形状測定機

小型真円度測定機

ラウンドテストRA-120/120P

Catalog No.15008(10)現場での使用を想定し、検出器のワイドレンジ化、わかりやすい操作パネルと大型液晶画面、心出し作業を強力にサポートする D.A.T. 機能など、操作性を最優先させた小型真円度測定機です。
● 小型真円度測定機において最高クラスの回転精度● X, Z 両軸に微調整機能を搭載● 簡単操作で多解析● D.A.T. 機能を搭載 ※1● Z 軸にスケール装備 ※1● 内外径連続測定機能 ※1● 高精度エアベアリング採用● ワイドレンジ検出器採用 ※ 2● 条件 / 結果の登録 / 呼出機能
● プリンタ内蔵● 16カ国語対応

ひとめでわかる操作パネル
大型液晶画面

16カ国語対応測定結果や記録図形をわかりやすく表示

・日本語・英語（繁体字、簡体字）
・韓国語
・中国語
・ドイツ語・フランス語
・イタリア語・スペイン語・ポルトガル語・チェコ語
・ポーランド語・スウェーデン語
・トルコ語・ハンガリー語・オランダ語解析項目

豊富な解析項目をアイコン表示※ 1：詳細は P5 をご参照ください。
※ 2：詳細は P6 をご参照ください。

カンタン条件呼び出し

画面モード切替

測定条件一発呼び出し
簡単操作＆誤操作防止「校正」「心・水平出し」「測定」「結果」
画面へワンタッチ

ジョグダイアル

詳細条件変更などの操作

対話方式の簡単操作画面

ゼロセットボタン

バックライト付きの大型カラー液晶画面に、測定結果や図形を分かりやすく表示します。形状の確認も切り欠き処理の設定も、表示された図形で確認しながら行えます。

測定画面● 検出器の姿勢、測定条件を設定します。
● 測定中は、リアルタイムに図形表示されます。

検出位置の微調整不要

USB 通信機能により、データを表計算ソフトウェアなどへ結果画面● フィルタ、表示倍率などの変更が可能です。
● 円形図以外に展開図の表示も可能です。

簡易通信プログラム転送する事ができます。

切り欠き処理機能取得したデータ中の不要なデータを削除して演算できます。
「自動設定」と「任意設定」の選択ができます。

高品位サーマルプリンタ内蔵
測定条件、演算結果、結果図形、コメントなどをサーマルプリンタで出力、展開図形や出力項目なども変えられます。
■内蔵プリンタ
印刷例▲ 測定画面

ファイル保存▲ 測定中画面

結果画面 ▲「結果ファイル」を保存・呼び出しする
USB メモリに「測定ファイル」ことができます。また、データ出力機能により、市販の表計算ソフトによる集計も可能です。
「測定ファイル」「測定データ（データ出力）」「結果ファイル」「結果データ（データ出力）」

1

記録紙セット（オプション、10 巻入り）：12AAH181

2

小型機種に、多解析評価プログラム ROUNDPAK を搭載。上位機種に迫る解析力を持ち、測定室のみならず研究・開発部門での使用にも応えられる高機能・多解析真円度測定機です。

● 小型真円度測定機において最高クラスの回転精度● X, Z 両軸に微調整機能を搭載

グラフィックを多用した測定画面● 簡単操作で多解析● D.A.T. 機能を搭載 ※1● Z 軸にスケール装備 ※1● 内外径連続測定機能 ※1● 多彩な図形表示機能● 高精度エアベアリング採用● ワイドレンジ検出器採用 ※ 2● 18カ国語対応※ 1：詳細は P5 をご参照ください。
※ 2：詳細は P6 をご参照ください。

多解析機能
部分的な拡大や、補助線の設定、色の変更や 2点間データの変位 /角度差など、多彩な機能を装備しています。
切り欠き処理機能やグラフ読み取り機能も装備、研究部門でも活用できます。
フィルタや評価法をかえて再計算することも可能です。

Windows によるグラフィカルな画面
操作スイッチをアイコン表示し、操作はすべてマウスで行うため、マン・マシン・インターフェイスに優れています。再計算や図形読み取りなど、多彩な機能を分かりやすい操作でスピーディに行えます。

