グラフ付伸縮計
型式 ＳＬＧ－３０

仕 様 書
Ｒｅｖ 5.6

2014 年 1 月 21 日株式会社 オサシ・テクノス
ＯＳＡＳＩ Ｔｅｃｈｎｏｓ Ｉｎｃ．

目
１． 概要

次･････････････････････････････

２． 機器構成例

１･･･････････････････････

２

３． 機器仕様 ･････････････････････････

２

４． 外観図･･･････････････････････････ ３

５． 機能説明 ･････････････････････････

４

６． 液晶表示内容･････････････････････

５

７． データ蓄積日数 ･･･････････････････

６

８． リチウム電池による稼動日数
９． メニュー画面･･･････ ６･････････････････････

６

SLG-30 グラフ付伸縮計

１．概要
本器は、現地で伸縮データを確認・判断して対応しなければならないユーザーの声を反映した製品です。データ確認用のグラフィック液晶を伸縮計本体に標準装備し、設置性や操作性・低消費電力・耐環境性に重点を置き、データ収集機能および警報発信機能を有する、信頼性と汎用性の高い製品です。以下にその機能と特徴を列挙します。
■グラフ表示グラフィック液晶表示器を本体に内蔵しました｡
液晶表示ボタンを押すと、過去１週間の移動量グラフが瞬時に現地で確認できます。ボタン操作により、過去１日、過去１時間の移動量グラフも見ることが出来ます｡また、2 画面に分けて過去 1 ヶ月分の測定値一覧も表示されます。
液晶画面では、現在の測定値や時間移動量も同時に確認することが可能で、地すべり状況把握が容易で迅速な現場対応が可能となります｡
また、液晶表示ボタンを長押し（５秒間）すると、機器設定内容や警報履歴等の機器情報確認が可能です。
■判り易い操作性ロータリースイッチで時間移動量警報設定を行い、電池を挿入するだけで監視およびデータ収集を開始します。面倒な設定操作は一切不要です｡■低消費電力一定張力機構を持った引き出しワイヤーにポテンショメータを連結し、その出力値を 0.1mm の分解能で常時測定し警報判定することにより、リチウム電池での長期観測・警報発信が可能です。
電源はメインリチウム電池とサブリチウム電池の 2 個で７ヶ月以上の連続観測が行えます｡また、メイン・サブの電池状態は内蔵液晶表示で確認が可能です｡■記録とデータ回収
１分のデータを１０日間、１時間のデータを３１７日間記録することが可能です｡各々はインターバル毎の正時・平均・最小・最大のデータを記録します｡この機能により短期の瞬時データと長期データの両方をもれなく記録することが可能となっています。また、記録データは内部のフラッシュメモリに蓄積され、全ての電池が無くなった場合でも消失することはありません｡
この記録値はコントローラ NetCT-1 を用いて PC カードに回収することが可能です｡■警報機能
時間移動量が任意の警報値以上になると無電圧接点出力を１０秒間ＯＮします。なお、自然障害や人為的なミスによる誤警報を防止するために、２秒間以上連続で警報値を超えた場合のみ警報値以上と判定します。また、時間移動量の推移によっては短時間で警報頻発してしまうことが無いように、前回の警報出力から１時間以上経過していないときは、警報の判定を行いません。
これらの時間設定は NetCT-1 コントローラを用いれば変更することも可能です。
メイン・サブの電池を抜いて 30 秒以上経過することで、時間移動量をリセットすることができます｡
液晶表示器で警報発令履歴を確認することが可能です。
■耐環境性
外部からの侵入経路全てにサージアブソーバを配し、静電気や外来ノイズに強い構造となっています。また信頼性を追求した設計により、－２０℃～５５℃までの広温度範囲で安定動作が可能です。

㈱オサシ・テクノス

1

仕様書 Rev5.6

SLG-30 グラフ付伸縮計

２．機器構成例
グラフ付伸縮計 SLG-30 と警報ユニット AL-TypeA

インバー線

基本的な運用方法
通信ポート使用
データ回収時に接続

08：50

携帯型コントローラ NetCT-1 を使用して PC カードにデータ回収を行います。
必要時は設定も行えます｡
PC カードを移動

SLG-30IC DISK CARD

警報接点出力警報ユニット AL-TypeA

ノートＰＣ

NetCT-1

電源

ＰＣカード

３．機器仕様項目
名称
型番
測定可能範囲
表示範囲
検出方式
ワイヤー引出長
ワイヤー張力
分解能
直線性誤差
繰返し誤差
温度ドリフト誤差
観測インターバル
表示ドット数、寸法
液
晶
表示内容

