取 扱 説 明 書

MAGMAX ®
電磁流量計
変換器取扱説明書
EGM1050C
EGM2050C
EGM4050C
EGC050W

このたびは弊社電磁流量計をご採用いただき、誠にありがとうございました。
この取扱説明書には本計器の設置方法、取扱い上の注意事項等が記載されています。
ご使用前に必ずご一読ください。
なお、検出器の設置方法等については別紙の検出器用取扱説明書を参照してください。

IM-F1039-J13
14 版 2023 01 E
2 版 2016 07 OEM

－ 目

次 －
6.2 設定項目一覧 .................................................. 33■ 受入および保管について ....................................... 1

7.1 フルスケール流量レンジの設定／変更 ........... 40■ 本書で使用しているマークについて ...................... 1

7.2 ローカットオフの設定／変更 ......................... 41■ 使用上の一般的注意事項 ....................................... 2
1. 機器説明 ................................................................. 3

7.3 時定数の設定／変更........................................ 43
7.4 単位の設定／変更 ........................................... 44

1.1 機器の説明 ........................................................ 3

7.5 パルス出力・周波数パルス出力・状態出力・警報
出力の定義設定について................................ 46

1.2 銘板 ................................................................... 5

7.6 パルス出力の設定 ........................................... 48

2. 設置 ........................................................................ 6

7.7 周波数パルス出力の設定 ................................ 49

2.1 設置場所の選定 ................................................. 6

7.8 状態出力の設定 ............................................... 51

2.2 取付け ............................................................... 6

7.9 警報出力の設定 ............................................... 53

2.2.1 注意事項 ....................................................... 6

8. 模擬出力の機能テスト.......................................... 55

2.2.2 取付方法 ....................................................... 6
2.2.3 表示部の取付方向の変更 ............................... 7

9. 保守 ...................................................................... 57
9.1 日常点検 ......................................................... 57

3. 配線 ...................................................................... 10

9.2 トラブルシューティング ................................ 58

3.1 配線上の注意 .................................................. 10

9.3 エラーメッセージ ........................................... 68

3.2 使用ケーブル .................................................. 129.3.1 エラー／メッセージ画面 ............................ 68

3.3 検出器－変換器間 電極信号用ケーブル長 ...... 13

9.3.2 エラーリセット方法 ................................... 68

3.4 配線接続口 ...................................................... 14

9.3.3 エラー／メッセージリスト ........................ 69

3.5 ハウジングカバーの開け方 ............................. 14
3.6 電源子と出力端子の配置................................. 15
3.7 励磁電流用／電極信号用ケーブルの結線........ 16
3.8 電源の結線 ...................................................... 16
3.9 出力の結線 ...................................................... 17
3.9.1 電流出力の結線 .......................................... 17
3.9.2 パルス出力の結線 ...................................... 18
3.9.3 状態出力の結線 （パルス出力端子の設定変更
により切り替えて使用） ............................ 18
4. 各部の名称および機能 .......................................... 19
4.1 変換部表示パネル ........................................... 19
4.1.1 測定モード（流量測定時の表示例） .......... 19
5. 運転 ...................................................................... 21
5.1 運転準備.......................................................... 21
5.1.1 電源投入前の確認事項 ............................... 21
5.1.2 検出器通液 ................................................. 21
5.2 運転開始.......................................................... 21
5.2.1 通電 ............................................................ 21
5.2.2 ゼロ調整 ..................................................... 22
5.2.3 積算表示のリセット ................................... 24
5.2.4 通液運転 ..................................................... 25
5.2.5 流れ方向の変更 .......................................... 25
6. データ設定............................................................ 27
6.1 設定の概要 ...................................................... 27
6.1.1 設定キーの説明 .......................................... 28
6.1.2 設定変更の解説 .......................................... 29
6.1.3 設定モード メインメニューの解説............. 30
6.1.4 設定データの変更方法とキー操作の例 ...... 31
6.1.5 設定データの登録（更新）方法 ................. 32
IM-F1039-J13

■ 受入および保管について
1）受 入
本計器は次の内容にて納入されます。
 電磁流量計
 マグネットペン（ボールペン付※強力なマグネットなので取扱には注意してください） 設定データシート（1 枚） 取扱説明書（2 冊：本書＋検出器取扱説明書）
製品受領後ご注文内容に合わせて、内容・数量を確認してください。
万一内容の相違や不足のあった場合はお買い求め先へご連絡ください。
なお、配管用のボルト・ナット・ガスケット*、接続用ケーブル等はお客様にて準備してください。
* ウエハ形用の配管用ボルト・ナット・ガスケットはオプションです。
ご注文いただいた場合のみ製品に添付されます。
2）保 管
本品を保管する場合は、以下に示す条件の場所に保管してください。
 雨や水のかからない場所
 温度が－40～＋70℃、湿度が 80%RH 以下の風通しのよい場所
 振動の少ない場所
 腐食性ガスの少ない場所■ 本書で使用しているマークについて
本書では、安全上絶対にしないでいただきたいことや注意していただきたいこと、また、取扱い上守っていただきたいことの説明に次のようなマークをつけています。
これらのマークの箇所は必ずお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性や製品の破損または付帯設備等の物的損害の発生が想定される内容を示します。

注記

この表示は製品の取り扱い上、必要不可欠な操作や情報を示しています。

1

IM-F1039-J13

■ 使用上の一般的注意事項
改造等の禁止警告

本製品は工業用計器として厳密な品質管理のもとに製造・調整・検査を行い納入しております。
みだりに改造や変更を行うと本来の性能を発揮できないばかりか、作動不適合や事故の原因となります。改造や変更は行わないでください。
仕様変更の必要がある場合は当社までご連絡ください。

使用条件の厳守
警告

納入仕様書あるいはテクニカルガイダンスに記載された仕様、圧力、温度の範囲内での使用を厳守してください。
この範囲を超えた条件での使用は事故、故障、破損などの原因となります。
用 途

注意

本製品は計器としての用途にのみ使用し、その他の用途には使用しないでください。

保守・点検
警告

本製品を保守、点検などのためにプロセスから取り外す際は、測定対象物の計器内への付着に注意してください。
測定対象物に腐食性や毒性がある場合は、作業者に危険がおよびます。

2

IM-F1039-J13

1. 機器説明
1.1 機器の説明
電磁流量計は、導電性液体の流量測定専用に設計されています。
また、工場出荷時の設定データや変換器の取り付け向き等は、ご注文時の指示に基づいて設定・組み立てされています。
本電磁流量計は検出器に本変換器が直接マウントされている一体形と、検出器と本変換器が信号ケーブルによって接続されている分離形で構成されています。
変換器：
流量表示と各信号の出力を
行います。

検出器：
測定管に液体が流れると流量信号を検出します。

マグネットペン：（付属品）
変換器のフタを開かずに
表示部の設定操作が可能です。
ペンと逆側の部分がマグネットになっています。

注意
強力なマグネットです。
ペースメーカーや精密電子機器など磁界に影響する物の近くでは使用しないでください。

分離形変換器：
流量表示と各信号の出力を行います。

信号ケーブル
励磁ケーブル：分離形変換器と分離形検出器を接続します。

分離形検出器：
測定管に液体が流れると流量信号を検出します。

3

IM-F1039-J13

表示部取付方向：予めご指定頂いた流れ方向によって表示部や配線接続口の方向は以下のバージョンがあります。
（一体形のみ）水平取付け流れ方向 左から右バージョン A タイプ：（標準）表示部を正面上から見た図

バージョン B タイプ
表示部を正面上から見た図

垂直取付け流れ方向 下から上バージョン C タイプ
表示部を正面から見た図

4

バージョン D タイプ
表示部を正面から見た図IM-F1039-J13

1.2 銘板
銘板記載内容がご注文通りであることを確認してください。
銘板に記載されている電源電圧が合っていることを確認してください。

銘板の例⑥ ⑦ ⑧ ⑨① ② ③ ④ ⑤
①

製造番号

②

シリアル番号③

電源電圧データ④

GK/GKL 値(メータ係数)

⑤

製造者

⑥

製品名称

⑦

口径,接液部材質(ライニング材質,電極材質)

⑧

製造日

⑨

TAG ナンバー

5

IM-F1039-J13

2. 設置
2.1 設置場所の選定
設置場所は下記の条件を考慮して選定してください。
1）周囲温度が－40～＋65℃で、なるべく直射日光の当たらない場所。
直射日光が当たる場合は、変換器の故障を防ぐため日除けを設置することを推奨します。
2）誘導障害を受ける恐れのない場所
動力機器の近くなどは避けてください。
3）振動、ほこり、腐食性ガスの少ない場所
4）水没する恐れのない場所
5）取付・配線作業や保守・点検作業が容易で、表示器の見やすい場所
6）接地のとりやすい場所
8）激しい振動がある場所など、設置条件が劣悪なときは検出器－変換器分離形電磁流量計（別形式）を検討してください。なお、本流量計は IEC 68-2-3 に基づいて振動レベルのテストを実施しています。

2.2 取付け2.2.1 注意事項
1）できるだけ梱包状態のまま設置場所まで運び、落下などにより衝撃が加わることのないよう充分注意してください。
2）設置場所が屋外の場合、雨の日を避けて設置作業を行ってください。
3）取付け用のネジや工具類は付属しておりません。安全基準に適合した工具を使用し取付け作業を行ってください。

2.2.2 取付方法
分離形変換器の取付方法を下記に示します。
一体形及び分離形検出器の配管取付けについては、別紙の検出器取扱説明書を参照してください。
[壁取付形]
１）取付ける壁や盤に、下図に示す取付穴：φ9 の 4 ヶ所の穴をあけてください。
２）M8 ねじ 4 本と M8 ナット 4 個にて固定してください。

6

IM-F1039-J13

〔2B パイプ取付形〕
2B パイプ用 U ボルトを使用して、2B パイプに固定してください。

2.2.3 表示部の取付方向の変更
取付の方向が水平から垂直又は垂直から水平に変更になった場合は、表示部の向きも変更が必要になります。
表示部は標準の向きから左右 90 度の変更が可能です。
標準表示部の向き
ここから左右 90 度の向き変更が可能

図 2.1

表示部の取付方向を変更する場合には、以下の方法で行ってください。
1）電源を切ってください。

警告
電源を投入したまま作業をすると、感電や基板を損傷する恐れがありますので、必ず電源を切ってください。

7

IM-F1039-J13

2）ハウジングカバーを開けてください。
開け方の手順① ４本のプラスネジをドライバーで緩めてください。
② ハウジングカバーの左右横を持って上へ引き上げてください。
③ ハウジングカバーが外れます。（落下させないよう注意してください）
①

③

②

図 2.2
ハウジングカバー

3）表示部（表示基板）を止めてある左右 2 ヶ所のストッパークリップを細めのマイナスドライバーで押しながらロックを解除して表示基板を取外してください。（表示基板と本体はフラットケーブルで結ばれています。
無理に引っ張らないでください）
表示部（表示基板）
フラットケーブル

ストッパー
クリップ

ストッパー
クリップ

図 2.3.1

ストッパー
クリップ（オス）

表示
基板
（メス）
表示
基板

表示
基板

表示
基板

（メス）

（メス）

ストッパークリップ
側面から見たイメージ図
表示基板左右のストッパー
クリップ（メス）にオスがロックされている状態（メス）

ストッパークリップのオスに細めのマイナスドライバーを押し当ててロックを解除する表示基板をゆっくり
持ち上げる

本体側
ストッパー
クリップ（オス）
表示基板が本体から外れる
フラットケーブルを引っ張りすぎないよう
注意してください

図 2.3.2

8

IM-F1039-J13

注意
フラットケーブルは薄く繊細なケーブルです。必要以上に強く引っ張ると断線やコネクタ部の接触不良の原因となりますので、取り扱いには十分注意してください。
引き伸ばせる長さは図 2.3.1 の右を参考にしてください。
表示基板の回転は標準表示部の向きから左右 90 度までです。（図 2.1）
180 度の回転には対応できません。（図 2.3.3）

図 2.3.3

4）表示基板を 90 度回します。
（右に 90 度回した例を示します）フラットケーブルを引っ張りすぎないよう気をつけて本体側ストッパークリップのオスに表示基板を取り付けます。
ストッパークリップの位置に表示基板を合わせたら左右を指で押してロックさせ取り付けてください。

ストッパー
クリップ

ストッパー
クリップ

図 2.4.1

本体側 のストッパークリップ（オス）固定ガイド（オス）ストッパー
クリップ（オス）
側面から見たイメージ図

ストッパー
クリップ（オス）ストッパー
クリップ（オス）

固定ガイド
オス

表示
基板

ストッパークリップ（オス）に表示基板の（メス）を
合わせる

（メス）

表示
基板

表示基板左右のストッパー
クリップ部分を指で押してロックさせる。

（メス）

固定ガイド
メス

固定ガイド
メス

注記

図 2.4.2

表示基板側）
固定ガイド（メス）

9

本体側の固定ガイド（オス）と表示基板側のメスも合わせると簡単に取り付けることができます。

IM-F1039-J13

3. 配線

4） 端子名称をよく確認してから正しく配線して本器と電磁流量計検出器間、電源および入出力のください。
5）配線は確実に端子台に接続してください。

各ケーブルを接続します。

端子構造：スプリングクランプ式端子・本器～電磁流量計検出器間
電極信号用および励磁電流用の 2 本のケーブルを接続します。

6）配線接続口部分は防水処理を確実に行ってください。
接続するケーブルは図 3.1a に示すよう変換器

・電 源に対して下向き傾斜と湾曲部分を設けて水が自本器への供給電源ケーブルを接続します。

然滴下するよう取付配慮してください。

・出 力
電流(DC4-20mA 等)、パルス出力のケーブルを接続します。両方の出力を取り出す場合には４心ケーブルを使用してください。

3.1 配線上の注意
1）変換器内部への水の侵入や結露による障害をケーブルグランドのパッキン締め付けは確実に行ってくださ
い。

水平取付の
場合

図 3.1a防ぐため、雨天時には屋外では配線作業を行
わないでください。
2）電極信号用のケーブルは、必ず弊社専用ケー
ブル「DS ケーブルまたは BTS ケーブル」を使用してください。

図 3.1b3）AC 電源形の場合は、電源配線と信号配線は注意

必ず別々のケーブルを使用してください。
複数の出力信号を取り出す必要があって、配図 3.1b のように変換器に対してケーブルが上側

線接続口が不足する場合には、信号ケーブルに傾斜していると変換器内に水分が侵入し故障に多心ケーブルを使用して配線してくださの原因となります。

い。
DC24V 電源形の場合は、電源と信号配線が7）納入時に取り付けられている樹脂製のキャップは保管時、輸送時の防塵用のものです。使用し同一ケーブルでも差し支えありません。

