座標測定機

ショップフロア型
CNC三次元測定機

MiSTAR シリーズ

Catalog No.16028(8)あらゆる現 場 に 精 密 測 定 を。
品 質 管 理 の 未 来 を 担う、
CNC 三次元測定機の新標準。

現場環境温度での耐環境性効率化

現場環境下（10 °〜 40 ℃）での測スケール面に油分が付着して高速移動・高加速駆動で、トー定精度を保証します。

もエラーが発生しない耐環境

タル測定時間を短縮。ワークをまた、リアルタイム温度補正によ型アブソリュートスケールを採置くだけですぐに測定でき、タッり、温度変化 による誤差を最小用。オイルミストが舞う環境下

チパネルによる直感的な操作が限に抑制。ワークの温度慣らしをにおいても測定精度の劣化が可能です。また、測定の効率化しなくても、加工後すぐに測定を少なく、こまめにメンテナンスをサポートする各種オプション開始することが可能です。

を行う必要がありません。

をご用意しています。

精度保証

設置環境を選ばない CNC 三次元測定機MiSTAR series
1

こちらから動画をご覧いただけます。

2

1 温度慣らしが不要。すぐに測定を開始
リアルタイムに MiSTAR 本体およびワーク温度の補正が行え、温度変化による誤差を最小限に抑制。温度慣らしをしなくても、すぐに測定を開始できるので、サイクルタイムの短縮が可能となります。

2 現場環境温度下での測定精度保証

400.14
ワーク温度

0.12300.100.08

20

補正無し

0.06

100.04

ワーク温度［℃］

20 ℃測定値に対する誤差量［mm］

穴ピッチ測定のワーク温度と温度補正有無の比較

補正有り

0.020.00

03060

90

経過時間［min］

1200

現場環境（10 ℃〜 40 ℃）での測定精度を保証し、専用の測定室を準備することなく、高精度測定を実現します。

汚れに強い耐環境型アブソリュートスケールを採用し、オイルミストが飛散するような環境でもミスカウントなどのエラーが発生しません。頻繁なメンテナンスの必要がありません。

生産現場の環境下での三次元測定を可能に。

※ MiSTAR シリーズ発売（ 2019 年）以来、スケールミスカウント修理問合わせ
件数： 0 件

オイルミスト環境下での耐久試験結果

MiSTAR

スケール信号強度

Environment

3 油で汚れても、測定精度を維持

オイルミストなどの汚れに強い、耐環境型アブソリュートスケールとリニアガイド構造を採用。

一般的なスケールの2倍以上の汚れ値でも、スケール信号強度の低下は発生しません。

MiSTAR

エラー発生

1カ月

幅広い温度での精度保証を可能にしたリアルタイム温度補正技術による高い信頼性。

一般的なスケール

検出エラーしきい値

1 年以上経過

一般的なスケール※当社評価値

4 測定テーブルは、錆・カエリや経年劣化の最大許容長さ測定誤差 E 0,MPE ＝（ 2.2 ＋ 3L / 1000 ）μｍ 1を実現。
※

心配がない石を採用

MiSTAR シリーズは生産現場に設置し、生産ラインの中で加工機のすぐそばで使用できます。

測定テーブルには錆びる心配がない石を採用。鋳鉄等と比べて熱に※１ 温度環境１（ 18 ℃〜 22 ℃）にて SP25M を使用した場合よる変形や経年劣化が起こりにくく、長く利用することが可能です。

AC100V
5 設置自由度が高い省スペース設計
品 質 保 証 ルームを作らず に三 次 元 測 定 機を導 入した い

加 工 後、すぐにラインサイドで精 度チェックを行 い た い122

現場の温度は夏場は 30 ℃以上になり、熱 膨 張 による誤 差 が 不 安
12100V 電源 1 本と、1.26 m 2 のスペースがあれば設置可能。エア源の準備も必要がないため、レイアウトの自由度が広がります。

