接続精度や耐久性が求められる様々な世界の産業機器・医療機器に多くの採用実績

医療用コネクタソリューション
高いデザイン品質が過酷な医療現場を強力にサポート

高密度・複合（光・同軸・高電圧・低電圧・最大 114 芯でΦ34mm）
高 EMC 対策 ( メタルコネクタの場合）着脱が容易なプッシュプル構造
各種滅菌耐性材ボディ

医療用アプリケーション
レモコネクタは、そのプッシュプルセルフラッチング構造により、素早く簡単に挿抜が出来、堅牢な形状と構造で、医療現場において高い信頼性を提供してきました。
また、高密度実装によりコンパクトさも併せ持ち、防水性・気密性、耐薬品性が要求される環境での使用を想定したモデルも提供しております。この様な特長を活かしレモコネクタは、様々な診断装置（ MRI、CT、PET）、治療装置（カテーテル、歯科用機器）といった幅広い医療機器でご採用いただいております。
近年、手術支援ロボット、低侵襲治療、画像診断、在宅医療機器といった新しい医療機器開発に伴い、コネクタには信頼性と使い良さに加え、大きさを犠牲にすることなく、より多くの信号の接続とデータの高速伝送が求められています。
レモコネクタは多様なニーズに応えられるモデルを開発提供しております。
また、レモコネクタを使用したケーブルソリューションもカスタムで提供させていただきます。

レモコネクタの主な特長○高密度・複合（光・同軸・高電圧・低電圧・最大 114 芯でΦ34mm）○高 EMC 対策 ( メタルコネクタの場合）○小型高密度コンタクト○着脱が容易なプッシュプル構造○各種滅菌耐性材ボディ○医療機器に最適なスタイリッシュなデザイン○RoHS2/UL 対応

医療用プラスチックコネクタ オートクレーブ対応
優れたデザインによる信頼性の高い接続操作を実現。レモのプラスチックコネクタは、特に医療機器用に特化したデザインと性能を備えており、多くの医療機器に採用実績があります。

軽量で多様な滅菌洗浄への耐性プラスチック材を使用。美しくシンプルなデザインを生かし、装置の前面に採用されることが多く、独自のキーシステム及び数種のカラーコーディングにより誤挿入防止に役立つよう設計されております。

製品概要

シリーズ内容REDEL® SP シリーズ

REDEL® P シリーズ

R シリーズ

標準セルフラッチアライメント

標準セルフラッチアライメント

プラスチックボディ角型

キー付プラスチックコネクタ

コンタクト構成• 多極 4 〜 22 ピン

主な特徴

プッシュプルシステム ( 特許取得 )耐衝撃性
滅菌対応：オートクレーブ・EOG・過酸化水素等
ハンダ、クリンプ、プリント基板コンタクト
ボディ色：灰、黒 及び 白
カラーコード：赤、灰、白、黒、緑、青、黄

キー付プラスチックコネクタ• 多極 2〜34 ピン • 複合 2P/3P シリーズ：• 流体

高電圧 1 コンタクト

同軸 1-8 コンタクト

光ファイボ 1 コンタクト

流体 1-8 コンタクト

流体 1 または 3 コンタクト

高電圧 1-8 コンタクト

プッシュプルセルフラッチング

プッシュプルセルフラッチング

滅菌可能（オートクレーブ対応）

角型

3 サイズ
アライメントキー
6 種類のカラーコード

スクーププルーフ構造

ボディ色：灰、黒 及び 白

挿抜回数：2000 回
UL 認定・FDA 認定
IP50
Cable φ2.5-7.5mm• 多極、及び複合：

同軸 1 コンタクト

12 種類以上のシェルタイプ

温度範囲 -50℃〜 170℃

• 多極 10 〜 67 ピン• 主電圧

アライメントキー
人間工学に基づいたデザインによる高グリップ性

プッシュプルコネクタ

3 サイズ
2 種類のアライメントキー
シェルボディ 4 種類のカラーバリエーション
5 種類のシェルタイプ
温度範囲 -30℃〜 150℃
軽量で丈夫なシェル構造

温度範囲 -50℃〜 170℃

薄さを追求した高密度設計

挿抜回数：2000 回

ハンダ、クリンプ、プリント基板コンタクト

IP50/IP61/IP64
Cable ø 2.7 〜 9.5 mm

IP50
Cable ø 1 〜 9.2 mm

主な製品情報
SAN ストレートプラグ キーコード(N)又はキーコード(P,SとT)

