Model 7104A Accelerometer
10-32サイドコネクター
スタッド取り付け、気密構造
TEDSオプション有（Model 7104AT）
アン
プ
内蔵
圧
電式
加速度計
（IEPE）

Model 7104Aは高性能なアンプ内蔵型IEPE加速度計で±50g～±1,000gまでの計測レンジから選択が可能です。スタッド取付タイプで、溶接された気密性の高い構造です。サイドにコネクターが取りけられます。Model 7104Aは安定したピエゾセラミッククリスタルをシェア型に搭載しており、10kHzまでのフラッ ト な周波数応答を 得ることができ ます。
-55℃から+125℃の広い標準動作温度を持ち合わせています。

寸法図面

特長
・±50g～±1,000gの計測レンジ・10kHzの広帯域
・溶接構造
・高気密・-55℃～+125℃までの温度範囲
・TEDSオプション

温度特性

周波数特性

Model 7104A Rev F
p.31

9/2015

日本代理店エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社
東京都台東区浅草橋3-20-15 浅草橋ミハマビル4F
Tel : 03-5820-7021 Mail : asdummy@fitpacific.com

製品仕様
特別に断りのない限り、すべての値は+24°C, 80Hz, 4mAでの標準値です。Measurement Specialtiesは、これらの仕様を予告なく更新および変更する権利を留保します。

Parameters
DYNAMIC
計測レンジ (g)感度 (mV/g)
応答周波数 (Hz)Notes

固有周波数 (Hz)非直線性 (%FSO)
他軸感度 (%)
耐衝撃性 (g)±501000.5-6000
0.3-10000>50000±1<55000±100500.5-6000
0.3-10000>50000±1<55000±500
100.5-8000
0.3-10000>50000±1<55000±1000
50.5-8000
0.3-10000>50000±1<55000ELECTRICAL
コンプライアンス電圧 (Vdc)
印加電流 (mA)1
バイアス電圧 (Vdc)
バイアス電圧 (Vdc)
出力インピーダンス (Ω)
フルスケール出力 (V)
残留ノイズ (g RMS)
放電時定数 (sec)グランド

18 to 30
2 to 108 to 126 to 13<100±50.0004
0.8 to 1.2
筐体接地

18 to 30
2 to 108 to 126 to 13<100±50.0005

18 to 30
2 to 108 to 126 to 13<100±50.0008

18 to 30
2 to 108 to 126 to 13<100±50.0014

ENVIRONMENTAL
温度特性 (%)
使用温度 (°C)
保管温度 (°C)
耐湿性

温度特性図参照-55 to +125
-55 to +125
密封PHYSICAL
センシング素子
筐体材質
コネクタ
重量取り付け取り付けネジトルク
1
最大 4mA at +125°C
校正証明書付き:
付属品:
オプション:±10%±5%±1dB

注釈1参照
室温-55 to +125°C
広帯域 1Hz to 10kHz

セラミック (シェア型)
ステンレス
10-32 Coaxial Receptacle
8.6グラム#10-32 to #10-32 Mounting Stud (included)
18 lb-in (2.0 N-m)
CS-FREQ-0100
AC-D02298
310-XXX
314-XXX
AC-A03470
AC-A03471
AC-A03500
161A

アン
プ
内蔵
圧
電式
加速度計（IEPE）

NIST Traceable Amplitude Calibration from 20Hz to ±1dB Frequency Response Limit
10-32 to 10-32 mounting stud
Cable Assembly, 10-32 to 10-32 (XXX designates length in inches, 10ft standard)
Cable Assembly, 10-32 to BNC (XXX designates length in inches, 10ft standard)
Adhesive Mounting Adaptor
Magnetic Mounting Adaptor
Isolated Mounting Adaptor (#10-32 to M5x0.8 thread)
4-Channel PE & IEPE Signal Conditioner, Bench Top

The information in this sheet has been carefully reviewed and is believed to be accurate; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. Furthermore, thisinformation does not convey to the purchaser of such devices any license under the patent rights to the manufacturer. Measurement Specialties, Inc. reserves theright to make changes without further notice to any product herein. Measurement Specialties, Inc. makes no warranty, representation or guarantee regarding thesuitability of its product for any particular purpose, nor does Measurement Specialties, Inc. assume any liability arising out of the application or use of any product or
circuit and specifically disclaims any and all liability, including without limitation consequential or incidental damages. Typical parameters can and do vary in different
applications. All operating parameters must be validated for each customer application by customer’s technical experts. Measurement Specialties, Inc. does notconvey any license under its patent rights nor the rights of others.

製品型番
型番 ： Model Number＋計測レンジ
7104AT-GGGG
ll_____ 計測レンジ (0050 ＝ 50g)
l_____ TEDS IEEE 1451.4準拠（Tオプション時記入、通常品はブランク）
例 ： 7104A-0050→Model 7104A、計測レンジ± 50g

p.32