形状測定機

真円度・円筒形状測定機

ラウンドテストRA-2200シリーズ

Catalog No.15001(10)ラウンドテストRA-2200
スライド式検出器ホルダを標準装備

安全機構を標準装備

検出器ホルダ部分にスライド機構を搭載。いままでの標準アーム
では測定が難しかった肉厚の厚い深穴ワークなどに、ワンタッチで簡単に対応することができます。
スライド量：

検出器部分に安全機構を搭載。
検出器（縦姿勢時）に Z 軸方向からの衝突に対し、衝突検知機能を搭載しました。また、検出器の変位がオーバーレンジした 場 合 に 動 作を停 止 する
アクシデンタルタッチ機能を搭載しました。アクシデンタル
タッチを感知すると、専用解析ソフト（ROUNDPAK）がエラーを感知し、機械を自動停止します。

112 mm

Z 軸を余裕ある高さでストップ、あとは検出器ホルダを下げて位置決めして測定。
さらに内対面測定で内・外径を楽々測定できます。

高精度でも高速移動

写真はシステム除振台（モニタアームタイプ）付き※1※1：プリンタ用ラックは、別途ご手配ください。

クラス最高レベルの駆動速度を実現しています。
：最大 50 mm/s
・上下動部（ Z 軸コラム部）
・半径方向：最大 30 mm/s

写真はシステム除振台（サイドテーブルタイプ）付き

真円度・円筒形状の測定を行う上で、必要不可欠な段取り作業の大半を占める、被測定物の心/水平出しを簡単、正確に行える高精度な回転テーブルを全機種に搭載しています。

RA-2200AS/AHは、自動心/水平出し調整タイプの回転テーブルを標準搭載し、そして、RA-2200DS/DHには、心/水平出しを早く簡単に導くナビゲーション機能を標準装備しています。

内対面測定
内径、外径が混在した測定・解析も、検 出 器 の 方 向 切り替えなしで の連続測定が可能です。

部分円測定

突起、あるいは、円が全周成立していない測定物でも測定が可能です。

粗さ検出器への対応
オプションの粗さ検出器ユニットを装着することにより、θ軸を回転させた円周方向の粗さ、テーブル 回 転 を止 めた Z 軸、X軸方向の直動方向での粗さ測定にも対応しています。

測定物の心/水平出しを簡単、正確に行える高精度な回転テーブルを搭載
半径方向の回転精度（0.02+3.5H/10000）µm、軸方向の回転精度（0.02+3.5X/10000）µmの高精度を実現し、真円度・円筒度のみならず平面度等も高精度に測定できます。
タイプと、D.A.T.（Digimatic Adjustment Table）タイプを選択できます。
また、心/水平出しをサポートするA.A.T.（Automatic Adjustment Table）

A.A.T. (Automatic Adjustment Table): 自動心 / 水平出し機能説明

D.A.T. (Digimatic Adjustment Table): デジマチックマイクロメータヘッドによる心 / 水平出し機能説明
該当機種：RA-2200DS/DH

該当機種：RA-2200AS/AHブルー

傾き回転中心ル

心ずれ

心ずれ

心出し調整範囲：±3 mm
水平出し（傾き量）調整範囲：±1゜

心出し調整範囲：±5 mm
水平出し（傾き量）調整範囲：±1゜予備測定心・水平出し完了「A」、「B」2断面を予備測定

予備測定後、自動で心 / 水平出しの調整を行います。

予備測定

回転テーブ

回転テ

回転テーブ

回転テ

ル

回転中心

ワーク

回転中心

ワー
ク

傾きワーク

ブルーワー
ク

回転中心

回転テーブル付属のデジタル式
マイクロメータヘッドをズレ量分だけ送る

心・水平のズレ量表示

簡単調整

X 軸の位置決めセンサに弊社製リニヤスケールを搭載しました。
駆動部の移動量をダイレクトに検出して、繰り返し測定に不可欠な高精度位置決めを実現します。

スパイラル測定解析

X 軸追従測定

スケールを内蔵した X 軸が、測定物表面を追従しながら測定が可能です。真円度・円筒形状の変位量が大きな測定物や、直動動作で得られるテーパ量が大きなワークの測定に有効です。

