Nota de aplicación

Inspección UT de cara frontal de eje sólido
de vehículo ferroviario
ResumenCuando los ejes de ferrocarril fallan, las consecuencias
pueden ser desastrosas. Por razones de seguridad, los ejes
macizos de ferrocarril deben inspeccionarse periódicamente
mediante métodos de ensayos no destructivos (NDT) paradetectar grietas por fatiga orientadas transversalmente.
Si la inspección se efectúa desde las superficies laterales
del eje, los métodos como los ensayos ultrasónicos (UT)o los ensayos de partículas magnéticas (MT) requieren larecmoción de recubrimiento, pintura y de los accesorios,
tales como los discos y engranajes de freno, para permitirel acoplamiento adecuado de la sonda o dispositivo deinspección.
Si la inspección debe hacerse desde la cara frontal del eje,solo será posible utilizar el método de ensayo ultrasónico (UT)
porque es el único que puede penetrar varios milímetros en
el interior del material. Desafortunadamente, las soluciones
basadas en UT tradicional no logran la mayor probabilidad
de detección (POD). Ello se debe a que minimizar la cantidadde ángulos de inspección y transductores puede hacer quela inspección no sea óptima. Además, podrían requerirse
muchas configuraciones y kits específicos para realizar las
distintas tareas de inspección.

Solución
Gracias a su capacidad de conducción sectorial, los equipos
de ensayo mecanizados para ejes macizos (SAMT) deWaygate combinan varias sondas convencionales en unaúnica sonda de matriz en fase (phased array, o PA). Esta
solución flexible permite lograr los ángulos de conducción
requeridos para cubrir de manera óptima toda la superficie
lateral del eje. De esta manera, se logra una inspección más
fiable dado a que la única sonda PA del SAMT genera un
riesgo menor de pérdida del acoplamiento UT.
La combinación del SAMT con las capacidades multigrupalesde nuestro detector de defectos de matriz en fase Mentor UT
permite que los operadores apliquen ángulos y grupos deconducción definidos para resaltar los defectos con respecto
a las indicaciones de geometría. Esta capacidad se traduceen evaluaciones de inspección más fáciles e informativas.
Esta solución ayuda a reforzar la POD y, en última instancia,
a mejorar la seguridad del eje, mediante su capacidad deajuste fino del ángulo de conducción, la evaluación mejoradade la extensión de defectos (a través de vistas adicionales
de escaneo B) y la grabación completa y dinámica de datospara su posterior procesamiento y trazabilidad.

Capacidad de función grupal de Mentor UT
Los grupos permiten el filtrado de la información, ajustes
personalizados, evaluaciones mejoradas y menos exigenciaspara el operador o evaluador. Cada grupo es completamente
independiente con respecto a:• ajustes de escaneo A• leyes de retardo (rango de barrido)
Se debería definir un único conjunto de grupos para cubrir
de manera óptima las áreas críticas del eje.
El Mentor UT permite adoptar flujos de trabajo (aplicaciones)
definidos por el usuario para obtener una guía paso a pasoa través del proceso de inspección para lograr inspecciones
coherentes en cada instancia.

Características/ventajas clave• Escaneo B combinado de todos los grupos en preparación.
Posibilidad de grabación de escaneo A completo.
• Acoplamiento magnético dentro de orificio central del eje
mediante un cono intercambiable.
• Rotación manual de la sonda en aproximadamente 370°.
• Grabación de datos relacionados con la posición gracias
a un codificador integrado.
• La resolución circunferencial máxima es de 1 (un) grado.
• Transductor de matriz en fase con 32 o 16 elementos
en 2 o 4 MHz con una zapata de 0°. Ambos pueden serreemplazados por el usuario.
• Cobertura de 55 % de la longitud del eje desde un extremo(típico 1,2 m).
• El tiempo de inspección es inferior a 5 minutos para un eje
completo (2 ensayos), según los requisitos de UT.

Números de piezas
0600512Sistema SAMT
Básico de 4 MHz

Accesorios
adicionales
Mentor UT Base
Unit

Copyright 2020 Baker Hughes Company. Reservados todos los derechos.
BHCS34731-ES (04/2020)

0600520

Sonda; SAMT 4 PA320162476

Kit de cono; SAMT 90°

0162459

Zapata; SAMT 100-180 mm

0162460

Zapata; SAMT 90-100 mm

0600558

Sonda SAMT 4 MHz PA160600585

Sonda SAMT 2 MHz PA16118M1844

Módulo de presentación (Mentor UT)

Mentor-UT-ADAP32-T

Adaptador; Mentor UT 32 ch/Tyco

100N3883

waygate-tech.com