UR-4MD
GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL
Instruções de utilização
PORTUGUÊS

Significado dos símbolos
Os seguintes símbolos podem ser utilizados na unidade UR-4MD e na embalagem, bemcomo nas instruções de uso. Certifique-se de entender completamente o significado dosímbolo quando você lê as informações relacionadas.
Dispositivo médico ao abrigo da legislação da UE
Número de catálogo
Número de série
Atenção: A legislação federal dos EUA restringe este dispositivo à venda
por ou sob a responsabilidade de um médico.
Conteúdo da embalagemNão utilize se a embalagem estiver daniﬁcada

Utilização em ambiente não tropicalUtilizar unicamente em altitudes inferiores a 2000 m acima do nível do mar.

Período de utilização amiga do ambiente (anos)

Consulte as instruções de uso

CUIDADO, Atenção: Consulte os documentos inclusos

Data de fabricação

Fabricante legal
Representante autorizado na UE

TEAC CORPORATION
1-47 Ochiai, Tama-shi
Tokyo 206-8530, JapanTEAC Europe GmbH

Bahnstrasse 1265205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany2Índice
Obrigado por escolher TEAC.
Leia este manual cuidadosamente para obter o melhor
desempenho desta unidade. Após a leitura do manual,
conserve-o em local seguro para consulta futura.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES. . . . . . . . . . . . 5
Utilização pretendida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Direitos de autor e isenções de responsabilidade. . . . . 8
Características. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Antes da utilização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
O que existe na caixa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Indicação na unidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Instalação da unidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Unidade de disco rígido interno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bateria incorporada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nota sobre acessórios utilizáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Observação sobre o ventilador incorporado. . . . . . . . . 10
Painel frontal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Painel traseiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Preparações antes de ligar o aparelho. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ligar os cabos de entrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ligar os cabos de saída. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ligação da entrada de áudio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ligação da saída de áudio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ligação de interruptores externos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ligação dos dispositivos de gravação . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ligação do cabo de alimentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Operações básicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ligar a unidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Desligar a unidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Modo de poupança de energia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Standby (Encerramento). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Operações básicas do menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Formatação de dispositivos de gravação. . . . . . . . . . . . 19
Gravação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Determinar onde guardar os dados gravados . . . . . . . 20
Gravar para uma unidade USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Para gravar para uma rede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Realizar configurações do interruptor externo(vídeo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Gravação de vídeo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tirar fotografias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Introdução de informações do paciente. . . . . . . . . . . . . 22
Introduzir informações do paciente com um
teclado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Cancelar a introdução das informações do doente. . . 23
Introduzir informações do paciente com umcartão/código de barras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Seleção da apresentação da informação num
monitor externo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Sair do modo de gravação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Precauções ao remover dispositivos de gravação
USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Reprodução de gravações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Reproduzir o vídeo/foto mais recente. . . . . . . . . . . . . . . 25
Operações de reprodução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Reprodução e pausa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Paragem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Alterar a velocidade de reprodução. . . . . . . . . . . . . . . 26
Saltar para um índice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Passar para o ficheiro gravado seguinte. . . . . . . . . . . 26
Passar para a pasta seguinte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Áudio durante a reprodução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Apresentar e reproduzir ficheiros numa lista dapasta mais recente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Pesquisar ficheiros por condição e reproduzi-los
novamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pesquisa por ID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pesquisa por nome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pesquisa por data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Alterar o dispositivo utilizado para pesquisar(reprodução). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Gerir ficheiros gravados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Gravar fotos e vídeos já gravados para um
dispositivo externo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Copiar para USB 1 ou USB 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Copiar para um servidor FTP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Copiar para um servidor CIFS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Copiar uma pasta especificada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Editar informações de pastas existentes. . . . . . . . . . . . . 32
Eliminação de dados de pastas existentes. . . . . . . . . . . 33
Estrutura de pastas utilizada para vídeos/fotos
gravados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Estrutura de pastas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Visualização de vídeos/fotos gravados num
computador (utilizando o ficheiro HTML em
dispositivos). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Lista de pastas gravadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Lista de vídeos/fotos na pasta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Impressão de fotos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Visão geral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ligação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Configurar as impressões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Opções de impressão -1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Impressora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Papel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Número de cópias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Número por página. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Impressão automática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Logótipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ficheiro do logótipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3ÍndiceOpções de impressão -2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Cabeçalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Rodapé 1 - Rodapé 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Impressão da foto apresentada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Seleção de impressão de diversas fotos . . . . . . . . . . . . . 40
Impressão de fotos múltiplas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Impressão manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Impressão automática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Mensagens de erro durante a impressão. . . . . . . . . . . . 42
Definições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Definições gerais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Configurações atuais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Entrada de Vídeo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Entrada de Áudio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Saída de Vídeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Reproduzir de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Relógio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Idioma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Foto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Qualidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Formato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Qualidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Índice Automático. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Disparo Interruptor Ext.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Disparo Interruptor Ext. (Modo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Avançado-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Entr. Inf. de Paciente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Div. Ficheiros Autom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Formatar Disp. Gravação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
OSD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Copiar de HDD Interno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Avançado-2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Apagar iHDD (Manter). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Inf. Disp. de Armazenamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Informação de S.M.A.R.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Aviso sonoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Nome de utilizador/palavra-passe. . . . . . . . . . . . . . . . 48
Opções de impressão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Atualização do firmware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Rede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Selecionar Modo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Endereço IP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Endereços IP e MAC atuais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4

Utilização de funções DICOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Função de armazenamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Função Modality Worklist Management. . . . . . . . . . . . . 53
Acessórios opcionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Controlo remoto TEAC/TASCAM RC-10. . . . . . . . . . . . . . 54
Controlo remoto TEAC/TASCAM RC-3F. . . . . . . . . . . . . . 54
Manutenção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Verificações recomendadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Limpeza da unidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Resolução de problemas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Especificações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Limites para a compatibilidade eletromagnética
(CEM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Informações de licença de software. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTESATENÇÃO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO,NÃO REMOVA A TAMPA (OU O PAINEL POSTERIOR). O APARELHONÃO CONTÉM PEÇAS NO SEU INTERIOR QUE NECESSITEMDA INTERVENÇÃO DO UTILIZADOR. RECORRA A SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADOS CASO O APARELHONECESSITE DE REPARAÇÃO.

M

O símbolo do relâmpago com a ponta em forma deseta, dentro de um triângulo equilátero, destina-se aalertar o utilizador para a presença de “tensão perigosa”
não isolada no interior da caixa do produto, a qual podeapresentar valores suficientemente elevados para constituir um risco de choque elétrico para as pessoas.

VO ponto de exclamação no interior de um triângulo
equilátero destina-se a alertar o utilizador para apresença de instruções de utilização e manutenção
(reparação) importantes na literatura que acompanha oproduto.

AVISO: PARA EVITAR O RISCO DE INCÊNDIO
OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPOR ESTEAPARELHO À CHUVA OU HUMIDADE.
1) Leia estas instruções.
2) Guarde estas instruções.
3) Preste atenção a todos os avisos.
4) Siga todas as instruções.
5) Risco de explosão: Não utilize o aparelho na presença de anestésicos inflamáveis ou gases explosivos.
6) Não utilize este aparelho próximo de líquidos.
oo Não exponha este aparelho a gotejamento ou salpicos.
oo Não coloque quaisquer objetos com líquidos no interior sobreo aparelho.
oo Limpe apenas com um pano levemente humedecido.

oo O aparelho deve estar localizado suficientemente perto da
tomada de corrente alterna para que possa facilmente retirar aficha a qualquer momento. A ficha de alimentação é utilizada
como dispositivo de desconexão; esta deve estar prontamente
acessível.
oo Proteja o cabo de alimentação de danos, particularmente nas
fichas, tomadas e no ponto de saída do aparelho.
oo Coloque o cabo de alimentação de tal forma que ninguém opossa pisar, conduzir ou tropeçar nele.
oo Não utilize o aparelho com o cabo de alimentação danificado.
oo Desligue o aparelho da tomada durante a ocorrência de trovoadas ou sempre que não pretender utilizá-lo durante longos
períodos de tempo.
9) O UR-4MD possui uma bateria de lítio substituível. Existe perigo
de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto debateria. Quando o carregamento da bateria for necessário, contacte o revendedor onde adquiriu a unidade ou um dos contactos
na contracapa deste manual e solicite a respetiva substituição.
10) Utilize unicamente os acessórios especificados pelo fabricante.
11) Utilize apenas com o carrinho, pé, tripé, suporte
ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Sempre que for utilizar um
carrinho, seja cauteloso ao deslocar a combinação carrinho/aparelho, de modo a evitar lesões
resultantes da queda do aparelho.
12) Todas as reparações devem ser realizadas por pessoal técnico
qualificado. A manutenção é necessária quando o aparelho tiver
sido danificado de qualquer forma, tal como com um líquido
derramado ou objetos caídos para dentro do aparelho, quando
tiver sido exposto à chuva ou humidade, quando não funcionar
normalmente, ou se tiver caído. Não utilize o aparelho até quetenha sido reparado.
13) Não modifique o aparelho seja de que forma for. A utilização decontrolos, ajustes ou a realização de procedimentos diferentes
daqueles aqui especificados poderão resultar em exposição perigosa à radiação.
14) Cuidado ao usar auriculares com o aparelho: a pressão sonora
excessiva (volume) de auriculares ou auscultadores pode provocar
a perda de audição.

7) Não instale perto de quaisquer fontes de calor tais como radiadores, aquecedores ou outros aparelhos que produzam calor.
oo Não obstrua nenhuma das aberturas de ventilação. Instale oaparelho em conformidade com as instruções do fabricante.
oo Não instale este aparelho num espaço confinado, como uma
estante ou algo semelhante.
8) Este aparelho cumpre a Classe de Proteção !. Está equipado com
um conector de alimentação elétrica de três polos e um cabo dealimentação com ficha de terra de 3 pinos. O cabo de alimentação
destes produtos tem de ser ligado a uma tomada de CA que disponha de uma ligação ao circuito de terra de proteção.
oo Não anular o propósito de segurança da tomada de tipo terra.
Se a ficha fornecida não encaixar na tomada, contacte um eletricista para proceder à substituição da tomada obsoleta.

5

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Utilização pretendida
Este aparelho é um gravador de vídeo para utilização em instalações
médicas. Destina-se a ser utilizado para a gravação de segurançade exames e operações em combinação com microscópios cirúrgicos, câmaras endoscópicas, monitores médicos e dispositivos
semelhantes.
oo Este produto destina-se a profissionais médicos.
oo Este produto não se destina a ser utilizado para diagnóstico.
oo Utilize este produto apenas em conformidade com estas instruções de utilização.

Perfil dos utilizadores pretendidos

Ambiente para utilização prevista.

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação a este
dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-membro em que o utilizador e/ou o doente está
estabelecido.

O aparelho destina-se a utilização em ambientes médicos, tais comosalas de exames médicos e blocos operatórios.
Este produto não se destina a utilização em restaurantes, cafés, lojas,
mercados, escolas, igrejas, bibliotecas, no exterior (ruas, passeios,parques), veículos (automóveis, autocarros, comboios, barcos, aviões,helicópteros), estações de comboio ou de autocarro, aeroportos,
hotéis, hostels, pensões, museus ou teatros.

Este dispositivo médico pode ser operado por médicos, enfermeiros,
técnicos, terapeutas, pessoal de instalação e manutenção. Os operadores devem ter conhecimento sobre gravação e reprodução devídeo, devem poder ler e compreender estas instruções de utilização,ser capazes de ler o painel de operação e de pressionar os botões defuncionamento.

Comunicação de um incidente

Método de eliminação:Siga os regulamentos locais para uma eliminação correta.

Informação ambiental:
O UR-4MD retira energia não-operacional da tomada quando desligado no painel frontal enquanto o interruptor de alimentação
principal ainda está na posição ligado ( | ).

Para a Europa
Eliminação de equipamentos elétricos e eletrónicos

Eliminação de pilhas e/ou baterias

1) Todos os equipamentos elétricos e eletrónicos antigos devem ser eliminados separadamente do circuito de resíduos urbanos, através deinstalações de recolha designadas pelo governo ou pelas autoridades
locais.

1) As pilhas e/ou baterias antigas devem ser eliminadas separadamente
do circuito de resíduos urbanos, através de instalações de recolha
designadas pelo governo ou pelas autoridades locais.

2) Ao eliminar corretamente equipamentos elétricos e eletrónicos, estaráa ajudar a poupar recursos valiosos e a evitar quaisquer potenciais efeitos negativos para a saúde humana e para o ambiente.
3) A eliminação incorreta de equipamentos elétricos e eletrónicos antigos
pode ter efeitos negativos para a saúde humana e para o ambiente,devido à presença de substâncias nocivas nos equipamentos.
4) O símbolo relativo à Resíduos Equipamentos Eléctricos eElectrónicos (REEE), o qual apresenta um caixote do lixo com
rodas e com uma cruz por cima, indica que o equipamento
elétrico e eletrónico tem de ser recolhido e eliminado separadamente dos resíduos domésticos.
5) Estão disponíveis sistemas de devolução e recolha para os utilizadores
finais. Para obter mais informações acerca da recolha e reciclagem deequipamentos elétricos e eletrónicos, contacte a sua câmara municipal, os serviços de recolha de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu oequipamento.

2) Ao eliminar corretamente pilhas e/ou baterias antigas, estará a ajudar a
poupar recursos valiosos e a evitar quaisquer potenciais efeitos negativos para a saúde humana e para o ambiente.
3) A eliminação incorreta de pilhas e/ou baterias antigas pode ter efeitos
negativos para a saúde humana e para o ambiente, devido à presençade substâncias nocivas nas mesmas.
4) O símbolo WEEE, o qual apresenta um caixote do lixo com
rodas e com uma cruz por cima, indica que as pilhas e/oubaterias têm de ser recolhidas e eliminadas separadamente Pb, Hg, Cd
dos resíduos domésticos.
Se uma pilha ou bateria contiver níveis de chumbo (Pb), mercúrio(Hg) e/ou cádmio (Cd) superiores aos valores especificados na Diretiva
2006/66/CE e 2013/56/UE relativa a pilhas e baterias, os símbolos
químicos destes elementos serão apresentados por baixo do símbolo
WEEE.
5) Estão disponíveis sistemas de devolução e recolha para os utilizadores
finais. Para obter mais informações acerca da recolha e reciclagem depilhas e/ou baterias antigas, contacte a sua câmara municipal, os serviços de recolha de lixo doméstico ou a loja onde as adquiriu.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Nós, TEAC Europe GmbH., Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Alemanha, declaramos sob
nossa responsabilidade, que o produto TEAC descrito neste manual cumpre a Diretiva Europeia para
Dispositivos Médicos 2017/745/EU.

6

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Declaração da Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications Commission – FCC)
Declaração de conformidade

NOTA:

Número do modelo: UR-4MD
Nome comercial:
TEAC
Responsável:TEAC AMERICA, INC.
Morada:		10410 Pioneer Blvd., Unit #1,
Santa Fe Springs, California, 90670, E.U.A.
Número de telefone: 1-323-726-0303

Este equipamento foi testado e certificado como cumprindo os limites
de um dispositivo digital de categoria B, de acordo com o capítulo 15 dasNormas FCC. Tais limites são concebidos para proporcionar uma proteção
razoável contra interferências prejudiciais num ambiente residencial. Este
equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia por radiofrequência e, senão instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, poderá
provocar interferências prejudiciais a comunicações de rádio. No entanto,
não existe qualquer garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento provocar interferências prejudiciais
à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e
desligando o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir a interferência
através de uma ou mais das seguintes medidas:

Este dispositivo está em conformidade com o Capítulo 15 das normas
FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este
dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo
deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que
possam provocar um funcionamento indesejado.

Observação importante
As alterações ou modificações no equipamento não expressamente aprovadas pela TEAC CORPORATION em termos de conformidade podem anulara autoridade do utilizador para operar este equipamento.

1) Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
2) Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
3) Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele aoqual o recetor está ligado.
4) Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio/televisão
para obter ajuda.