円筒度や平面度等、テーブル回転と直動動作を組み合わせたスパイラル測定機能を拡充、多断面測定を 1 回の測定で実施し、連続的なデータとして取り込みます。

心・水平出し完了「A」、「B」2断面を予備測定

A.A.T./D.A.T.※を用いた心/水平出し作業を測定手順（パートプログラム）に組み込むことができます。測定時の心/水平出し忘れのミスを防止でき、パートプログラム測定による測定作業の標準化が図れます。
※D.A.T.搭載機種は、心/水平ズレ量を調整する手動作業が必要となります。

1

高精度な繰り返し測定を実現

電動検出器ホルダ搭載機へのレトロフィット対応

自動測定を実現させる電動検出器ホルダ※の増設が可能です。
※詳細は､P3をご参照ください。

2

ラウンドテストRA-2200 PLUS
内対面測定
内径、外径が混在した測定・解析も、検 出 器 の 方 向 切り替えなしで の連続測定が可能です。

高精度な回転テーブルを搭載
半径方向の回転精度（0.02＋3.5H/10000）
軸方向の回転精度µm、（0.02＋3.5X /10000）の高精度を実現し、真円度、円筒度のみµmならず平面度等も高精度に測定できます。

高精度な位置決めセンサ
X軸の位置決めセンサに弊社製リニヤスケールを搭載しました。

高精度な繰り返し測定を実現
X 軸の位置決めセンサに弊社製リニヤスケールを搭載しました。
駆動部の移動量をダイレクトに検出して、繰り返し測定に不可欠な高精度位置決めを実現します。

写真はシステム除振台（モニタアームタイプ）
付き※1：プリンタ用ラックは、別途ご手配ください。

測定物の心/水平出しも簡単、正確に実施

高精度でも高速移動

自動心/水平出し調整タイプのA.A.T.（Automatic Adjustment

クラス最高レベルの駆動速度を実現しています。
：最大 50 mm/s
・上下動部（ Z 軸コラム部）
・半径方向：最大 30 mm/s

Table）を標準搭載していますので、測定物の心/水平出し作業から測定者を解放します。

A.A.T. (Automatic Adjustment Table): 自動心 / 水平出し機能説明

ル

回転テーブ

回転テ

回転中心
ワーク

ブルー

傾きワー
ク

回転中心部分円測定

検出器Ⅱ（オプション）
電動検出器ホルダに搭載する自由度の高い検出器です。

RA-2200用の替測定子※を使うことが出来、測定子角度を自在に

写真はシステム除振台（サイドテーブルタイプ）付き※1

駆動部の移動量をダイレクトに検出して、繰り返し測定に不可欠な高精度位置決めを実現します。高精度、高速移動でもスループットの向上により、クラス最高レベルの駆 動 速 度を実現しました。

変更できるのが特長です。
※検出器Ⅱ用の替測定子はP7をご参照ください。

粗さ検出器への対応
オプションの 粗 さ 検 出 器 ユニットを装着することにより、θ軸を回転させた円周方向の粗さ、テーブル 回転を停めたZ 軸、X軸方向の直動方向での粗さ測定にも対応しています。

突起、あるいは、円が全周成立していない測定物でも測定が可能です。

心ずれ
心出し調整範囲：±3 mm
水平出し（傾き量）調整範囲：±1゜

予備測定

心・水平出し完了「A」、「B」2断面を予備測定

予備測定後、自動で心 / 水平出しの調整を行います。

自動測定を実現させる電動検出器ホルダを搭載
検出器を保持するホルダアーム部の姿勢（縦/横）と検出器の回転機構（測定ワークの傾斜角度に合わせて1°毎に回転可能）を制御し、外径や内径、上面、スパイラル測定解析