簡易レイアウト機能▲ メイン画面▲結果画面▲ 条件設定画面

多項目の演算結果を 1 枚に複数レイアウトしてプリントアウトできます。また、プリントアウト結果は、PDF 出力することもできます。結果保存、共有に大変便利です。

▲ 測定中■レイアウト設定画面■プリンタ出力例34

測定の効率アップを実現化する機能と豊富な解析項目
D.A.T. 機能

IN/OUT 切替式ワイドレンジ検出器
従来のレバーヘッド形に比べ、4 倍も拡大。かつてないワイドレンジを実現しています。心・水平出し作業や、変位量の大きな測定物に対して、余裕をもって対応できます。また、内外径の測定方向の切り替えもワンタッチで行えます。

心出し・水平出し作業を強力にサポートする D.A.T.（Digital Adjustment Table）機能を上位機種から継承。測定者は表示された調整量を回転テーブルに取り付けられたデジタル式マイクロメータヘッドで調整するだけで終了。切り欠きのあるワークにも対応します。

方式選択

予備設定

心出し

2000 µm
RA-120/120P
IN/OUT 切替式ワイドレンジ検出器

水平出し
500 µmRA-120

レバーヘッド形

解析項目

直角度

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ー○

ー

○

r2-r1

r2
r1

○

○

○

○

ー

○

N
1

N

軸方向

C1要素̶
2×C

L

L–1N
1

演算軸
̶軸1

N

プロファイルの軸軸2ハーモニック
解析軸

内外径連続機能（外径面）

○2×C

同軸度

内外径連続機能（内径面）

r1–

基準面

1 − N
R

測定高さ位置の入力が必要な、同軸度などの測定に対して有効となります。絶対原点を持ったABSデジマチック測長ユニットを採用し、繰り返し測定や位置設定に有効な機能です。

RA120P

r2-r1

直角度

同心度

同心度や偏肉度など、外径面と内径面を繰り返し測定する場合に、大変便利な機能です。右図のように、外径面の測定姿勢のまま、検出器の向きを変えずに、内対面を測定することによって演算します。
内径 ø50 mm まで対応できます。

○

円周振れ

Z 軸にスケールを装備○

RA120–「B」2断面を予備測定「A」、

内外径連続機能○R–

回転テー回転テー

心・水平出し完了

評価内容

r2

半径方向

簡単調整

○

測定要領

平面

心・水平のズレ量表示

R面基準

予備測定

○

基準軸直角度

心出し調整範囲：±5 mm
水平出し（傾き量）調整範囲：±1゜解析項目

○軸基準

心ずれ
回転テーブル付属のデジタル式
マイクロメータヘッドをズレ量分だけ送る

RA120P

偏肉度

ワーク

ルブ

RA120

側面

回転中心ワーク

ルブ

平面度

回転中心 傾き5

評価内容

真円度

RA-120P

測定要領

平行度

解析
項目

ー6

オプション：替測定子・チャック・その他

■替測定子

単位：mm

12AAL022

切り欠き測定子（先端 ø3 超硬球）

コーナー部の測定

66

小穴用測定子（ø1.6、L=40）
対象ワーク（小穴測定）
ø3 mm以上
深さ38 mm以内

対象ワーク（小穴測定）
ø3 mm以上
深さ18 mm以内

対象ワーク（小穴測定）
ø1.5 mm以上
深さ10 mm以内

先端部拡大図先端部拡大図4018

ø1

ø0.5 超硬球ø1.5

ø0.8 超硬球

12AAL027

12AAL032

小穴用測定子（ø1）ø1.22010

ø0.6

122.5

3

ø0.3ø1.2ø3

ø1.6 超硬球

12AAL033

クランク形測定子（ø0.5）

ø3

ø1.6 超硬球

平面用測定子5ø45.5

ø42.56666

コード Noパーツ保持範囲
心出し誤差
質量12AAH402
12AAH403
12AAH404
12AAH405
12AAH406
12AAH407
12AAH408
12AAH409
12AAH410
12AAH411
12AAH412
12AAH413
12AAH414

ø1超硬球211-061

外径 ø0.5 〜 10 mm ※ 150 µm 以内※ 2

1.4 kg660.5

検 出 器 を 同じ位 置 に 位 置 決 め（ X 方 向 ）するための位置決め治具。

パーツ Noパーツ保持範囲（外径）ø0.5 〜 1.0 mm
ø1.0 〜 1.5 mm
ø1.5 〜 2.0 mm
ø2.0 〜 2.5 mm
ø2.5 〜 3.0 mm
ø3.0 〜 3.5 mm
ø3.5 〜 4.0 mm
ø4.0 〜 5.0 mm
ø5.0 〜 6.0 mm
ø6.0 〜 7.0 mm
ø7.0 〜 8.0 mm
ø8.0 〜 9.0 mm
ø9.0 〜 10.0 mm

