OSNET 4 ゲージひずみ・水位データ集録装置
NetLG-401N/401N+

仕様
書Rev.1.9

2020 年 2 月

株式会社オサシ・テクノス
OSASI TECHNOS INC.

目次
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

概要 .................................................................................................................................................................................................................... 1
機能概略........................................................................................................................................................................................................... 3
各部の名称 ...................................................................................................................................................................................................... 4
データ最大蓄積日数 .................................................................................................................................................................................. 5
リチウム電池による動作日数 ............................................................................................................................................................... 6仕様 .................................................................................................................................................................................................................... 8
外形寸法.........................................................................................................................................................................................................10増設ユニット概要 .....................................................................................................................................................................................11

Feb.2020

OSNET 4 ゲージひずみ・水位データ集録装置 NetLG-401N/401N+仕様書 Rev.1.9

1. 概要
◆主な機能
●ひずみゲージ式変換器の多チャンネル測定
本機は、4 ゲージ法 350Ωひずみゲージ式変換器（以下、ひずみセンサ）の測定データを内部メモリに記録するデータロガーです。
ひずみセンサを接続可能なチャンネル数は 10 チャンネルです。

●ひずみ測定チャンネル増設機能
ひずみセンサの測定チャンネル数は、増設ユニットを接続することで増設することができます。増設ユニットは、一台あたり 10 チャンネルのひずみセンサ測定チャンネルを有しています。本機には増設ユニットを最大 5 台まで接続でき、これにより本機で測定できるひずみセンサの測定チャンネル数は最大 60 チャンネルとなります。

●熱電対測定本機は、ひずみセンサの測定チャンネルを 1 チャンネルずつ個別に熱電対測定チャンネルに切り替えて使うことができ、熱電対を多チャンネル測定したり、熱電対内蔵のひずみセンサを接続することができます。

●半導体圧力式水位センサによる水位測定
本機は、半導体圧力式水位センサ（以下、水位センサ）を 1 台接続することができ、この測定データも内部メモリに記録します。

●OSNET 対応
OSNET 仕様のネットワークに対応し、遠隔地からデータ監視・回収を行うシステムを構築することができます。
※

OSNET はオサシ・テクノス独自ネットワークの総称です。

※

本機は旧パケット通信機「NetMAIL-1」非対応です。OSNET ネットワークでパケット通信機と接続する場合は、現行のパケット通信機「NetMAIL-N」をご使用ください。

●警報出力接点内蔵警報出力接点を内蔵しており、弊社製警報ユニットに対して接点出力することにより、現地で警報機器を動作させることができます。

1

Feb.2020

OSNET 4 ゲージひずみ・水位データ集録装置 NetLG-401N/401N+仕様書 Rev.1.9◆機器構成例≪水位センサやひずみセンサ，警報接点出力の接続イメージ図≫
ひずみセンサの代わりに熱電対を接続することもできます。
基本的な運用方法
ネットワークコントローラ「NetCT-1」を使用して、測定条件の設定や CF カードでのデータ回収を行います。(※)
回収したデータをパソコンに保存し、表計算ソフトなどでデータ処理を行います。

NetLG-401N
各種４ゲージ法 350Ω
ひずみゲージ式センサ
10ch・・・・

NetCT-1
荷重計，孔内傾斜計など

警報
接点出力

半導体圧力式
水位センサ

CF ｶｰﾄﾞパソコン

SD カード
データ回収

電源

回転灯，電子ホーンなど

警報ユニット
AL-TypeC⚫ 本機の設定操作を行うためには、ネットワークコントローラ「NetCT-1」が必要です。
⚫ 本機内蔵の SD カードスロットに SD カードを挿入してデータを回収できます。
また、「NetCT-1（Ver.3.0 以上）」を用いると、CF カードへのデータ回収もできます。
⚫ SD カードや CF カードに回収したデータは CSV 形式となっており、特別なソフトを介在することなく、一般的な表計算ソフトでデータ処理を行うことができます。

