Catalog No.10015(5)国内トップクラスの校正測定能力を誇る
ミツトヨのJCSS校正サービス

ISO/IEC 17025 認定取得品目

ISO/IEC 17025の認定を取得している以下の品目に対して、JCSS校正サービスのご提供が可能です。

JCSS（計量法校正事業者登録制度）

校正手法の区分の呼称
波長計量器

ミツトヨは、ISO/IEC17025 に基づく国際MRA対応JCSS認定事業者としての認定を取得しております。
幅広いミツトヨ製品に対し、メーカーとして培った校正ノウハウで国内トップクラスの校正測定能力を誇るJCSS校正サービスをご提供します。

種類

校正対象／商品

ブロックゲージ（光波干渉測定）

ゲージブロック

ブロックゲージ（比較測定）

ゲージブロック● 校正事業者の技術能力の証明

各種長さ測定用校正器で測定面が平面であるもの（比較測定）● 国家計量標準へのトレーサビリティ● トレーサビリティ確保に必要な不確かさの証明

チェックマスタ
キャリパチェッカ
内側マイクロチェッカ
段差マスタ
段差ブロック
段差標準片デプスマイクロチェッカ
ハイトマスタリングゲージ

一次元寸法測定器

JCSSとは、Japan Calibration Service System の略称であり、計量法に基づく計量法トレーサビリティ制度を表しています。
長さJCSS認定ロゴマーク付きの校正証明書を発行することができます。

ノギス

打ちされた信頼できる事業者によって校正されたことを簡潔かつ明確に証明するものです。

ハイトゲージ

2× 6.702+(2.74×d )2 nm
d = 深さ(µm)

算術平均粗さ0.1 µm以上 5 µm以下

2× 6.822+(2.74×Ra )2 nm
Ra = 算術平均粗さ(µm)

最大高さ粗さ0.3 µm以上 20 µm以下

2× 35.82+(2.74×Rz )2 nm
Rz = 最大高さ粗さ(µm)

算術平均粗さ Ra
最大高さ粗さ Rz
4線式白金抵抗
温度計（100 Ω）注2
0 ℃以上40 ℃以下

0.02 µm0.15 µm■国際MRA対応JCSS認定事業者
ダイヤルゲージ
デジマチックインジケータ

構(APAC)の相互承認(MRA)協定に署名しています。
てこ式ダイヤルゲージ

テストインジケータ

シリンダゲージ
電気マイクロメータ

ミューチェッカ

球（平均直径）

マスターボール
三次元測定機

座標測定機
画像測定機
形状測定器
粗さ標準片
（校正用表面性状標準片）

表面性状

温度

表面粗さ測定機（触針式表面粗さ測定機）
接触式温度計

抵抗温度計（比較校正法）
指示計器付温度計（比較校正法）

校正手法の区分の呼称

種類

ロックウェル硬さ標準片
ロックウェル
硬さ試験機等JCSS 校正証明書（見本）JCSS 校正結果（見本）

硬さ

国際MRA対応認定証（見本）ロックウェル硬さ試験機

ビッカース
硬さ試験機等0.2 µm / 0.5 µm / 1.5 µm
1.5 µm / 3.0 µm / 8.5 µm
0 ℃以上40 ℃以下

校正範囲
20 HRC以上 25 HRC以下
25 HRC超 35 HRC未満
35 HRC以上 45 HRC以下
45 HRC超 55 HRC未満
55 HRC以上 65 HRC以下
20 HRC以上 25 HRC以下
25 HRC超 35 HRC未満
35 HRC以上 45 HRC以下
45 HRC超 55 HRC未満
55 HRC以上 65 HRC以下

ビッカース硬さ標準片

85 HV以上1050 HV以下
（試験力0.9807 N以上490.3 N以下）

ビッカース硬さ試験機

85 HV以上1050 HV以下
（試験力0.9807 N以上490.4 N以下）

注1：登録事業者の技術能力の範囲で実現できる最小の不確かさであり、校正証明書に記載する不確かさとは異なる場合があります。
）の温度換算値です。
注2：抵抗値（R（ T 90）1(0.5+L /1000) µm

深さ
0.3 µm以上 20 µm以下

インジケータ検査機
外側マイクロメータ
歯厚マイクロメータ
マイクロメータヘッド
棒形内側マイクロメータ

デプスゲージ

書は、ILAC・APACを通じて国際MRAに署名している国または経済地域で有効となります。

0.030 µm0.030 µm
0.030 µm

0.4 µm(3.5 + L / 150) µm(0.7 + L / 250) µm(0.3 + L / 180) µm
0.02 mm0.03 mm
0.015 mm0.020 mm0.02 mm0.03 mm
0.6 µm
0.9 µm
1.5 µm
2.2 µm
0.8 µm
1.2 µm
0.5 µm
1.0 µm
0.5 µm0.15 µm
0.2 µm
1.0 µm
(0.024 + 2.6・L /1000) µm(0.06 + 0.4・L /1000) µm(0.1 + 0.6・L /1000) µm(0.2 + 0.2・L /1000) µm(0.1 + 0.6・L /1000) µm(0.13 + 0.11・L /1000) µm(0.22 + 0.23・L /1000) µm

