シリーズ
卓上型水質計

pH
ORP
イオン
電気伝導率
溶存酸素

大型タッチパネル搭載

series
大きくて見やすい表示

フラットパネルでお手入れ簡単

縦置き

横置き

壁掛けも可能優れたシステム拡張性
ターンテーブルPC

外部プリンター

BluetoothによるPC通信も可能 !
（メーカーオプション）

1充実した画面表示
縦画面・横画面の
切替表示

2ch表示

測定値の安定が一目でわかるグラフ表示

タッチ操作で文字や数字の入力が可能

見やすいメニュー画面

メンテナンス情報も充実

センサ・電極ホルダー/スタンドもリニューアル
やわらかいリード線

赤：pH
黄：ORP
白：電気伝導率

スムーズな動き

青：溶存酸素電極カラーによるわかりやすい識別
鉛フリー

RoHS対応のDO電極

2

Xシリーズ ラインアップ
タッチパネル搭載タイプ
マルチ水質計MM-43X
本体価格￥300,000

センサは別売pH・イオンメータ

pH

HM-42X

0RP
イオン

イオン

pH複合電極 GST-5841C添付

2ch
タイプ

塩分

本体価格

濃度

塩分
濃度

電気伝導率セル CT-58101B添付

TDS

USBメモリー/PC接続対応￥200,000

電気抵抗率

セット価格 ￥250,000

USB

電気抵抗率

電気伝導率

CM-42X

0RP

セット価格 ￥220,000

電気伝導率

電気伝導率計pH

本体価格

外部プリンター￥200,000（全溶存固形物量）USB

ターンテーブル

TDS

USBメモリー/PC接続対応Bluetooth（全溶存固形物量）

外部プリンター

溶存酸素

ターンテーブル

USBメモリー/PC接続対応USB

JP17
USP645

外部プリンター

Bluetooth

ターンテーブル
JP17
USP645Bluetooth

カスタムLCDベーシックタイプ
pHメータ

BluetoothによるPC通信機能について

電気伝導率計pH

HM-41XORP

CM-41X

セット価格 ￥150,000

USB

セット価格 ￥200,000

PC接続対応pH複合電極 GST-5821C添付

電気伝導率セル CT-58101B添付

外部プリンター
本体価格￥130,000

乾電池動作

本体価格

￥150,000

電気伝導率

Bluetooth通信機能はメーカーオプ

電気抵抗率

ション
（工場出荷時のオプション)とな

塩分

りますので、注文時にご指定ください。

TDS

また、
本機能は後から追加もできま（全溶存固形物量）す。詳細はお問い合わせください。

USB

PC接続対応外部プリンター
乾電池動作

標準添付品
MM-43X電極
アタッチメントJ
0IB00005
DP 0IB00007
ION 0IB00006

HM-42X
pH複合電極※pH6.86標準液
500mL

HM-41X

GST-5841C pH複合電極※
143F192

pH6.86標準液
500mL

143F191

pH4.01標準液500mL

CM-42X

CM-41X

GST-5821C 電気伝導率セル※

CT-58101B 電気伝導率セル※

CT-58101B

143F192

ポリビーカー
150mL（1個）

ポリビーカー
0DE00001
150mL（1個）

0DE00001

143F191

ACアダプター
電源コード7430880K 単3形アルカリ乾電池 4本
118C229 （サンプル提供品）

ポリビーカー
150mL（3個）

pH4.01標準液
0DE00001
500mL

ACアダプター
電源コード7430880K 比較電極内部液 50mL
比較電極内部液 50mL
118C229
ポリビーカー
ポリビーカー
0DE00001
0DE00001
150mL（3個）
150mL（3個）
ACアダプター
7430880K 単3形アルカリ乾電池 4本
電源コード118C229 （サンプル提供品）〔すべてのタイプに共通の添付品〕
電極ホルダー 7430850K
傾斜スタンド 7430870K

電極スタンド（支柱、ストッパー付き） 7430860K
アース線 X0979500
取扱説明書

電極アタッチメント G（MM-43Xは2個） 0IB00004※本体のみご購入の場合には電極は添付されません

3周辺機器／オプション
品名

コード番号

価格

備考

電極ホルダー

7430850K¥5,000電極スタンド7430860K¥7,000

支柱、ストッパー付き。

電極アタッチメント G

0IB00004¥600

Xシリーズ等電極用。

電極アタッチメント J

0IB00005¥600

Jシリーズ等電極用。

電極アタッチメント DP

0IB00007¥600

P30シリーズ等電極用。

電極アタッチメント ION

0IB00006¥600

単能イオン電極用。

電極アタッチメント N

0IB00008¥600

温度センサ等用。

スターラ

ST-7

TTT-710

サンプル撹拌用。対応ビーカー：200mLビーカーまで。

¥850,000

12/18検体 純水によるシャワー洗浄を標準装備。
薬液洗浄・バブリング洗浄・エアーブローにも対応。 (オプション)
60検体
恒温水槽付きターンテーブルも用意。
100検体、 (メーカーオプション)
メーカーオプション 対応機種：HM-42X、CM-42X、MM-43X¥930,000¥1,100,000

ターンテーブル接続
ケーブル

データ集録ソフト

データ集録ソフト

7433040K

X-LOG

GP-LOG

電極アタッチメント¥40,000¥900,000

ターンテーブル

電極ホルダー¥10,00036検体

ケーブル長2m。
対応機種：HM-42X、CM-42X、MM-43X※

USBまたは、RS-232Cにより測定データをパソコンにテキスト形式にて保存。
市販のUSBメモリーからパソコンへのデータ取り込みも可能。
（市販のUSBケーブル（USB2.0、Micro）
が別途必要です。
）
対応OS：Windows 10/8/7
対応機種：HM-42X、CM-42X、MM-43X※

USBにより測定データをパソコンにテキスト形式にて保存。
（市販のUSBケーブル（USB2.0、Micro）
が別途必要です。
）
対応OS：Windows 10/8/7
対応機種：HM-41X、CM-41X

