X304-094-0021-0

取扱説明書

取扱説明書は弊社 HP よりダウンロードできます
http://www.miuraz.co.jp/e_science/doc/index.html

X304-094-0021-0

ダイオアナフィルタをお買い上げいただきありがとうございます。この製品を安全に正しくご使用いただくため，お使いになる前にこの取扱説明書をお読みになり、十分にご理解ください。

使用上の注意●ダイオアナフィルタは，排ガス試料中のダイオキシン類を採取するためのものです。これ以外の用途に本製品を使用しないでください。

●

ダイオキシン類の採取には、ダイオアナフィルタ専用の器具をご使用ください。

●

ダイオアナフィルタの取り扱いは、ダイオキシン類に汚染されていない手袋、マスク等を着用した上で行ってください。

●

強い力を加えるとダイオアナフィルタが破損するおそれがあります。取り扱
いにはご注意ください。

●

開栓後はダイオアナフィルタへのほこりや汚れ等の付着を避け、すみやかにご使用ください。

●

開栓後は、ダイオアナフィルタの汚染および損傷については、一切の責任を負いません。

●

高温、多湿を避けて保管してください。

●

廃棄する場合は「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に従って廃棄してください。

●

その他、ご不明な点については、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先
三浦工業株式会社
三浦環境科学研究所
愛媛県松山市北条辻 864 番地 1
〒799-2430
TEL：089- 960-2350
FAX：089-960-2351

1

X304-094-0021-0

ダイオアナフィルタ使用条件
項目
捕集部温度

使用条件

注意事項

水分が凝縮しない温度から 120℃の範囲

120℃を超えるとダイオキシン類の二次生成、分解の可能性がある。
採取開始前にフィルタ捕集部及び吸着捕集部を予熱し、採取開始時に吸着捕集部に生じる結露を最小限にする。

採取中はダイオアナフィルタ通過直後のガス温度をモニターし120℃以下であること及びダイオアナフィルタの直前で水分が凝縮していないことを確認する。

ダスト

円筒ろ紙等を前段に接続
しダストを捕集する

サンプリングスパイク

添加位置はダイオアナフィルタ開口部から 2cm より下側の内面に添加し、穏やかに溶媒を揮散させてから使用する。
添加溶媒はアセトンまたはヘキサンを使用し、添加量は 200µL以下とする。

ダイオアナフィルタ適用範囲
項目

適用範囲

注意事項

対象ガス

一般／産業廃棄物焼却炉排ガス

対象物質

ダイオキシン類（PCDDs，PCDFs，DL-PCBs）

水分量

42%以下

平均実測 CO 濃度

670ppm 以下

通過流量採取量※※

35L/min（湿りガス、120℃、101.32kPa）以下
3.8m3（乾きガス、0℃、101.32kPa）以下

ダイオアナフィルタを 120℃に保温した場合の捕集部の通過流量

上記条件の範囲外では使用できないことを確認した結果ではありません。
ダイオアナフィルタに関する妥当性確認試験結果に関しては、弊社 Technical Report をご参照ください（ http://www.miuraz.co.jp/e_science/doc/index.html ）。

2

X304-094-0021-0

ダイオアナフィルタ部品名称

ダイオアナフィルタの仕様
材質
寸法

繊維状アルミナ系（mm）圧力損失

φ18.8×110L[kPa（mmH2O）] 1）

ダイオキシン類含有量1） 圧力損失：通過流量＜2（200）（ng-TEQ） 2） ＜0.002

30L/min（120℃空気）のときの値

2） 排ガス中のダイオキシン類の測定方法

3

JIS K 0311：2020

による

X304-094-0021-0

ダイオアナフィルタ取り付け方法
１．ホルダキャップ（アルミ製）

ねじ部分の保護ホルダキャップ（大）および専用ホルダ本体のねじ部分にテフロンシールテープを巻き、保護を行ってください。
※ ホルダキャップはアルミ製です。異物のかみ込みや無理な力が加わることがないようにしてください。ねじ部の変形によりホルダキャップが外れなくなる事があります。

テフロンシールテープを巻く

プローブアダプタ
ストレートジョイ
ント S 型φ 8 はマークを外側に出して装着

２．ホルダキャップ組み立て
ホルダキャップ（小）にプローブアダプタを通し O リング（小）を取り付けてください。
ホルダキャップ（小）上部からプローブアダプタに着いているラインまで出した状態でキャップの大と小を締め付けてください。
プローブアダプタの位置を再調整したい場合、キャップ(大・小)を緩めてから行ってください。

３．ダイオアナフィルタ組み立て
右図の要領でダイオアナフィルタに O リング（大）をあらかじめ通してください。O リング（大）は下部（口が塞がっている方）から通してください。また、外す場合は下部から抜いてください。

4X304-094-0021-0

４．ダイオアナフィルタ取り付け
２．で組み立てたホルダキャップに O リングを通したダイオアナフィルタを回転させながら、ホルダキャップの底に当たるまで差し込んでください。
奥まで差し込むホルダキャップ（大）の上面からダイオアナフィルタの先端までの長さが 12cm 以下であることを確認してください。
※ ガラス器具ですので取り扱いには十分にご注意ください。

５．専用ホルダ組み立て
ホルダキャップを下側にして垂直に立て、ホルダキャップの溝に沿って専用ホルダ本体をゆっくり回しながら締めてください。専用ホルダ本体がホルダキャップの底に当たるのを感じるまで強く締めてください。

６．ホルダセプタムの取り付け
ダイオアナフィルタの延長線上にある吸引用ノズ
ルにホルダセプタムを取り付けてください。
※ ホルダセプタムは温度センサを差し込むためのものです。
5X304-094-0021-0

７．

確認と注意事項

ダイオアナフィルタ取り付け状態の確認
専用ホルダの組み立てを完了したのち、次の確認を行ってください。また、専用フォルダを組み立てた状態で輸送した場合は、使用前に再度確認を行ってください。
・ ホルダキャップ（大・小）がしっかりと締まっている。
・ ホルダキャップ（大）上面からダイオアナフィルタ先端までが 12cm 以内である。
・ ダイオアナフィルタが専用ホルダに接触していない。
試料採取前の確認
試料採取を開始する前にリークチェックを行ってください。リークがある場合ホース類，ホルダセプタム、ホルダキャップ等を確認してください。
温度測定位置の注意事項
温度センサをダイオアナフィルタの直近まで挿入し、排ガス温度を測定してください。
枝管内では排ガス温度の低下がおこりやすいため、温度測定は行なわないでください。

温度センサ

O リング定期交換のお願い
O リングのキズ、硬化などの異常はダイオアナフィルタの固定不良や漏れの原因になります。O リングに異常が無い場合でも、定期的な交換によるトラブル防止をお願いします。
ホルダ O リングセット（X001-000-0241-4）
O リング（小）O リング（大）2 個の O リングにより流路をシールします。

6

X304-094-0021-0

サンプリングスパイク添加ダイオアナフィルタ

円筒ろ紙

採取管洗液
ろ過
残渣ろ液

塩酸処理
ろ過 水洗

ろ紙・残渣ろ液・洗液

風乾クリンアップ
スパイク添加クリンアップ
スパイク添加ソックスレー抽出

振とう抽出

トルエン

ジクロロメタン層
又はトルエン層

脱水・濃縮・定容
粗抽出液

7水層