大分県産業科学技術センター

貸付機械器具一覧

機械・金属関係機器(測定・観察・解析)
機器番号

機器名

概要・用途

㈱島津製作所 /RH-50

精 密 万 能 試 験 機 ㈱島津製作所 /(250kN)
AG-250kNXplus

最大負荷容量及びロードセル定格容量：250kN、精度：表示試験力の±1%以内（ただし、ロードセル定格容量の 1/1～1/1000 の範囲において ） 、 ク ロ ス ヘ ッ ド 移 動 速 度 ： 0.0005 ～500mm/min、有効試験幅：600mm、速度制御による金属最大引張ストローク：600mm、最大サンプリ 材料等の引張・圧縮ング速度：0.2msec、試験
引 張 試 験 治 具 ： 平 板 用 t=0 ～ 25.5mm（W=50mm）、丸棒用 φ4～30mm、
圧 縮 試 験 治 具 ： 固 定 式 圧 板 φ 100 、 200 ×t40mm、
その他：金属３点曲げ治具、伸び計等あり

M204 内部欠陥判定装置

M205

仕様

容量：500kN、250kN、100kN、50kN、25kN、ラムストローク：250mm、引張試験片形状：板状(幅 60mm、板厚 30mm、金属材料・金属製品
長さ 700mm)以内、棒状（径 12～35mm、長 等の引張試験や圧縮さ 700mm)、試験
圧縮試験：試験材寸法制限(幅 650、奥行 650、高さ 600(mm)）

M200 万能試験機

M201

メーカー/型式㈲日下レアメタル / 測定可能肉厚：ダクタイル鋳鉄で 20～150mm 金属材料等の内部欠
ND TESTER3（表面状態、材質による測定制限あり）
陥の探査

ワックス物性試験 ㈱レオテック /機
RT-2020J-CW 型

試験荷重レンジ：20kg（最小目盛 200g）、 ロストワックス鋳造
試験速度：2、5、6、30cm/min（手動切替）、用鋳型の樹脂の物性
試料台寸法：80mm×80mm
測定試験条件：イ）塩水噴霧試験（噴霧方式：噴霧塔方式、試験液：中性 5%食塩水、噴霧量：1～2ml/80cm2/h、噴霧圧力：0.098MPa、試験
温度：35～50℃）、ロ）乾燥試験（温度調整 金属材料、表面処理
スガ試験機㈱ /範囲：30～70℃）、ハ）湿潤試験（温度調節 材及び電子部品等の塩乾湿複合サイク
M206
ISO-3-CY ・ R-GC 範囲：30～50℃、湿度範囲：60～95％RH）、塩水噴霧試験、乾燥
ル試験機装置（特）二）外気導入試験（約外気温度）、ホ）イ～ニ 試験、湿潤試験、外気の複合サイクル試験、導入試験
試料寸法：70×150×0.4～3.2(mm)、取付数：48 枚、取付角度：15°または 20°、試験槽内
寸法：約 900×600×500(mm)M207

シャルピー衝撃試 ㈱島津製作所 /験機300J､50J 他

容量：50J、300J、金属材料のシャルピ
試験片形状：JIS Z 2242(金属材料のシャルピー衝撃試験－衝撃試験方法)による規定の標準試験片大分県産業科学技術センター

M209 薄膜硬度計

M211

高解像度ハイスピ ビジョンリサーチ
ードカメラ/ V1210

試験力：4.904～19610mN、試験片寸法：最大 45mm×150mm×80mm、 金属材料のビッカー
試料固定台ストローク：(X)25mm×(Y)25mm ス硬さの測定
試料形状：5mm×10mm×5mm
画素数：1,280×800 ピクセル
撮影速度：12,000 コマ/秒（画素数変更でより高速現象・高速動作高速撮影も可能）の可視化
撮影時間：約 1.3 秒（1,280×800 ピクセル、12,000 コマ/秒時）㈱小坂研究所 /ET4000

最大試料サイズ：X220×Y220×Z50(mm)、最接触式プローブを用
大積載重量：2kg、Z 方向測定範囲：max 100
いた表面粗さを含めμm、Z 方向分解能：0.1nm（±3.2μm レンたウエハ等の微細 3ジ）、測定力 min 0.5μN(0.05mgf)、X 軸真直次元表面形状の測定
度：0.1μm/100mm(0.005μm/5mm)