ない配線接続口は用途に応じて防水性・耐候性のあるプラグを使用してください。
出力信号
AC 電源

AC 電源
出力信号

図 3.1
使用しない配線接続口
は用途に応じて防水性・耐候性のあるプラグ等で必ず封をしてください。

注記
図 3.1 に示すよう AC 電源形で電源と信号配線を同一ケーブルで配線すると、誘導ノイズ
により出力が影響を受けることがあります。

図 3.1c注意
配線接続口に防水性・耐候性の無いキャップを使用すると変換器内部に水分が侵入し故障の原
因となります。

10

IM-F1039-J13

8）コンジット配線を行う場合には、図 3.1d すように配線接続口から下向きの傾斜を設けて、配線接◎圧着端子の使用および適合電線について

続口にコンジットを通して水が流れ込まないよ

本器の端子はスプリングクランプ式端子で、撚線

うにしてください。

を素線のまま接続できるように設計されていま

また、コンジット配管にはドレン抜きを設けてす。したがって、棒形圧着端子等を使用する必要

定期的に排水してください。

はありません。
しかし、撚線がばらけないようにするため、ある

注意

いは工事規定等で圧着端子の使用が必要な場合には、以下に示す圧着端子の使用を推奨します。

配線接続口から内部に水が流れ込むと、変換基板に水が浸入して修理が困難になることがあります。配線接続口の防水処
理は確実に行ってください。

これら以外の棒形圧着端子では、挿入部分の寸法
が端子と合わなかったり、接続が不完全になることがありますので注意してください。
1) フェニックス・コンタクト製 絶線棒端子／圧着

コンジット配線

工具
適 合

電線公称
棒端子型番

電源
端子

出力
端子

AI0.5－8

○

○

0.75

AI0.75－8

○

○

1

AI1－8

○

○

1～1.5

AI1.5－8○○

1.5～2.5

AI2.5－8

○

○

断面積
（mm2）
0.5
ドレン抜き

垂直取付の
場合

圧着工具型番

ZA3(0.25～6mm2 用)2) 日本ワイドミューラー製 絶縁カバー付スリーブ／
圧着工具

図 3.1d

電線公称
断面積

適 合

型番

電源
端子

出力
端子

0.5

H0.5/13,14

○

○

0.75

H0.75/13,14

○

○

1

H1.0/13,14

○

○

1～1.5

H1.5/14○○1.5～2.5

H2.5/15

○

○

2

（mm ）

垂直取付の
場合

スリーブ

圧着工具型番

PZ4(0.5～4mm2 用)

図 3.1e
絶縁スリーブ付
棒端子

電線

11

IM-F1039-J13

3.2 使用ケーブル
1） 電極信号用専用ケーブル（分離形のみ）
DS ケーブル：
2 心一括 2 重シールド
0.5mm2、ビニルシース
仕上がり外径：約 10ｍｍ2） 励磁電流用ケーブル（分離形のみ）
以下の仕様のケーブルをお客先にてご用意く
ださい。
3 心シールド付 0.75～2.5mm2
仕上がり外径：12mm 以下（CVVS 等を推奨します）

3） 電源ケーブル
以下の仕様のケーブルをお客先にてご用意く
ださい。
3 心 (電源 2 心＋アース 1 心)
0.5～2.5mm2、仕上がり外径：12mm 以下（CVV 等を推奨します）

4） 出力ケーブル
以下の仕様のケーブルをお客先にてご用意く
ださい。
・電流出力用
2 心 0.5～2.5mm2
仕上がり外径：12mm 以下（CVV 等を推奨します）
・パルス出力用
2 心シールド付 0.5～2.5mm2
仕上がり外径：12mm 以下（CVVS 等を推奨します）※ 電流およびパルス出力の両方を取り出す場
合には、シールド付の 4 心ケーブルを使用してください。

12

IM-F1039-J13

3.3 検出器－変換器間 電極信号用ケーブル長
電極信号用ケーブルの最大ケーブル長さは、組み合わせる検出器の種類、口径および流体導電率により異なります。
下表および図 3.3 のグラフを参照してください。

図 3.3 電極信号用ケーブル最大ケーブル長さ

13

IM-F1039-J13

3.4 配線接続口
1） 一体形A

配線接続口
電源ケーブル用B

A : 電源ケーブル
B : 出力信号ケーブル

結露防止プラグ
外さないでください。

配線接続口
出力信号ケーブル用

閉止プラグ
外さないでください。

図 3.42） 分離形A

B

C

D

A : 電源ケーブル
B : 出力信号ケーブル
C : 励磁電流用ケーブル
D : 電極信号用ケーブル

3.5 ハウジングカバーの開け方②③①

ハウジングカバー

図 3.5① ４本のプラスネジをドライバーで緩めてください。
② ハウジングカバーの左右横を持って上へ引き上げてください。
③ ハウジングカバーが外れます。（落下させないよう注意してください）

注意ハウジングカバーを閉じる際は、4 本のネジが片締めにならないよう上下左右対称にネジ締めしてください。片締めにしまたまま外で使用すると浸水や湿気による故障の原因となります。

14

IM-F1039-J13

3.6 電源子と出力端子の配置

記号

端子
A
A－
A
A＋
D

極性
＋
－
－
＋
＋

D－

－

L（L＋）
N（L－）
PE（FE）
D＋/S/B＋/B/B－

（＋）
（－）

Ip
Ia

Pp/Sp

Pw

内容
電流出力（外部電源供給）※2 線伝送方式と同じ電流出力
電流出力（内部電源供給）※一般的な電流出力① パルス出力｛積算：スケールド｝、②周波数パルス出力｛アンスケール
ド｝、③状態出力、④警報出力（オープンコレクタ）※設定変更により①~④を選択して使用可能。
（Fct C2.1.2 terminals D にて選択設定）
AC 電源／DC 電源（ ）は DC 電源の極性を示す
電源用アース、（ ）は DC 電源時のアースを示す
使用しません端子への配線接続方法

マイナス
ドライバー

配線端子

端子台の
ホール

コネクタ部
電線を挿入
してください導線挿入長さ
8mm

コネクタ
閉じている
状態

コネクタ
開いている
状態

電線
電源端子は電源端子カバー
カバーは下部を持ち上げると上部を支点に跳ね上がります。図 3.8 参照

図 3.6

①
②
③

マイナスドライバーを端子台の四角いホールに差し込んでください。コネクタ部が開きます。
（適合刃先寸法 幅：2mm 厚さ：0.5mm）
電線をコネクタ部に挿入してください。（導線挿入長さ：8mm）
マイナスドラーバーを引き戻すとスプリングの力でコネクタが閉じます。
電線が外れないことを確認してください。

15

IM-F1039-J13

3.7 励磁電流用／電極信号用ケーブルの結線

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

① 励磁電流出力（7 番）② 励磁電流出力（8 番）③ 励磁電流用ケーブルシールド線④ 電極信号入力グランド（内部シールド線）⑤ 電極信号入力（2 番）⑥ 電極信号入力（3 番）⑦ 電極信号用ケーブル・外部シールド線

3.8 電源の結線
電気ショックによる人身事故を起こさないため、決められた規則に従って接地工事を行ってください。

警告

配線前に次の事項を確認してください。
1）本器の定格電源電圧と接続しようとしている電源とが一致していることを確認してください。
2）電源は必ず計装用電源などを使用し、動力用電源と共用することは避けてください。
また、インバータなどを使用していて電源ラインへノイズが混入する恐れのある場合は、インバータ用ノイズフィ
ルター等を設置してノイズを除去してください。
3）電源電圧が規定範囲内にあることを確認してください。
電圧範囲はテクニカルガイダンスを参照してください。
規定範囲外の電圧を印加すると変換部に損傷を与えますので、注意

注意してください。
＜電源ケーブル配線接続口＞

注記

電源端子は電源端子カバー内にあります。
図 3.8 のようにカバーの下部を持ち上げると上部を支点に跳ね上がります。
強く引くとカバーが支点の根本から外れる場合がありますが、簡単に元にもどせます。
結線作業が完了した後は、電源端子用カバーを下げてもとの位置に戻してください。

＜電源端子配置＞

L

N

PE

図 3.8

●AC 電源形●DC 電源形

L

N

PE

L

N

FE

AC 電源

接地

DC 電源

接地

～

+

-

結線作業が完了した後は、電源端子用カバーを下げてもとの位置に戻してください。

16

IM-F1039-J13

3.9 出力の結線

警告

全ての配線作業は電源が投入されていない状態で行ってください。
銘板上に記載されている電源電圧値に注意してください。

1）ハウジングカバーを開けてください。
2）必要な本数のケーブルを配線接続口に通して、端子部に接続してください。
3）シールド線を接続してください。
4) ハウジングカバーを閉じてください。

＜出力信号端子配置＞

B- B

B+ S D- D

D+ A- A A+

3.9.1 電流出力の結線
1）通常の結線（内部電源使用）
端子 A＋／A に受信計器を接続してください。
DC4-20mA（または DC0-20mA）が出力されます。
電流出力は電源および他の出力とアイソレート
されています。

A+

A

A-

＋
受信計器

 許容負荷抵抗は 750Ωです。電流発信用の電源はA－内蔵されているので外部電源は不要です。
注意
A＋/ A 間に電圧を印加しないでください。
また、A＋/ A－に誤配線すると、『Error in device』のエラーが表示され、測定不能となりますので、注意してください。

2）外部電源を使用する場合の結線
2 線伝送器用受信計など伝送用電源を内蔵した受信計器を使用する場合は、A／A－端子間に接続
してください。

A+ 外部電源の電圧は DC32V 以下としてください。

受信計器

A

A-

－
A
＋
＋

－

外部電源（DC32V 以下）

17

IM-F1039-J13

3.9.2 パルス出力の結線
パルス出力はオープンコレクタ出力で、
端子 D／D－に出力されます。

D

D－

＋

－

 負荷定格内で使用してください。
 出力は電源および電流出力とアイソレートされています。

オープンコレクタ
入力形

カウンタ

負荷定格：DC32V 以下、20mA 以下（≦10kHz）
100mA 以下（≦10Hz）
ON 時残留電圧 1.5V 以下（回路電流 10mA 時）
OFF 時漏れ電流 0.5mA 以下（外部回路電圧 24V 時）

 電圧入力形の受信計器への接続
電圧入力形のパルスカウンタ等には直接接続できません。
この場合は、右図に示すように外部電源および外付け抵抗器を使用して電圧に変換して接続してください。

D

D－

R：抵抗器

R

※ 外付け抵抗器の値はカウンタの入力電圧範囲を考慮し、かつパルス出力端子の入力電流が 100mA 以下（≦10Hz）、
20mA 以下（≦10kHz）となるように決定してください。

＋ －＋外部電源：DC32V 以下
－

カウンタ

電圧入力形

3.9.3 状態出力の結線（パルス出力端子の設定変更により切り替えて使用）
状態出力はオープンコレクタ出力で、端子 D／D－に出力されます。
なお、端子 D／D－を標準設定がパルス出力なので必要に応じて状態出力へ設定変更後に使用してください。
D

D－

＋

－

 負荷定格内で使用してください。
 出力は電源および電流出力とアイソレートされています。

受信計器

オープンコレクタ
入力形

負荷定格：DC32V 以下、100mA 以下
ON 時残留電圧 1.5V 以下（回路電流 10mA 時）
OFF 時漏れ電流 0.5mA 以下（外部回路電圧 24V 時）

18

IM-F1039-J13

4. 各部の名称および機能
4.1 変換部表示パネル
表示器

表実器：
表示器の表示は各モードの状態を表示します。
表示モードは大きく分けて・測定モード・設定モードがあります。
測定モードは瞬時流量・積算流量・エラー表示
等 現在流量計が測定している各種測定値等を表示します。
設定モードは各種設定しようとするメニューや
ファンクション・データ内容等を表示します。
（設定変更時に使用）

図 4.1-1

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

ステータスメッセージがある場合表示されます。
青色バー表示 測定時は予め設定した Tag No を表示し、データ設定時は設定メニューの番号を表示します
キー操作を実行している時に表示されます。
１段目表示（流量表示）
２段目表示（バーグラフ表示）
操作キー（ハウジングカバーを開けてボタン操作します）
ホールセンサ（ハウジングカバーをしたままガラス蓋上から付属のマグネットペンにて操作します）

4.1.1 測定モード（流量測定時の表示例）
瞬時流量値・バーグラフ、積算流量値、状態及びエラー表示、トレンドグラフなどを切り替え表示することが可能です。
測定モードでの表示は以下のように 4 つの画面表示（4 ページ構成）になっており、▲▼の操作キーにて表示の切り替えが可能です。

+12.345

m3

0%

100

50

▼

Σ1：
Σ2：
▼
F
F
I

↑

↓

1 page
瞬時流量値
瞬時流量バーグラフh▲+12.345m3/h+123m30m3↑↓

2 page瞬時流量表示正方向積算表示
逆方向積算表示▲application Error
open Circuit A
power Fail

▼

↑

↓

3 page
状態及びエラー表示

4 pageトレンドグラフ-100 

測定モードの表示は標準で 1page が優先となっています。
よって 2page 等の表示をさせて 5 分間放置すると自動的に 1page の表示に戻ります。
優 先 表 示 の 変 更 は 設 定 Menu C6.2.3 Default
Disply ので行います。

▲+100 -

2 min▲ 1Page に戻る

注記

図 4.1-2

19

IM-F1039-J13

4.2 操作キーとホールセンサについて本器を操作する場合は表示パネルの操作キーを押す方法と付属のマグネットペンでタッチする 2 つの方法があります。
・操作キーを使用する場合は変換器のハウジングカバーを開けて操作キーボタンを押し（図 4.2-1）、・ホールセンサを使用する場合はハウジングカバーを外さずにマグネットペンでタッチします。（図 4.2-2）

マグネット
ペン

図 4.2-1

図 4.2-2

ホールセンサを使用する場合はガラス蓋の上から付属のマグネットペンを表示器の上下左右のにタッチして操作します。
左図の操作キー部にマグネットをタッチしても操作はできません。

操作キーを使用する場合はハウジングカバーを外し、キーボタンを押して操作します。

のボタンを押すとクリック感があります。

注記
初めてホールセンサを使用して操作される方またはタッチ操作に不慣れな方は、操作前に▲▼のホールセンサを実際にマグネットペンでタッチしてタッチの感覚になれることを推奨します。
以下の要領を参考に▲▼のホールセンサを実際にマグネットペンでタッチして表示を切り替えてください。
タッチするごとに 1Page 目と 2page 目が交互に表示されます。
マグネット
ペン

Σ1：
Σ2：

+12.345m3/h+123m30m3

図 4.2-3
2 page瞬時流量表示正方向積算表示
逆方向積算表示

1 page
瞬時流量値
瞬時流量バーグラフ

20

IM-F1039-J13

5. 運転
本計器は納入に先立ち、ご指定の仕様に基づいてデータ設定・調整がされていますが、特にご指定のない場合は標準設定値に設定されています。
必要に応じて設定データの変更を行ってください。

5.1 運転準備5.1.1 電源投入前の確認事項
取付けおよび配線が完了したら、電源投入・運転開始前に次の点を必ず確認してください。
1) 配線
 電源および出力端子の配線に誤りのないこと。
 ケーブルが確実に端子に接続されていること。
 接地が確実に行われていること。
2) 電源電圧 電源種類（AC or DC）が、機器仕様に合っていること。
 電圧値が使用範囲内であること。
3) 検出器の取付状態
 フランジボルトが確実に締めてあること。
 流れ方向と流れ方向表示が一致していること。
4) 使用流体 使用する流体の温度・圧力条件が適正であること。
使用可能な温度・圧力範囲は、機種・口径等により異なります。テクニカルガイダンス、納入仕様書等を参照してください。
注意
使用可能な圧力範囲や温度範囲を超えた流体を流すと、検出器に損傷を与えます。
テクニカルガイダンス、納入仕様書等を参照の上、規定の温度・圧力範囲を必ず守ってください。