RS-232C接続ケーブル

118N062

パソコン接続用。ケーブル長2m。
（USBポートに接続する場合は、USBシリアル変換ケーブルが¥10,000
別途必要です。）
対応機種：HM-42X、CM-42X、MM-43X

外部プリンター

EPS-P30¥60,000

外部プリンター用プリンター用紙

P000119¥7,000

20巻、普通紙

外部プリンター用インクリボン

0RD00001¥1,5001個

外部プリンター用
接続ケーブル

118N061¥10,000

電極切換器

ES-1G

¥200,000

最大5本までのpH/ORP/イオン電極が接続可能。
対応機種：HM-42X、MM-43X（ch1のみ対応）

セル切換器

ES-1GC¥200,000

最大5本までの電気伝導率セルが接続可能。
対応機種：CM-42X、MM-43X（ch1のみ対応）

電極切換器

ES-1GDP¥220,000

最大5本までの溶存酸素電極が接続可能。
対応機種：MM-43X (ch1のみ対応)¥160,000

上下限出力端子に接続すると、測定値が上限、下限の設定値を超えたときに、AC100VをON/OFFします。
これに、別途ポンプ等を接続すればpHコントロール等を行うことができます。
対応機種：HM-42X、CM-42X、MM-43X(ch1のみ対応)¥10,000

ケーブル長1.5m、外部機器接続側端子（3mmY端子）
対応機種：HM-42X、CM-42X、MM-43X

電極スタンド電極ホルダー/スタンド

スターラ

普通紙印字、チャート幅約60mm
接続ケーブル、プリンター用紙、インクリボン付き

既に外部プリンター（EPS-G/EPS-R）
をお持ちの場合、本ケーブルのみをご用意いただくことでプリンターが使用できます。

コントロールボックス

AC-1V

アナログ出力ケーブル

7433020K

ｐＨチェッカ

PC-1G¥50,000

対応機種：HM-42X/41X、MM-43X

電気伝導率チェックプラグ

EC-1G¥45,000

対応機種：CM-42X/41X、MM-43X

温度チェックプラグ

TC-1G¥40,000

対応機種：HM-42X/41X、CM‐42X/41X、MM‐43X

電極アダプター（pH/ORP/イオン用）

0JD00001¥20,000

単能電極が接続可能。

AC-USBアダプターASSY

7472510K￥4,000ケーブル長2m。対応機種：HM-41X、CM-41X

ターンテーブル

外部プリンター※専用データ集録ソフトは、本体ご購入後、当社会員制サービスサイトからユーザ登録をしていただくと、
無料でダウンロードできます。

会員制
サービスサイトのご案内

対象製品をご購入後、ユーザー登録をしていただくと下記特典が受けられるようになります。
■ 取扱説明書を無料ダウンロード■ 専用データ集録ソフトを無料ダウンロード■その他関連情報をお知らせいたします。

※ご購入製品、ご使用製品ごとの登録になります。
詳しくは当社ホームページをご覧ください。

4電極『キャル・メモ』
センサ：センサ自身に型式・製造番号・校正データをメモリー

pH/ORP●GST-5700シリーズの電極も接続できます。

電極

pH複合電極ORP複合電極
ORP複合電極
キャル・メモ非対応

用途

測定範囲

価格

pH、ORP

温度

計量法
型式承認

Strong

Float

銀イオン
トラップ

GST-5841C

一般用¥30,000

pH0～140～100℃

S162

○

○

○

GST-5821C

一般用￥26,000

pH0～140～100℃

S162

―

○

○

GST-5841S

含有機溶媒用¥40,000

pH0～140～100℃

S161

○

○

―

GST-5842S

精密測定用¥45,000

pH0～14

0～60℃

S161

○

○

―

GST-5823S

精密微量用¥58,000

pH0～11

0～60℃

―

―

○

―

GST-5824C

つきさし用¥40,000

pH0～12

0～60℃

―

―

○

―

GST-5845C

微量用¥40,000

pH0～130～100℃

S162

○

―

―

GST-5846C

極微量用¥65,000

pH0～13

0～60℃

S162

○

―

―

GST-5847C

試験管用¥35,000

pH0～130～100℃

S162

○

―

―

GST-5848C

極細試験管用¥65,000

pH0～13

0～60℃

S162

○

―

―

GST-5820C

流通用¥50,000

pH0～12

0～60℃

―

―

○

―

GST-5851C

高アルカリ用¥30,000

pH0～140～100℃

S151

―

○

○

pH2～12

0～50℃

―

―

○

―

0～100℃

―

―

○

○

―

―

○

○

¥50,000

ELP-040

ふっ酸浴用

5082L（ELP-040用）

ガラス電極チップ¥15,000

PST-5821C

一般用¥30,000

計器の指示範囲¥22,000―
計器の指示範囲(温度センサなし)

PS-5011C（ガラス電極チップ込み）

一般用

pH1.68標準液

500mL

143F194¥1,300

pH4.01標準液500mL

143F191¥1,300pH6.86標準液

500mL

143F192¥1,300

pH9.18標準液

500mL

143F193¥1,300pH10.02標準液 500mL

143F195¥1,300比較電極内部液 RE-4 50mL×3

0BG00011¥3,000

ORPチェック液
143F196（pH標準液4.01 500mL＋キンヒドロン粉末）¥2,000ORP電極研磨剤 10mL

¥2,000

AO-001先端部の強度を増した割れにくいガラス電極
内部液の交換目安を一目で判断できるフロートを内蔵
比較電極に溶解する銀イオンの流出を防止
液絡部のつまりを軽減し、測定の安定性を確保