Carl Zeiss 社 /CNC 三 次 元 測 定
PRISMO 7/10/5
機ultra

測定範囲：X 700mm、Y 1,000mm、Z500mm、最大積載重量：1,000kg、サブミクロンの精度
接触式プローブ
で製品・部品の寸法・測定精度：E0,MPE=0.5+L/500µm（L は測定 形状を接触式プロー
長さ mm）
ブまたは非接触式ラ最大スタイラス長さ：800mm
インレーザープロー
非接触式プローブブで計測する装置
測定精度：（1σ）4µm , MPEPF=12µm

M212 表面粗さ測定装置

M214㈱アカシ /
HM-124

貸付機械器具一覧㈱ミツトヨ /
M215 万能形状測定装置
CDH-431

M216 サーモグラフィ

接触式測定子による測定可能範囲：X 軸 100mm、Z 軸 50mm、物体の断面（表面）形
上下移動量：450mm、状の 2 次元測定・解精度：X 軸 ±(1+2L/100)μm、Z 軸 ±1μm
析フ リ ア ー シ ス テ ム 測定温度範囲：－40℃～2,000℃（レンジ切替）
ズジャパン㈱ /測定視野角：25°×19°（測定距離 25cm～）
CPA-T640
温度分解能：0.04℃（30℃黒体において）、
物体の表面温度分布（ デ ー タ ロ ガ ー ： 画素数熱画像：640×480（※熱画像と可視画の非接触測定デュートロン・ジャ 像の重ね合わせ可能）、
パ ン ㈱ / DS-NET フレームタイム：30Hz、シリーズ）
連続ズーム：8 倍㈱アドバンテスト 入力チャンネル：2ch、M218 FFT アナライザー / R9211C オプショ 周波数レンジ：10mHz～100kHz、ン 10
入力電圧：200V

周波数計測＜解析フロー＞
3DCAD モデル作成 or 外部 3DCAD ファイル
インポート（IGES、STEP 等）⇒要素分割⇒解
サイバネットシス析⇒結果評価テ ム ㈱ / ANSYS
応力熱等解析シミュ
M219 構造解析システム＜解析機能＞
Mechanical CFDレーション
構造解析：静的荷重、接触、振動など
Flo
伝熱解析：定常伝熱、過渡伝熱、輻射など
流体解析：流速分布、圧力分布など
連成解析：熱変形、風圧荷重など

大分県産業科学技術センター

貸付機械器具一覧

3 次元湯流れ凝固 クオリカ㈱ /解析システム
JSCASTVer.11

適用できる鋳造プロセス：砂型鋳造、金型鋳造、ダイカスト鋳造、傾斜鋳造等、適用できる金属材料：鋳鉄、鋳鋼、アルミニウ
シミュレーションにム合金等、よる鋳造方案の検討
製 品 形 状 の 入 力 方 法 ： 3D-CAD フ ァ イ ル
及び鋳造欠陥の予測（STL）、システム内の基本立体形状の組合せ、解析機能：湯流れ、凝固、鋳造変形等

M222 測定顕微鏡㈱ニコン /
MM-800/LMU

測定範囲：X250mm、Ｙ150mm、Z150mm、機械部品の 2 次元寸接眼倍率：×10、法計測、高さ測定、表対物倍率：×5、×10、×20、×50 他、面観察や面積、角度
記録画素：1,260 万画素
等の形状計測M223 万能投影機㈱ミツトヨ /
PJ500

微細・微小部品の拡倍率：5、10、20、50、100 倍、スクリーン径：
大、寸法・角度等の透508mm、載物台移動範囲：200×100(mm)、過光によるシルエッ
最小読み取り：0.001mm
ト形状の測定㈱ミツトヨ /
MZT-512

試験力：0.098～980.7mN、試験力制御最小単位：0.916μN、押込深さ測定範囲：0～20μm、押込深さ測定最小単位：0.1nm、
圧子：ベルコビッチ三角錐圧子

