イオン電極用試薬
細 胞
増殖 / 毒性
酸
化
ストレス
分 子
生物学
細 胞 内
蛍光プローブ
細胞
染色
細菌研究用
試
薬
膜タン
パク質
ラベル
化 剤
二価性
試 薬
酸化
還元
イオン
電 極
シ ン チ
レーター
生化学用
緩衝剤
キレート
比色 / 金属
試
薬
水質
分析 用
溶媒
抽出
高純度
溶 媒
その他
機能性
有機材料

イオン電極用試薬11

イオノフォアは特定のイオンに対して親和性が高く、その親和性を利用してそのイオンを電気的に測定するための試薬である。電極膜中に混合して使用する。
アニオン排除剤は、陽イオン電極に対して陰イオンの電極への影響を排除するための試薬である。液膜型イオン
電極用溶媒はイオノフォアを含むイオン電極膜に混合することで、イオン応答性を向上させるための可塑剤である。

11-1 イオノフォア類
Bis(12-crown-4)……………………………………………… 226
Bis(benzo-15-crown-5)……………………………………… 226
Bisthiourea-1………………………………………………… 227
C14-K22B5… ………………………………………………… 227
Dibenzyl-14-crown-4… …………………………………… 228
HDOPP-Ca… ………………………………………………… 228

11-2 アニオン排除剤
TFPB…………………………………………………………… 231

11-3 液膜型イオン電極用溶媒
DOPP… ……………………………………………………… 232
NPOE… ……………………………………………………… 233

K22B9… ……………………………………………………… 229
K22B1B5……………………………………………………… 229
TTD-14-crown-4… ………………………………………… 230
TD19C6… …………………………………………………… 230

イオンを選択的に透過する膜があれば、その膜を隔てて濃淡電池を形成させることができる。一方の濃度が既知であれば、他方の濃度は膜電位測定から求める事ができる。これがイオン電極の原理である。たとえば、フッ化ランタン結晶膜はフッ化物イオンを選択的に透過させ得るので、これを用いるフッ化物
イオン電極が考案された。Ag2S-AgI などの難溶性銀塩を膜状に加圧成形したものは、ヨウ化物イオン電極となる。硫化銅を含む膜では銅イオン電極となる。このような固体膜型電極は、ガラス電極と同じような感覚でイオン濃度を簡単に測定できることから、広く利用されるようになった。
水と混じらない溶媒中にカプリコートのような液体イオン
交換体を溶解して、対アニオンを取り込ませるとそのアニオンの選択透過性膜となり、各種アニオンのセンサーを作ることができる。過塩素酸イオン、硝酸イオン、チオシアン酸イオンな
どの疎水的アニオンについては実用的な液膜型イオン電極が作成されている。
生体内電解質で重要な Na ＋、 K ＋ についてはイオノフォアによる膜輸送能に着目した、いわゆるニュートラルキャリア型電極が考えられている。抗生物質のバリノマイシンをイオノフォ
アに用いるカリウム電極がはじめに考案された。バリノマイシ
ンは K ＋を包み込むような結合サイトを形成し、その内側を向いた酸素原子とのイオン・双極子相互作用で錯形成する。この種の弱い相互作用による錯形成は、空孔へのイオンの適合性（fitness）が安定度を決定する。人工のイオノフォアであるク
ラウンエーテルもポリオキシエチレン鎖が環状の空孔を形成したもので、その選択性は空孔のサイズによって決まる。すな
わち、14- クラウン -4 誘導体は Li ＋ に、15- クラウン -5 誘導
体は Na ＋ に、そして、18- クラウン -6 誘導体は K ＋ に適合し参考文献

た空孔径で、1：1 の錯体を形成する。クラウンの空孔径よりもイオン半径の大きなイオンのときは 2：1（クラウン環 / イオン）のサンドイッチ構造の錯体もできる。木村らは二つのクラウン環が協同してイオンを捉えるようなビスクラウン化合物を合成した。あたかも、キレート試薬が金属を挾み込むように、アルカリ金属イオンを二つのクラウン環で捕捉することができる。人工のイオノフォアを用いるイオン電極は、ビスクラウンの出現によって、はじめて実用の域に到達したといえる。
ビスクラウンによる金属イオンの捕捉では、K ＋ イオンに対して、15- クラウン -5、Na ＋ にたいして 12- クラウン -4 のように小さい環が利用されている。Li ＋については、むしろ単環錯体のみが生成するように分子設計して、選択性を向上させている。
イオン電極の選択性
イオン電極の性能は応答範囲の直線性と共存イオンに対する選択係数で表わされる。液膜型イオン電極では通常 10 － 5 mol/l 付近まで、ネルンスト式に従う直線的応答を示す。選択性はイオン電極の電位が次の式に従うことを前提にして求められ
る。
Zi/Zj

EM=const.+(RT/ZjF)ln(ai+Kijaij)

ここで a i は測定対象イオン i, a j は共存する異種イオン j の活量を示す。Z i , Z j はそれぞれのイオンの価数である。K ij は選択係数で異種イオンに対する選択性の程度を示す。Kij が 10 － 3ということは目的イオンに対して異種イオン j は 1,000 倍量
共存するときに、同程度の電位応答が期待される。K ij =1 ということは目的イオンと異種イオンが全く区別できないことを意味する。1 より大きいときには、むしろ異種イオンに応答しており、妨害が大きいことを意味する。

1) H. Tamura, K. Kimura and T. Shono, ”Thallium(I)-selective PVC Membrane Electrodes Based on Bis(crown ethers)s”, J. Electroanal.
Chem . , 1980, 115 , 115.
2) 田村裕 , 木村恵一 , 庄野利之 , cis- ビス ( クラウンエーテル ) を用いるセシウムイオン選択性電極 , 日本化学会誌 , 1980, 10 , 1648.
3) H. Tamura, K. Kimura and T. Shono, “Coated Wire Sodium- and Potassium-Selective Electrodes Based on Bis(Crown Ether)Compounds” , Anal.  Chem. , 1982, 54 , 1224.
4) R.   A.   Bartsch, B.   P.   Czech, S.   I.   Kang, L.   E.   Stewart, W.   Walkowiak, W.   A.   Charewicz, G.   S.   Heo and B.   Son, “High Lithium
Selectivity in Competitive Alkali-Metal Solvent Extraction by Lipophilic Crown Carboxylic Acids” , J.   Am.   Chem.   Soc. , 1985, 107 ,4997.
5) H. Sakamoto, K. Kimura and T. Shono, “Lithium Separation and Enrichment by Proton-Driven Cation Transport through Liquid Membranes of Lipophilic Crown Nitrophenols” , Anal.  Chem. , 1987, 59 , 1513.
6) 喜納兼勇 , “リチウムイオノフォアの開発と応用”, ぶんせき , 1987, 642 .

