OSNET 伸縮データ集録装置
型式 NetLG-501

仕 様 書Rev.5.4

2019 年 4 月 4 日株式会社 オサシ・テクノス
OSASI Technos Inc.

目
１． 概要

次･････････････････････････････

２． 機器構成例

１･･･････････････････････

２

３． 機器仕様 ･････････････････････････２

４． 外観図･･･････････････････････････ ３

５． 機能説明 ･････････････････････････４

６． データ蓄積日数 ･･･････････････････５

７． リチウム電池による稼動日数･･･････ ５

NetLG-501 伸縮データ集録装置

１．概要
本器は地表面の移動量測定や構造物の変位測定、また地すべり前兆現象把握のための伸縮データを簡易にかつ正確に収集し、ネットワークを介してデータ回収することを主目的に開発されたものです。現場での設置性や操作性・低消費電力・耐環境性に重点を置き、データ収集機能および警報発信機能を有する、信頼性と汎用性の高い製品を目指しました。
以下にその機能と特徴を列挙します。
■OSNET 対応
OSNET 仕様のネットワークに対応し、半自動でのデータ回収から全自動でのデータ回収へ容易に移行できます。
■広い測定範囲と高分解能一定張力機構を持った 1m の引き出しワイヤーに連結されたポテンショメータの出力値を、分解能 0.1mm で測定し液晶表示します。本体液晶表示は±1999.9mm までの時間移動量と総移動量を交互に表示できます｡NetCT-1 ネットワークコントローラを接続すれば、±3276.7mm までの日移動量・時間移動量・経時移動量・総移動量が確認でき、CF カードでデータ回収できます｡■低消費電力
本器は毎秒データサンプリング・表示更新・警報判定を行いながら、リチウム電池で長期観測・警報発信が可能です｡電源はメインリチウム電池とサブリチウム電池の合計で７ヶ月以上の連続観測できます｡また、外部電源を接続すれば、内部のリチウム電池はバックアップとして機能します｡■記録
本器は１分と任意の記録間隔（5 分、10 分、20 分、1 時間、2 時間、6 時間、12 時間、1 日）のダブル方式でデータ記録することが可能です｡各々は毎正時・平均・最小・最大のデータを記録します｡この機能により短期の瞬時データと長期データの両方をもれなく記録することが可能となっています。また、記録データは内部のフラッシュメモリに蓄積され、全ての電池が無くなった場合でも消失することはありません｡■警報機能
時間移動量・日移動量の警報値を設定して、この値を超えた場合に警報を出力することが出来ます。また、経時移動量の経時時間と警報値を設定して警報を出力することもできます。この経時移動量警報は 4 つ同時に設定できます。警報出力先はネットワーク及び内蔵リレー接点が可能です｡また繰返し警報を防ぐためのヒステリシスも入力できます。また、自然障害や人為的なミスによる誤警報を防止するために、数秒間（秒数は設定可能）以上連続で警報値を超えた場合のみ警報値以上と判定します。この警報判定は、前回の警報出力から一定期間内（期間は設定可能）は行わず、その時間を経過後に再び判定を始めます。この機能により、時間移動量・日移動量・経時移動量が警報値を超えている状態が続けば、一定期間毎に警報が出力されます。
■耐環境性
外部からの侵入経路全てにサージアブソーバを配し、静電気や外来ノイズに強い構造となっています。また信頼性を追求した設計により、-20℃～+55℃までの広温度範囲で安定動作が可能です。
※OSNET とはOSNET はオサシ・テクノス仕様によるネットワークの総称です。OSNET は最大接続機器数 64 台、各機器間の延長距離 1km（単線 0.9mm 以上のシールド付ツイストペア）でネットワークを構築できます。最大の特徴は、電源のない山間部等でもご利用可能なリチウム電池稼動のネットワークです｡またネットワークに機器を追加することで、遠隔地からのデータ回収や、警報出力等も可能になります｡㈱オサシ・テクノス

