDC"

ダイオード"DIODe""DIOD"

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.4 SCPI コマンド・リファレンス

機能説明

SCPI コマンド

パラメータ

クエリ応答

LP-2WΩ

"RESistance:LPOWer" "RES:LPOW"

LP-4WΩ"FRESistance:
LPOWer""FRES:LPOW"

導通"CONTinuity""CONT"

Freq"FREQuency""FREQ"TEMP *7461P のみ"TEMPerature""TEMP"

DCV-Bch HI-COM"VOLTage:BDC:
BCOM""VOLT:BDC:BCOM"

DCV-Bch HI-LO"VOLTage:BDC:B""VOLT:BDC:B"

DCV-Bch RATIO"VOLTage:BDC:
RATio""VOLT:BDC:RAT"

オート・レンジの設定
導通、ダイオード、DCV-Bch
への設定は無効[:SENSe]:< ファンクション >:RANGe:AUTO{ON,1|OFF,0}{1|0}

温度単位の設定*7461P のみ:UNIT:TEMPerature{C|F|K}{C|F|K}

温度測定方式の設定*7461P のみ[:SENSe]:TEMPerature:TRANsducer:TYPE{RTD|TRTD|FRTD}
RTD:2 線式
TRTD:3 線式
FRTD:4 線式{RTD|TRTD|FRTD}

温度センサ規格の設定*7461P のみ[:SENSe]:TEMPerature:TRANsducer:STANdard{PT100|JPT100}{PT100|JPT100}[:SENSe]:< ファンクション >:RANGe

0 ≤ 設定値 ≤ 測定範
囲の最大値（周波数測定の場合は 750(V)）<real_6> (7461A/61P)<real_5> (7451A)

サンプリング・レートの設定[:SENSe]:< ファンクション >:SRATe{FREE|SFASt|FAST|
MED|SLOW|SSLow}{FREE|SFAS|FAST|
MED|SLOW|SSL} *1

表示桁数の設定[:SENSe]:< ファンクション >:DIGits *3[3|6|6] (7461A/61P)[3|5|5] (7451A)<int_1>

積分時間の設定 (PLC)
周波数測定の場合は無効[:SENSe]:< ファンクション >:NPLCycles[0.02|10|100] *2<real_6>

積分時間の設定（秒）周波数測定の場合は無効[:SENSe]:< ファンクション >:APERture[0.00001|10]<real_6>(7461A/61P)[0.0001|10](7451A)

測定レンジの設定
DCV
ACV, ACV(AC+DC), Freq
2WΩ, 4WΩ
DCI, ACI, ACI(AC+DC)
LP-2WΩ, LP-4WΩ
導通、ダイオード、
DCV-Bch への設定は無効

*1:
*2:
*3:

サンプリング周期または積分時間が設定された場合 FREE を応答します。
この範囲以外の設定の場合、秒単位の設定となります。
（「5.7.1 サンプリング周期 (SI) と積分時間 (IT) の設定」を参照
して下さい。
）
設定はすべてのファンクションに適用されます。

6-41

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.4 SCPI コマンド・リファレンス

機能説明

SCPI コマンド

AC フィルタの設定[:SENSe]:< ファンクション >:FILTer
ACV, ACV(AC+DC), ACI,ACI(AC+DC) ファンクションの
み有効

パラメータ

クエリ応答

{FAST|MED|SLOW}{FAST|MED|SLOW}

オート・ゼロの設定[:SENSe]:ZERO:AUTO{ON,1|OFF,0|ONCE}{1|0}

導通スレッショルド定数[:SENSe]:CONTinuity:THReshold[1|10|1000]<int_4>

DCV 入力インピーダンスの切り替え:INPut:IMPedance:AUTO{ON,1|OFF,0}{1|0}(1:HiZ, 0:10 MΩ)

6-42

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.4 SCPI コマンド・リファレンス

2.

演算機能コマンド

機能説明

SCPI コマンド

パラメータ

クエリ応答

NULL
演算の設定

[:SENSe]:< ファンクション >:REFerence:STATe{ON,1|OFF,0}{1|0}

NULL 定数の設定
NULL 演算がオンのときのみ有効[:SENSe]:< ファンクション >:REFerence[-9999999.E+6|0|9999999.E+6](7461A/61P)[-999999.E+6|0|999999.E+6](7451A)<real_6> (7461A/61P)<real_5> (7451A)

演算の設定:CALCulate:SMOothing{ON,1|OFF,0}

{1|0}

回数の設定

:CALCulate:SMOothing:POINts[2|10|100]<int_3>

演算の設定:CALCulate:SCALing{ON,1|OFF,0}{1|0}

A 定数の設定 *4:CALCulate:SCALing:A

B 定数の設定 *4:CALCulate:SCALing:B<real_6> (7461A/61P)<real_5> (7451A)

C 定数の設定 *4:CALCulate:SCALing:C{ [-9999999.E+6|0|9999999.E+6]|
MEASurement}(7461A/61P){ [-999999.E+6|0|999999.E+6]|
MEASurement}(7451A)

MAX/MIN 演算の設定:CALCulate:AVERage{ON,1|OFF,0}{1|0}

MAX 値の読み込み:CALCulate:AVERage:MAXimum?

MIN 値の読み込み:CALCulate:AVERage:MINimum?

AVE 値の読み込み:CALCulate:AVERage:AVERage?

測定回数の読み込み:CALCulate:AVERage:COUNt?

