DigitalFlow™ GM868

Débitmètre à ultrasons polyvalentpour gaz Panametrics
Applications

Caractéristiques

Le transmetteur de débit gaz DigitalFlow GM868 est unsystème de mesure ultrasonique complet compatibel avec
la plupart des gaz, notamment :• Débitmètre complet avec de multiples fonctionnalités• Gaz d’hydrocarbures• Gaz d’évent atmosphérique• Biogaz• Gaz de fermentation• Gaz combustibles (fuel gas)
• Gaz résiduels• Écoulement d’air d’incinérateur• Récupération de vapeurs• Gaz de cheminée• Autres gaz• Transducteur déposable en charge• Aucune pièce en mouvement• Pas de perte de charge• Grande rangeabilité avec un ratio de 1500:1• Mesure de débit ne gênant pas l’écoulement• Tolére des écoulements non-purifiés• Faible maintenance• Adapté aux hautes températures• Mesure à deux voies disponible pour un maximum
de précision

Débitmètre à ultrasons polyvalent pourgaz Panametrics
Le débitmètre à ultrasons DigitalFlow GM868 emploie laméthode brevetée Correlation Transit-Time™ pour obtenir
des mesures précises et sans dérive, sans gêner ou obstruerl’écoulement.

Large gamme de tailles de canalisations et deconditions de débit
Avec sa grande plage de mesure de vitesses et sa capacité
à mesurer le débit dans n’importe quel type de canalisation,de petit ou de très grand diamètre, le débitmètre DigitalFlow
GM868 peut remplacer plusieurs débitmètres classiques. Il
s’adapte aux tuyaux de 2,5 à 3 m de diamètre (1 à 120 pouces)
et aux débits de 0,03 à 46 m/s (0,1 à 150 pi/s) dans les deuxdirections, en écoulement régulier ou pulsé.
Pour un maximum de précision, un débitmètre à deux voies
peut être utilisé pour mesurer un même point avec deux tirs
ultrasons différents. Un débitmètre à deux canaux peut aussi
mesurer le débit dans deux tuyaux séparés ou à deux endroits
différents du même tuyau.

Pas de perte de charge, faible maintenanceComme les transducteurs du DigitalFlow GM868 ne gênent
pas l’écoulement, ils ne provoquent généralement pasde perte de charge, à la différence des autres types dedébitmètres. Le DigitalFlow GM868 ne contient aucune pièce
pouvant s’obstruer ou collecter des débris, et aucune pièce
en mouvement susceptible de s’user. Il n’exige donc aucune
lubrification, aucun nettoyage et aucune autre intervention
de maintenance de routine.

Options pour les sorties numériques etanalogiques
Le débitmètre DigitalFlow GM868 facilite l’envoi des donnéesà leur destination par le biais de la sortie numériquestandard, de sorties analogiques standards ou en option, oud’alarmes en option. Toutes les sorties sont judicieusement
configurées et étalonnées à partir du clavier ou d’unordinateur utilisant le programme PanaView.

Caractéristiques du GM868
Mode d’emploi et performance
Types de fluides

Tous les gaz conducteurs acoustiques

Tailles de canalisation

50 mm à 3 000 mm (1 à 200 po) et plus

Matériaux de canalisation

Tous les métaux. Pour d’autres matériaux, consultez
Panametrics

Précision du débit (vitesse)±1 à 2 % du relevé (typique)

La précision dépend de la taille de tuyau et de la nature de lamesure (une ou deux voies). Une précision à ±0,5 % du relevé
pourra être obtenue par étalonnage en condition process

Répétabilité±0,2 à 0,5 % du relevé

Plage (bidirectionnelle)-46 à 46 m/s (-150 à 150 pi/s)

Rangeabilité (globale)

1500:1
Les caractéristiques techniques supposent un profild’écoulement entièrement développé (nécessitantgénéralement 20 diamètres en amont et 10 diamètres enaval d’une canalisation droite) et une vitesse d’écoulement
supérieure à 1 m/s (3 pi/s)

Paramètres de mesure

Débit massique, débit normalisé et débit réel, débit totalisé etvitesse d’écoulement

ÉlectroniqueMesure du débit
Temps de transitBoîtiers• Standard: aluminium revêtu époxy type 4X/IP66, classe I,division 1, groupes A, B, C et D
Ignifuge ISSeP 02ATEX008
II 2 GD EEx d IIC T5 IP66 T95°C• En option: acier inoxydable

Dimensions (h x p)