外径：ø0.2 〜 ø1.5 mm

質量0.6 kg

■薄物用台
パーツ No.356038■基準半球

コード No.211-016■倍率校正器

コード No.211-045※3：コレットチャック単体では、回転テーブルに取り付けられません。
コレットチャックホルダを別途手配してください。
ユキワ精工株式会社製YCC10-＊＊、AA級相当品■除振台211-031

保持範囲

外観寸法（D × H） ø107 × 48.5 mm■コレットチャック単体※ 3

コレットチャックホルダ用のコレットチャック単体です。

R1

ø4

ø2211-014

内爪での外径 ø2 〜 ø35 mm
保持範囲
内爪での内径 ø25 〜 ø68 mm
外爪での外径 ø35 〜 ø78 mm
外観寸法（D × H） ø157 × 70.6 mm
質量3.8 kg

コレットチャック（オプション）を使用してパーツを固定できます。

■ X 軸ストッパ

6867.5

ø0.5超硬球

コード No※ 1：パーツに合ったコレットチャックを別途手配してください。
※ 2：ø5 mm ピンゲージ測定時で測定高さ 30 mm の場合

12AAL034

クランク形測定子（ø1）

67.5

コード No211-032

66
52.552.5

52.552.5

ø4.5

ø46666

ø4

コード No先端部拡大図66

先端部拡大図ø4

心出しチャックでは保持できない ø1 mm以下の極小径の部品を固定できます。

■コレットチャックホルダ

12AAL028

38

対象ワーク（小穴測定）
ø1 mm以上
深さ2.5 mm以内

■マイクロチャック

小物部品の測定で、操作性が良くローレットリングで容易に固定できます。

内爪での外径 ø1 〜 ø36 mm
保持範囲
内爪での内径 ø16 〜 ø69 mm
外爪での外径 ø25 〜 ø79 mm
外観寸法（D × H） ø118 × 41 mm
質量1.2 kg

7.512AAL030
ø1.6 ボール測定子

小穴用測定子（ø0.8）

測定例

30°

11.7

12AAL026■三爪チャック（ハンドル固定）

クランクシャフトやビンシャフトなどのような長 軸 部 品 を 測 定 する 場 合、ハ ンド ル で確実に固定することができます。

ø4測定例：内径測定52.5

測定例

7極小穴用測定子（ø0.5）

コーナー用測定子（先端 R0.25 サファイヤ）

測定箇所に段差がある場合に有効

66665.512AAL029

12AAL024

ø4ø452.56652.5・内径測定時
ø7.5 mm以上
深さ50 mm以内

深溝測定子（先端 R0.25 サファイヤ）

切欠きのある測定に有効

内外径のスタンダード測定

ø412AAL02352.5※標準付属品
標準測定子（先端 ø1.6 超硬球）

12AAL021■心出しチャック（ローレットリング固定）■倍率校正キット
パーツ No.997090

52.566ø4狭い円周部溝の上下面測定に有効■RA-120用記録紙セット（10個入り）
パーツ No.12AAH181

測定例

22.78.2°
ø0.8測定例

注記）本測定子では、外径、内径の測定は行えません

ø1 超硬球12AAL031

三次元測定機
スタイラス取付用（取付部ねじ径：M2）

105°

ø466
68.5

42.5

ø40.5
R10.5

ø2

ø12ダイヤフラム形空気ばね

615 × 515 × 51 mm150 kg■エアフィルタ用交換エレメント
パーツ No.358592（フィルタ用）
パーツ No.358593（フィルタレギュレータ用）■ラウンドテストRA-120用簡易通信プログラム※4
RA-120 の多彩な機能の一つ「USB通信機能」により、データを表計算ソフトなどへ転送することができます。
Microsoft Excel※のマクロを利用した検査成績表作成も行えるプログラムをご用意しております。

M2深5※クランク形測定子、平面測定子を除き■■部が測定子外観図となります。
※カッコ内の寸法は、測定子先端もしくは先端球中心から、検出器の測定子取付部までの寸法。
※ご注文により特殊替測定子を製作いたします。対応可能な仕様については弊社各営業所へお問い合わせください。