Para o Canadá
Declaração de Conformidade para o Setor no Canadá:
Este aparelho digital de Classe B cumpre as normas ICES-003 canadianas.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

7

Introdução
Direitos de autor e isenções de responsabilidade
A informação é prestada sobre os produtos neste manual unicamente para fins de exemplo e não afirma quaisquer garantias
contra violações de direitos de propriedade intelectual de terceiros
ou quaisquer outros direitos relacionados. A TEAC Corporation não
será responsável por violações de direitos de propriedade intelectual de terceiros ou pela sua ocorrência através da utilização destes
produtos.
Este produto é comercializado ao abrigo da licença de patentes
AVC para utilização pessoal de um consumidor ou outras utilizações
pelas quais não recebe remuneração para (I) codificar vídeo deacordo com a norma AVC (“vídeo AVC”) e/ou (II) descodificar vídeo
AVC codificado por um consumidor envolvido numa atividade
pessoal e/ou obtido por um fornecedor de vídeo AVC. Nenhuma
licença é concedida ou deve ser implícita para qualquer outra utilização. Qualquer informação adicional pode ser obtida em MPEG
LA, L.L.C.
Consulte http://www.mpegla.com
DICOM® é a marca comercial registada da National Electrical
Manufacturers Association para as suas publicações de normas relativas a comunicação digital da informação médica.
Outros nomes de empresa e nomes de produto presentes neste
manual são marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos
proprietários.
As informações sobre direitos de autor e licenciamento abertoestão contidas na secção “Informações de licença de software” nofinal deste documento.

8

Características
Estas instruções de utilização aplicam-se ao TEAC
UR-4MD com versão de firmware 1.28 ou superior.
oo A deteção automática de resolução e a conexão deentrada facilita a ligação a outros equipamentos
oo Os botões de gravação de vídeo e fotografia permitem
uma operação rápida para um funcionamento simples
oo A gravação e reprodução de vídeos e fotos por longos
períodos são possíveis
oo É possível tirar fotografias durante a gravação de vídeo
oo Os interruptores de contacto externos podem ser utilizados para controlar a gravação
oo A gravação simultânea no HDD interno, USB e LAN
oferece uma gravação de dados de elevada confiança
oo Suporta formatos de alta definição até WUXGA
oo O ecrã de cristal líquido (LCD) incorporado permite averificação das imagens introduzidas e a apresentação
do estado
oo Os conteúdos podem ser transferidos através de uma
redeoo O estado S.M.A.R.T. do disco rígido interno permite averificação de avarias
oo A retenção de curto prazo de energia impede a perda
de dados quando a alimentação é interrompida
oo Modelo leve e compacto

Antes da utilização
O que existe na caixa

Instalação da unidade

Verifique se a caixa inclui todos os acessórios fornecidos
apresentados a seguir. Contacte o revendedor onde
adquiriu a unidade ou um dos contactos na contracapa
deste manual se algum desses acessórios estiver em falta
ou tiver sido danificado durante o transporte.

Antes de utilizar o UR-4MD, leia e siga todas as instruções
de segurança apresentadas na secção “INSTRUÇÕES DE
SEGURANÇA IMPORTANTES” na página 5.
Coloque a unidade num local que cumpra os seguintes
requisitos para assegurar um funcionamento seguro eadequado.
oo Condições ambientais:• Temperatura: 5–40 °C• Humidade: 5–80 % RH (sem condensação)• Temperatura máxima do termómetro húmido: 29 °C• Ambiente eletromagnético: consultar “Limitespara a compatibilidade eletromagnética (CEM)” na
página 59.
oo Coloque o aparelho com os pés de borracha parabaixo numa superfície nivelada. Evite as vibrações.
oo Evite a utilização nos seguintes tipos de locais, dado
que tal poderá resultar em avaria ou outros problemas:• Próximo de equipamento que gere ondas de altafrequência.
• Em locais com forças magnéticas ou eletricidade
estática presentes.
oo Dependendo da frequência de transmissão de televisão, poderão surgir cores irregulares em televisores
utilizados perto desta unidade, quando ligada. Tal não
se trata de um mau funcionamento quer do aparelho
quer da televisão. Se tal acontecer, coloque a unidade
mais distante do dispositivo afetado.
oo Antes de embalar a unidade para uma nova localização ou transporte, desligue todos os cabos e outros
dispositivos. A não observância desta instrução podedanificar os conectores.

Cabo de alimentação × 1
Instruções de utilização (o presente manual) × 1
Fixador de cabo × 1

Indicação na unidade
Painel frontal
Indicação

FunçãoUtilize este botão para ligar/desligar a unidade.

Painel traseiro
Indicação

FunçãoUtilize este conector para fornecer alimentação à unidade. Ligue o cabo de alimentação
incluído aqui.
Este é um conector de compensação de potencial. Ligue um cabo de equalização de potencial
a um conector compatível com a norma DIN
42801 aqui.
Utilize este conector para ligar a uma rede.
Utilize este conector para entrada de sinais devídeo.
Utilize este conector para saída de sinais devídeo.

9Antes da utilização

Unidade de disco rígido interno

Bateria incorporada

Este aparelho possui uma unidade de disco rígido interno(HDD). Este HDD é facilmente afetado por forças deimpacto, vibrações e mudanças no ambiente, incluindo
a temperatura, o que pode afetar o vídeo que está a ser
gravado.
Por favor, observe as seguintes precauções.
• Não submeta a unidade a vibrações ou impactos.
• Coloque e utilize a unidade numa superfície plana.
• Não desligue a unidade enquanto o seu disco rígido
estiver a ser acedido.

Esta unidade tem uma bateria para o funcionamento
do relógio interno. Se a bateria ficar sem energia, a horacorreta não poderá ser mantida e tal afetará a informação temporal das imagens registadas. Recomendamos
trocar a bateria a cada cinco anos antes de ser esgotada.
Quando o carregamento da bateria for necessário, contacte o revendedor onde adquiriu a unidade ou um dos
contactos na contracapa deste manual e solicite a respetiva substituição.

AVISO IMPORTANTE
O armazenamento a longo prazo de conteúdos gravados no HDD incluído não pode ser garantido. Alémdisso, à medida que seja necessário espaço, as gravações mais antigas serão automaticamente eliminadas.
Recomendamos a utilização de uma drive LAN ou
USB para a transferência de dados de vídeo e de fotos
importantes para armazenamento num computador
ou DVD, por exemplo.

AVISO IMPORTANTEOs discos rígidos eventualmente falham. Dependendo
das condições de utilização, os problemas podem
começar a ocorrer em poucos anos. Se a gravação ou
a reprodução se tornar impossível, contacte o revendedor onde adquiriu a unidade ou um dos contactos
na contracapa deste manual e solicite uma reparação.

10

Nota sobre acessórios utilizáveis
Pode ligar pens USB e discos USB à unidade. Formate os
acessórios com esta unidade antes de gravar.

Observação sobre o ventilador incorporado
O ventilador incorporado nesta unidade tem uma vidaútil limitada. Se avariar, contacte a loja onde adquiriu aunidade ou consulte os contactos na contracapa deste
manual e solicite a respetiva reparação.

Painel frontal
A

B

C

I

A Botão STANDBY/ON
Pressione para ligar a unidade. O ecrã LCD acende.
Quando o aparelho estiver ligado, pressione-opara colocar a unidade em modo de poupança deenergia.
NOTA
oo A unidade apenas se ligará se o interruptor dealimentação principal na parte de trás estiver na
posição On ( | ).
oo Pressione e segure durante, pelo menos, 1
segundo para desligar a unidade.
oo Pressione e segure durante, pelo menos, 4 segundos para forçar a unidade a desligar.
Consulte “Desligar a unidade” na página 17 paramais informação.

B LED STANDBY
Verde contínuo: ligadoÂmbar contínuo: em espera

C Ecrã LCD

D

J

K

E

L

F G

M N

O

H

P

D Botões 5, b, g, tUtilize-os para alterar e selecionar itens do menu epara visualizar imagens e vídeos gravados.

E LED DE VÍDEO
Aceso: vídeo em gravação
Intermitente: gravação de vídeo em pausa

F Botão VIDEO/PAUSE
Pressione para iniciar a gravação de vídeo.
Pressione este botão durante a gravação de vídeopara colocar a gravação em pausa.
Pressione-o novamente para retomar a gravação.
NOTA
Quando a gravação de vídeo está em pausa, é criado
um índice.

G LED PHOTO
Este acende quando as fotografias estão a ser
gravadas.

Este apresenta as imagens introduzidas (pré-visualizações), imagens reproduzidas, informação de estado emenus de configuração.

11

Painel frontal
H Botão PHOTO
Utilize para gravar fotografias.
NOTA
Quando uma fotografia é gravada, é criado um índice.

I Portas USB (USB 1/USB 2)
Ligue as pens USB e discos rígidos a estas.
NOTANão ligue hubs USB.

J Botão PATIENT INFO
Pressione para apresentar a informação do paciente
quando, por exemplo, precisa de a introduzir ou
verificar.
Pressione e segure durante um segundo para alternar
entre as seguintes opções de apresentação das informações são num monitor externo:
OSD1 (A informação é apresentada)
OSD2 (A informação não é apresentada)
OSD3 (Apenas o ícone de estado é apresentado)

M LEDs de estado
Estes apresentam o estado de acesso do HDD interno
e das unidades ligadas a USB 1 e USB 2.
Disco Interno
Verde contínuo: Normal
Apagado:Erro
USB 1/2
Verde contínuo: Ligação de dispositivo reconhecida
Neste estado, o dispositivo podetambém ser removido de forma
seguraÂmbar:
A gravar ou formatar (ou dispositivo
a ser ligado)
Importante: Não remova um dispositivo USB neste estado - risco
de perda de dados!
Apagado:Sem dispositivo

N Botão PLAY/PAUSEBotão ENTER
Pressione para reproduzir um ficheiro gravado.
Pressione durante a reprodução de vídeo para colocar a reprodução em pausa.
Ao realizar uma configuração do menu, pressionepara confirmar o item selecionado.

OSD4 (Apresentados ícone de estado etemporizador)NOTA
Se “Entr. Inf. de Paciente” estiver definido para
“Apagar”, a informação do paciente não seráapresentada.

K Botão LIST
Pressione para apresentar a lista de pastas já
gravadas.

L Botão MENU
Pressione para abrir o menu para realizar as definições da unidade.
Com a lista de pastas apresentada (ver botão LIST),
pressione o botão MENU para apresentar um menu
instantâneo, onde poderá copiar, editar e eliminar
pastas.

12

O Botão CASE CLOSE
Pressione para terminar a gravação, reprodução,operações do menu ou pesquisa e fechar a pasta dopaciente atual.
NOTA
Pressione este botão para fechar quaisquer ficheiros e
pastas abertos. Aguarde até que o LED de estado da
USB se acenda a verde antes de desligar a drive USB.
A não observância desta instrução pode danificar ainformação gravada.

P Botão STOP
Pressione este botão durante a gravação de vídeopara parar a gravação. Pressione durante a reprodução de vídeo para parar a reprodução.

Painel traseiro
A

B

C

D

K

A Conectores COMPONENTE de entrada/

saída
IN (
)
Entrada de um sinal de vídeo componente (NTSC/
PAL). (Conector BNC)
OUT ()
Saída de um sinal de vídeo componente (NTSC/PAL).
(Conector BNC)

E

F

G

L

H

I

M

J

N

D Conectores ÁUDIO de entrada/saída
IN
Entrada de um sinal de áudio.
(Miniconector estéreo de 3,5 mm)
OUT
Saída de um sinal de áudio.
(Miniconector estéreo de 3,5 mm)

E Conector MIC IN (entrada)
B Conectores S-VIDEO de entrada/saída
IN ()
Entrada de um sinal de vídeo S-Video (NTSC/PAL).
(Conector S)
OUT ()
Saída de um sinal de vídeo S-VIDEO (NTSC/PAL).
(Conector S)

C Ligação de entrada de interruptor

externo (EXT SW)
Ligue os interruptores de VÍDEO e FOTO externos
aqui. (Miniconectores estéreo de 3,5 mm)

Ligar aqui um microfone para introduzir um sinal deáudio. (Miniconector mono de 3,5 mm)
NOTA
Quando utilizar um conector estéreo, certifique-sede que a entrada do som do microfone se realiza no
canal esquerdo (L).

F Conector REMOTO
Ligue um controlador remoto com cabo TEAC/TASCAM RC-10 ou interruptor de pé TEAC/TASCAM
RC-3F (vendido separadamente) para utilizar para
controlar esta unidade. (Miniconector de 2,5 mm)

13

Painel traseiro
G Porta USB (USB 3)
Pode ligar aqui um teclado USB, um leitor de cartões
ou de código de barras para introduzir a informação
do paciente. (USB 2.0 Tipo A)
Utilize um leitor de cartões ou um leitor de código
de barras com especificações de interface de teclado.
Pode igualmente ligar uma impressora por USB aqui.
Para mais informações, entre em contacto com um
distribuidor TEAC ou com a TEAC.
NOTA
Os Hubs USB não podem ser ligados aqui.

H Porta USB (USB 4)
Utilize para aceder dados nesta unidade a partirde um dispositivo externo (quando definido para
“Armazenamento USB”) ou para controlar esta unidade com comandos a partir de um dispositivo
externo (quando não definido para “ArmazenamentoUSB”).
Para controlar esta unidade com comandos, devecriar um programa de comunicação. Para mais informações, entre em contacto com um distribuidor
TEAC ou com a TEAC.
(USB 2.0 Tipo B).
NOTAOs Hubs USB não podem ser ligados aqui.

I Interruptor de alimentação principal
Utilize para ativar/desativar a alimentação de energia
à unidade. Este interruptor deve estar na posição On( | ) para que o botão STANDBY/ON no painel frontal
funcione.

L Conectores SDIIN
Entrada de um sinal de vídeo SDI. (Conector BNC)
THRU
Este passa através de entradas de sinais de vídeo SDI.
(Conector BNC)
OUT
Saída de um sinal de vídeo SDI. (Conector BNC)M Conector LAN
Utilize este conector para ligar a unidade a uma rede.
Siga as instruções fornecidas pelo administrador derede relativamente a ligações e definições.
(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (RJ-45))
LED DE LIGAÇÃO
Acende quando um impulso de ligação é detetado.
LED DE TRANSMISSÃO
Este pisca durante a transmissão.
NOTA
Não ligar um conector USB de tipo B aqui. A unidade
pode não funcionar corretamente.

N Conector de equalização de potencial ( )Utilize para ligar um cabo de equalização depotencial a um conector compatível com a norma
DIN 42801.
Quando utilizado em combinação com outros equipamentos médicos, ligue os dispositivos utilizando
cabos dedicados.

J Conector do cabo de alimentação (~IN)
Ligue o cabo de alimentação incluído aqui.
Ligue sempre o cabo de alimentação a uma tomada
com ligação à terra.

K Conectores DVI de entrada/saída
IN ()
Entrada de um sinal de vídeo DVI (DVI-D).
OUT ()
Saída de um sinal de vídeo DVI (DVI-D).

14

AVISO IMPORTANTE
 s conectores que apresentam este aviso sãoOsuscetíveis a danos internos provocados por eletricidade estática. Cuidado para não tocar nos
pontos de contacto do conector com as mãos.

Preparações antes de ligar o aparelho
Ligar os cabos de entrada

Ligação da entrada de áudio

Esta unidade possui conectores de entrada de vídeopadrão S-VIDEO e COMPONENTE e conectores deentrada de vídeo de alta definição DVI e SDI.
Ligue os cabos de entrada aos conectores que irá utilizar.

Esta unidade possui um conector de entrada de áudio.
Ligue o conector de entrada de áudio, se necessário.
Para áudio SDI, este pode ser utilizado em conjunto com
o conector de entrada de vídeo SDI.
Para mais informação, consulte o parágrafo “Entrada deÁudio” (página 43).

Ligar os cabos de saída
Esta unidade possui conectores de saída de vídeo padrão
S-VIDEO e COMPONENTE e conectores de saída de vídeode alta definição DVI e SDI.
No exemplo de ligação 1 abaixo, as imagens introduzidas
não podem ser visualizadas no monitor quando a unidade está desligada.
Se ligado conforme ilustrado no exemplo 2, as imagens
introduzidas podem ser visualizadas no monitor mesmo
quando a unidade está desligada.
Exemplo de ligação 1
Dispositivo
de imagem

Esta
unidadeMonitorEsta unidade tem um conector de saída de áudio. Ligue oconector de saída de áudio, se necessário.
Para áudio SDI, este pode ser utilizado em conjunto com
o conector de saída de vídeo SDI.