X 軸追従測定

円筒度や平面度等、テーブル回転と直動動作を組み合わせたスパイラル測定機能を拡充、多断面測定を 1 回の測定で実施し、連続的なデータとして取り込みます。

スケールを内蔵した X 軸が、測定物表面を追従しながら測定が可能です。真円度・円筒形状の変位量が大きな測定物や、直動動作で得られるテーパ量が大きなワークの測定に有効です。

下面測定まで連続した自動測定が可能です。また、オフラインティーチング機能も充実し、パートプログラム作成も簡単に行えます。

34真円度・円筒形状測定解析プログラム

ROUNDPAK

アイコン、マウス操作による簡単操作を実現したROUNDPAK 搭載
豊富なパラメータ、解析機能搭載でも簡単操作
真円度、円筒度のみならず、平面度、平行度など多種多彩なパラメータを標準装備しています。
選択は、アイコンから視覚的に選択ができます。
また、特 殊 解 析 機 能として、設 計 値ベスト
フィット解析、ハーモニック解析、円周上のピークボトム検出機能なども有しており、一度取り込んだデータは、再計算やデータの削除なども簡単に行えます。

多彩なグラフィック機能
アイコンビュー
動作機能ビュー

シミュレーション機能

円筒度や同軸度などの解析結果を3Dグラフィック表示で視覚的に表現することができます。

シミュレーション画面で測定動作を仮想実行することができます。
シミュレーション上で、衝突の危険性などを警告表示※することも可能

パートプログラムリスト

ノーマル表示ワイヤーフレーム表示 サーフェスマップ表示です。
※RA-2200 PLUSのみ

シェーディング表示

MitutoyoLauncher対応

StatusMonitor

再計算設定画面

測定機の稼働状況を遠隔地で監視可能です。
データ削除画面

測定対象物がなくてもパートプログラム（測定手順）を作成できるオフ
ラインティーチング機能を備え、3Dシンプルかつ直感的な操作を可能にし、パートプログラムの実行を簡単に行えるQuick Launcherを標準搭載しています。
また、バーコードやQRコードの読み込みによるパートプログラム実行も可能です。

ワークビュー
動作座標確認ビュー

測定図形・結果などを自由にレイアウト

サーバ

解析結果、図形の表示位置・大きさなどを設定し、お客様のオリジナルフォーマットの結果報告書を作成することできます。
解析結果画面がそのままレイアウト画面として使用できます。
レイアウトを含んで測定手順を保存するので、測定開始から計算、結果保存、印刷までを自動実行できます。

●稼働状況のデータ収集と見える化を実現● MT Connect 通信に対応

ハーモニック公差照合/Velocity解析
ベアリング摺動面の解析機能を標準搭載しています。

結果画面56

オプション■RA-2200 PLUS用替測定子（オプション）

小穴用測定子（ø1.6）

極小穴用測定子（深さ 3 mm）

ø1.6 ボール測定子

先端形状

12AAL026
ø 0.8 mm 超硬12AAL027
ø 1 mm 超硬12AAL028
ø 1.6 mm 超硬12AAL029
ø 0.5 mm 超硬12AAL030
ø 1.6 mm 超硬クランク形測定子（ø 0.5）

先端形状

12AAL031
ø 12 mm 超硬M2 スタイラスシャンク
12AAL043

SR0.25 mm サファイア

3.55.5ø4ø4227.5

226SR0.25（サファイア）R10.5°
105

ø4

ø1超硬球

ø4145

ø2M2スタイラスシャンク（標準溝用）M2スタイラスシャンク（2 倍溝用）※112AAL044
12AAL045

148.568.556

M266

23.1

ø0.6
123344.2

深溝用測定子深穴用測定子 B

12AAE308
ø 1.6 mm 超硬12AAE307
ø 1.6 mm 超硬44.7

333

1.2

3344.143.8■ 共通オプション類

M2172°

58（69.6）■円筒スコヤパーツ No.350850■三爪チャック（ハンドル固定） ■心出しチャック（ローレットリング固定）
コード No.：211-014
クランクシャフトやピンシャフト コード No.：211-032

