ＯＳＮＥＴ 4 ゲージ歪データ集録装置
型式 ＮｅｔＬＧ－４０１

仕 様 書
Rev.2.2

2008.9.4

株式会社 オサシ・テクノス
ＯＳＡＳＩ Ｔｅｃｈｎｏｓ Ｉｎｃ．

目 次
１． 概要

･････････････････････････････ １

２． 機器構成例･･･････････････････････ ２

３． 機器仕様 ･････････････････････････ ２
４． 外観図･･･････････････････････････ ３

５． 機能説明 ･････････････････････････ ４
６． データ蓄積日数 ･･･････････････････ ５
７． リチウム電池による稼動日数･･･････ ６

NetLG-401 4 ゲージ歪データ集録装置

１．概要
本器は４ゲージ法３５０Ω歪ゲージ４チャネルのデータを自動的にかつ正確に収集し、ネットワークを介してデータ回収することを主目的に開発されたものです。
データ集録に必要な機能を集約し、シンプルかつ軽量コンパクトな外観を実現しました。
以下にその機能と特徴を列挙します。
■独立４チャネルデータ集録
歪ゲージセンサ４チャネルのデータ集録が出来ます。
歪ゲージの入力部は各々独立電源を採用し、ゲージ絶縁低下や損傷の場合でも他の歪ゲージのデータに影響を与えません。
各々独立したチャネル設定では、接続する 4 ゲージセンサ固有の入力抵抗、初期不平衡値、校正係数、単位、プレヒート時間を指定可能です｡
傾斜計を接続した場合、計測間距離を設定することで、傾斜角度[°]を区間変位量[ｍｍ]に物理量換算する演算機能を持っています。
また物理量に対してオフセット値を設定することも可能です｡■測定間隔
サンプリングインターバルは 1 分から 1 日まで様々な記録間隔を設定することができます｡また、1 日 1 回のサンプリング時などにオフセット時刻を入力することで任意の時刻での測定記録が可能です｡サンプリングインターバル 1 日の場合の測定時刻はデフォル
トで深夜 0 時になっていますが、この機能によって測定時刻を午前 9 時や正午に指定することが可能となります｡■ＯＳＮＥＴ対応
ＯＳＮＥＴ仕様のネットワークに対応し、半自動でのデータ回収から全自動でのデータ回収へ容易に移行できます。
■低消費電力回路の徹底的な低消費電力化により、内蔵リチウム電池または外部電源（ソーラーバッテリー等）で長期間のデータ集録が可能です。
内蔵リチウム電池はメインとサブを設けてあり、メイン電池の電池切れや交換忘れでもサブ電池で機能します。また、外部電源を使用した場合は、メイン・サブ電池は外部電源のバックアップとして機能します。
■長期データ集録
データ集録装置の記録データは機器内部のフラッシュメモリに蓄積されており、ネットワークコントローラ NetCT-1 を使用して PC カードへ、また NetGW-1 を使用してパソコン等の接続端末へ最新のデータを回収できます。
■警報出力機能
４チャネルそれぞれに独立した警報設定が可能です｡
警報種別は、上限警報、下限警報、経時変動警報（過去 1 分～30 日可変の変動量を演算して警報出力）の 3 種類があり、各々に任意の警報値を設定することが可能です｡この値を超えた場合に警報パケットを送出することにより警報出力出来ます｡また繰返し警報を防ぐためのヒステリシスも入力できます。
■耐環境性
外部からの侵入経路全てにサージアブソーバを配し、静電気や外来ノイズに強い構造となっています。また、信頼性を追求した設計と部品選定により、－２０℃～５５℃までの広温度範囲で安定作動が可能です。
※ＯＳＮＥＴとは
ＯＳＮＥＴはオサシ・テクノス仕様によるネットワークの総称です。ＯＳＮＥＴは最大接続機器数６４台、各機器間の延長距離１ｋｍ（単線 0.9ｍｍ以上のツイストペア）でネットワークを構築できます。
最大の特徴は、電源のない山間部等でもご利用可能なリチウム電池稼動のネットワークです｡またネットワークに機器を追加することで、遠隔地からのデータ回収や、警報出力等も可能になります｡㈱オサシ・テクノス