5.1.2 検出器通液
検出器測定管内を満液状態にして、流体を静止させてください。この際、バルブにリークがなく、完全に流体が静止していることを確認してください。また、気泡が測定管内に残らないようにしてください。
注意
検出器測定管内が満液状態でないと、表示・出力が振りきれたり、ハンチングしたりします。
また、試運転等で、純水など導電率の低い液体を使用した場合には、検出器測定管内が満液状態であってもゼロ点が安定しません。

5.2 運転開始
5.2.1 通電
1) 変換器に通電してください。
内蔵マイクロプロセッサがイニシャルチェックした後、測定値表示となります。
流体静止でもゼロ調整前ですので表示がゼロにならないときがあります。
2) 通電後、約 15 分間ウォームアップしてください。
注意
電源投入時は供給電圧が安定していることを確認してから、変換器個々に電源を投入してください。
同一の電源に複数の機器が接続されている場合、複数の機器に同時に電源を投入すると電源電圧が起動時に変動して、変換器が正常に起動しない場合があります。
電源投入後に変換器が正常に動作しない場合（表示部消灯・表示変化なし・出力が適正でないなど）は、
電源を一度遮断し、約 1 分後に電源を再投入してください。

21

IM-F1039-J13

5.2.2 ゼロ調整設置後、運転前に一度、必ずゼロ点確認・調整を行ってください。
操作方法を下記に示しますが、以下の注記とアドバイスを予め確認してから行ってください。

注記
ゼロ点調整の際は測定管内が完全に液封状態であることを確認し、空気やガスが入らないよう注意してください。
実際に測定する液体を約２分循環し、その後ゼロ点調整を行うとより安定した理想的なゼロ点調整が行えます。
下右図で示すように流量計本体上下流に設置したバルブを使用して流れを完全に停止させてください。

注記
水平設置でのゼロ点調整は下流側バルブ２を閉めてから上流側バルブ 1 を閉めると確実に液封ができ、正確なゼロ点調整が可能になります。
また流量計上流側にポンプがある場合は必ず上流側のバルブ１を閉めてゼロ点調整を行ってください。

流れ方向

バルブ 1
（上流側）

バルブ 2
（下流側）

図 5.2-1

ゼロ調整 操作手順
表示内容例

キー操作方法（ホールセンサー使用の場合はタッチ）

流量測定モード例）1.234 m3/h 等□
keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）> キーを押す（3～4 秒間押し続ける。）
release key now が表示されたら指をはなしてください。

A> キーから指をはなす

C▼キーを 2 回押して setup を選択する--> quick setup
test
test
> setupservicesetup--> process input
I/O
process input--> calibration
filterC1> キーを押して process input の項目に入る

C1.1> キーを押して calibration の項目に入る

calibration
C1.1.1--> zero calibration＋0.000XX m/ssize> キーを押して zero calibration に入る

22

IM-F1039-J13

calibration

C1.1.1> キーを押して calibrate zero?に入る
break が選択表示されている

C1.1.1▼キーを押して automatic を選択して キーを押す

calibrate zero?
breakcalibration
calibrate zero ?
automatic

校正中の残り時間が表示（35 秒からカウントダウン）される
please wait
xxx.x s（残り時間）

calibration
C1.1.1
0.00zzz◎
zero calibration
0.00yyy m/s-1.00000…+1.00000 [ ]calibration
C1.1.1--> zero calibration＋0.000XX m/s
size
process input
C1.1--> calibration
filter

上段に社内校正時データ（0.00zzz）が表示される
中段に今回のゼロ点校正結果（0.00yyy m/s ）が表示される
下段に変更可能範囲が表示される

setup--> process input
I/O

C1

 キーを押すC

 キーを押す キーを押す キーを押すtest> setupservice--> Save configuration?
Yes キーを押す
Save configuration？と表示される
更新する場合は、Yes で  キーを押す。
更新しない場合は、▼キーを押して No にして  キーを押す。
 キーを押した後、測定モード表示画面（page.1）に戻る

以上でゼロ点調整は終了です。流量表示がゼロになり安定していることを確認してください。
ゼロ調整は一度行えば、電源を投入するたびに行う必要はありません。（ゼロ調整時の内部補正データを FRAM に保持しています。）

23

IM-F1039-J13

5.2.3 積算表示のリセット
積算表示を使用する場合は、運転前に積算値のリセット操作を行ってください。
次の操作で正方向、逆方向および正逆差流流量積算値がリセットされます。
積算表示リセット 操作手順
例：積算カウンター（counter1：Σ1）のリセット
表示内容

キー操作方法（ホールセンサー使用の場合はタッチ）

流量測定モード 例）+1.234 m3/h
Σ1:＋123456789 m3
Σ2:＋123456789m3□
keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）
A

左記は測定モードの２ページ目> キーを押す（3～4 秒間押し続ける。）
release key now が表示されたら指をはなしてください。

> キーから指をはなす--> quick setup
test

>

>

>

>

quick setup--language
English
RS485/Modbus
quick setup
RS485/Modbus
reset
analog outputs
reset--reset errors
counter 1
reset
reset errors
counter 1
counter 2
reset
Reset counter ?
no
reset

Reset counter ?
yes
reset
reset errors> counter 1
counter 2
quick setup
RS485/Modbus> resetanalog outputs--> quick setup
test
流量測定モード

A1> キーを押す

A4▼キーを 2 回押して reset を表示選択する

A4.1> キーを押す

A4.2▼キーを押して counter 1（Σ1）を表示※counter 2（Σ2）のリセットを行う場合は▼キーを押す

A4.2> キーを押して reset

A4.2▼キーを押して yes を選択する

A4.2

 キーを押すA4

 キーを押すA

 キーを押す例）+1.234 m3/h
Σ1:
＋0 m3
Σ2:＋123456789m3

counter ?

no を表示 キーを押す
表示画面となり、 counter 1（1）はリセットされます（左記は測定モード２ページ目の表示例）※counter 2（Σ2）のリセットも同様に可能です。

24

IM-F1039-J13

5.2.4 通液運転
1) 流体を流し、運転を開始してください。
2) 瞬時流量表示が、正方向の流れで“－”が表示された場合には流れ方向が逆になっています。検出器の取付方向（流れ方向マークと流れ方向が一致しているか）を確認してください。
流量レンジ、表示内容の変更などを行う場合は、次章を参照して設定データの変更を行ってください。

5.2.5 流れ方向の変更
特にご指定のない限り、流れ方向は変換部の配線接続口側から見て左から右方向となるように設定してあります。
(流れ方向が逆の場合瞬時流量表示はマイナス又はゼロを表示します
出荷時は、検出器の「⇒」シールの方向に流れる場合を＋表示となるよう設定しております。何らかの理由で逆向きに取り付けた場合は、－表示になりますので、下表のパラメータを変更して、流れ方向を反転させてください。
名称

列挙型／選択範囲

flow
direction

normal direction,

Fct.No備考

C1.2.2reverse direction

現状が normal に設定されている場合は reverse へ、reverse の場合は normal に切り替えてください。
標準の設定
normal direction

流量は＋表示

流れ方向

標準の設定 normal direction だと流量は－表示になる
reverse direction に設定変更すると＋表示になる

流れ方向

図 5.2-5
流れ方向変更の設定操作手順
表示内容例

キー操作方法（ホールセンサー使用の場合はタッチ）

流量測定モード例）1.234 m3/h 等□
keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）> キーを押す（3～4 秒間押し続ける。）
release key now が表示されたら指をはなしてください。

A> キーから指をはなす

C▼キーを 2 回押して setup を選択する--> quick setup
test
test
> setupservicesetup--> process input
I/O
process input--> calibration
filter

C1

C1.1> キーを押して process input の項目に入る> キーを押して calibration の項目に入る

25

IM-F1039-J13

process input
calibration> filterempty pipe detect

C1.2▼キーを押して filter を選択する

filter
C1.2.1--> limitation－12.00…+12.00 m/s
flow direction
filter
C1.2.2
limitation> flow direction
nominal direction
time constantfilter
C1.2.2
nominal direction◎
flow direction
nominal direction> キーを押して limitation に入る

filter
C1.2.2
nominal direction◎
flow direction
reverse direction▼キーを押して flow direction を選択する> キーを押して flow direction に入る
nominal direction が選択表示されている▼キーを押して reverse direction を選択する

filter
C1.2.2
limitation> flow direction
reverse direction
time constantprocess input
C1.2
calibration> filterempty pipe detect キーを押すsetup--> process input
I/O

C1

 キーを押すC

 キーを押す キーを押すtest> setupservice--> Save configuration?
Yes キーを押す
Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  キーを押す。
更新しない場合は、▼キーを押して No にして  キーを押す。
 キーを押した後、測定モード表示画面（page.1）に戻る

26

IM-F1039-J13

6. データ設定
6.1 設定の概要
電磁流量計は測定を行う測定モードと各種設定を行う際の設定モードの二つのモードがあります。
1)測定モード
常時流量を測定している時のモードです。電源を入れて何も操作しなければ常に測定モードが表示されます。

+12.345

m3

0%

100

50

現在流量計が測定している各種測定値等を表示します。
測定モードでの表示は 4 つの表示 Page があり▲▼の操作キーボタンを押すことで表示の切り替えが可能です。
項目 4.1.1 測定モード（流量測定時の表示例）を参照してください。

h2)設定モード
流量レンジ、表示機能、電流・パルス出力、テスト機能など各種機能を変更・操作する時のモードです。

>, , ▼,▲の操作キーボタンを押すことによりデータ設定操作を行うことができます。
表示の例は A：quick setup 設定メニュー表示
最上段に現在のメニューの記号や番号が表示される。
中段 > 記号太文字部分には現在の設定メニュー内容が表示される。
下段には次のメニューが仮表示される。

A--> quick setup
Test

設定モードは大きく A,B,C の 3 個のメインメニュー（A：quick Setup、B：test、C：set up）があり、各メインメニューにはそれぞれサブメニューやファンクションメニューに枝分かれし、各データ・操作メニューを持っています。
設定モードの途中で 5 分間何もせず放置すると直前の変更内容は更新されないまま自動的に測定モードに復帰します。
 データ設定フロー 図 1

メインメニュー

>A
quick Setup▼▲

A1 language↓↑（▼▲）
A7 process input


>

B
test

▲

C
setup

>



>

A2.1 Tag↓↑（▼▲）
A7.6 flow direction
B1 simuration↓↑（▼▲）
B3 Information▼

サブメニュー２

サブメニュー１

>

>

>

各データ

＊＊＊＊＊

（各データ）



B1.1 volume flow↓↑（▼▲）
B3.4 electronic serial
C1 process Input↓↑（▼▲）
C6 device

各データ又はファンクション
メニュー

>

＊＊＊＊＊

（各データ）

C1.1 calibration↓↑（▼▲）
C6.8 quick Set-up

>C1.1.1 zero calibration↓↑（▼▲）
A6.8.3 process input＊＊＊＊＊（各データ）

※メインメニューには D：service メニューもありますがメーカー設定用メニューのためお客様は使用できません。

27

IM-F1039-J13

6.1.1 設定キーの説明
本計器の流量レンジ、表示機能、出力仕様などのデータ設定は、プッシュキー（行います。操作キーの種類は下表となります。

キーのマーク
と名称

測定モード

▲, ▼

1～4page の測定モード

上下キー

表示を切り替える。

メインメニュー
各メニューを選択
する





設定モード
サブ・ファンクション
メニュー
各サブ・ファンクショ
ンメニューを選択する

瞬時流量値・瞬時流量バーグラフ、正方向・逆方向の積算流量値、エラー
表示、流量トレンドグラ
フなどを表示することが

>
移動キー



可能です。
2.5 秒以上長押しすると設定モードに入る

）を操作することによりデータ
反転アクティブ表示になったデータ内容
や数値を選択・変更する。
・数値の変更・単位の変更・機能内容の変更
・小数点の移動サブ・ファンクション
メニューへ移動する

データに移動する

変更する数値桁へ移動する。

測定モードに戻る

サブ・メインメニューに戻る

データ内容（数値や機能内容）の確定

エンター
キー

注記
設定モードの途中で 5 分間操作をせず放置すると直前の変更内容は更新されないまま自動的に測定モードに復帰します。

28

IM-F1039-J13

6.1.2 設定変更の解説
本器の流量レンジ、表示機能、出力パルスレートなどの出力仕様、各機能などのデータ設定はすべて表示パネルの操作キー又はホールセンサーの操作により行います。
各設定データを変更する際の手順は下記となり、次項より各手順の詳細を示します。
 始めに＞キーを押して測定モードから設定モードに入り、▼▲キーを押して目的のメニューに移動して設定されているデータを表示させる（右横への移動は＞キー、上下縦の移動は▼▲キー、戻る場合はキーを押す） ▼▲キーを押して目的の設定データを変更する。（データ数値の桁移動は＞キーを押す） キーを押し設定変更したデータを有効にして測定モードに戻る（最終確認画面：Saveconfigration ? Yes が表示される）

注記

データ設定フロー図 2+12.345

m3

0%

100

50

＞キーは release key now が表示後も 3 秒以上長押しすると測定モードに戻ってしまいます。
release key now が表示されたら速やかに手をはなしてください。

h＞キーを約 3 秒間長押し Keep Key pressed と約 3 秒間のカウントダウン表示が開始されその後 release key now が表示されたらキーから手をはなす。
設定モードの A Quick Setup の画面に移動する。

測定モード

>
設定モー

>

メインメニュー



▼

▲

>
サブメニュー1▼▲>
ファンクション
メニュー及びデータ

サブメニュー2



▼

▲



▼

▲

Save configuration?
Yes



A

quick setup



B

test

C

setup



A 1 Language
A 2 HARTA 3 RS485/Modbus
A 4 reset
A 5 analog outputs
A 6 digital outputs
A 7 process inputs
B 1 simulation
B 2 actual values
B 3 information
C 1 process input

C2I/O

C 3 I/O counterC 4 HART

C6 device29

1.1 calibration
1.2 filter
1.3 empty pipe det
1.4 information
1.5 simulation
2.1 hardware
2.2 current out A
2.3 pulse output D
2.3 frequencyout D
2.3 status output D
2.3 limit switch D
3.1 counter 1
3.2 counter 2
4.1 HART
4.2 adress
4.3 message
4.4 description
4.5 HART units
6.1 device info
6.2 display
6.3 1.meas.page
6.4 2.meas.page
6.5 graphic page
6.6 special function
6.7 unit
6.8 quick setup

IM-F1039-J13

6.1.3 設定モード メインメニューの解説
設定モードは大きく A,B,C 3 個のメインメニュー（A：quick setup、B：test、C：setup）があります。
メインメニューの主な機能・役割は以下のとおりです。
メインメニュー
A quick setup

B testC setup

主な機能・役割
・流量積算値のリセット
・電流出力・パルス出力のローカットオフや時定数の変更等 比較的簡単な設定変更を行う場合に使用・流量計の各種出力（電流・パルス・状態出力等）とお客様受信側計器等との信号取り合い確認（ループチェック）時に使用。
・ゼロ点調整の実施
・流量計の各種出力（電流・パルス・状態出力等）の詳細設定。
・表示の各詳細設定