スムージングスケーリング

MAX/MIN「6.7.2 出力データ・
フォーマット」参照<real_6> (7461A/61P)<real_5> (7451A)

コンパレータ演算

*4:

演算の設定

:CALCulate:LIMit{ON,1|OFF,0}

HIGH 定数の設定 *4:CALCulate:LIMit:UPPer

LOW 定数の設定 *4:CALCulate:LIMit:LOWer{ [-9999999.E+6|0|<real_6> (7461A/61P)
9999999.E+6]|<real_5> (7451A)
MEASurement}(7461A/61P){[-999999.E+6|0|999999.E+6]|
MEASurement}(7451A)

演算結果の LOW を PASSとする／しない:CALCulate:LIMit:PASS:LOWer{ON,1|OFF,0}

{1|0}

{1|0}

パラメータの設定は直接値を入力する方法と測定値をパラメータ値に代入する方法 (MEASurement) が選択できます。

6-43

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.4 SCPI コマンド・リファレンス

SCPI コマンド

機能説明

パラメータ

クエリ応答

演算結果の GO を PASS とする／しない:CALCulate:LIMit:PASS:MED{ON,1|OFF,0}{1|0}

演算結果の HI を PASS とする／しない:CALCulate:LIMit:PASS:UPPer{ON,1|OFF,0}{1|0}

結果ブザーの設定:CALCulate:LIMit:BEEPer{OFF|FAIL|PASS}{OFF|FAIL|PASS}

演算範囲指定と実行:CALCulate:STATistics[0|0|9999], [0|-1|9999]<int_4>,<int_4>

サンプル数の読み込み:CALCulate:STATistics:COUNt?

最大値読み込み:CALCulate:STATistics:MAXimum?

最小値読み込み:CALCulate:STATistics:MINimum?

平均値読み込み:CALCulate:STATistics:AVERage?

標準偏差値読み込み

CALCulate:STATistics:DEViation?

MAX-MIN 値読み込み

CALCulate:STATistics:MAXMin?

統計演算<real_6> (7461A/61P)<real_5> (7451A)

dB/dBm
演算の設定:CALCulate:DB{DB|DBM|OFF}{DB|DBM|OFF}

D 定数の設定:CALCulate:DB:D{[0.000001E-9|1|<real_6> (7461A/61P）
9999999.E+6]|<real_5> (7451A）
MEASurement}(7461A/61P）{[0.000001E-9|1|
999999.E+6]|
MEASurement}(7451A）

無効有効の設定:DOUTput:STATe{ON,1|OFF,0}

{1|0}

出力の設定

:DOUTput:BITS{0-31}「6.6 デジタル出力（7461P のみ対応）」
参照{0-31}

デジタル出力 *7461P のみ

6-44

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.4 SCPI コマンド・リファレンス

3.

トリガ・システム・コマンド

SCPI コマンド

機能説明

パラメータ

クエリ応答

トリガ・システムの起動:INITiate

コンティニューの設定:INITiate:CONTinuous

トリガ・システムの初期化と測定データの読み出し:READ?

「6.7.2 出力データ・
フォーマット」参照

測定データの読み出しのみ:FETCh?

「6.7.2 出力データ・
フォーマット」参照

トリガ・システムのアボート:ABORtサンプリング回数（1 トリガ）

:SAMPle:COUNt[1|1|16000]<int_4>:TRIGger:SOURce

IMMediate

IMM

MANualMAN

EXTernal

EXT

BUS

BUS

LEVel

LEV

DELTa

DELT

{ON,1|OFF,0}

{1|0}

トリガ
トリガ・ソース選択

トリガ回数:TRIGger:COUNt[1|1|50000]<int_5>

トリガ・ディレイ

:TRIGger:DELay[0|0|3600]<real_4>

サンプリング周期:TRIGger:TIMer[0.00005|0.5|3600]<real_6>(7461A/61P)[0.0002|0.5|3600](7451A)

レベル・カウント値の設定:TSYStem:LEVel[-1199999|0|1199999](7461A/61P)[-319999|0|319999](7451A)<int_7> (7461A/61P)<int_6> (7451A)

スロープの設定:TSYStem:LEVel:SLOPe{POSitive|NEGative}{POS|NEG}

デルタ・カウント値の設定:TSYStem:DELTa[1|1|600000](7461A/61P)[1|1|160000](7451A)<int_7> (7461A/61P)<int_6> (7451A)

スロープの設定:TSYStem:DELTa:SLOPe{POSitive|NEGative|
BOTH}{POS|NEG|BOTH}

収束／発散の設定:TSYStem:DELTa:DIRection{CONVergence|
EMISsion}

CONV|EMISLEVEL/DELTA トリガ時のプリ・トリガ値の設定:TSYStem:PRETrigger{0|25|50|75}{0|25|50|75}

LEVEL トリガ

DELTA トリガ

6-45

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.4 SCPI コマンド・リファレンス

4.

システム関連コマンド

SCPI コマンド

機能説明

パラメータ
{ON,1|OFF,0}

クエリ応答

ブザーの設定:SYSTem:BEEPer:STATe

エラー記録の読み出し:SYSTem:ERRor?

<int_3>,<str>

SCPI バージョンの読み出し:SYSTem:VERSion?

<str>

ブロック・デリミタ:SYSTem:GPIB:DELimiter:BLOCk

電源周波数[:SENSe]:LFRQency?

{CRLF|LF|EOI}{1|0}{CRLF|LF|EOI}
50|60
{0|1}
（0: 選択可能、
1: 選択禁止）

ファンクション無効状態の読み :INHIbit:FUNCtion:< ファンクション >?
出し
入力端子の設定（フロント／リア）:ROUTe:TERMinals{FRONt|REAR}{FRON|REAR}

測定データ表示の設定:DISPlay{ON,1|OFF,0}{1|0}

測定データ・メモリ:TRACe:STATe{ON,1|OFF,0}

{1|0}

ストア設定
初期化

:TRACe:CLEar

読み出し範囲設定:TRACe:NUMBer

データの読み出し:TRACe:DATA?