3

設置面積限られ たスペースに設 置できる
コンパクトな 三 次 元 測 定 機 は な いか1.26 m²

5

エアコンやエア供 給 に関わるランニングコストを抑えた い
6

MiSTAR シリーズで解決！
コンパクトで場所を取らないので、ラインサイドに設置して使っています。
製造と同時に測定できて効率的。

測定範囲
570×500×500 mm

また、測定室とエア配管を用意する必要がなくコスト面でも助かりました。

Y ＝1122 mm

X ＝1121 mm

6 消費電力を抑え、ランニングコストを低減
エアコンやエア供給に関わる設備が必要なく、ランニングコストを大幅に削減できます。

※ 三次元測定機の稼働時間は 16h/ 日（2 直 / 日）、稼働日数は 20日 / 月とする。
※ エアコンは 10 畳（18 m 2）冷房能力 2.8 kW 運用環境 JIS C 9612（ 冷房時設定温度 27 ℃ / 暖房時設定温度20 ℃）を基に算出。

※コンプレッサー消費電力は空気消費量 400 L から算出した消費電力である。

消費電力量

2000
消費電力量［kWh］

たとえば、こんなお悩みも…

31OK

電源 本で

1500
1000

1995 kWh728

稼働時電力93%減
810

500
0

コンプレッサー
エアコン
エアドライヤ
測定機本体

355
101

139 kWh

CRYSTA-Apex C544

MiSTAR 555

139

41 さまざまな方向からワークへアプローチが可能
3 面オープン構造により、レイアウトの自由度が高く、さまざまな方向からのワークセットやワークへのアプローチが可能です。

また、工作機械 や 搬送用ロボットなどの 周辺機器との 連携も容易で す。MiSTAR と 協 働 ロ ボ ット、ワ ー クストッカ を 組 み 合 わ せ たへのレトロフィットも可能です。

Usabilit y

2 誰でも簡単に測定できるワンタッチ操作
シンプルかつ直感的に操作が行える Quick Launcher を標準搭載。

ワークを置いてアイコンを押すだけで測定が可能です。

不慣れな方でも簡単に操作が行え、作業者を選びません。

オペレーターの作業負荷低減による生産性向上。
片持ち構造により、三面オープンを実現。
門型構造と比較して測定テーブル上へのワークセットやアプローチの自由度向上とポンとおいてパッと測れる直感的な画面
作業者を選ばない簡単起動

作業性の良さを実感でき、生産性向上が図れます。

3 原点復帰不要ですぐに測定自社製の耐環境型アブソリュートスケールを採用。

たとえば、こんなお悩みも…

システムの電源を切った後の再電源投入時、従来のホームポジション移動をすることなく、測 定ステージへ のアプローチがしにくく、設 置 場 所 が 限られる

作 業 者 が 限られている。
簡 単 に誰でも測 定できな い だろうか

1量 産 が 始まったら、自動 化できるだろうか
1スケールの絶対位置情報を読み取り、その時のプローブの位置から測定を開始することができます。

2測 定 物 が たくさんある。
少しでも効 率をあげ た い

4

加 工 機を止 めているから、すぐに測定したい

2

34 どんなワークも簡単に固定できるクランピングツールをご用意（オプション）
面倒なワークの固定や測定テーブルへのセットなどの手間から解放されるフレキシブルなクランピングツールを用意。

作業者の技量に左右されることなく、誰でもすぐに測定が行えます。

MiSTAR シリーズで解決！
色々な方向からアプローチできるし、操作も簡単で測定にかかる時間がグッと短縮できました。

詳しくはこちらからご確認ください。

パレットレシーバ

クランピングツール

56

Per formance
設計値倣いによる高速スキャニングで測定効率向上

このようなお客様に最適

このようなお客様に最適

斜め穴を効率的に測定したい

設計値倣い測定により、複雑形状のワークでも高速高精度スキャニング測定が行えるため、測定効率が大幅に向上します。
こちらから動画をご覧いただけます。

測定ワークが限られている

モータライズ・プローブヘッド PH10MQ

固定式プローブヘッド PH6M

プローブ姿勢を自動で制御できるプローブヘッド。スキャニ

下向きのみの固定式ヘッド。スキャニングプローブ SP25M とングプローブ SP25M やタッチプローブ TP200 を装着でき、複雑なワーク測定の効率化に有効です。