C Setup データ設定メニューの構成
C Setup データ設定項目は次のような階層メニューで構成されています。
サブメニュー１

C1 process Input

サブメニュー２

ファンクション
メニュー

各データ

C1.1 calibration↓↑（▼▲）
C1.5 simulation

C1.1.1 zero calibration↓↑（▼▲）
C1.5.1 volume flow＊＊＊＊＊

C2.1 hardware↓↑（▼▲）
C2.3pulse output D

C2.1.1 terminals A↓↑（▼▲）
C2.3.9 simulation＊＊＊＊＊

C3.1 counter 1↓↑（▼▲）
C3.2 counter 2

C3.1.1 funct.of counter↓↑（▼▲）
C3.2.7 Information＊＊＊＊＊（各データ）（▼▲）
C2 I/O（各データ）（▼▲）
C3 I/O counter（各データ）（▼▲）
C4 HART

C4.1 HART↓↑（▼▲）
C4.5 HART units＊＊＊＊＊（各データ）（▼▲）
C6

deviceC6.1 device info↓↑（▼▲）
C6.8 quick setup

C6.1.1 Tag↓↑（▼▲）
C6.8.3 process input＊＊＊＊＊（各データ）

C Setup メニューの解説
C Setup メニューは 5 個のサブメニュー1（C1～C6）があります。
各サブメニュー1 の主な機能・役割は以下のとおりです。
サブメニュー１
主な機能・役割・流量ゼロ点調整の実施
C1 process Input
・流れ方向の設定
・検出部データ情報等
・流量計の各種出力（電流・パルス）の詳細設定。
C2 I/O・レンジ、パルスレートの設定
・ローカットオフや時定数の設定等
・流量積算表示の各種設定
C3 I/O Counter・ローカットオフや時定数の設定等
C4 I/O Hart
・Hart 通信の設定(準備中)
・表示の各種詳細設定 瞬時流量・密度・温度表示の単位や小数点設定。
C6 device
・計器のデバイス情報表示 ソフトバージョン等

30

IM-F1039-J13

6.1.4 設定データの変更方法とキー操作の例>キーから指を離すと設定モードのメインメニュー
A quick setup が表示される。

>キーを 2.5 秒間長押しはじめに keep key pressed が表示されrelease key now が表示される。

測定モード

□

+12.345

m3

0%

100

50

A

--> quick setup
test

keep key pressed
XXX.X sh1）メインメニューからサブメニュー１に移動する例）Ａquick setup と A1 language に移動する場合
サブメニュー１

メインメニュー

>A--> quick setup
test

quick set up--> language
EnglishA1

RS485/Modbus

2) サブメニュー1 からサブメニュー2 へ更にファンクションメニューへ移動する例）C1 Setup から C1.1 Zero and Offset へ更に C1.1.1 Zero calibration を移動切り換えする場合
サブメニュー2

サブメニュー１
setup--> process input
I/O

C1

>

process input--> calibration
filterC1.1



ファンクションメニュー>

calibration
C1.1.1--> zero calibration+X.XXXXX m/s
size3) ファンクションメニューから設定データへ移動する例）1.1.1 Zero calibration を移動切り換えする場合
calibration
C1.1.1--> zero calibration+X.XXXXX m/s
size>

calibration
calibrate
break

C1.1.1zero?



注記
設定モードにてデータ設定を行っている途中で、何もキイ操作をしない状態が 3 分間以上続くと、自動的に測定モードに戻ります。この場合、それまでに行ったデータの変更はすべて無効になりますので注意してください。

31

IM-F1039-J13

6.1.5 設定データの登録（更新）方法
 キーをタッチするたびに設定データの表示からファンクションメニュー、サブメニューメニュー2、サブメニュー1、
メインメニューと表示が戻り測定モードに戻る段階で、Save configuration? Yes と表示されます。
そのまま キーをタッチすると、変更データが更新（登録）され、測定モードに戻ります。
注記

複数の個別データを変更する場合は、その都度登録操作を行わなくても、該当パラメータを全て変更した後に、登録操作を行えば一度に更新されます。

また、更新（登録）させたくない場合は、▲キーを押して Save configuration? No に切り替えて キーを押すと、変更前のデータで測定モードに戻ります。
注記

変更操作が分からなくなった場合は、Save configuration? No
り、再び、設定モードに入ってください。

で一度、測定モードに戻

更に、もう一度、パラメータ変更に戻りたい場合は、▼キーをタッチして Save configuration? back に切り替えて キーをタッチすると、ひとつ前のメニューに戻ります。

32

IM-F1039-J13

6.2 設定項目一覧
Fct.

テキスト表示Aqu ic ksetup

クイック
セットアップA1

language

言語

A2

HART

ハート

A2.1 Tag
A3

RS485/Modobus

A 3.1 Tag

テキスト内容タグ

001...247

A4

rese t

リセット

A 4.1

reset
errors

エラーリセットA 4.2 counter 1

カウンタ 1 リセット

A 4.3 counter 2

カウンタ 2 リセット

time
constant
low flow
A 5.3
cutoffdigitalA6
outputsmax
A 6.1.pulse rate
pulse
value
A 6.2
unit
value p.
A 6.3
pulse
proc
ess
A7
in putdeviceA 7.1
serial no.
zero
A 7.2
calibration
A 5.2

Deutsch Francais Portugues Nederlands
Svenca Espanol から選択

テキスト入力(最大 8文字)

テキスト入力(最大 16文字)

アドレス

A 5.1 range

EnglishItalianoタグ

slaveaddress

analogoutputs

EnglishRS4 85Modobu s

A 3.2

A5

詳細

reset?
yesno↑reset counter?
yesno↑reset counter?
yes
no
↑

アナログ出力フルスケール+0.00...XX.XX(m3/h)

4桁までの数値入力が可能
単位はC1.1.4の測定値とC6.7.1又はC6.7.2の単位選択による

出力時定数

4 (s)

0.1…100.0秒まで設定可能

ローフロー
カットオフ

00.0 ±00.0(%)

0.0…20.0%（A5.1で設定したフルスケール値に対して設定可能）

1000 (Hz)1...10000Hzまで設定可能

デジタル出力最大
パルスレート
パルス出力
単位選択
パルスレート
プロセス
インプット
デバイス
シリアルナンバー
ゼロ点調整

L
1

(L)

L
hl
m3
in3
gal
IG
free unit ml
6桁までの数値入力が可能
単位はA 5.1 測定値（出力）選択による

3

yd
ｃｆ
から選択

SXXXXXXXX+X.XXXXX (m/s)

33

IM-F1039-J13

Fct.

テキスト表示 テキスト内容

B1

simulation

模擬出力機能B 1.1

volume flow

体積流量

B 1.2

current
output A

電流出力

B 1.3

pulse
output D

パルス出力

B 1.(3)statusoutput D

状態出力

B 1.(3)limit
switch D

警報出力

B 1.(3)frequency
output D

周波数出力

B2
B 2.1
B 2.2
B 2.3
B 2.4
B3
B 3.1
B 3.2
B 3.3
B 3.4

詳細

sim.volume flow
set value

break
↑
↲
数値入力
start simulation?
↲no ↑yessimulation A
break↑
00.0…22.00
set value↲
数値入力
start simulation?
(mA)↲
no ↑yessimulation D
break↑
00001…10000
set no. of pulses return 数値入力
return start simulation?
no ↑yessimulation D
break↑
returnset value
on / off start simulation?
no ↑yessimulation D
break↑
returnset value
on / off start simulation?
no ↑yessimulation D
break↑
return 数値入力
00001.0…10000.0 (Hz)set value
return start simulation?
no ↑yes

actualvaluesoperatinghours
act.flowspeedelectr.
temperatureact.coil
resistance

稼動時間

XXXXXX h

表示データ（変更不可）

流速±X.XXX m/s

表示データ（変更不可）

変換基板の温度 ±XXX.X ℃

表示データ（変更不可）

励磁コイル
抵抗値

please wait（再計算）による表示データ

information

基板情報

実測値

XXX.X Ohm

I/O基板の組合せ
CGXXXXXXXX
照合番号.
Electronic
変換基板のXXXXXXXXXX
Revision ER 改訂履歴
deviceデバイス
XXXXXX
serial no.
シリアルNO.
electronic
変換基板
XXXXXXXXXX
serial no.
シリアルNO.
C number

注記表示データ（変更不可）
表示データ（変更不可）
表示データ（変更不可）
表示データ（変更不可）

Fct の番号が（ ）の部分は設定の内容により異なります。
例 B1.3 の内容は C2.1.2 terminals D の設定内容に依存します。

34

IM-F1039-J13

Fct.

テ キスト表示テ キス ト内容

詳細C

set up

セッ トア ッ プ

C1

Process
input

プロセス インプッ ト

C 1.1

Calibration

校正C 1.1.1

zero
calibration

ゼロ点調整

C 1.1.2

size

口径

XXXX.X mm（ inch）

口径 2.5 …3000 ｍｍ 〔0.1 - 120 inch〕まで選択可能

C 1.1.3

GKL

検出器定数

XX.XXXX

0.5…20までの値で設定可能

C 1.1.4

measurement

測定値（出力）選択

volume flow

MASSFLOWのいずれかを選択可能

C 1.1.5

range

流量レンジ

+ 0 . 0 0 …＋XXX. X
m3/h

流量単位は設定により異なる

C 1.1.7

targetconduct.

導電率校正値

XXX.XX μS/cm

1.000 …9999まで設定可能

calibrate EF?
break

↑

calibrate zero?
breakmamualreturn↑standard
return

数値入力
数値入力-1.00000 …+1.00000 m/s

mamualreturnstandard
returnautomatic
returnplease wait（再計算）±X.XXXXX m/s

automatic
returnplease wait（再計算）
XX.XXmm

EF electr.
factor

導電率係数の設定/校正C 1.1.9field
frequency

励磁周波数の分周比

X/X*line frequency

電源周波数（50 ／ 60Hz）に対する1/2 ／ 1/4 ／ 1/6 ／ 1/8 ／1/12 ／ 1/18 ／ 1/36 ／ 1/50の分周比が選択可能

C 1.1.10

select settling

励磁電流の分配時間選択standard

standard ／mamualのいずれかを選択可能

C 1.1.12

line
frequency

電源周波数

50Hz

電源周波数の50Hz ／ 60Hzのいずれかを選択可能

C 1.1.13

act.coil
resistance

コイル抵抗の実測値

XXX.X Ohm

please wait（再計算）による表示データ

C 1.2

filter

電極信号用
フィルター

C 1.2.1

limitation

電極信号用フィルターにおける適用
流速範囲-XX.XX…+XX.XX
m/s

C 1.2.2

flow direction

流れ方向

normal direction

normal direction(正方向） ／ reverse direction（逆方向）のいずれかを選択可能

C 1.2.3

time constant

出力時定数

XXX.X s0.0…100.0secまで設定可能（表示、アナログ出力、パルス（周波数）出力に有効）

C 1.2.4

pulse filter

低周波
ノイズフィルター

off

低周波
ノイズフィルターに適用する応答性遅延時間

XX.XX soff（無効） ／ on（有効）のいずれかを選択可能
固形物、気泡等による低周波ノイズ成分の影響を抑える機能
Fct. C 1.2.4 pulse filter がonに設定された時に有効
XX.XX s （00.01 s ≦ 遅延時間 ≦ 10.00 s）
固形物、気泡等による低周波ノイズ成分の影響を抑えるための応答性遅延時間

C 1.1.8

C 1.2.(5) pulse width

数値入力
数値入力
00.10…30.00 mm

C 1.2.(6)pulse
limitation

低周波
ノイズフィルターに適用する
流速の変化量X.XXX m/s

C 1.2.7

low flow
cutoff

ローフロー
カットオフ

X.XXX ±X.XXX
m/sec

流量測定の安定化を図る機能-XXX.X m/s （ 1st value） …+XXX.X m/s （ 2nd value) (1st value < 2nd value)
設定レンジ 1st value: - 100.0 m/s ≦ 流速 ≦ - 0.001 m/s
2nd value: + 0.001 m/s ≦ 流速 ≦+ 100.0 m/s

Fct. C 1.2.4 pulse filter がonに設定された時に有効
X.XXX m/s (0.010 ｍ/s ≦ 流速 ≦ 100.0 m/s）
固形物、気泡等による低周波ノイズ成分の影響を抑えるための流速の変化量

0.000…10.00m/secまで設定可能

35

IM-F1039-J13

C 1.3self test

自己診断機能• OFF ：無し
• empty pipe [I] ：空検知機能が有効となり、液晶表示部に I empty pipe と表示される。
空検知時は出力がゼロにホールドする。状態出力による空検知判別は、
empty pipeに設定時のみ有効。
• empty pipe [S] ：空検知機能が有効となり、液晶表示部に S empty pipe と表示される。
空検知時は出力がゼロにホールドする。状態出力による空検知判別は、
empty pipeもしくはout of specificationに設定時のみ有効。
• empty pipe [F] ：空検知機能が有効となり、液晶表示部に F empty pipe と表示される。
空検知時は出力がゼロにホールドする。状態出力による空検知判別は、
empty pipeもしくはApplication errorに設定時のみ有効。
Fct. C 1.3.1 empty pipe [I] [S] [F] が設定された時に有効
XX.XX µS/cm （0.000 µS/cm ≦ 導電率 ≦ 9999 µS/cm）
上記にて設定された導電率以下の値を検知した時に、空検知機能が作動する。

C 1.3.1

empty pipe
detect

空検知機能

empty pipe [I]C 1.3.(2)limit
empty pipe

空検知機能の液体導電率
適用範囲

XX.XX μS/cm

C 1.3.(3)act.
conductivty

導電率表示XX.XX μS/cm

導電率測定機能が有効時のみ（C 1.3.1の設定がOFF以外）

C 1.3.(4) time constant

出力時定数

XXX.X s0.1…100.0 secまで設定可能
標準設定：4 sec

C 1.4

information

センサ情報

C 1.4.1

liner

ライニング材質

PP

ET/PFA ／ PE ／ ET/EP ／ ET/KA ／ PP ／ET/VI / LIN / FEP / PUI / XX等から選択

C 1.4.2

electr.
material

電極材質

HC22

ZR / V4A/WC / PT/IR / NI/WC / PT/AL / PT/CA/T /TA/WC / TA/AL等から選択.

C 1.4.3

calibration
date

校正日

2XXX-XX-XX

表示データ（変更不可）

C 1.4.4

serial no.
sensorセンサシリアルNO.

SXXX…….

