KRAUTKRÄMER

USM Go+Klein aber große
Leistung. Alles, wasSie von einem
Ultraschall-Prüfgerät
erwarten, verpackt ineinem Handgerät.

Die Einführung des neuen USM Go+ bringt die mauelle zerstörungsfreie Prüfung auf eine neue Ebene. Leicht, handlich
und die Bedienung durch intuitives Pfeiltastenfeld, es ist mit
modernster Elektronik unter der Haube ausgestattet undbietet ein Nahauflösungsvermögen, welche eine zuverlässige Erkennungen von Defekten direkt unter der Oberfläche
des Teststücks ermöglicht.

USM Go+USM Go+ Wenn sich Design undTechnologie die Hand geben
Gebaut für die praktischeAnwendung
Das USM Go+ Ultraschall-Fehlerprüfgerät bietet
Ihnen das Beste aus beiden Welten: Die Leistungund die Funktionsmerkmale eines Tischgerätes
in einem kleinen ultraportablen Handprüfgerät
das hervorragend für die Ultraschallprüfung im
Feld ausgestattet ist. Das ergonomische Design,
nützliche Funktionen und große Leistung sinddas Ergebnis des sorgfältigen Eingehens auf dieErfahrungen der Anwender, die durch ihre tägliche Praxis am besten wissen, was für die Durchführung einer guten Arbeit benötigt wird.

Was ein ZfP-Prüfer im Feld benötigt ist:
Ein Gerät, das man mit einer Hand bedienen kannDas USM Go+ ist das ideale Gerät für die manuelle Ultraschallprüfung. Es ist leicht (etwa 800 g) und so klein, dass es in IhreHand passt. Es ist das perfekte Werkzeug für Arbeiten in beengten Plätzen, in Bereichen mit schwierigem Zugang oder inanderen schwierigem Umfeld. Sie arbeiten dank dem Pfeiltastenfeld, das Ihnen eine intuitive Navigation und schnelle
und präzise Einstellungen ermöglicht, mit einer Hand. Das ist
praktisch wenn Sie Ihre andere Hand zum Führen des Prüfkopfes oder nur um sich sich an der Leiter festzuhalten benötigen. Sind Sie Linkshänder? Kein Problem, verwenden Sie die„Flip“-Funktion, um das Instrument an Ihre Hand anzupassen.

Ein robustes Gerät für den rauen Betrieb

Sein Polycarbonatgehäuse macht das USM Go+ zu dem robusten Gerät, das Sie für die manchmal rauen Bedingungenim Feld benötigen. Gemäß IP67 ist es staub- und wasserfest
und wurde gemäß Militär-Normen getestet.

Größter und hellster Bildschirm seiner Klasse

Der 108 mm x 65 mm Bildschirm mit einer außerordentlichen
Auflösung von 800 x 480 Pixel bietet Ihnen die Best-in-ClassLesbarkeit. Darüber hinaus ist er außerordentlich hell, sodass Sie das Bild selbst bei hellem Sonnenlicht wahrnehmen.
Andererseits, wenn Sie im Dunkeln arbeiten, können Sie dieHelligkeit reduzieren, um nicht geblendet zu werden. Wenn
das Gerät auf dem Schreibtisch oder einer Werkbank gestellt
wird ermöglicht ein integrierter Ständer Ihnen die Optimierung des Sichtwinkels.

Herausragende Ultraschallleistung

Ausgestattet mit modernster Technologie bringt das USM Go+
die Ultraschallleistung eines Handprüfgeräest einen Schritt
weiter. Mit dem guten Nahauflösungsvermögen entdecken
Sie mit hoher Zuverlässigkeit Fehlerstellen, die sich direkt
unter der Oberfläche befinden. Ein weiter Pulsfolgefrequenzbereich (PRF) erlaubt Ihnen mit USM Go+ bei niedriger PRF
geschmiedete Teile ohne „Geister“-Echos zu untersuchen
und Schweißnähte mit hoher PRF zu inspizieren, wenn eineschnell und gleichmäßige Abtastbewegung erforderlich ist.