Ligação de interruptores externos
Esta unidade possui conectores de interruptores externos(EXT SW). Ligue os conectores de interruptores externos(consulte página 20).

Ligação dos dispositivos de gravação

Exemplo de ligação 2
Dispositivo
de imagem

Ligação da saída de áudio

Esta
unidadeMonitorEntrada de sinal diferente para esta unidade

Gravação para uma unidade USB
Ligue a unidade USB à porta USB 1 ou USB 2 na parte da
frente da unidade. Quando a unidade USB estiver ligada,o LED correspondente acende-se a verde.
Para o desligar, pressione o botão CASE CLOSE. Desligue
após o LED USB correspondente parar de piscar (ficaaceso a verde novamente).
Para mais informação sobre configurações, consulte“Determinar onde guardar os dados gravados” na página
20.
Gravar para uma redeUtilize um cabo para se ligar à rede de comunicação.
Para informações sobre configuração, consulte “Rede” napágina 49.

15

Preparações antes de ligar o aparelho

Ligação do cabo de alimentação

VCUIDADO
Apenas ligar esta unidade a uma tensão de CA 100240 V ±10% (50/60 Hz). Qualquer outra fonte dealimentação pode causar um incêndio ou choqueelétrico.
Utilizar sempre transformadores de isolamento paraevitar choques elétricos.
O cabo de alimentação possui uma entrada de três pinos.
Para assegurar uma utilização segura, não o ligue a uma
tomada de dois pinos (sem ligação à terra).
Para os E.U.A.:

Ligação
de terra
Saída

Ficha de terra

Para a Europa:
Ligação deterra
Saída (tipo E)

Ligação de terra

Saída (tipo F)

Ao operar o UR-4MD no Reino Unido:
Utilize um cabo de alimentação conforme a norma
BS1363 com fusível 3 A.

16

Operações básicas
Ligar a unidade

Desligar a unidade

1 Coloque o interruptor de alimentação
principal, na parte de trás da unidade,na posição ON (| ).

AVISO IMPORTANTE

2 Pressione o botão STANDBY/ON na parteda frente da unidade.
O ecrã LCD na frente da unidade acende e é visualizado “Starting...”.

Depois da unidade iniciada, o vídeo de entrada éapresentado. Se não existir qualquer entrada, seráapresentado um fundo negro.
Quando o painel LCD frontal apresenta texto sobre
diversos itens de estado, a unidade está pronta para
funcionamento com o utilizador seguinte.

Antes de desligar a unidade (modo de espera ou de economia de energia):
oo Parar a gravação
oo Terminar o acesso a qualquer meio (certifique-se deque o LED de estado USB para todos os dispositivosde memória externa está aceso a verde)
Os procedimentos de encerramento serão realizados sea alimentação for subitamente interrompida. No entanto,
a conservação dos dados não pode ser garantida. Em
particular, se desligar a alimentação enquanto qualquer acessório estiver a ser utilizado, poderá danificar os
dados, tornando-os inúteis.

oo Para colocar a unidade em modo depoupança de energia: pressione o botão
STANDBY/ON de forma breve.

oo Para colocar a unidade em modo deespera:Pressione o botão STANDBY/ON durante
cerca de um segundo.

oo Se o vídeo estiver a ser recebido, esse vídeo surgirá
no fundo.

17

Operações básicas

Modo de poupança de energia
Neste modo, a unidade fica pronta mantendo a energia.
Tal é útil se pretender utilizar a unidade brevemente sem
ter que esperar.
oo Em modo de poupança de energia, o ventilador continuará a girar.

Operações básicas do menu
1 Pressione o botão MENU para abrir omenu principal.

Standby (Encerramento)
Este procedimento desliga a unidade. O reinício da unidade demorará cerca de 30 segundos.

Quando o aparelho não for utilizado por um
longo período de tempo
Se esta unidade não for utilizada durante um períodode tempo longo, siga os procedimentos seguintes
para a desligar.
1.	Pressionar e segurar o botão STANDBY/ON no
painel frontal para colocar a unidade em modode espera.
2.	Colocar o interruptor de alimentação principal
no painel traseiro na posição Off (˜).
oo O LED STANDBY permanece aceso por alguns
minutos após a alimentação principal ser desligada
por causa da função de retenção de energia decurto prazo para utilização durante as falhas deenergia. Quando esta energia de reserva estiver
descarregada, o LED STANDBY apaga-se.

2 Utilize os botões 5, b, g e t paraalterar a seleção.
3 Pressione o botão ENTER para abrir omenu selecionado
oo Para regressar ao ecrã anterior, pressione o botão
MENU.

4 Para encerrar o Menu Principal, pressione o botão CASE CLOSE ou pressioneo botão ENTER quando “Sair” forselecionado.

18

Operações básicas

Formatação de dispositivos de gravaçãoAVISO IMPORTANTE
Note que, ao realizar este procedimento, eliminará todos
os dados do dispositivo selecionado.
Se o disco interno for selecionado, os dados no disco
rígido nesta unidade serão eliminados.

1 Pressione o botão MENU para abrir oMenu Principal.
2 Escolha “Avançado” e “Formatar Disp.
Gravação”.

3 Selecione o dispositivo que pretende
formatar e pressione o botão ENTER.
USB1
Formata o dispositivo ligado à porta USB 1.
USB2
Formata o dispositivo ligado à porta USB 2.
HDDFormata o disco rígido interno.

4 Selecione “Sim” para iniciar aformatação.

19

Gravação
Determinar onde guardar os dados gravados
Antes de iniciar a gravação, defina onde os dados de gravação serão guardados.
oo A unidade grava sempre para o disco rígido interno.
oo Dependendo da configuração, a unidade é capaz degravar, simultaneamente, para o disco rígido interno,para a USB 1, USB 2 e para a rede.

Gravar para uma unidade USB
oo Ligue o dispositivo USB à porta USB 1 ou
USB 2 na parte da frente da unidade.
Quando o dispositivo USB estiver ligada, o LED correspondente acende-se a verde.
oo A gravação será realizada a partir da imagem na altura
em que o dispositivo é ligado à porta USB correspondente. As imagens gravadas antes da ligação ser
realizada não serão transferidas para o dispositivo
ligado.
oo Não ligue ou desligue dispositivos USB durante a gravação. Tal poderá resultar na perda de dados a serem
gravados e igualmente na perda de dados já gravados. Além disso, poderá provocar uma avaria.

Para gravar para uma rede
1 Pressione o botão MENU.
2 Selecione “Rede” e “Selecionar Modo” edefina o modo de rede desejado.
Cliente CIFS
Esta unidade será um cliente CIFS e as gravações
serão guardadas na partilha de rede configurada nas
definições de cliente CIFS.
Cliente FTP
Esta unidade será um cliente FTP e as gravações
serão guardadas no servidor FTP.

20

Realizar configurações do interruptor
externo (vídeo)Poderá ligar interruptores externos aos conectores EXT
SW no painel traseiro e utilizá-los para controlar esta
unidade.

1 Pressione o botão MENU.
2 Selecione “Vídeo” e “Disparo
Interruptor Ext.”.
3 Defina a operação desejada.
Para mais informação, consulte “Disparo Interruptor
Ext.” em“Video” na página 45.
NOTANão existem definições de interruptores externos para
imagens estáticas.

Gravação

Gravação de vídeo
oo Pressione o botão VIDEO/PAUSE no painel frontal para iniciar a gravação devídeo.

Durante a gravação de vídeo, irá ocorrer o seguinte.
oo Se o vídeo estiver a ser recebido, esse vídeo surgirá nofundo.
oo Durante a gravação de vídeo, o LED de VÍDEO acima
do botão VIDEO/PAUSE acender-se-á a âmbar.
oo No canto superior direito do ecrã, será apresentado
um ícone de estado.
oo Ao capturar a gravação de vídeo, pode pressionar obotão PHOTO para tirar uma fotografia.
Ícone de estado

oo Pressione o botão VIDEO/PAUSE novamente para colocar a gravação em
pausa.
Número de gravações
(máximo 999)

oo Pressione o botão STOP para interromper a gravação de vídeo.
oo Se a gravação for iniciada antes de introduzida a
informação do paciente, o vídeo não apresentará ainformação do paciente. Se a informação do paciente
for necessária, consulte “Introdução de informações
do paciente” na página 22 e introduza a informação
do paciente antes de iniciar a gravação de vídeo.
oo Para desativar a informação no ecrã durante a gravação do vídeo, pressione e segure o botão PATIENT
INFO. Ou definir “OSD” em conformidade (consultar“OSD” na página 46).

Tempo de gravação

Ícones apresentados durante a gravação
Ícone

Explicação

ParadoVídeo em gravação
Pausa durante a gravação de vídeo
Foto tirada quando a gravação de vídeo
parou
Foto tirada durante a gravação de vídeo
Foto tirada quando a gravação de vídeo
estava em pausa
NOTA
Quando gravar durante um longo período de tempo,
o ficheiro será automaticamente dividido. O tamanho
da divisão depende da configuração (consulte a página
46).
Mesmo que um ficheiro tenha sido dividido, a gravação
pode ser reproduzida nesta unidade, sem interrupção.

21

Gravação

Tirar fotografias

Introdução de informações do paciente

Antes de iniciar a gravação, defina a qualidade das fotografias (consulte “Foto” na página 44).

É necessário um teclado USB, um leitor de cartão ou
de código de barras para introduzir a informação dopaciente.
oo Consulte “Entr. Inf. de Paciente” na página 45 e configure o dispositivo de introdução a ser utilizado.

oo Pressione o botão PHOTO na parteda frente da unidade para tirar uma
fotografia.
O LED de FOTO por cima do botão PHOTO acende
brevemente a âmbar.
No canto superior direito do ecrã, será apresentado
brevemente um ícone de câmara.

Introduzir informações do paciente com
um teclado
Pode utilizar um teclado USB ligado à porta USB 3 naparte de trás da unidade para introduzir a informação dopaciente.
Utilize o teclado USB para introduzir a ID, nome, sexo edata de nascimento do paciente.

1 Pressione o botão PATIENT INFO.

oo Se a fotografia for tirada antes de introduzida a
informação do paciente, a foto não apresentará ainformação do paciente. Se a informação do paciente
for necessária, consulte “O que existe na caixa” napágina 9 e introduza a informação do paciente
antes tirar a foto.

2 Use o teclado para inserir as informações.

Ícone que é apresentado ao tirar uma fotoÍconeExplicação

Foto a ser tirada

O Hospital, o Procedimento, a Modalidade e a Sala de operação
são imediatamente retidos internamente. Eliminar informação doitem não necessário.

22

Gravação

3 Pressione o botão ENTER para confirmar.

Introduzir informações do paciente com
um cartão/código de barrasBotões e teclas correspondentes do teclado USB

Pode ligar um leitor de cartões ou de código de barras àporta USB 3 no painel traseiro da unidade para a introdução de informações do paciente.

Operação

Botão

Novo paciente
Mover para ocampo acima
Mover para ocampo abaixo

PATIENT INFO F105
2 (seta para cima)bx (seta para baixo)

Mover o cursor
para esquerda
Mover o cursor
para direita
Confirmar e ativar a
gravação
Encerrar o ecrãgs (seta para aesquerda)w (seta para a
direita)
ENTER
F1
ESC

Eliminar caratereno cursor
Eliminar caratere à
esquerda do cursor
Introdução decarateret
ENTER

Teclado USB

1 Pressione o botão PATIENT INFO.

CASE CLOSE
PATIENT INFO—DEL—

Retrocesso—

Código de carateres

NOTA
oo Se não pressionar o botão ENTER do painel frontal ou
a tecla ENTER no teclado, o valor introduzido não seráconfirmado.
oo Unicamente podem ser introduzidos letras e números
ingleses.
oo Use um teclado de acordo com a definição de“Idioma”.
oo Apenas são suportados teclados USB compatíveis
com IBM/Windows. Os teclados Mac, por exemplo,
não podem ser utilizados nesta unidade.

Cancelar a introdução das informações dodoenteNo ecrã de introdução de informações do doente, pressione o botão CASE CLOSE ou PATIENT INFO.

2 Leia o cartão/código de barras.
3 Pressione o botão ENTER para confirmar
e ativar a gravação de vídeo.
NOTA
oo Se não pressionar o botão ENTER do painel frontal, ovalor introduzido não será confirmado.
oo Unicamente podem ser introduzidos letras e números
ingleses.
oo Os carateres que não letras e números ingleses
podem não ser devidamente apresentados.

Seleção da apresentação da informação
num monitor externo
Pressione e segure o botão PATIENT INFO durante 1
segundo para alternar entre as seguintes opções de apresentação das informações num monitor externo:
OSD1 (A informação é apresentada)
OSD2 (A informação não é apresentada)
OSD3 (Apenas o ícone de estado é apresentado)
OSD4 (Apresentados ícone de estado etemporizador)

23

Gravação

Sair do modo de gravação
Pressione o botão CASE CLOSE para eliminar a informação do doente e sair do modo de gravação.

Os vídeos e as fotos antes de pressionar o botão CASE
CLOSE continuarão guardados na mesma pasta. O
número máximo de imagens, incluindo as imagens fixas
e de vídeo, numa pasta é 999. Se esse número for atingido e pretender gravar mais, pressione o botão CASE
CLOSE uma vez para terminar a sua gravação. Quando
a gravação seguinte for iniciada, será criada uma nova
pasta.

Precauções ao remover dispositivos degravação USB
Após pressionar o botão CASE CLOSE para parar a gravação de vídeo ou fotos, não desligue imediatamente odispositivo USB, uma vez que a unidade continua a gravar no dispositivo USB durante algum tempo.
Se desligar de um dispositivo USB durante a gravação,poderá provocar danos em algumas das imagens gravadas ou na gestão de ficheiros, o que resultará na perda dedados de imagem. Siga estes procedimentos ao desligar
dispositivos USB:

1 Pressione o botão CASE CLOSE para
parar a gravação e espere até que todos
os LEDs de estado se acendam a verde.
Dependendo do tempo de gravação, poderão passar
vários minutos antes de todos se acenderem a verde.

2 Após confirmar que todos os LEDs estão
acesos a verde, pressione o botão LIST econfirme que as imagens gravadas estão
no topo da lista.
3 Confirme se o dispositivo de reprodução
apresentado no canto inferior esquerdo
do ecrã é um dispositivo USB (USB1 ou
USB2).
4 Confirmar que consegue reproduzir as
imagens gravadas.
5 Pressione o botão CASE CLOSE para
parar a reprodução.
6 Depois do ícone de reprodução desaparecer do ecrã, desligue o dispositivo
USB.

24

Reprodução de gravações
Reproduzir o vídeo/foto mais recente

Operações de reprodução

Pressione o botão PLAY/PAUSE do painel frontal para
reproduzir os dados mais recentemente gravados.

Reprodução e pausaÍcones apresentados durante a reprodução
Ícone

Explicação

Reprodução normal de vídeo
Reprodução em pausa
É apresentado 1, 2, 3, 4 ou 5, dependendoda velocidade de reprodução do vídeo
Fotografia a ser apresentada

Pressione o botão PLAY/PAUSE.

oo Pressione durante a reprodução normal de vídeo para
colocar a reprodução em pausa.
oo Em qualquer outro caso, inicia a reprodução normal (àvelocidade normal de 1×).
oo Ao visualizar uma fotografia, não faz nada.

ParagemDurante a reprodução, pressione o botão CASE CLOSE ou
STOP para parar a reprodução.

Ícone de estado

Gravação de datae hora de início
Tempo de reprodução /hora de gravação de imagem
Número de imagem reproduzida /número total de imagens na pasta
AVISO IMPORTANTE

O vídeo/foto mais recente podem ser reproduzidos
imediatamente a seguir ao início de operação ou imediatamente após a gravação.
A abertura da lista ou o início de reprodução alterará apasta de reprodução.

25

Reprodução de gravações

Alterar a velocidade de reprodução

Passar para o ficheiro gravado seguinte

Durante a reprodução de vídeo, pressione o botão tpara aumentar a velocidade de reprodução um nível decada vez.
Pressione o botão g para diminuir a velocidade dereprodução em um nível.

Quando visualiza fotografias ou quando a reprodução devídeo termina, pressione o botão 5 para se mover parao ficheiro seguinte.

Pressione o botão b para ir para o ficheiro anterior.

