TransPort® PT900

PT900 Débitmètre portable à ultrasonspour liquides
Présentation du TransPort

Applications du TransPort PT900

Le TransPort PT900 représente la dernière générationde débitmètres à capteurs externes de la gamme dedébitmètres à ultrasons Panametrics de Baker Hughes. Il
repose sur la robustesse et les performances supérieuresde son prédécesseur, le PT878, mais fournit un tout nouveau
niveau d’utilisation intuitive et conviviale basé sur latechnologie actuelle.

• Adapté à la plupart des tailles et matériaux de conduites,revêtues ou non

Avantages du TransPort PT900• Un vaste choix de transducteurs adaptés à la plupart
des applications• Tablette sans fil pour communication BluetoothMD
avec l’émetteur• Programmation aisée grâce à un écran tactile clair et uneinterface utilisateur multilingue• Émetteur de haute précision à réponse rapide, avec
indicateur d’état à témoin vert/rouge et 8 Go de stockage
de données• Mesures de vélocité, de volume, de masse, totalisateur etdébit d’énergie• Système de fixation à montage aisé

• Adapté à pratiquement tous les secteurs nécessitant une
mesure de débit temporaire ou ponctuelle• Adapté à de nombreux liquides, y compris l’eau potable,l’eau usée, l’eau de refroidissement et de chauffage,l’eau ultrapure et d’autres liquides tels que les solutions
eau/glycol, le pétrole brut, les hydrocarbures raffinés, lesproduits chimiques et les boissons

Le TransPort PT900 rend votre travail bienplus facile
Le PT900 est la réponse la plus aboutie à ce jour auxdemandes des utilisateurs en appareils de mesure dedébit de GM. Plusieurs années d’étude de l’utilisation
des débitmètres portables et des désirs et besoins desutilisateurs lors des mesures de débit ont influencé
la conception du PT900. Baker Hughes a validé cetapprentissage et modifié son approche conceptuelle enpartageant ses concepts et prototypes initiaux avec desutilisateurs. Le résultat ? Le meilleur débitmètre portable
doit être polyvalent, facile à installer, son utilisation doitêtre intuitive et il doit être capable d’effectuer des mesures
fiables même dans les applications les plus difficiles.

Le PT900 est conçu pour améliorer l’expérience de l’utilisateur
et fournir des mesures auxquelles l’utilisateur peut se fier.
Tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau d’expérience dudébitmètre, pourront:• Installer le système de fixation des transducteurs avec
une grande facilité• Raccorder correctement les câbles de l’émetteur etdu transducteur• Allumer la tablette et la jumeler via BluetoothMD à l’émetteur• Commencer à prendre des mesures en quelques minutes

Détails du produit
Le système TransPort PT900 inclut:

Quelles sont les nouveautés duTransPort PT900?

• Tablette sans fil

Le PT900 conserve les performances élevées du PT878, maiscomporte un émetteur de débit, un système de fixation
des transducteurs et une interface utilisateur totalement
repensés. Les améliorations les plus importantes incluent
un système de fixation redessiné et une interface utilisateur
simplifiée sur tablette Android.

• Jauge d’épaisseur Baker Hughes PocketMike• Bloc de batterie rechargeable ou batterie de réserve• Kit de mesure d’énergieDispositif de serrage, transducteurs et émetteur montés sur une conduiteSpécifications du TransPort PT900

Spécifications

Fonctionnement et performances• Taille (h x l x p) : 200 x 109 x 38 mm (7,9 x 4,3 x 1,5 in)Types de fluides
Liquides : fluides à conductivité acoustique, comprenant laplupart des liquides propres et de nombreux liquides avec depetites quantités de matière en suspension ou bulles de gaz
Mesure du débit
Corrélation de temps de transit brevetéTM
Tailles de conduites
Standard : 15 à 600 mm (0,5 à 24”)
En option : jusqu’à 7500 mm (300“) disponible sur demande
Épaisseur de paroi de conduite
Jusqu’à 76,2 mm (3“)
Matériaux des conduites
Tous les métaux et la plupart des plastiques
Pour les conduites en béton, en matériaux composites
et les conduites fortement corrodées ou revêtues, consultez
Baker Hughes.
Précision±1 % du relevé (conduites de 50 mm/2“ ou plus)±2% du relevé (conduites de 15 mm/0,5“ à moins de50 mm/2 in)L’installation suppose un profil d’écoulement symétrique
entièrement développé (généralement 10 diamètres deconduite en amont et 5 diamètres de conduite en avald’une canalisation droite). La précision de l’installation finale
dépend de multiples facteurs incluant le liquide, la plage detempérature, la centricité de la conduite, parmi d’autres.
Répétabilité±0,2 % du relevé
Plage (bidirectionnelle)
0,03 à 12,19 m/s (0,1 à 40 ft/s)
Temps de réponse
Jusqu'à 2 Hz
Paramètres de mesure
Vélocité, volume, masse, énergie, débit totalVoies
1 ou 2 voies