「6.7.2 出力データ・
フォーマット」参照

データ範囲の読み出し:TRACe:DATA:NUMBer?

<int_4>,<int_4>(7451A/61A)<int_5>,<int_5>(7461P)

データ数の読み出し:TRACe:DATA:POINts?

<int_5>[0|0|9999],[0|0|9999](7451A/61A)[0|0|19999],[0|0|19999](7461P)

コンプリート信号の出力モード :TRIGger:COMPlete

SINGle|MULTi

SING|MULT

コンプリート信号パルス幅選択 :TRIGger:COMPlete:WIDTh[0.000005|0.0001|
0.0001]<real_6>*IDN? 応答に旧型名を選択

6-46{ON,1|OFF,0}:OIDentity
このコマンドはソフトウェア・レビジョン C00 （初期値は OFF）
版からの適用となります。7461P では使用できま
せん。

{1|0}

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.4 SCPI コマンド・リファレンス

5.

ステータス報告コマンド

SCPI コマンド

機能説明
オペレーション・イベント・
イネーブル・レジスタの設定:STATus:OPERation:ENABle

オペレーション・イベント・レジスタの読み出し:STATus:OPERation:EVENt?

クエスチョナブル・イベント・ :STATus:QUEStionable:ENABle
イネーブル・レジスタの設定

パラメータ[0|0|65535]:STATus:MEASurement:ENABle n

メジャーメント・イベント・レジスタの読み出し:STATus:MEASurement:EVENt?

6.

<int_5><int_5>[0|0|65535]

クエスチョナブル・イベント・ :STATus:QUEStionable:EVENt?
レジスタの読み出し
メジャーメント・イベント・
イネーブル・レジスタの設定

クエリ応答<int_5><int_5>[0|0|65535]<int_5><int_5>IEEE-488.2 共通コマンド（USB でも使用可能）

SCPI コマンド

機能説明

パラメータ

クエリ応答

各ステータス・バイトのクリア *CLS
スタンダード・イベント・
ステータス・イネーブル・
レジスタの設定*ESE{0|0|127]

スタンダード・イベント・
ステータス・レジスタの
読み出し

*ESR?

<int_3>

機器情報の読み込み*IDN?

クエリ応答の詳細は6-34 ページを参照*OPC
全動作終了後、スタンダード・イベント・
ステータス・レジスタの「オペレーション完了」ビット (bit0)を設定します。
機器の初期化ステータス・バイト・レジスタ *STB?
の読み出し[64|64|127]（bit6 は常に 1）<int_3><int_3>*TRG

セルフテストの実行と結果読み *TST?
出し
全動作終了を待つ

1*RST

サービス・リクエスト・イネー *SRE
ブル・レジスタの設定

トリガ・コマンド<int_3>{0|1}（0: 正常、1: 異常）*WAI（GPIB のみ）

6-47

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.5 ステータス・レジスタ構造

ステータス・レジスタ構造

6.7.5

本器では IEEE 規格 488.2-1987 に適合した階層化されたステータス・レジスタ構造をもち、機器の様々な状態をコントローラへ送信できます。
ここではこのステータス構造の動作モデルと、イベントの割当を説明します。
1.

ステータス・レジスタ
本器は、IEEE 規格 488.2-1987 で定義されたステータス・レジスタのモデルを採用し、イベ
ント・レジスタ、イネーブル・レジスタから構成されています。
イベント・
レジスタ
0
1

イネーブル・
レジスタ
&

0
1

&

:
:
:
n-1

:
:
:
&

n

n-1
&

OR
•

n

Summary

イベント・レジスタ
イベント・レジスタは、各イベントに応じたステータスをラッチして保持します。
（変化を保持する場合もある。
）
このレジスタがセットされると、クエリで読み出されるか、*CLS でクリアされるまでセットされたままです。
イベント・レジスタにデータを書き込むことはできません。

•

イネーブル・レジスタ
イネーブル・レジスタは、イベント・レジスタのどのビットを有効なステータスとしてサマリを生成するのか指定します。イネーブル・レジスタはイベント・レジスタとAND をとられ、その結果の OR がサマリとして生成されます。サマリはステータス・
バイト・レジスタに書き込まれます。
イネーブル・レジスタはデータを書き込めます。

本器のステータス・レジスタは、以下の 5 種類があります。

6-48

•

ステータス・バイト・レジスタ (STB)•

スタンダード・イべント・ステータス・レジスタ (SESR)•

メジャメント・イベント・レジスタ (MER)•

クエスチョナブル・イベント・レジスタ (QER)•

オペレーション・イベント・レジスタ (OER)

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.5 ステータス・レジスタ構造

本器のステータス・レジスタの構造を図 6-4、図 6-5 に示します。

図 6-4

ステータス・レジスタの構造 (1/2)

6-497451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.5 ステータス・レジスタ構造

図 6-5

6-50

ステータス・レジスタの構造 (2/2)

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.5 ステータス・レジスタ構造

2.

イベント・イネーブル・レジスタ
各イベント・レジスタには、どのビットを有効にするかを決めるイネーブル・レジスタがあります。イネーブル・レジスタは、対応するビットを 10 進値で設定します。

3.