5

GST-5841C

GST-5821C

GST-5841S

GST-5842S

GST-5823S

GST-5824C

GST-5845C

GST-5846C

GST-5847C

GST-5848C

GST-5820C

GST-5851C

PST-5821C

PS-5011C

電気伝導率●CT-57000/87000シリーズのセルも接続できます。

セル

浸漬型
電気伝導率セル

流通型
電気伝導率セル

用途

測定範囲

価格

電気伝導率

温度

セル定数

CT-58101B

一般用¥52,000

100μS/m～10S/m｛1μS/cm～100mS/cm｝

0～100℃

ELC-009

JP17指定セル※¥52,000

100μS/m～10S/m｛1μS/cm～100mS/cm｝

0～100℃

100m -1
100m -1

CT-58101C

低電気伝導率用¥70,000

5μS/m～1S/m｛0.05μS/cm～10mS/cm｝

0～100℃

10m -1

ELC-010

JP17指定セル※¥70,000

5μS/m～1S/m｛0.05μS/cm～10mS/cm｝

0～100℃

10m -1

CT-58101A

高電気伝導率用¥52,000

1mS/m～100S/m｛10μS/cm～1S/cm｝

0～100℃

1000m -1

CT-88101B

一般用¥60,000

100μS/m～10S/m｛1μS/cm～100mS/cm｝

0～100℃

100m -1

CT-88101C

低電気伝導率用¥60,000

5μS/m～1S/m｛0.05μS/cm～10mS/cm｝

0～100℃

10m -1

CT-88102A

高電気伝導率用¥60,000

10mS/m～100S/m｛100μS/cm～1S/cm｝

0～100℃

2000m -1

CT-27111D

純水用

5μS/m～20mS/m｛0.05μS/cm～200μS/cm｝

0～80℃

1m -1

¥70,000(フローセルは別売)

電気伝導率セルチェック用C液 100mL (4本)25℃において140.9mS/m

0BI00001¥6,000電気伝導率セルチェック用B液 250mL (2本)25℃において1286mS/m

0BI00002¥6,000接続口径：外径8mm×内径4mm

CEF-22A¥20,000

フローセル (SUS製) 接続口径：外径8mm×内径6mm

CEF-23A¥40,000

フローセル (PP製)

CT-58101B/
ELC-009

CT-58101C/
ELC-010

CT-58101A

CT-88101B※JP17指定セル
JP17一般試験法、導電率測定法による標準液（133.0μS/cm・20℃）
を用いてセル定数を決定。

CT-88101C

CT-88102A

CT-27111D（フローセル付き）

溶存酸素
電極

溶存酸素電極用途

価格

浸漬/投込み用¥60,000

標準隔膜使用時：0～20mg/L 0～50℃

OE-573BA

浸漬/投込み用(無流速測定対応)¥115,000

高濃度隔膜使用時：0～50mg/L(高濃度隔膜セットは別売)

OE-473AA

ふらん瓶用(撹拌機能付き)¥110,000

OE-473BA

ラボ用 (無流速測定対応)¥115,000

隔膜セット OE-273AA用（3個）

0CC00001¥4,200隔膜セット OE-273AA高濃度ＤＯ用（3個）

0CC00002¥6,000隔膜セット OE-573BA用（3個）

0CC00023¥6,500隔膜セット OE-573BA高濃度ＤＯ用（3個）

0CC00024¥6,500隔膜セット OE-473AA用（3個）

0CC00003¥6,500隔膜カートリッジ OE-473AA用 (5個)

ＯCT-2502¥6,000隔膜セットOE-473BA用（3個）

0CC00022¥6,500電解液 R-12 50mL (3本)

143H008¥3,000

亜硫酸ナトリウム 50g

143A030¥1,000OE-273AA

測定範囲

OE-273AA

OE-573BA

OE-473AA

測定方式

隔膜式
ポーラログラフ法

0～20mg/L
注1)

下記の溶存酸素電極はMM-43Xで使用できません。
ガルバニ電池法電極（電解液はR-9を使用）
OE-270AA/570BA、OE-470AA/470BA

注2) ふらん瓶用電極（OE-473AA）は下記ふらん瓶での測定を推奨します。
推奨ふらん瓶
JIS規格 中形TS19/22(大径18.8mm、小径16.6mm、長さ22mm)