表示データ（変更不可）

C 1.4.5

V no.
sensor

センサVコード

表示データ（変更不可）

C 1.4.6

sensorelectir.info

センサ用
エレクトロニクス情報

表示データ（変更不可）

C 1.5

simulation

模擬出力機能C 1.5.1

volume flow

体積流量

sim.volume flow
set value↑
returnreturnbreak
数値入力
start simulation?

no

yes

↑

C2

I/ O

入出力

C 2.1

hardware

ターミ ナルアサイン（ 割り 当て）C 2.1.1

terminals A

ターミナルAcurrent output

current output（電流出力：標準） / off のいずれかを選択

C 2.1.2

terminals D

ターミナルDpulse output

pulse output（パルス出力：標準） / frequency output（周波数出力）/
status output / limit switch / off のいずれかを選択

C 2.2

current
output A

電流出力
出力レンジ

04.0…20.0 mA

拡張出力レンジ

03.8…20.5 mA

エラー時出力21.5 mA

XX.X … XX.X mA（0.0 mA ≦ 電流値 ≦ 20.0 mA）
標準設定：04.0…20.0 mA
XX.X … XX.X mA（3.5 mA ≦ 電流値 ≦ 21.5 mA）
標準設定：03.8…20.5 mA
XX.X mA（3.0 mA ≦ 電流値 ≦ 22.0 mA）
標準設定：21.5 mA• error in device（変換器故障によるエラ－：標準設定）• Application error（測定条件の改善要求および検出器故障によるエラ－）• out of specification（測定できない状況および検出器故障によるエラー）のいずれかを選択可能• positive polarity（正方向：）• negative polarity（逆方向）• both polarities（両方向）• absolute value（絶対値出力）のいずれかを選択可能
0.0…20.0%（フルスケール値に対して）まで設定可能
標準設定：1.5±0.5%（フルスケール値に対して）
0.1…100.0 secまで設定可能
標準設定：4 sec

C 2.2.1
C 2.2.2
C 2.2.3

range
0% … 100%extended
range
error
current

C 2.2.4

error
condition

エラー識別条件

error in device

C 2.2.5

polarity

流れ方向選択positive polarity

C 2.2.6

low flow
cutoff

ローフロー
カットオフ

01.5 ±00.5 %C 2.2.7

time constant

出力時定数004.0 sC 2.2.8

information

変換基板情報C 2.2.9
C 2.2.10
C 2.2.11

simulation
4mA
trimming
20 mA
trimmng

表示データ（変更不可）
simulation A
set value↑
returnreturn4mAの出力調整

数値入力

3.6000…5.5000 mA

20mAの出力調整

数値入力18.500…21.500 mA

模擬電流
出力機能

36

break
数値入力 00.0…22.00
start simulation?

no

↑

yes

IM-F1039-J13

C 2.3

pulse
output D

パルス出力

C 2.3.1

pulse shape

パルスタイプsymmetric• symmetric（デューティ比 1：1）
• automatic（自動：フルスケール周波数におけるデューティ比 １：１となるパルス幅に固定）• fixed（パルス幅の任意設定）のいずれかを選択可能

C 2.3.2

pulse width

パルス幅

数値入力

0000.05…500.00 msec （ C 2.3.1 pulse shapeがfixedに設定された時に有効）

C 2.3.3

max.
pulse rate

最大出力周波数

1 0 0 0 . 0 Hz

00000.0…10000.0 Hz

パルス出力単位（体積）Ｌ

体積選択 L / m 3 / in 3 / ft3 / yd3 / gal / lG / free unit / ml

C 2.3.4

pulse
value unit

パルス出力単位
（質量）

(kg)

質量選択

C 2.1.2 terminals Dがpulse outputに設定された時に有効kg / t / oz / lb / ST / LT / free unit / mg / g(Fct. C 1.1.4 mass flowに設定された時に有効)

C 2.3.5value
p. pulse

パルスレート1.00000 L

XXX.XXX 6桁までの数値設定が可能。
単位はC 2.3.5のパルス出力単位選択による。

C 2.3.6

polarity

流れ方向
出力機能

positive polarity

positive polarity (正方向）both polarit

negative polarity （逆方向）absolute value （絶対値出力） のいずれかを選択可能

C 2.3.7

invert signal

ステータス反転off• off （ノルマルオープン）• on （ノルマルクローズ） のいずれかを選択可能

C 2.3.8

information

変換基板情報simulation D
set no. of pulses↑
returnreturnC 2.3.9

simulation

模擬パルス
出力機能

表示データ（変更不可）
break
start simulation?

数値入力 00001…10000
no

↑

yes

C 2.(3)frequency
out D

周波数出力

C 2.3.1

pulse shape

パルスタイプsymmetric• symmetric（デューティ比 1：1）
• automatic（自動：フルスケール周波数におけるデューティ比 １：１となるパルス幅に固定）• fixed（パルス幅の任意設定）のいずれかを選択可能

C 2.3.2

pulse width

パルス幅

数値入力

0000.05…500.00 msec （ C 2.3.1 pulse shapeがfixedに設定された時に有効）

C 2.3.3

100%
pulse rate

最大出力周波数

1 0 0 0 . 0 Hz

00000.0…10000.0 Hz

C 2.3.4

polarity

流れ方向
出力機能

positive polarity

positive polarity (正方向）both polarity (両方向）C 2.3.5

low flow
cutoff

ローフロー
カットオフ

01.5 ±00.5 %C 2.2.6と連動

C 2.3.6

time constant

出力時定数004.0 sC 2.2.7と連動

C 2.3.7

invert signal

ステータス反転off• off （ノルマルオープン）

C 2.3.8

information

変換基板情報simulation D
set value↑
returnreturnC 2.3.9

simulation

模擬周波数
出力機能

C 2.(3)statusoutput D

状態出力

C 2.1.2 terminals Dがfrequency output に設定された時に有効

negative polarity （逆方向）absolute value （絶対値出力） のいずれかを選択可能• on （ノルマルクローズ） のいずれかを選択可能

表示データ（変更不可）
break
数値入力 00001.0…10000.0
start simulation?

no

↑

yes

C 2.1.2 terminals Dがstatus outputに設定された時に有効• error in device(変換器の基板故障）• application error（測定出来る条件を満たしていない、または、検出器の故障）

C 2.3.1mode

出力機能の割付け

error in device• out of specification（測定出来ない状況に陥っているか、または、検出器の故障）• polarity flow（流れ方向判別） • over range flow • counter 1/2 preset• output A • off（無し） • empty pipe のいずれかを選択可能

C 2.3.2

invert signal

ステータス反転C 2.3.3

information

変換基板情報C 2.3.4

simulation

模擬状態出力機能

C 2.(3)limit
switch C

警報出力

C 2.3.1

threshold

体積流量の閾値

C 2.3.2off• off （ノルマルオープン）• on （ノルマルクローズ） のいずれかを選択可能

表示データ（変更不可）
simulation D
set value↑
returnon / off

break
start simulation?

no

流量警報出力の値を設定 値を設定

polarity

流れ方向
出力機能

positive polarity

positive polarity (正方向）both polarity (両方向）C 2.3.3

time constant

出力時定数

XXX.X sC 2.2.7と連動

C 2.3.4

invert signal

ステータス反転off• off （ノルマルオープン）

C 2.3.5

information

変換基板情報simulation D
set value↑
returnon / off

simulation

模擬警報
出力機能

yes

C 2.1.2 terminals Dがlimit switchに設定された時に有効+ XXX. X±X. XXX
m3/h

C 2.3.6↑

negative polarity （逆方向）absolute value （絶対値出力） のいずれかを選択可能• on （ノルマルクローズ） のいずれかを選択可能

表示データ（変更不可）
break
start simulation?

37

no

↑

yes

IM-F1039-J13

C 3.1counter 1

カウンター１

C 3.1.1

funct.
of counter

積算カウンタ機能+ counter+ counter（正方向積算）- counter（逆方向積算）
sum counter（正逆差流量積算）
off（無し） のいずれかを選択可能

C 3.1.2

preset value

積算プリセット値
設定

数値入力+/-0.00000….999999

L換算（ kg換算）でMax.+/-1.00000+15

C 3.1.3

reset counter

積算カウンタのリセット

no• yes （有効）• on （無効） のいずれかを選択可能

C 3.1.4

set counter

プリセット値設定

set value
set value↑
returnreturnC 3.1.5stop counter

カウンタのストップno• yes （有効）• on （無効） のいずれかを選択可能

C 3.1.6

start counter

カウンタのスタートno• yes （有効）• on （無効） のいずれかを選択可能

C 3.1.7

information

変換基板情報C 3.2

counter 2

カウンター2

C 3.2.1

funct.
of counter

積算カウンタ機能+ counter+ counter（正方向積算）- counter（逆方向積算）
sum counter（正逆差流量積算）
off（無し） のいずれかを選択可能

C 3.2.2

preset value

積算プリセット値
設定

数値入力+/-0.00000….999999

L換算（ kg換算）でMax.+/-1.00000+15

C 3.2.3

reset counter

積算カウンタのリセット

no• yes （有効）• on （無効） のいずれかを選択可能

C 3.2.4

set counter

プリセット値設定

set value
set value↑
returnreturnC 3.2.5stop counter

カウンタのストップno• yes （有効）• on （無効） のいずれかを選択可能

C 3.2.6

start counter

カウンタのスタートno• yes （有効）• on （無効） のいずれかを選択可能

C 3.2.7

information

変換基板情報C4

HART

HART通信

C 4.1

HART

HART通信の選択

HART on• HART on （有効）C 4.2

address

address

数値入力

00…15

C 4.3

message

HART MESSAGE

テ キスト入力(Max.32char.)

C 4.4

description

HART
DESCRIPTION

テ キスト入力(M ax. 1 6 c h ar . )C 4.5

HART unit

C6

device基板

C 6.1

device info

基板情報

C 6.1.1

Tag

未入力

C number

CGXXXXXXX

表示データ （変更不可）

SXXXXXXX

表示データ （変更不可）

XXXXXXXXX

表示データ （変更不可）

ソフトウェア情報

表示データ （変更不可）

変換機
バージョン情報

表示データ （変更不可）

C 6.1.2
C 6.1.3
C 6.1.4
C 6.1.5
C 6.1.6

deviceserial no.
electronic
serial no.
SW.REV.
MS
Electronics
Revision ER.

break
数値入力 +/-0.0000000….99999999 L換算（kg換算）でMax.+/-1.00000+36
set counter?
yes
no
↑

表示データ（変更不可）

break
数値入力 +/-0.0000000….99999999 L換算（kg換算）でMax.+/-1.00000+36
set counter?
yes
no
↑

表示データ（変更不可）• HART off （無効） のいずれかを選択可能

HART
DESCRIPTION

テ キスト入力 (アルファベッ ト大文字小文字と番号他 Max.8char.)

C 6.2

display表示

C 6.2.1

language

言語

EnglishEnglish / Svenska / Italiano / Espanol / Nederlands /Portugues / Francais / Deutsch のいずれかを選択可能

C 6.2.2

contrast

コントラスト＋0-9…+9 数値入力

C 6.2.3

default
display

デフォルト表示

1. meas. page

1. meas. Page（1ページ目） / 2. meas. Page（2ページ目） / status page（状態表示ページ） /graphic page（トレンドページ） / none（未設定）のいずれかを選択可能

C 6.3

1. meas.
Page

1 ページ目の表示内容

38

IM-F1039-J13

C 6.3

1. meas.
Page

1 ページ目の表示内容

C 6.3.1

fommat 1.line

1行目の
小終点位置

C 6.4

2. meas.
page

2 ページ目の表示内容

C 6.4.1

fommat 1.line

1行目の
小終点位置

# X.XX

X.～X.XXXX またはautomatic（自動）を選択可能

C 6.4.2

fommat 2.line

2行目の
小終点位置

# X.XX

X.～X.XXXX またはautomatic（自動）を選択可能

C 6.4.3

fommat 3.line

3行目の
小終点位置

# X.XX

X.～X.XXXX またはautomatic（自動）を選択可能

C 6.5

graphic page 流量のトレンド

C 6.5.1

select range

レンジ選択

manual• manual （手動）C 6.5.2

range

流量軸スケール（Y軸）＋0 0 0 ±1 0 0 ％-100…+100 ％ 数値入力

C 6.5.3

time scale

時間軸スケール（X軸）

0 0 2 m in

001…100 min数値入力

C 6.6

specialfunctions

特殊機能選択C 6.6.1

reset errors

エラーリセットC 6.6.2

save settings

設定データの保存

C 6.6.3

load settings

設定データの読み込み

passwordquick setpassword
setup

パスワードのクイックセット

数値入力

0000…9999

パスワードのセットアップ

数値入力

0000…9999

C 6.7

units

単位

C 6.7.1

volume flow

体積流量

m3/h

↑

C 6.7.2

Text free unit

任意体積流量単位の 作成機能

テ キスト入力(Max.7 c h ar .)0～9、 . 、 / 、 - 、 _ 、 2 、 3 、ブランク 、 A ～ Z 、 a ～ z（C 6.7.1 でFree unitが設定された時に有効）

C 6.7.3[m3/s] * factor 任意体積流量の量ファクター

1 0 .0 0 0 0 0 0-1.00000-33…+1.00000+36

C 6.7.4

mass flow

質量流量

kg/s

↑

C 6.7.5

Text free unit

任意質量流量単位の 作成機能

テ キスト入力(Max.7 c h ar .)0～9、 . 、 / 、 - 、 _ 、 2 、 3 、ブランク 、 A ～ Z 、 a ～ z（C 6.7.4 でFree unitが設定された時に有効）

C 6.7.6[kg/s] * factor

任意質量流量の量ファクター

1 .0 0 0 0 0 0 0-1.00000-33…+1.00000+36

C 6.7.7

volume

体積m3↑

C 6.7.8

Text free unit

任意体積単位の作成機能

テ キスト入力(Max.7 c h ar .)0～9、 . 、 / 、 - 、 _ 、 2 、 3 、ブランク 、 A ～ Z 、 a ～ z（C 6.7.7 でFree unitが設定された時に有効）

C 6.7.9[m3] * factor

任意体積の量ファクター

1 0 .0 0 0 0 0 0-1.00000-33…+1.00000+36

C 6.7.10 mass

質量

kg

↑

C 6.7.11 Text free unit

任意質量単位の作成機能

テ キスト入力(Max.7 c h ar .)0～9、 . 、 / 、 - 、 _ 、 2 、 3 、ブランク 、 A ～ Z 、 a ～ z（C 6.7.10 でFree unitが設定された時に有効）

C 6.7.12 [kg] * factor

任意質量の量ファクター

1 .0 0 0 0 0 0 0-1.00000-33…+1.00000+36

C 6.7.13 flow speed

流速

m/s

↑

m/s / ft/s のいずれかを選択可能

C 6.7.14 density

密度

kg/L

↑

kg/L / kg/m3 / free unit / Ib/gal / Ib/ｃｆ のいずれかを選択可能

C 6.7.15 Text free unit

任意密度単位の作成機能

テ キスト入力(Max.7 c h ar .)0～9、 . 、 / 、 - 、 _ 、 2 、 3 、ブランク 、 A ～ Z 、 a ～ z（C 6.7.14 でFree unitが設定された時に有効）

C 6.7.16 [m3] * factor

任意密度の量ファクター

数値入力-1.00000-33…+1.00000+36

C 6.6.4
C 6.6.5# X.XX

reset?
nosave settings
breakload settings
break

X.～X.XXXX またはautomatic（自動）を選択可能• automatic （自動） のいずれかを選択可能

↑

yes

↑

backup 1 / backup 2↑factory settings / backup 1 / backup 2

m3/h / m3/min / m3/s / L/h / L/min / L/s / free unit / IG/h / IG/min /IG/s / gal/h / gal/min / gal/s / cf/h / min / sのいずれかから選択可能（C 6.7.1 でFree unitが設定された時に有効）

kg/min / kg/h / t/min / t/h / Ib/s / Ib/min / Ib/h / ST/min / ST/h /LT/h / free unit / g/s / g/min / g/h / kg/s のいずれかを選択可能（C 6.7.4 でFree unitが設定された時に有効）m 3 / hL / L / ml / free unit / IG / gal /yd3 / ｃｆ / in3 のいずれかを選択可能