SLN 固定ソケット キーコード(N)又はキーコード (P,SとT) ナット取付

ＳＰ

PAG ストレートプラグ, キー(G) 又はキー(A, B, C, H and J), ケーブルコレット付

1Ｐ

PLG 固定ソケット, キー(G) または、キー(A, B, C, H and J), ナット取付※複合 2P/3P シリーズについてはカタログ：REDEL P series REDEL プラスチックコネクタをご参照ください。

FGG ストレートプラグ, キー(G) 又はキー(A), ケーブルコレット付Ｒ
EGG 固定ソケット, キー(G) 又はキー(A)医療用丸型複合コネクタ

高EMC対応" 信頼 " のコネクタの中に、弱電信号、同軸、光、流体を一体化。

実績のある高精度な接続システムで高速データ伝送・画像伝送を確実に行います。

LEMO の丸型メタルボディのプッシュプルコネクタは、高密度によるコ ンパクト設計と堅牢性を合わせ持った信頼性の高いコネクタです。

診断と治療が融合していく医療現場においてケーブルを 1 本にまとめて接続することができる複合コネクタは、画像を含めた大容量データのやり取りに最適です。

B・K シリーズについては高速通信コンタクト（Cat.6A 信号）の組み込みも可能です。75Ω/3GHz 同軸コンタクト
により高解像度のビデオ信号の接続が行えます。

製品概要
B シリーズ

S シリーズ

Ｋシリーズ

Ｅシリーズ

シリーズ内容標準セルフラッチ

半月形インシュレータ使用

多極セルフラッチ防水コネクタ

半月形インシュレータ使用

多極アライメントキー付コネクタ

標準セルフラッチ

アライメントキー溝付、標準セルフラッチ

多極コネクタ

悪条件下に耐えるハウジング

防水多極コネクタ
悪条件下に耐えるハウジング

コンタクト構成
主な特徴• 多極 2 ～ 64 ﾋﾟﾝ• 単極• 多極 2 ～ 64 ﾋﾟﾝ• 単極• 多極、 及び複合 ：• 同軸 50 Ω 75 Ω

• 多極、 及び複合 ：• 同軸 50 Ω 75 Ω同軸 1-14 コンタクト• 多極 2 ～ 106 ピン

同軸 1-14 コンタクト• 多極 2 ～ 106 ピン

流体 1-14 コンタクト• 三同軸 50 Ω 75 Ω流体 1-14 コンタクト• 三同軸 50 Ω 75 Ω

高電圧 2-21 コンタクト• 高電圧

高電圧 1-21 コンタクト• 高電

光ファイバ 1-14 コンタクト• 多極、 及び複合 ：光ファイバ 1-14 コンタクト• 多極、 及び複合 ：• 熱電対 2-64 コンタクト

同軸 1-8 コンタクト• 光ファイバ

同軸 1-8 コンタクト• 光ファイバ

高電圧 2-8 コンタクト• 熱電対 2-64 コンタクト

高電圧 1-8 コンタクト• 流体• 熱電対 2-6 コンタクト• 流体• 熱電対 2-6 コンタクト• プッシュプルセルフラッチング• プッシュプルセルフラッチング• プッシュプルセルフラッチング• プッシュプルセルフラッチング• 8 サイズ• 8 サイズ• 6 サイズ• 7 サイズ• 13 アライメントキーオプション• 半月形インサート多極• 9 アライメントキーオプション• 半月形インサート多極• 9 カラーコード• 9 カラーコード• 28 以上のシェルタイプ

• 22 以上のシェルタイプ

• 60 以上のシェルタイプ

• 50 以上のシェルタイプ

• UL 認定• UL 認定• UL 認定• UL 認定• 温度範囲 -55°C - 200°C• 温度範囲 -55°
C - 200°
C• 温度範囲 -55°C - 250°C• 温度範囲 -55°C - 250°C

• ハンダ、 クリンプ、 プリント基板• ハンダ、 クリンプ、 プリント基板• ハンダ、 クリンプ、 プリント基板• ハンダ、 クリンプ、 プリント基板

コンタクト

コンタクト

コンタクト

コンタクト

• EMC シールド

• EMC シールド

• EMC シールド

• EMC シールド> 95dB at 10Mhz> 95dB at 10Mhz> 75dB at 10Mhz> 75dB at 10Mhz> 80dB at 1 Ghz> 80dB at 1 Ghz> 40dB at 1 Ghz> 40dB at 1 Ghz