•

サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ (SRER) のセット : *SRE•

スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ (SESER) のセット :*ESE•

メジャメント・イベント・イネーブル・レジスタ (MEER): MSE•

クエスチョナブル・イベント・イネーブル・レジスタ (QEER): QSE•

オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタ (OEER): OSE

ステータス・バイト・レジスタ
ステータス・バイト・レジスタは、ステータス・レジスタからの情報を要約しています。
また、このステータス・バイト・レジスタのサマリがサービス・リクエストとしてコント
ローラに送信されます。そのため、ステータス・バイト・レジスタは、ステータス・レジ
スタ構造とは若干違った動作を行います。ここではステータス・バイト・レジスタに関して説明をします。
ステータス・バイト・レジスタの構造を、図 6-6 に示します。

ステータス・バイト・
レジスタ

OSB

サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ

7

図 6-6

MSS
RQS

X

ESB MAV QSB EVA

5

4

3

2

1

MSB

1

0

→ MSS

ステータス・バイト・レジスタの構造

このステータス・バイト・レジスタは、
以下の3点を除くとステータス・レジスタに従います。
•

ステータス・バイト・レジスタのサマリが、ステータス・バイト・レジスタの bit6に書き込まれます。

•

イネーブル・レジスタの bit6 は、常に有効で変更できません。

•

ステータス・バイト・レジスタの bit6 (MSS) が、サービス・リクエスト要求の RQSを書き込みます。

6-51

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.5 ステータス・レジスタ構造

このレジスタが、コントローラからのシリアル・ポールに対して応答します。シリアル・
ポールに対して応答するときには、ステータス・バイト・レジスタの bit0 ∼ 5、bit7 および
RQS が読み出され、その後に RQS は 0 にリセットされます。その他のビットはそれぞれの要因が 0 になるまでクリアされません。
ステータス・バイト・レジスタ、RQS、MSS は、“*CLS” を実行するとクリアできます。それにともなって、SRQ ラインも偽になります。
ステータス・バイト・レジスタの各ビットの意味を、表 6-7 に示します。
表 6-7
bit

名称

0

MSB
Measurement
Summary Bit

ステータス・バイト・レジスタ (STB)
内容

ON: Measurement Event Register のいずれかの事象が発生し、1 になった
とき、Measurement Event Enable Register の対応ビットが 1 であればこのビットが 1 に設定される
OFF: Measurement Event Register が読み出しによりクリアされたとき 0 に
設定される

1

未使用

常に 0

2

EAV
Error Available

ON: Error Queue にエラー情報が格納されたときに 1 に設定される

3

QSB
Questionable
Summary Bit

OFF: Error Queue が読み出されて空になったときに 0 に設定される
ON: Questionable Event Register のいずれかの事象が発生し、1 になったと
き、Questionable Event Enable Register の対応ビットが 1 であればこのビットが 1 に設定される
OFF: Questionable Event Register が読み出しによりクリアされたとき 0 に
設定される

4

5

MAV
Message Available

ON: 出力バッファに出力データが入力されたときに 1 に設定される
OFF: 出力バッファが読み取られ空になったときに 0 に設定される

ESB
ON: SESR のいずれかの事象が発生し、1 になったとき、SESER の対応
Standard Event Status
ビットが 1 であればこのビットが 1 に設定される
OFF: SESR が読み出し (*ESR?) によりクリアされたとき 0 に設定される

6

7

MSS
Master Summary

ON: STB のいずれかの事象が発生したとき、SRER の対応ビットが 1 であればこのビットが 1 に設定される

RQS
Request Service

ON: MSS が 1 になることにより SRQ を発生し RQS が 1 になる

OSB
Operation Summary
Bit

OFF: シリアル・ポールで STB が読み出されたとき 0 にリセットされる
ON: Operation Event Register のいずれかの事象が発生し、1 になったとき、Operation Event Enable Register の対応ビットが 1 であればこのビットが 1 に設定される
OFF: Operation Event Register が読み出しによりクリアされたとき 0 に設定
される

6-52

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.5 ステータス・レジスタ構造

ステータス・バイト・レジスタがクリアされる共通条件
•

電源投入

•

*CLS コマンド入力。ただし出力バッファにデータがある場合、MAV ビットはクリ
アしない•*STB? で読み出してもクリアされない

サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタがクリアされる条件•

電源投入（PSC フラグが 1 のとき）•

*SRE0 コマンドを実行したとき

6-53

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.5 ステータス・レジスタ構造

4.

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ
スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの割り当てを、表 6-8 に示します。
表 6-8

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ (SESR)

bit

名称

内容

0

OPC
Operation Complete

ON: *OPC コマンド受信後、実行中の全動作が終了すると、1 に設定され
る

1

未使用

常に 0

2

QYE
Query Error

ON: 下記のいずれかのときに 1 に設定される• 出力バッファにデータがなく、出力待ちのデータもない状態でデータを読み出そうとしたとき• 出力バッファのデータが失われたとき

3

DDE
Device Dependent
Error

ON: 機器依存のエラーが発生したときに 1 に設定される

4

EXE
Execution Error

ON: 受信したコマンドが現在実行不可能なときに、1 に設定されるコマンドのパラメータに誤りがあったときに 1 に設定される

5

CME
Command Error

ON: 受信したコマンドのつづりが間違っていたときに 1 に設定される

6

未使用

常に 0

7

PON
Power On

ON: 電源 OFF → ON 時に 1 に設定されるスタンダード・イベント・ステータス・レジスタがクリアされる共通条件
•

電源投入

•

*CLS コマンド入力•*ESR? コマンドで読み出したときスタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタがクリアされる条件

6-54

•

電源投入（PSC フラグが 1 のとき）•

*ESE0 コマンドを実行したとき

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.5 ステータス・レジスタ構造

5.