C 6.8（C 6.7.7 でFree unitが設定された時に有効）

kg / g / mg / free unit / LT / ST /Ib / oz / tのいずれかを選択可能（C 6.7.10 でFree unitが設定された時に有効）（C 6.7.14 でFree unitが設定された時に有効）

quick setup

39

IM-F1039-J13

7. 設定例
ここでは代表的な設定項目について、設定例を示してデータの設定方法を説明します。他の項目の設定を行う場合は類似の設定例を参照してください。

7.1 フルスケール流量レンジの設定／変更
フルスケール流量レンジの設定／変更は Fct C1.1.5 range でおこないます。
このフルスケール流量レンジは表示・電流出力・周波数パルス 全ての出力に反映されます。
フルスケール流量レンジの設定は以下の 2 箇所ありますが、お互いにリンクしています。
メニュー名と機能
内容解説
Fct 番号
analogue
電流出力のフルスケ 主に電流出力 4-20mＡのフルスケール流量レンジの設定を行います。
rangeール
C.1.1.5 とリンクしており、C1.1.5 のレンジを変更するとこの設定も
A5.1
流量レンジ設定
変更されます。
process input
全体のフルスケール 表示・電流出力・周波数パルス 全ての出力のフルスケール流量レンジ
C1.1.5流量に反映されます。
レンジ設定
A5.1 とリンクしており、A.5.1 のレンジを変更するとこの設定も変更されます。

流量レンジを 100m3/h から 150m3/h に設定変更する場合の例を示します。
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）100 m3/h 等□
keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）A--> quick setup
test
C
test
> setupservicesetup
C1--> process input
I/O
process input
C1.1--> calibration
filtercalibration
C1.1.1--> zero calibration＋0.000XX m/s
size
calibration
C1.1.5
measurement> range+0.00….+100.0m3/h
target conductcalibration
C1.1.5
measurement> range+0.00….+100.0m3/h
target conductcalibration
C1.1.5
measurement> range+0.00….+150.0m3/h
target conduct> キーを長押しする（3～4 秒間長押し）
release key now が表示されたら指をはなしてください。
> キーから指をはなす▼キーを 2 回押して setup を表示> キーを押して process input の項目に入る> キー押して calibration の項目に入る> キー押して zero calibration に入る▼キーを 4 回押して C1.1.5 の range を表示> キーを押して変更モードに入る（変更できる数値は色が反転する。左端の＋が反転）> キーで桁位置（数値色反転）を移動させる。
▲ ▼キーで数値を変更する（小数点位置も▲ ▼キーで変更可能）例）+0.00….+100.0m3/h から+0.00….+150.0m3/h に変更する場合の方法

40

IM-F1039-J13

1. > キーを 7 回数押して 10 位の+0.00….+100.0m3/h まで桁移動する。
2. ▲キーを 5 回数押して 10 位の 0 を 5 にする。+0.00….+150.0m3/h
calibration
C1.1.5
measurement> range+0.00….+150.0m3/h
target conduct
process input
C1.1--> calibration
filterC> Save configuration?
Yes

変更が終わったら キーを押す

>

setup
C1
--process input
I/O

C
test
> setupservice キーをタッチしていくとメニューの階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  キーを押す
更新しない場合は、▼キーを押して No にして  キーを押す
 キーを押した後、測定モード表示画面（page.1）に戻る

7.2 ローカットオフの設定／変更
ローカットオフの設定はヒステリシス特性を持たせてあります。
入力フォームは、「XX.X±YY.Y %」でセンタポイント（XX.X）とカットインとカットアウトのギャップ（YY.Y）を指定する方式です。
%単位は、Fct A5.1 または C1.1.5 で設定したフルスケール流量レンジに対しての%となります。
出荷時は、「1.5±0.5 %」の設定でカットインが 1.0%、カットアウトが 2.0%のローカットオフが機能します。
流体静止時に電流出力または周波数パルス出力がふらつく場合は、センタポイント値を大きくしていくと効果的です。
ローカットオフ機能は以下のメニューで設定変更が可能です。
メニュー名とFct 番号
analogue
low flow cutoff
A5.3
analogue
low flow cutoff
C2.2.6frequency
out D
low flow cutoff
C2.3.5

機能

内容解説

備考

電流出力の
ローカットオフ設定
電流出力のローカットオフ設定
周波数パルスのローカットオフ
設定

主に電流出力 4-20mＡのローカットオ
フ設定を行います。

どのメニューの時定数もリンクしていますので、何れか
1 ヶ所のローカットオフを変更すると全て同じローカッ
トオフの設定値が自動的に設定変更されます。

主に周波数パルス出力（アンスケールドパルス）のローカットオフ設定を行います。

41

IM-F1039-J13

ローカットオフを 1.5±0.5 %から 5.0%±1.0 %に設定変更する場合の例を示します。
本文では A5.2 のローカットオフ値を変更した場合の例を示します。
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）100 m3/h 等□
keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）A--> quick setup
Test
quick setup
A1--> language
English
RS485/Modbus
quick setup
A5
reset> analog outputs
digital output
analogue output
A5.1--> range+0.00….+100.0m3/h
time constantanalogue output
A5.3
time constant> low flow cutoff
01.5±00.5 %time constantanalogue output
A5.3
time constant> low flow cutoff
01.5±00.5 %time constantanalogue output
A5.3
time constant> low flow cutoff
05.0±01.0 %time constant> キーを長押しする（3～4 秒間長押し）
release key now が表示されたら指をはなしてください。
> キーから指をはなす> キーを押す▼キーを 3 回押して analog outputs を表示> キーを押して range の項目に入る▼キーを 2 回押して low flow cutoff を表示> キーを押して変更モードに入る（変更できる数値は色が反転する。左端の 0 が反転）

> キーで桁位置（数値色反転）を移動させる。
▲ ▼キーで数値を変更する例）01.5±00.5%を 05.0±01.0 %に変更する場合の方法
1. > キーを 1 回数押して 01.5±を移動反転表示させ▲ ▼キーで 05.5±にする。次に> キーを 1 回数押して 05.5±を移動反転表示させ▲ ▼キーで 05.0±にセットする。
2. > キーを 2 回数押して 00.5 %を移動反転表示させ▲ キーで 01.5 %にする。次に> キーを 1 回数押して 01.5 %を移動反転表示させ▲ ▼キーで 01.0%にし 05.0±01.0 %が表示

analogue output
time constant> low flow cutoff
05.0±01.0 %time constantquick setup
reset> analog outputs
digital output

A5.3 変更が終わったら キーを押す


A5
>

C
> Save configuration?
YesA--quick setup
test キーをタッチしていくとメニューの階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  キーを押す
更新しない場合は、▼キーを押して No にして  キーを押す
 キーを押した後、測定モード表示画面（page.1）に戻る

42

IM-F1039-J13

7.3 時定数の設定／変更
時定数は流量計測のレスポンスを調整する機能で数値を大きくするとゆっくり反応し、小さくすると早く反応するようになります。（設定範囲は 0.1～100 秒まで）
出荷時の時定数は 4 秒で設定されています。
脈流や気泡混入により、指示・出力がふらつく場合は、数値を大きくしていくとゆっくり安定した出力となり効果的です。大きくしすぎると流量変動時の追従が遅れるので注意してください。
数値を小さくすると反応が早くなります。小さくしすぎると出力ふらつきの原因になるますので注意してください。
時定数機能は以下のメニューで設定変更が可能です。
メニュー名とFct 番号
analoguetime constantA5.3
analoguetime constantC2.2.7frequency out
Dtime constantC2.3.6limit switch D
time constantC2.3.3

機能

内容解説

備考

電流出力の時定数設定

主に電流出力 4-20mＡの時定数設定を行います。

どのメニューの時定数もリンクしていますので、何れか 1 ヶ所の時定数を変更すると全て同じ時定数の設定値が自動的に設定変更されます。

電流出力の時定数設定

周波数パルスの時定数設定

主に周波数パルス出力（アンスケールドパルス）の時定数設定を行います。

警報出力の
時定数設定

主に周波数パルス出力（アンスケールドパルス）の時定数設定を行います。
※Fct C2.1.2 にて limit switch が設定されている場合のみ有効

時定数を 4 秒から 8 秒に設定変更する場合の例を示します。
本文では A5.3 の時定数を変更した場合の例を示します。
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）100 m3/h 等□
keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）A--> quick setup
test
quick setup
A1--> language
English
RS485/Modbus
quick setup
A5
reset> analog outputs
digital output
analogue output
A5.1--> range+0.00….+100.0m3/h
time constantanalogue output
A5.2
range
> time constant004.0 slow flow cutoff
analogue output
A5.2
range
> time constant> キーを長押しする（3～4 秒間長押し）
release key now が表示されたら指をはなしてください。
> キーから指をはなす> キーを押す▼キーを 3 回押して analog outputs を表示選択する> キーを押して range の項目に入る▼キーを押して time constant を表示選択する> キーを押して変更モードに入る（変更できる数値は色が反転する。左端の 0 が反転）

43

IM-F1039-J13

004.0 s
000.1…100.0
analogue output
range> time constant008.0 s000.1…100.0
analogue output
range> time constant008.0 slow flow cutoff
quick setup
reset> analog outputs
digital output

A5.2 > キーで桁位置（数値色反転）を移動させる。
▲ ▼ キーで数値を変更する例）4 秒を 8 秒（004.0 s → 008.0 s）に変更する場合の方法
1. > キーを 2 回数押して 004.0 s を移動反転表示させ▲ ▼キーで 008.0 s にする。
A5.2 変更が終わったら キーを押す


A5

A
>

C
> Save configuration?
Yes キーを押していくとメニューの階層が戻る--quick setup
test

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  キーを押す
更新しない場合は、▼キーを押して No にして  キーを押す
 キーを後、測定モード表示画面（page.1）に戻る

7.4 単位の設定／変更
本器にはあらかじめ以下の表示単位が用意されています。
単位は流量表示（瞬時流量と積算流量）・流量レンジ・パルス（積算）設定時の表示等に反映されます。
Fct. No.

表

C6.7.1volume flow / 体積流量

C6.7.4

mass flow / 質量流量

C6.7.7

volume / 容量

C6.7.10

mass / 質量C6.7.13flow speed / 流速

C6.7.14density / 密度

示／名称

代表的な単位の種類
m3/h

L/S

L/min

kg/s
kg/min
g/min

L/h

kg/h

主な反映先
瞬時流量表示流量レンジの設定

m3/min
t/h

t/min

g/s

瞬時流量表示流量レンジの設定

m3

L hL ml

積算流量表示
パルス出力の設定

kgg

積算流量表示
パルス出力の設定

m/s
kg/m

mg

t

流速表示（Fct B2.2 のみ）

ft/s
3

kg/L

質量流量への換算

体積流量単位(C6.7.1)の設定を m3/h から L/min に変更する場合の例を以下に示します。
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）100 m3/h 等□
keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）A--> quick setup
test
C
test
> setupservice> キーを長押しする（3～4 秒間長押し）
release key now が表示されたら指をはなしてください。
> キーから指をはなす▼キーを 2 回押して setup を選択する

44

IM-F1039-J13

setup--> process input
I/O
setup
HART
> device
---

>

>

>

>

C1

> キーを押して process input の項目に入る

C6▼キーを 4 回押して device を選択する

deviceC6.1--device info
display
deviceC6.7
special functions
units
quick setup
units
C6.7.1--volume flow
m3/hmass flow
unitsC6.7.1--volume flow
m3/h

units
C6.7.1--volume flow
L/min
units
C6.7.1--> volume flowL/minmass flow
deviceC6.7
special functions> units
quick setup
C> Save configuration?
Yes

L
min

＋ 1.230%50> キーを押して device info の項目に入る▼キーを 6 回押して units を選択する> キーを押して volume flow の項目に入る> キーを押して変更モードに入る（変更できる箇所が反転表示する）▲ ▼キーを押して L/min を選択する。
例）▼キーを押すごとに m3/h → m3/min →m3/s → L/h → L/min 等表示が変化する。
変更が終わったら キーを押す

>

setup
HART
device
---

C6

C
test
> setupservice キーを押していくとメニューの階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  キーを押す
更新しない場合は、▼キーを押して No にして  キーを押す
 キーを押した後、測定モード表示画面（page.1）に戻る
瞬時流量表示の単位が L/min になる。

100

45

IM-F1039-J13

7.5 パルス出力・周波数パルス出力・状態出力・警報出力の定義設定について
パルス出力（標準）・周波数パルス出力・状態出力・警報出力は端子 D／D－を共有しており任意の出力を予め定義設定
して使用します。｛何れか一つを選択設定。複数選択又は同時使用はできません｝
定義設定は Fct.C2.1.2 terminals D にて設定します。
定義設定の 表示／名称

内容解説

pulse output／パルス出力

積算流量のパルス出力（標準）。
1 パルスあたりの積算流量をパルスで出力する場合に使用。
例）1 パルス：1m3 又は 10m3 や 1L 又は 10L 等を任意に設定

frequency output／周波数パルス出力

周波数パルス出力（ノンスケールドパルス）
流量レンジに対して 0－1000Hz 等の周波数パルスで出力する場合に使用。
例）流量レンジ 0－100 m3/h に対して 0－100Hz 又は 0－1000Hz 等を任意に設定。
流量レンジは Fct C1.1.5 range で設定された値が反映されます。

status output／状態出力

状態出力アラーム
流れ方向や変換器の故障等、予め設定した条件を検出する場合に使用。
条件の検出項目は以下の通り
・error in device(変換器の基板故障）
・application error（使用上軽微な異常がある。または、検出器の故障）
・out of specification（測定出来ない状況に陥っているか、または、検出器の故障）
・polarity flow（流れ方向判別）
・over range flow（オーバーレンジ検出）
・counter 1/2 preset（積算流量カウンタ 1 と 2 のプリセット検出）・output A（端子 A の電流出力のレンジオーバー検出）
・off（オフ）

limit switch／警報出力

流量警報出力アラーム
予め設定した流量値の下限又は上限を検出する場合に使用。
例）流量レンジ 0－100 m3/h で使用。上限流量警報を 80 m3/h で設定したい場合は
閾値を＋80±1m3/h 等で設定する。（±はヒステリシス）

off／オフ使用しない。端子 D／D－は何も機能しません。

定義設定は Fct.C2.1.2 terminals D にて設定します。設定の要領は pulse output、frequency output、status output、limit
switch 共に同様です。
端子 D／D－の定義設定を pulse output／パルス出力から frequency output／周波数パルス出力に変更する場合の例を以下に示します。
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）100 m3/h 等

>

>

>

>

>

□
keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）A--quick setup
test
C
test
setup
servicesetup
C1--process input
I/O
setup
C2
process input
I/O
I/O counter
I/O
C2.1--hardware> キーを長押しする（3～4 秒間長押し）
release key now が表示されたら指をはなしてください。
> キーから指をはなす▼キーを 2 回押して setup を選択する> キーを押して process input の項目に入る▼キーを押して I/O を選択する> キーを押して hardware の項目に入る

46

IM-F1039-J13

current out A

hardwareC2.1.1--> terminal A
current output
terminals D
hardwareC2.1.2
terminal A> terminals D
pulse output--hardware
C2.1.2
pulse output
terminals D
pulse output
hardwareC2.1.2
pulse output
terminals D
frequency output
hardwareC2.1.2
terminal A> terminals D
frequency output
--I/O
C2.1
> --hardware
current out A
C> Save configuration?
Yes> キーを押して terminal A の項目に入る▼キーを押して terminals D を選択する> キーを押して pulse output 変更モードに入る（変更できる箇所が反転表示する）▲ ▼キーを押して frequency output を選択する。
例）▼キーを押すごとに frequency output→ off → limit switch → status out →pulse output 等表示が変化する。任意の定義設定を行う
変更が終わったら キーを押す