・ 嵌合回数 ： 5000 回

・ 嵌合回数 ： 5000 回

・ 嵌合回数 ： 5000 回

・ 嵌合回数 ： 5000 回• IP66 / IP68

• IP66 / IP68

• IP50• IP50• Cable ø 1 - 23.5 mm• Cable ø1 - 30 mm• Cable ø 1 - 25 mm• Cable ø1 - 30 mm

製品情報
FGG ストレートプラグ、キー（G）またはキー（AからM,R）、ケーブルコレット

Ｂ注意：1) 00シリーズの表面のデザインは他と違います。
（00 NIM CAMAC カタログFFYモデルと同等ボディデザイン）

EGG 固定ソケット、ナット留め、キー（G）またはキー（AからM,R）

注意：1）クリンプコンタクトをつけた場合の最大長です。
2）EGG.28.304.CLLとEGG.28.307.CLLはUL508A認証済みです。
5Bシリーズは、テーパーワッシャーと丸型ナットをつけて納品します。

FFA ストレートプラグ、ケーブルコレット

Ｓ
ERA 固定ソケット、固定ナット

備考：1）単極モデル 5Sシリーズはテーパーワッシャーと丸型ナットを付けて納品します。
6Sシリーズはロッキングワッシャーではなく、丸型ナット付きで納品します。

製品情報
FGG ストレートプラグ、キー（G）またはキー（AからF,L,R）、ケーブルコレット

Ｋ
EGG 固定ソケット、固定ナット、キー（G）またはキー（AからF,L,R）

注意：1）クリンプコンタクトをつけた場合の最大長です。
5Kシリーズは、丸型ナットをつけて納品します。

FFA ストレートプラグ、ケーブルコレット

備考：1）キー（G）付きＥ
ERA 固定ソケット、固定ナット

備考：5E、6Eシリーズは丸型ナットを付けて納品します。1）単極モデル 2）キー（G）付き

医療向けケーブル BioCompatic シリコン製ケーブルの代替品！
Northwire 社の革新的な素材を使用した BioCompatic ケーブルはシリコン製ケーブルと同等以上の屈曲・捻転性能があり、また、シリコン特有の表面粘着が無く、ごみが付着しにくいのが特徴です。

シリコン製ケーブルと比較し費用対効果が高いため、BioCompatic ケーブルを採用することで、コストを抑えることができます。

病院で使用される一般的な化学物質に対し優れた耐久性を提供する高性能なケーブルです。

このシリコンに代わる費用対効果の高い BioCompatic ケーブルは、シリコン材料に対して従来のキュアリングプロセスを削除しただけでなく、耐薬品性、耐切断、耐磨耗といった多くの改善をもたらしました。

90kgｆのストレッチャーによるロールオーバー試験でもシリコンの 10 倍の 90400 サイクルに耐えました。

従来のシリコンで必要なキュアリングプロセスを必要としませんので、製造期間の短縮を可能とし、また、お客様のご要望に応じたカスタムケーブルも製作することが可能です。

BioCompatic の使用により摩擦が低減され、医師の手にもなじみ易く、また患者や衣服、毛髪にも引っかかりにくいことから、様々な医療用途に使用されています。

BioCompaticの主な特長
・ＵＳＰ Ｃｌａｓｓ ＶＩ対応
・ＩＳＯ 10993 対応
・ＲＥＡＣＨ, ＲｏＨＳ２対応
・オートクレーブ対応
・シリコン製ケーブルと同等以上の屈曲・捻転性能
・シリコン特有の表面粘着感が無くゴミが付着しにくい
レモカスタムデザインについて

全 て の シ リーズにおいて、1 本からでもアッセンブリーでご提供いたしま す 。
レモジャパンでは、レモコネクタの特徴であるモジュール方式を生かし、必要な部品のみの設計で既存のラインナップにないコネクタを経済的に開発可能です。
ゼロから設計の完全カスタムコネクタやカスタムケーブルの開発も可能ですので、お客様のご要望に沿ったコネクタソリューションを提供させていただきます。
まずはお気軽にお問合せください。

レモジャパン株式会社 本社〒108-0073 東京都港区三田 2-7-22https://www.lemo.co.jp/
date：2021.05.07

ご質問、ご相談はこちらから
レモジャパン HP ではチャットも受付中！