ひずみセンサの測定チャンネル数は、増設ユニットを接続することで増設することができます。

≪増設ユニット接続イメージ図≫
NetLG-401N

増設ユニット401N+

増設ユニット401N+

増設ユニット401N+

増設ユニット 1 台あたり、ひずみセンサ測定チャンネルを10 チャンネル増設可能。
・・・・・
増設ユニットは最大 5 台まで接続でき、全体で最大 60 チャンネルまでの測定が可能となる。
増設ケーブル

増設ケーブル

増設ケーブル

本機はさらに、OSNET ネットワークに接続することで、遠隔地からデータ監視・回収を行うシステムを構築することができます。
※ 本機は旧パケット通信機「NetMAIL-1」非対応です。パケット通信機と接続する場合は、現行のパケット通信機「NetMAIL-N」をご使用ください。

2

Feb.2020

OSNET 4 ゲージひずみ・水位データ集録装置 NetLG-401N/401N+仕様書 Rev.1.9

2. 機能概略■ひずみセンサ測定機能⚫ 接続するひずみセンサ固有の初期不平衡値・校正係数・入力抵抗や単位を設定することで、ひずみデータを物理量に変換して表示および記録できます。
⚫ 傾斜計を接続する場合に、計測間距離を設定することで傾斜角度[°]を区間変位量[mm]に換算する機能を有しています。
⚫ 物理量に対してオフセット値を設定することも可能です｡■熱電対測定機能⚫ 測定する熱電対タイプを K 型，N 型，J 型，T 型の中から選択できます⚫ 基準接点補償のための温度センサと変換式を内蔵しており、熱電対の測定値を温度として直読できます。
（内部接点補償）⚫ 任意の１チャンネルに取り付けたひずみゲージ式温度センサの測定値を基準接点とし、より高精度な測定を行うこともできます。
（外部接点補償）■水位測定機能⚫ 接続する水位センサ固有のセンサ係数・オフセットを設定することで、水圧を水位に変換して表示および記録できます。
⚫ 水位センサ深度を設定することで地下水位を直読できます。
⚫ さらに、地表面標高を設定することで、標高水位を直読できます。

■記録機能⚫ 設定された記録インターバルごとに、水位センサおよびひずみセンサ（または熱電対）の測定値を内部のフラッシュメモリに記録します。
⚫ 記録インターバルは 1 分から 24 時間（1 日）までの間で、水位センサ測定・ひずみセンサ測定それぞれ個別に設定することができます。
⚫ 記録インターバルが 6 時間，12 時間，1 日のときは、0 時以外を基準にするようにオフセットを設定できます。

■データ回収機能⚫ 本機に蓄積されたデータは、ネットワークコントローラ「NetCT-1」を使用してCF カードで回収することができます。
⚫ 本機には SD カードスロットが内蔵されており、NetCT-1 が無くても蓄積データを SD カードで回収することができます。
⚫ 回収したデータは CSV 形式となっており、特別なソフトを介在することなく、一般的な表計算ソフトでデータ処理を行うことができます。
※■警報出力機能

より簡単にテキスト変換・グラフ化が可能になる「データ処理マクロ」を、弊社
ウェブサイト(http://www.osasi.co.jp/)にて無償で公開しております。

⚫ 水位センサでの測定値に対して、上限警報もしくは下限警報のいずれかを最大 4つまで設定できます。
⚫ ひずみセンサで測定した物理量に対しては、上限警報・下限警報・経時変動警報（過去 1 分～30 日可変の変動量を計算して警報出力）のいずれかを、各チャンネルごとに最大 4 つまで※1 設定することができます。
⚫ 熱電対で測定した物理量（温度）に対しては、上限警報・下限警報のいずれかを、各チャンネルごとに最大 4 つまで設定することができます。
⚫ 警報出力用無電圧接点が 1 点備えられており、設定された警報のうちいずれかひとつでも発令されると、この接点が ON します。※2※1 経時変動警報の設定数は各チャンネルごと 3 つまでに制限されます。
※2 警報接点の極性や ON 時間は設定変更可能です。