記
録

記録間隔
（インターバル）
記録内容

内容
グラフ付伸縮計
ＳＬＧ－３００～３００ｍｍ－６００～＋９００mm （測定値を最大まで変更した場合）
５回転型ポテンショメータ（測定可能範囲を越えた場合は、内蔵スリップ機構により回転を抑制します）
１ｍ
約１７．７Ｎ（１．８ｋｇｆ）
０．１ｍｍ±０．８ｍｍ以下／２００ｍｍ
１ｍｍ以下（１００ｍｍ往復）±０．３ｍｍ以下（－２０～５５℃の温度変化に対して）１秒
横 128×縦 64 、 表示エリア 横 66.5ｍｍ×33.25ｍｍ
週間移動量グラフ、日移動量グラフ、時間移動量グラフ、測定値一覧（液晶表示ボタンにより順次切り替え）、機器情報 ※2
１分と１時間のダブル方式

インターバル毎の正時値、平均値、最小値、最大値
電源電圧モニター機能、警報出力機能、グラフ表示機能、測定値表示機能
主な機能
内部温度チェック機能※１
警報内容
時間移動量警報
ロータリースイッチで設定
警報設定範囲0ｍｍ（警報なし）、１ｍｍ、２ｍｍ、３ｍｍ、４ｍｍ、５ｍｍ、６ｍｍ、７ｍｍ
警報確認時間２秒（１秒～１０秒の範囲で変更可能 ※１）
警
警報出力形態
内蔵警報接点出力、警報パケットをネットワークに出力
報
警報接点
無電圧 A 接点もしくは B 接点出力
警報接点 ON 時間
未設定（警報状態に同期）または１秒～30 秒 ※１ （工場出荷時は１０秒に設定済み）
警報無効時間無し、または 10 分～1 時間 ※１ （工場出荷時は１時間に設定済み）
警報接点容量ＤＣ３０Ｖ５００ｍＡ（Max）、ＡＣ１００Ｖ１５０ｍＡ（Max）
コントローラ NetCT-1 を使用した PC カードへのデータ回収用、ネットワーク機器との通信用
用途
通１ポート
信 ポート数
ポ 機器間延長距離500ｍ（単線 0.9ｍｍ以上のシールド付ツイストペアを使用した場合）
ー使用コネクタＭＬ－１５００－ＵＪ（サトーパーツ）
ト適合コネクタＭＬ－１５００－Ｐ（サトーパーツ）
リチウム電池ＣＲ１２３Ａ（メイン１、サブ１）
電０．３ｍＡ以下（平均）源 常時消費電流
通信時消費電流
３５ｍＡ以下
動作温度範囲－２０℃～５５℃（但し結露しないこと）
外形寸法
１２２H×１５６W×２１０D（寸法公差±1mm）
重量約１．７ｋｇ※１：設定や確認はコントローラ NetCT-1 や RS232C 変換器 NetGW-1 経由でパソコン画面から利用します｡※２：低温（-20℃）では液晶表示切り替えに数秒要する場合があります。