Ein Werkzeug, das Ihre Produktivität steigert

Ultraportabel, leicht zu handhaben, intuitive Bedienung, hoheLeistung - das USM Go+ ist Ihr Plug-and-Play-Werkzeug, dasIhre Produktivität in dem Moment steigert, in dem Sie damit
zu arbeiten beginnen.
2Ein breiter Anwendungsbereich
Das USM Go+ wurde dafür ausgelegt Fehlstellen
bei der Prüfung im industriellen und im prozessbezogenen Bereich - von der Luft- und Raumfahrt
zur Energieerzeugung und von der Automobilbranche
bis zur Öl- und Gasindustrie - aufzufinden.
Schweißnaht-Prüfung:• Trigonometrische Projektionen
• AWS
• DAC
• AVG
Prüfung von Schmiede- und Gussteilen:• Manuelle Einstellung der Pulsfolgefrequenz• Phantomechoanzeige• AVG• Rückwandechoabsenkung (BEA)
Prüfung von Schienen:• Hohe Pulsfolgefrequenz (bis zu 2000 Hz)• Niedriges Gewicht: 850 g• Kleine Abmessungen und ergonomischPrüfung von Verbundstoffen:• HF-Anzeige• 2 Blenden mit B-Blenden-Start-Trigger mit dem Echo
in Blende A• Tiefenausgleich mit einer Steilheit von 120 dB/us• Reflektortiefe in Schichten
Für anspruchsvolle Anwendungen:• Schmalbandfilter• Digitalverstärker mit niedrigen Rauschen• Rechtecksender

Weitere Schlüsselfunktionen undVorteile• Sehr lange Lebensdauer der Batterie (>6 Std.).
• Ein Standard-USB-Anschluss ermöglicht das
Herunterladen von Prüfergebnissen für eine weitere
Analysen oder Speicherung.
• Der 2-GB-Speicher des Geräts kann durch SD-Karten
leicht auf 16 GB erweitert werden.
• Da die Berichte im JPEG-Format vorliegen, ist keine
spezielle Software zum Betrachten der Daten erforderlich.
• Die Funktion der Rückwandechoabsenkung (BEA)
hilft bei der Erkennung kleiner Defekte und verbessert
die Nachweisbarkeit.
• Die automatische Blendenhöhenanpassung für2 Blenden gewährleistet genaue Messungen untergleichen Bedingungen.
• A-Bild-Videoaufzeichnungen von bis zu 8 Minuten
ermöglichen Live-Berichte.

Technische Daten des USM Go+Anzeige

5 Zoll,800 x 400 Pixel,
108 x 65 mm (B x H),> 200 cd/m2

Größe (B x H x T)

175 × 111 × 50 mm

Gewicht

850 g mit Batterie

Schutzklasse

IP67

Betriebstemperatur0 – 55 °C

Akku

Li-Ion, aufladbar, 6 Stunden Betriebszeit

Netzadapter / Ladegerät

100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Prüfkopfanschluss

2 x Lemo-00 (T/R)

PC-Schnittstelle

Mini-USB

Speicherkarte

SD-Karte 16 GB max

Dokumentation

Prüfbericht und A-Bilddarstellung auf SD-Karte,Videoaufnahme vom A-Bildsignal

Sender120 – 300 V, 30 – 500 ns, Flanke <10 ns, Nadelimpuls,
Rechteckwellensender Option

Impulsfolgefrequenz

15 – 2000 HzDämpfung

50 und 1000 Ohm

Empfänger

110 dB dynamisch, 0.51 ~ 19.6 MHz Analogbandbreite

FilterBB
1-5 MHz, 2,25 MHz, 4 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 13 MHz, 15 MHz

Blenden

A und B unabhängig, B getriggert von A, C-Option

Einheitenmm, Zoll, µs

Optionen

AWS Bewertung (AWS D1.1),
DAC 16 Punkte entsprechend EN 1712, EN 1713, EN 1714, ASTM E164,
TCG 110 dB dynamisch,
AVG-Bewertung entsprechend EN 1712, EN 1713, EN 1714, ASTM E164,Datenspeicher, 3. Blende C, Rechtecksender

Konformität

EN 55011, EN 61000-6-2: 2011, EN 12668, ASTM E 1324, E317,
ANSI/NCSL Z 540-1-1994, MIL-STD 45662A, MIL-STD 2154

Waygate Technologies
Robert-Bosch-Str. 3 • 50354 Hürth • Deutschland
Tel.: +49 2233 6010 • E-Mail: xray.info@bakerhughes.com
Copyright 2020 Baker Hughes Company. Dieses Material enthält eine oder mehrere registrierte
Marken der Baker Hughes Company und ihrer Tochtergesellschaften in einem oder mehrerenLändern. Alle Produkt- und Firmennamen von Drittanbietern sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber.
BHFF20219DE (08/2023)

waygate-tech.com