3

Feb.2020

OSNET 4 ゲージひずみ・水位データ集録装置 NetLG-401N/401N+仕様書 Rev.1.9

3. 各部の名称
取付足
ひずみセンサ接続端子台

外部電源端子台

水位センサ
接続端子台

電池ホルダ
OSNET 通信ポート

警報接点出力端子台
SD カードスロット

4LED

増設コネクタ（キャップ付き）Feb.2020

OSNET 4 ゲージひずみ・水位データ集録装置 NetLG-401N/401N+仕様書 Rev.1.9

4. データ最大蓄積日数●データ最大蓄積日数

機器の内部メモリに蓄積されている（または記録することのできる）データの日数をいいます。このデータは電源を切っても、データ転送を行っても消えることはありません。

●物理量の最大蓄積日数

全体のチャンネル数に関わらず、ひとつのチャンネルについて下表の日数となります。

≪本機のデータ最大蓄積日数≫
記録インターバル

水位最大蓄積日数

物理量最大蓄積日数1分

21日（21 日）

8.75

日 （8.75日）

2分

42日（1.3 月）17.5

日 （17.5日）

5分

105

日

（3.3 月）43.75

日 （1.4月）

10分

210日（6.7 月）

87.5

日 （2.8月）20分

420

日（1.1 年）

175

日 （5.6月）

30分

630

日

（1.7 年）

262.5

日 （8.4月）

1時間

1260

日

（3.4 年）

525

日 （1.4年）

2時間

2520

日

（6.9 年）

1050

日 （2.8年）

3時間

3780

日

（10.3 年）

1575

日 （4.3年）

6時間

7560

日

（20.7 年）

3150

日 （8.6年）

12時間

15120

日（41.4 年）

6300

日 （17.2年）

1日

30240

日

（82.8 年）

12600

日 （34.5年）※注意
データ最大蓄積日数は、記録インターバルの変更や時刻修正（記録停止状態時のみ可能）などの設定変更を行うと、設定変更 1 回ごとに最大で上表の数字の 0.32％短くなることがあります。
-------------------------------------------------------------------------例：水位を 20 分インターバルで記録中、記録開始から現在までに水位修正を 5 回行った場合
水位データ最大蓄積日数・・・420 日（上の表より）
設定変更回数・・・5 回
0.32％×5 回＝1.6％ 420 日の 1.6％は約 6.7 日 →蓄積日数は最大で 6.7 日短くなる。
→少なくとも 413.3 日分のデータが蓄積されることになる。
（水位に関する設定変更しか行っていないので、物理量蓄積日数は影響を受けない）-------------------------------------------------------------------------他の記録インターバルでの運用時や物理量の最大蓄積日数についても、同様の計算を行うことで、最大蓄積日数の減少分を求めることができます。
蓄積日数に影響を与える項目●水位蓄積日数 ････････時計変更，水位記録インターバル変更，水位修正，水位センサセットアップの各項目変更，ノイズフィルター変更●物理量蓄積日数 ･････時計変更，物理量記録インターバル変更，物理量オフセット変更，物理量センサセットアップの各項目変更，ノイズフィルター変更
5Feb.2020

OSNET 4 ゲージひずみ・水位データ集録装置 NetLG-401N/401N+仕様書 Rev.1.9

5. リチウム電池による動作日数
代表的な記録インターバルにおける、リチウム電池 1 個のときの稼働日数を下表に示します。
（本表以外の記録インターバルでの稼働日数をお知りになりたい場合は、弊社営業課または顧客サービス課までお問い合わせください。）≪リチウム電池一個での稼働日数≫※本機単体使用の場合（増設の場合は次頁）

