AC記録管理
AC記録管理を起動する
1

アルコール検知器とPCを付属のUSBケーブルで接続します。

2

AC記録管理を起動する。

[手順]
デスクトップの "AC記録管理 R5" アイコンをダブルクリックする。 →または、スタート → AmuzR5 → AC記録管理 R5
メイン・ウィンドウが表示されます。

測定方式とオプションの設定を行います。

※1

メール送信に必要な設定を行います。

※1

乗務員(測定対象者) のIDと氏名等を登録します。

※1

アルコール測定を行います。
測定記録の照会を行います。

※1

データのバックアップまたは復元を行います。

※1※1 管理用画面
アルコール測定以外の操作を管理者のみに制限することができます。（「設定」で行う）
この場合、当該画面を開くには管理者のIDとパスワード入力が必要です。
インストール直後では、以下の管理者が登録されていますのでご利用下さい。
※登録済みの管理者
ID

9999

パスワード9999

氏名

管理者Ａ

max20ac 取扱説明書

1/23

設定（AC-011）
測定及び、測定記録に関する設定を行います。

測定方式
測定方式を以下の３つのモードより選択します。
◆ 半導体＋電気化学式センサー

半導体センサーにてアルコール反応の有無をチェックし、反応ありの場合は電気化学式センサーで詳細な測定を行います。
※通常はこのモードでご使用下さい。
◆ 半導体センサー

半導体センサーのみで測定を行います。
※メンテナンスまたは故障により電気化学式センサーがご使用になれない場合。
◆ 電気化学式センサー

電気化学式センサーのみで測定を行います。
※メンテナンスまたは故障により半導体センサーがご使用になれない場合。
重 要検知器本体(AC-011) の設定と合わせて下さい。
→ 検知器本体の取扱説明書／緊急時単独センサーでの使用方法
検知器本体と本設定が異なる場合、本ソフトウェアは正しく動作しません。
ポート(COM)
アルコール検知器との接続ポートが自動的に表示されます。
"未接続" と表示される場合は、検知器の電源、及びPCとの接続を確認してください。

max20ac 取扱説明書

2/23

Webカメラ
測定時にスナップ・ショットを記録する場合は、使用するWebカメラを選択します。
基本タブ

1. アルコール検知による一時停止
アルコールを検知すると測定者のID入力後に管理者の確認が求められます。
管理者のID、パスワード入力が行われない限り、次の測定へは進めません。
2. 入出庫管理
測定後のID入力時に、入出庫（出庫、入庫、中間点呼）を選択します。
3. 測定以外の操作には管理者のID入力が必要測定以外の操作を禁止する場合にチェックして下さい。
管理用画面(アルコール測定画面以外)を開くには管理者のIDとパスワード入力が求められます。
拡張タブ

max20ac 取扱説明書

3/23

1. 測定後のID入力時、パスワード入力を省略する
ID入力時、パスワード入力を省略する場合にチェックして下さい。
チェックすると測定者のデータにパスワードが設定されている場合でも無視されます。
2. 測定後のID入力時、お名前確認を表示しないチェックすると、ID入力完了時の "お名前確認" 画面が表示されません。
※IDの入力間違いが多い場合は、お勧めできません。
外部データ出力タブ
測定データを外部システム向けに出力する場合に設定します。
詳細は、別紙「外部インターフェース.pdf」をご参照下さい。

max20ac 取扱説明書

4/23

ICカード（オプション）※ICカードリーダー・オプションがインストールされている場合のみ

1. 測定後のID入力時、直ちに IC読取 を行う
チェックすると、測定後直ちに、ICカードの読み取りを開始します。
2. 有効期限残日数による一時停止
期限切れ、または設定した残日数 [※1] 以下では確認の為、一時停止します。
[OK] ボタンのクリックが必要です。
※1：０～60日（0は期限当日を表します）
3. アルコール検知による一時停止
アルコールを検知した場合、確認の為、一時停止します。
[OK] ボタンのクリックが必要です。
画像データ格納フォルダー
Webカメラを使用する場合、画像データがこのフォルダに保存されます。
設定を保存する
設定を保存するには、[ＯＫ] ボタンをクリックします。

max20ac 取扱説明書

5/23

メール設定測定記録をメール送信する場合に設定します。
重要ご利用のSMTPサーバー、ネットワーク環境、システム等によりメール送信が行えない場合があります。
メール設定