メジャメント・イベント・レジスタ
メジャメント・イベント・レジスタの割り当てを、表 6-9 に示します。
表 6-9

bit

メジャメント・イベント・レジスタ (MER)

名称

内容

0

FL
FAIL

ON: 比較演算結果が FAIL 条件のとき 1 に設定される

1

PS
PASS

ON: 比較演算結果が PASS 条件と一致したとき 1 に設定される

2

未使用

常に 0

3

未使用

常に 0

4

未使用

常に 0

5

未使用

常に 0

6

未使用

常に 0

7

未使用

常に 0

8

EOM
End of measure

ON: 測定が終了したときに 1 に設定される

9

EOS
End of store

ON: 測定データをこれ以上測定メモリに格納できなくなったときに 1 に
設定される

10

SM
Smoothing complete

ON: スムージング回数が指定数に達したときに 1 に設定される

11

STAT
Statistics complete

ON: 統計処理が終了したときに 1 に設定される

12

未使用

常に 0

13

ELD
End of Level/Delta

ON: レベル／デルタ・トリガの検出後、すべての測定を終了したときに1 に設定される

14

LDD
ON: レベル／デルタ・トリガを検出したときに 1 に設定されるLevel/Delta Detected

15

未使用

常に 0
メジャメント・イベント・レジスタがクリアされる共通条件• 電源投入• *CLS コマンド入力•:STATus:MEASurement[:EVENt]?" コマンドで読み出したとき•MSR? コマンドで読み出したとき

メジャメント・イベント・イネーブル・レジスタがクリアされる条件
•
•

電源投入
:STATus:MEASurement:ENABle 0 コマンド入力•

MSE0 コマンド入力
6-55

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.5 ステータス・レジスタ構造

6.

クエスチョナブル・イベント・レジスタ
クエスチョナブル・イベント・レジスタの割り当てを、表 6-10 に示します。
表 6-10bit

クエスチョナブル・イベント・レジスタ (QER)

名称

内容

0

Voltage Overload

ON: 電圧測定またはダイオード測定で OL が発生したときに 1 に設定される

1

Current Overload

ON: 電流測定で OL が発生したときに 1 に設定される

2

未使用

常に 0

3

未使用

常に 0

4

未使用

常に 0

5

Frequency Overload

ON: 周波数測定で OL が発生したときに 1 に設定される

6

未使用

常に 0

7

未使用

常に 0

8

Summary of
Calibration

ON: 電源 ON 時のチェックで校正データ SUM 異常のため、デフォルト
校正値、もしくは前回電源 ON 時の校正値を使用する場合に 1 に設定される

9

Ohms Overload

ON: 抵抗測定で OL が発生したときに 1 に設定される

10 未使用常に 0

11 未使用常に 0

12 Alarm

ON: 測定でアラームが発生したときに 1 に設定される

13 未使用常に 0

14 未使用常に 0

15 未使用

常に 0
クエスチョナブル・イベント・レジスタがクリアされる共通条件
•

電源投入

•

*CLS コマンド入力•:STATus:QUEStionable[:EVENt]? コマンドで読み出したとき•

QSR? コマンドで読み出したとき

クエスチョナブル・イベント・イネーブル・レジスタがクリアされる条件

6-56

•

電源投入

•

:STATus:QUEStionable:ENABle 0 コマンド入力•

QSE0 コマンド入力

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.7.5 ステータス・レジスタ構造

7.

オペレーション・イベント・レジスタ
オペレーション・イベント・レジスタの割り当てを、表 6-11 に示します。
表 6-11 オペレーション・イベント・レジスタ (OER)

bit

名称

内容

0

未使用

常に 0

1

未使用

常に 0

2

未使用

常に 0

3

未使用

常に 0

4

未使用

常に 0

5

Waiting for TRIG

ON: Trigger Layer に入ったときに 1 に設定される

6

未使用

常に 0

7

未使用

常に 0

8

未使用

常に 0

9

Idle

ON: アイドル状態になったときに 1 に設定される

10 未使用常に 0

11 未使用常に 0

12 未使用常に 0

13 未使用常に 0

14 未使用常に 0

15 未使用常に 0
オペレーション・イベント・レジスタがクリアされる共通条件
•

電源投入

•

*CLS コマンド入力•:STATus:OPERation[:EVENt]? コマンドで読み出したとき•OSR? コマンドで読み出したとき

オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタがクリアされる条件
•

電源投入

•

:STATus:OPERation:ENABle 0 コマンド入力•

OSE0 コマンド入力

6-57

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.8 サンプル・プログラム（弊社従来からのコマンド形態）

6.8

サンプル・プログラム（弊社従来からのコマンド形態）
ここでは、GPIB を使用して本器をコンピュータから操作する基本的なプログラム例を説明します。
USB を使用したサンプル・プログラムは、USB ドライバに付属しています。USB ドライバについては、「3.3.2 周辺機器接続上の注意」を参照して下さい。

使用コンピュータ：富士通株式会社製 FMV-5350ML3(OS:Windows98)

GPIB ハードウェア：

NATIONAL INSTRUMENTS 社製 PCI-GPIB

使用モジュール：

Niglobal.bas、Vbib-32.bas（PCI-GPIB に付属のソフトウェア）

使用言語：

Microsoft Excel Visual Basic for Application

注ここで示すサンプルは 7461A を対象にして作成してあります。7451A とはレンジ構成などが異なりますので、適宜読み替えて下さい。
例1

直流電圧 10 V レンジで測定し、その測定データを 7461A から読み込みます。
7461A の GPIB アドレスは 1 に設定してあります。
Dim DMM_ADR As Integer
Dim dmm As Integer
Dim dt As String * 100'7461A の GPIB アドレス変数を宣言する' デバイス・ディスクリプタの変数を宣言する'GPIB データ受信用バッファの変数を宣言する