水位記録インターバル

物理量記録インターバル

稼動日数

１分間の通信で減る日数

15102030
1なし
なし
なし
なし
なし
なし

40.8142.7
207.4
268.1
297.1
333.2

日
日
日
日
日
日

0.026
0.091
0.133
0.172
0.190
0.214

日
日
日
日
日
日

分
分
分
分
分
時間

なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
1
5
10
20
30
1
3
6
12
1

分
分
分
分
分
時間
時間
時間
時間
日

1
5
10
20
30
1
3
6
12
1

分
分
分
分
分
時間
時間
時間
時間
日

7.2
33.5
61.6
106.0
139.5
203.9
294.8
331.7
353.8
366.1

日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

0.005
0.021
0.039
0.068
0.089
0.131
0.189
0.213
0.227
0.235

日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

1
5
102030136121分分分分分
時間
時間時間時間日

6.4
30.055.6
97.0
129.0
192.5
286.5
326.4
350.8364.4

日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

0.004
0.019
0.036
0.062
0.083
0.123
0.184
0.209
0.225
0.234

日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

※OSNET ネットワークとの通信頻度が高くなると稼働日数は減少します。表の「１分間の通信で減る日数」を参考にしてください。
※サブ電池との合計では、動作日数は約 1.9 倍になります｡※リチウム電池に 0.7 の環境係数を掛けた値で計算されています｡したがって周囲温度が比較的高い場合、表の日数より動作日数が増える可能性があります。
※増設ユニットを使用してひずみセンサ（または熱電対）の測定チャンネルを増設した場合は、その増設数量に応じて稼働日数が短くなります。
増設ユニット使用時の動作日数（リチウム電池 1 個あたり）を次ページに示します。

6Feb.2020

OSNET 4 ゲージひずみ・水位データ集録装置 NetLG-401N/401N+仕様書 Rev.1.9≪ひずみセンサ測定チャンネル増設時のリチウム電池一個での稼働日数≫
増設ユニットの接続台数 [台]

水位物理量記録インターバル

記録インターバル

1

2

345なし

1分

3.1 日

なし

5分

15.1 日

8.8 日

6.1 日

4.4 日

3.5 日

なし

10分

29.0 日17.1 日12.1 日

8.8 日

6.9 日

なし

20分

53.9 日32.8 日23.4 日17.2 日13.6 日なし

30分

75.5 日47.1 日34.0 日25.2 日20.0 日なし

1時間

126.0 日83.9 日62.4 日47.3 日38.0 日なし

3時間

227.0 日174.4 日

140.9 日113.6 日95.0 日なし

6時間

284.0 日238.9 日205.4 日174.8 日151.9 日なし

12時間

324.8 日293.1 日266.5 日239.3 日216.9 日なし

1日

349.9 日330.6 日313.0 日293.4 日276.0 日

1 分

1分

3.0 日

5 分

5分

14.3 日

8.5 日

6.0 日

4.4 日

3.4 日

10 分

10分

27.6 日16.6 日11.8 日

8.7 日

6.8 日

20 分

20分

51.5 日31.9 日22.9 日16.9 日13.4 日

30 分

30分

72.3 日45.9 日33.3 日24.9 日19.8 日1 時間

1時間

121.5 日81.9 日

61.3 日46.6 日37.6 日

3 時間

3時間

222.1 日171.5 日139.0 日112.3 日94.1 日

6 時間

6時間

280.2 日236.2 日203.4 日173.3 日150.8 日

12 時間

12時間

322.2 日291.1 日264.8 日237.9 日215.8 日

1 日

1日

348.4 日329.3 日311.8 日292.3 日275.1 日※斜線部は、物理量記録インターバルを設定できません。

7

Feb.2020

OSNET 4 ゲージひずみ・水位データ集録装置 NetLG-401N/401N+仕様書 Rev.1.9

6. 仕様
◆一般仕様
駆動電源
消費電流

外部電源 DC5V～15V
またはリチウム電池 CR123A 1 本×2 (メイン・サブ)
待機時：0.1mA 以下 (平均)水位測定時：20mA 以下OSNET 通信時：35mA 以下
ひずみ測定時：50mA 以下※ 増設ユニット接続時、ひずみ測定時消費電流は増設ユニット 1 台あたり 5mA 増加する。