146146

三次元測定機スタイラス取付用 三次元測定機スタイラス取付用 三次元測定機スタイラス取付用（取付部ねじ径：M2）（取付部ねじ径：M2）（取付部ねじ径：M2）
M2 深さ53344.668.8

ø45.5

ø45R1超硬超硬合金

20ø 0.5 ボール測定子
12AAE305
ø 0.5 mm 超硬5845.344.644.6

2 倍小穴用測定子※112AAL040
ø1 mm 超硬ø4

ø1.6 mm 超硬2倍カッターマーク除去用測定子 ※112AAL039

3.5

先端形状

146147.566

ø4パーツNo.

3 倍深溝用測定子※112AAL042

226
227.5

ø4146
SR0.25（サファイア）146

3 倍測定子※112AAL041

ø1.6超硬球

150°

SR0.25（サファイア）

品 名

外観図
（mm）

138.8
9.50.58°
105

2 倍コーナー用測定子※112AAL038
SR0.25 mm サファイア

ø2

ø1.6超硬球68

超硬合金

9.5R15145

ø266
ø 1超硬球 67.5

超硬3.5

2 倍深溝用測定子※112AAL037
SR0.25 mm サファイア

ø0.7

ø466
ø0.5超硬球 67.5

5.52.5

ø4ø0.3

ø4146148.2

ø412AAL035
ø 1.6 mm 超硬ø4

ø3超硬球

ø412AAL034

7.8

ø412AAL032
12AAL033
ø 0.5 mm 超硬（深さ2.5 mm） ø1 mm 超硬（深さ5.5 mm）

ø2

外観図
（mm）

2 倍測定子※19.5

先端形状

外観図（mm）

66

平面用測定子66
R0.25（超硬）2 倍切り欠き用測定子※112AAL036
ø 3 mm 超硬66

クランク形測定子（ø1.0）

ø4パーツNo.

67.90.5

7品 名ø1220

ø 0.8 ボール測定子
12AAE304
ø 0.8 mm 超硬ø2.4

ディスク形測定子66

先端形状

ø 1.6 ボール測定子
12AAE303
ø 1.6 mm 超硬ø1.2

品 名3

ø1.6超硬球
ø1.2

33

ø1.2

ø2.466

外観図
（mm）

ø4.5

40

66

パーツNo.

ø1.2

ø4

ø1.6超硬球

3.4

12

ø1超硬球

ø0.5超硬球
ø0.3

43.8

165°
33

33

ø1.2

外観図
（mm）

ø4

ø0.8超硬球ø0.6

品 名パーツNo.

165°

69.7

ø0.3

小穴用測定子（ø1.0）

33

ø2.4

小穴用測定子（ø 0.8）

外観図
（mm）

°
140

ø2.4

ø48
66

6.9

9.5
R15

ø43.4

ø47.8

9.5

ø47ø45.544.7

品 名パーツNo.

12AAE306
ø 1.6 mm 超硬ø1.2°105.5

先端形状

65

ø2

R1 0

深穴用測定子 A

12AAE309
ø 3 mm 超硬ø 2.4150°
66
SR0.25（サファイア）

超硬合金

切り欠き用測定子

12AAE301
ø 1.6 mm 超硬.4
ø2°10566
SR0.25（サファイア）

58.8

標準測定子

12AAE302
ø 1.6 mm 超硬.2
ø166
68.2

9.5
ø26667.565

ø2

平面用測定子

ø 2.4

ø 3超硬球溝用測定子

12AAE310
ø 1.6 mm 超硬パーツNo.

