座標測定機

高精度 CNC 三次元測定機

STRATO-Active シリーズ

Catalog No. 16035

• 最大許容長さ測定誤差 E 0,MPE＝1.2+3L /1000 µmの高精度を実現• 中型ワークの測定に適したサイズをラインアップ• リアルタイム温度補正機能を標準搭載
本体仕様

Costeffective

機種

STRATO-Active 776

X
測定範囲

STRATO-Active 7106 STRATO-Active 9106 STRATO-Active 9166

700 mmY

1000 mmZ

各軸ともエアベアリング

CNC MODE

移動速度 各軸最大300 mm/s（最大合成速度 519 mm/s）

CNC MODE

移動速度 各軸最大138 mm/s（最大合成速度 239 mm/s）（キーセレクタスイッチ：AUTO）

駆動速度

1600 mm

600 mm

案内方式

High
High
uracy
performance Acc

900 mm

700 mm

測定速度 1~3 mm/s

（キーセレクタスイッチ：MANUAL）

測定速度 1~3 mm/s
移動速度 0~80 mm/s

J/S MODE

測定速度 0~3 mm/s
微動速度 0~0.05 mm/s

駆動加速度

各軸 1333 mm/s2（最大合成加速度 2309 mm/s2）

測長方式

リニアエンコーダ

最小表示量

0.00005 mm
材質

測定テーブル

はんれい岩

876 mm × 1420 mm

大きさ（載物面）

876 mm × 1720 mm

測定物

800 kg1000 kg

1665 mm1700 mm
1900 kg

消費電力

2000 mm2150 kg

2740 mm
2350 kg

3050 kg

AC100 - 120 / 200 - 240 V，50/60 Hz

電圧、周波数標準 PH10MQ+SP25M

最大 0.47 kW, 平均 0.19 kW
最大 1.5 kW

フルオプション

精度仕様

Applications

単位 : µm
項目

半導体業界

半導体製造装置

記号

E 0,MPE

最大許容長さ測定誤差

高精度な部品を効果的に測定できます。
EV,FCV向けドライブユニット

1500 kg2730 mm

機械の質量（設置台、コントローラ含む／ワーク含まず）

自動車業界

1200 kg

1465 mm

幅
奥行き

電源

1076mm × 2320mm

800 mm

最大高さ
最大質量
高さ

本体主要寸法1076 mm × 1720 mm

M8×1.25

測定物固定方法

医療業界

手術用ロボットシステム

E 150,MPE

最大許容繰り返し範囲

R 0,MPL

最大許容球面スキャニング形状誤差

P Form.Sph.Scan:PP:Tact,MPE

τSph.Scan:PP:Tact,MPL

最大許容スキャニング検査時間
最大許容シングルスタイラス形状誤差

P Form.Sph.1×25:SS:Tact,MPE

規格

SP25M
1.2+3L/1000

ISO 10360-2: 2009
( JIS B 7440-2: 2013)

1.2+3L/1000

ISO 10360-5: 2020
( JIS B 7440-5: 2022)

45 s

1.2
2.0
1.2

* 精度仕様は標準測定子による。SP25M：ø4 × 50 mm 任意測定長さ（単位）：mm

精度保証温度環境2

温度範囲18〜22°C

温度変化

1時間あたり1.0℃
24時間あたり2.0℃

温度勾配

1 mあたり1.0℃（高さ･水平ともに）

3

座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム

仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所
伊勢崎営業所
さいたま営業所
新潟営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所

仙台市若林区卸町東1-7-30〒984-0002 電話 (022)231-6881 ファクス(022)231-6884
仙台市若林区卸町東1-7-30（※1） 〒984-0002 電話 (024)931-4331 ファクス(022)231-6884
宇都宮市平松本町796-1〒321-0932 電話 (028)660-6240 ファクス(028)660-6248
水戸市元吉田町260-3〒310-0836 電話 (029)303-5371 ファクス(029)303-5372
伊勢崎市宮子町3463-13〒372-0801 電話 (0270)21-5471 ファクス(0270)21-5613
さいたま市北区宮原町3-429-1〒331-0812 電話 (048)667-1431 ファクス(048)667-1434
新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972 電話 (025)281-4360 ファクス(025)281-4367
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-1611 ファクス(044)813-1610
川崎市高津区坂戸1-20-1（※1）
〒213-8533 電話 (03)3452-0481 ファクス(044)813-1610
厚木市中町2-6-10 東武太朋ビル2F〒243-0018 電話 (046)259-6400 ファクス(046)259-6404
富士駐在所
電話 (0545)55-1677
諏訪営業所
諏訪市中洲582-2〒392-0015 電話 (0266)53-6414 ファクス(0266)58-1830
上田駐在所
電話 (0268)26-4531
浜松営業所
浜松市中央区和田町587-1〒435-0016 電話 (053)464-1451 ファクス(053)464-1683
安城営業所
安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
名古屋営業所
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
金沢営業所
金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田〒920-0057 電話 (076)222-1160 ファクス(076)222-1161
大阪営業所
大阪市住之江区南港北1-4-34〒559-0034 電話 (06)6613-8801 ファクス(06)6613-8817
神戸営業所
神戸市西区丸塚1-25-15〒651-2143 電話 (078)924-4560 ファクス (078)924-4562
京滋営業所
草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F〒525-0032 電話 (077)569-4171 ファクス(077)569-4172
岡山営業所
岡山市北区田中134-107〒700-0951 電話 (086)242-5625 ファクス(086)242-5653
広島営業所
東広島市八本松東2-15-20〒739-0142 電話 (082)427-1161 ファクス(082)427-1163
福岡営業所
福岡市博多区博多駅南4-16-37〒812-0016 電話 (092)411-2911 ファクス(092)473-1470
センシング営業課 川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-8236 ファクス(044)822-8140
地震機器課
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)455-5021 ファクス(044)822-8140（※1）営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

お求めは当店で̶

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。
●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
あらかじめご了承ください。
●本カタログに掲載されている仕様は 2024年 8 月現在のものです。

M3 Solution Center …商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
宇都宮市下栗町 2200
〒321-0923 電話 (028) 656-1607 ファクス (028) 656-9624
UTSUNOMIYA
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-1611 ファクス (044) 813-1610
TOKYO
諏訪市中洲 582-2〒392-0015 電話 (0266) 53-6414 ファクス (0266) 58-1830
SUWA
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072 電話 (0566) 98-7070 ファクス (0566) 98-6761
ANJO
大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話 (06) 6613-8801 ファクス (06) 6613-8817
OSAKA
呉市広古新開 6-8-20〒737-0112 電話 (082) 427-1161 ファクス (082) 427-1163
HIROSHIMA
計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業所にご連絡ください。
〒213-8533 電話 (044) 822-4124 ファクス (044) 822-4000
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸 1-20-1
キャリブレーションセンタ…商品の検査・校正・保守・修理をお受けしています。
宇都宮市下栗町2200〒321-0923 電話 (028) 656-1432
宇都宮川崎
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-8214
広島呉市郷原町一ノ松光山10626番62 〒737-0161 電話 (0823) 70-3820

ファクス (028) 656-8443
ファクス (044) 813-8223
ファクス (0823) 70-3833

カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
電話 (0570) 073214
ファクス (044) 813-1691

最寄りの営業所をご確認いただけます。

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/japan/#sale

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533
https://www.mitutoyo.co.jp

146