外形寸法
重量
使用温度範囲耐雷サージ性能
耐静電気性能261H×189W×90.5D（寸法公差±1mm）
約 1.6kg－20℃～＋55℃ (結露無きこと)±4kV (1.2/50 コンビネーション波形)
試験規格：IEC61000-4-5
接地条件：D 種接地
接触放電 ±8kV， 気中放電 ±15kV
試験規格：IEC61000-4-2 準拠◆測定・記録仕様（センサデータ）
適応センサ・チャンネル数

水位
セン
サ

ひず
みセン
サ

センサ供給電源
測定範囲
分解能
水位測定精度
水位測定種別
設定項目
センサ供給電源
ゲージ率
入力抵抗
測定範囲
分解能
ひずみ測定精度
設定項目
対応熱電対タイプ
測定範囲

熱電対

分解能
温度測定精度
設定項目

記録間隔

記録容量
使用メモリ
データ回収

半導体圧力式水位センサ (弊社製)：1 チャンネル，4 ゲージ法 350Ωひずみゲージ式変換器 または 熱電対：10 チャンネル※ ひずみゲージ式変換器または熱電対の測定チャンネルは、別売の増設ユニットを接続することで増設可能※ ひずみゲージ式変換器または熱電対の測定は、チャンネルごとに切替可能

定電圧 DC3.75V±1％接続される水位センサに準ずる
1cm または 1mm を選択±0.1％F.S. (全動作温度範囲による温度ドリフト含む)
実水位，地下水位，標高水位
水位センサ係数，水位センサオフセット，水位センサ深度，地表面標高
定電流 DC5.00mA±0.4％
2.00 固定標準 350Ω (100Ω～450Ωの範囲を許容)±20000μストレイン
1μストレイン±10μストレイン 以内（直線性・再現性・全動作温度範囲による温度ドリフト含む）
初期不平衡，校正係数，入力抵抗，物理単位，物理量オフセット，傾斜計測間距離
K 型，N 型，J 型，T 型
K 型および N 型：-250℃～+1250℃
J 型：-200℃～+1150℃
T 型：-250℃～+350℃
0.1℃
内部接点補償時：±0.7℃±2℃以内
外部接点補償時：±0.7℃（補償用外付け温度計の精度を除く）※ 入力端子温度と基準接点温度が平衡している時※ 周囲温度範囲 0℃～40℃で使用した場合

熱電対タイプ，基準接点種別(内部／外部)，物理量(温度)オフセット
1 分，2 分，5 分，10 分，20 分，30 分，1 時間，2 時間，3 時間，
6 時間，12 時間，1 日，無し
※ 水位センサとひずみセンサ／熱電対とを個別に設定可能※ 6 時間以上の記録間隔の場合、測定記録時刻の指定が可能

水位センサ：30240 個
ひずみセンサ：12600 個／ch，熱電対：12600 個／ch
※ これを超えると最古のデータを消去し、新しいデータを取り込む※ 機器の設定変更を繰り返すと、減少する可能性が有る※ ひずみセンサのデータは、変換後の物理量と変換前のセンサ測定値で回収可能

フラッシュメモリ(不揮発性メモリ)
回収媒体：CF カード もしくは SD カード
データ形式：CSV ファイル
※ CF カードを使用する際は、NetCT-1 が必要

8Feb.2020

OSNET 4 ゲージひずみ・水位データ集録装置 NetLG-401N/401N+仕様書 Rev.1.9◆測定・記録仕様（環境データ・メンテナンスデータ）
測定・記録対象

分解能

記録間隔

電源電圧・電源種別，機器内部温度，水位センサ入力抵抗，ひずみセンサ入力抵抗
電源電圧：0.1V
機器内部温度：1℃
水位センサ入力抵抗：1Ω
ひずみセンサ入力抵抗：0.1Ω
電源電圧：1 時間固定
機器内部温度：1 時間固定
水位センサ入力抵抗：最短 1 時間
※ 水位記録インターバルが 1 時間より長い場合はそれに同期