1

仕様書 Rev2.2

NetLG-401 4 ゲージ歪データ集録装置

２．機器構成例
基本的な運用方法
ネットワーク対応 4 ゲージ歪データ集録装置 NetLG-401 と各種４ゲージ歪センサ

携帯型ネットワークコントロー
ラ NetCT-1 を使用して、測定条件の設定や PC カードでデータ回収を行います。

NetLG-401
ONET 通信ポート使用
設定・データ回収時に接続

IC DISK CARD

４ゲージ歪データビューアを用いてデータの確認・出力を実施。

PC カードを移動

NetCT-1
ＰＣカード

ノートＰＣ

各種 OSNET 機器と接続して運用する方法
傾斜計(４ゲージ法３５０Ω歪ゲージセンサ）

・複数台の NetLG-401 をハブで接続すれば集中管理が可能となり、個々の機器設置場所に出向かなくてもデータ回収が出来ます｡
・遠隔地へのデータ転送、また遠隔地からのリモートコントロールが出来ます｡
・ネットワークの監視を行い、ネットワーク障害発生時には通報することが出来ます｡
・警報値を設定し、ネットワーク用警報出力装置へ出力することで、外部に知らせることが出来ます｡

３．機器仕様項目
名称
型番
入力チャネル数
ブリッジ電源

歪セン
サ部

ゲージ率
測定範囲
分解能
適応センサ
入力抵抗
チャネル設定項目
測定精度
記録間隔警報警報内容（４チャンネル個別）
警報出力形態

内 容
ＯＳＮＥＴ ４ゲージ式歪データ集録装置
ＮｅｔＬＧ－４０１
４ゲージ式歪４チャネル
ＤＣ５．７ｍＡ（各チャネル完全独立）
２．００固定±３００００μストレイン
１μストレイン
歪みゲージ（４ゲージ４線式、３５０Ω）
標準３５０Ω（１００Ω～５００Ω）
入力抵抗、初期不平衡、校正係数、物理単位、プレヒート時間、物理量オフセット、計測間距離（傾斜計を用いて、角度を変位量に換算する場合）±０．０４％ＦＳ以内 （直線性・再現性・全動作温度範囲による温度ドリフト含む）
１分、２分、５分、１０分、１５分、２０分、３０分、１時間、２時間、３時間、６時間、１２時間、１日（6 時間以上の記録間隔の場合、測定記録時刻の指定が可能）
上限警報、下限警報、経時変動警報（いずれもヒステリシス設定可）

通信ポート

警報パケットをネットワークに出力
主な機能
デジタルノイズフィルター、電源電圧モニター機能、校正係数・オフセット入力機
能、時計補正機能、過去データ確認機能、警報出力機能、内部温度チェック機能※１
用途
ＯＳＮＥＴ機器との通信、ＯＳＮＥＴネットワーク接続用
ポート数
１ポート
機器間延長距離１ｋｍ（単線 0.9ｍｍ以上のシールド付ツイストペアを使用した場合）
使用コネクタＭＬ－１５００－ＵＪ（サトーパーツ）
適合コネクタＭＬ－１５００－Ｐ（サトーパーツ）
リチウム電池ＣＲ１２３Ａ（メイン１、サブ１）
外部電源
ＤＣ５Ｖ～１５Ｖ
待機時消費電流０．１ｍＡ以下（平均）歪サンプリング時
６０ｍＡ以下（約１０．５秒間） ※プレヒート 1 秒時の値
通信時消費電流
３５ｍＡ以下
動作温度範囲－２０℃～５５℃（但し結露しないこと）
外形寸法
１４３H×１８３W×８０．５D（寸法公差±１ｍｍ）
重量約１．１ｋｇ※１：本器はモニター用の画面を装備していませんので、各種機能の設定や確認のためには、NetCT-1 ネットワー
クコントローラや NetGW-1 RS232C 変換器経由でパソコン画面から利用します｡
電源㈱オサシ・テクノス2仕様書 Rev2.2

NetLG-401 4 ゲージ歪データ集録装置
４．外観図

名 称
集録装置本体
端子台外形寸法
寸法公差
重 量

材 質
色
鉄（メッキ鋼板）
白色
ＰＢＴ
黒色
１４３Ｈ×１８３Ｗ×８０．５Ｄ±１ｍｍ
約１１００ｇ㈱オサシ・テクノス

名 称リチウム電池
カバー
寸法
寸法公差
重量3

材 質

色

アクリル（底面磁石付）

ブルースモーク

６１.５Ｈ×４２.５Ｗ×２１.５Ｄ±１ｍｍ２０ｇ

仕様書 Rev2.2

NetLG-401 4 ゲージ歪データ集録装置①５．機能説明①ベースプレート
木板ベース等に本器を固定するときに用います。
②外部電源端子ソーラーバッテリー等、外部に電源が用意できる場合に使用します｡
DC5～15V 電源が接続できます。
③アース端子本器を雷サージから保護するためのアースを接続します。
④シールド用アース端子
通信ケーブルを長距離引き回す場合等はノイズの影響を抑えるためにシールドケーブルを使用します。その際のシールド接続用端子です｡内部では③アース端子と接続されています。