NOTA
oo Esta unidade não tem a função de “retrocesso”.
oo Ao reproduzir a alta velocidade, o vídeo poderáapresentar-se irregular. Se tal acontecer, reinicie areprodução normal e tente novamente.

Saltar para um índice
Quando visualiza um vídeo, pressione e segure o botão
t para saltar para o índice seguinte e reproduzir o vídeoa partir daí.
Se não existirem mais índices até ao final do vídeo, talação saltará para o fim do vídeo e colocará a reprodução
em pausa.
Pressione e segure o botão g para saltar para o índiceanterior e reproduzir o vídeo a partir daí.
Se não existirem mais índices até ao início do vídeo, talação saltará para o início do vídeo e começará a reprodução a partir daí.

Pressionar durante,pelo menos, 2 segs.

26

Reprodução de gravações

Passar para a pasta seguinte
Durante a reprodução ou quando a reprodução estiverem pausa, pressione o botão 5 durante, pelo menos,
dois segundos, para se mover para a pasta seguinte.

Áudio durante a reproduçãoO áudio é reproduzido unicamente durante a reprodução
normal.
NOTAO áudio não é reproduzido durante a reprodução a alta
velocidade.

Apresentar e reproduzir ficheiros numa
lista da pasta mais recente

Pressionar durante,pelo menos, 2 segs.

Pressione o botão LIST ou a tecla F3 do teclado USB para
apresentar os dados de gravação na pasta com a datamais recente.

Pressione o botão b durante dois ou mais segundospara ir para a pasta anterior.

Pressionar durante,pelo menos, 2 segs.

Dispositivo detetado
Número da pasta atual /número total de pastas

27

Reprodução de gravações

Pesquisar ficheiros por condição e reproduzi-los novamente

Pesquisa por nome

NOTA

2 Mova o cursor para o campo NOME.

Se “Entr. Inf. de Paciente” estiver definido para “Apagar”, afunção pesquisa não poderá ser utilizada.

1 Pressione o botão PATIENT INFO.

3 Utilize o teclado USB para introduzir onome.
4 Pressione o botão LIST ou a tecla F3 do
teclado USB para iniciar a pesquisa.

Pesquisa por data
1 Pressione o botão PATIENT INFO.
2 Mova o cursor para o campo DATA.

Pesquisa por ID
1 Pressione o botão PATIENT INFO.
2 Mova o cursor para o campo ID.
3 Utilize o teclado USB para inserir a ID.
4 Pressione o botão LIST ou a tecla F3 do
teclado USB para iniciar a pesquisa.

28

3 Utilize o teclado USB para introduzir adata.
4 Pressione o botão LIST ou a tecla F3 do
teclado USB para iniciar a pesquisa.

Reprodução de gravações
Botões e teclas correspondentes do teclado USB
Operação

Botão

Novo paciente
Mover para ocampo acima
Mover para ocampo abaixo
Mover o cursor paraesquerda
Mover o cursor paradireita
Confirmar e gravar

PATIENT INFO F105
2 (seta para cima)

Encerrar o ecrãCASE CLOSE
PATIENT INFO—
DEL

Eliminar caratere no
cursorEliminar caratere à
esquerda do cursor
Introdução decaratere
Iniciar pesquisa

b
g
t
ENTER

Teclado USB

x (seta parabaixo)s (seta para aesquerda)w (seta para a
direita)
ENTER
F1
ESC

—

Retrocesso—

Código decarateres
F3

LIST

Alterar o dispositivo utilizado para pesquisar (reprodução)No ecrã de resultados de pesquisa, pressione o botão gou t, ou a tecla s ou w do teclado USB para alterar
os dispositivos na ordem seguinte.
iHDD

USB1

USB2

29

Gerir ficheiros gravados
Gravar fotos e vídeos já gravados paraum dispositivo externo
Poderá utilizar esta unidade para copiar dados nela
gravados para um dispositivo externo. Utilize a função
“Copiar de HDD Interno” no ecrã “Avançado-1” (página
46).

Copiar para USB 1 ou USB 2
1 Pressione o botão MENU.

Copiar para um servidor FTP
1 Pressione o botão MENU.
2 Selecione “Avançado”.
3 Selecione “Copiar de HDD Interno”.
4 Selecione “Rede (FTP)”.
5 Selecione a ordem de cópia das pastas.

2 Selecione “Avançado”.
3 Selecione “Copiar de HDD Interno”.
4 Selecione “USB1” ou “USB2”.
5 Selecione a ordem de cópia das pastas.
NOTA
Para informação sobre definições do servidor FTP, consulte “Cliente FTP” em “Selecionar Modo” na página 49.

Copiar para um servidor CIFS
1 Pressione o botão MENU.
2 Selecione “Avançado”.
NOTA
oo Todos os vídeos e imagens gravados no UR-4MD
serão copiados para o dispositivo selecionado. Para
copiar unicamente para pastas específicas, utilizeo ecrã de lista (“Copiar uma pasta especificada” napágina 31).
oo Confirme se o destino da cópia possui espaço suficiente.
Se o disco rígido interno contiver uma grande quantidade de dados, a cópia poderá necessitar de várias
horas.
Recomendamos que copie quando não necessitar
de utilizar a unidade durante um longo período detempo.

3 Selecione “Copiar de HDD Interno”.
4 Selecione “Rede (CIFS)”.
5 Selecione a ordem de cópia das pastas.

NOTA
Para informação sobre definições de servidor CIFS, consulte “Cliente CIFS” em “Selecionar Modo” na página 49.

30

Gerir ficheiros gravados

Copiar uma pasta especificada
1 Pressione o botão LIST para abrir a lista.

4 Utilize os botões 3 e c para selecionaro destino da cópia e pressione o botãoENTER.
Os dispositivos para os quais é possível copiar são
apresentados como destinos de cópia.

oo Se a lista de discos internos não for apresentada,utilize o botão d e e para definir o dispositivo
pesquisado (reproduzido) para o disco (HDD).

2 Utilize os botões 3 e c para selecionar apasta que pretende copiar e pressione obotão MENU.

5 Quando for apresentada uma caixa dediálogo, pressione o botão d para selecionar “Sim” e, seguidamente, o botãoENTER.

É apresentado um menu temporário.

3 Utilize os botões 3 e c para selecionar“Cópia” e pressione o botão ENTER.

oo A cópia não pode ser iniciada se o destino dacópia não tiver espaço livre suficiente.

Tal abre o menu temporário “Copiar de iHDD”.

oo Pode cancelar a cópia durante o processo pressionando o botão ENTER.

31

Gerir ficheiros gravados

6 Quando a mensagem “Copie concluída!”surgir, pressione o botão ENTER pararegressar à lista.

Editar informações de pastas existentes
1 Pressione o botão LIST para abrir a lista.

2 Utilize os botões 3 e c para selecionar apasta que pretende editar e pressione obotão MENU.
É apresentado um menu temporário.

3 Utilize os botões 3 e c para selecionar“Editar” e pressione o botão ENTER.

32

Gerir ficheiros gravados
A pasta (ecrã INFORMAÇÕES DO PACIENTE) seráaberta.

Eliminação de dados de pastas existentes
1 Pressione o botão LIST para abrir a lista.

4 Altere as informações da pasta, e pressione o botão ENTER.
Surge um diálogo de confirmação.

2 Utilize os botões 3 e c para selecionar apasta que pretende eliminar e pressioneo botão MENU.
É apresentado um menu temporário.

5 Selecione “Sim” e pressione o botãoENTER para guardar as informações
editadas.
AVISO IMPORTANTE

3 Utilize os botões 3 e c para selecionar“Remover” e pressione o botão ENTER.

Ao ser utilizado como armazenamento USB ou em numa
rede, a edição de informações da pasta pode não ser possível. Neste caso, defina o modo de rede para “Apagar”.

33

Gerir ficheiros gravados
Surge um diálogo de confirmação.

Estrutura de pastas utilizada para vídeos/fotos gravados
Para cada paciente, é criada uma pasta com as informações introduzidas. As pastas são nomeadas no seguinte
formato, utilizando o ano, mês, dia, hora, minuto,
segundo e ID.
aammddhhmmss_ID
NOTA

4 Selecione “Sim” e pressione o botãoENTER.
Um diálogo de confirmação será novamente
apresentado.

Se a ID possuir um caratere que não possa ser utilizado
no nome do ficheiro, esse caratere será substituído pelosímbolo cardinal (#).
A informação da pasta é atualizada quando a gravação
for concluída (quando o botão CASE CLOSE for pressionada no final da sessão de gravação).

Estrutura de pastas

5 Se tiver a certeza da eliminação, selecione “Sim” e pressione o botão ENTER.
Os dados da pasta selecionada serão eliminados.
AVISO IMPORTANTE
oo Os dados eliminados não podem ser recuperados.
Tenha cuidado ao usar esta função.
oo Ao ser utilizado como armazenamento USB ou em
numa rede, a edição de informações da pasta podenão ser possível. Neste caso, defina o modo de redepara “Apagar”.

34

Diretório principal
PatientList.html
20161216154525_000012345
video_files
000001-001.mov
000002-001.mov
000004-001.mov
000005-001.mov
000005-002.mov
000007-001.movphoto_files
000003.jpg
000006.jpg
Files.html
20161216181554_0000112255
video_files(ficheiro html)(pasta de gestão do paciente)(pasta de armazenamento de vídeo)(ficheiro de vídeo)(ficheiro de vídeo)(ficheiro de vídeo)(ficheiro de vídeo dividido, parte 1)(ficheiro de vídeo dividido, parte 2)(pasta de armazenamento de fotos)(ficheiro de fotos (numeradas pela ordem deaquisição))(ficheiro de foto)(Lista de vídeos/fotos na pasta)(pasta de gestão do paciente)(pasta de armazenamento de vídeo)Gerir ficheiros gravados

Visualização de vídeos/fotos gravados num computador (utilizando o ficheiro HTMLem dispositivos)
Os vídeos/fotos gravados e a informação sobre ficheiros podem ser visualizados utilizando um navegador de internet
num computador. Abra o ficheiro “PatientList.html” para este fim.

Lista de pastas gravadas
A unidade cria uma lista HTML (PatientList.html) das pastas gravadas no disco rígido interno.
Além disso, ao copiar dados para uma unidade USB externa, é criada uma lista HTML (PatientList.html) das pastas nesse
dispositivo.

No:
Date:
ID:
Nome:
D.O.B.:Sex:
Num of image:Número da pasta no acessório
São apresentadas pela ordem da cópia.
Data de gravação
ID de paciente (ligação para a lista de vídeos/fotos na pasta)
Nome de paciente (ligação para a lista de vídeos/fotos na pasta)
Data de nascimento do paciente (cadeia de carateres armazenados apresentada como está)
Sexo do paciente
Número de vídeos/fotos na pasta (ligação para a lista de vídeos/fotos na pasta)

35

Gerir ficheiros gravados

Lista de vídeos/fotos na pasta
Clique na ID ou nome de um paciente na lista de pastas para apresentar a lista como se segue.

No:
File:
Size:
Length:36

Número de vídeo/foto na pasta, os vídeos divididos são apresentados com um hífen (-)
Nome do ficheiro (ligação)Tamanho real do ficheiro
Os vídeos com tempo de gravação ou “Photo” divididos são apresentados com um hífen (–)

Impressão de fotosVisão geral
Esta secção explica as configurações e procedimentos
para utilização das funções de impressão do UR-4MD.
oo As funções de impressão são suportadas pelas unidades do UR-4MD que utilizam a versão de firmware
1.23 ou posterior. Contacte o revendedor autorizado
TEAC onde adquiriu a unidade para a informação
sobre o firmware mais recente.
oo As imagens (fotos) gravadas com o UR-4MD podem
ser impressas unicamente numa impressora específica, ligada através de USB. Contacte a TEAC para
informações sobre impressoras suportadas.

Configurar as impressões
1 Pressione o botão MENU para abrir omenu principal.

2 Selecione “Avançado” e pressione
ENTER.

Ligação
1 Ligue o UR-4MD e a impressora antes deos ligar.
2 Ligue a impressora na porta USB 3(USB3) na parte de trás do UR-4MD.
Utilize o cabo fornecido com a impressora ou um
cabo USB disponível comercialmente.

3 Selecione “Opções da impressora” epressione ENTER.

3 Ligue o UR-4MD.

4 Ligue a impressora.

4 Faça as configurações necessárias em
ambas as páginas de opção (opções deimpressão 1 e opções de impressão 2).
5 Quando terminar, pressione o botão
CASE CLOSE.

37

Impressão de fotosOpções de impressão -1

Logótipo
Pode imprimir um logótipo no canto superior direito daspáginas.
Ligado:Imprime o logótipo carregado.
Desligado: Não imprime o logótipo.
Carregar: Carregue um ficheiro de logótipo de uma
USB ligada à porta USB 1 (USB1). Assegureque o logótipo cumpre as especificações
seguintes:
Formato de ficheiro: jpg, png
Nome de fich.: mdvrlogo.jpg / mdvrlogo.png
Tamanho do logótipo: 245 × 75 pixéis

Impressora

Ficheiro do logótipo

Contacte a TEAC para informações sobre impressoras
suportadas.

Utilize para apresentar o logótipo carregado no ecrã.

Papel
Selecione o tamanho do papel.
Carta, A4

Número de cópias
Configure o número de cópias a serem impressas.
1–10

Número por página
Configure o número de fotos a serem impressas numa
página. Estão disponíveis as seguintes opções:1, 2, 4, 8, 15, 16 (horizontal: 1, 4, 16, vertical: 2, 8, 15)
oo A orientação de impressão será determinada por estenúmero e não pode ser alterada pelo utilizador.

Impressão automática
Com esta opção ativada, a impressão será iniciada automaticamente assim que for definido o número de fotos,
com a opção “Número por página”.
Ligado, Desligado

38

Impressão de fotosOpções de impressão -2

Impressão da foto apresentada
1 Apresentar a foto JPEG que pretende
imprimir.
2 Pressione o botão MENU.
É apresentado o seguinte diálogo de confirmação.

3 Selecione “Sim” e pressione ENTER paracomeçar a imprimir a foto.

Cabeçalho
Utilize um teclado USB para introduzir até 32 carateres
alfanuméricos a serem impressos no topo da página.
OBSERVAÇÃO
Ligue um teclado USB à porta USB 1 (USB1) ou 2 (USB2).
Assegure que está selecionado no dispositivo o “teclado
USB” para introduzir a informação do doente (ver Menu >Avançado > Introdução de info. do doente).

4 Pressione ENTER para fechar a caixa dediálogo.
AVISO IMPORTANTE
oo Se for apresentada uma mensagem de erro, consulteo manual do utilizador da impressora.

Rodapé 1 – Rodapé 5
Selecione que informação do doente é impressa na partede baixo das páginas. Escolha uma das opções seguintes
para cada campo do rodapé (rodapé 1 a 5).
DoenteNome
Data de nascimento
GéneroNome do hospital
MédicoTipo de procedimento
Modalidade
Bloco operatório
Desligadooo Contacte a TEAC para informações sobre impressoras
suportadas.

39

Impressão de fotos

Seleção de impressão de diversas fotos

4 Selecione a foto a imprimir e pressione
PATIENT INFO.

1 Quando a unidade estiver em repouso,pressione o botão LIST para apresentar alista de doentes.
É apresentado um visto na miniatura selecionada.

2 Selecione a pasta a imprimir e pressione
MENU.

w

3 Selecione “Imprimir” e pressione ENTER.
É apresentado um ecrã com miniaturas.

oo Pressione novamente PATIENT INFO para cancelar aseleção da foto.
w

oo Pressione PHOTO para selecionar todas as fotos.
oo Pressione novamente PHOTO para cancelar a seleção de todas as fotos.

40

Impressão de fotos

Impressão de fotos múltiplas

Um diálogo de confirmação será apresentado.

Podem ser impressas múltiplas fotos, manual ou auto­
maticamente.

Impressão manual
1 Pressione MENU no ecrã das miniaturas
para abrir o ecrã de configuração deimpressão.
4 Selecione “Sim” e pressione ENTER.
Quando a impressão estiver concluída, é apresentada
a seguinte caixa de diálogo:

Pode alterar o número de cópias, o número de fotos
por página e configurar a impressão ou não do logotipo nesta página.