ひずみセンサ入力抵抗：最短 1 時間
※ ひずみ記録インターバルが 1 時間より長い場合はそれに同期

記録容量
使用メモリ
データ回収

電源電圧：30240 個
機器内部温度：30240 個
水位センサ入力抵抗：30240 個
ひずみセンサ入力抵抗：12600 個／ch
フラッシュメモリ （不揮発性メモリ）
回収媒体：CF カード もしくは SD カード
データ形式：CSV ファイル
※ CF カードを使用する際は、NetCT-1 が必要※ 水位・ひずみの入力抵抗は NetCT-1 でのみ回収可能◆警報仕様
警報値設定対象
警報種類

水位センサ，ひずみセンサ，熱電対の各測定値
水位センサ：上限警報・下限警報
ひずみセンサ：上限警報・下限警報・経時変動警報
熱電対：上限警報・下限警報※ いずれもヒステリシス設定可能※ ひずみセンサ／熱電対については、チャンネル個々に設定可能

警報値設定数量
警報出力形態
警報接点種別警報接点 ON 時間
警報接点容量4 個／ch（ただし、経時変動警報は 3 個／ch に制限）
警報パケットを OSNET ネットワークに出力，警報接点出力 1 点※ 警報接点は設定された全ての警報の OR 出力

無電圧 A 接点もしくは B 接点出力未設定（警報状態に同期）または 1 秒～10 秒
DC30V，500mA（Max）◆OSNET 通信ポート仕様
用途
ポート数
通信方式
通信速度
機器間延長距離使用コネクタ適合コネクタOSNET 機器との通信，OSNET ネットワーク接続用
1 ポート
調歩同期式
76.8Kbps
1km※ 単線 0.9mm 以上のシールド付ツイストペアケーブルを使用した場合

DFK-MSTBVA 2,5/2-G-5,08 （フエニックスコンタクト）
FKC 2,5/2-ST-5,08 （フエニックスコンタクト）◆SD カード I/F 仕様
SD カード および SDHC カード
対応メモリーカード※ アダプタを使用することで、miniSD／microSD カードにも対応可能※ SDXC カードには非対応※ 本機を操作するためには、弊社製ネットワークコントローラ「NetCT-1（Ver.3.0 以上）」が必要です。
※ 本機は旧型パケット通信機「NetMAIL-1」非対応です。現行のパケット通信機「NetMAIL-N」をご使用ください。

9Feb.2020

OSNET 4 ゲージひずみ・水位データ集録装置 NetLG-401N/401N+仕様書 Rev.1.97. 外形寸法名称

集録装置本体
端子台取付足端子台ネジサイズ
外形寸法
寸法公差
重 量材 質色

鉄（メッキ鋼板）
白色PBT
黒色
SUS304銀色
ひずみセンサ接続端子：M3
上記以外：M4261H×189W×90.5D±1mm
約 1.6kg

10Feb.2020

OSNET 4 ゲージひずみ・水位データ集録装置 NetLG-401N/401N+仕様書 Rev.1.9

8. 増設ユニット概要
本機のひずみセンサの測定チャンネル数は、増設ユニット「401N+」を接続して増設することができます。
その接続方法の概要は２ページ目の「機器構成例」をご参照ください。
機器同士を接続するための増設ケーブルは、増設ユニットに付属しています。（ケーブル長：60cm）
増設ユニットのひずみセンサおよび熱電対測定仕様は本機に準じます。
増設ユニットの外観図を以下に示します。

名 称
増設ユニット本体
端子台取付足端子台ネジサイズ
外形寸法
寸法公差
重 量

11

材 質

色

鉄（メッキ鋼板）
白色
PBT
黒色
SUS304銀色
M3261H×95W×81D±1mm
約 1.0kg