Contiplex

Stimuplex

Contiplex C

Meister Style.
Regional Anesthesia

Peripheral Nerve Block

末梢神経ブロック製品

神経刺激用穿刺針および持続末梢神経麻酔用カテーテルセット

Ultraline

バリエーションに富んだ針先形状
エコー画像下で視認可能な神経刺激針

ビー･ブラウンの末梢神経ブロックの歴史
B.Braun社は腕神経叢鎖骨上ブロックの父 Dr. Kulenkampff と腕神経叢腋窩ブロックの父 Dr. Hirschelと共に製品開発を行なったのが1912年。それから100年以上に渡り、知識を蓄え、技術を研鑚して今日まで歩んで参りました。

レーザー加工超音波ガイド下での視認性を高めるための加工は、レーザーエッチング技術にて行っております。

2

超音波ガイド下で視認性向上

針先端の確認を容易にする加工

針表面にトライアングルパターンエッチン
グ加工が施されており、従来品に比べ超音波による視認性が向上しています（当社比）。

針表面と同様に長 - 短 - 短のセーフティパ
ターンを採用しました。またSingle Shot用
末梢神経ブロック針の先端部は超音波ビームを反射するため、確認が容易です。

20mm

10mm
5mm

当カタログではアイコンにて製品の機能表示をしています
神経刺激対応加工

超音波ガイド対応加工

3

Single Shot

バリエーションに富んだ針先形状
エコー画像下で視認可能な神経刺激針

マイスタースタイル

Meister Style.
ビー･ブラウン社の先端角32°

175年以上の歴史から先端角30°培った、ドイツの開発技術を、日本国内の工場で製品化しています。
人間工学に基づき、術者の視点に立って生み出された製品をお届けします。

プレックスフィックス

ウルトラプレックス

超音波ガイド対応加工

超音波ガイド対応加工

星状神経節を始めとした各種の神経 超音波ガイド下神経ブロックに特化ブロックにご使用頂けるように開発 しました。深度目盛りがあり、先端がした神経ブロック針です。硬膜外、脊 超音波を反射するため、視認性の向上
椎麻酔で培った各種の技術が数多く が期待できます。
盛り込まれています。
品番

PF-2240GU
PF-2260GU
PF-2280GU
PF-2280GUE＊
PF-22100GU

サイズ

22G × 40mm
22G × 60mm
22G × 80mm
22G × 80mm
22G × 100mm＊プレックスフィックスには先端部に加工のないタイプもあります。
＊PF-2280GUEは先端角26度でシャープタイプの製品です。

4品

番

UL-2235
UL-2250
UL-2280
UL-22100
UL-20150

サイズ

22G × 35mm
22G × 50mm
22G × 80mm
22G × 100mm
20G × 150mm

先端角30°電極ケーブル付

先端角15°
電極ケーブル付

Supports
Dual GuidanceTechniqueSupports
Dual GuidanceTechnique

スティムプレックスウルトラ

スティムプレックスD ウルトラ＋＋神経刺激対応加工

超音波ガイド対応加工

先端
先端角30°
電極
電極ケーブル付

神経刺激対応加工

スティムプレックスA

超音波ガイド対応加工

神経刺激対応加工

ノ 神経刺激に特化した区域麻酔針です。麻酔デュアルガイダンステクニックによ 鈍（Dull）な穿刺感をご提供します。
（刃先が付いて に携わる米国医師の80％以上が 好みのる末梢神経ブロック用に開発された ンカッティングべベル
区域麻酔針です。針先は、臨床上で有 いない）であるため、組織を通過する シングルショット用麻酔針である と評用性があると言われている※4、30度の 感触が判り易く、神経を傷付け難く し、使用して頂きました。※1,2また使用感になっております。
関しても高い評価を頂いております。※3
短べベルを有しております。
品番

STU-2235
STU-2250
STU-2280
STU-22100
STU-20150

サイズ

22G × 35mm
22G × 50mm
22G × 80mm
22G × 100mm
20G × 150mm

品

番

ST-2535D15
STD-2235
STD-2250
STD-2280
STD-22100
STD-20150※1. A. Sardesai, N. Denny., M. Herrick, A. Lynch, A. W. Harrop-Griffiths,

サイズ

25G × 35mm
22G × 35mm
22G × 50mm
22G × 80mm
22G × 100mm
20G × 150mm

品番48942514894502
4894260
4894278

サイズ

24G × 25mm
22G × 50mm
21G × 100mm
20G × 150mm

A study of the characteristics of single-injection insulated block needles in a biologic model.
RAPM Vol. 29 No. 5, (Sept- Oct, 2004.)※2. IMS data, Q1 2009–Q1 2010
※3. IMS data: Q4 20115
※4. Admir Hadzic, Peripheral Nerve Blocks: Principles and practices. 2004. The McGraw-Hill Companies, Inc.