5 Pressione ENTER para confirmar.

2 Selecione “Imprimir” e pressione ENTER.

w

3 Selecione “Executar” e pressione ENTER.

41

Impressão de fotos

Impressão automática
Com a opção de impressão automática ativada, a impressão é iniciada automaticamente assim que for definido onúmero de fotos.
oo Configure o número de fotos a serem impressas em
cada página (consulte “Número por página” na página
38).
oo Para utilizar esta função, configure a “Impressão automática” para “Ligada” (consulte “Impressão automática”
na página 38).
No exemplo seguinte, a impressão automática terá início
quando forem tiradas oito fotos.
Quando o processo do doente é fechado com o botão
CASE CLOSE, todas as fotos restantes serão impressas.

Mensagens de erro durante a impressão
Mensagem

SoluçãoERROR (701) PRINTER OFF LINE

Ligue a impressora. Verifique a ligação do cabo USB entre a impressora e oUR-4MD.
Instale uma fita na impressora.
Substitua a fita da impressora.
Feche completamente a porta da impressora.
Carregue papel na impressora.
A causa deste erro é desconhecida. Desligue uma vez a impressora e o UR-4MD.
Seguidamente, volte a ligar os dois dispositivos e tente imprimir novamente.
Assegure que o papel carregado coincide com o tamanho de papel
selecionado.
Verifique as definições de impressão. Desligue uma vez a impressora e oUR-4MD. Seguidamente, volte a ligar os dois dispositivos e tente imprimir
novamente.

ERROR (702) PRINTER NO RIBBONERROR (703) PRINTER END RIBBONERROR (704) PRINTER DOOR OPENERROR (705) PRINTER NO PAPER
ERROR (706) PRINTER UNKNOWNERROR (707) PAPER WRONG SIZEERROR (708) PRINT FAILED

42

Definições
Defina a entrada de vídeo com a prioridade mais elevada.
Por exemplo, se “Entrada de Vídeo” estiver definido como
“DVI”, a prioridade será a seguinte.
DVI w SDI w S-VIDEO w COMPONENTE
oo Se a entrada de vídeo for COMPONENTE, não mudará
para S-VIDEO.
oo Se a entrada de vídeo for S-VIDEO não mudará para
COMPONENTE.
oo Além disso, a entrada de vídeo não mudará durante a
gravação.

Definições gerais

Mova o cursor para o item a ser configurado e pressioneo botão ENTER para ativar o item a ser alterado.

Configurações atuais
Aqui são apresentadas as configurações atuais.

SDI

Entrada de Vídeo
A comutação para entrada de vídeo automática ésuportada
Quando a entrada de sinal de vídeo é detetada, a entradade vídeo será automaticamente ativada. Quando são
introduzidos diversos sinais de vídeo, a unidade mudará
para a entrada de vídeo com a prioridade mais elevada.
O sinal de entrada de vídeo é detetado na seguinte
ordem.
DVI

S-VIDEO

Entrada de Áudio
Defina a entrada de áudio com a prioridade mais elevada.
SDI
AUDIO
MIC
Comutação automática de entrada de áudio
Quando a entrada do sinal de áudio é detetada em conjunto com uma entrada de vídeo, será automaticamente
ativada.
O sinal de entrada de áudio é detetado na seguinte
ordem.

Versão de Firmware
Entr. Inf. de PacienteÍndice Automático
Div. Ficheiros Autom.
Disparo Interruptor Ext.
Apagar iHDD (manter)
iHDD Espaço Livre

SDI

Comutação manual de entrada de vídeo
Quando não estiver a gravar ou a reproduzir, pressione e
segure o botão 5 ou b para pesquisar um conector deentrada diferente com sinal de vídeo e mude para este.
Se nenhum sinal de entrada de vídeo for encontrado,nada mudará.

AUDIO

MIC

Por exemplo, se a definição for AUDIO, a prioridade será aseguinte.
AUDIO w SDI w MIC
oo A presença de um sinal digital é detetada para SDI e
as entradas ligadas são detetadas para os cabos deentrada AUDIO e MIC.
oo Além disso, a entrada de áudio não mudará durante a
gravação.
oo O áudio SDI apenas pode ser selecionado quando aentrada de vídeo for SDI.
oo O áudio SDI só funcionará quando utilizar a entradade vídeo SDI. Além disso, se a entrada de vídeo for um
sinal SDI com dados áudio incluídos, o áudio SDI serádefinido e não pode ser alterado (e AUDIO e MIC não
podem ser utilizados).

COMPOSITE

43

Definições

Saída de Vídeo
Define a resolução do sinal de vídeo de saída, quandonão houver nenhum sinal de vídeo de entrada.

Foto

NTSC:

Saída dos conectores COMPONENTE e
S-VIDEO OUT
PAL:
Saída dos conectores COMPONENTE e
S-VIDEO OUT
1024x768: Saída do conector DVI OUT
1920x1080: Saída dos conectores DVI e SDI OUT
oo Durante a reprodução, a resolução de vídeo definidaserá emitida se for diferente da imagem de reprodução, mesmo se existir um sinal de vídeo de entrada.

QualidadeReproduzir deDefine o dispositivo de reprodução
USB1
USB2
Disco Interno
oo Se o dispositivo definido não estiver disponível
durante a reprodução, a unidade verificará as conexões na ordem anterior e pesquisará um dispositivo.

Relógio
Apresenta a data e hora atual.
O elemento selecionado (posição do cursor) aparecedestacado.
g, t: Mova o cursor para o campo anterior/seguinte.
5, b: Aumente ou diminua o valor do elemento.
ENTER: Configura a data e hora definidas.
MENU: Cancela a alteração de data e hora.
Nota
O relógio incluído na unidade nem sempre estará certo.
Recomendamos a verificação e o ajuste da definição dehora, regularmente.

IdiomaDefinir o idioma utilizado pelos menus.
English日本語
Français
Deutsch44

Italiano
Español한국어
中文Português
TürkçeSvenskaРусский

Use para definir a qualidade das fotos adquiridas.
HQ: Alta qualidade
SQ: Qualidade normal
EQ: Qualidade económica (ficheiro pequeno)

Formato
TIFF:
JPEG:
JPEG
(informações):Formato TIFF não comprimido
Compressão JPEG
Compressão JPEG
A informação seguinte sobre a pasta está
incluída no topo das fotos:
Data, identificação, nome, data de nascimento, sexo, hospital, médico
DICOM (.dcm): Formato de ficheiro DICOM (a foto estáno formato JPEG)AVISO IMPORTANTE
As fotos DICOM não comprimidas não são suportadas.
Unicamente as fotos JPEG comprimidas são suportadas.

Definições

Video

Avançado-1

Qualidade

Entr. Inf. de Paciente

Use para definir a qualidade do vídeo gravado.

Selecione o dispositivo a ser utilizado para introduzir as
informações do paciente. (Esta definição apenas é aplicada à introdução de informações do paciente.)

HQ:
SQ:
EQ:

Alta qualidade
Qualidade normal
Qualidade económica (ficheiro pequeno)Índice Automático
Defina de que forma os índices são adicionados a vídeos
durante a gravação.
Apagar:1 min:
5 min:
10 min:20 Igual Por
FicheiroOs índices não são adicionados.
Um índice é adicionado a cada minuto.
Um índice é adicionado a cada 5 minutos.
Um índice é adicionado a cada 10 minutos.
Depois de um vídeo ser gravado, a gravação é dividida em 20 intervalos iguais e osíndices são adicionados.

Disparo Interruptor Ext.
Utilize para definir o funcionamento de um conector
externo ligado a EXT SW.
Premir para
Mudar:

Manter Prem.
p/ Gravar:

Pressione para iniciar e pausar/parar agravação alternadamente. A paragem
ou pausa da gravação depende da configuração de “Disparo Interruptor Ext.
(Modo)”.
Grava enquanto pressiona.

Apagar:Teclado USB:
Leitor Cartão/Cód. Barras:

As informações do paciente nãoserão introduzidas.
Permite a utilização de um teclado
USB para introdução de informação
do paciente.
Permite a utilização de um leitor decartão/código de barras para introdução de informação do paciente.
Quando esta configuração é utilizada, o seguinte ecrã de definições
de intervalo de carateres será apresentado. Efetue as definições paracada intervalo de informação.

oo São suportados teclados de configuração americanapadrão.
oo Conecte os dispositivos USB para introdução de informação de pacientes à porta USB na parte de trás da
unidade.
Se utilizar cartões magnéticos/códigos de barras, defina ointervalo de carateres a serem lidos.

Disparo Interruptor Ext. (Modo)
Utilize para definir se a gravação entra em pausa ou paragem quando utiliza um conector externo.
Pausa:
Pare:

Gravação <–> Pausa
É criado um ficheiro grande.
Gravação <–> Paragem
São criados diversos ficheiros maispequenos.

45

Definições
As definições de intervalo vão da posição do primeiro
caratere (Início) à posição do último caratere (Fim). Se
apenas um caratere for utilizado, os valores de início e defim serão os mesmos.
ID:
Nome:
D.O.B.:SEXO:
MostrarTodas Inf.:

Defina o intervalo de carateres utilizados
para a ID
Defina o intervalo de carateres utilizados
para o nome
Defina o intervalo de carateres utilizados
para a data de nascimento
Defina o intervalo de carateres utilizados
para o sexo
Neste ecrã, são apresentadas todas as informações introduzidas pelo leitor de cartão/código de barras.

Formatar Disp. Gravação
Utilize para formatar (inicializar) o dispositivo de gravação
(acessório)Cancelar
USB1
USB2
iHDD (HDD Interno)
AVISO IMPORTANTE
A formatação de um dispositivo eliminará todos os dados
nele gravados. Note que tal não poderá ser anulado.

OSD
Defina de que forma a informação é apresentada num
monitor externo (OSD: apresentação no ecrã de informação do doente, capacidade restante, hora, etc.).
Ligar:
A informação é apresentada
Apagar:A informação não é apresentada
Ícone:Apenas o ícone de estado é apresentado
ICON + TIMER: São apresentados o ícone de estado e otemporizador
Pode igualmente pressionar e segurar o botão PATIENTINFO para alternar instantaneamente entre as opções disponíveis (consulte “Botão PATIENT INFO”, na página 12).

Div. Ficheiros Autom.
Defina o tamanho de ficheiro para a divisão de ficheiros
automática utilizada quando grava um vídeo.
4 GB
1 GB
oo A divisão é necessária dadas as limitações do sistemade ficheiros.
Quando utiliza a transmissão FTP, os ficheiros menoressão mais eficientes.
oo Dependendo da definição da qualidade de vídeo eda resolução do sinal de vídeo de entrada, o tamanho
real da divisão de ficheiros pode ser menor do queesta definição.

Copiar de HDD Interno
Utilize para copiar vídeos/fotos gravados do disco internopara uma localização diferente (consulte a página 30).
Selecione o dispositivo de destino da cópia:CancelarUSB1
USB2
Rede (FTP)
Rede (CIFS)
Depois de selecionar o dispositivo, as seguintes opções
são apresentadas na linha abaixo.
Ao selecionar uma opção, começará a copiar.
A partir da pasta
mais antiga:
A partir da pasta
mais nova:

Todos os dados serão copiados com
início na pasta mais antiga.
Todos os dados serão copiados com
início na pasta mais nova.

oo Utilize o ecrã com a lista para copiar uma pasta específica (página 31).

46

Definições

Inf. Disp. de Armazenamento

Avançado-2

Apresenta a informação sobre o dispositivo de armazenamento selecionado.

Apagar iHDD (Manter)
Define a forma como os dados são eliminados do disco
rígido interno. Os dados serão apagados de acordo com
esta definição quando a unidade é iniciada.
Apagar:Manter 200GB:
Manter 100GB:
Manter 50GB:
Manter últimas
24 Horas
Manter Últimos
7 DíasNão elimina. A gravação irá tornar-se
impossível quando o disco rígido estiver cheio.
As pastas serão eliminadas a partir damais antiga, de modo a que permaneçam 200 GB de dados.
As pastas serão eliminadas a partir damais antiga, de modo a que permaneçam 100 GB de dados.
As pastas serão eliminadas a partir damais antiga, de modo a que permaneçam 50 GB de dados.
As pastas com mais de 24 horas(hora de início de gravação) serão
eliminadas.
As pastas com mais de 7 dias (hora deinício de gravação) serão eliminadas.

Informações do
iHDD:
Capacidade:Espaço Livre:
Espaço Usado:Inf. do iHDD
S.M.A.R.T.:
S.M.A.R.T. do
USB 1:
S.M.A.R.T. do
USB 2:

Apresenta a informação sobre odisco interno.
Apresenta a capacidade total.
Apresenta a quantidade de espaço
livre.
Apresenta a quantidade de espaço
já utilizado.
Apresenta a informação S.M.A.R.T.
sobre o disco interno.
Apresenta a informação S.M.A.R.T. do
dispositivo ligado ao USB 1.*
Apresenta a informação S.M.A.R.T. do
dispositivo ligado ao USB 2.** A informação S.M.A.R.T. apenas pode ser apresentada
quando o dispositivo USB utilizado suportar a função
S.M.A.R.T.

Informação de S.M.A.R.T.

AVISO IMPORTANTE
Desligue a unidade uma vez por dia e não a mantenha
sempre ligada.
Se a unidade estiver sempre ligada, a função que apaga
o HDD no arranque não funcionará. Em consequência,
o HDD interno ficará sem espaço. A gravação será interrompida quando o HDD não tiver mais espaço.

Apresenta os valores “Valor Atual”, “Pior” e “Limiar” paracada item.
01 Taxa de Erro de Leitura
02 Desempenho da Taxa de Transferência
05 Contagem de Setores Reatribuídos
07 Taxa de Erro de Procura
0A Contagem de Repetição de Giro
C4 Contagem de Eventos de Reatribuição
C5 Contagem de Setores Pendentes Atuais
C6 Contagem de Setores Não Corrigíveis
C8 Taxa de Erro de Escrita
DF Contagem de Repetições de Carga/Descarga

47

Definições

Aviso sonoro

Atualização do firmware

Utilize para ligar/desligar o aviso sonoro.
Ligar: O alarme irá soar.
Apagar: O alarme não irá soar.
oo O alarme tocará quando, por exemplo, as teclas são
utilizadas, a gravação tem início e ocorrem avisos.

Siga estes procedimentos para atualizar o firmware desta
unidade.
Siga os procedimentos de forma exata. A não observância destas instruções poderá provocar avarias noaparelho.
AVISO IMPORTANTE

ID de login / palavra-passe
Utilize para configurar as credenciais exigidas e iniciar o
UR-4MD.
Desligado: 	Não é apresentado qualquer ecrã de iníciode sessão no arranque.
Ligado: 	É apresentado um ecrã de início de sessão no arranque. Configure as credenciais(nome de utilizador e palavra-passe).

oo Antes de atualizar, realize a cópia de segurança dos
dados gravados conforme necessário. Após a atualização, o aparelho pode não ser capaz de reproduzir
ficheiros anteriores. Além disso, deve formatar o disco
rígido interno após a atualização. (Consulte “Formatar
Disp. Gravação” na página 46.)oo Não interrompa a alimentação ou remova um dispositivo de armazenamento USB durante a atualização.
A não observância destas instruções poderá provocar
avarias no aparelho.

1 Formatar uma unidade USB com esta
unidade.
Consulte “Formatação de dispositivos de gravação” napágina 19.

2 Copie o arquivo de atualização de firmware a partir do computador para apasta principal na unidade USB.
Ecrã de início de sessão apresentado no arranque:

3 Pressione o botão STANDBY/ON durante
um segundo para desligar a unidade.
4 Desligue todos os cabos dos conectores LAN, USB 3, 4 USB e vídeo (SDI, DVI,COMPOSITE, S-VIDEO) na parte de trásda unidade.
5 Pressione o botão STANDBY/ON para
ligar a unidade.

As credenciais podem ser introduzidas através de um
teclado USB.

Opções de impressão
Utilize para configurar as opções para a impressão defotos. (Consulte a página 37). Contacte a TEAC para
informações sobre impressoras suportadas.

48

AVISO IMPORTANTE
Depois de ligar a unidade, não utilize as funções gravar ou reproduzir antes de realizar a atualização.

6 Ligue a pen USB preparada para a atualização na a porta USB 1 da unidade.
7 Pressione o botão MENU.

Definições

8 Selecione “Avançado”.

Rede

9 Deslize para baixo até surgir o ecrã“Avançado-2”.
10 Selecione “Atualização do Firmware” epressione ENTER.
Cancelar:
Executar:Não atualizar.
Atualiza o firmware.