OE-473BA

6

イオン
電極

価格

イオン交換チップ¥120,000

F-200（固体膜）¥50,000

塩化物イオン複合電極
CL-2021¥90,000

CL-200B（固体膜） 1～35,000mg/L¥25,000（pH5～6）Cl -S2−=共存不可
CN−、I−=10−5

シアン化物イオン複合電極
CN-2021

CN-200B（固体膜） 0.003～26mg/L¥90,000¥25,000（pH12～13）

CN -S2−=共存不可 I−=10−1 S2O32−=101
Br−=103 NO3−、SO42−、PO43−=104 CO32−、Cl−、F−=105

ナトリウムイオン複合電極
NA-2011¥90,000

NA-100B（ガラス膜） 2.3～23,000mg/L¥30,000（pH10～11）Na+

カリウムイオン複合電極
K-2031¥90,000

K-300B（液膜）¥25,000

0.39～3,900mg/L（pH5～6）

K+

カルシウムイオン複合電極
CA-2031¥90,000

CA-300（液膜）¥30,000

0.4～40,000mg/L（pH5～6）

Ca2+ Pb2+、Zn2+=101 Mn2+=102
Cu2+、Mg2+、Cd2+、Ba2+、Fe2+=103¥90,000

N-300（液膜）¥25,000

0.019～19,000mg/L F（pH5～6）-

ふっ化物イオン複合電極
F-2021

硝酸イオン複合電極
N-2031

OH =10
HPO42−、
HCO3−=103（pH 7〜8） Cl−、Br−、I−、NO3−、SO42−、S2O32−=105−―

0.09～1,800mg/L（pH12以上）

炭酸ガス電極（隔膜電極）
CE-2041¥110,000―

溶存ガス
1.49～1,490mg/L

臭化物イオン複合電極
BR-2021¥90,000

よう化物イオン複合電極
I-2021

I-200（固体膜）¥96,000¥25,000

カドミウムイオン複合電極
CD-2021

CD-200（固体膜） 0.01～1,120mg/L¥100,000¥28,000（pH5～6）

BR-200（固体膜） 0.8～80,000mg/L¥25,000（pH5～6）-

NH 4 +

Br-

硫化物イオン複合電極
S-2021

S-200（固体膜）¥90,000¥25,000

−3

Cu

2+

¥3,500¥6,000F標準緩衝液F-10＋TISAB-11

500mL

143F393

F標準緩衝液F-100＋TISAB-11 500mL

143F392¥6,000¥3,500CL-1000

500mL

143A281NA-1000

500mL

143E031¥3,500500mL

143B482¥4,000NH 4 標準液

500mL

143B481¥4,000500mL

143C486¥3,500

NO3-N

500mL

143C487¥3,500NH4-1000

500mL

143A041¥3,500NH 4 -N標準液

NH4-N

500mL

炭酸ガス電極校正用粉末
Br標準液
I標準液

143A042¥3,500

143D044¥5,000500mL

143C483¥4,000500mL

143H091¥4,000

CGS-111 1L用 (10袋)

BR-1000
Ｉ-1000Cd標準液

CD-100500mL

143B500¥4,000

Cu標準液

CU-100500mL

143D043¥4,000

イオン強度調整剤

TISAB-01

500mL Ｆ用※2

143A279¥6,000

イオン強度調整剤

TISAB-11500mL Ｆ用※2

143A280¥6,000

イオン強度調整剤

ISA-CL

500mL Cl、
Br、I、Ag用

143A334¥6,000

イオン強度調整剤

ISA-CN

500mL CN用

143A335¥6,000

イオン強度調整剤

ISA-NA

500mL Na用

143A338¥6,000

イオン強度調整剤

ISA-K

500mL K用

143A337¥6,000

イオン強度調整剤

ISA-CA

500mL Ca用

143A333¥6,000

イオン強度調整剤

ISA-NO

500mL NO 3用

143A340¥6,000

イオン強度調整剤

ISA-NH

500mL NH 4用

143A339¥6,000

イオン強度調整剤

ISA-CO

500mL CO2用

143D045¥6,000

イオン強度調整剤

ISA-CU

500mL Cu、Cd用

143A336¥6,000

イオン強度調整剤粉末

ISA-S 100mL用 (10袋) S用

143A332¥6,000比較電極内部液 RE-1

100mL

143F230¥1,000比較電極外筒液 RE-2 100mL

143F238¥2,500比較電極外筒液 RE-3 100mL

143F239¥2,500アンモニア電極内部液 RE-NH4

50mL (3本)

0BG00005¥3,500炭酸ガス電極内部液

500mL

143D042¥3,000

RE-11

Cl−=102NO3−、SO42−、CO32−、F−=104

NO3−、CO32−、PO43−、Cl−、
F−=105

Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Zn2+、Al3+=105

Cr3+=102

Ni2+=103 Na+、Mg2+、Ca2+=104
Na+、K+=106
─¥4,000

NO 3 -N標準液

S2O32−、SCN−=100

S 2-

143F391

NO3-1000

Ni2+=104−

Hg2+=共存不可 Mg2+=103
Ca2+、Cu2+、Pb2+、Cd2+、Zn2+=104

0LF00001

CA-1000

0

2+

500mL

NO 3 標準液−

Ag 、Hg =共存不可
Fe3+=10−1 Al3+=101
+

F標準液

Ca標準液

−

揮発性アミン類

イオンセンサ用交換液絡部（10個）

K-1000

Li+=104

I =10
Br 、NO2 =10 Cl =101
CH3COO−、SO42−、CO32−、F−=102−

Cd2+ Hg2+、Ag+、Cu2+=共存不可
Pb2+、Fe3+=100 Cr3+=102

AG-200（固体膜） 0.1～108,000mg/L Ag+¥90,000¥28,000（pH5～6）

K標準液

Na+=2×103

S2−、還元性物質=共存不可
CN=100S2O32−=101 SCN−=103 Br−=104

銀イオン複合電極
AG-2021

Na標準液

NH4+=3×102

S2−=共存不可
CN−、I−=10−4¥90,000

F-1000NO3−、SO42−、CO32−、PO43−、
F−=103

溶存ガス：揮発性弱酸 気中ガス：酸性ガス
校正用セル（CGC-202L）と校正用アダプター（6791140K）が別途必要です。

銅イオン複合電極
CU-20210.3～32,000mg/L（pH13以上）

Br−、S2O32−=10−2

Mg2+、Ca2+、Zn2+、NH4+、K+、Li+=103

0.01～127,000mg/L l （pH5～6）

CU-200（固体膜） 0.06～630mg/L¥28,000（pH5～6）

1

H+=1020.62～62,000mg/L NO3（pH5～6）アンモニア電極（隔膜電極）¥110,000
AE-2041Cl標準液

7共存イオンの影響※1 / 備考

測定範囲
（最適pH範囲）

アンモニア電極用交換膜 (10枚)

AE-FILM¥15,000

炭酸ガス電極用隔膜カートリッジ (4個)

CTC-211¥18,000

炭酸ガス電極用校正セル

CGC-202L¥7,000

校正用アダプター

6791140K¥4,000※ 1 共存イオンの影響
10 -1mol/Lイオン濃度における選択係数
カドミウムイオン、銀イオンは10 -2 mol/L
シアン化物イオン、銅イオンは10 -3mol/L
溶液中に共存するイオンが測定対象イオンに誤差を与える影響を表します。
選択係数が10Xは、共存イオンが測定対象イオンの10X倍 含 まれ たときに、測 定 対 象 イオンと同 一 の指示値誤差を与えることを意味します。
共 存 イオンが測 定値に影 響 を与えるような濃 度の場 合 は、前 処 理により妨 害 を 受け な いようにする必要があります。
※2 143A279（TISAB-01）：一般試料用。
143A280（TISAB-11）：金属イオン（鉄、アルミ等）が共存する試料用。