タッチプローブ TP200 の選択が可能です。プローブ姿勢変更の必要がないワークの測定に適しています。

高速移動・高加速駆動でトータルタイムを削減
最 大 駆 動 速 度 606 mm/s 、最 大 駆 動 加 速 度 2695 mm/s² を 実 現。

駆動速度・加速度比較

高速で測定ポイントから次の測定ポイントへ移動し、トータル測600

定時間の短縮を実現します。

MiSTAR 555

CRYSTA-Apex Sシリーズ移 動距 離［ mm ］

500400300

短縮

10000.00

このようなお客様に最適

12%

200

複雑な形状のワークが多い

0.73s 0.83s
0.100.200.30

自律倣いにより CAD データがない未知形状でもすぐに測定可能

0.400.500.60

経 過 時 間［ sec ］

0.700.800.90

このようなお客様に最適

1.00

回転体を効率的に測定したい

5 軸制御タッチトリガーシステム PH20

ロータリーテーブル MRT240システム

あらゆる角度に位置決めでき、傾斜面の歯車、円筒カム、インペラ等、回転体の測定物を効率的に測能です。ヘッドが高速回転し、高精度を測定にも対応。多種多様な輪郭形状測定が可能です。

測定や間口が狭く奥が広い穴の測定も可維持しつつ高速測定を実現します。

定します。スキャニングプローブと併用することで同期倣いこちらから動画をご覧いただけます。

CAD データがなくても、自律倣いを使えばすぐに輪郭形状測定が開始できます。
操作 は 簡単で、開始点・終了点・測定開始点終了点の向きの 3ステップのみです。どの方向にどちら回りで測定するのかも分かりやすくガイダンス表示されます。取得した輪郭データからコーナー R などの様々な寸法解析も可能です。

7

B軸
A軸

8

現場向け歯車測定機

Sof tware

MiSTAR GEAR System

歯車評価と寸法測定、幾何公差評価の機能を併せ持つため、段取り替えを要さず、測定効率の大幅な向上を実現します。

機能と操作性を両立したアプリケーションソフトウェア。
測定プログラムの自動生成や歯車解析、CAD を使用した評価など豊富なアプリケーションソフトウェアをラインナップ。

歯車評価と寸法形状評価の一括測定で段取り替え不要
例えば eAxle 用ギヤの場合は高トルクの負荷がかかるため破損しないよう歯元の評価が重要となります。

MiSTAR GEAR System は、1 台で歯車・寸法・歯元形状のすべてを段取り替えなしに測定ができますので大幅な測定時間短縮と測定工数削減が図れます。

簡単な測定から複雑な測定までお客様のあらゆる測定課題を解決します。
歯車試験機

従来検査フロー

段取ギヤ

輪郭測定機段取歯元［左側］

輪郭測定機

段取

歯元［右側］

三次元測定機用 自動測定プログラム生成ソフトウェア

MiCAT Planner（マイキャット プランナー）
３D CAD モデルから測定プログラムを自動生成。誰でも簡単に高品質な測定プログラムを生成できます。三次元測定機の稼働率を大幅に向上させ、測定業務の大幅な効率化が可能です。