225

技術的な内容に関するお問い合わせ先：カスタマーサポート Free Fax:0120-021557 Free Dial:0120-489548
在庫や価格 (記載容量以外もしくは特注品) に関するお問い合わせ先：マーケティング部 Tel:096-286-1515 Fax:096-286-1525

イオン電極用試薬

11-1 イオノフォア類
Bis(12-crown-4)

同仁品コード：B021
100 mg ￥16,300 343-05021
500 mg ￥52,800 349-05023

Bis[(12-crown-4)methyl] 2-dodecyl-2-methylmalonate〔 CAS No. 80403-59-4 〕
Protocol 「イオン濃度を電極で測りたい」:(1) 性状：無色～微黄色液体(2) 純度 (HPLC)：95.0％ 以上(3) IR スペクトル：試験適合(4) NMR スペクトル：試験適合
溶解例
20 mg/100 μl（アセトニトリル）
取扱注意 1. 窒素置換

規格

構造式

C34H62O12=662.85
性 質 ナトリウムイオンセンサー用のニュートラルキャ
リアである。
ナトリウムセンサーとしては NAS11 － 18 ガラス電極が高い
選択性を示すものとして知られているが、臨床分析に応用す
る時に生体成分による膜汚染を受けやすいことが欠点と言われる。そこで、実用的なセンサーとして、ニュートラルキャ
リアを含有するポリマー膜が注目されている。

庄野らにより開発された Bis(12-crown-4）は Na ＋ 選択性に優れたニュートラルキャリアである。Bis(12-crown-4）を含む NPOE で可塑化した PVC 膜ではカリウムイオンに対して 100 倍、アルカリ土類金属イオンに対して 1000 倍以上の高い選択性を示す。アニオン排除剤として脂溶性の
TFPB を併用すると感度の向上が見られる。
＊使用方法はプロトコルをご覧下さい。

参考文献

1) I. Ikeda, T. Katayama, M. Okahara and T. Shono, "Syntheses of Ester-type Bis-12-crown-4 Ethers and Their Complexing Abilities toward Sodium Cation", Tetrahedron Lett ., 1981, 22 (37), 3615.
2) H. Tamura, K. Kimura and T. Shono, "Coated Wire Sodium- and Potassium-selective Electrodes Based on Bis(crown ether) Compounds", Anal. Chem ., 1982, 54 , 1224.
3) T. Shono, M. Okahara, I. Ikeda, K. Kimura and H. Tamura, "Sodium-selective PVC Membrane Electrodes Based on Bis(12-crown-4)s", J.
Electroanal. Chem ., 1982, 132 , 99.
4) H. Tamura, K. Kumami, K. Kimura and T. Shono, "Simultaneous Determination of Sodium and Potassium in Human Urine or Serum
Using Coated-wire Ion-selective Electrodes Based on Bis(crown ether)s", Mikrochim. Acta , 1983, 2 , 287.
5) H. Sakamoto, K. Kimura, Y. Koseki, M. Matsuo and T. Shono, "Lipophilic Bis(monoaza crown ether) Derivatives: Synthesis and Cationcomplexing Properties", J. Org. Chem ., 1986, 51 , 4974.
6) T. Maruizumi, D. Wegmann, G. Suter, D. Ammann and W. Simon, "Neutral Carrier-based Na + -selective Electrode for Application inBlood Serum", Mikrochim. Acta , 1986, I, 331.
7) H. Sakamoto, K. Kimura, Y. Koseki and T. Shono, "Highly Selective Cation Transport Through Membranes Containing LipophilicBis(monoazo-crown ether)s", J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 1987, 1181.
8) N. Nakashima, I. Moriguchi, K. Nakano and M. Takagi, "Design of a Novel Bilayer System Responsive to Chemical Signals; Selective
Discrimination of Na+ by a Spectroscopic Method", J. Chem. Soc ., Chem. Commun ., 1987, 617.
9) H. Widmer, S. Poitry and M. Tsacopoulos, "The Increase of Oxygen Consumption after a Flash of Light Is Tighly Coupled to Sodium
Pumping in the Lateral Ocellus of Barnacle", J. Gen. Physiol ., 1990, 96 , 83.
10) M. Tanaka, H. Mizufune and T. Shono, "Evaluation of Complex Formation of Bis(12-crown-4)s with Sodium Picrate in Solution by 23NaNMR Spectroscopy, Chem. Lett ., 1990, 1419.
11) Y. Shibutani, S. Mino, S. S. Long, T. Moriuchi-Kawakami, K. Yakabe and T. Shono, "Chiral Bis(12-crown-4)-based Electrodes for Sodium Ion", Chem. Lett ., 1997, 49.

Bis(benzo-15-crown-5)

100 mgBis[(benzo-15-crown-5)-4-methyl]pimelate〔 CAS No. 69271-98-3 〕

同仁品コード：B020￥15,900 347-04941

Protocol 「イオン濃度を電極で測りたい」
:
規格

溶解例

(1) 性状：白色粉末(2) 純度 (HPLC)：98.0% 以上(3) テトラヒドロフラン溶状：試験適合(4) IR スペクトル：試験適合(5) NMR スペクトル：試験適合
10 mg/ml（アセトニトリル）、
100 mg/ml（テトラヒドロフラン）、
75 mg/ml（クロロホルム）

性 質 カリウムイオン、タリウムイオンセンサー用ニュートラルキャリアである。
抗生物質のバリノマイシンは K ＋センサー素子として優れていると言われる。庄野らにより開発された Bis(benzo-15crown-5）は、膜可塑剤の NPOE と併用すればバリノマイ
シンに匹敵するような性能を示す。また、ビスクラウンを含細 胞
増殖 / 毒性
酸
化
ストレス
分 子
生物学
細 胞 内
蛍光プローブ
細胞
染色
細菌研究用
試
薬
膜タン
パク質
ラベル
化 剤
二価性
試 薬
酸化
還元
イオン
電 極
シ ン チ
レーター
生化学用
緩衝剤
キレート
比色 / 金属
試
薬
水質
分析用
溶媒
抽出
高純度
溶 媒
その他

構造式

機能性
有機材料

C37H52O14=720.80
む油水界面でのイオンの促進移動がサイクリックボルタン
メトリーにより研究され、イオン電流を測定する新しい分析法も考案されている。Bis(benzo-15-crown-5）はタリウム（I）とも錯形成するので、タリウムセンサー素子としても利用されている。
＊使用方法はプロトコルをご覧下さい。

＊表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
社会状況の変動により、予告なしに変更することがありますので、最新の価格は HP にてご確認下さい。