図 5-1 4 ゲージ歪データ集録装置②③④⑥⑤⑦⑤通信ポート
OSNET 対応機器と接続し、本器の設定やデータ回収を行います。
⑥リチウム電池ホルダ
メイン・サブのリチウム電池を挿入します｡外部電源が準備できる場合は、リチウム電池は外部電源のバックアップとして動作します｡またリチウム電池単体でも本器は動作します。
⑦歪ゲージセンサ接続端子台
歪ゲージ（４ゲージ、350Ω）センサ４チャネルの接続端子台です｡㈱オサシ・テクノス

4仕様書 Rev2.2

NetLG-401 4 ゲージ歪データ集録装置

６．データ蓄積日数
本器は一定期間のデータを内部メモリに蓄積しています。蓄積日数には十分な余裕を持たせてあり、通常の御使用では問題はありません。「表 6-1 記録日数」を参照下さい｡
以下の最大蓄積日数とは、現在から過去に向かって機器の内部メモリに蓄積されている日数（または蓄積することのできる日数）をいいます。このデータは電源を切っても、データ転送を行っても消えることはありません。従って、この期間内にデータ回収をすれば良いことになります。
記録インターバルの変更や時刻修正（記録停止状態時のみ可能）を行った場合は、各々の最大蓄積日数が短くなります。
例：２０分インターバルで、記録開始から現在までにデータオフセットを５回行った場合１回の変更で最大蓄積日数の０．７８％（1127）消費します。変更５回では、最大で３.

３日（５÷１２７×８４.６）最大蓄積日数を消費し、現在より過去に向かって８１.３日のデータが蓄積されていることになります。
※蓄積日数に影響を与える項目
時計修正、物理量オフセット変更、記録インターバル変更、記録インターバルオフセ
ット変更、ノイズフィルタ変更、入力抵抗変更、初期不平衡変更、校正係数変更、単位変更、プレヒート時間変更、計測間距離変更

記録インターバル
1分
2分
5分
10 分
15 分
20 分
30 分
1 時間
2 時間
3 時間
6 時間
12 時間
24 時間

最大蓄積日数
4.2 日
101 時間
8.4 日
203 時間21.1 日508 時間42.3 日1016 時間
63.5 日2.1 月
84.6 日
2.8 月
127 日
4.2 月
254 日
8.4 月
508 日
16.9 月762 日
2.0 年
1524 日4.1 年
3048 日8.3 年6096 日16.7 年

表 6-1 記録日数㈱オサシ・テクノス

5

仕様書 Rev2.2

NetLG-401 4 ゲージ歪データ集録装置

７．リチウム電池による稼動日数
表 7-1 はメイン電池 1 個と主なインターバルの組合せによる稼動日数表です｡
但し OSNET ネットワークとの通信頻度が高くなると稼働日数は減少します。表の「１分間の通信で減る日数」を参考にして下さい。
サブ電池との合計では、稼動日数が約 1.9 倍になります｡
また表はリチウム電池に 0.7 の環境係数をかけた値で計算されています｡したがって周囲温度が比較的高いような場合、表の日数より稼動日数が増えることが予想されます。

記録インターバル

稼動日数

１分間の通信で減る日数

1分

3.6日

0.002日2分

7.1日

0.003日5分

17.2日

0.008日10分

33.0日

0.015日15分

47.4日

0.021日20分

60.7日

0.027日30分

84.3日

0.038日1時間

137.9日0.062日2時間

202.2日0.091日3時間

239.5日0.107日6時間

293.5日0.132日12時間

330.9日0.148日

1日

353.4日0.159日

表 7-1 リチウム電池寿命※この稼動日数は歪ゲージセンサへのプレヒート時間を工場出荷時の 1 秒にしている場合の値です｡プレヒート時間を 2 秒にした場合の稼動日数は工場出荷時の約 72％に低下します｡またプレヒートを 3 秒に指定した場合は工場出荷時の 55％まで低下します｡従ってプレヒート時間を悪戯に長く設定するとリチウム電池での稼動日数に大きく影響します｡ご注意ください｡㈱オサシ・テクノス

6

仕様書 Rev2.2