>

setup
C2
process input
I/O
I/O counterC
test> setupservice キーを押していくとメニューの階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  キーを押す
更新しない場合は、▼キーを押して No にして  キーを押す
 キーを押した後、測定モード表示画面（page.1）に戻る

47

IM-F1039-J13

7.6 パルス出力の設定
パルス出力レートを 1m3：1 パルスから 10L：1 パルスに変更する場合を示します。
（Fct.C2.1.2 で”pulse output”を定義設定している場合。設定要領は項目 7.5 を参照）
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）100 m3/h 等

>

>

>

>

>

>

>

>

>

□
keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）A--quick setup
test
C
test
setup
servicesetup
C1--process input
I/O
setup
C2
process input
I/O
I/O counter
I/O
C2.1--hardware
current out A
I/O
C2.3
current out A
pulse output D--pulse output D
C2.3.1--pulse shapesymmetric
max. pulse ratepulse output D
C2.3.4max. pulse ratepulse value unit
m3
value p . pulse
pulse output D
C2.3.4L
pulse value unitm3

> キーを長押しする（3～4 秒間長押し）
release key now が表示されたら指をはなしてください。
> キーから指をはなす▼キーを 2 回押して setup を選択する> キーを押して process input の項目に入る▼キーを押して I/O を選択する> キーを押して hardware の項目に入る▼キーを 2 回押して pulse output D を選択する> キーを押して pulse shape の項目に入る▼キーを 2 回押して pulse value unit を選択する> キーを押して変更モードに入る（変更できる箇所が反転表示する）

pulse output D
C2.3.4L> pulse value unitL▲ ▼キーを押して L を選択する。

pulse output D
C2.3.4max. pulse rate
> pulse value unit Lvalue p . pulse

変更が終わったら キーを押す例）▼キーを押すごとに m3 → hl → L → ml 等表示が変化する。

48

IM-F1039-J13

pulse output D
pulse value unit
> value p . pulse
1000.00 L
polarity
pulse output D
1.00000> value p . pulse
1000.00 L

C2.3.5C2.3.5> キーを押して変更モードに入る（変更できる箇所が反転表示する）

pulse output D
1.00000> value p . pulse
0010.00 L

C2.3.5> キーで桁位置（数値色反転）を移動させる。

▼キーを 1 回押して value p . pulse 選択する▲ ▼キーで数値を変更する例）1000.00L → 10.0000 L）に変更する場合の方法
1. ▼キーを 1 回数押して 0000.00 L にして>キーを 2 回押して 0000.00 L へ桁移動する。
2.

pulse output D
C2.3.5pulse value unit> value p . pulse
10.0000 L
polarity
I/O
C2.3> current out A
pulse output D--C> Save configuration?
Yes▲キーを 1 回押して 0010.00 L にする。

変更が終わったら キーを押す

>

setup
C2
process input
I/O
I/O counterC
test> setupservice キーを押していくとメニューの階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  キーを押す
更新しない場合は、▼キーを押して No にして  キーを押す
 キーを押した後、測定モード表示画面（page.1）に戻る

7.7 周波数パルス出力の設定
周波数パルス出力レートをフルスケール流量レンジ 100%に対して 1000Hz から 100Hz に変更する場合を示します。
またフルスケール流量レンジは Fct C1.1.5 range で設定された値が反映されます。設定要領は項目 7.1 を参照（Fct.C2.1.2 で” frequency output”を定義設定している場合。設定要領は項目 7.5 を参照）

表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）100 m3/h 等□
keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）A--> quick setup
test

test
> setupservicesetup--> process input
I/O
setup
process input> I/O
I/O counter> キーを長押しする（3～4 秒間長押し）
release key now が表示されたら指をはなしてください。
> キーから指をはなす

C▼キーを 2 回押して setup を選択する

C1> キーを押して process input の項目に入る

C2▼キーを 1 回押して I/O を選択する

49

IM-F1039-J13

I/O
C2.1
> --hardware
current out A
I/O
C2.3> current out A> キーを押して hardware の項目に入る▼キーを 2 回押して frequency out D を選択する

frequency out D--frequency out D

C2.3.1> キーを押して pulse shape の項目に入る

C2.3.3▼キーを押して 100% pulse rate を選択する---> pulse shapesymmetric
100% pulse ratefrequency out D

pulse shape> 100% pulse rate
1000.0Hz
polarityfrequency out D

C2.3.3100.00> キーを押して変更モードに入る（変更できる箇所が反転表示する）

100% pulse rate
1000.0Hz
1.0000…10000
frequency out D

C2.3.3100.00100% pulse rate
0000.0Hz
1.0000…10000
frequency out D

C2.3.3100.00100% pulse rate
0000.0Hz
1.0000…10000
frequency out D

C2.3.3100.00100% pulse rate
0100.0Hz> キーを押して変更する桁を千の位から百の位へ移動する。
（変更できる反転表示の箇所が右へ移動する）▲キーを押して 100Hz にする。
※1Hz から 10000Hz まで任意に設定が可能> キーで桁位置（数値色反転）を移動させ▲ ▼キーで数値を変更する

1.0000…10000
frequency out D▼キーを押して 1000Hz を一度 0000Hz にする。
例）▲▼キーを押すごとに数値が上下に変化する。

C2.3.3

pulse shape

変更が終わったら キーを押す> 100% pulse rate 
100.00Hz
polarity
I/O
C2.3> current out A>

frequency out D--C> Save configuration?
Yes

setup
C2
process input
I/O
I/O counterC

test> setupservice キーを押していくとメニューの階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  キーを押す
更新しない場合は、▼キーを押して No にして  キーを押す
 キーを押した後、測定モード表示画面（page.1）に戻る

50

IM-F1039-J13

7.8 状態出力の設定
状態出力とは予め選択した条件を検出した時に端子 D／D－から On 信号｛オープンコレクタ｝が出力されます。
条件の検出項目は以下の通りです。

1
2
3
4
5

条件
application error
out of specification
polarity flow
over range flow
counter 1 preset

内容
使用上軽微なエラーがある。または、検出器の故障
測定出来ない状況に陥っているか、または、検出器の故障
流れ方向判別（逆方向に流れた場合の検出）
オーバーレンジ検出
積算流量カウンタ 1（正方向積算流量）のプリセット検出6

counter 2 preset

積算流量カウンタ 2 のプリセット検出

Fct3.1.2 preset value で設定した値をカウンタ 1（正方向積算流量）が超えた場合に検出
Fct3.2.2 preset value で設定した値をカウンタ 2（逆方向積算流量）が超えた場合に検出

7
output A
端子 A の電流出力のレンジオーバー検出
8
off
オフ。何も検出しない
9empty pipe
空検知機能
10 error in device
変換器の動作エラー又は故障検出
またオープンコレクタの動作（ノーマルオープンとノーマルクローズ）については Fct.C2.3.2 invert signal でoff｛ノーマルオープン｝又は on｛ノーマルクローズ｝の設定が可能です。
本項では流れ方向判別に使用する場合の設定例を示します。
（Fct.C2.1.2 で” status output ”を定義設定している場合。設定要領は項目 7.5 を参照）
この機能を利用すると流れが逆方向（瞬時流量表示がマイナス符号）を検出した時だけ端子 D／D－から On 信号｛オープンコレクタ｝が出力されます。
流れ方向（逆）時
流れ方向判別機能 ON

表示内容

流れ方向（正）時
流れ方向判別機能 Off

キー操作方法

流量測定モード例）100 m3/h 等

>

>

>

>

>

□
keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）A--quick setup
test
C
test
setup
servicesetup
C1--process input
I/O
setup
C2
process input
I/O
I/O counter
I/O
C2.1--hardware
current out A> キーを長押しする（3～4 秒間長押し）
release key now が表示されたら指をはなしてください。
> キーから指をはなす▼キーを 2 回押して setup を選択する> キーを押して process input の項目に入る▼キーを押して I/O を選択する> キーを押して hardware の項目に入る

51

IM-F1039-J13

I/O
C2.3
> current out A
status output D--status
outputC2.3.1> --mode
application error
invert signal
statusoutputC2.3.1application error
modeapplication error▼キーを 2 回押して status output D を選択する

D> キーを押して mode の項目に入る

D> キーを押して変更モードに入る（変更できる箇所が反転表示する）
例）出荷時の標準は application error が設定されている。

statusoutputC2.3.1application error
modepolarity flowDstatusoutputC2.3.1> --mode
polarity flow
invert signal
I/O
C2.3> current out A
status output D---

D▲キーを 2 回押して polarity flow（流れ方向判別）を選択する。
例）▲▼キーを押すごとに検出条件が変更可能▲キーを押すごとに application error → out of specification → polarity flow →over range flow → counter 1 preset → counter 2 preset → output A → off →empty pipe → error in device → application error に変更>

C> Save configuration?
Yes

変更が終わったら キーを押す

setup
C2
process input
I/O
I/O counterC
test> setupservice キーを押していくとメニューの階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  キーを押す
更新しない場合は、▼キーを押して No にして  キーを押す
 キーを押した後、測定モード表示画面（page.1）に戻る

52

IM-F1039-J13

7.9 警報出力の設定
警報出力とは流量警報出力アラームを意味します。
予め設定した流量警報値の下限又は上限を検出し出力する場合に使用する機能です。
流量レンジ 0－100 m3/h で使用。上限流量警報を 80 m3/h で設定したい場合の例を以下に示します。
ヒステリシスあり：＋79±1m3/h に設定。（±はヒステリシス：上りは 80 m3/h 以上で検出 on、下りは 78 m3/h 以下で検出 off）
ヒステリシスなし：＋80±0m3/h に設定。（±はヒステリシス：上りは 80 m3/h 以上で検出 on、下りは 80 m3/h 以下で検出 off）
（Fct.C2.1.2 で” limit switch ”を定義設定している場合。設定要領は項目 7.5 を参照）

表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）100 m3/h 等

>

>

>

>

>

>

>

□
keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）A--quick setup
test
C
test
setup
servicesetup
C1--process input
I/O
setup
C2
process input
I/O
I/O counter
I/O
C2.1--hardware
current out A
I/O
C2.3
current out A
limit switch D--limit switch D
C2.3.1--threshold+100.0±1.000 m3/h
polarity
limit switch D
C2.3.1+360.0±3.600
threshold+100.0±1.000 m3/h

> キーを長押しする（3～4 秒間長押し）
release key now が表示されたら指をはなしてください。
> キーから指をはなす▼キーを 2 回押して setup を選択する> キーを押して process input の項目に入る▼キーを押して I/O を選択する> キーを押して hardware の項目に入る▼キーを 2 回押して limit switch D を選択する> キーを押して threshold の項目に入る> キーを押して変更モードに入る（変更できる箇所が反転表示する）

limit switch D
C2.3.1+360.0±3.600
threshold+100.0±1.000 m3/h

> キーを押して変更モードに入る（変更できる箇所が反転表示する）

limit switch D
C2.3.1+360.0±3.600
threshold+100.0±1.000 m3/h

> キーを押して変更する桁を＋符号から百の位へ移動する。
（変更できる反転表示の箇所が右へ移動する）

53

IM-F1039-J13

limit switch D
C2.3.1+360.0±3.600
threshold+000.0±1.000 m3/h
limit switch D
C2.3.1+360.0±3.600
threshold+000.0±1.000 m3/h
limit switch D
C2.3.1+360.0±3.600
threshold+080.0±1.000 m3/h
limit switch D
C2.3.1--> threshold+80.0±1.000 m3/h
polarity
I/O
C2.3> current out A
limit switch D--C> Save configuration?
Yes▼キーを押して+100.0 を一度+000.0 にする。
例）▲▼キーを押すごとに数値が上下に変化する。
> キーを押して変更する桁を百の位から十の位へ移動する。
（変更できる反転表示の箇所が右へ移動する）▼キーを 2 回押して+080.0 にする。
先の例は流量警報の値を＋80±1m3/h にした場合> キーで桁位置(数値色反転)を移動させ▲ ▼で数値を任意に変更可能
変更が終わったら キーを押す

>

setup
C2
process input
I/O
I/O counterC
test> setupservice キーを押していくとメニューの階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  キーを押す
更新しない場合は、▼キーを押して No にして  キーを押す
 キーを押した後、測定モード表示画面（page.1）に戻る

オープンコレクタの動作（ノーマルオープンとノーマルクローズ）については Fct.C2.3.4 invert signal でoff｛ノーマルオープン｝又は on｛ノーマルクローズ｝の設定が可能です。用途に合わせて任意に設定してください。

54

IM-F1039-J13

8. 模擬出力の機能テスト
本器には模擬出力機能があり、キャリブレータなしでループチェックを行うことができます。
模擬出力は流量値を任意入力して電流・パルス又は警報出力を同時に模擬出力する方法と、電流値やパルス数を個別に模擬出力する方法があります。
本文では電流出力 4-20mA とパルス出力又は警報出力を一括同時にループチェック可能な模擬出力機能の使用方法を示します。
例）変換器の設定が電流出力 4-20mA：フルスケール 0－100L/min、パルス出力 1L：1 パルス又は流量警報 80Ｌ/minの場合。
模擬出力 100L/min を入力すると電流出力は 20mA、パルス出力は 1 分間で 100 カウント、流量計警報出力はオン が出力されます。
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）100 L/min 等□
keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）A--> quick setup
test
B
quick setup> testsetup
simulation
B1.1--> volume flow
＋1000.0 L/mincurrent out A
simulation
B1.1> キーを長押しする（3～4 秒間長押し）
release key now が表示されたら指をはなしてください。
> キーから指をはなす▼キーを 1 回押して test を選択する> キーを 2 回押して volume flow を表示させる> キーを押して set value を表示させる

volume flow
set value
simulation
B1.1
+1000
volume flow
＋1000.0 L/min キーを押して変更モードに入る（変更できる箇所が反転表示する）

simulation
B1.1
+1000
volume flow
＋0100.0 L/min> キーで桁位置（数値色反転）を移動させる。
▲ ▼キーで数値を変更する例）1000.0 L/min → 0100.0 L/min）に変更する場合の方法
1. > キーを 1 回数押して＋1000.0 L/min へ桁移動する。
2.