メール送信

メールの送信とその条件を以下より選択します。
◇

送信しない… メール送信は行いません◇

検知時のみ… アルコールを検知した場合のみ送信します◇

すべて送信… すべての測定記録を送信します宛先

宛先のメールアドレスを設定します。

画像添付

測定時のスナップショットを添付する場合にチェックします。
Webカメラを使用する場合にのみ有効です。

差出人

メール送信を行う、アカウントを設定します。

件名件名を設定します。

･･･（任意）例）AC011記録
本文

測定結果に付加する文を設定します。

･･･（任意）例）測定場所：大阪営業所※測定日時、測定値、測定者のID、氏名は無条件に送信されます。

max20ac 取扱説明書

6/23

送信(SMTP)サーバ

SMTPサーバ名

送信サーバ名を設定します。
例）smtp.toyo-mark.co.jp

ポート番号

接続の保護

認証方式いずれかを設定します。
◇25◇※ポート番号と接続の保護の組み合わせ465

ポート番号接続の保護

◇

587

25

なし

25

STARTTLSいずれかを選択します。
◇なし

465

SSL/TLS◇

STARTTLS

587

STARTTLS◇

SSL/TLS

いずれかを選択します。
◇認証なし

◇

パスワード認証(平文)◇

パスワード認証(暗号化)

ユーザー名、パスワードパスワード認証が必要な場合に設定します。

タイムアウト

送信時のタイムアウト時間を設定します。

送信する間隔送信を行う間隔を設定します。
送信は測定画面のバックグラウンドで定周期に行われます。

送信テスト
重要

送信テストを必ず行って下さい。
正常に送信できること、また受信側で正常に受信できることを確認して下さい。
設定を保存する
設定を保存するには、[ＯＫ] ボタンをクリックします。

max20ac 取扱説明書

7/23

登録
乗務員の情報を管理（追加、変更、削除）します。※管理者様も登録して下さい。
既定では "ゲスト" と "管理者Ａ" の２名が登録されています。

追加
乗務員を追加します。

◆ID
乗務員を識別するコードをアルファベット、数字、記号の一部の組み合わせで入力します。※1
お勧め

IDは数字のみで登録する。桁数を統一する。

ご注意

文字として認識します。（"123" と "0123" は異なります）◆パスワードお勧め… 必須（管理者の場合）※1

管理者以外はパスワードを設定しない。… 乗務員の入力手間を軽減※1：IDとパスワードの制約
文字数４文字以上使用可能文字

半角英字(A～Z)、半角数字(0～9)、ハイフン(-)、アンダースコア(_)、ピリオド(.)
英字の大小は区別されません。 小文字は大文字に変換されます。

max20ac 取扱説明書

8/23

◆氏名… 必須

◆管理者
管理者の場合、チェックして下さい。
乗務員一覧では、"●"印で表示されます。
◆ 免許有効期限 … 任意
設定すると、測定時のID入力において期限のチェックが行われ警告メッセージが表示されます。
不要な場合は [未設定にする] ボタンをクリックして下さい。
変更
変更する乗務員を一覧で選択し、[変更] ボタンをクリックします。
ID は変更できません。ID を変更する場合は、新ID で追加後、旧IDを削除して下さい。

削除
削除する乗務員を一覧で選択し、[削除] ボタンをクリックします。
確認画面が表示されますので、[はい] または[いいえ] をクリックして下さい。

免許期限により絞り込む
免許期限の近い乗務員を絞り込んで表示する事ができます。
今月を含む、向こう３ヶ月より選択する事が可能です。
CSV出力一覧に表示されている内容を CSV形式のファイルに出力する事ができます。

max20ac 取扱説明書

9/23

EXCEL出力一覧に表示されている内容を EXCEL形式のファイルに出力する事ができます。
ご注意「Microsoft Office Excel」がインストールされている場合のみ有効です。
（インストールされていない場合、ボタンは表示されません）
データ取込
CSV形式で作成した乗務員データを読み込み、一括で登録する事ができます。
ご注意

データ取込を行うと、現在登録されている内容がすべて置き換えられます。
ID="0000" と "9999" が自動で付加されますので、データには含めないで下さい。
また、1行目に "見出し行" が必要です。
※データ列の並びは以下の通り。
(1) ID(2) パスワード(3) 氏名(4) 管理者●または空白(5) 免許期限(yyyy/mm/dd)※データ作成例
ID ,パスワード,氏名,管理者,免許期限
0001,ABCD,東洋太郎 ,,2014/10/200002,A123,東洋次郎 ,,2015/12/20
1001,,東洋はるこ,,2013/04/10
1002,,東洋なつこ,,2013/07/20
8888,8888,管理者Ｘ ,●

← 見出し行として必要です。

max20ac 取扱説明書

10/23

測定（AC-011）

[g]