キャリブレーションテスタ

ダイヤルゲージ校正器

JCSS認定ロゴマーク付き校正証明書は、日本の国家標準へのトレーサビリティが確保され、また確かな技術力に裏そのため、国際 MRA対応 JCSS認定事業者によって発行されるILAC-MRA付きJCSS認定シンボルの入った校正証明

1 mm以下1 mm以下1 mm以下0.5 mm以上 300 mm以下
1060 mm以下
25 mm以上 500 mm以下

指示マイクロメータ

JCSSを運営している認定機関であるNITE IAJapanは、国際試験所認定協力機構(ILAC)およびアジア太平洋認定協力機(0.18+0.38・L /1000) µm

0.5 mm 以上 1060 mm 以下
25 mm以上 1000 mm以下
350 mm以下
350 mm超 1000 mm以下
1000 mm 以下
パターンサイズ：0.2～0.4 mm
1.75 mm以上 80 mm以下
80 mm超 140 mm以下
140 mm超 200 mm以下
200 mm超 250 mm以下
250 mm超 300 mm以下
5 mm以下25 mm以下
100 mm以下
500 mm以下
300 mm以下
25 mm以下
500 mm以下
マイクロメータ部：100 mm以下
インジケータ部：± 0.06 mm
600 mm以下
600 mm超 1000 mm以下
600 mm以下
600 mm超 1000 mm以下
600 mm以下
600 mm超 1000 mm以下
5 mm以下(⽬量0.001 mmおよび0.002 mm)
10 mm以下(⽬量0.01 mm)
10 mm超50 mm以下(⽬量0.01 mm)
50 mm超100 mm以下(⽬量0.01 mm)
50.8 mm以下
50.8 mm超 100 mm以下
0.6 mm以下(⽬量0.001 mmおよび0.002 mm)
1.6 mm以下(⽬量0.01 mm)
6 mm以上 400 mm 以下± 5 µm± 200 µm
± 2000 µm
10 mm以上 17 mm未満
17 mm以上 45 mm以下
250 mm以下
1000 mm以下
10000 mm以下
650 mm以下
1000 mm以下

セットリングマイクロメータ

NITE IAJapan（独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター）による審査を経て登録が認められた事業者は、

2100 mm以下

円筒端面ゲージ

基準スケール
校正用チャート● 国際的に通用する校正証明書の発行（国際MRA対応）■JCSSとは

1.4×10-13
0.020 µm
(0.010+0.00010・L ) µm
(0.010+0.00012・L ) µm
0.06 µm(0.04+0.00043・L ) µm

段差ゲージ
マイクロメータ基準棒
標準尺

標準尺

拡張不確かさ注1（信頼の水準約95％）
L =呼び寸法（mm）

0.1 mm以上 100 mm以下
100 mm超 250 mm以下
250 mm超 1000 mm以下
0.1 mm以上 100 mm以下
100 mm超 1000 mm以下

633 nm領域の波長 / 532 nm領域の波長

各種長さ測定用校正器で測定面が平面であるもの（光波干渉測定）

JCSS校正サービスのメリット

校正範囲(0.4+L /1000) µm(0.10+0.12・L /1000) µm(0.06+0.25・L /1000) µm( 0.15 + 0.33・L / 1000) µm
0.11 µm
0.7 µm
0.8 µm
1.0 µm
1.1 µm
1.3 µm
0.2 µm
0.4 µm(0.1+1.2・L /1000) µm(1.2+L /175) µm

6 mk
8 mk
拡張不確かさ注1（信頼の水準約95％）
恒久的施設で行う校正

現地校正

0.43 HRC－
0.44 HRC－
0.42 HRC－
0.39 HRC－
0.35 HRC－－
0.45 HRC－
0.46 HRC－
0.44 HRC－
0.41 HRC－
0.37 HRC
d > 193 µm 2.2%
d ≦ 193 µm (228/d )+1.02 %くぼみ対角線長さ（ただし、式中の d はµm）
d > 170 µm 2.4 %d ≦ 170 µm (230/d +1.1) %くぼみ対角線長さ（ただし、式中の d はµm）2024 年 7 月現在

2JCSS校正対象製品

ゲージブロック

校正機器

測定工具

硬さ試験機

三次元測定機

画像測定機

粗さ測定機

対象機種
SV-2100 (Surfpak-EZ V3以上)
SV-3200
SV-C3200
SV-C4500
SV-3000CNC
SV-M3000CNC
SV-C4500CNC

CS-3200
CS-3300
CS-(H)5000CNC (Formtracepak V4以上)
FTAシリーズ(Formtracer AVANT)

2020年11月より粗さ測定機のJCSS校正を開始いたしました。
※製造年月日の古い機種や構造の問題等によりJCSS校正を行えない機種がございますので、ご注意願います。

お求めは当店で̶

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533
https://www.mitutoyo.co.jp

最寄りの営業所をご確認いただけます。

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/japan/#sales
弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。
製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。
●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
あらかじめご了承ください。
●本カタログに掲載されている仕様は 2024年 7 月現在のものです。

145