こちらから動画をご覧いただけます。

スキルレスで測定プログラムを生成。

検査の品質と効率を大幅に向上します。

12
3CMM

段取

寸法・幾何公差

測定箇所ごとに測定機を変更、MiSTAR GEAR Systemは段取り替え不要
MiSTAR
GEAR System

段取ギヤ、歯元［左側 / 右側］、寸法・幾何公差

全自動で測定でき測定時間が大幅短縮

専 門 知 識 不 要で 簡 単
高度 なスキル や 豊富 な 知識・経験 は 不要。直感的操作で誰でも容易に、測定プログラムを生成できます。

工 数 削 減・稼 働 率 向 上
測定プログラムの作成時間を大幅に削減。検査・生産フローの工数の短縮、稼働率の向上に貢献します。

高 品 質 な 測 定プログラム全体の測定項目を考慮した最適な測定手順を組むことがで直感的な操作性●●●

4軸設計値倣いによる高速スキャニングを実現

入力した歯車諸元から3D モデルが作成されるため、想定した通「4 軸設計値倣い」※1により、更なる高速スキャニングが可能となりまりに測定されるかを視覚的にわかりやすく確認できます。

す。従来比で最大 50% ※2の測定時間を短縮できます。

自動測定プログラム生成と測定ガイダンス表示により、座標系設

さらに “ 歯形一括スキャニング ” によりノンストップで全歯形、ピッ定がすばやく、簡単にできます。

チ、歯先、歯底の測定評価が行えるため、測定効率が向上します。

測定結果・公差判定がリアルタイムに表示されるため、早期の異※ 1 ロータリーテーブル（オプション）が必要です。
※ 2 歯車サイズや要求精度により変わる可能性があります。

常発見が可能です。

き、担当者ごとの測定品質のばらつきを解消します。

三次元測定機用 データ処理ソフトウェア

MCOSMOS（エムコスモス）Windows 上で動作する、三次元測定機用のデータ処理プログラムファミリーです。
オプションソフトウェアのラインナップが豊富で、さまざまなプローブに対応しており、MiSTAR GEAR System 基本構成

あらゆるワークの全自動測定が可能です。

ショップフロア型 CNC 三次元測定機

MiSTAR シリーズ

ロータリーテーブル

MRT240、MRT320

オートスタイラスチェンジャー

FCR25

三次元測定機用データ処理装置

MCOSMOS

歯車計測・評価用ソフトウェア

GEARPAK Express

プローブシステム

PH10MQ、SP25M

詳しくはこちらからご確認ください。

上記以外も各種ソフトウェアをご用意しています。詳細は、MCOSMOS（№ 16008）カタログをご覧ください。

910

計測省力化パッケージ
MiSTAR と協働ロボット、ワークストッカを組み合わせた自動化標準パッケージです。

導入前の課題

自社でロボットのセットアップやプログラムの用意をする必要がなく、容易に自動化システムを導入できます。
納入済み MiSTAR へのレトロフィットも可能です。

プログラムA

プログラムB

ロボットハンド

プログラムC

二次元コードリーダー

測定作業者の不足

作業者がつきっきり稼働率を上げたい

ポカミスのリスク

測定毎の準備が大変

ロボットハンドMiSTAR

ワーク重量：MAX 5kg

が、こうした課題を解決！

協働ロボットFANUC CRX-10iA

無人測定可能！

導入可能コスト削減（標準仕様品）
専門スキル不要！

シグナルタワー

短期間でシステム立上げ可能！

パレット利用で、専用設計不要

多品種測定では作業効率が大幅に向上
測定したいワーク：16 個 8 種（多品種）を想定した場合

8：00

MiSTARシリーズ

12：00

段取

測定 段取 測定 段取 測定

8：00

緑点灯：全測定項目OK
赤点灯：測定項目いずれかNG
赤点滅：二次元バーコード
読み取りエラー

測定は無人運転のリスク小段取

MiSTAR 単体システムに対して測定機稼働率

約３倍

SET ボタン

作業者工数

青点灯：測定順番待ち
青点滅：測定中消 灯：測定終了/
SETボタン操作待ち

載せて

20：00

自動測定

１２時間/日１時間/日

測定機稼働時間
作業者工数

１/４

約

ボタンを押す自動測定を続けながら次の測定準備が行え、業務を効率化。

夜間測定も可能なので、三次元測定機の稼働時間を延ばすことも可能です。

MiSTAR 単体システムと比較して測定機稼働率が約 3 倍、作業者工数が約 1/4 になります。

また、ワークを載せてボタンを押すだけの簡単作業。

PC 作業が必要なく、作業者の負荷軽減にもつながります。

11

段取

パレット □250mm用棚(4枚設置)