㈱オサシ・テクノス

2仕様書 Rev5.6

SLG-30 グラフ付伸縮計

４．外観図

上面図

正面図

側面図

名 称

材 質

色伸縮計本体鉄（メッキ鋼板）

白色

プーリー

SUS303シルバー

固定プレートNSSC１８０シルバー

インバー線接続リング

ＳＵＳ３０４

シルバー

ＳＵＳ３０４シルバー

引き出しワイヤ
外形寸法㈱オサシ・テクノス

3

１２２H×１５６W×２１０D

寸法公差±１ｍｍ

重量約１．７ｋｇ

仕様書 Rev5.6

SLG-30 グラフ付伸縮計

５．機能説明①インバー線接続リング
伸縮計のインバー線を接続するためのリングです。
②液晶表示器
伸縮量をグラフ表示します。
液晶画面の詳細は「6.液晶表示内容」をご確認下さい。
③警報値設定ロータリースイッチ
時間移動量で警報発令するための警報値を設定します。
設定可能範囲は、0mm、1mm、2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、7mm の 8 種類です。警報発令したくない場
合は 0mm を設定します。
④リチウム電池ホルダ
メイン・サブのリチウム電池を挿入します｡⑤液晶表示ボタン
伸縮量を確認したい場合に押します。
押すごとに、週間移動量グラフ、日移動量グラフ、時間移動量グラフ、測定値一覧と順次切り替わります。
最後にボタンを押した時間から１分経過すると自動的に表示が消え低電力モードに入ります。
長押し（５秒間）すると警報発令履歴等の機器情報を表示します。
⑥通信ポートコントローラ NetCT-1 を接続して、PC カードにデータ回収したり本器の時計設定を行ったりします。
⑦警報出力端子台
時間移動量の警報を無電圧接点出力します。接点出力は A 接点と B 接点を装備しています。
アース端子は本器を雷害から保護するためにアースに接続します。アース接続の際は断面積２ｍ㎡以上の電線で１００Ω以下の D 種接地（旧３種接地）を目標にして下さい｡⑧固定プレート
木板ベース等に本器を固定するときに用います。

②③④①
ソクテイチ

ジカンイドウ+125.7mm+0.1mm

08：50

126mm
122
メイン
day-6-5-4-3-2-1 0118

2.8V8V

⑦⑧⑥⑤

図 5 伸縮計外観㈱オサシ・テクノス4仕様書 Rev5.6

SLG-30 グラフ付伸縮計

６．液晶表示内容
6.1 グラフおよび測定値の表示
液晶表示ボタンを押すと、週移動量グラフから始まり、以下の順で液晶表示されます。
週移動量グラフ

日移動量グラフ

時間移動量グラフ

測定値一覧① 週移動量グラフ
現在より過去 1 週間の伸縮量をグラフ表示します。横軸は日単位になります。１ドットの描画
データは現在時刻を基準にした過去 2 時間毎の測定値です。

現在の測定値を表示します。
設置時や点検時に、この値または画面左のバー表示を確認して伸び縮みの適切な位置にワイヤーを引き出して固定します。

現在の時間移動量を表示します。
時間移動量は、メイン・サブの電池を抜いて30 秒以上経過することでリセットできます。

ソクテイチ

ジカンイドウ+125.7mm+0.1mm

現在時刻【時：分】を表示します。
時刻の設定はコントローラ NetCT-1で行います。

08：50

126mm

電池状態を表示します。
左図は 2.8V のメイン電池で動作していることを指しています。
※電池電圧は新品で３V です。
※リチウム電池は温度や使用環境によって容量の増減が発生します。
電圧値だけで残容量を想定することは危険です。電圧表示は目安として下さい。

122

ワイヤー(32ｃｍ)の引き出し量をバー表示します。
黒い部分が引き出し量、白い部分が残量を示します。

day-6-5-4 -3 -2 -1 0118

メイン
2.8V

伸縮計の経時変動量をグラフ表示します。
液晶表示ボタンを押すごとに 1 週間⇒1 日⇒1 時間と横軸スケールを変更できます。縦軸はズームした経時変動量に応じてオートスケール表示します。

② 日移動量グラフ
現在より過去 1 日の伸縮量をグラフ表示します。横軸は時間単位になります。１ドットの描画データは現在時刻を基準にした過去 20 分毎の測定値です。
③ 時間移動量グラフ
現在より過去 1 時間の伸縮量をグラフ表示します。横軸は分単位になります。１ドットの描画データは現在時刻を基準にした過去 1 分毎の測定値です。
④ 測定値一覧
図 6-1 を参照して下さい。午前 0 時（正時値）の記録データを 2 画面に分けて過去 1 ヶ月一覧表示します。液晶
表示ボタンを押すと前半画面から後半画面に切り替わります。

Date
05/31
06/01
06/02
06/03
06/04
06/05
06/06

6.2 機器情報表示
液晶表示ボタンを長押し（5 秒間）すると機器情報が表示されます。図 6-2 を参照して下さい。画面左上より以下の項目を表示します。
①型式、プログラムバージョン②現在時刻、内部温度③警報設定：±は警報極性、４ｍｍは警報設定値④警報確認時間 ：警報の確認時間⑤警報 ON 時間 ：警報接点の出力 ON 時間⑥警報無効時間 ：警報出力後の警報判定の無効時間⑦警報履歴：警報発令履歴を 3 個表示

SLG-30Ver1.0 (AC)2003/06/13 11：00：02
25℃
ｹｲﾎｳ ｾｯﾃｲ±4 mm/h
ｹｲﾎｳ ｶｸﾆﾝ ｼﾞｶﾝ
2 ﾋﾞｮｳ
ｹｲﾎｳ ｵﾝ ｼﾞｶﾝ
10 ﾋﾞｮｳ
ｹｲﾎｳ ﾑｺｳ ｼﾞｶﾝ
1 ｼﾞｶﾝ
ｹｲﾎｳ ﾘﾚｷ
06/11 09：00
06/12 10：05
06/13 08：23㈱オサシ・テクノス