注1）
イオン電極は温度測定機能は対応していません。
また、測定可能な溶液温度範囲は0～50℃です。
注2）イオン測定には電極の 他に別途、標 準液、イオン強 度
調整剤、比較電極外筒液が必要です。
注3）イオン測定は共存するイオンなどのサンプル性状により測定が困難な場合がありますので、事前にお問い合
わせください。					
			
注4）シアンイオン、銀イオン、硫化物イオン標準液は販売しておりません。
電極に添付された取扱説明書により別途調製ください。

仕様／機能表
pHメータ
型名
価格

HM-42X

HM-41X

本体価格￥200,000￥130,000

一式価格￥220,000￥150,000

JIS形式

JIS形式 0

JIS形式 Ⅰ

計量法型式承認番号

第SS162号

第SS163号

測定方式

pH：ガラス電極法
ORP ：白金電極法
イオン ：イオン電極法
温度 ：サーミスタ抵抗体

pH ：ガラス電極法
ORP ：白金電極法
温度 ：サーミスタ抵抗体

表示器

タッチパネル式カラーグラフィックLCD

カスタムLCDpH

0.000～pH14.000

0.000～pH14.000

ｍV
（ORP）

-2000.0～2000.0 mV-2000～2000 mV

イオン

使用するセンサによる

温度

0.0～100.0℃

pH

pH-2.000～pH16.000

ｍV
（ORP）

-2200.0～2200.0 mV

イオン（手動/自動レンジ切換え）（mol/L選択可）

拡大表示 OFF時
0.0～19.9μg/L
20～199μg/L
0.20～1.99mg/L
2.0～19.9mg/L
20～199mg/L
0.20～1.99g/L
2.0～19.9g/L
20～199g/L
200～1990g/L

温度-5.0～110.0℃-5.0～110.0℃

pH

0.01pH/0.001pH

0.01pH/0.001pH

ｍV
（ORP）

1/0.1mV

1mV

イオン

0.0μg/L～1990g/L（最大有効桁数2 1/2桁）
0.00μg/L～1999g/L（最大有効桁数3 1/2桁）

pH±0.002pH±0.006pH

ｍV（ORP）±0.2mV±2mV

イオン±0.5% FS

温度

±0.2℃以内±0.2℃以内

pH温度補償範囲

ATC（自動温度補償）：0～100.0℃
MTC（手動による温度補償）：0～100.0℃

ATC（自動温度補償）：0～100.0℃
MTC（手動による温度補償）：0～100.0℃

pH校正

JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液

イオン校正

最大5点校正温度校正

1点校正

性能保証温度、湿度

0～45℃

データメモリー2000データ

印字機能オプションの外部プリンター EPS-P30（普通紙印字）に接続可

測定項目/範囲

表示範囲

表示分解能切換

繰り返し性（計器本体）－

イオン：電極による

0.0～100.0℃
pH-2.000～pH16.000-2200～2200 mV

拡大表示 OＮ時
0.00～19.99μg/L
20.0～199.9μg/L
0.200～1.999mg/L
2.00～19.99mg/L
20.0～199.9mg/L
0.200～1.999g/L
2.00～19.99g/L
20.0～199.9g/L
200～1999g/L

－

－

－

最大5点校正JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液

最大5点校正－1点校正

20〜85％以下（結露のないこと）0～45℃

20〜85％以下（結露のないこと）

1000データ
オプションの外部プリンター EPS-P30（普通紙印字）に接続可

オートホールド機能○○

オートホールド条件設定○－

統計計算機能平均値

校正履歴作成機能

最大20回分－
最新1回分

インターバル測定○○

セキュリティー機能○－

上下限出力設定○－

カスタム標準液テーブル作成機能○－

ｍVシフト機能

○

○

○
（2ch）

○
（外部プリンター用）

RS-232C
インタフェース
USB
（ホスト）

○

－

USB
（ペリフェラル、Micro）

○

○

外部入出力
アナログ
出力

オプション接続pH±700mV（pH0～14）

－

ｍV
（ORP）

±1V
（0～±2000mV）－

イオン

0～1VFS－

レンジ
100mV/レンジ
（イオン）
温度

0～1V
（0～100℃）－

アラーム

上限：オープンコレクター
下限：オープンコレクター－

Bluetooth通信
無線規格：Bluetooth バージョン4.0 Low Energy（メーカーオプション）（専用データ集録ソフト X-LOGを使用した場合のみ）－

外部プリンター○○ターンテーブル（TTT-710/510）

○

－

電極切換器
（ES-1G）○－

コントロールボックス（AC-1V）○－

電源

AC100～240V（専用ACアダプター）

単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電 ※（充電機能はありません）

消費電力/電池寿命

約11VA

約2500時間（推定値）

本体寸法（突起物含まず）

約130
（幅）
×60
（高）
×230
（奥）
mm

約130
（幅）
×60
（高）
×230
（奥）
mm

本体質量

約 0.8kg

約 0.7kg（電池含む）※AC-USBアダプターASSY（7472510K）が別途必要です。 PCからもUSBケーブルを介して給電可能です。

8

電気伝導率計
型名

CM-42X

本体価格

価格￥200,000

一式価格

測定方式
電気伝導率

測定周波数

表示器
電気伝導率
測定項目/
範囲

￥250,000￥200,000

電気伝導率：交流２電極法
温度：サーミスタ抵抗体

電気伝導率：交流２電極法
温度：サーミスタ抵抗体

80Hzと3kHzの自動選択

80Hzと3kHzの自動選択

タッチパネル式カラーグラフィックLCD

カスタムLCD

使用するセルによる

使用するセルによる

電気抵抗率

使用するセルによる

使用するセルによる

塩分

電気伝導率からの換算

電気伝導率からの換算

濃度

電気伝導率からの換算－

TDS (全溶存固形物量) 電気伝導率からの換算

表示範囲

電気伝導率からの換算

温度

0.0～100.0℃

0.0～100.0℃

電気伝導率（手動/自動レンジ切換え）（使用するセルにより変わります）0.0～200.0μS/m（0.000～2.000μS/cm）
0.000～2.000mS/m（0.00～20.00μS/cm）
0.00～20.00mS/m（0.0～200.0μS/cm）
0.0～200.0mS/m（0.000～2.000mS/cm）
0.000～2.000S/m（0.00～20.00mS/cm）
0.00～20.00S/m（0.0～200.0mS/cm）
0.0～200.0S/m（0.000～2.000S/cm）
SI単位
（S/m）
と旧単位
（S/cm）の切換可