DMM_ADR = 1'7461A の GPIB 番号

Call ibdev(0, DMM_ADR, 0, T10s, 1, 0, dmm)
'GPIB I/F の初期化を行う
Call ibconfig(dmm, IbcUnAddr, 1)' 送受信ごとのアドレス設定を行う
Call ibwrt(dmm, "*RST" & Chr(10)) '7461A の初期化を行う
Call ibwrt(dmm, "H1" & Chr(10))' 出力データのヘッダを ON に設定する
Call ibwrt(dmm, "F1" & Chr(10))' 測定ファンクションを DCV に設定する
Call ibwrt(dmm, "R5" & Chr(10))' 測定レンジを 10 V に設定する
Call ibwrt(dmm, "PR5" & Chr(10))' サンプリング・レートを SLOW2 に設定する

例2

Call ibrd(dmm, dt)' 測定値データを読み込む

Cells(1, 1) = "'" & Left(dt, 18)' 測定値をセルに代入する

Call ibonl(dmm, 0)' 終了する

測定ファンクションを 2 線式抵抗測定に設定し、ステータス・バイトにより測定終了を検出し、測定データを 7461A から読み込みます。7461A の GPIB アドレスは 1 に設定してあります。
Dim DMM_ADR As Integer
Dim dmm As Integer
Dim dt As String * 100'7461A の GPIB アドレス変数を宣言する' デバイス・ディスクリプタの変数を宣言する'GPIB データ受信用バッファの変数を宣言する

DMM_ADR = 1'7461A の GPIB 番号

Call ibdev(0, DMM_ADR, 0, T10s, 1, 0, dmm)

6-58

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.8 サンプル・プログラム（弊社従来からのコマンド形態）

Call ibconfig(dmm, IbcUnAddr, 1)
Call ibwrt(dmm, "*RST" & Chr(10))
Call ibwrt(dmm, "H1" & Chr(10))
Call ibwrt(dmm, "F3" & Chr(10))
Call ibwrt(dmm, "R4" & Chr(10))
Call ibwrt(dmm, "ITP1" & Chr(10))
Call ibwrt(dmm, "TRS3" & Chr(10))
Call ibwrt(dmm, "*CLS" & Chr(10))'GPIB I/F の初期化を行う' 送受信ごとのアドレス設定を行う'7461A の初期化を行う' 出力データのヘッダを ON に設定する' 測定ファンクションを 2WΩ に設定する' 測定レンジを 1 kΩ に設定する' 積分時間を 1 PLC に設定する' トリガをバスにする' ステータス・バイトをクリアする

Call ibwrt(dmm, "*TRG" & Chr(10))' トリガをかける' 測定終了のステータス・バイトを読み込む
Call ibwrt(dmm, "*STB?" & Chr(10))' ステータス・バイトの内容を要求する
Call ibrd(dmm, dt)' 変数 dt の中にステータス・バイトの内容を入れる
dt = dt And 16'bit4(MAV) で論理積をとる
Loop While (dt <> 16)Do

例3

Call ibrd(dmm, dt)' 測定データを読む

Cells(1, 1) = "'" & Left(dt, 18)' 測定値をセルに代入する

Call ibonl(dmm, 0)' 終了する

測定ファンクションを直流電圧 10 V レンジに設定し、高速測定（サンプリング・イン
ターバルを 100 μs）を行います。高速測定では 1 測定ごとではなく、指定した回数の測定が終了してからのデータ読み込みになります。7461A の GPIB アドレスは 1 に設定してあります。
Dim DMM_ADR As Integer
Dim dmm As Integer
Dim dt As String * 20000
Dim s As Integer'7461A の GPIB アドレス変数を宣言する' デバイス・ディスクリプタの変数を宣言する'GPIB データ受信用バッファの変数を宣言する' シリアル・ポール結果格納変数

DMM_ADR = 1'7461A の GPIB 番号

Call ibdev(0, DMM_ADR, 0, T10s, 1, 0, dmm)
'GPIB I/F の初期化を行う
Call ibconfig(dmm, IbcUnAddr, 1)' 送受信ごとのアドレス設定を行う
Call ibconfig(0, IbcAUTOPOLL, 0)' 自動シリアル・ポールを無効にする（注）Call ibwrt(dmm, "*RST" & Chr(10)) '7461A の初期化を行う
Call ibwrt(dmm, "H0" & Chr(10))' 出力データのヘッダを OFF に設定する
Call ibwrt(dmm, "S0" & Chr(10))'SRQ 発信を許可する
Call ibwrt(dmm, "F1" & Chr(10))' 測定ファンクションを DCV に設定する
Call ibwrt(dmm, "R5" & Chr(10))' 測定レンジを 10 V に設定する
Call ibwrt(dmm, "TRS3" & Chr(10)) ' トリガを "BUS" に指定するCall ibwrt(dmm, "AZ0" & Chr(10))' オート・ゼロを無効にする
Call ibwrt(dmm, "ITS0.0001" & Chr(10))' 積分時間を 100 μs に設定する
Call ibwrt(dmm, "TRT0.0005" & Chr(10))' サンプリング・インターバルを 500 μs に設定する
Call ibwrt(dmm, "DS0" & Chr(10))' 表示を OFF
Call ibwrt(dmm, "ST1" & Chr(10))
Call ibwrt(dmm, "ICL" & Chr(10))' 測定メモリを有効にする' 測定メモリをクリアする

6-59

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.8 サンプル・プログラム（弊社従来からのコマンド形態）