ø1.2

ø1.6超硬球

外観図
（mm）

超硬品 名

ø2.4

先端形状

12AAL025

8.8

カッターマーク除去用測定子

12AAL024
SR0.25 mm サファイア

2.8コーナー用測定子

12AAL023
SR0.25 mm サファイア

8.1

深溝用測定子12AAL022
ø 3 mm 超硬ø2.4

切り欠き用測定子

12AAL021
ø 1.6 mm 超硬9.5

標準測定子（標準付属品）

パーツNo.

ø2.4品 名8.1

■RA-2200用替測定子（オプション）

146などのような長軸部品を測定する場合、ハンドルで確実に固定することができます。
●保持範囲：
内爪での外径 ø2〜 ø35 mm
内爪での内径 ø25 〜 ø68 mm
外爪での外径 ø35 〜 ø78 mm●外観寸法（D×H）：ø157×70.6 mm●質量：3.8 kg

小物部品の測定で、操作性が良くローレットリングで容易に固定できます。
●保持範囲：
内爪での外径 ø1〜 ø36 mm
内爪での内径 ø16 〜 ø69 mm
外爪での外径 ø25 〜ø79 mm●外観寸法（D×H）：ø118×41 mm●質量：1.2 kg■マイクロチャック

コード No.：211-031

心出しチャックでは保持できない ø1 mm 以下の極小径の部品を固定できます。
●保持範囲：外径 ø0.2〜 ø1.5 mm●外観寸法（D×H：）ø107×48.5 mm●質量：0.6 kg■倍率校正器●円筒度：2 µm●真直度：1 µm
●外観寸法
（D×H）
：ø70×250 mm●質量：7.5 kg

コード No.：211-045

検 出 器 の 感 度 調 整を行う校正器です。マイクロメータ
ヘッドの 送りで基 準面を極微小な量だけ上下させ、検出器 のキャリブレーションを行います。
●最大校正範囲：400 µm●目量：0.2 µm●外観寸法（W×D×H）：×185 ×70 mm
235（max）●質量：4 kg

※1：測定方向は縦方向のみです。
をセットにした替測定子5本セット（パーツNo.12AAL020）も用意しています。
※汎用的に使われるオプション測定子5種類（切り欠き用/深溝用/小穴用（ø1.0）/ø1.6ボール/2倍）※ご注文により特殊測定子を製作いたします。対応可能な仕様等につきましては、弊社各営業所へお問い合わせください。

78

■ RA-2200 PLUS 仕様
符 号
Z 軸コラム部
回転精度

回転テーブル部

上下動部（ Z 軸コラム部）

半径方向移動量

検出器

半径方向
軸方向

回転速度
テーブル有効径
心 / 水平出し調整機構
心出し調整範囲
水平出し調整範囲
最大積載質量
最大測定径
最大積載径
運動の真直度
回転軸心との平行度
移動速度
外径測定時
最大測定高さ
内径測定時
最大測定深さ真直度
回転軸心との直角度
移動量
移動速度
測定力
測定子先端形状、材質
標準
検出範囲
追従

RA-2200 PLUS
標準コラム仕様（上下移動量：300 mm）
ハイコラム仕様（上下移動量：500 mm）(0.02+3.5H/10000) µm
H：測定高さ (mm)(0.02+3.5X /10000) µm
X：回転中心からの距離 (mm)2, 4, 6, 10 rpm
ø 235 mm
A.A.T.
± 3 mm± 1°30 kg
外面測定時：ø 256 mm、内面測定時：ø 344 mm
ø 580 mm0.10 µm /100 mm（λc2.5） 0.15 µm/300 mm（λc2.5） 0.10 µm/100 mm（λc2.5） 0.25 µm/500 mm（λc2.5）
0.7 µm/300 mm（母線基準）
1.2 µm/500 mm（母線基準）
最大 50 mm/s（測定時：0.5 /1.0 / 2.0 / 5.0 mm/s）
300 mm
500 mm
300 mm
500 mmø12.7×深さ26 mm、ø 32×深さ104 mm（標準測定子使用時）
0.7 µm/150 mm（λc2.5）
1.0 µm/150 mm（母線基準）
175 mm（中心より−25 mm 〜＋150 mm）
最大 30 mm/s（測定時：0.5 /1.0 / 2.0 / 5.0 mm/s）
40 mN
ø 1.6 mm 超硬球± 400 µm / ± 40 µm / ± 4 µm
± 5 mm