226

イオン電極用試薬
細 胞
増殖 / 毒性 参考文献
酸
化 1) H. Tamura, K. Kimura and T. Shono, "Thallium(I)-selective PVC Membrane Electrodes Based on Bis(crown ether)s", J. Electroanal.
Chem ., 1980, 115 , 115.
ストレス 2) 仁木栄次 , " イオン種を識別するイオン選択性電極の原理とその特性 ", 化学と工業 , 1981, 34 , 6.
3) K. Toth, E. Lindner, E. Pungor, B. Agai, I. Bitter and L. Toke, "Bis(Crown Ether)s for Potassium Ion-Selective Electrodes", Anal. Chem.
分 子
Symp. Ser ., 1985, 22 , 231.
4) H. Tsukube, K. Takagi, T. Higashiyama, T. Iwachido and N. Hayama, "Biomimetic Application of Natural Valinomycin and Nonactine
生物学
Ionophores to Artificial Transport of Amino Acid Salts", Bull. Chem. Soc. Jpn ., 1986, 59 , 2021.
細 胞 内 5) 山本行隆 , 大堺利行 , 千田貢 , " アンペロメトリー型イオン選択性電極に基礎をおくカリウム及びナトリウムイオンセンサー ", 分析化学 , 1990,
39 , 655.
蛍光プローブ 6) Y. Yamashoji, M. Tanaka, S. Nagamune, M. Ouchi, T. Hakushi and T. Shono, "Polymer Membrane Thallium(I)-selective Electrodes
Based on Dibenzo-crown-6 Ethers", Anal. Sci ., 1991, 7 , 485.
細胞
染色
同仁品コード：B432
細菌研究用
Request試
薬 2,7-Di-tert -butyl-9,9-dimethyl-4,5-bis(N '-n -butylthioureido)xanthene〔 CAS No. 187404-67-7 〕
膜タン
Protocol 「イオン濃度を電極で測りたい」
:
パク質
ラベル
溶解例
50 mg/ml( テトラヒドロフラン )
構造式
化 剤
二価性
試 薬
酸化
還元
C33H50N4OS2=582.91
イオン
電 極性 質 塩化物イオン用イオノフォアである。
NH 基は水素結合供与体として働くことから、水素結合を
シ ン チ
塩化物イオンの簡便な測定法として、イオン選択性電極を形成して塩化物イオンと錯体を形成することが可能である。
用いる方法が広く用いられている。しかし、従来法によるBisthiourea-1 は塩化物イオンと 1：1 で錯体を形成し、そレーター
塩化物イオン選択性電極の選択性は Hofmeister 序列によっの安定度定数は 840(mol/l) -1（DMSO-d 6 中）である。また、
生化学用て支配され、脂溶性の高い陰イオンに塩化物イオンの測定
塩化物イオン濃度が 10-5 ～ 10-2 mol/l で直線的にネルンス
値が妨害を受けるという問題があった。梅澤らは、塩化物
ト応答し、測定限界は（6.5 ± 3.0）× 10-6 mol/l であること
緩衝剤

Bisthiourea 1

キレート
比色 / 金属
試
薬
水質
分析 用
溶媒
抽出
高純度
溶 媒
その他
機能性
有機材料

イオンの新しいニュートラルキャリア型イオノフォアとして、二つのチオ尿素基を基本骨格に持つ Bisthiourea-1 を開発した。塩化物イオンは水素結合の良い受容体であり、一方配位子となる二つのチオ尿素基の骨格にある合計 4 つのが確認されている。従来型のものよりも、他イオンに対する塩化物イオンの選択性も向上し、測定誤差が少なく、濃度測
定の正確さにおいても信頼性の高いものとなっている。
＊使用方法はプロトコルをご覧下さい。

参考文献

1) K. P. Xiao, P. Buhlmann, S. Nishizawa, S. Amemiya and Y. Umezawa, "A Chloride Ion-Selective Solvent Polymeric Membrane Electrode Based Forming Ionophore", Anal. Chem ., 1997, 69 (6), 1038.
2) P. Buhlmann, S. Nishizawa, K. P. Xiao and Y. Umezawa, "Strong Hydrogen Bond-Mediated Complexation of H2PO4- by Neutral BisThiourea Hosts", Tetrahedron , 1997, 53 (5), 1647.

C14-K22B5

4,13-Bis[N -(1-adamantyl)carbamoylacetyl]-8-tetradecyl-1,7,10,16-tetraoxa4,13-diazacyclooctadecane

同仁品コード：C391
RequestProtocol 「イオン濃度を電極で測りたい」:
取扱注意

1. 保存方法：冷凍構造式

C52H88N4O8=897.28
性 質 マグネシウムイオンセンサー用のニュートラル
キャリアである。
マ グ ネ シ ウ ム イ オ ノ フ ォ ア、C14-K22B5 は、diaza18-crown-6 骨 格 に 長 鎖 ア ル キ ル 基 と し て tetradecyl 基を導入したもので、そのため分子全体の脂溶性が増大し（logP TLC =10.0）、したがって電極膜の耐久性を大幅に向上
することが可能となった。

227

C14-K22B5 は、これまで開発されたマグネシウムイオノ
フォアの中で最も高いマグネシウムイオン選択性を示し、電位応答曲線は 10-5 ～ 10-1 mol/l のマグネシウム濃度範囲で良好な直線性を示す。アニオン排除剤である K-TCPB の添加量の最適化を行ったところ、イオノフォアに対して 115
mol% 加えた時に最も良好なマグネシウム選択性を示した。
＊使用方法はプロトコルをご覧下さい。

技術的な内容に関するお問い合わせ先：カスタマーサポート Free Fax:0120-021557 Free Dial:0120-489548
在庫や価格 (記載容量以外もしくは特注品) に関するお問い合わせ先：マーケティング部 Tel:096-286-1515 Fax:096-286-1525

イオン電極用試薬
参考文献

1) K. Suzuki, K. Watanabe, Y. Matsumoto, M. Kobayashi, S. Sato, D. Siswanta and H. Hisamoto, "Design and Synthesis of Calcium andMagnesium Ionophores Based on Double-Armed Diazacrown Ether Compounds and Their Application to an Ion-Sensing Component
for an Ion-Selective Electrode", Anal. Chem ., 1995, 67 , 324.
2) 小澤覚 , 池田貴文 , 川崎直哉 , 佐々木真一 , ダニエルチッテリオ , 山本憲子 , 鈴木孝治 , 日本化学会第 78 春季年会予稿集 , 2000, 1C231.