▼キーを 1 回押して＋0000.0 L/min にする。

3. > キーを 1 回数押して＋0000.0 L/min へ桁移動する。
simulation

B1.1

4. ▲キーを 1 回押して＋0100.0 L/min にする。
 キーを押すと start simulation? no が表示される。

start simulation?
nosimulation

B1.1▲キーを 1 回押して start simulation? yes が表示される。
この状態で模擬出力がスタンバイとなる。

start simulation?
yes

55

IM-F1039-J13

simulation

 キー押して volume flow ＋0100. L/min が表示される。
現在 各出力端子
A+／A 端子：電流出力は 20mA
D／D－端子：パルス出力は 1 分間で 100 カウント
または流量計警報出力はオンが出力されます。
受信計器（上位コンピュータ等）側で出力を確認してください。
 キーを押す

B1.1

volume flow
＋0100. L/min

simulation--volume flow
＋100.0 L/mincurrent out A

B1.1

B

 キーを 2 回押す

C キーを押すと Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  キーを押す
更新しない場合は、▼キーを押して No にして  キーを押す
 キーを押した後、測定モード表示画面（page.1）に戻る

quick setup> testsetup> Save configuration?
Yes

56

IM-F1039-J13

9. 保守9.1 日常点検
電磁流量計は可動部や消耗部品がなく、ほとんどメンテナンスフリーでご使用いただけますが、長期に渡って安定してご使用いただくために以下の日常点検を実施することを推奨します。
① フランジ接続部の点検
 液漏れ、検出部ハウジング・フランジ・アースリング等の腐食はないか。
 フランジボルトの緩みはないか。
→ テフロンライニング（PFA / PTFE）の場合は、テフロンの性質により一度締め付けても時間が経つと緩むことがあるので、定期的に増締めしてください。
② 接続配管の点検
 配管の曲がりが生じて検出部に過大な応力が加わっていないか。
 配管振動は大きくないか。
③ 防水性の点検
 配線接続口のシールは完全か。
 変換部カバーの緩みはないか。
 表示部に曇りや水滴がないか。
→ 曇りや水滴が生じている場合には、変換部内部に浸水している可能性があるので、カバーや配線接続口のシールを点検してください。
特にコンジット配線を行っている場合にはコンジットを通して水が浸入しやすいので、シールが完全かどう
かよく点検してください。
④ 表示部（液晶表示）の点検
 液晶表示に変色や表示の欠落はないか。
→ 直射日光が当たる環境では、液晶の寿命が著しく低下します。日除け等を設置してください。
⑤ 配線点検 電源・出力信号ケーブルの接続端子台部分に緩み、腐食等はないか。
 アース線の接続部分に緩み、腐食等はないか。

57

IM-F1039-J13

9.2 トラブルシューティング
電磁流量計のトラブルは、配線や取付など設置に起因するもの、測定流体に起因するもの、計器自体の故障など
さまざまな原因が考えられます。
原因検索にはトラブルの現象を正確に把握し、それぞれに応じた対応をとるのが近道です。
ここでは、一般的に考えられるトラブル現象別にトラブルシューティングフローを記載しています。
トラブル現象を確認し、対応する項目を参照してください。

トラブルの現象参照するトラブルシューティング項目
A：表示が出ないまたは表示が正常でない時

1

表示（液晶表示）が点灯しない

2

表示（液晶表示）が正常でない

3

表示がロックして変化しない

4

エラー表示が出る

5

キイ操作を受付けない、データ設定ができない

6

流体を流しても指示がゼロのままである

7

表示は出るが、出力が出ない

8

ゼロ点が不安定9

ゼロ点で指示が出る、振り切れる

10

流体を流すと指示が不安定

D：指示が不安定な時

11実流と表示が合わない

E：実流と指示が合わない時

12実流と出力が合わない

13

流体を流すと指示が振り切れる

B：流体を流しても指示が出ない時

C：ゼロ点が不安定な時

58

IM-F1039-J13

A：表示が出ないまたは表示が正常でない時

START

液晶表示は
出ているか

No

Yes
エラー表示は
出ているか

Yes

No
エラー表示を調べ、内容に従い
て調査する

Yes

電源電圧は
規定範囲内かNo

電源を正しく
供給する

電源を一度切り、10秒以上待ってから再投入する

正常な表示は出るかNo

Yes
データ設定操作ができるか
Yes

設定データをチェックするNo

表示基板のフラット
ケーブルコネクタの接続が正しいかどうかをチェックするコネクタの接続は正しいか指示計の取付方向を変更
した場合はチェック必申

No

正しく接続する

Yes
正常動作するか
No
サービスへ

59

IM-F1039-J13

B：流体を流しても指示が出ない時

START

液晶表示は
正常に出るか

電流出力(DC4 -20mA )
は出るか

Yes

No

Yes

No

受信計器の結線を外し、出力端子に直接電流計を接続する

電流出力は出るか・配線断線
・受信計器異常・入出力仕様の
ミスマッチ

Yes

No

ループチェックを行う

流れ方向および
電流出力関係の設定データは正しいか

No

正しい
データを
設定する

Yes

出力回路故障流れ方向は合っているか

出力回路故障流れ方向の設定データをNo変更する（4.2.3 項参照）

サービスへ

Yes
設定データは正しいかNo

正しいデータを設定する（口径・流量レンジ等）
Yes

測定管内に液は充満しているかNo

液が充満して流れるよう配管または取付位置を変更する

Yes
No
ゼロ点は合っているか

流れを静止させ、正しくゼロ調整を行う（3.2 項参照）

Yes
1

60

IM-F1039-J13

1

導電率は規定値
以上あるか

No

測定不可
他機種を検討する

Yes

コネクタを正しく
接続し直す

Yes

変換基板の電極・コイ
ルリード線コネクタの接続状態を調べる

コネクタの外れ、
曲がりはあるかNo

検出部を配管から取り外して測定管内を点検する

異物が付着しているか

Yes

付着物を取り除く

No
サービスへ

61

IM-F1039-J13

C：ゼロ点が不安定な時

START

No

測定管内は完全に液で充満されているか

完全に充満するよう配管上の取付位置を変更する
下→上の流れが望ましい
上→下または水平配管の場合は要注意

Yes

バルブに
漏れはないかNo
バルブの交換等を行い、漏れを止める

Yes
ポンプ等による圧力
変動や振動はあるか

Yes

検出部の下流側だけでなく上流側のバルブも閉め、液を完全に静止させる（特に微小口径形の場合）

No

測定不可
他機種を検討するNo

フラッシング等により気泡を抜く
脱泡装置を取り付ける

No

測定液の導電率は
規定値 以上あるか
Yes

液に気泡が
含まれていないかYes
アースリングは取り付けられているかNo

配管は樹脂または
ライニング管か

Yes

Yes

No

検出部アース端子
またはフランジと接続配管フランジがアース線で接続されているか
アースリング取付ね
じの緩み・アース線の外れはあるかYes

アースリングが必要
取付を行う

No

アース端子と配管フランジをアース線で接続する

Yes
No

接地は完全かYes

No

アース端子からD種接地(接地抵抗100Ω以下)を確実に行うアースリング、
アース線の取付を
確実に行う

2

62

IM-F1039-J13

2

ポンプ・モータ・変圧器などの動力機器や電解槽が近くにあるか

Yes

No

誘導ノイズの影響がないか調べる
迷走電流 (電解槽やポンプ等の漏れ電流)が流体中に流れていないか調べる
配線のシールド、隔離を行う（電解槽の影響が考えられる場合はご相談ください）

変換基板の電極・コイ
ルリード線コネクタの接続状態を調べる

コネクタの外れ、
曲がりはあるかYes

コネクタを正しく接続し直す

No検出部を配管から取り外して測定管内を点検する

異物が付着しているか

Yes

付着物を取り除く

No

サービスへ

63

IM-F1039-J13

D：指示が不安定な時
START

ゼロ点の指示は安定しているか

ゼロ点でも、流体を流しても指示が不安定なときは、No最初に前項「C ：ゼロ点が不安定な時」を参照して原因を調べる

Yes

No

測定管内を液が完全に充満して流れているか

完全に充満して流れるよう配管上の取付位置を変更する
下→上の流れが望ましい
上→下または水平配管の場合は要注意

Yes

No

流れに脈動はないか

脈動をなくす脈動の影響のない場所に移設する応答性を要求しなければ、時定数を大きく設定する

Yes

測定液の導電率は
規定値以上あるかNo

測定不可
他機種を検討する

Yes
液に気泡が含まれているか

Yes

上流側に脱泡装置を取り付けるNo

スラリーが多量にYes

混入しているか

時定数を大きく設定する（改善されない場合はご相談ください）

No
上流側に全開でないバルブが設置されているかYes

キャビテーションにより指示が不安定になる場合がある
バルブを全開で使用するか、下流側に移す

No

上流側で液の混合や異種液の注入を行っているかYes

導電率が不均一となって指示が不安定となるので上流側での異種液の注入は避け、下流側で行う混合の場合は、充分攪拌する

No

接地は完全かNo

アース端子からD 種接地(接地抵抗100Ω以下)を確実に行う

Yes

3

64

IM-F1039-J13

3変換基板の電極・コイ
ルリード線コネクタの接続状態を調べる

コネクタの外れ、
曲がりはあるかYes

コネクタを正しく接続し直す

No検出部を配管から取り外して測定管内を点検する

異物が付着しているか

Yes

付着物を取り除く

No

サービスへ

65

IM-F1039-J13

E：実流と指示が合わない時
START

液晶表示は

電流出力(DC4 -20mA )
は正しいか

Yes

正しいか
No

Yes

No
流量レンジの設定
は正しいか

Yes

「 B：流体を流しても指示が出ない時」を参照して出力関係のチェックを行う

No
流れを止め、
ゼロ点をチェックする

ゼロ点は正しい流量レンジに設定する

流体を満液状態で完全に静止させ、ゼロ調整を行う

No

合っているかYes
口径・流量レンジ・検出器定数 GKL などの設定データのチェックを行う

設定データは正しいかNo

正しいデータを設定する

Yes
接地は完全か

アース端子からD 種接地(接地抵抗100Ω以下)を確実に行う

No

Yes
測定管内を液が完全に充満して流れているかNo

完全に充満して流れるよう配管上の取付位置を変更する
下→上の流れが望ましい
上→下または水平配管の場合は要注意

Yes
液に気泡が
含まれているか

Yes

混入した気泡の体積分、指示は大きめとなる
上流側に脱泡装置を取り付ける

No
測定液の導電率は
規定値以上あるかNo

測定不可
他機種を検討する

Yes
流れに脈動はあるかNoYes

脈動 があると指示が低めになる場合がある
脈動をなくす脈動の影響のない場所に移設する

4

66

IM-F1039-J13

4

上下流の直管長さはとれているかNo

1.2項を参照し、直管長さを確保する
特に上流側直前に半開のバルブがある場合には、下流側に移設する

Yes

検出部を配管から取り外して測定管内を点検する

異物が付着しているか

Yes

付着物を取り除く

No

サービスへ

67

IM-F1039-J13

9.3 エラーメッセージ
9.3.1 エラー／メッセージ画面
何らかのエラーまたはメッセージが発生した場合は、測定モード画面の左上にエラーマークが表示されます。
「」キイの赤外線センサを 1～3 回押すると、下図のエラー表示例に示す画面となり、状況確認ができます。

エラーマーク(注)F application error
F empty pipe
F DC offset
F open circuit A1) エラー識別エラー／メッセージ画面に表示されるエラーは、3 種類に大別されます。
はじめにエラー識別が表示され、その下にエラーリストが表示されます。双方とも複数表示される場合があります。
エラー画面は 4 ライン表示のため、1 ページに収まらない場合は、2,3,4 ページ目が約 2 秒毎にスクロール表示されます。
F error in device
このメッセージが表示されると、主に変換器ハウジング内の基板故障が想定されます。
F applicatuon error
このメッセージが表示されると、測定できる出来る条件を満たしていない状態（非満水やレンジオーバーなど）
で使用条件の改善を求めているか、主に検出器の故障が想定されます。
S out of specification
このメッセージが表示されると、測定できない状況（電磁障害や電極部への付着など）に陥っているか、主に検出器の故障が想定されます

9.3.2 エラーリセット方法
下記の手順に従って、実施してください。
キー操作方法Fct. No.

表示内容

 キーを約 3 秒間押すA

quick setup

 キーを１回押す

A1

Language キーを 2 回押す

A3

reset

 キーを１回押す

A3.1

reset errors キーを１回押す

A3.1

reset errors?
no キーを１回押す

A3.1

reset errors?
yes

キーを１回押す

キーを 3 回押す

A3.1

reset errors

エラーリセットして測定モードに戻る

68

IM-F1039-J13

9.3.3 エラー／メッセージリスト

エラー識別

エラーリスト

エラー内容

対処

F error in device

F IO 1

I / O 基板の設定データの欠陥

F parameter

設定データの欠陥

Fct.6.6.3 より、backup1 のデータをロードする。
復旧しない場合は、基板交換。

F configuration

各ソフトウェアの不一致

基板交換。

F display

表示基板の故障

F sensor electronic

センサ基板の故障

F sensor global

センサ基板の設定
データの欠陥Fct.6.6.3 より、backup1 のデータをロードする。
復旧しない場合は、基板交換

F sensor local

センサ基板の固有
データ消失

基板交換。

F field current local

励磁電流回路の固有デー
タ消失

F current output A

電流出力回路の故障

F software user interface

ソフトウェアの異常F hardware settings

ハードウェア情報の不一致

対話モードに従って操作する。
復旧しない場合は基板交換。

F hardware detection

ハードウェアの異常

基板交換。

F RAM/ROM error IO1

I / O 基板の RAM/ROM データ消失

69

IM-F1039-J13

エラー識別エラーリスト

エラー内容

対処

F application error

F empty pipe

測定管内の電極部が接液しない・測定管の満水確保

F flow exceeding limit

流量値が設定されている流速制限値を超えている。

実流量を減らすF field frequency too
high

励磁電流周波数が高す
ぎて、不安定となっている。

・Fct. C 1.1.10 select settling
励磁電流の立ち上がり時間選択を"manual“に設定する。
・Fct. C 1.1.11. settling time
励磁電流の立ち上がり時間を長くして安定化を図る

F DC offset

電極入力信号の過大

・測定管の満水確保

・電極部の付着物除去

・電極部の付着物除去
・電極信号線の断線と接触不良の確認
F open circuit A

電流出力回路の開放

出力ケーブルの結線確認

F over range A

電流出力のオーバーレ
ンジ・電流出力用フルスケールの変更

パルス出力のオーバー
レンジ

・パルス出力用フルスケールの変
更F over range D・実流量を減らす・実流量を減らす
F active settings

メモリーデータ消失

・データの再設定

F factory settings

工場設定データのメモ
リーデータ消失

再設定してもエラーが消えない場
合や設定が出来ない場合は、弊社までご連絡ください。

F backup 1 settings
F backup 2 settings

バックアップ１または２のメモリーデータ消
失

エラー識別

エラーリスト

エラー内容

対処

S out of specification

S empty pipe

測定管内の電極部が接液しない・測定管の満水確保

S field coil broken

励磁コイルの断線、接触不良

・一体形の場合は、検出部からのリード線コネクタの接続確認

S field coil bridged

励磁コイルのショート・分離形の場合は、励磁電流用ケーブルの結線確認S electronic temperature

変換器の周囲温度が高過ぎる

・電極部の付着物除去

・周囲温度 60℃以下の確保
・直射日光を受ける場合は日よけの設置

S backplane invalid

検出器補正データ保持
用基板の故障一式交換

S overflow counter 1

カウンタ 1 がオーバー

S overflow counter 2

カウンタ 2 がオーバー

カウンタをリセットし、ゼロから再スタートさせる

70

IM-F1039-J13

エラー識別メッセージリスト

エラー内容

情報

I power fail

停電検知メッセージ

Fct.C6.6.1 より、（機能上問題なし）

エラーメッセージのリセット

流量表示 1 のオーバー
レンジメッセージ

・Fct.C1.1.5 より、I over range display 1

対処

表示用フルスケールの変更
・実流量を減らす

I over range display 2

流量表示 2 のオーバー
レンジメッセージ

71

IM-F1039-J13

■ サービスネット
製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。
営業所については弊社ホームページをご覧ください。

■ 製品保証弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2017 TOKYO KEISO CO., LTD.
本書からの無断の複製はかたくお断りします。