KD-1
各部のなまえ排気フィルタートップカバー

表示画面

操作パネル㊧操作パネル㊨フロントカバー

USBポートカバー内部

エアフィルター

タンククリーナー
投入口

アルカリ洗剤ボトル

給水フィルター

排水受け皿

アルコールタンク

給水フィルター
交換レンチ
フットペダル

準 備 ～1日のはじめに、電解酸性水をつくる～
水道の蛇口を開け、

1. POWER を押す
2.

5. トップカバーを閉める※カチッと音がするまで確実に閉めて下さい

給水 を押す3. フットペダルを踏み、トップカバーを開ける

4. 消毒槽内に電解促進剤（KD-1専用）
1 袋を入れる

6.

ｽﾀｰﾄ
ｽﾄｯﾌﾟを押す※ 約15分で完了し、『消毒できます』の待機画面になります※中身は液体です※漏水テストチューブは予め取り外して下さい注）ご使用環境・水質で所要時間は変動します201605 Ver2

KD-1
前 洗 浄

※ 用手による洗浄を省くと十分な洗浄消毒効果が得られません※ 洗浄消毒の前に、用手により十分に内視鏡表面の洗浄及び管路内のブラッシング洗浄をして下さい。
※ 本機を用いた漏水テストを行う場合は、内面の『漏水テスト方法』に従いテストを実施して下さい。
※内視鏡のセット1. 内視鏡の各チャンネル

5. 各送水チューブ、ボタンと鉗子栓をトレーの中央部に入れる

漏水テストチューブをそれぞれ内視鏡と接続※鉗子栓は開いた状態で入れて下さい※漏水テストチューブを接続する際は水分をよく拭き取って下さい

2. 操作部を操作部左奥に斜めにして置く

①SUC.
②A/W
③FORCEPS
④ADD
⑤LEAK

挿入部先端

② コネクター部

4. ①ユニバーサルコードを左巻きに置き②コネクター部を右奥に置く①(★コード端がある場合は、手前に向けて置く)③ ④⑤

3. 挿入部を右巻きにして置く

① ②

吸引
送気・送水
鉗子副送水
漏水テスト

①②

③操作部

⑤④コネクター部

6. トップカバーを閉める※カチッと音がするまで確実に閉めて下さい

★

洗浄・消毒

1. アルカリ洗剤、アルコール残量を窓から確認する※ 補充方法は内面の『アルコールの補充』へ

2.

ｽﾀｰﾄ を押す
ｽﾄｯﾌﾟ

排水

アルカリ洗剤窓
アルコール窓

3. 自動的に洗浄・消毒工程が進む

洗剤洗浄 a リンス1 a 消毒 a リンス2a（アルコールフラッシュ）a 送気※アルコールフラッシュは工程内に組み込んで毎回自動実施する以外に、単独で実施することもできます（『アルコールフラッシュ方法』へ）

4. 全工程が完了したら、内視鏡を取り出す～１日のおわり又は消毒回数が20回に達したら、電解酸性水をすてる～※電解酸性水の使用回数が日中の規定上限に達した場合は、画面にメッセージが表示されます。

1.

排水 を長押しする※排水処理後、電源は自動で切れます

2. １日の最後には消毒槽内のメッシュⅠ、Ⅱを清掃し、電源が切れているのを確認して、水道の蛇口を閉める※漏水防止のため

KD-1
排気フィルターの交換（目安100回ごと）← このような排気フィルターの交換をうながす
画面が表示されたら実施して下さい1.

5. メニュー を押し、決定 を押す

で フィルター交換

2. 排気フィルターを左回転で回しつつを選択し、決定 を押す

手前に引っぱって外す

3. 新品の排気フィルターの凸部を、本体の△マークに合わせてはめ込む

4. 押し込みながら、フィルターがロックするまで右回転で回す

6.

で 排気フィルターを選択し、決定 を押す

7. 決定 を押す
※ 待機画面に戻ります

タンククリーニング（目安300回ごと）←このようなタンククリーニングをうながす画面が表示されたら、その日の最後（排水後に再起動してから）か最初（電解酸性水をつくる前）に実施して下さい

1.

決定 を押す※通常画面に戻るので、もとの作業続行が可能です2.

タンクが空のとき
メニュー を押しで タンククリーニングを選択し、 ※タンクに電解酸性水が入っているとエラーが決定 を押す
でます

3. フロントカバーを開け、タンククリーナー投入口のキャップを外す※ 左に少し回すとロックが外れます

4. 専用タンククリーナーを投入

5. 入れ終わったら、ｽﾀｰﾄｽﾄｯﾌﾟを押す

6. タンククリーナー
投入口のキャップを閉める※右に少し回すとロックされますｽﾀｰﾄ
7. 再度 ｽﾄｯﾌﾟを押す※約40分で完了し、電源は自動で切れます

キャップ凸を上にする

KD-1
アルカリ洗剤の補充：専用洗剤アルウォッシュの交換

1. フロントカバーを開け、キャップごと空の洗剤ボトルを取り出す※チューブと接続部を押し込みながら左に回すと洗剤ボトルを外せます

2. 新品アルウォッシュのキャップを外し、先ほど取り出した空ボトルのキャップに付け替える

3. ボトルの目盛表示を手前にしてホルダーに置き、接続部を右に回しつつ押し込み、チューブと洗剤ボトルを接続する

アルコールの補充

1. フロントカバーを開け、キャップごとアルコールタンクを取り出す※チューブとの接続部を引き上げるとアルコールタンクを外せます（目安20回ごと）（目安10回ごと）