Dibenzyl-14-crown-4

50 mg

6,6-Dibenzyl-1,4,8,11-tetraoxacyclotetradecane〔 CAS No. 106868-21-7 〕

同仁品コード：D043￥24,800 349-05621

Protocol 「イオン濃度を電極で測りたい」
:
規格

溶解例

(1) 性状：白色結晶性粉末(2) 純度 (HPLC)：98.0％ 以上(3) クロロホルム溶状：試験適合(4) 融点：97 ～ 103℃
(5) IR スペクトル：試験適合(6) NMR スペクトル：試験適合
10 mg/ml（アセトニトリル）
10 mg/ml（クロロホルム）

性 質 リチウムイオンセンサー用のニュートラルキャリ
アである。
クラウン化合物はその空孔径に適合するイオンをその環内に取り込む。リチウムイオン選択性のクラウン化合物としては、空孔径の最も小さい 14-crown-4 が良い。アルカ
リ金属イオン相互の選択性をみたとき、配位子濃度が高い
ときには、イオン半径が大きいために環に不適合の Na ＋、K ＋
でも 1：2 のサンドイッチ構造の錯体を形成する。従って、
14-crown-4 を用いて液膜型イオン電極としても、選択性は必ずしも高くない。
庄 野 ら は、 脂 溶 性 の 14-crown-4 誘 導 体、6-Dodecyl6-methyl-14-crown-4 を 合 成 し て、 そ の リ チ ウ ム イ オ ン

構造式

C24H32O4=384.51
センサーとしての性能を評価した。その Na ＋ に対する選択性は高く、logK Pot Li,Na =-2.36 である。このすぐれた選択性
は 6 位のメチル基がサンドイッチ構造形成の立体障害となるために、Na ＋ の取り込みを阻害することに基づく。更に、嵩だかい置換基を導入してリチウム選択性を向上する
ことが試みられた。その結果、ベンジル基を 2 個導入した
6,6-Dibenzyl-14-crown-4 を合成し、これが現存するリチ
ウムイオノフォアの中で最高の選択性を示すことを明らかにした。
非環状アミドタイプのリチウムイオノフォアと比較して、プロトンの影響が小さいことも利点の一つである。
＊使用方法はプロトコルをご覧下さい。

参考文献

1) K. Kimura, H. Oishi, T. Miura and T. Shono, "Lithium Ion Selective Electrodes Based on Crown Ethers for Serum Lithium Assay", Anal.
Chem ., 1987, 59 , 2331.
2) K. Kimura, H. Yano, S. Kitazawa and T. Shono, "Synthesis and Selectivity for Lithium of Lipophilic 14-Crowm-4 Derivatives Bearing
Bulky Substituents or an Additional Binding Site in the Side Arm", J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 1986, 1945.
3) 坂本英文 , 三浦勤 , 田中稔 , 庄野利之 , " 脂溶性置換基を持つ 14- クラウン -4 誘導体をイオノフォアとするリチウムイオン選択性電極 ", 分析化学 ,1990, 39 , 779.
4) 喜納兼勇 , " リチウムセンサー ", 臨床検査 , 1990, 34 , 1583.

HDOPP-Ca

1g

Bis(4-n -octylphenyl)phosphate, calcium salt
〔 CAS No. 52813-66-8 〕
規格

溶解例
性

(1) 性状：白色粉末(2) テトラヒドロフラン溶状：試験適合(3) モル吸光係数：3,600 以上 (270 nm 付近 )(4) IR スペクトル：試験適合
2 mg/10 ml（熱テトラヒドロフラン）

質 PVC 膜カルシウムイオン電極用素子である。
ジアルキルリン酸のカルシウム塩を感応素子とする液膜型カルシウムイオン電極は、Ross により考案され広く市販されるようになった。その後、Thomas, Moody らによって固形の PVC 膜型へと発展している。カルシウムイオン

同仁品コード：H003￥26,200 340-04931

構造式

キレート
比色 / 金属
試
薬
水質
分析用
溶媒
抽出
高純度
溶 媒
その他

C56H84CaO8P2=987.29
センサーの液状イオン交換体としては、ジオクチルフェニ
ルリン酸カルシウムが優れていると言われている。PVC
膜センサーの可塑剤にはジオクチルフェニルホスホネート（DOPP）が用いられる。

参考文献

1) J. W. Ross, "Calcium-Selective Electrode with Liquid Ion Exchanger", Science , 1967, 156 , 1378.
2) J. Ruzicka, E. H. Hansen and J. Chr. Tjell, "Selectrode - The Universal Ion-selective Electrode Part VI. The Calcium(II) Selectrode
Employing a New Ionexchanger in a Nonporous Membrane and a Solid-state Reference System", Anal. Chim. Acta , 1973, 67 , 155.
3) H. M. Brown, J. P. Pemberton and J. D. Owen, "A Calcium-sensitive Microelectrode Suitable for Intracellular Measurement ofCalcium(II) Activity", Anal. Chim. Acta , 1976, 85 , 261.

＊表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
社会状況の変動により、予告なしに変更することがありますので、最新の価格は HP にてご確認下さい。

細 胞
増殖 / 毒性
酸
化
ストレス
分 子
生物学
細 胞 内
蛍光プローブ
細胞
染色
細菌研究用
試
薬
膜タン
パク質
ラベル
化 剤
二価性
試 薬
酸化
還元
イオン
電 極
シ ン チ
レーター
生化学用
緩衝剤

228

機能性
有機材料

イオン電極用試薬
細 胞
増殖 / 毒性
同仁品コード：K225
酸化
Request4,13-Bis[N -(cyclododecyl)carbamoylacetyl]-1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane
ストレス 〔 CAS No. 220935-09-1 〕
分 子
Protocol 「イオン濃度を電極で測りたい」
:
生物学
細 胞 内
溶解例 10 mg/ml( クロロホルム )構造式
2 mg/ml( 熱メチルアルコール )蛍光プローブ細胞
染色
C42H76N4O8=765.08
細菌研究用
試
薬
性 質 マグネシウムイオンセンサー用のニュートラル
的高いマグネシウムイオン選択性を示すが、脂溶性が低く
膜タンキャリアである。
（logPo/w=3.4 ± 0.4）電極膜中での保持能に問題があった。
パク質
マグネシウムイオンはカルシウムイオンと同様に重要な
ここに紹介するマグネシウムイオノフォア K22B9 は両端
ラベル
生体成分であり、生体試料中のマグネシウム濃度を、簡便にに cyclododecyl 基を持つ化合物であり、K22B5 と同様にかつ高感度に測定できるイオン選択性電極が望まれている。
脂溶性に若干の問題があるが、K22B1B5 よりマグネシウム
化 剤
しかし、これまで開発されて来たマグネシウムセンサーは、選択性が向上しているものである。
二価性
Mg2 ＋ /Ca2 ＋選択性が十分でなく、例えば細胞内などのカルシ
このマグネシウムイオノフォアを含むイオン電極を用い、ウムイオンの極端に少ない環境の測定に用いられるにすぎ
試料中のカルシウムイオンをマスクして測定する方法、ある
試 薬ない。
いはマグネシウムイオンとカルシウムイオンの総量を測り、酸化
鈴木らは、1,10-diaza-18-crown-6 を基本骨格としてそカルシウムイオン選択性電極で測定したカルウシムイオン
れに 2 つのジアミドタイプの側鎖を付けた一連の新しいマ濃度を差し引くなどの方法で試料中のマグネシウム量が測
還元
グネシウムイオノフォアを合成している。その中で、側鎖定されている。
イオンに 2 つ の ア ダ マ ン チ ル 基 を 持 つ 化 合 物（K22B5） は 比 較＊使用方法はプロトコルをご覧下さい。
電 極
シ ン チ 参考文献
1) K. Suzuki, K. Watanabe, Y. Matsumoto, M. Kobayashi, S. Sato, D. Siswanta and H. Hisamoto, "Design nad Synthesis of Calcium andレーター
Magnesium Ionophores Based on Double-armed Diazacrown Ether Compounds and Their Application to an Ion-sensing Component
for an Ion-selective Electrode", Anal. Chem ., 1995, 67 , 324.
生化学用
緩衝剤