1

仕様書 Rev5.4

NetLG-501 伸縮データ集録装置
基本的な運用方法

２．機器構成例

携帯型ネットワークコントロー
ラ NetCT-1 を使用して、測定条件の設定や CF カードでデータ回収を行います。

ネットワーク対応伸縮データ集録装置 NetLG-501 と警報ユニット AL-TypeC

伸縮データビューアを用いてデータの確認・出力を実施。または D-Station で作図・作表を行います｡

OSNET 通信ポート使用
設定・データ回収時に接続
インバー線
NetCT-1

CF カードNetLG-501

各種 ONET 機器と接続して運用する方法

警報接点出力警報ユニット AL-TypeC

パソコン

電源

・本器と各種機器をハブで接続すれば集中管理が可能となり、個々の設置場所に出向かなくてもデータ回収が出来ます｡
・遠隔地へのデータ転送、また遠隔地からのリモートコントロールが出来ます｡
・ネットワークの監視を行い、ネットワーク障害発生時には通報することが出来ます｡
・警報値を設定し各種機器へ出力することで、外部に知らせることが出来ます｡

３．機器仕様項目
名称
型番
入力チャネル数測定記録可能範囲
検出方式
本体液晶表示器の表示範囲
ワイヤー引出長
ワイヤー張力
分解能
直線性誤差
繰返し誤差
温度ドリフト誤差
観測インターバル
ワイヤー引出速度
記録間隔
記（インターバル）
録
記録内容
主な機能
※１
警報内容
警報出力形態警報接点
警 警報接点 ON 時間
報

内容
OSNET 伸縮データ集録装置
NetLG-501
伸縮 1 チャネル±3276.7mm
ポテンショメータ±1999.9mm
1m
約 17.7N（1.8kgf）
0.1mm±0.4mm 以下/200mm±0.3mm 以下（200mm 往復）±0.1mm 以下（-20～+55℃の温度変化に対して）1秒
6.5m/秒以下
1 分と以下の任意の記録間隔のダブル方式
5 分，10 分，20 分，1 時間，2 時間，6 時間，12 時間，1 日
インターバル毎の正時値，平均値，最小値，最大値
電源電圧モニター機能、時計補正機能，月・日・時・分の伸縮集計表示機能、警報
出力機能、内部温度チェック機能，時間・日・経時移動量表示機能
時間移動量警報、日移動量警報，経時移動量警報（4 つ）
警報パケットをネットワークに出力，警報接点出力
無電圧 A 接点もしくは B 接点出力未設定（警報状態に同期）または 1 秒～30 秒
時間移動量警報：無し，または 10 分～1 時間（工場出荷時は 1 時間）
警報無効時間日移動量警報：無し，または 10 分～1 日（工場出荷時は 1 日）
経時移動量警報：無し，または 10 分～設定した経時時間
警報接点容量DC30V500mA(Max)，AC100V150mA(Max)
用途
OSNET 機器との通信，OSNET ネットワーク接続用
通ポート数
1 ポート
信
ポ 機器間延長距離1km(単線 0.9mm 以上のシールド付ツイストペアを使用した場合)
ー使用コネクタDFK-MSTBVA 2,5/2-G-5,08 （フエニックスコンタクト）
ト適合コネクタ
FKC 2,5/2-ST-5,08 （フエニックスコンタクト）
リチウム電池CR123A(メイン 1，サブ 1)
DC5V～15V
電 外部電源源 常時消費電流（平均値）
0.32mA 以下
通信時消費電流35mA 以下
動作温度範囲-20℃～+55℃（但し結露しないこと）
外形寸法
148H×180W×208D（寸法公差±1mm）
重量約 2.6kg※１：本器は移動量表示以外のモニター用画面を装備していませんので、各種機能の設定や確認のためには、
NetCT-1 ネットワークコントローラや NetGW-1 RS232C 変換器経由でパソコン画面から利用します｡㈱オサシ・テクノス