Standard: 208 mm x 168 mm (8,2 po x 6,6 po), poids 4,5 kg(10 lb)Canaux• Standard: un canal• En option: deux canaux (pour deux tuyaux ou le calcul demoyenne sur deux tirs accoustiques)

AffichageEn option: Écran à cristaux liquides rétro-éclairé de 2 lignes
x 16 caractères, configurable pour afficher jusqu’à quatre
paramètres de mesure les uns à la suite des autres

Clavier

Clavier de six touches infrarouges intégré pour une
fonctionnalité complète

Alimentations• Standard: 100-240 VCA• En option: 12 à 28 V c.c., ±5 %Consommation d’énergie
20 W maximum

Température de fonctionnement• -4° à 131°F (-20° à 55°C)

Température de stockage• -67° à 167°F (-55° à 75°C)

Entrées/sorties standards

Deux sorties isolées 0/4 à 20 mA, charge maximale 550 S

Entrées/sorties en option

Il existe six logements supplémentaires disponibles pour
toute combinaison des cartes E/S suivantes:• Entrées analogiques: sélection d’un maximum de trois
cartes des types suivants:		Carte d’entrée analogique avec deux entrées isoléesde 4 à 20 mA et alimentation de boucle 24 V carte
d’entrée analogique avec deux entrées isolées RTD
trois fils; de 4 à 20 mA et alimentation de boucle 24 V;étendue –100° à 350°C (–148° à 662°F); 100 S• Sorties de totalisateur/fréquence: sélectionner unmaximum de trois cartes de sortie totaliseur/fréquence,
dotées chacune de quatre sorties par carte, 10 kHzmaximum• Alarme-relais: sélection d’un maximum de deux cartes destypes suivants:- Usage général: carte de relais avec trois relais type SPDT- Hermétiquement fermé: carte de relais avec trois relais
hermétiquement fermés type SPDTInterfaces numériques• Standard: RS232• En option: RS485 (multi-utilisateur)• En option: Modbus® RS485 ou protocole TCP• En option: ethernet• En option: serveur OPC• En option: foundation fieldbus

Consignation de données• Standard: aucune• En option: mémoire (type linéaire et/ou circulaire) pourenregistrer quelque 150 000000 points de données de débit

Conformité européenne

Système conforme à la directive EMC 2004/108/EEC, LVD
2006/95/EEC (installation de catégorie II, pollution de degré2) et transducteurs conformes à PED 97/23/EC pour DN<25

Transducteurs de débit ultrasoniques mouillés
Plage de températures• Standard: –50 à 150°C (–58 à 302°F)• En option (global): -190°C à 450°C (-310°F à 842°F)

Montages

Cellule de débitmétrie ou installation en charge de bossages

Classifications• Standard: usage général• En option: étanche, type 4X/IP66• En option: enceinte antidéflagrante, classe I, division 1,
groupes B, C et D
• En option: enceinte ignifuge classe I, II 2 GD EEx d IIC T6
Des transducteurs et cellules de débit pour des applications
spécifiques sont disponibles. Pour des détails, consultez
Panametrics

Câbles pour transducteur

Plage de pression• Standard: une paire de câbles coaxiaux, type RG62 AU, ou

Matériaux

Transducteurs de débit ultrasoniques pourhaute température et haute pression• Standard: 1 à 187 bars (0 à 2 700 psig)• En option: 240 bars (3 480 psig) maximum• Standard: titane• En option: Monel® ou Hastelloy® alliages

Raccordements de process

Raccords à bride et à compression

selon spécification pour le type de transducteur• En option: longueurs: 330 m (1 000 pi) maximum

Système Bundle Waveguide Technology™ (BWT)transducteur et support (voir les spécifications dusystème BWT)

Panametrics, une division de Baker Hughes, fournit dessolutions de mesure (hygrométrie, oxygène) ou decomptage (débit gaz ou liquide) pour les applications et lesenvironnements les plus difficiles. Expert dans le comptage
sur les torches, la technologie Panametrics permet laréduction des émissions des torchères et en optimise lesperformances.
Fort d’une reconnaissance mondiale, les solutions
Panametrics de mesure et de gestion des émissions detorches permet aux industriels de gagner en efficacité etd’atteindre ainsi les objectifs de réduction de l’empreinte
carbone dans leurs industries, notamment: Pétrole et gaz;Énergie; Santé; L’eau potable et eaux usées; Procédéschimiques; Alimentaires et Boissons et beaucoup d’autres.
Participez à la conversation et suivez-nous sur LinkedIN
linkedin.com/company/panametricscompany

Copyright 2023 Baker Hughes Company. All rights reserved.
BHCS38740-FR(04/2023)

panametrics.com