K22B9

キレート
比色 / 金属
試
薬
水質
分析 用
溶媒
抽出
高純度
溶 媒
その他
機能性
有機材料

K22B1B5

4-[N -(1-Adamantyl)carbamoylacetyl]-13-[N -(n -octadecyl)carbamoylacetyl]-1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane〔 CAS No. 193464-99-2 〕

同仁品コード：K226
RequestProtocol 「イオン濃度を電極で測りたい」:
溶解例

10 mg/ml( テトラヒドロフラン )構造式

C46H82N4O8=819.17
性 質 マグネシウムイオンセンサー用のニュートラル
キャリアである。
マグネシウムイオンはカルシウムイオンと同様に重要な生体成分であり、生体試料中のマグネシウム濃度を、簡便にかつ高感度に測定できるイオン選択性電極が望まれている。
しかし、これまで開発されて来たマグネシウムセンサーは、
Mg2 ＋ /Ca2 ＋選択性が十分でなく、例えば細胞内などのカルシ
ウムイオンの極端に少ない環境の測定に用いられるにすぎない。
鈴木らは、1,10-diaza-18-crown-6 を基本骨格としてそれに 2 つのジアミドタイプの側鎖を付けた一連の新しいマ
グネシウムイオノフォアを合成している。その中で、側鎖に 2 つ の ア ダ マ ン チ ル 基 を 持 つ 化 合 物（K22B5） は 比 較的高いマグネシウムイオン選択性を示すが、脂溶性が低く（logPo/w=3.4 ± 0.4）電極膜中での保持能に問題があった。
ここに紹介するマグネシウムイオノフォア K22B1B5 は、側鎖にアダマンチル基とオクタデシル基を付けた非対称型のものであるが、オクタデシル基の影響で脂溶性が高まり電極膜中での安定性が向上したものである。
このマグネシウムイオノフォアを含むイオン電極を用い、試料中のカルシウムイオンをマスクして測定する方法、あるいはマグネシウムイオンとカルシウムイオンの総量を測り、カルシウムイオン選択性電極で測定したカルウシムイオン
濃度を差し引くなどの方法で試料中のマグネシウム量が測定されている。
＊使用方法はプロトコルをご覧下さい。

参考文献

1) K. Suzuki, K. Watanabe, Y. Matsumoto, M. Kobayashi, S. Sato, D. Siswanta and H. Hisamoto, "Design nad Synthesis of Calcium andMagnesium Ionophores Based on Double-armed Diazacrown Ether Compounds and Their Application to an Ion-sensing Component
for an Ion-selective Electrode", Anal. Chem ., 1995, 67 , 324.
2) S. Y. Yun, Y. K. Hong, B. K. Oh, G. S. Cha, H. Nam, S. B. Lee and J. Jin, "Potentiometric Propetries of Ion-selective Electrode Membranes Based on Segmented Polyether Urethane Matrices", Anal. Chem ., 1997, 69 , 868.

229

技術的な内容に関するお問い合わせ先：カスタマーサポート Free Fax:0120-021557 Free Dial:0120-489548
在庫や価格 (記載容量以外もしくは特注品) に関するお問い合わせ先：マーケティング部 Tel:096-286-1515 Fax:096-286-1525

イオン電極用試薬

TTD-14-crown-4

同仁品コード：T302
Request2,2,3,3-Tetramethyl-9-tetradecyl-1,4,8,11-tetraoxacyclotetradecane〔 CAS No. 151460-00-3 〕
Protocol 「イオン濃度を電極で測りたい」:
溶解例

10 mg/ml( クロロホルム )10 mg/ml( テトラヒドロフラン )構造式

C28H56O4=456.74
性 質 リチウムイオンセンサー用ニュートラルキャリア
である。
14-crown-4 はリチウムイオンを取り込むクラウン化合物として知られているが、そのままリチウムイオンセンサーの素子として用いても選択性は低い。それはナトリウムイ
オン、カリウムイオンなどとも 1：2 のサンドイッチ型錯体を形成し、液膜内への取り込みを起こすからである。環を形成するメチレン基に側鎖を導入し、立体障害により 1：2錯体の生成を阻止すれば選択性を向上させることができる。
鈴木らは、テトラメチル基と脂溶性を高めるためにテトラデシル基を導入した TTD-14-crown-4 を合成し、その優れた性能を明らかにした。
＊使用方法はプロトコルをご覧下さい。

参考文献

1) K. Suzuki, K.Tohda, H. Aruga, M. Matsuzoe, H. Inoue and T. Shirai, "Ion-Selective Electrode Based on Natural Carboxylic Polyether
Antibiotics", Anal. Chem ., 1988, 60 , 1714.
2) K. Suzuki, H. Yamada, K. Sato, K. Watanabe, H. Hisamoto, Y. Tobe and K. Kobiro, "Design and Synthesis of Highly Selective Ionophores For Lithium Ion Based on 14-Crown-4 Derivatives for an Ion-Selective Electrode", Anal. Chem ., 1993, 65 , 3404.