9

電源
使用空気量
空気消費量
本体重量

510

φ235
（φ200）

φ235405380（〔）
内寸法は DS/DH〕
内寸法は AH/DH

■設置例

〔〕
内寸法はハイコラム仕様の場合

システム除振台（モニタアームタイプ）
付き ※システム除振台（サイドテーブルタイプ）
付き830

660

最大奥行800830

最大奥行936※プリンタ用ラックは、別途ご手配ください。

アクシデンタルタッチ機能
測定方向：1方向
100 V 〜 240 V

その他

その他

Max. 940

405

その他

667700検出器

221667Max. 940（910）700

半径方向移動量221

900〔1100〕

上下動部（ Z 軸コラム部）

RA-2200 PLUS本体

405（375）

回転テーブル部

RA-2200AS

380

半径方向
軸方向405号

700

RA-2200DS
RA-2200AH
RA-2200DH(0.02+3.5H/10000) µm
H：測定高さ (mm)回転精度
(0.02+3.5X /10000) µm
X：回転中心からの距離 (mm)回転速度
2, 4, 6, 10 rpm
テーブル有効径ø 235 mm
ø 200 mm
ø 235 mm
ø 200 mm
心 / 水平出し調整機構
A.A.T.
D.A.T.
A.A.T.
D.A.T.
心出し調整範囲± 3 mm± 5 mm± 3 mm± 5 mm
水平出し調整範囲± 1°
最大積載質量30 kg
最大測定径
ø 300 mm
最大積載径
ø 580 mm
運動の真直度
0.10 µm /100 mm（λc2.5） 0.15 µm/300 mm（λc2.5） 0.10 µm/100 mm（λc2.5） 0.25 µm/500 mm（λc2.5）
回転軸心との平行度
0.7 µm/300 mm（母線基準）
1.2 µm/500 mm（母線基準）
移動速度
最大 50 mm/s（測定時：0.5 /1.0 / 2.0 / 5.0 mm/s）
外径測定時
300 mm
500 mm
最大測定高さ
内径測定時
300 mm
500 mm
最大測定深さ（標準測定子使用時）
ø 32×深さ 85 mm、ø7 ×深さ 50 mm
真直度
0.7 µm/150 mm（λc2.5）
回転軸心との直角度
1.0 µm/150 mm（母線基準）
移動量175 mm（中心より−25 mm 〜＋150 mm）
移動速度
最大 30 mm/s（測定時：0.5 /1.0 / 2.0 / 5.0 mm/s）
測定力10 〜 50 mN（5 段階切り替え）
測定子先端形状、材質
ø 1.6 mm 超硬球標準± 400 µm / ± 40 µm / ± 4 µm
検出範囲追従± 5 mm）、IN/OUT 切替機構付き、測定力切替機構付き（5 段階）、スタイラス角度目盛り付き（± 45°
その他
Z 軸方向衝突検知機能付き、スライド式検出器ホルダ付き（ 3 ポジション仕様）
電源
100 V 〜 240 V
使用空気量0.39 MPa
空気消費量
標準状態にて 30 L/min（空気源としては 80 L/min 以上）
本体重量
180 kg200 kg符

単位（mm）

900〔1100〕■外観寸法図RA-2200 本体

510■ RA-2200 仕様

420

外観図

420

仕様

0.39 MPa

標準状態にて 30 L/min（空気源としては 80 L/min 以上）

180 kg200 kg10

座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム

仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所
伊勢崎営業所
さいたま営業所
新潟営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所