11 Selecione “Executar” e pressione ENTER.
Surge um diálogo de confirmação.
No exemplo ilustrado abaixo, a unidade será atualizada da versão de firmware 1.26 para a versão 1.27.

Selecionar Modo
Utilize para definir o modo de redeApagar:Cliente FTP:

12 Selecione “Sim” e pressione ENTER para
iniciar a atualização.
É visualizado o seguinte ecrã.

oo A atualização pode demorar alguns minutos.
oo Quando a atualização for concluída, a unidade seráautomaticamente reiniciada. Espere até que a unidade reinicie.

13 Volte a ligar os cabos, conforme
necessário.
oo Contacte o revendedor onde adquiriu a unidade para
obter informações sobre atualizações de firmware.

Desativa as funções de redeOs ficheiros serão automaticamente transmitidos para o servidor FTP* definido.
Cliente CIFS: Os ficheiros serão automaticamente transmitidos para o servidor CIFS* definido.
Servidor CIFS: Esta unidade torna-se num servidor CIFS
e os seus ficheiros podem ser lidos por
clientes CIFS.
Como servidor, a unidade é unicamentede leitura.*
A leitura não é possível durante a
gravação.
ArmazenaUtilize esta unidade como um dispositivo
mento USB: de armazenamento USB, permitindo que
os ficheiros sejam lidos a partir de um
anfitrião USB.
Como servidor, a unidade é unicamentede leitura.
Ligue o servidor USB à porta USB 4 na
parte de trás da unidade.
A leitura não é possível durante a
gravação.
A função de controlo do comando
externo não pode ser utilizada ao mesmo
tempo. Com esta definição, a função
“Armazenamento USB” será utilizada parao funcionamento. Quando não definidopara “Armazenamento USB”, a função decontrolo do comando externo será utilizada para o funcionamento.
* Estas opções possuem ecrãs para realização de definições pormenorizadas.
Dependendo da configuração selecionada, será apresentado um dos seguintes ecrãs para realização dedefinições pormenorizadas.
Utilize o teclado USB para introdução. (Ligue-o à porta
USB 3 na parte de trás da unidade).

49

DefiniçõesAVISO IMPORTANTE
oo O funcionamento numa rede não segura poderá provocar perda de dados.
oo É necessário um servidor DNS, por exemplo, para a
resolução dos endereços IP do computador e da unidade na definição de cada modo.
oo É necessário reiniciar o dispositivo quando altera paraa definição “Armazenamento USB” ou da definição
“Armazenamento USB” para outra definição.
oo Se o modo for definido para “Cliente FTP” ou “Cliente
CIFS”, o vídeo gravado será automaticamente transferido para o servidor definido. Confirme a definição
de rede, incluindo o servidor e cabos antes de gravar.
Se ocorrer algum problema com a rede durante a
gravação (tal como um cabo desligado), o vídeo serátransferido depois da ligação de rede ser recuperada.
Apenas o vídeo gravado após a definição de um destes modos de rede será automaticamente transferido.
(Quando definido para “Apagar”, transfira as gravações
manualmente, conforme necessário.)oo Ao realizar as definições de rede, assegure a ligação deum cabo Ethernet.

Modo de Cliente FTP

Servidor FTP:
Nome deUtilizador:
Palavra-passe:

Utilize o teclado USB para inserir onome do servidor.
Utilize o teclado USB para inserir onome de utilizador.
Utilize o teclado USB para inserir apalavra-passe.

Exemplo de definição:Servidor FTP:
Nome de Utilizador:
Palavra-passe:

192.168.0.101
dvr
abcde

AVISO IMPORTANTE
oo Quando utiliza diversos gravadores, a gravação dedados pode ser perdida se o destino de gravação fordefinido para a mesma localização no mesmo servidor. Não utilize a mesma definição de localização.
oo “Nome de Utilizador” e “Palavra-passe” são obrigatórios. As definições de utilizador correspondentes
devem igualmente ser realizadas no servidor.

50

Definições
Modo de Servidor CIFS

Modo de Cliente CIFS

Nome doModelo:Nome deUtilizador:
Palavra-passe:

Caminho: tilize o teclado USB para inserir oUnome do modelo.
Utilize o teclado USB para inserir onome de utilizador.
Utilize o teclado USB para inserir apalavra-passe.

O nome de utilizador e a palavra-passe aqui definidos
podem ser utilizados para acesso unicamente de leitura aeste dispositivo a partir da rede.
Exemplo de definição:Nome do Modelo:
Nome de Utilizador:
Palavra-passe:

video_recoder
dvr
abcde

Utilize o teclado USB para inserir o caminho
da rede.
Nome de Utilize o teclado USB para inserir o nome deUtilizador: utilizador.
PalavraUtilize o teclado USB para inserir apasse:
palavra-passe.
Exemplo de definição:Caminho (nome do hostou IP/partição):Nome de Utilizador:
Palavra-passe:

192.168.0.101/dvr_mount
dvr
abcde

oo O conjunto utilizador/palavra-passe definido aquideve existir no computador onde existe a partição eo utilizador deve possuir privilégios de acesso a esta
partição.
AVISO IMPORTANTE
Quando utiliza diversos gravadores, a gravação de dados
pode ser perdida se o destino de gravação for definidopara a mesma localização no mesmo servidor. Não utilize
a mesma definição de localização.

51

Definições

Endereço IP
Utilize para definir o endereço de rede da unidade.
Automático Utilize um servidor DHCP para adquirir(DHCP):
automaticamente as definições de rede.
Selecione “Endereço IP” no ecrã “Rede” para
apresentar o endereço de rede adquirido.
Manual:Introduza as seguintes informações doendereço de rede.
Endereço IP:
Utilize o teclado USB para inseriro endereço IP.
Máscara deUtilize o teclado USB para inserir
sub-rede:a máscara de sub-rede.
Gateway
Utilize o teclado USB para inserir­predefinido:o gateway predefinido.
Servidor DNS1:
Utilize o teclado USB para inserir
o servidor DNS 1.
Servidor DNS2:
Utilize o teclado USB para inserir
o servidor DNS 2.
Servidor WINS:
Utilize o teclado USB para inserir
o servidor WINS.
NOTA
Se a definição do endereço IP for alterada, a nova definição será aplicada após o reinício da unidade.

Endereços IP e MAC atuais
Apresenta o endereço IP definido atualmente.

A última linha apresenta o endereço MAC do UR-4MD.

52

Utilização de funções DICOM
Opção DICOM: Para ativar a função DICOM após a aquisição da unidade, deve adquirir a chave DICOM. Consulte o
seu representante para mais informação.
oo A opção DICOM (DICOM Option) permite-lhe recebera lista de trabalho e reencaminhar imagens/fotos parao armazenamento DICOM (DICOM Storage). O vídeo
DICOM não é suportado pelo UR-4MD.

2 Pressione o botão MENU.

Função de armazenamento
Ao ativar a função de armazenamento, quando as imagens estáticas são capturadas pelo UR-4MD, podem ser
automaticamente transferidas para o servidor, utilizando
as configurações de armazenamento DICOM (DICOM
Storage). Se as imagens não puderem ser enviadas por
problemas de transmissão de rede ou incapacidade deligação ao servidor, por exemplo, o aparelho continuará atentar até conseguir a ligação.
Além disso, se for recebido do servidor um erro, depois
de um número definido de tentativas de reenvio, o aparelho parará de tentar e enviará o ficheiro seguinte.

A Worklist (lista de trabalho DICOM) será adquirida
pelo servidor. A lista de trabalho será apresentada noecrã quando a aquisição de lista for bem sucedida.

Função Modality Worklist Management
Ao ativar a função Modality Worklist Management (Gestão
de lista de trabalho de modalidade) a Worklist (lista detrabalho) pode ser adquirida e apresentada no ecrã frontal
do UR-4MD. A informação do doente selecionada da lista
apresentada pode ser utilizada para captura de imagens.

1 Pressione o botão PATIENT INFO.

NOTA
Se filtrar por data (configuraçãoRequested Date) estiverativada, pode pressionar o botão g na unidade para
carregar o dia anterior à lista apresentada ou o botão tpara carregar o dia posterior.

53

Acessórios opcionais
Ao ligar um dos seguintes controlos remotos ao conector REMOTE na parte de trás do UR-4MD, poderá usá-lo para
controlar a unidade. Os botões/pedais do controlo remoto e as funções da unidade que controlam são os seguintes.
Consulte o manual do proprietário de cada controlo remoto para informação suplementar sobre a utilização.

Controlo remoto TEAC/TASCAM RC-10
RC-10Função UR-4MD (botão)RECORD

Funcionamento definido em “Disparo Interruptor Ext.” (consulte “Realizar configurações do interruptor externo (vídeo)” na página 20)(STOP)(PLAY/PAUSE)(PHOTO)
(1)
(z)
(q)
(a)
(LIST)(CASE CLOSE)

STOP
PLAY
MARK
F3
F4
>> (FF)<< (REW)
F1
F2

oo Utilize o adaptador do controlo remoto com fios com o controlo remoto RC-10 para o utilizar com o UR-4MD.

Controlo remoto TEAC/TASCAM RC-3F

Entrada TRS 2,5 mm (Dica: SINAL, Anel: GND, Manga: GND)

Pedal L

Pedal C

Pedal R

RC-3F

Função UR-4MD (botão)Pedal C (centro)

Funcionamento definido em “Disparo Interruptor Ext.” (consulte “Realizar configurações dointerruptor externo (vídeo)” na página 20)(STOP)(PHOTO)

Pedal L (esquerda)
Pedal R (direita)

54

Manutenção
Verificações recomendadas

Resolução de problemas

Verifique diariamente os seguintes itens antes deutilizar. Tal irá ajudar a encontrar problemas rapidamente e a impedir avarias.

Nos casos seguintes, verifique por favor os itens listados
antes de solicitar a reparação.

Verificações diárias
oo Verifique se o cabo de alimentação e as entradasestão em boas condições. Substitua os cabos gastos
ou danificados antes de utilizar o UR-4MD.
oo Confirme se o cabo de alimentação está firmemente
ligado nas duas extremidades.
oo Confirme que os diversos conectores estão corretamente ligados.
oo Certifique-se de todos os equipamentos ligados estão
em condições seguras.

Verificação de segurança
Deve ser realizada uma verificação de segurança, pelo
menos, a cada dois anos. Se a legislação nacional local
exigir intervalos mais cursos, as verificações de segurança
devem ser realizadas de acordo com a mesma.

A unidade não liga.
eeConfirme se o cabo de alimentação está ligado.
(Certifique-se de que está devidamente ligado a uma
tomada e não se desligou.)
O aparelho liga-se mas não há saída de vídeo.
eeConfirme que os conectores do painel traseiro não
foram desligados e que os cabos utilizados não foram
danificados.
Verifique se a entrada foi devidamente selecionada.
“Tem a certeza de que pretende formatar?” éapresentado no LCD quando um dispositivo dearmazenamento USB é ligado mesmo que tenhasido ligado anteriormente sem qualquer problema.

Limpeza da unidade

VATENÇÃO
Para sua segurança, desligue a ficha de alimentação datomada antes de limpar.
oo Utilize um detergente de limpeza para a desinfeção
da superfície de modo a limpar a unidade.
oo O método de limpeza indicado é a desinfeção com
toalhetes. Não utilize desinfetantes em spray.
oo Recomendamos a utilização de toalhetes com detergente para a desinfeção.
  Tome as medidas adequadas para verificar o resultado da limpeza.

eeTente voltar a ligar o dispositivo de armazenamentoUSB. O dispositivo de armazenamento USB pode não
ser reconhecido devidamente dependendo da forma
de inserção do conector.
eeEsta mensagem pode surgir quando tiver ocorrido
um erro no sistema de ficheiros do dispositivo dearmazenamento USB. Um erro no sistema de ficheiros
pode impedir a gravação. Pare de utilizar o dispositivo
de armazenamento USB e utilize uma ferramenta deverificação do disco num computador para verificar e
reparar o seu sistema de ficheiros.
O cancelamento sem formatação também é possível,mas o dispositivo de armazenamento USB não seráreconhecido. Será apresentada uma mensagem deerro e o dispositivo não será utilizado para gravação.
AVISO IMPORTANTE
Se selecionar “Sim”, a formatação eliminará todos
os dados no dispositivo de armazenamento USB.
Certifique-se de que não necessita dos dados ou faça
uma cópia de segurança antes.

55

A gravação para um dispositivo de armazenamento
UBS parou inesperadamente ou um ficheiro gravado não aparece ou não pode ser reproduzido.
eePodem surgir problemas de gravação quando tiver
ocorrido um erro no sistema de ficheiros do dispositivo de armazenamento USB.
Utilize uma ferramenta de verificação do disco num
computador para verificar e reparar o sistema deficheiros do dispositivo de armazenamento USB.
Cada sistema operativo tem um método diferente derealizar reparações de disco. Por isso, siga os procedimentos para o sistema operativo do computador
ligado. Pesquise “verificação de discos” para encontrar
as instruções.

O HDD interno já não tem mais espaço livre, impossibilitando a gravação.
eeNa página de definições “Avançado-2”, “Apagar iHDD
(Manter)” está definido para “Apagar”? Coloqueesta definição noutra que não “Apagar” e reinicie aunidade. Se já estiver definido para outra que não“Apagar”, confirme que a unidade não está a ser mantida ligada (com corrente) continuamente. O espaço
livre no HDD interno apenas pode ser recuperado
quando a unidade é iniciada. Desligue a unidade uma
vez por dia e não a mantenha sempre ligada. Se esperar gravar durante bastante tempo quando não existir
espaço livre suficiente no HDD interno, reinicie previamente a unidade para recuperar espaço livre.

Mesmo pressionando o botão de gravação, porvezes não aparecem o ícone e o tempo de gravação.
eeIsto pode ocorrer da primeira vez que a gravação é iniciada depois de utilizar um computador, por exemplo,
para adicionar ou eliminar ficheiros num dispositivo
de armazenamento USB que o UR-4MD tenha utilizado para gravação.
Este é unicamente um problema de apresentação.
A gravação será efetivamente realizada e a apresentação normal será recuperada depois de gravar parao dispositivo de armazenamento USB durante 20
a 120 segundos. Deixe como está até recuperar avisualização.

O tempo restante de gravação aumentou ou diminuiu drasticamente.
eeO tempo restante apresentado depende da resolução
do sinal de entrada de vídeo (ou do sinal atualmente
selecionado quando entram diversos sinais).

56

Especificações
Geral

Normas/certificações/registo

Suportes de gravação
Disco interno. . . . . . . . . . . . . . . . . de 2,5 polegadas (500 GB)(cerca de 450 GB de dados)
Discos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  USB externos(pens e discos rígidos)
Formato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAT32

Normas de segurança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IEC 60601-1
CSA 60601-1
EN 60601-1

Colocação para funcionamento. . . . . . . . superfície nivelada
Alimentação. . . . . . . . . . . . . . . CA 100–240 V ±10 %, 50/60 Hz
0,62–0,35 A

Ambiente de funcionamento
Temperatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–40 °C
Humidade. . . . . . . . . . . . . . . . . 5–80 % RH (sem condensação)Temperatura máxima do termómetro húmido:. . . 29–40 °C
Pressão atmosférica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750–1040 hPa

Ambiente de armazenamento
Temperatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  –20 °C a +60 °C
Humidade. . . . . . . . . . . . . . . . . 5–80 % RH (sem condensação)Temperatura máxima do termómetro húmido:. . . . . . . 29 °C

EMC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IEC 60601-1-2
EN 60601-1-2
FCC classe B
ICES-003 classe B
Certificações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NRTL/C, CB
Registo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FDA

Especificações de equipamento médico
Classificação de Dispositivos Médicos. . . . . . . . . . . . . . Classe I
Classificação elétrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proteção Classe I
Proteção contra a intrusão de água prejudicial . . . .  Normal
Grau de segurança na presença de uma mistura de anestésico inflamável com ar, oxigénio ou óxido nitroso.
Não adequado para utilização na presença de uma
mistura de anestésico inflamável com ar, oxigénio ouóxido nitroso.
Modo de funcionamento. . . . . . . . . . . . . . . . Equipamento de
funcionamento contínuo

Pressão atmosférica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600–1040 hPa

Sinais de entrada de áudio/vídeo
Ambiente para transporte
Temperatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  –30 °C a +60 °C
Humidade. . . . . . . . . . . . . . . . . 5–90 % RH (sem condensação)Temperatura máxima do termómetro húmido:. . . . . . . 29 °C
Pressão atmosférica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600–1040 hPa
Dimensões externas (l × p × a)
210,5 mm × 235 mm × 88,5 mm(incluindo pés de borracha, excluindo saliências no painel
traseiro)
Peso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 kg

Analógicos (NTSC/PAL)COMPOSITE . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 Vpp, terminação em 75 Ω
S-VIDEO. . .  1,0 Vpp, terminação em 75 Ω, sinal de brilho
NTSC. . . . . . . 0,286 Vpp, terminação em 75 Ω, sinal de cor
PAL. . . . . . . . . . . 0,3 Vpp, terminação em 75 Ω, sinal de cor
Digital (vídeo de alta resolução)SDI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1080p, 1080i, 720p, 480i, 576i
DVI-D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 × 480 – 1920 × 1200
oo 1920 × 1200 é reduzido para 1728 × 1080 e gravado
Áudio
AUDIO. . . . . . . . . . . . . . . . . Miniconector estéreo de 3,5 mm−9.4 dBV, 10 kΩ ou superior, não equilibrado
Exclusivamente com conector de entrada de vídeo SDI
MIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miniconector mono de 3,5 mm
NOTA: Quando utilizar um conector estéreo,certifique-se de que a entrada do som do microfone
se realiza no canal esquerdo (L).