TD19C6

同仁品コード：T402
Request2,6,13,16,23,26-Hexaoxaheptacyclo[25.4.4.47,12.417,22.01,17.07,12.017,22]tritetracontane〔 CAS No. 259874-18-5 〕
Protocol 「イオン濃度を電極で測りたい」:
溶解例

1 mg/ml( テトラヒドロフラン )10 mg/ml( クロロホルム )

キレート

構造式

C37H62O6=602.88
性 質 アンモニウムイオンセンサー用ニュートラルキャ
リアである。
イオン選択性電極に適したアンモニウムイオノフォアは、
現在のところ天然物の環状化合物であるノナクチンとその誘導体などが知られているに過ぎない。アンモニウムイオン
は単独原子からなるイオンではないが、そのイオン半径はカリウムイオンに近く、従ってアンモニウムイオンとカリ
ウムイオンを区別することは非常に困難である。ノナクチ
ンでさえも NH4+ /K + は約 10 でありアンモニウムイオノフォ
アとして高選択性とは言い難い。慶應義塾大学の鈴木らはベンジルエーテル誘導体を多数合成し、その中で NH4+ /K +選択性が約 100 とノナクチンの 10 倍に当たるアンモニウ
ムイオン選択性を持つものを見出している。しかしながら、
参考文献

細 胞
増殖 / 毒性
酸
化
ストレス
分 子
生物学
細 胞 内
蛍光プローブ
細胞
染色
細菌研究用
試
薬
膜タン
パク質
ラベル
化 剤
二価性
試 薬
酸化
還元
イオン
電 極
シ ン チ
レーター
生化学用
緩衝剤

これらは電極膜内の保持能が低く、電極の寿命が非常に短い
ことが問題となっている。
鈴 木 ら が 新 た に 開 発 し た ア ン モ ニ ウ ム イ オ ノ フ ォ ア、
TD19C6 は こ れ ま で の ア ン モ ニ ウ ム イ オ ノ フ ォ ア 類 と は異なりクラウンエーテルを母核に持つ環状化合物である。
BBPA を膜溶媒に用い作製した電極のアンモニウムイオン
選択性はカリウムに対してはノナクチンと同程度であるが、ナトリウムに対しては 1 桁以上も向上していることがわかった。クラウンエーテルに立体的に嵩高い基をうまく配置する
ことで妨害イオンの影響を抑えた新しいタイプのアンモニ
ウムイオノフォアである。
＊使用方法はプロトコルをご覧下さい。

最新の情報は web へ 同仁化学

イオン電極用試薬 で検索

1) K. Suzuki, D. Siswanta, T. Otsuka, T. Amano, T. Ikeda, H. Hisamoto, R. Yoshihara and S. Ohba, "Design and Synthesis of a MoreHighly Selective Ammonium Ionophore Than Nonactin and Its Application as an Ion-Sensing Component for an Ion-Selective Electrode", Anal. Chem ., 2000, 72 , 2200.

＊表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
社会状況の変動により、予告なしに変更することがありますので、最新の価格は HP にてご確認下さい。

230

比色 / 金属
試
薬
水質
分析用
溶媒
抽出
高純度
溶 媒
その他
機能性
有機材料

イオン電極用試薬

細 胞
増殖 / 毒性
酸
化
ストレス
分 子
生物学
細 胞 内
蛍光プローブ
細胞
染色
細菌研究用
試
薬
膜タン
パク質
ラベル
化 剤
二価性
試 薬
酸化
還元
イオン
電 極
シ ン チ
レーター
生化学用
緩衝剤
キレート
比色 / 金属
試
薬
水質
分析 用
溶媒
抽出
高純度
溶 媒

11-2 アニオン排除剤
TFPB

同仁品コード：T037
100 mg ￥13,000 345-05341
1 g ￥73,200 349-05344

Tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, sodium salt
〔 CAS No. 79060-88-1 〕(1) 性状：白色結晶性粉末(2) 純度 ( 滴定，無水物換算 )：99.0％ 以上(3) ジエチルエーテル溶状：試験適合(4) 水分：4.5 ～ 5.5％(5) IR スペクトル：試験適合
溶解例
400 mg/10 ml（ジエチルエーテル）取扱注意 1.PRTR 法：第 1 種指定化学物質

規格性 質 Kobayashi's Reagent。カリボールが酸性側で不安定なのは、側鎖フェニル基のホウ酸 ipso 位炭素をプロトンが攻撃し、Zwitter ion 型中間体を経由して分解するためである。小林らは電子吸引性の大きな CF3 基をフェニル基に導入して、ipso 位炭素の電子密度を減少させれば安定化できることを示した。
CF3 基を導入した TFPB はカリボールに比べて極めて安
参考文献

構造式

C32H12BF24Na=886.20
定であり、0.05 mol/l の硫酸中でも分解しない。これまで
アニオンの相間移動触媒として有効なものが少なかっただけにその応用は広い。フリーデル・クラフツ型アルキル化やジアゾ化カップリングの相間移動触媒としての検討がなされている。
また、液膜型イオン電極のアニオン排除剤としても優れた効果を持つことが明らかにされている。
最新の情報は web へ 同仁化学