Émetteur de débit• Poids : 1,4 kg (3 lb)• Montage : Sangle souple autour de la conduite ou
pince magnétique
Entrées analogiques
4-20 mA (qté 2)
Sortie analogique
4-20 mA (qté 1)
Sortie numérique
Impulsion (totalisateur),fréquence, alarme (qté 1)
Communicationnumérique• Modbus via port RS485• BluetoothMD Sans fil• Port micro-USBBatterie
Type: Lithium Ion (haute énergie, rechargeable)
Durée de vie (fonctionnement continu) : 18-20 heures Duréede vie (mode d’économie d’énergie) : > de 4 jours Chargeur :100 à 240 VCA (50/60 Hz)
Durée de charge : Jusqu’à 3 heures (de 0% à 100%)
Température de fonctionnement
Charge : 0 à 45°C (32 à 113°F)
Décharge : -20 à 55°C (-4 à 131°F)
Température de stockage-20 à 60°C (-4 à 140°F)
Classifications électroniques• CE (Directive EMC) IEC 61326-1:2013,
IEC 61326-2-3:2013, LVD 2006/95/EC,
EN 61010-1 2010
• NORME ANSI/UL 61010-1,
NORME CAN/CSA C22.2 N°. 61010-1• Conformité WEEE (Directive 2012/19/UE)• Conformité RoHS (Directive 2002/95/CE)BoîtierIndice IP65

Connexions électriquesde l’émetteurSpécifications du TransPort PT900

Durée de vie de la batterie> de 12 heures d’utilisation continue

Interface utilisateur

Chargeur de batterie
100 à 250 VCA (50/60 Hz)

Affichage
Nécessite une tablette à système d’exploitation Android(version 4.4 ou supérieure, écran tactile LCD capacitif,résolution 800 x 1280
Dimensions

Température de fonctionnement0 à 50°C (32 à 122°F)
Communication avec l’émetteur de débit
BluetoothMD• Tablette de 7 pouces généralement 196 x 120 x 19 mm(7,75 x 4,75 x 0,75“)• Tablette de 8 pouces généralement 222 x 152 x 19 mm(8,75 x 6,00 x 0,75“)Affichage de la PT900 APP sur tabletteÉcrans de mesureApplication logicielle (PT900 APP)

Transducteurs à pince

Interface intuitive à balayage d’écran

Plage de température*• Système à icônes de couleur• Standard : -40 à 150°C (-40 à 302°F)• Programmation avec tutoriel• En option : -200 à 400°C (-328 à 752°F)• Présélections des paramètres du site

*Voir les spécifications du modèle de transducteur spécifiquepour la plage de température exacte.

• Multiples options d’affichage• Aide exhaustive en ligne
LanguesAnglais, arabe, chinois (simplifié), néerlandais, français,allemand, italien, japonais, coréen, portugais, russe,espagnol, suédois, turc
Installation de la PT900 APP
Obtenir la PT900 APP:
• Fichier sur carte SD• Téléchargement gratuit surGoogle Play• Téléchargement gratuit sur le site webde Baker Hughes (utilisez le code QR à droite)

Jauge d’Epaisseur DM5E, Waygate Technologies• Echelle de mesure de 1 à 200 mm (0.040 à 8”)• Ecran LCD haute résolution• Indice de Protection IP54 “weatherproof”• Sonde 5MHz probe, -20 à 70°C
• 2 piles AA standardMontage• Nouveau dispositif de serrage PT pour conduites≥50 mm (2”)• Dispositif de serrage CF-LP pour conduites de15 mm (1/2”) à 50 mm (2”)
Câbles de transducteur PT9• Longueur standard : 8 m (25 ft) de câble coaxial RG316• Longueur maximum : 30 m (100 ft) de câble coaxial RG316• Plage de température : -40° à 150°C (-40° à 302°F)