57

Especificações
Sinais de saída de áudio/vídeo

Processamento de dados áudio

Analógicos (NTSC/PAL)COMPOSITE . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 Vpp, terminação em 75 Ω
S-VIDEO. . .  1,0 Vpp, terminação em 75 Ω, sinal de brilho
NTSC. . . . . . . 0,286 Vpp, terminação em 75 Ω, sinal de cor
PAL. . . . . . . . . . . 0,3 Vpp, terminação em 75 Ω, sinal de cor

Formato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LPCM

Digital (vídeo de alta resolução)SDI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1080p, 1080i, 720p, 480i, 576i
DVI-D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 × 480 – 1920 × 1200

Interfaces

Áudio
AUDIO. . . . . . . . . . . . . . . . . Miniconector estéreo de 3,5 mm−6 dBV, 1 kΩ, não equilibrado
Exclusivamente com conector de saída de vídeo SDI

Frequência de amostragem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 kHz
Profundidade de bits de quantização. . . . . . . . . . . . . . 16 bits

LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RJ45 (100Base-TX/1000Base-T)
USB-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  para gravação × 2 (USB 2.0)
para introdução de carateres × 1 (teclado USB)
USB-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  para ligação ao computador
REMOTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miniconector de 2,5 mm
Interruptor de contacto. . . . . . . . Miniconectores de 3,5 mm

Processamento de dados de vídeo/fotos
Método de compressão, vídeos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H.264
Método de compressão, fotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPEG
Formato de ficheiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mov58

Limites para a compatibilidade eletromagnética (CEM)
Importantes avisos CEM para utilização em ambientes médicos
oo O UR-4MD necessita de precauções especiais relativas à CEM edeve ser instalado e colocado em funcionamento de acordo com
as informações da CEM fornecidas nestas instruções de utilização.
oo Os equipamentos de comunicações por RF portáteis e móveis, taiscomo telemóveis podem afetar o UR-4MD.
oo O UR-4MD pode apresentar problemas de funcionamento por eletricidade estática. Não ligar ou desligar as unidades USB durante ofuncionamento.

oo O UR-4MD destina-se a ser utilizado em ambientes clínicos. Não
utilizar em restaurantes, cafés, lojas, mercados, escolas, igrejas,
bibliotecas, no exterior (ruas, passeios, parques), veículos (automóveis, autocarros, comboios, barcos, aviões, helicópteros), estações
de comboio ou de autocarro, aeroportos, hotéis, hostels, pensões,museus ou teatros.

Informações e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas
O UR-4MD destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo.
O cliente ou o utilizador do UR-4MD devem assegurar que é utilizado em tal ambiente.
Teste de emissões
Emissões de RF
CISPR 32
Emissões harmónicas
IEC 61000-3-2
Flutuações de tensão/emissões de tremulação
IEC 61000-3-3

Conformidade
Classe B
Classe A

Ambiente eletromagnético – Orientação
O UR-4MD é adequado para utilização em todas as instalações, incluindo
instalações domésticas e instalações diretamente ligadas à rede de abastecimento público de energia de baixa tensão que fornece os edifícios utilizados
para fins domésticos.

Conforme

AVISO IMPORTANTE
Se o UR-4MD for utilizado ao lado ou por cima de outro equipamento,
deve ser verificado quando ao seu normal funcionamento na configuração na qual será utilizado.

Lista de cabos utilizados para testes de EMC
Tipo de cabo
Cabo de alimentação CA
Cabo de porta de entrada de S-VIDEO IN
Cabo de porta de entrada COMPOSITE IN
Cabo de porta de entrada DVI-D IN
Cabo de porta de entrada SDI IN
Cabo de porta REMOTE
Cabo de porta de saída COMPOSITE OUT
Cabo de porta de saída S-VIDEO OUT
Cabo de porta de saída DVI-D OUT
Cabo de porta de saída SDI OUT
Cabo Ethernet
Cabo USB
Cabo de porta de entrada de áudio (AUDIO IN)
Cabo de porta de saída de áudio (AUDIO OUT)
Cabo de porta de entrada de microfone
Cabo de porta EXT SW (VIDEO)
Cabo de porta EXT SW (PHOTO)
Cabo de porta de saída SDI THRU

Especificações
2 m, não blindado
1,5 m, blindado
1,5 m, blindado
1,5 m, blindado
5 m, blindado
3 m, blindado
1,5 m, blindado
1,5 m, blindado
1,5 m, blindado
5 m, blindado
3 m, blindado
1,5 m, blindado
1,5 m, blindado
1,5 m, blindado
1 m, blindado
4 m, blindado
4 m, blindado
2 m, blindado

59

Limites para a compatibilidade eletromagnética (CEM)
Informações e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética
O UR-4MD destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o utilizador do UR-4MD devem assegurarque é utilizado em tal ambiente.
Teste de imunidade
Nível de teste
Nível deAmbiente eletromagnético – Orientação
IEC 60601
conformidade
Descarga eletrostática
±8 kV de±8 kV de contacto O chão deve ser de madeira, cimento ou de tijolo. Se o chão estiver coberto(ESD)
contacto
com material sintético, a humidade relativa deve ser de 30%.
±15 kV de ar
IEC 61000-4-2±15 kV de ar
A qualidade da corrente elétrica deve ser a de um ambiente comercial ou±2 kV para as
Transitório elétrico±2 kV para as
hospitalar típico.
linhas de abasrápido/rajada
linhas de abastecimento detecimento depotênciapotência
IEC 61000-4-4

Picos de corrente±1 kV para linhasde entrada/saída±1 kV mododiferencial±1 kV para linhasde entrada/saída±1 kV mododiferencial±2 kV modo
regular
0% UT(100% queda na
UT) durante 1
ciclo±2 kV modo
regular
0% UT(100% queda na
UT) durante 1
ciclo

70% UT(queda de 30 %na UT) durante 25
ciclos

70% UT(queda de 30 %na UT) durante 25
ciclos0% UT(100% queda na
UT) durante 5 seg.
(50 Hz: 10 ciclos,
60 Hz: 12 ciclos)

0% UT(100% queda na
UT) durante 5 seg.
(50 Hz: 10 ciclos,
60 Hz: 12 ciclos)

30 A/m30 A/mA qualidade da corrente elétrica deve ser a de um ambiente comercial ou
hospitalar típico.

IEC 61000-4-5

Quedas de tensão,interrupções curtas evariações de tensão nas
linhas de entrada de fornecimento de potência.
IEC 61000-4-11

Frequência dealimentação
(50/60 Hz)
campo magnético

A qualidade da corrente elétrica deve ser a de um ambiente comercial
ou hospitalar típico. Se o utilizador do UR-4MD necessitar de um funcionamento permanente durante interrupções da alimentação de energia,
recomenda-se que o UR-4MD seja alimentado a partir de uma fonte de alimentação ininterrupta ou de uma bateria.

Os campos magnéticos de frequência de potência devem estar em níveis
típicos de uma localização normal num ambiente hospitalar ou comercial
normal.

IEC 61000-4-8
NOTA: UT é a tensão de rede de CA antes da aplicação do nível de teste.

60Limites para a compatibilidade eletromagnética (CEM)
Informações e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética
O UR-4MD destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o utilizador do UR-4MD devem assegurarque é utilizado em tal ambiente.
Teste de imunidade
Nível de teste
Nível deAmbiente eletromagnético – Orientação
IEC 60601
conformidade
O equipamento de comunicação por RF portátil e móvel não deve serutilizado mais próximo de qualquer parte do UR-4MD, incluindo cabos, doque a distância de separação recomendada, calculada a partir da equação
aplicável à frequência do transmissor.
Distância de separação recomendada
Perturbações de RF
conduzida
IEC 61000-4-6

3 Vrms3 Vrms(150 kHz a 80 MHz,
fora de intervalos
ISM c)

d = 1,2 √P

6 Vrms6 Vrms(150 kHz a 80 MHz,dentro de intervalos ISM c)

Perturbações de RF
radiadaIEC 61000-4-3

10 V/m80 MHz a 2,7 GHz

10 V/md = 0,6 √P

80 MHz a 2,7 GHz

Onde P consiste na potência nominal de saída máxima do transmissor em
watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor, e d consiste na distância de separação recomendada, em metros (m).
As forças de campo de transmissores de RF fixos, conforme determinado
por uma inspeção do local eletromagnético, a devem ser inferiores ao nível
de conformidade em cada intervalo de frequências.b
Pode ocorrer interferência nas proximidades de equipamento assinalado
com o seguinte símbolo:

NOTA1: Com 80 MHz aplica-se o intervalo de frequências mais elevado.
NOTA 2: Estas diretrizes poderão não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão deestruturas, objetos e pessoas.
aNão é possível prever teoricamente com exatidão as intensidades de campo resultantes de transmissores fixos, tais como estações-basepara telefones por rádio (celulares/sem fios) e rádios móveis de terra, rádios amadores, emissões de rádio AM e FM e emissão TV. Para avaliar oambiente eletromagnético resultante de transmissores de RF fixos, deve considerar-se uma inspeção do local eletromagnético. Se a força decampo medida no local em que se utiliza o UR-4MD exceder o nível de conformidade de RF aplicável acima, o UR-4MD deve ser observado para
confirmação da normalidade do seu funcionamento. Se se observar desempenho anormal, poderão ser necessárias medidas adicionais, comouma nova orientação ou localização do UR-4MD.
b

Acima do intervalo de frequências de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser inferiores a 5 V/m.

c

Os intervalos ISM (industriais, científicos e médicos entre 150 kHz e 80 MHz são 6,765 MHz a 6,795 MHz, 13,553 MHz a 13,567 MHz, 26,957 MHz
a 27,283 MHz e 40,66 MHz a 40,70 MHz.

61

Limites para a compatibilidade eletromagnética (CEM)
Informações e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética
O UR-4MD destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético onde as perturbações de RF radiadas estejam controladas. O equipamentode comunicações por RF portátil deve ser utilizado a, pelo menos, 30 cm de qualquer peça do UR-4MD. Caso contrário, tal poderá resultar na
degradação do desempenho deste equipamento.
Teste deimunidadeCampos deproximidade deequipamentos deradiofrequência
de comunicação
IEC 61000-4-3

Intervalo aServiço a

Modulação

380–390 MHz

TETRA 400

430–470 MHz

Nível de teste
IEC 60601

Nível deconformidade

Modulação de impulso
18 Hz

27 V/m

27 V/mGMRS 460
FRS 460

FM
Desvio de ±5 kHz
Onda 1 kHz

28 V/m

28 V/m704–787 MHz

Intervalo LTE 13, 17

Modulação de impulso
217 Hz

9 V/m

9 V/m

800–960 MHz

GSM 800/900
TETRA 800
iDEN 820CDMA 850
Intervalo LTE 5

Modulação de impulso
18 Hz

28 V/m

28 V/m1700–1990 MHz

GSM 1800
CDMA 1900
GSM 1900DECTIntervalo LTE 1, 3, 4, 25
UMTS

Modulação de impulso
217 Hz28 V/m

28 V/m

2400–2570 MHz

Bluetooth
WLAN
802.11 b/g/n
RFID 2450
Intervalo LTE 7

Modulação de impulso
217 Hz28 V/m

28 V/m5100–5800 MHz

WLAN 802.11 a/n

Modulação de impulso
217 Hz

9 V/m

9 V/m

NOTA: E stas diretrizes poderão não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
a Para alguns serviços, são incluídas apenas as frequências superiores.

62

Informações de licença de software
O software utilizado neste produto inclui software que a TEAC
Corporation (doravante, "TEAC") recebeu autorização de utilização por
terceiros, direta ou indiretamente. Solicitamos que leia obrigatoriamente o aviso sobre software.

Aviso sobre software que utiliza a GNU GPL
Este produto inclui software coberto pelas seguintes licenças livres:
GNU General Public License (a seguir, “GPL”) ou GNU Lesser General
Public License (a seguir, “LGPL”).
De acordo com as condições anexas da GPL/LGPL, informamos que
os clientes têm o direito de obter, alterar e redistribuir o código fonte
deste software.

Se pretender obter o código fonte para este software, poderá solicitá-lo acedendo ao URL seguinte e preenchendo um formulário deregisto.
http://teac-global.com/support/opensource/form/
Note que não somos capazes de responder a perguntas sobre o conteúdo do código fonte e assuntos semelhantes.
Os textos originais das licenças livres GNU General Public License e
GNU Lesser General Public License são fornecidos na “Software license
information” na página 64.

Lista de embalagens
linux-3.0.35
kernel-3.0.35-imx_4.0.0
u-boot-2009.08-imx_3.0.3
gst-plugins-base-0.10.35
gst-plugins-good-0.10.30

gst-plugins-ugly-0.10.11
gstreamer-core-0.10.35-1
imx-lib-3.0.35-4.0.0
imx-test-3.0.35-4.0.0
smartmontools-6.3

63

Software license information
parties under the terms of this License.

GPL
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copiesof this license document, but changing it is not allowed.
Preamblec) If the modified program normally reads commands interactively
when run, you must cause it, when started running for suchinteractive use in the most ordinary way, to print or display anannouncement including an appropriate copyright notice and anotice that there is no warranty (or else, saying that you provide
a warranty) and that users may redistribute the program underthese conditions, and telling the user how to view a copy of thisLicense. (Exception: if the Program itself is interactive but
does not normally print such an announcement, your work based on
the Program is not required to print an announcement.)

The licenses for most software are designed to take away yourfreedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
License is intended to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its users. This
General Public License applies to most of the Free Software
Foundation's software and to any other program whose authors commit tousing it. (Some other Free Software Foundation software is covered by
the GNU Library General Public License instead.) You can apply it toyour programs, too.