T037

で検索

1) H. Kobayashi, T. Sonoda, H. Iwamoto and M. Yoshimura, "Tetrakis[3,5-di(F-methyl) phenyl] borate as the First Efficient Negatively
Charged Phase Transfer Catalyst. Kinetic Evidences", Chem. Lett ., 1981, 579.
2) H. Kobayashi, T. Sonoda and H. Iwamoto, "The First Application of Anion-catalyzed Phase-transfer Catalysis to Friedel-Crafts Alkylation", Chem. Lett ., 1982, 1185.
3) Y. Takahashi, N. Yoneda and H. Nagai, "Facile and Highly Selective Synthesis of 2,2-Dialkyl-1,5-Lactones by the Calboxylation ofPrimary, Tertiary-1,4-Diols with Formic Acid or Copper(I) Carbonyls in the Presence of Concentrated Sulfuric Acid", Chem. Lett ., 1982,
1187.
4) H. Iwamoto, M. Yoshimura, T. Sonoda and H. Kobayashi, "Anion-Catalyzed Phase-Transfer Catalysis. I. Application to Diazo-Coupling
Reactions", Bull. Chem. Soc. Jpn ., 1983, 56 , 796.
5) H. Iwamoto, T. Sonoda and H. Kobayashi, "Diazotization of Pentafluoroaniline by Means of Anion-Catalyzed Phase Transfer Catalysis
in a Hydrophobic Organic Solvent", J. Fluorine Chem., 1984, 24 , 535.
6) H. Nishida, N. Takada, M. Yoshimura, T. Sonoda and H. Kobayashi, "Tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate. Highly Lipophilic
Stable Anionic Agent for Solvent-extraction of Cations", Bull. Chem. Soc. Jpn ., 1984, 57 , 2600.
7) Y. Shiraki, K. Onitsuka, K. Takuma, T. Sonoda and H. Kobayashi, "Anion-Catalyzed Phase-Transfer Catalysis. II. Effects of Anionic
Tetrakis[3,5-Bis(Trifluoromethyl)Phenyl]Borate Catalyst in Phase-Transfer-Catalyzed Sulfonium Ylide Formation", Bull. Chem. Soc.
Jpn ., 1985, 58 , 3041.
8) N. Ishibashi, T. Imato, G. H. Zhang, Y. Asano, T. Sonoda and H. Kobayashi, "Vitamin B1-Sensitive Poly(vinyl chloride) Membrane Electrode Based on Hydrophobic Tetraphenylborate Cation Exchangers", Anal. Sci ., 1988, 4 , 527.
9) 市川淳士 , 小林宏 , 園田高明 , "TFPB イオンを用いたアニオン型相間移動触媒反応 ", 有機合成化学 , 1988, 46 , 943.
10) G. H. Zhang, T. Imato, Y. Asano, T. Sonoda, H. Kobayashi and N. Ishibashi, "Vitamin B1-Sensitive Poly(vinyl chloride) Membrane Electrode Based on Hydrophobic Tetraphenylborate Derivatives and Their Application", Anal. Chem ., 1990, 62 , 1644.
11) T. Nagamura, Y. Isoda, K. Sakai and T. Ogawa, "Control of Molecular Orientation of 4,4'-Bipyridinium Cation Radicals in Novel Photochromic Monolayer Assemblies", J. Chem. Soc. Chem. Commun ., 1990, 703.
12) T. Nagamura and Y. Isoda, "Novel Photochromic Polymer Films Containing Ion-pair Charge-transfer Complexes of 4,4'-Bipyridinium
Ions for Optical Recording", J. Chem. Soc. Chem. Commun ., 1991, 72.
13) M. Kira, T. Hino and H. Sakurai, "An NMR Study of the Formation of Silyloxonium Ions by Using Tetrakis[3, 5-Bis(Trifluoromethyl)Phenyl]Borate as Counteranion", J. Am. Chem. Soc ., 1992, 114 , 6697.
14) T. Katsu and K. Watanabe, " イオン電極法による薬・毒物の定量 (Determination of Drug Substances Using Ion-Selective Electrodes)",
Jpn. J. Toxicol. Environ. Health , 1996, 42 , 453.

その他
機能性
有機材料

231

技術的な内容に関するお問い合わせ先：カスタマーサポート Free Fax:0120-021557 Free Dial:0120-489548
在庫や価格 (記載容量以外もしくは特注品) に関するお問い合わせ先：マーケティング部 Tel:096-286-1515 Fax:096-286-1525

イオン電極用試薬

11-3 液膜型イオン電極用溶媒
DOPP

1g
5g

Di-n -octyl phenylphosphonate〔 CAS No. 1754-47-8 〕
規格(1) 性状：無色液体(2) 純度 (GC)：95.0％ 以上(3) 屈折率 (25℃ )：1.473 ～ 1.477(4) 薄層クロマトグラフィー：試験適合(5) IR スペクトル：試験適合性 質 カルシウム選択性電極について、英国の Thomas,
Moody らによってすぐれた研究がなされている。とくにポリ塩化ビニル（PVC）中にカルシウムイオンのアルキルリ
ン酸塩を保持させた PVC 膜型電極が優れた特性を持つこと
参考文献

同仁品コード：D016￥20,400 347-04701￥72,100 343-04703

構造式

C22H39O3P=382.52を報告している。その感応膜の性能を左右するものに PVC
膜可塑剤があるが、DOPP は特に優れた可塑剤と言われている。

最新の情報は web へ 同仁化学

D016

で検索

1) G. H. Griffiths, G. J. Moody and J. D. R. Thomas, "An Investigation of the Optimum Composition of Poly(Vinyl Chloride)Matrix Membranes Used for Selective Calcium-Sensitive Electrodes", Analyst , 1972, 97 , 420.
2) A. J. Frend, G. J. Moody and J. D. R. Thomas, "Studies of Calcium Ion-selective Electrodes in the Presence of Anionic Surfactants",
Analyst , 1983, 108 , 1072.
3) S. A. H. Khalil, G. J. Moody and J. D. R. Thomas, "Studies of Calcium Ion-selective Electrodes in the Presence of Biochemical Materials", Analyst , 1985, 110 , 353.
4) V. P. Y. Gadzekpo, G. J. Moody and D. R. Thomas, "Coated-Wire Lithium Ion-Selective Electrodes Based on Polyalkoxylate Complexes", Analyst , 1985, 110 , 1381.
5) K. Hiratani, T. Okada and H. Sugihara, "Di-n -Octyl Phenyl Phosphonate: a Plasticizer of Poly(Vinyl Chloride)Matrix Membrane Electrodes Behaving as a Li+- Selective Agent", Bull. Chem. Soc. Jpn ., 1986, 59 , 2015.
6) Sajedah A. H. Khalil, G. J. Moody, J. D. R. Thomas and Jose L. F. C. Lima, "Epoxy-Based All-Solid-State Poly(Vinyl Chloride) Matrix
Membrane Calcium Ion-Selective Microelectrodes", Analyst , 1986, 111 , 611.
7) T. Okada, H. Sugihara and K. Hiratani, "Calcium-Selective Electrodes Based on Noncyclicpolyether Diamides", Anal. Chim. Acta ,1986, 186 , 307.
8) H. Sakamoto, K. Kimura and T. Shono, "Lithium Separation and Enrichment by Proton-Driven Cation Transport through Liquid Membranes of Lipophilic Crown Nitrophenols", Anal. Chem ., 1987, 59 , 1513.
9) K. Hiratani, T. Okada and H. Sugihara, "1, 3-Bis(8-quinolyloxy)propane Derivatives as Neutral Carriers for Lithium Ion Selective Electrodes", Anal. Chem ., 1987, 59 , 767.
10) K. Kimura, H. Oishi, T. Miura and T. Shono, "Lithuim Ion Selective Electrodes Based on Crown Ethers for Serum Lithium Assay", Anal.
Chem. , 1987, 59 , 2331.
11) T. Okada, K. Hiratani and H. Sugihara, "Use of Lipophilic Additives for the Improvement of the Characteristics of PVC Membrane
Lithium-selective Electrodesbased on Non-Cyclic Neutral Carriers", Analyst , 1987, 112 , 587.
12) A. M. Y. Jaber, G. J. Moody and J. D. R. Thomas, "Studies on Lead Ion-selective Electrodes Based on Polyalkoxylates", Analyst ,1988, 113 , 1409.
13) F. N. Assubaie, G. J. Moody and D. R. Thomast, "Guanidinium Ion-Selective Electrodes Based on Dibenzo-27-Crown-9 and Tetraphenylborate", Analyst , 1988, 113 , 61.
14) H. Wang, "Properties of DOPP in Plasticized PVC Membranes", J. Electroanal. Chem ., 1995, 382 , 165.