2

仕様書 Rev5.4

NetLG-501 伸縮データ集録装置

４．外観図

名 称
伸縮計本体
本体カバー
携帯ハンドルプーリー
固定プレート
インバー線
接続リング
引き出しワイヤ
外形寸法（突起部含む）
寸法公差
本体
重カバー
量
合計

㈱オサシ・テクノス

3

材 質
鉄（メッキ鋼板）
鉄（メッキ鋼板）
SUS304
SUS303
NSSC180

色白色白色
シルバー
シルバー
シルバー

SUS304

シルバー

SUS304

シルバー

148H×180W×208D±1mm
1.66kg0.96kg
約 2.6kg

仕様書 Rev5.4

NetLG-501 伸縮データ集録装置

５．機能説明下図は本体カバーを開けた状態です｡①固定プレート
木板ベース等に本器を固定するときに用います。
②外部電源端子ソーラーバッテリー等、外部に電源が用意できる場合に使用します｡DC5～15V 電源が接続できます。
③アース端子本器を雷サージから保護するためのアースを接続します。
④警報出力端子時間移動量・日移動量・経時移動量の警報を無電圧接点出力します。
⑤リチウム電池ホルダ
メイン・サブのリチウム電池を挿入します｡外部電源が準備できる場合は、リチウム電池は外部電源のバックアップとして作動します｡またリチウム電池単体でも本器は作動します。
⑥シールド用アース端子
ケーブルを長距離引き回す場合等はノイズの影響を抑えるためにシールドケーブルを使用します。その際のシールド接続用端子です｡内部では③アース端子と接続されています。
⑦通信ポートOSNET 対応機器と接続し、本器の設定やデータ回収を行います。
⑧液晶表示器
総移動量・時間移動量を交互に液晶表示します｡⑨伸縮検知プーリー
伸縮を検出するためのプーリーです｡⑩インバー線接続リング
伸縮計のインバー線を接続するためのリングです｡⑪ガイドローラー
引き出しワイヤーのガイドプーリーです｡⑫引き出しワイヤー
一定張力機構付のステンレス製引き出しワイヤーです｡
1m 引き出すことが可能です｡⑬巻き取り機構
引き出しワイヤーの巻き取り部です｡約 17.7N(1.8kgf)の張力を有します｡㈱オサシ・テクノス

4①②③④⑦⑧⑥⑤⑨⑩⑬⑫

仕様書 Rev5.4⑪

NetLG-501 伸縮データ集録装置

６．データ蓄積日数設定できる記録間隔とそれぞれの最大蓄積日数を下表に示します。本器は、設定された記録間隔で正時・平均・最小・最大の 4 種類データを蓄積します｡
記録インターバル
1分
※5分
※
10 分
※
20 分
※
1 時間
※2 時間
※
6 時間
※
12 時間
※
1日

最大蓄積日数
備考
10.5 日254.0 時間
常に記録
26 日0.8 ヶ月
52 日
1.7 ヶ月105 日
3.5 ヶ月317 日
10.4 ヶ月 いずれか１つを選択して記録
635 日
1.7 年
1905 日5.2 年
3810 日10.4 年
7620 日20.8 年

７．リチウム電池による稼動日数
メイン電池 1 個で約 118 日以上稼動します｡
但し OSNET ネットワークとの通信頻度が高くなると稼働日数は減少します。
具体的には、１分間通信を行う度に、0.053 日ずつ稼動日数が減少して行きます。
（サブ電池との合計では、稼動日数が約 1.9 倍になります）
上記の値は、リチウム電池に 0.7 の環境係数をかけた値で計算されています｡従って、周囲温度が比較的高いような場合、上記の日数より数割程度稼動日数が増加することが予想されます。

㈱オサシ・テクノス

5仕様書 Rev5.4