M2

動作確認環境
●OS：Windows XP-SP3●表計算ソフト：Microsoft Excel 2010

Windows VISTA
Windows 7（32bit/64bit)
Windows 10

R 15
カッターマーク

質量12AAH320
65 g

211-013※4：本プログラムは、RA-120の旧仕様（液晶画面がモノクロ仕様）には対応しておりません。

6652.566

スタイラスシャンク（標準溝用）

測定例
細い溝側面測定ø4ø452.512AAL044

スタイラスシャンク
三次元測定機
スタイラス取付用（取付部ねじ径：M2）

大きなR（先端R15）で接触することによりカッターマークの影響を除去

測定例

12AAL043

ディスク形測定子

52.5

カッターマーク除去用測定子

56

12AAL025

パーツ Noコード No
除振方式
外観寸法
最大積載質量3.5

Microsoft Excel 2016

※WindowsとMicrosoft Excelは、マイクロソフト社の商品です。

別途、USBケーブル（オプション）が必要です。
●RA-120用USB通信ケーブル No.12AAH490

標準価格：5,000円

弊社ホームページからダウンロード（無償）できます。

https://www.mitutoyo.co.jp

78

仕様

外観図と設置スペース■本体■外観寸法図回転速度6 rpm

テーブル径ø150 mm

心出し調整範囲

±3 mm
±1 ˚

最大測定径

ø280 mm（ø380 mm: 検出器ホルダ反転取り付け時、縦姿勢のみ）

最大積載径

ø440 mm

最大積載質量25 kg

上下移動量

テーブル上面から 280 mm

最大測定高さテーブル上面から 280 mm（ 480 mm 検出器反転取り付け時、縦姿勢のみ）

最大測定深さ検出器

100 mm（内径 ø30 mm 以上）

移動量

165 mm（回転中心より –25 mm 移動可能〜 140 mm）

測定方向

2 方向切替式（ IN/OUT 切り替え）

検出範囲± 1000 µm

測定力

100 mN（± 30%）

測定子先端形状
測定レンジ
記録倍率
フィルタ種類演算部

ø1.6 超硬球± 1000 、± 500 、± 200 µm（検出器検出範囲 ±1000 µm）± 100 、± 50 、± 20 µm（検出器検出範囲 ±100 µm）± 10 、± 5 µm（検出器検出範囲 ±10 µm）

5 〜 200,000 倍

1 〜 500,000 倍位相補償型 : ガウシャン、2CRPC75、2CRPC50
位相補償なし : 2CR75、2CR50
フィルタなしカットオフ値

低域 :15 、50 、150 、500 山 / 回転
帯域 :15–150 、15–500 、50–500 山 / 回転

低域 :15 、50 、150 、500 山 / 回転、任意
帯域 :15–150 、15–500 、50–500 山 / 回転、任意

測定断面数

最大 5 断面

最大 100 断面

解析項目

真円度、同軸度、同心度、平面度、円周振れ（半径 / 軸方向）
、直角度（軸 / 面基準）
、偏肉度、平行度

評価方法

最小自乗法、最小領域法、最大内接円法、最小外接円法

心出し / 水平出し調整機能

切り欠き処理、再演算機能、内対面測定機能など

切り欠き処理、再演算機能、特徴点（歯車）解析、ハーモニック解析、内対面測定機能など

記録方式

サーマルラインプリンタ（内蔵）
外部プリンタ※ 1

Windows 対応インクジェットプリンタ

データ出力

日本語、英語、中国語（繁体字、簡体字）、韓国語、 日本語、英語、中国語（繁体字、簡体字）、韓国語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、 ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、スウェー ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、スウェーデン語、デン語、トルコ語、ハンガリー語、オランダ語
トルコ語、ハンガリー語、ロシア語、オランダ語、タイ語

USB 出力、RS-232C、SPC

電源
消費電力
その他

1352575360■テーブル上面図■推奨設置平面図
単位：mm

単位：mm

電源コード接続位置
エアホース接続位置
壁1003-M5深8等配)(120°P.C.

D.1

4365

3-M5深8等配)(120°

壁付属するソフトウェアの機能による

AC100 〜 240 V
32 〜 36 W

21 〜 24 W（PC 含まず）

使用空気圧

0.39 MPa

空気消費量30 L/min 以上（標準状態において）質量

本体：32 kg エアフィルタ：2 kg

115

標準測定エリア調整ナビ D.A.T 方式（全周 / 多点入力選択可）

機能

表示言語

400
450

25min.100

半径方向移動部

140636水平出し範囲25473

H: 測定高さ（mm）JIS B7451-1997
X: 回転中心からの距離（mm）

360

上下動部

（0.04+6H/10000）µm（0.04+6X/10000）µm

143

回転テーブル部

半径方向
軸方向

20

回転精度

単位：mmRA-120P

280

RA-12052号

181

符.91.DP.C※ 1：お客様にて別途ご用意ください。動作確認済の機種に関しては、別途お問い合わせください。

min. 60

9max. 641.510座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム

仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所
伊勢崎営業所
さいたま営業所
新潟営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所