0.0～200.0μS/m（0.000～2.000μS/cm）
0.000～2.000mS/m（0.00～20.00μS/cm）
0.00～20.00mS/m（0.0～200.0μS/cm）
0.0～200.0mS/m（0.000～2.000mS/cm）
0.000～2.000S/m（0.00～20.00mS/cm）
0.00～20.00S/m（0.0～200.0mS/cm）
0.0～200.0S/m（0.000～2.000S/cm）
SI単位
（S/m）
と旧単位
（S/cm）の切換可

電気抵抗率（手動/自動レンジ切換え）（使用するセルにより変わります）0.005～2.000 Ω･m（0.5～200.0Ω･cm）
0.00～20.00 Ω･m（0.000～2.000kΩ･cm）
0.0～200.0 Ω･m（0.00～20.00kΩ･cm）
0.000～2.000kΩ･m（0.0～200.0kΩ･cm）
0.00～20.00kΩ･m（0.000～2.000MΩ･cm）
0.0～200.0kΩ･m（0.00～20.00MΩ･cm）
0.000～2.000MΩ･m（0.0～200.0MΩ･cm）
0.00～20.00MΩ･m（0～2000MΩ･cm）
SI単位
（Ω･m）
と旧単位
（Ω･cm）の切換可

0.005～2.000 Ω･m（0.5～200.0Ω･cm）
0.00～20.00 Ω･m（0.000～2.000kΩ･cm）
0.0～200.0 Ω･m（0.00～20.00kΩ･cm）
0.000～2.000kΩ･m（0.0～200.0kΩ･cm）
0.00～20.00kΩ･m（0.000～2.000MΩ･cm）
0.0～200.0kΩ･m（0.00～20.00MΩ･cm）
0.000～2.000MΩ･m（0.0～200.0MΩ･cm）
0.00～20.00MΩ･m（0～2000MΩ･cm）
SI単位
（Ω･m）
と旧単位
（Ω･cm）の切換可

塩分

0.00～4.04%（NaCl）
0.00～42.40psu（PSS：実用塩分）

0.00～4.04%（NaCl）
0.00～42.40psu（PSS：実用塩分）濃度（自動レンジ切換え）

0～2.000%
0～20.00%
0～200.0%－0～99.99mg/L
TDS (全溶存固形物量) 0～999.9mg/L（手動/自動0～9.999g/L
レンジ切換え）0～99.99g/L
0～999.9g/L

繰り返し性（計器本体）

0～99.99mg/L
0～999.9mg/L
0～9.999g/L
0～99.99g/L
0～999.9g/L

温度-5.0～110.0℃-5.0～110.0℃

電気伝導率±0.5% FS

±0.5% FS

電気抵抗率

±0.5% FS

±0.5% FS

塩分±0.5% FS

±0.5% FS濃度

±0.5% FS－TDS (全溶存固形物量) ±0.5% FS

温度補償CM-41X￥150,000±0.5% FS

温度

±0.2℃以内±0.2℃以内

温度補償範囲

ATC（自動温度補償）：0～100.0℃
MTC（手動による温度補償）：0～100.0℃

ATC（自動温度補償）：0～100.0℃
MTC（手動による温度補償）：0～100.0℃

なし

ATC

基準温度設定0～100.0℃

OFF

25℃固定

ATC

OFF

温度係数
（直線）

0～10.00％／℃

0～10.00％／℃

温度係数
（多点）

2～10点

－

純水二重温度補償○

濃度換算設定

2～10点

温度校正

1点校正

性能保証温度、湿度

0～45℃

データメモリー2000データ

印字機能オプションの外部プリンター EPS-P30（普通紙印字）
に接続可

－
－
1点校正

20〜85％以下（結露のないこと）0～45℃

20〜85％以下（結露のないこと）

1000データ
オプションの外部プリンター EPS-P30（普通紙印字）に接続可

オートホールド機能○○

オートホールド条件設定○－

統計計算機能平均値

校正履歴作成機能

最大20回分

－
最新1回

インターバル測定○

セキュリティー機能○－

上下限出力設定○－

RS-232C
インタフェース○（2ch）○（外部プリンター用）

USB
（ホスト）

○

－

USB（ペリフェラル、Micro）○○

外部機器接続

○

外部入出力
アナログ
出力

オプション
接続

○

－

測定値

0～1VFS－

レンジ

100mV/レンジ－

アラーム

上限：オープンコレクター
下限：オープンコレクター－

Bluetooth通信
無線規格：Bluetooth バージョン4.0 Low Energy（メーカーオプション） （専用データ集録ソフト X-LOGを使用した場合のみ）－