[h]

[a]
[b]
[c]

[d]

[e]
[f]

◆項目説明
[a]

測定日付

[b]

測定時刻

[c]

測定値（単位：mg/L）[d]

ガイドメッセージ

[e]

測定回数

[f]

ID入力欄

[g]

Webカメラのモニター画像※Webカメラ使用時のみ[h]

測定時のスナップショット※Webカメラ使用時のみご注意… 後述

測定回数について本画面を開いた直後は、前回測定時の値が表示されます。
従って、ご購入直後またはセンサー交換及びメンテナンス直後は実際の値とは異なります。
センサーの測定回数は、測定結果と共に検知器から取得し表示されます。

max20ac 取扱説明書

11/23

測定の流れ（AC-011）1[測定開始] ボタンをクリックします。

2

検知器本体の電源ボタンを押します。

max20ac 取扱説明書

12/23

3

メッセージにしたがって呼気を吹き込んで下さい。

4

測定が完了すると、測定結果が表示され ID入力待ちになります。

max20ac 取扱説明書

13/23

5

入出庫管理を行う場合は、入出庫（入庫、出庫、中間点呼）を選択します。
続けて、ID、必要ならパスワードを入力して、[OK] ボタンをクリックします。

6

お名前確認画面が表示されます。
IDとお名前を確認して、[はい] をクリックして下さい。
間違っている場合は、[いいえ] をクリックしてIDを再入力して下さい。

以上で測定は終了です。
No.2、または No.3 の画面に戻り、続けて次の測定を行う事ができます。

max20ac 取扱説明書

14/23

7

測定を中止する場合は、[中止] ボタンをクリックします。
[はい] をクリックします。

8[閉じる] ボタンをクリックしてメイン・ウィンドウに戻ります。

max20ac 取扱説明書

15/23

測定エラー時の対処（AC-011）
1
原因
対処

呼気不足です。再度、測定して下さい。
呼気量または吹く時間が不足しています。
ガイドメッセージに従って再度吹き込んで下さい。

2
原因
対処

アルコール検知器の応答がありません。接続を確認して下さい。
検知器との通信障害が発生しました。
PCと検知器の接続を確認して下さい。
※1
頻発する場合は、USBコネクタの接続不良、USBケーブルの劣化等が考えられます。

3
原因
対処

アルコール検知器が接続されていません。接続を確認して下さい。
Windows が検知器を認識していない可能性があります。
PCと検知器の接続を確認して下さい。
※1

4

原因
対処

半導体センサーエラーです。センサーを交換して下さい。
測定エラーです。センサーを交換して下さい。
センサー異常です。センサーを交換して下さい。
センサーの異常です。
センサーの交換またはメーカーによるメンテナンスが必要です。
アルコール検知器本体の取扱説明書も併せてご覧下さい。

※1 PCと検知器の接続を確認する。
(1) 本ソフトウェア、他のソフトウェアを終了する。
(2) PCを「シャットダウン」する。
（Windows 7）
PCを「完全シャットダウン」する。
（Windows 8.1, Windows 10）(3) 検知器の電源が入ることを確認する。
(4) USBケーブルを再接続する。（検知器側を抜き差し、PC側を抜き差し）
PC側のUSBポート変更もお試し下さい。
(5) PCを起動する。
(6) デバイスマネージャーを開いて、"ポート(COMとLPT)"を確認する。
設定画面にて、同じポートが表示されていることを確認し、[OK]ボタンをクリックする。

重要

完全シャットダウンの方法（Windows 8.1 以降）スタート → 電源 → Shiftキーを押しながらシャットダウンをクリックする
重要ポートの設定を確認する

デバイス マネージャー

AC記録管理／設定

max20ac 取扱説明書

16/23

測定の流れ（AC-011）- アルコール反応あり
1

半導体センサー（右側）にてアルコールを検出した場合、以下の様に表示されます。

2

電気化学式センサー（左側）にてもう一度、測定して下さい。

※測定結果により、背景色が異なります。
0.15 mg/L 以上の場合･･･ マゼンタ

0.05 mg/L 以上の場合･･･ イエロー

max20ac 取扱説明書

17/23

例：0.15 mg/L 以上

max20ac 取扱説明書

18/23

測定記録照会（AC-011）
測定記録の照会を行います。

[a]

[b]

[d]
[e]

[h]
[g]

[f]
[c]

◆項目説明[a]

検索条件

(後述)

[b]

[検索] ボタン

検索条件に従って検索を行います。

[c]

検索結果

(後述)

[d]