These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Program,and can be reasonably considered independent and separate works inthemselves, then this License, and its terms, do not apply to thosesections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work basedon the Program, the distribution of the whole must be on the terms ofthis License, whose permissions for other licensees extend to theentire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

When we speak of free software, we are referring to freedom, notprice. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge forthis service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of itin new free programs; and that you know you can do these things.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative orcollective works based on the Program.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights thatyou have. You must make sure that they, too, receive or can get thesource code. And you must show them these terms so they know theirrights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and(2) offer you this license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certainthat everyone understands that there is no warranty for this free
software. If the software is modified by someone else and passed on, wewant its recipients to know that what they have is not the original, sothat any problems introduced by others will not reflect on the original
authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a freeprogram will individually obtain patent licenses, in effect making the
program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any
patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution andmodification follow.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSETERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains
a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License. The "Program", below,
refers to any such program or work, and a "work based on the Program"means either the Program or any derivative work under copyright law:that is to say, a work containing the Program or a portion of it,either verbatim or with modifications and/or translated into anotherlanguage. (Hereinafter, translation is included without limitation in
the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are notcovered by this License; they are outside its scope. The act ofrunning the Program is not restricted, and the output from the Program
is covered only if its contents constitute a work based on the
Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's
source code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all thenotices that refer to this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a copy of this Licensealong with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, andyou may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portionof it, thus forming a work based on the Program, and copy anddistribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:a) You must cause the modified files to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that inwhole or in part contains or is derived from the Program or any
part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third

64

In addition, mere aggregation of another work not based on the Programwith the Program (or with a work based on the Program) on a volume ofa storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it,
under Section 2) in object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable
source code, which must be distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than yourcost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,c) Accompany it with the information you received as to the offer
to distribute corresponding source code. (This alternative isallowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with suchan offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work formaking modifications to it. For an executable work, complete sourcecode means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used tocontrol compilation and installation of the executable. However, as a
special exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binaryform) with the major components (compiler, kernel, and so on) of theoperating system on which the executable runs, unless that component
itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering
access to copy from a designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same place counts as
distribution of the source code, even though third parties are notcompelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program
except as expressly provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program isvoid, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under
this License will not have their licenses terminated so long as suchparties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have notsigned it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Program or its derivative works. These actions areprohibited by law if you do not accept this License. Therefore, bymodifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, andall its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the
Program), the recipient automatically receives a license from theoriginal licensor to copy, distribute or modify the Program subject tothese terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties tothis License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement orotherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot

distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under thisLicense and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Program at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Program by
all those who receive copies directly or indirectly through you, thenthe only way you could satisfy both it and this License would be torefrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under
any particular circumstance, the balance of the section is intended toapply and the section as a whole is intended to apply in othercircumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system, which is
implemented by public license practices. Many people have madegenerous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of thatsystem; it is up to the author/donor to decide if he or she is willingto distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted incertain countries either by patents or by copyrighted interfaces, theoriginal copyright holder who places the Program under this License
may add an explicit geographical distribution limitation excluding
those countries, so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this License incorporates
the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versionsof the General Public License from time to time. Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may differ in detail toaddress new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program
specifies a version number of this License which applies to it and "anylater version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a version number ofthis License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other freeprograms whose distribution conditions are different, write to the author
to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes
make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goalsof preserving the free status of all derivatives of our free software andof promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTYFOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIESPROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSEDOR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITINGWILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISINGOUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITEDTO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BYYOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, the best way to achieve this is to make itfree software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest
to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least
the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See theSoftware license information
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public Licensealong with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like thiswhen it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 'show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate
parts of the General Public License. Of course, the commands you use may
be called something other than `show w' and `show c'; they could even bemouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or yourschool, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program`Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into
proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may
consider it more useful to permit linking proprietary applications with thelibrary. If this is what you want to do, use the GNU Library General
Public License instead of this License.

LGPL Version 2
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copiesof this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the library GPL. It isnumbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away yourfreedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Library General Public License, applies to somespecially designated Free Software Foundation software, and to any
other libraries whose authors decide to use it. You can use it foryour libraries, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, notprice. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge forthis service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of itin new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if
you distribute copies of the library, or if you modify it.

General Public License rather than by this special one.
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSETERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library whichcontains a notice placed by the copyright holder or other authorized
party saying it may be distributed under the terms of this Library
General Public License (also called "this License"). Each licensee isaddressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or dataprepared so as to be conveniently linked with application programs(which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A "work based on the
Library" means either the Library or any derivative work undercopyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term "modification".)"Source code" for a work means the preferred form of the work formaking modifications to it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associatedinterface definition files, plus the scripts used to control compilationand installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are notcovered by this License; they are outside its scope. The act ofrunning a program using the Library is not restricted, and output fromsuch a program is covered only if its contents constitute a work basedon the Library (independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what the Library does
and what the program that uses the Library does.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gaveyou. You must make sure that they, too, receive or can get the sourcecode. If you link a program with the library, you must provide
complete object files to the recipients so that they can relink themwith the library, after making changes to the library and recompiling
it. And you must show them these terms so they know their rights.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
complete source code as you receive it, in any medium, provided thatyou conspicuously and appropriately publish on each copy anappropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.

Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyrightthe library, and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in exchange for afee.

Also, for each distributor's protection, we want to make certainthat everyone understands that there is no warranty for this freelibrary. If the library is modified by someone else and passed on, wewant its recipients to know that what they have is not the original
version, so that any problems introduced by others will not reflect on
the original authors' reputations.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portionof it, thus forming a work based on the Library, and copy anddistribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that companies distributing free
software will individually obtain patent licenses, thus in effecttransforming the program into proprietary software. To prevent this,we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's
free use or not licensed at all.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary
GNU General Public License, which was designed for utility programs. Thislicense, the GNU Library General Public License, applies to certain
designated libraries. This license is quite different from the ordinary
one; be sure to read it in full, and don't assume that anything in it is
the same as in the ordinary license.
The reason we have a separate public license for some libraries is thatthey blur the distinction we usually make between modifying or adding to a
program and simply using it. Linking a program with a library, withoutchanging the library, is in some sense simply using the library, and isanalogous to running a utility program or application program. However, ina textual and legal sense, the linked executable is a combined work, aderivative of the original library, and the ordinary General Public Licensetreats it as such.
Because of this blurred distinction, using the ordinary General
Public License for libraries did not effectively promote software
sharing, because most developers did not use the libraries. We
concluded that weaker conditions might promote sharing better.
However, unrestricted linking of non-free programs would deprive theusers of those programs of all benefit from the free status of thelibraries themselves. This Library General Public License is intended topermit developers of non-free programs to use free libraries, while
preserving your freedom as a user of such programs to change the freelibraries that are incorporated in them. (We have not seen how to achieve
this as regards changes in header files, but we have achieved it as regardschanges in the actual functions of the Library.) The hope is that thiswill lead to faster development of free libraries.
The precise terms and conditions for copying, distribution andmodification follow. Pay close attention to the difference between a"work based on the library" and a "work that uses the library". The
former contains code derived from the library, while the latter only
works together with the library.
Note that it is possible for a library to be covered by the ordinarya) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at nocharge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or atable of data to be supplied by an application program that uses
the facility, other than as an argument passed when the facility
is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,in the event an application does not supply such function ortable, the facility still operates, and performs whatever part ofits purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has
a purpose that is entirely well-defined independent of theapplication. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must
be optional: if the application does not supply it, the squareroot function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Library,and can be reasonably considered independent and separate works inthemselves, then this License, and its terms, do not apply to thosesections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work basedon the Library, the distribution of the whole must be on the terms ofthis License, whose permissions for other licensees extend to theentire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative orcollective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Librarywith the Library (or with a work based on the Library) on a volume ofa storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library. To dothis, you must alter all the notices that refer to this License, sothat they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the65Software license information
ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
that version instead if you wish.) Do not make any other change inthese notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible forthat copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion orderivative of it, under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, whichmust be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy thesource code from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though third parties are notcompelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
linked with it, is called a "work that uses the Library". Such awork, in isolation, is not a derivative work of the Library, andtherefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Librarycreates an executable that is a derivative of the Library (because it
contains portions of the Library), rather than a "work that uses thelibrary". The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header filethat is part of the Library, the object code for the work may be aderivative work of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the work can belinked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also compile orlink a "work that uses the Library" with the Library to produce awork containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered bythis License. You must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you must include thecopyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do oneof these things:a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including whateverchanges were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
with the Library, with the complete machine-readable "work thatuses the Library", as object code and/or source code, so that theuser can modify the Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library. (It is understoodthat the user who changes the contents of definitions files in the
Library will not necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions.)b) Accompany the work with a written offer, valid for atleast three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no morethan the cost of performing this distribution.
c) If distribution of the work is made by offering access to copy
from a designated place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
d) Verify that the user has already received a copy of thesematerials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.

66

It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normallyaccompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you
distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other libraryfacilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on
the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:a) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library, uncombined with any other libraryfacilities. This must be distributed under the terms of theSections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the factthat part of it is a work based on the Library, and explaining
where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distributethe Library except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate yourrights under this License. However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have notsigned it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works. These actions areprohibited by law if you do not accept this License. Therefore, bymodifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, andall its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from theoriginal licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
subject to these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties tothis License.

programs whose distribution conditions are incompatible with these,
write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Ourdecision will be guided by the two goals of preserving the free statusof all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULARPURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO INWRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCHDAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software thateveryone can redistribute and change. You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of theordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It issafest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement orotherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under thisLicense and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
all those who receive copies directly or indirectly through you, thenthe only way you could satisfy both it and this License would be torefrain entirely from distribution of the Library.

This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Library General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2 of the License, or (at your option) any later version.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices. Many people have madegenerous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of thatsystem; it is up to the author/donor to decide if he or she is willingto distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted incertain countries either by patents or by copyrighted interfaces, theoriginal copyright holder who places the Library under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the Library General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Libraryspecifies a version number of this License which applies to it and"any later version", you have the option of following the terms andconditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation. If the Library does not specify alicense version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other freeThis library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Library General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Library General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

You should also get your employer (if you work as a programmer) or yourschool, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in thelibrary `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!

Software license information
LPGL Version 2.1				

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copiesof this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]
			Preamble

The licenses for most software are designed to take away yourfreedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to somespecially designated software packages--typically libraries--of theFree Software Foundation and other authors who decide to use it. You
can use it too, but we suggest you first think carefully about whether
this license or the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use,
not price. Our General Public Licenses are designed to make sure thatyou have the freedom to distribute copies of free software (and charge
for this service if you wish); that you receive source code or can get
it if you want it; that you can change the software and use pieces of
it in new free programs; and that you are informed that you can dothese things.

non-free programs enables many more people to use the whole GNU
operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating
system.

your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative orcollective works based on the Library.

Although the Lesser General Public License is Less protective of theusers' freedom, it does ensure that the user of a program that is
linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run
that program using a modified version of the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Librarywith the Library (or with a work based on the Library) on a volume ofa storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.

The precise terms and conditions for copying, distribution andmodification follow. Pay close attention to the difference between a"work based on the library" and a "work that uses the library". The
former contains code derived from the library, whereas the latter must
be combined with the library in order to run.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library. To dothis, you must alter all the notices that refer to this License, sothat they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
instead of to this License. (If a newer version than version 2 of theordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
that version instead if you wish.) Do not make any other change inthese notices.

		 GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSETERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or otherprogram which contains a notice placed by the copyright holder orother authorized party saying it may be distributed under the terms ofthis Lesser General Public License (also called "this License").
Each licensee is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or dataprepared so as to be conveniently linked with application programs(which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A "work based on the
Library" means either the Library or any derivative work undercopyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term "modification".)To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
distributors to deny you these rights or to ask you to surrender theserights. These restrictions translate to certain responsibilities foryou if you distribute copies of the library or if you modify it.

"Source code" for a work means the preferred form of the work formaking modifications to it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associatedinterface definition files, plus the scripts used to control compilationand installation of the library.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gaveyou. You must make sure that they, too, receive or can get the sourcecode. If you link other code with the library, you must provide
complete object files to the recipients, so that they can relink themwith the library after making changes to the library and recompiling
it. And you must show them these terms so they know their rights.

Activities other than copying, distribution and modification are notcovered by this License; they are outside its scope. The act ofrunning a program using the Library is not restricted, and output fromsuch a program is covered only if its contents constitute a work basedon the Library (independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what the Library does
and what the program that uses the Library does.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright thelibrary, and (2) we offer you this license, which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that
there is no warranty for the free library. Also, if the library is
modified by someone else and passed on, the recipients should knowthat what they have is not the original version, so that the original
author's reputation will not be affected by problems that might beintroduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence ofany free program. We wish to make sure that a company cannot
effectively restrict the users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist thatany patent license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by theordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser
General Public License, applies to certain designated libraries, andis quite different from the ordinary General Public License. We use
this license for certain libraries in order to permit linking thoselibraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or usinga shared library, the combination of the two is legally speaking a
combined work, a derivative of the original library. The ordinary
General Public License therefore permits such linking only if theentire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking other code withthe library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it
does Less to protect the user's freedom than the ordinary General
Public License. It also provides other free software developers Lessof an advantage over competing non-free programs. These disadvantages
are the reason we use the ordinary General Public License for many
libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain
special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need toencourage the widest possible use of a certain library, so that it becomesa de-facto standard. To achieve this, non-free programs must beallowed to use the library. A more frequent case is that a freelibrary does the same job as widely used non-free libraries. In thiscase, there is little to gain by limiting the free library to free
software only, so we use the Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-freeprograms enables a greater number of people to use a large body offree software. For example, permission to use the GNU C Library in

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
complete source code as you receive it, in any medium, provided thatyou conspicuously and appropriately publish on each copy anappropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in exchange for afee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portionof it, thus forming a work based on the Library, and copy anddistribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at nocharge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or atable of data to be supplied by an application program that uses
the facility, other than as an argument passed when the facility
is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,in the event an application does not supply such function ortable, the facility still operates, and performs whatever part ofits purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has
a purpose that is entirely well-defined independent of theapplication. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must
be optional: if the application does not supply it, the squareroot function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Library,and can be reasonably considered independent and separate works inthemselves, then this License, and its terms, do not apply to thosesections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work basedon the Library, the distribution of the whole must be on the terms ofthis License, whose permissions for other licensees extend to theentire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest

Once this change is made in a given copy, it is irreversible forthat copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion orderivative of it, under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, whichmust be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy thesource code from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though third parties are notcompelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
linked with it, is called a "work that uses the Library". Such awork, in isolation, is not a derivative work of the Library, andtherefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Librarycreates an executable that is a derivative of the Library (because it
contains portions of the Library), rather than a "work that uses thelibrary". The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header filethat is part of the Library, the object code for the work may be aderivative work of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the work can belinked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine orlink a "work that uses the Library" with the Library to produce awork containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered bythis License. You must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you must include thecopyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do oneof these things:a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including whateverchanges were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
with the Library, with the complete machine-readable "work thatuses the Library", as object code and/or source code, so that theuser can modify the Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library. (It is understoodthat the user who changes the contents of definitions files in the
Library will not necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions.)b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the
Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a
copy of the library already present on the user's computer system,
rather than copying library functions into the executable, and (2)will operate properly with a modified version of the library, if

67Software license information
the user installs one, as long as the modified version isinterface-compatible with the version that the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for atleast three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no morethan the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy
from a designated place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of thesematerials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the materials to be distributed need not include anything that isnormally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normallyaccompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you
distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other libraryfacilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on
the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:a) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library, uncombined with any other libraryfacilities. This must be distributed under the terms of theSections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the factthat part of it is a work based on the Library, and explaining
where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distributethe Library except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate yourrights under this License. However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have notsigned it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works. These actions areprohibited by law if you do not accept this License. Therefore, bymodifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, andall its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from theoriginal licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
subject to these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties withthis License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted incertain countries either by patents or by copyrighted interfaces, theoriginal copyright holder who places the Library under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the Lesser General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Libraryspecifies a version number of this License which applies to it and"any later version", you have the option of following the terms andconditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation. If the Library does not specify alicense version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other freeprograms whose distribution conditions are incompatible with these,
write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Ourdecision will be guided by the two goals of preserving the free statusof all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
			NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULARPURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO INWRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCHDAMAGES.
		END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software thateveryone can redistribute and change. You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of theordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It issafest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement orotherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under thisLicense and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
all those who receive copies directly or indirectly through you, thenthe only way you could satisfy both it and this License would be torefrain entirely from distribution of the Library.

This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices. Many people have madegenerous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of thatsystem; it is up to the author/donor to decide if he or she is willingto distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.

68

This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

You should also get your employer (if you work as a programmer) or yourschool, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in thelibrary `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!

69

TEAC CORPORATION

1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530 Japan

Phone: +81-42-356-9154

TEAC AMERICA, INC.

10410 Pioneer Blvd. Unit #1, Santa Fe Springs, California 90670, U.S.A.

Phone: +1-323-726-0303

TEAC EUROPE GmbH (EU Importer) Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany

Telefon: +49-611-7158-362

TEAC SALES & TRADING(ShenZhen) Co.,LTD.

Phone: +86-755-88311561-2

Issue Date: 01 Nov 2021

Room 817, Xinian Center A, Tairan Nine Road West, Shennan Road, Futian District,
Shenzhen, Guangdong Province 518040, China

Firmware version: 1.28