外部プリンター○○ターンテーブル（TTT-710/510）

○

－

セル切換器
（ES-1GC）○－

コントロールボックス（AC-1V）○－

電源

AC100～240V（専用ACアダプター）

単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電 ※（充電機能はありません）

消費電力/電池寿命

約12VA

約1000時間（推定値）

本体寸法（突起物含まず）

約130
（幅）
×60
（高）
×230
（奥）
mm

約130
（幅）
×60
（高）
×230
（奥）
mm

本体質量

約 0.8kg

約 0.7kg (電池含む)※AC-USBアダプターASSY（7472510K）が別途必要です。 PCからもUSBケーブルを介して給電可能です。

9マルチ水質計
型名￥300,000（センサ別売）

JIS形式
（pH）

JIS形式 0計量法型式承認番号（pH）

第SS162号

測定方式

pH：ガラス電極法
ORP：白金電極法イオン：イオン電極法
電気伝導率：交流２電極法
溶存酸素 ：隔膜式ポーラログラフ法
温度：サーミスタ抵抗体

電気伝導率

測定周波数

型名

MM-43X

本体価格

pH

80Hzと3kHzの自動選択

電極入力数

2ch
（各chにpH/ORP/イ オ ン/DO電 極/電 気 伝 導
率セル接続可）表示器

タッチパネル式カラーグラフィックLCD

表示

2ch同時表示または片chのみ表示選択可

測定項目/
範囲

温度
補償
範囲

ATC
（自動温度補償）：0～100.0℃
MTC（手動による温度補償）：0～100.0℃

なし

ATC

基準
温度
設定

0～100.0℃

温度
係数
（直線）

0～10.00％／℃

温度
係数
（多点）

2～10点

OFF

0.000～pH14.000

ｍV
（ORP）

-2000.0～2000.0 mV

イオン

使用するセンサによる電気伝導率

使用するセルによる

電気抵抗率

使用するセルによる

塩分

電気伝導率からの換算

濃度

電気伝導率からの換算

TDS(全溶存固形物量)

電気伝導率からの換算

pH校正

JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液
最大5点校正使用する電極による

イオン校正

最大5点校正溶存酸素校正

自動校正（ゼロ・スパン校正）

温度校正

1点校正

飽和率

表示分解能
切換

ATC
（自動温度補償）：0～100.0℃
MTC（手動による温度補償）：0～100.0℃

pH

溶存酸素

表示範囲

電気
伝導率

温度補償

MM-43X
温度
補償
範囲

純水
二重
温度
補償
溶存
酸素

温度
補償
範囲

温度

0.0～100.0℃
溶 存 酸 素：0.0～50.0℃ イオン：使 用するセンサによる（温度測定機能はありません）

pH

pH-2.000～pH16.000

溶存酸素

塩分補正設定ｍV（ORP）-2200.0～2200.0 mV

溶存酸素

大気圧補正設定

溶存酸素

飽和計算式設定イオン（手動/自動レンジ切換え）（mol/L選択可）

拡大表示 OFF時
0.0～19.9μg/L
20～199μg/L
0.20～1.99mg/L
2.0～19.9mg/L
20～199mg/L
0.20～1.99g/L
2.0～19.9g/L
20～199g/L
200～1990g/L

拡大表示 OＮ時
0.00～19.99μg/L
20.0～199.9μg/L
0.200～1.999mg/L
2.00～19.99mg/L
20.0～199.9mg/L
0.200～1.999g/L
2.00～19.99g/L
20.0～199.9g/L
200～1999g/L

電気伝導率（手動/自動レンジ切換え）（使用するセルにより変わります）

0.0～200.0μS/m（0.000～2.000μS/cm）
0.000～2.000mS/m（0.00～20.00μS/cm）
0.00～20.00mS/m（0.0～200.0μS/cm）
0.0～200.0mS/m（0.000～2.000mS/cm）
0.000～2.000S/m（0.00～20.00mS/cm）
0.00～20.00S/m（0.0～200.0mS/cm）
0.0～200.0S/m（0.000～2.000S/cm）
SI単位
（S/m）
と旧単位
（S/cm）の切換可

電気抵抗率（手動/自動レンジ切換え）（使用するセルにより変 わります）0.005～2.000 Ω･m（0.5～200.0Ω･cm）
0.00～20.00 Ω･m（0.000～2.000kΩ･cm）
0.0～200.0 Ω･m（0.00～20.00kΩ･cm）
0.000～2.000kΩ･m（0.0～200.0kΩ･cm）
0.00～20.00kΩ･m（0.000～2.000MΩ･cm）
0.0～200.0kΩ･m（0.00～20.00MΩ･cm）
0.000～2.000MΩ･m（0.0～200.0MΩ･cm）
0.00～20.00MΩ･m（0～2000MΩ･cm）
SI単位
（Ω･m）
と旧単位
（Ω･cm）の切換可

電気伝導率

濃度換算設定○ATC（自動温度補償）：0～50.0℃

2～10点
○
○
Truesdale/ISO5814：2012

性能保証温度、湿度

0～45℃

データメモリー各ch 2000データ

20〜85％以下（結露のないこと）印字機能

オプションの 外部プリンター EPS-P30（普 通 紙印
字）に接続可

オートホールド機能○

オートホールド条件設定○

統計計算機能平均値

校正履歴作成機能

各ch最大20回分

インターバル測定○

セキュリティー機能○

上下限出力設定○（ch1のみ）RS-232C
インタフェース

○
（ch2）

USB
（ホスト）

○

USB
（ペリフェラル、Micro）○

pH±700mV（pH0～14）

ｍV
（ORP）

±1V
（0～±2000mV）

イオン

0～1VFS

電気伝導率/
電気抵抗率/
0～1VFS
塩 分/濃 度/TDS

塩分0.00～4.04%（NaCl）
0.00～42.40psu（PSS：実用塩分）濃度（自動レンジ切換え）

0～2.000%
0～20.00%
0～200.0%

TDS(全溶存固形物量)（手動/自動レンジ切換え）0～99.99mg/L
0～999.9mg/L
0～9.999g/L
0～99.99g/L
0～999.9g/L

溶存酸素

0.00～22.00mg/L（高 濃 度 隔 膜 セット（オ プション）使 用 時
55.0mg/L）

飽和率

0～220%（高 濃 度 隔 膜セット（オプション）使 用 時
550%）

温度

-5.0～110.0℃

無線規格：Bluetooth バージョン4.0 Low Energy
Bluetooth通信（メーカーオプション） （専用データ集録ソフト X-LOGを使用した場合のみ）pH