Call ibwrt(dmm, "SPN1000" & Chr(10))'1 トリガあたりのサンプリング回数を設定する（1000 回）
Call ibwrt(dmm, "IRD0,999" & Chr(10))' 測定メモリのリコール範囲を設定 (0 ∼ 999)
Call ibwrt(dmm, "*CLS" & Chr(10)) ' ステータス・バイトをクリアする
Call ibwrt(dmm, "MSE256" & Chr(10))'MSR の測定終了フラグを設定
Call ibwrt(dmm, "*SRE1" & Chr(10)) 'SRE の測定終了フラグを設定
Call ibwrt(dmm, "*TRG" & Chr(10))' トリガをかける

Call ibwait(dmm, RQS Or TIMO)'SRQ が発信されるのを待つ

If (ibsta And TIMO) Then
' タイム・アウトしたかを判定する
Call MsgBox("SRQ Time Out", vbOKOnly, "Error")' タイム・アウトの場合メッセージを出す
Call ibwrt(dmm, "DS1" & Chr(10)) ' 表示を ON
Call ibonl(dmm, 0)' 終了する
Exit Sub
Else
Call ibrsp(dmm, s)' ステータスを読む
End IfCall ibwrt(dmm, "IRO?" & Chr(10))
Call ibrd(dmm, dt)' 測定値データを要求する' 測定値を変数に代入する

Cells(1, 1) = "'" & dt

' 測定値をセルに代入する

Call ibwrt(dmm, "DS1" & Chr(10))' 表示を ON

Call ibonl(dmm, 0)' 終了する（注）： GPIB ハードウェアの設定を変更しています。ほかのプログラムなどで不具合が生じる可能性がある
場合は、このプログラムの終了時に設定をもとに戻すようにして下さい。

6-60

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.9 サンプル・プログラム（SCPI コマンド形態）

6.9

サンプル・プログラム（SCPI コマンド形態）
ここでは、GPIB を使用して本器をコンピュータから操作する基本的なプログラム例を説明します。
使用コンピュータ：富士通株式会社製 FMV-5350ML3(OS:Windows98)

GPIB ハードウェア：

NATIONAL INSTRUMENTS 社製 PCI-GPIB

使用モジュール：

Niglobal.bas、Vbib-32.bas（PCI-GPIB に付属のソフトウェア）

使用言語：

Microsoft Excel Visual Basic for Application

注ここで示すサンプルは 7461A を対象にして作成してあります。7451A とはレンジ構成などが異なりますので、適宜読み替えて下さい。
例1

直流電圧 10 V レンジで D.U.T を測定し、その測定データを 7461A から読み込みます。
7461A の GPIB アドレスは 1 に設定してあります。
Dim DMM_ADR As Integer
Dim dmm As Integer
Dim dt As String * 100'7461A の GPIB アドレス変数を宣言する' デバイス・ディスクリプタの変数を宣言する'GPIB データ受信用バッファの変数を宣言する

DMM_ADR = 1'7461A の GPIB アドレス

Call ibdev(0, DMM_ADR, 0, T10s, 1, 0, dmm)
'GPIB I/F の初期化を行う
Call ibconfig(dmm, IbcUnAddr, 1)' 送受信ごとのアドレス設定を行う
Call ibwrt(dmm, "*RST" & Chr(10)) '7461A の初期化を行う
Call ibwrt(dmm, ":SENSE:FUNCTION 'VOLTAGE:DC'" & Chr(10))' 測定ファンクションを DCV に設定する
Call ibwrt(dmm, ":SENSE:VOLTAGE:DC:RANGE 10" & Chr(10))' 測定レンジを 10 V に設定する
Call ibwrt(dmm, ":SENSE:VOLTAGE:DC:SRATE SSLOW" & Chr(10))' サンプリング・レートを SLOW2 に設定する
Call ibwrt(dmm, ":FETCH?" & Chr(10))' 測定値データを要求する（ソフトウェア・レビジョン A01まで）*1
Call ibwrt(dmm, ":READ?" & Chr(10)) ' 測定値データを要求する（ソフトウェア・レビジョン B00以降）*1
Call ibrd(dmm, dt)' 測定値を変数に代入する
Cells(1, 1) = "'" & Left(dt, 13)' 測定値をセルに代入する

Call ibonl(dmm, 0)' 終了する注意*1: ソフトウェア・レビジョンに合わせて、どちらか一方を選択して下さい。

6-61

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.9 サンプル・プログラム（SCPI コマンド形態）

例2

測定ファンクションを 2 線式抵抗測定に設定し、ステータス・バイトにより測定終了を検出し、測定データを 7461A から読み込みます。7461A の GPIB アドレスは 1 に設定してあります。
Dim DMM_ADR As Integer
Dim dmm As Integer
Dim dt As String * 100'7461A の GPIB アドレス変数を宣言する' デバイス・ディスクリプタの変数を宣言する'GPIB データ受信用バッファの変数を宣言する