自動測定

簡単作業 PC操作不要！ワークを載せてボタンを押すだけ！

パレット □150mm用棚(6枚設置)

測定結果表示灯
パレット □250mm

17：00

測定を続けながら準備が可能。パレット上のワークの脱着のみなので短時間作業

ワークストッカ操作部

パレット □150mm

段取

測定ワークに応じてパレットを選択

段取ワークストッカ / パレット

自動測定

測定機稼働時間測定 段取 測定 段取 測定

12：00

段取

４時間/日
作 業 者 工 数 ４時間 /日

17：00

段取

こちらから動画をご覧いただけます。

12

Factory Automation

Smar t Fac tor y

自動化を容易に構築可能。

「見える化」により、スマートファクトリーを実現。

IO400 を搭載し、外部制御機器と容易に接続することが可能です。

複数の三次元測定機をネットワーク上からリアルタイムに監視でき、将来的に自動化を導入する際など、生産ラインやシステムの大幅な変更を行うことなく拡張できます。

稼働状況の把握や測定機器管理の手間を軽減することが可能です。
収集した測定機情報から予防保全を実施し、止まらないシステムを構築します。

将来への拡張性、外部設備との親和性
ロボット
操作盤

測定機の稼働状況を監視・記録

Status Monitor（ステータスモニター）
搬送装置

三次元測定機の稼働状態（待機、自動測定、エラー発生など）を監視できます。またネット

コントローラー

制御盤

端子台 ＊

ワークに接続された他の測定機も同時に監

AGV/AMR

IO400 ＊

ネットワーク視可能です。
「稼働状況の見える化」によりムダの削減、生産設備の稼働率向上に貢献します。

シグナルタワー

状態監視による測定機の信頼性を維持

PLC

MiSTARシリーズ

データ処理装置

MCOSMOSMCEIO *

ライトカーテン＊ はオプションです。

これまでお客様ごとに専用設計されていた、搬送装置やシグナルタワー、安全装置などの外部装置との接続を準標準化。

制御装置に組み込む基板を追加するだけで、将来自動化・省人化の対応が必要になった場合でも、容易に接続できます。

また納入後のマシンに対しても、あとから追加可能。各種メーカーの PLC 通信にも対応しています。

Monitoring Service（モニタリングサービス）※アルティメット契約または見える化サービスでのご提供となります。

各軸の走行距離、プローブのタッチ回数や測定機 の 精度状態をクラウドに収集・蓄積しない設備 ” を実現します
こちらから動画をご覧いただけます。

工数減 80 ％超えを実現した自動生産ライン構築！ その背景には…。
長崎県島原市 株式会社公精プラント様計測データの収集・解析による工程管理

詳しくはこちらからご確認ください。

計測データをリアルタイムに統計処理し、「品質の見える化」を実現します。データログ機能、測定機器管理機能、Gage R ＆ R など各種機能により、品質管理の強化をサポートします。

13・温度ログ ・エラーログ（メジャーリンク）

おり、特に半導体製造装置メーカーから高い評価を受けている事例をご紹介します。

状態監視で予防保全を実現

・走行距離 ・タッチ回数

MeasurLink

複合旋盤を使って各種産業装置向けの高精度部品を製造して組み、加工後の全数測定を実現した MiSTAR 555 による自動化

Monitoring Service

出力情報
出力情報

・精度状態 など

実際のお客様の活用事例

株式会社公精プラント様。同社が受注拡大に応えるために取りクラウド「状態の見える化」、予防保全による “ 止まらネットワーク

14座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム

仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所
伊勢崎営業所
さいたま営業所
新潟営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所