仙台市若林区卸町東1-7-30〒984-0002 電話 (022)231-6881 ファクス(022)231-6884
仙台市若林区卸町東1-7-30（※1） 〒984-0002 電話 (024)931-4331 ファクス(022)231-6884
宇都宮市平松本町796-1〒321-0932 電話 (028)660-6240 ファクス(028)660-6248
水戸市元吉田町260-3〒310-0836 電話 (029)303-5371 ファクス(029)303-5372
伊勢崎市宮子町3463-13〒372-0801 電話 (0270)21-5471 ファクス(0270)21-5613
さいたま市北区宮原町3-429-1〒331-0812 電話 (048)667-1431 ファクス(048)667-1434
新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972 電話 (025)281-4360 ファクス(025)281-4367
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-1611 ファクス(044)813-1610
川崎市高津区坂戸1-20-1（※1）
〒213-8533 電話 (03)3452-0481 ファクス(044)813-1610
厚木市岡田1-7-1 ヴェルドミールSUZUKI 105 〒243-0021 電話 (046)226-1020 ファクス(046)229-5450
富士駐在所
電話 (0545)55-1677
諏訪営業所
諏訪市中洲582-2〒392-0015 電話 (0266)53-6414 ファクス(0266)58-1830
上田駐在所
電話 (0268)26-4531
浜松営業所
浜松市東区和田町587-1〒435-0016 電話 (053)464-1451 ファクス(053)464-1683
安城営業所
安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
名古屋営業所
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
金沢営業所
金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田〒920-0057 電話 (076)222-1160 ファクス(076)222-1161
大阪営業所
大阪市住之江区南港北1-4-34〒559-0034 電話 (06)6613-8801 ファクス(06)6613-8817
神戸営業所
兵庫県神戸市西区丸塚1-25-15〒651-2143 電話 (078)924-4560 ファクス (078)924-4562
京滋営業所
草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F〒525-0032 電話 (077)569-4171 ファクス(077)569-4172
岡山営業所
岡山市北区田中134-107〒700-0951 電話 (086)242-5625 ファクス(086)242-5653
広島営業所
東広島市八本松東2-15-20〒739-0142 電話 (082)427-1161 ファクス(082)427-1163
福岡営業所
福岡市博多区博多駅南4-16-37〒812-0016 電話 (092)411-2911 ファクス(092)473-1470
センシング営業課 川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-8236 ファクス(044)822-8140
地震機器課
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)455-5021 ファクス(044)822-8140（※1）営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

お求めは当店で̶

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。
あらかじめご了承ください。
●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
●本カタログに掲載されている仕様は 2022年 5 月現在のものです。

M3 Solution Center …商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
宇都宮市下栗町 2200
〒321-0923 電話 (028) 656-1607 ファクス (028) 656-9624
UTSUNOMIYA
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-1611 ファクス (044) 813-1610
TOKYO
諏訪市中洲 582-2〒392-0015 電話 (0266) 53-6414 ファクス (0266) 58-1830
SUWA
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072 電話 (0566) 98-7070 ファクス (0566) 98-6761
ANJO
大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話 (06) 6613-8801 ファクス (06) 6613-8817
OSAKA
呉市広古新開 6-8-20〒737-0112 電話 (082) 427-1161 ファクス (082) 427-1163
HIROSHIMA
計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業所にご連絡ください。
〒213-8533 電話 (044) 822-4124 ファクス (044) 822-4000
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸 1-20-1
キャリブレーションセンタ…商品の検査・校正・保守・修理をお受けしています。
宇都宮市下栗町2200〒321-0923 電話 (028) 656-1432
宇都宮
川崎川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-8214
広島呉市郷原町一ノ松光山10626番62 〒737-0161 電話 (0823) 70-3820

ファクス (028) 656-8443
ファクス (044) 813-8223
ファクス (0823) 70-3833

カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
電話 (0570) 073214
ファクス (044) 813-1691

最寄りの営業所をご確認いただけます。

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/domestic/list.html#sale

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533
https://www.mitutoyo.co.jp

171 2205(10)B-(CH)NE143