仙台市若林区卸町東1-7-30〒984-0002 電話 (022)231-6881 ファクス(022)231-6884
仙台市若林区卸町東1-7-30（※1） 〒984-0002 電話 (024)931-4331 ファクス(022)231-6884
宇都宮市平松本町796-1〒321-0932 電話 (028)660-6240 ファクス(028)660-6248
水戸市元吉田町260-3〒310-0836 電話 (029)303-5371 ファクス(029)303-5372
伊勢崎市宮子町3463-13〒372-0801 電話 (0270)21-5471 ファクス(0270)21-5613
さいたま市北区宮原町3-429-1〒331-0812 電話 (048)667-1431 ファクス(048)667-1434
新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972 電話 (025)281-4360 ファクス(025)281-4367
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-1611 ファクス(044)813-1610
川崎市高津区坂戸1-20-1（※1）
〒213-8533 電話 (03)3452-0481 ファクス(044)813-1610
厚木市中町2-6-10 東武太朋ビル2F〒243-0018 電話 (046)259-6400 ファクス(046)259-6404
富士駐在所
電話 (0545)55-1677
諏訪営業所
諏訪市中洲582-2〒392-0015 電話 (0266)53-6414 ファクス(0266)58-1830
上田駐在所
電話 (0268)26-4531
浜松営業所
浜松市東区和田町587-1〒435-0016 電話 (053)464-1451 ファクス(053)464-1683
安城営業所
安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
名古屋営業所
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
金沢営業所
金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田〒920-0057 電話 (076)222-1160 ファクス(076)222-1161
大阪営業所
大阪市住之江区南港北1-4-34〒559-0034 電話 (06)6613-8801 ファクス(06)6613-8817
神戸営業所
兵庫県神戸市西区丸塚1-25-15〒651-2143 電話 (078)924-4560 ファクス (078)924-4562
京滋営業所
草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F〒525-0032 電話 (077)569-4171 ファクス(077)569-4172
岡山営業所
岡山市北区田中134-107〒700-0951 電話 (086)242-5625 ファクス(086)242-5653
広島営業所
東広島市八本松東2-15-20〒739-0142 電話 (082)427-1161 ファクス(082)427-1163
福岡営業所
福岡市博多区博多駅南4-16-37〒812-0016 電話 (092)411-2911 ファクス(092)473-1470
センシング営業課 川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-8236 ファクス(044)822-8140
地震機器課
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)455-5021 ファクス(044)822-8140（※1）営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

お求めは当店で̶

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。
あらかじめご了承ください。
●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
●本カタログに掲載されている仕様は 2022年 9 月現在のものです。

M3 Solution Center …商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
宇都宮市下栗町 2200
〒321-0923 電話 (028) 656-1607 ファクス (028) 656-9624
UTSUNOMIYA
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-1611 ファクス (044) 813-1610
TOKYO
諏訪市中洲 582-2〒392-0015 電話 (0266) 53-6414 ファクス (0266) 58-1830
SUWA
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072 電話 (0566) 98-7070 ファクス (0566) 98-6761
ANJO
大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話 (06) 6613-8801 ファクス (06) 6613-8817
OSAKA
呉市広古新開 6-8-20〒737-0112 電話 (082) 427-1161 ファクス (082) 427-1163
HIROSHIMA
計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業所にご連絡ください。
〒213-8533 電話 (044) 822-4124 ファクス (044) 822-4000
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸 1-20-1
キャリブレーションセンタ…商品の検査・校正・保守・修理をお受けしています。
宇都宮市下栗町2200〒321-0923 電話 (028) 656-1432
宇都宮
川崎川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-8214
広島呉市郷原町一ノ松光山10626番62 〒737-0161 電話 (0823) 70-3820

ファクス (028) 656-8443
ファクス (044) 813-8223
ファクス (0823) 70-3833

カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
電話 (0570) 073214
ファクス (044) 813-1691

最寄りの営業所をご確認いただけます。

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/domestic/list.html#sale

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533
https://www.mitutoyo.co.jp

143 2209(10)C-(CH)NE144