仙台市若林区卸町東1-7-30〒984-0002 電話 (022)231-6881 ファクス(022)231-6884
仙台市若林区卸町東1-7-30（※1） 〒984-0002 電話 (024)931-4331 ファクス(022)231-6884
宇都宮市平松本町796-1〒321-0932 電話 (028)660-6240 ファクス(028)660-6248
水戸市元吉田町260-3〒310-0836 電話 (029)303-5371 ファクス(029)303-5372
伊勢崎市宮子町3463-13〒372-0801 電話 (0270)21-5471 ファクス(0270)21-5613
さいたま市北区宮原町3-429-1〒331-0812 電話 (048)667-1431 ファクス(048)667-1434
新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972 電話 (025)281-4360 ファクス(025)281-4367
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-1611 ファクス(044)813-1610
川崎市高津区坂戸1-20-1（※1）
〒213-8533 電話 (03)3452-0481 ファクス(044)813-1610
厚木市中町2-6-10 東武太朋ビル2F〒243-0018 電話 (046)259-6400 ファクス(046)259-6404
富士駐在所
電話 (0545)55-1677
諏訪営業所
諏訪市中洲582-2〒392-0015 電話 (0266)53-6414 ファクス(0266)58-1830
上田駐在所
電話 (0268)26-4531
浜松営業所
浜松市中央区和田町587-1〒435-0016 電話 (053)464-1451 ファクス(053)464-1683
安城営業所
安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
名古屋営業所
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
金沢営業所
金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田〒920-0057 電話 (076)222-1160 ファクス(076)222-1161
大阪営業所大阪市住之江区南港北1-4-34〒559-0034 電話 (06)6613-8801 ファクス(06)6613-8817
神戸営業所
神戸市西区丸塚1-25-15〒651-2143 電話 (078)924-4560 ファクス (078)924-4562
京滋営業所
草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F〒525-0032 電話 (077)569-4171 ファクス(077)569-4172
岡山営業所
岡山市北区田中134-107〒700-0951 電話 (086)242-5625 ファクス(086)242-5653
広島営業所
東広島市八本松東2-15-20〒739-0142 電話 (082)427-1161 ファクス(082)427-1163
福岡営業所
福岡市博多区博多駅南4-16-37〒812-0016 電話 (092)411-2911 ファクス(092)473-1470
センシング営業課 川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-8236 ファクス(044)822-8140
地震機器課
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)455-5021 ファクス(044)822-8140（※1）営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

お求めは当店で̶

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。
●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
あらかじめご了承ください。
●本カタログに掲載されている仕様は 2024年 8 月現在のものです。

M3 Solution Center …商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
宇都宮市下栗町 2200
〒321-0923 電話 (028) 656-1607 ファクス (028) 656-9624
UTSUNOMIYA
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-1611 ファクス (044) 813-1610
TOKYO
諏訪市中洲 582-2〒392-0015 電話 (0266) 53-6414 ファクス (0266) 58-1830
SUWA
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072 電話 (0566) 98-7070 ファクス (0566) 98-6761
ANJO
大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話 (06) 6613-8801 ファクス (06) 6613-8817
OSAKA
呉市広古新開 6-8-20〒737-0112 電話 (082) 427-1161 ファクス (082) 427-1163
HIROSHIMA
計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業所にご連絡ください。
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533 電話 (044) 822-4124 ファクス (044) 822-4000
キャリブレーションセンタ…商品の検査・校正・保守・修理をお受けしています。
宇都宮
宇都宮市下栗町2200〒321-0923 電話 (028) 656-1432
川崎川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-8214
広島呉市郷原町一ノ松光山10626番62 〒737-0161 電話 (0823) 70-3820

ファクス (028) 656-8443
ファクス (044) 813-8223
ファクス (0823) 70-3833

カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
電話 (0570) 073214
ファクス (044) 813-1691

最寄りの営業所をご確認いただけます。

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/japan/#sale

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533

https://www.mitutoyo.co.jp146