M220

M224 超微小硬さ試験機

M225㈱ニコン /
デジタル金属顕微
LV-100鏡
DXM1200C

他、金属材料等の表面観
察M226

ソリッドワークス
コンピュータ設計
ジャパン /CAD：SolidWorks Office Premium 2009
支援システムソリッドワークス

部品や装置などの 3次元設計・評価

加 工 機 制 御 用
三菱電機㈱ /M227 CAD/CAM システ
CAM Magic
ム

接眼倍率：10 倍、対物倍率：5、10、20、50、100 倍
記録画素：最大 4,116×3,072

各種材料表面への圧子押込みによる硬さ測定

ワイヤー放電加工機
三菱金型用 CAD／CAM：CamMagic DM ワイ とレーザー加工機用
ヤーパックレーザー加工機用 LA700WRの NC プログラムの作成【X 線出力】最大管電圧：225kV、最大管電流：1000μA、定格：135W【X 線検出器】フラットパネルディテクタ（16高性能マイクロフ
インチ、有効画素 3,000×3,000 画素、16bit＝㈱島津製作所 /樹脂・金属部品・電子
ォーカスＸ線ＣＴ
65,536 階調）
M228
inspeXio
SMX部品等の非破壊検査
システム【測定可能サイズ・質量】φ400×H300mm・
M234
225CT
及びリバースエンジ(M228:計測処理)
12kg
FPD HR Plus
ニアリング(M234:ﾎﾟｽﾄ処理)【高速演算処理】データ収集終了から 5～10秒（画像サイズ 1024×1024 の場合）
【オプションソフトウェア】欠陥抽出、幾何形状計測、リバースエンジニアリング等
非接触３次元デジ 独 シ ュ タ イ ン ベ ク センサ画素数：400 万画素
M229 タイジングシステ ラ ー 社 / COMET5 ワンショット測定精度：±0.008mm、ム
4Ma
平均測定点間ピッチ：0.04mm

M230 表面性状測定機

非接触 3 次元形状測
定・リバースエンジ
ニアリング

X 軸最大測定距離：120mm、真直度精度 0.125μm/120mm、サンプリング間隔最小 0.125μ一度の測定で、輪郭、m、Taylor Hobson Ltd
形状、粗さの測定がZ 軸測定範囲：通常スタイラス使用時 8ｍｍ、/ Form Talysurf
可能
測定分解能 0.8nm、PGI 800
3D の連続的な面性
Y 軸測定長さ：100mm、状の解析が可能
解 析 可 能 パ ラ メ ー タ ： 2D ISO4287 、 3DISO25178 に準拠大分県産業科学技術センター

M231

高倍率型マイクロ ㈱キーエンス /スコープ
VHX-5000

貸付機械器具一覧

撮像素子：1,600（H）×1,200（V） CMOS イ
メージセンサ、レンズ及び倍率：×20～2,000（×20～200、金属材料、樹脂材料×200～2,000 切替）、表面の拡大観察等
モニター：カラー液晶 23 型、電動ステージ範囲：Z 方向 29mm、XY 方向±20mm

・倍率：10~100,000 倍（写真倍率）
・加速電圧：5, 10, 15 kV
・画像信号：反射電子、二次電子、合成㈱ 日 立 ハ イ テ ク ノ ・真空モード：導電体、標準、帯電軽減
各種材料表面の微小卓上型走査電子顕
M232
ロジーズ /※導電体モードでは反射電子のみ検出可能 部観察や元素分析を微鏡
TM4000Plus
・最大試料サイズ：70mm(径) 30mm(高さ) 行う機器
※標準の試料台を用いた場合
・元素分析手法：点分析、線分析、マッピング
・分析可能簡易：B(ホウ素)~U(ウラン)

微細形状観察評価㈱キーエンス /M233 装置（レーザー顕VK-9700SP微鏡）

測定用光源：バイオレットレーザ 408nm、対物レンズ倍率：5、10、20、50、150×、 微小立体物表面の非電動ステージ：50mm×50mm 可動、
接触 3 次元計測
12 インチウェハ用ステージ付属

非接触 3 次元デジ
独 gom 社 /M235 タイジングシステ
ATOS Q 12M
ム２

光源：LED
センサ画素数：1200 万画素
最小点間ピッチ：0.029 mm
測定範囲(1 ショット)：100×70～500×370mm
レンズ：100,170,270,50

非接触 3 次元形状測定、リバースエンジ
ニアリング、ひずみ計測

測定機能：時間重み付きサウンドレベル
Lp、時間平均サウンドレベル Leq 他
マイクロホン感度レベル：-27dB
測定レベル範囲：A 特性 25dB～130dB 他
測定周波数範囲：20Hz～20kHz

環境騒音の測定や騒音に関する研究・評価に使用します。ハンディタイプなので現場に気軽に持ち込めますM236 精密騒音計M237 風量測定器

リオン（株）
NL-52

測定項目：通風抵抗、動作風量、PQ 特性（風量静圧特性）、外形寸法：600(W)×250(H)× 250(D)mm、質量：本体：約6kg，接続ダクト（ボードホルダー込み）：
強制空冷機器のファ
約 1.5kg、
山洋電気㈱ /3
ン動作風量と通風抵
9AT2560S-0001CS 測定範囲：（風量）0.20 ～ 8.00 m /min、（静圧）0 ～ 1,000 Pa、測定精度：（風 抗を測定する装置量）各ノズルでの測定可能最大風量の±7%（静圧）200Pa 未満の測定 ±10Pa
200Pa 以上の測定 ±50Pa