OSNET ひずみ・水位データ集録装置
NetLG-301N

仕 様 書
Rev.1.3

2019 年 4 月

株式会社 オサシ・テクノス
OSASI Technos Inc.

目次
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

概要 .................................................................................................................................................................................................................... 1
機能概略........................................................................................................................................................................................................... 3
各部の名称 ...................................................................................................................................................................................................... 4
データ最大蓄積日数 .................................................................................................................................................................................. 5
リチウム電池による動作日数 ............................................................................................................................................................... 6仕様 .................................................................................................................................................................................................................... 8
外形寸法.........................................................................................................................................................................................................10増設ユニット概要 .....................................................................................................................................................................................11

Apr.2019

NetLG-301N

ひずみ・水位データ集録装置

仕様書

Rev.1.3

1. 概要
◆主な機能
●ひずみゲージセンサの多チャンネル測定
本機は、2 ゲージ 3 線式・120Ωひずみゲージセンサ（以下、ひずみセンサ）の測定データを内部メモリに記録するデータロガーです。
ひずみセンサを接続可能なチャンネル数は 30 チャンネルです。

●ひずみセンサ測定チャンネル増設機能
ひずみセンサの測定チャンネル数は、増設ユニットを接続することで増設することができます。増設ユニットは、一台あたり 10 チャンネルのひずみセンサ測定チャンネルを有しています。本機には増設ユニットを最大 6 台まで接続でき、これにより本機で測定できるひずみセンサの測定チャンネル数は最大 90 チャンネルとなります。

●半導体圧力式水位センサによる水位測定
本機は、半導体圧力式水位センサ（以下、水位センサ）を 1 台接続することができ、この測定データも内部メモリに記録します。

●OSNET 対応
OSNET 仕様のネットワークに対応し、遠隔地からデータ監視・回収を行うシステムを構築することができます。
※

OSNET はオサシ・テクノス独自ネットワークの総称です。

※

本機は旧パケット通信機「NetMAIL-1」非対応です。OSNET ネットワークでパケット通信機と接続する場合は、現行のパケット通信機「NetMAIL-N」をご使用ください。

●警報出力接点内蔵警報出力接点を内蔵しており、弊社製警報ユニットに対して接点出力することにより、現地で警報機器を動作させることができます。

1

Apr.2019

NetLG-301N

ひずみ・水位データ集録装置

仕様書

Rev.1.3◆機器構成例≪水位センサやパイプひずみ計，警報接点出力の接続イメージ図≫
基本的な運用方法
ネットワークコントローラ「NetCT-1」を使用して、測定条件の設定や CF カードでのデータ回収を行います。
回収したデータをパソコンに保存し、表計算ソフトなどでデータ処理を行います。

パイプひずみ計

NetLG-301N(2 ゲージ 3 線式)

30ch
・・・・

NetCT-1
警報接点
出力半導体圧力式
水位センサ

CF ｶｰﾄﾞパソコン

SD カード
データ回収

電源

回転灯，電子ホーンなど

警報ユニット
AL-TypeC

 本機の設定操作を行うためには、ネットワークコントローラ「NetCT-1」が必要です。
 本機内蔵の SD カードスロットに SD カードを挿入してデータを回収できます。
また、「NetCT-1（Ver.3.0 以上）」を用いると、CF カードへのデータ回収もできます。
 SD カードや CF カードに回収したデータは CSV 形式となっており、特別なソフトを介在することなく、一般的な表計算ソフトでデータ処理を行うことができます。
ひずみセンサの測定チャンネル数は、増設ユニットを接続することで増設することができます。

≪増設ユニット接続イメージ図≫
NetLG-301N

増設ユニット301N+増設ユニット
301N+増設ユニット
301N+・・・・・

増設ケーブル

増設ケーブル

増設ケーブル

増設ユニット 1 台あたり、ひずみセンサ測定チャンネルを 10 チャンネル増設可能。
増設ユニットは最大6 台まで接続でき、全体で最大 90 チャンネルまでのひずみセンサ測定が可能となる。

本機はさらに、OSNET ネットワークに接続することで遠隔地からデータ監視・回収を行うシステムを構築することができます。
※ 本機は旧パケット通信機「NetMAIL-1」非対応です。パケット通信機と接続する場合は、現行のパケット通信機「NetMAIL-N」をご使用ください。

2

Apr.2019

NetLG-301N

ひずみ・水位データ集録装置

仕様書

Rev.1.3

2. 機能概略■ひずみセンサ
測定機能 本機は 2 ゲージ 3 線式ひずみゲージセンサ専用の多チャンネル測定機器であり、特にパイプひずみ計の測定に適しています。
 ひずみセンサ測定時のセンサへの電源供給はチャンネルごとに個別に行います
ので、パイプひずみ計にしばしば見られるゲージの絶縁低下や損傷があった場合でも、他の正常なゲージの測定には影響しません。
 ひずみ測定値にはオフセットを設定することができ、表示および記録値を任意に調整することができます。※1
 ひずみ測定値の極性を反転させる機能を有しており、既設パイプひずみ計を接続したときなど、そのたわみ方向に対するひずみ値の変動方向が希望していたものと異なっていたとしても、パイプひずみ計の接続をやりなおすことなく、両者を合致させることができます。※2※１ ひずみオフセットはチャンネル毎に設定可能です※２ ひずみ測定値の極性反転は全チャンネル一括で行います■水位測定機能 接続する水位センサ固有のセンサ係数・オフセットを設定することで、水圧を水位に変換して表示および記録できます。
 水位センサ深度を設定することで地下水位を直読できます。
 さらに、地表面標高を設定することで、標高水位を直読できます。