持続末梢神経ブロック『視点を変えずに一連の手技』がコンセプトの製品ラインナップ

Supports
Dual GuidanceTechniqueSupports
Dual GuidanceTechniqueコン
コンティプレックス
ンティプレックス
ウルト
ルトラ S
ウルトラ

コンティプレッ
コンティプレックス
ウルトラ ツー
ツーイ＋
神経刺激対応加工

超音波ガイド対応加工

米国特許技術であるサイドポートにより、電気刺激-局麻薬の注入-カテーテルの挿入の一連の操作をシンプルに行うことが可能です。
品番

CFS-Y1850SU
CFS-Y18100SU

サイズ

品

18G × 50mm
18G × 100mm a※a※

番

CFS-Y1850TU
CFS-Y18100TU
CFS-Y18150TU
CFS-ST1850TU
CFS-ST18100TU

サイズ

18G × 50mm a
18G × 100mm a
18G × 150mm a
18G × 50mm b
18G × 100mm b※a 18G用ペリフィックス･ワン カテーテル/サイドポート/カテーテルコネクター/フラットフィルター※b 18G用スタンダード カテーテル/サイドポート/カテーテルコネクター/フラットフィルター6※

※

※

※

※

Supports
Dual GuidanceTechnique

コンティプレックスC

いままでの発想と異なる持続末梢神経ブロック用システムです。

＋
神経刺激対応加工

超音波ガイド対応加工

針をカテーテル内部から通して刺入するというコンセ
プトは、患者さんへの侵襲を低減し、既存の持続末梢神経ブロックで直面していた煩雑なステップや液漏れ、カテーテル抜けなどの問題点に対する提案を致します。
品番

製品仕様

4898115 c※

神経刺激用穿刺針25G × 190mm
カテーテル19G × 188mm※c 0.2μmフィルタ/カテーテルコネクター/延長チューブ500mm/ピンパッド

7

神経刺激装置
使用者の観点に立った仕様で末梢神経ブロックをお手伝いします

SENSe機能
1秒間に3回出るパルスのうち、第3パルスの幅が第1,2パルスの幅に比べて約2倍の幅になるように調整する機能です。
針先が神経から離れていても筋収縮が見られる為、神経の探索が容易になることが期待できます。ご希望に合わせて機能のオン/オフが可能です。

針先から神経までの距離が遠い場合1秒間に1回の筋収縮が見られます。

針先から神経までの距離が近い場合1秒間に3回の筋収縮が見られます。

持ちやすさ
人間工学に基づき、持ち易さを考慮して設計されたボディです。
（縦 157.0mm × 横 81.1mm × 幅 32.0mm）

品

番

製品名

製品仕様

包装・販売単位スティムプレックスHNS12

SENSe機能付 9V電源仕様
接続ケーブル･試験用抵抗器付

1台

4892099

マッピング用電極ペン

スティムプレックス専用体表面マッピング用電極ペン（オプション品）

1本

4892095

スティムプレックス
専用ケース

スティムプレックスHNS12
専用ケース補充用

1個

4892096

スティムプレックス用
試験用抵抗機器

スティムプレックスHNS12専用
試験用抵抗機器補充用

1個

4892070

スティムプレックスHNS12接続ケーブル
専用接続ケーブル

489209881本

抵抗値の表示
電気刺激接続コードの断線や乾燥肌によって起こる抵抗値の異常をアラームでお知らせします。この機能によって、筋肉の収縮の得られない原因の特定が可能になります。

患者側電流・設定電流の双方を同時に表示
患者に実際に流れている電流と設定した電流値の双方を同時に表示します。
組織のインピーダンスの実測値に加え､電流値が設定閾値より下がった場合に警告メッセージを表示します。

パルス幅の調整
0.1 msec,0.3 msec,1.0 msecの3種類のパルス幅に切替可能。
体表面からの刺激が可能です。またオプションとして、0.05 msec,0.5msecの設定も可能。

各種設定の記憶機能
緊急時に素早く対応する事を目的として、お好みの設定を記憶させる事が出来ます。
警告
音の音色・大きさ等も変更が可能です。

9

Disinfection Standard Kit

ディスインフェクション スタンダードキット
超音波プローブカバー入り消毒用スタンダードキット

ディスインフェクション スタンダードキット（DSK-P1000J）キット内容●プローブカバー（150cm）
●ガーゼ
●カップ
●シリンジ（10ml ルアー）
●シリンジ（20ml ルアー）

マイスタースタイル

Meister Style.

多様なお客さまからのニーズにお応えするため、日本国内でカスタムキットの製造を行っております。
ひとつひとつの作業をていねいに。
当社のカスタムキットには、日本人の心と技術が込められています。

10●スポンジ●トレイ●ドレープ●ドレッシング●フィールドシート●注射針（18Gx1 1/2 ）●注射針（25Gx1 1/2 ）●滅菌ジェルMemo11

販売名
スティムプレックス HNS12

製造販売元

認証番号

22000BZX00149000

販売名
承認番号
ペリフィックス
20200BZY00051000
コンティプレックスキット
22100BZX01060000
コンティプレックス C
22600BZX00431000
スティムプレックス D ニードル 22100BZX00918000
スティムプレックスＡニードル 22200BZX00789000
ビー・ブラウン神経ブロック針 22000BZX00122000

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

カスタマーサービスセンターTEL 0120-401-741(フリーダイヤル)
東日本カスタマーサービスセンター FAX 0120-911-371(フリーダイヤル)
西日本カスタマーサービスセンター FAX 0120-552-360(フリーダイヤル)http://www.bbraun.jp/
本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
製品のご使用にあたっては、製品に付属の添付文書を必ずお読み下さい。
BRO-RA003-2 2017.7-3K