DMM_ADR = 1'7461A の GPIB アドレス

Call ibdev(0, DMM_ADR, 0, T10s, 1, 0, dmm)
'GPIB I/F の初期化を行う
Call ibconfig(dmm, IbcUnAddr, 1)' 送受信ごとのアドレス設定を行う
Call ibwrt(dmm, "*RST" & Chr(10)) '7461A の初期化を行う
Call ibwrt(dmm, ":SENSE:FUNCTION 'RESISTANCE'" & Chr(10))' 測定ファンクションを 2WΩ に設定する
Call ibwrt(dmm, ":SENSE:RESISTANCE:RANGE 1000" & Chr(10))' 測定レンジを 1 kΩ に設定する
Call ibwrt(dmm, ":SENSE:RESISTANCE:NPLCYCLES 1" & Chr(10))' 積分時間を 1 PLC に設定する
Call ibwrt(dmm, ":TRIGGER:SOURCE BUS" & Chr(10))' トリガをバスにする
Call ibwrt(dmm, ":INITIATE:CONTINUOUS ON" & Chr(10))' コンティニュー設定を ON にする
Call ibwrt(dmm, "*CLS" & Chr(10)) ' ステータス・バイトをクリアする
Call ibwrt(dmm, "*TRG" & Chr(10))' トリガをかける' 測定終了のステータス・バイトを読み込む
Call ibwrt(dmm, "*STB?" & Chr(10))' ステータス・バイトの内容を要求する
Call ibrd(dmm, dt)' 変数 dt の中にステータス・バイトの内容を入れる
dt = dt And 16'bit4(MAV) で論理積をとる
Loop While (dt <> 16)
Do

Call ibwrt(dmm, ":FETCH?" & Chr(10))' 測定データを要求する
Call ibrd(dmm, dt)' 測定データを読む

6-62

Cells(1, 1) = "'" & Left(dt, 13)' 測定値をセルに代入する

Call ibonl(dmm, 0)' 終了する7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.9 サンプル・プログラム（SCPI コマンド形態）

例3

測定ファンクションを直流電圧 10 V レンジに設定し、高速測定（サンプリング・イン
ターバルを 500 μs）を行います。高速測定では 1 測定ごとではなく、指定した回数の測定が終了してからのデータ読み込みになります。7461A の GPIB アドレスは 1 に設定してあります。
Dim DMM_ADR As Integer
Dim dmm As Integer
Dim dt As String * 20000
Dim s As Integer'7461A の GPIB アドレス変数を宣言する' デバイス・ディスクリプタの変数を宣言する'GPIB データ受信用バッファの変数を宣言する' シリアル・ポール結果格納変数

DMM_ADR = 1'7461A の GPIB アドレス

Call ibdev(0, DMM_ADR, 0, T10s, 1, 0, dmm)
'GPIB I/F の初期化を行う
Call ibconfig(dmm, IbcUnAddr, 1)' 送受信ごとのアドレス設定を行う
Call ibconfig(0, IbcAUTOPOLL, 0)' 自動シリアル・ポールを無効にする
Call ibwrt(dmm, "*RST" & Chr(10)) '7461A の初期化を行う
Call ibwrt(dmm, ":SENSE:FUNCTION 'VOLTAGE:DC'" & Chr(10))' 測定ファンクションを DCV に設定する
Call ibwrt(dmm, ":SENSE:VOLTAGE:DC:RANGE 10" & Chr(10))' 測定レンジを 10V に設定する
Call ibwrt(dmm, ":TRIGGER:SOURCE BUS" & Chr(10))' トリガを "BUS" に指定するCall ibwrt(dmm, ":INITIATE:CONTINUOUS ON" & Chr(10))' コンティニュー設定を ON にする
Call ibwrt(dmm, ":SENSE:ZERO:AUTO OFF" & Chr(10))' オート・ゼロを無効にする
Call ibwrt(dmm, ":SENSE:VOLTAGE:DC:APERTURE 100E-6" & Chr(10))' 積分時間を 100 μs に設定する
Call ibwrt(dmm, ":TRIGGER:TIMER 500E-6" & Chr(10))' サンプリング・インターバルを 500 μs に設定する
Call ibwrt(dmm, ":DIPLAY OFF" & Chr(10))' 表示を OFF
Call ibwrt(dmm, ":TRACE:STATE ON" & Chr(10))' 測定メモリを有効にする
Call ibwrt(dmm, ":TRACE:CLEAR" & Chr(10))' 測定メモリをクリアする
Call ibwrt(dmm, ":SAMPLE:COUNT 1000" & Chr(10))'1 トリガあたりのサンプリング回数を設定する (1000 回 )Call ibwrt(dmm, ":TRACE:NUMBER 0,999" & Chr(10))' リコール範囲を設定 (0 ∼ 999)
Call ibwrt(dmm, "*CLS" & Chr(10)) ' ステータス・バイトをクリアする
Call ibwrt(dmm, ":STATUS:MEASUREMENT:ENABLE 256" & Chr(10))'MSR の測定終了フラグを設定
Call ibwrt(dmm, "*SRE 1" & Chr(10)) 'SRE の測定終了フラグを設定
Call ibwrt(dmm, "*TRG" & Chr(10))' トリガをかける

Call ibwait(dmm, RQS Or TIMO)'SRQ が発信されるのを待つ

If (ibsta And TIMO) Then
' タイム・アウトかを判定する
Call MsgBox("SRQ Time Out", vbOKOnly, "Error")' タイム・アウトの場合メッセージを出す

6-63

7451A/61A/61P デジタル・マルチメータ 取扱説明書
6.9 サンプル・プログラム（SCPI コマンド形態）

Call ibwrt(dmm, ":DIPLAY ON" & Chr(10))' 表示を ON
Call ibonl(dmm, 0)' 終了する
Exit Sub
Else
Call ibrsp(dmm, s)' ステータス・バイトを読む
End IfCall ibwrt(dmm, ":TRACE:DATA?" & Chr(10))' 測定値データを要求する
Call ibrd(dmm, dt)' 測定値を変数に代入する
Cells(1, 1) = "'" & dt

' 測定値をセルに代入する

Call ibwrt(dmm, ":DISPLAY ON" & Chr(10))' 表示を ON
Call ibonl(dmm, 0)

6-64' 終了する