Spécifications du TransPort PT900
Accessoires
Mallettes• Sac de transport souple en nylon avec sangle etséparateurs d’équipements (standard)• Mallette rigide avec roulettes et compartimentsd’équipements (option)
CâblesFixation à pince avec transducteurs CRRSystème PT900 dans une mallette de transport souple• Câbles d’entrée et de sortie : Analogique et numérique• Adaptateurs de câble : Connecteurs TNC à BNC ou UTXDRComment commander le système TransPort PT900
PT9-SYS

Numéro du modèle de base
Code Voies
1CPT900 une voie
2CPT900 deux voies
Code Cordon d'alimentation1110/120 VCA (NEMA 5-15P - type Amérique du Nord)
2230 VCA (Schuko CEE 7/7 2 pôles et terre - type Europe)
3230 VCA (BS 1363 A, 3 broches carrées - type Royaume-Uni)
4230 VCA (GB 15934-2008 - type Asie)
Code Transducteur et kit de fixation n° 10Aucun
A-40 à 150°C (-40 à 302°F), conduite type de 50 mm à 600 mm (2” à 24”)
B-40 à 230°C (-40 à 446°F), conduite type de 15 mm à 50 mm (0,5” à 2”)
C-40 à 150°C (-40 à 302°F), conduite de 150 mm (6”) ou plus
D-40 à 210°C (-40 à 410°F), conduite type de 50 mm à 600 mm (2” à 24”)
ECombinaison de A et CFCombinaison de A, B et C
GCombinaison de A et B
Code Transducteur et kit de fixation n° 20Aucun
A-40 à 150°C (-40 à 302°F), conduite type de 50 mm à 600 mm (2” à 24”)B
-40 à 230°C (-40 à 446°F), conduite type de 15 mm à 50 mm (0,5” à 2”)
C-40 à 150°C (-40 à 302°F), conduite de 150 mm (6”) ou plus
D-40 à 210°C (-40 à 410°F), conduite type de 50 mm à 600 mm (2” à 24”)
Code Mallette de transport
SCMallette à coque souple standard, idéale pour un usage quotidien
HCMallette à coque rigide optionnelle, idéale pour l’expédition et le transport
Code Options du système
TG2E

C48
2C48
AIO
DIO
BAT
CHG
EXT
EXT2
PT9-SYS - 1C - 2-

A-

A-HC -E

Jauge d’Epaisseur (DM5E)
Kit d’énergie avec paire correspondante de RTD à montage desurface PT1000 et émetteurEnsemble de chaînes supplémentaires pour montage sur conduites
jusqu’à 1200 mm (48”)
Deux ensembles de chaînes supplémentaires pour montage sur conduitesjusqu’à 1200 mm (48”)
Câble d’entrée et de sortie analogique
Câble d’entrée et de sortie numérique et diBatterie rechargeable de réserve
Chargeur de batterie externe pour batterie de réserve
Paire de câbles d’extension de 100 ft (transducteurs C-RR)
Deux paires de câbles d’extension de 100 ft (transducteurs C-RR)(exemple de chaîne de configuration)

Options
PT9-TABLET
PT9-TG
PT9-E
PT9-C48
PT9-AI
PT9-ADO
PT9-BAT
PT9-CHG
PT9-ExtPlug

Tablette Android
Jauge d’épaisseur
Kit d’énergie (Température)
Système de fixation pour conduite jusqu’à1200 mm (48“)
Câble d'entrée analogique
Câble de sortie analogique et numériqueBatterie de réserve
Chargeur de batterie supplémentaire
Adaptateurs de connecteur de câbled’extension

Panametrics, une division de Baker Hughes, fournit des solutions
de mesure (hygrométrie, oxygène) ou de comptage (débit gazou liquide) pour les applications et les environnements les plusdifficiles. Expert dans le comptage sur les torches, la technologie
Panametrics permet la réduction des émissions des torchères eten optimise les performances.
Fort d’une reconnaissance mondiale, les solutions Panametrics
de mesure et de gestion des émissions de torches permet auxindustriels de gagner en efficacité et d’atteindre ainsi les objectifsde réduction de l’empreinte carbone dans leurs industries,
notamment: Pétrole et gaz; Énergie; Santé; L’eau potable eteaux usées; Procédés chimiques; Alimentaires et Boissons etbeaucoup d’autres.
Participez à la conversation et suivez-nous sur LinkedIn
linkedin.com/company/panametricscompany

Copyright 2022 Baker Hughes Company. All rights reserved.
BHCS38793-FR(09/2022)

panametrics.com