細 胞
増殖 / 毒性
酸
化
ストレス
分 子
生物学
細 胞 内
蛍光プローブ
細胞
染色
細菌研究用
試
薬
膜タン
パク質
ラベル
化 剤
二価性
試 薬
酸化
還元
イオン
電 極
シ ン チ
レーター
生化学用
緩衝剤
キレート
比色 / 金属
試
薬
水質
分析用
溶媒
抽出
高純度
溶 媒
その他
機能性
有機材料

＊表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
社会状況の変動により、予告なしに変更することがありますので、最新の価格は HP にてご確認下さい。

232

イオン電極用試薬
細 胞
増殖 / 毒性
酸
化
ストレス
分 子
生物学
細 胞 内
蛍光プローブ
細胞
染色
細菌研究用
試
薬
膜タン
パク質
ラベル
化 剤
二価性
試 薬
酸化
還元
イオン
電 極
シ ン チ
レーター
生化学用
緩衝剤
キレート
比色 / 金属
試
薬
水質
分析 用
溶媒
抽出
高純度
溶 媒

NPOE

25 g

2-Nitrophenyl octyl ether〔 CAS No. 37682-29-4 〕
規格

溶解例(1) 性状：淡黄色液体(2) 純度 (HPLC)：99.0％ 以上(3) 吸光度：0.042 以下 (470 nm)(4) IR スペクトル：試験適合
125 mg/ml（アセトニトリル）

構造式

C14H21NO3=251.32

性 質 液膜型イオン電極の溶媒として従来ニトロベンゼンが用いられていたが、NPOE は無臭の淡黄色液体で、ニトロベンゼン等よりはるかに使いやすい。
ナトリウムやカリウム等の生体内電解質の測定は、病態の把握のために極めて重要であり、迅速な計測が要求される。
そのためのセンサーとして、使いやすいイオン電極が普及しつつある。カリウムについては、抗生物質のバリノマイシン
参考文献

同仁品コード：N015￥21,300 347-04522

を用いるニュートラルキャリア（NC）電極が、ナトリウムに対して約 1000 倍の高い選択性を持ち優れている。
庄野らは膜溶媒に 2- ニトロフェニルオクチルエーテル（NPOE）を用い、ビスクラウンエーテルを NC とする電極
が、バリノマイシン電極に匹敵することを明らかにした。
NPOE の誘電率は 24 であり、イオン対抽出溶媒としての利用も十分考えられる。
最新の情報は web へ 同仁化学

N015

で検索

1) M. Oehme, M. Kessler and W. Simon, "Neutral Carrier Ca -microelectrode", Chimia , 1976, 30 , 204.
2) H. Tamura, K. Kimura and T. Shono, "Effect of Plasticizer on the Selectivity of Potassium-selective PVC Membrane Electrodes Basedon Bis(Crown ether)s", Bull. Chem. Soc. Jpn ., 1980, 53 , 547.
3) H. Tamura, K. Kumami, K. Kimura and T. Shono, "Simultaneous Determination of Sodium and Potassium in Human Urine of Serum
Using Coated-wire Ion-selective Electrodes Based on Bis(crown ether)s", Mikrochim. Acta , 1983, 2 , 287.
4) N. Ishibashi, T. Masadome and T. Imato, "Surfactant-selective Electrode Based on Poly(vinyl chloride) Membrane Plasticized with o Nitrophenyl octyl ether", Anal. Sci ., 1986, 2 , 487.
5) E. Metzger, R. Dohner, W. Simon, D. J. Vonderschmitt and K. Gautschi, "Lithium/Sodium Ion Concentration Ratio Measurements inBlood Serum with Lithium and Sodium Ion Selective Liquid Membrane Electrodes", Anal. Chem ., 1987, 59 , 1600.
6) H. Sakamoto, K. Kimura and T. Shono, "Lithium Separation and Enrichment by Proton-Driven Cation Transport through Liquid Membranes of Lipophilic Crown Nitrophenols", Anal. Chem ., 1987, 59 , 1513.
7) H. Sakamoto, K. Kimura, Y. Koseki and T. Shono, "Highly Selective Cation Transport Through Membranes Containing LipophilicBis(monoaza-crown ether)s", J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 1987, 1181.
8) S. Koizumi, T. Imato and N. Ishibashi, "Anion Selective Electrode for High Performance Liquid Chromatography Detector Based on
Oleophilicanion-exchange Resin Membrane", Anal. Sci ., 1987, 3 , 319.
9) 正留隆 , 今任稔彦 , 石橋信彦 , " イオン交換基を含まないポリ塩化ビニール膜型テトラフェニルホウ酸イオン電極の試作とその電位差滴定への応用", 分析化学 , 1987, 36 , 508.
10) F. N. Assubaie, G. J. Moody and J. D. Thomas, "Guanidinium Ion-selective Electrodes Based on Dibenzo-27-crown-9 and Tetraphenylborate", Analyst , 1988, 113 , 61.
11) M. Sugawara, M. Omoto, H. Yoshida and Y. Umezawa, "Enhancement of Uphill Transport by a Double Carrier Membrane System",
Anal. Chem ., 1988, 60 , 2301.
12) S. Kamata, A. Bhale, Y. Fukunaga and H. Murata, "Copper(II)-selective Electrode Using Thiuram Disulfide Neutral Carriers", Anal.
Chem ., 1988, 60 , 2464.
13) 澤田恵夫 , 大堺利行 , 千田貢 , "o - ニトロフェニルエーテル類 / 水界面の分極性とそのイオン移動ボルタンメトリーへの応用 ", 分析化学 , 1990,
39 , 539.
14) T. Katsu, K. Yamanaka, S. Hiramaki, T. Tanaka and T. Nagamatsu, "Potentiometric Determination of Alkaline Phosphatase in Blood
Serum Using a Hordenine-sensitive Membrane Electrode", Electroanalysis , 1996, 8 , 1101.
15) T. Katsu and K. Watanabe, " イオン電極法による薬・毒物の定量 (Determination of Drug Substances Using Ion-selective Electrodes)",
Jpn. J. Toxicol. Environ. Health , 1996, 42 , 453.
2+

その他
機能性
有機材料

233

技術的な内容に関するお問い合わせ先：カスタマーサポート Free Fax:0120-021557 Free Dial:0120-489548
在庫や価格 (記載容量以外もしくは特注品) に関するお問い合わせ先：マーケティング部 Tel:096-286-1515 Fax:096-286-1525