2. 消毒用エタノールを補充し、キャップを閉める
3. ホルダーに戻し、チューブとアルコールタンクを接続※カチッと音がするまで確実に差し込んで下さい

漏水テスト方法※予め、すべてのチューブを内視鏡に正しく接続しておいて下さい（『内視鏡のセット』参照）

1.

4. アングルを動かしながら、目視で漏水チェック（気泡確認）

メニュー を押し正常で 漏水テスト

気泡の連続発生がないを選択し、決定 を押す

2. トップカバーを閉め、ｽﾀｰﾄ
ｽﾄｯﾌﾟ

内視鏡から連続的に気泡が発生

5. 異常がなければ、トップカバーを閉める※カチッと音がするまで確実に閉めて下さいを押す

3. トップカバーが自動で開く

異常

テスト準備完了！

※万一、異常が見つかった場合は、直ちに内視鏡を取り出し、内視鏡メーカーに連絡して下さい。
そのまま使用されますと、内視鏡が故障する原因になります。
※漏水チューブは、1日の検査がすべて終了したら、取り出して乾燥して下さい。

アルコールフラッシュ方法（単独１回のみ実施）※予め、各送水チューブを内視鏡に正しく接続しておいて下さい（『内視鏡のセット』参照）

1.

アルコール を押し、ｽﾀｰﾄ
ｽﾄｯﾌﾟ

を押す

2. 自動でトップカバーが開く 送気続行中…

3. 所定時間で完了※待機画面に戻ります※途中で中断したい場合は、スタート/ストップを押し、画面の指示に従って操作して下さい。

KD-1
給水フィルターの交換（目安半年ごと）

1. メニュー を押し、8. 専用レンチを使いフィルター下部を専用レンチ

少しだけ緩めるで フィルター交換を選択し、決定 を押す

2.

9. 最下部のドレンキャップが、で 給水フィルターを選択し、正面にくるまで少しだけ回す

決定 を押す3. 表示画面を確認

10. 本体下にある排水受け皿を手前に引き取り出す

ｽﾀｰﾄ
ｽﾄｯﾌﾟ

11. フィルターの下に排水受け皿を置きを押す

ドレンキャップを回して外し、水抜きする

4. 画面指示を確認し、フロントカバーを開ける※上部２ヶ所の栓を緩めると、早く水が抜けます

12. 水が出なくなったら、３か所のキャップを閉める

5. 給水コックを閉める※90度回して栓を閉めて下さい

6. 次へ進むため、
ｽﾀｰﾄｽﾄｯﾌﾟ開閉※緩みがないよう、閉めて下さい

13. 排水受け皿に溜まった水を捨ててから、元の場所に格納するを押す

7. 画面指示を確認

14. フィルター下部を回して外し、取り出す

注）ここに示す交換時期は目安であり、ご使用頻度やご使用環境・水質などの条件によっては交換時期が早くなることがありますKD-1

19. 水道の蛇口が開いているのを確認し

15. 中のカートリッジ本体を抜き取り、新品と交換する※カートリッジは上下の向きに注意

給水コックを“ゆっくり” 回す

矢印が上向き↑※カートリッジ上下のパッキンがズレた場合は、元の位置に戻して下さい※90度回して栓を開けて下さい

閉開

20. 次へ進むため、ｽﾀｰﾄ
ｽﾄｯﾌﾟ

16. フィルターを本体に戻し、手で回しを押すて取り付ける※レンチは使わないで下さい（破損原因）※しばらくして自動で給水が止まるまでお待ち下さい

使用不可

17. 次へ進むため、
ｽﾀｰﾄ
ｽﾄｯﾌﾟ

21. 画面を確認し、を押す

18. 画面指示を確認

戻る を押す※待機画面に戻ります

エアフィルターの交換（目安1年ごと）

1. フロントカバーを開ける

5. エアフィルターをホルダーにセット※カチッと音がするまで挟んで下さい

2. エアクリーナーホ
ルダーの爪をマイ

6. メニュー を押し、ナスドライバーで引っかけて開く

で フィルター交換

を選択し、

3. 上下のチューブを両側とも外し、決定 を押す

エアフィルターを取り出す

7.

※エアフィルターは上下の向きに注意を選択し、決定 を押す

4. 新品のエアフィル
ターと交換し、両側にチューブを取り付けるで エアフィルター矢印が上向き↑

8. 決定 を押す
※ 待機画面に戻ります

注）ここに示す交換時期は目安であり、ご使用頻度やご使用環境・水質などの条件によっては交換時期が早くなることがあります