5mm
129.4
129.5
129.6
129.7
129.8
129.9
130.006/07
06/08
06/0906/1006/1106/1206/1306/14

130.1
130.2
130.3
130.4
130.5
130.6
130.7
130.8

図 6-1 測定値一覧(前半)

図 6-2 機器情報

仕様書 Rev5.6

SLG-30 グラフ付伸縮計

７．データ蓄積日数
記録間隔とそれぞれの最大蓄積日数を右表に示します。
右表の記録間隔で正時・平均・最小・最大の４種類データを蓄積します｡

記録インターバル
最大蓄積日数1 分 10.5 日
254.0 時
1 時間 317 日
10.4 月８．リチウム電池による稼動日数
メイン電池 1 個で約 126 日以上稼動します｡サブ電池との合計では、稼動日数が約 1.9 倍になります。
但し、電池は新品を使用した場合です。
９．メニュー画面
図 9 の通常操作のように、本器とコントローラ NetCT-1 を接続して、メニュースイッチを押すと PCカードへのデータ回収が行えます。
また、本器はコントローラ NetCT-1 を介して色々な表示や設定も可能です。各種機能がありますが、基本的には工場出荷時の状態で最適動作するように設定されていますので、支障が無ければ設定メニ
ュー内での変更の必要はありません。下図に、その画面の一覧を示します。影付きの画面は設定・変更ができるものです。影のない画面は表示のみです。

ｷﾛｸﾃﾞｰﾀ ｦ ﾃﾝｿｳ ｼﾏｽ!
ﾖﾛｼｲ ﾃﾞｽｶ? [Yes][No]

通常操作押す

起動画面

[Yes]

PC ｶｰﾄﾞへデータ転送後、メニュー画面終了します[No]

通常メニュー
ﾂｳｼﾝ ｼｭｳﾘｮｳ

ﾄｹｲ
2002/04/01 00:00:10

ﾃﾞﾝｹﾞﾝ
ﾒｲﾝﾃﾞﾝﾁ +3.0 V

ﾅｲﾌﾞｵﾝﾄﾞ

SLG-30No.12345678ROM ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
Ver1.0(AA)DOWN

表示：１秒間押す

ＵＰ

ﾃﾞｰﾀｼｮｳｷｮ

ﾈｯﾄﾜｰｸ ｾｯﾃｲ

ｿｸﾃｲﾁ
ｼﾞｶﾝｲﾄﾞｳ+0.0 mm+0.0 mm/h

ｹｲﾎｳ ｾｯﾃｲ

押す
ﾈｯﾄﾜｰｸ ｱﾄﾞﾚｽ+25 ﾟ C

ＮｅｔＣＴ－１メニュースイッチ押す
ｼﾞｶﾝｲﾄﾞｳ
ｼﾞｶﾝｹｲﾎｳ#00
ｼﾞｶﾝｹｲﾎｳ ｱﾗｰﾄ
ﾊﾞﾝｺﾞｳ= ﾅｼ ｱﾃｻｷ=

ｹｲﾎｳ ｾｯﾃｲ ｼｭｳﾘｮｳ
ﾅｼ+0.0 mm/h
0.0 mm/h

ｹｲﾎｳ ｶｸﾆﾝ ｼﾞｶﾝ
2 ﾋﾞｮｳｱﾗｰﾄ ﾛｸﾞ

ｹｲﾎｳ ｾｯﾃｲ ｼｮｷｶ

ｹｲﾎｳ ON ｼﾞｶﾝ

ﾈｯﾄﾜｰｸ ｾｯﾃｲ ｼｭｳﾘｮｳ

ｹｲﾎｳ ﾛｸﾞ

ｹｲﾎｳ ﾑｺｳ ｼﾞｶﾝ

ｼﾞｶﾝｲﾄﾞｳ ﾘｾｯﾄ

ｹｲﾎｳﾁ ｷｮｸｾｲ
ﾉﾋﾞ(+)・ﾁﾁﾞﾐ(-)

10 ﾋﾞｮｳ

1 ｼﾞｶﾝ

設定メニュー
図 9 メニュー一覧㈱オサシ・テクノス

6

仕様書 Rev5.6