0.01pH/0.001pH

外部プリンター

○

ｍV
（ORP）

1mV/0.1mV
0.0μg/L～1990g/L（最大有効桁数2 1/2桁）
0.00μg/L～1999g/L（最大有効桁数3 1/2桁）○

イオン

ターンテーブル（TTT-710/510）

pH±0.002pHｍV（ORP）±0.2mVイオン±0.5% FS

電気伝導率

±0.5% FS

電気抵抗率

±0.5% FS

塩分
繰り返し性
（計器本体） 濃度

外部入出力
アナログ
出力

0.00～

±0.5% FS
±0.5% FS

溶存酸素

±0.03mg/L (標準膜仕様) / ±0.1mg/L(高濃度膜仕様)

飽和率±1%（標準膜仕様/高濃度膜仕様）

温度±0.2℃以内

0～1VFS

レンジ(イオン/
電気伝導率/
電気抵抗率/
塩分/濃度/
TDS)

100mV/レンジ

温度

0～1V（0～100℃）

アラ ーム 上限：オープンコレクター（ch1のみ） 下限：オープンコレクター

0～

電極切換器
（ES-1G）
オ プ シ ョ ン セル切換器
接続（ES-1GC）○（ch1にいずれか一つ接続可）

電極切換器（ES-1GDP）
コントロールボックス（AC-1V）±0.5% FSTDS
(全溶存固形物量)

溶存酸素/
飽和率

○
（ch1のみ接続可）

電源

AC100～240V（専用ACアダプター）

消費電力

約18VA

本体寸法
（突起物含まず）

約130
（幅）
×60
（高）
×230
（奥）
mm

本体質量

約 0.9kg10

Jシリーズ
pHメータ

マニュアル操作、実用型のアナログ・デジタルの2タイプを用意
HM-20J ● pHメータ

HM-7J ● pHメータ¥140,000（pH電極 GST-5711C添付）¥120,000（pH電極 GST-5711C添付）●アナログメータによる見やすい表示●測定値が見やすいデジタル表示●AC／DC（単3形乾電池）
2電源動作●酸化還元電位（ORP）
測定も可能（電極別売）●mVシフト機能付き●低価格・コンパクトサイズ●pH3.5〜10.5●AC／DC（単3形乾電池）
2電源動作

2倍拡大目盛付き●mVシフト機能付き●酸化還元電位（ORP）
測定も可能（電極別売）●低価格・コンパクトサイズ

仕様

標準添付品

型名
HM-7J
HM-20J
JIS形式
JIS形式Ⅱ
JIS形式Ⅰ
計量法型式承認番号
─
第SS985号
測定方式
ガラス電極法表示
アナログメータ pH、mV切換
デジタル pH、mV切
範囲
pH0〜14pH
分解能 0.1pH（目盛）
0.01pH
pH3.5〜10.5
─
PH 範囲
測定範囲
拡大 分解能 0.05pH（目盛）─
0〜±700mV
範囲
0〜±1999mV（ゼロシフトにより0〜±1400mV）
mV
分解能 10mV
（目盛）
1mV
pH
±0.05pH±0.01pH±1digit
繰返し性
pH拡大
±0.025pH
─（計器本体）mV±10mV±1mV±1digitpH±700mV（pH0〜14）アナログ
出力mV±350mV（0〜±700mV）±1V（0〜±1999mV）
温度補償範囲
ATC（自動温度補償）：0〜100℃
校正
手動（ゼロ・スパン）
動作温度範囲0〜40℃
電源
AC100V または 単3形乾電池 2本
消費電力
約3VA
外形寸法・質量
約148
（幅）
×75
（高）
×221
（ 奥）
mm ・ 約0.7kg

pH電極
pH6.86標準液 500mL
pH4.01標準液 500mL
比較電極内部液 50mL
ポリビーカー 150mL（3個）
電極ホルダー
電極スタンド（支柱／ストッパ付き）
電極アタッチメント J（電極用）
電極アタッチメント N（温度計用）
アルコール温度計
温度計ホルダー
電源コード
アース線
取扱説明書

電気伝導率
CM-20J ● 電気伝導率計¥170,000（電気伝導率セル C-50101B添付）●測定値が見やすいデジタル表示●AC／DC（単3形乾電池）
2電源動作●SI単位（S/m）と旧単位（S/cm）切換表示可能●低価格・コンパクトサイズ

本社169-8648

e-mail:eigyo ＠ toadkk.co.jp
http://www.toadkk.co.jp/

0DE00001
0IB00001
0IF00001
0IB00005
0IB00008
0SZ00001
0IZ00001
6977190S
X0979500

マニュアル操作、実用型のデジタルタイプ
仕様

標準添付品

型名
測定方式
測定周波数
表示器
測定範囲

電気伝導率セル
ポリビーカー 150mL
電極ホルダー
電極スタンド（支柱／ストッパー付き）
電極アタッチメント J（電極用）
電極アタッチメント N（温度計用）
水銀温度計
温度計ホルダー
電源コード
アース線
旧単位ラベル（表示単位用、切換レンジ用）
取扱説明書

CM-20J
交流2電極法80Hzと3kHzの自動選択
LCD
使用するセルによる0〜2.000mS/m
0〜20.00mS/m
0〜200.0mS/m
表示レンジ
0〜2.000S/m
0〜20.00S/m
SI単位
（S/m）
と旧単位
（S/cm）の切換可
繰返し性（計器本体） ±0.5％ FS
レンジ設定
手動
温度補償範囲
手動 0〜60℃
温度
基準温度
25℃固定
補償
温度係数
（直線） 2％／℃固定
出力 電気伝導率0〜1V FS
動作温度範囲0〜40℃
電源AC100V または 単3形乾電池 2本
消費電力
約3VA
外形寸法・質量
約148
（幅）
×75
（高）
×221
（ 奥）
mm・約0.7kg

東京都新宿区高田馬場1- 29 -10

TEL.03-3202-0219 FAX.03-3202-5127

GST-5711C
143F192
143F191

C-50101B
0DE00001
0IB00001
0IF00001
0IB00005
0IB00008
0SZ00002
0IZ00001
6977190S
X0979500
0TZ00002

本カタログに記載された内容は、ご了承なしに変更させていただくことがあります。
表示価格には消費税は含まれていません。
●発行日2017 - 11 - 10

G -7-50E