[CSV出力] ボタン

測定記録を CSV形式のファイルに出力します。

[e][EXCEL出力] ボタン

測定記録を EXCEL形式のファイルに出力します。

[f][PDF出力] ボタン

測定記録を PDF形式のファイルに出力します。

[g]

フォト付き

PDF を "フォト付き" で出力する場合にチェックします。

[h]

[閉じる]

本画面を閉じます。

◆検索条件
1

期間測定日の範囲を指定します。

既定値：前月１日～当月末日2ID

測定者の ID を指定します。

既定値：すべて指定しない場合は、"すべて" をチェックします。
34

測定値

入出庫

測定値を以下より選択します。
◇すべて◇確定: FAILを除く◇

検知: ゼロを除く入出庫を以下より選択します。
◇すべて

◇入庫

◇

選択なし

◇中間点呼

◇

出庫

max20ac 取扱説明書

19/23

◆検索結果

1

ID

2

名前

3

入出庫

4

測定日時

年/月/日 時:分:秒

5

測定値

値(単位：mg/L）または "FAIL""FAIL"：標準の測定方式にて半導体センサーでアルコール検知した場合※ID、氏名、入出庫、期限確認、免許期限は空白で記録されます。

6

7

方式

期限確認

8

免許期限

9

フォト

"DOUBLE"

標準の測定方式（半導体及び電気化学式センサーで測定する)"SEMI"

半導体センサーのみで測定する方式"FUEL"

電気化学式センサーのみで測定する方式

"○"

期限内

"×"

期限切れ

空白

測定者の免許有効期限が設定されていない場合

スナップショットのファイル名（Webカメラを使用する場合）
ダブルクリックすると、イメージが別ウィンドウで表示されます。

※行の背景色ブルー：

現在選択されている行を表します。

ピンク：

アルコールを検知した記録を表します。

※検索結果の行並び測定日時の昇順で表示されます。
他の項目(列)で並び替えを行う場合は、列見出しをクリックします。
逆順に並び替えるにはもう一度、列見出しをクリックします。

max20ac 取扱説明書

20/23

■その他の機能
CSV出力
検索結果を CSV形式のファイルに出力します。
EXCEL出力
検索結果を EXCEL形式のファイルに出力します。
※EXCEL がインストールされていない場合は無効です。
ご注意

EXCEL出力 についてフォト（測定時のスナップショット）はイメージファイルの "ファイル名" で出力されます。
画像は出力されません。
PDF出力
検索結果を PDF形式のファイルに出力します。
フォト（測定時のスナップショット）を出力する場合は、"フォト付き" をチェックします。
出力例（通常：一覧形式）

出力例（フォト付き：段組）

max20ac 取扱説明書

21/23

バックアップと復元
本システムの設定データと測定記録のバックアップまたは復元を行います。
バックアップ重要

バックアップは定期的に行って下さい。

1

バックアップ先のフォルダーを [選択]ボタンにより指定します。

外付けHDD、USBメモリ等の外部ストレージ上にフォルダーを作成して選択して下さい。
ご注意

バックアップ先に Cドライブは指定できません。
2

測定記録の保存期間を指定します。

月数を 1～60 の範囲内で指定します。（当月は含みません）
バックアップ後、保存期間の過ぎた測定記録は削除されます。
例：保存期間=6ヶ月（処理日：2020年8月x日）
2019年
・・・ 10月

11月

2020年
12月

1月

2月

バックアップ後、削除される
3

3月

4月

5月

6月

保存期間（6ヶ月）

7月

8月
当月

[バックアップ] をクリックします。

データサイズ：
画像データが対象です
測定記録は含まれません

max20ac 取扱説明書

22/23

復元
重要

復元を行うと、現在の各設定データ及び測定記録は上書きされます。
また、復元後には AC記録管理／設定にて、ポートの再設定が必要となる場合があります。

1

過去（直近）に行ったバックアップ先フォルダーが表示されます。

異なる場合は、[選択] ボタンにより選択します。
2[復元] をクリックします。

データサイズ：
画像データが対象です
測定記録は含まれません

参考
測定記録のサイズ／件（概算）データサイズ(バイト)画像ファイル

65,536

測定記録

1,024

合計

66,560

見積（回数）／年見積（サイズ）／年

乗務員人数

100

測定回数/日2

日数/年
測定回数/年… ご使用のカメラに依存します。

260
52,000測定記録のサイズ/件

66,560

測定回数/年

52,000

合計サイズ(バイト)合計サイズ(GB)max20ac 取扱説明書

3,461,120,000
3.223

23/23