■記録機能

 設定された記録インターバルごとに、水位センサおよびひずみセンサの測定値を内部のフラッシュメモリに記録します。
 記録インターバルは、水位センサ測定については 1 分から、ひずみセンサ測定では 5 分から、それぞれ最大 24 時間（1 日）まで個別に設定することができます。
 記録インターバルが 6 時間，12 時間，1 日のときは、0 時以外を基準にするようにオフセットを設定できます。

■データ回収機能

 本機に蓄積されたデータは、ネットワークコントローラ「NetCT-1」を使用してCF カードで回収することができます。
 本機には SD カードスロットが内蔵されており、NetCT-1 が無くても蓄積データを SD カードで回収することができます。
 回収したデータは CSV 形式となっており、特別なソフトを介在することなく、一般的な表計算ソフトでデータ処理を行うことができます。
※■警報出力機能

より簡単にテキスト変換・グラフ化が可能になる「データ処理マクロ」を、弊社ウェブサイト(http://www.osasi.co.jp/)にて無償で公開しております。

 水位センサの測定値に対して、上限警報もしくは下限警報のいずれかを最大4 つまで設定できます。
 ひずみセンサ全チャンネル※1 の測定値に対して、累積変動量警報（ある時点の測定値を基準にした変動量に対して警報出力）もしくは経時変動量警報（過去 1 日～30 日可変の変動量を計算して警報出力）のいずれかを、最大 4 つまで※2 設定することができます。
 警報出力用無電圧接点が 1 点備えられており、設定された警報のうちいずれかひとつでも発令されると、この接点が ON します。※３※１ 全チャンネルのうち、どれか 1 チャンネルでも変動量が警報値に達すると、警報を出力します。
異常センサの測定値による不要な警報を防ぐため、警報対象から外すチャンネルを設定することができます。
※２ 経時変動量警報の設定数は最大 3 つまでに制限されます。
※３ 警報接点の極性や ON 時間は設定変更可能です。

3

Apr.2019

NetLG-301N

ひずみ・水位データ集録装置

仕様書

Rev.1.3

3. 各部の名称
取付足

ひずみセンサ接続端子台

外部電源端子台

電池ホルダ
OSNET 通信ポート
水位センサ
接続端子台
警報接点出力端子台

SD カードスロット

4LED

増設コネクタ（キャップ付き）Apr.2019

NetLG-301N

ひずみ・水位データ集録装置

仕様書

Rev.1.3

4. データ最大蓄積日数●データ最大蓄積日数

機器の内部メモリに蓄積されている（または記録することのできる）データの日数をいいます。このデータは電源を切っても、データ転送を行っても消えることはありません。

●ひずみの最大蓄積日数

全体のチャンネル数に関わらず、下表の日数となります。

≪本機のデータ最大蓄積日数≫
記録インターバル
1分

水位最大蓄積日数

ひずみ最大蓄積日数21日（0.6 月）2分

42

日（1.3 月）5分

105

日（3.3 月）21.88

日 （0.7月）

10分

210

日（6.7 月）43.75

日 （1.4月）

20分

420

日（1.1 年）

87.5

日 （2.8月）

30分

630

日

（1.7 年）

131.3

日 （4.2月）

1時間

1260

日

（3.4 年）

262.5

日 （0.7年）

2時間2520日（6.9 年）

525

日 （1.4年）

3時間

3780

日

（10.3 年）

787.5

日 （2.1年）

6時間

7560

日（20.7 年）

1575

日 （4.3年）

12時間

15120

日（41.4 年）

3150

日 （8.6年）

1日

30240

日（82.8 年）

6300

日 （17.2年）※注意
データ最大蓄積日数は、記録インターバルの変更や時刻修正（記録停止状態時のみ可能）などの設定変更を行うと、設定変更 1 回ごとに最大で上表の数字の 0.32％短くなることがあります。
-------------------------------------------------------------------------例：水位を 20 分インターバルで記録中、記録開始から現在までに水位修正を 5 回行った場合水位データ最大蓄積日数・・・420 日（上の表より）
設定変更回数・・・5 回
0.32％×5 回＝1.6％ 420 日の 1.6％は約 6.7 日 →蓄積日数は最大で 6.7 日短くなる。
→少なくとも 413.3 日分のデータが蓄積されることになる。
（水位に関する設定変更しか行っていないので、ひずみ蓄積日数は影響を受けない）-------------------------------------------------------------------------他の記録インターバルでの運用時やひずみの最大蓄積日数についても、同様の計算を行うことで、最大蓄積日数の減少分を求めることができます。
蓄積日数に影響を与える項目●水位蓄積日数 ････････時計変更，水位記録インターバル変更，水位修正，水位センサセットアップの各項目変更，ノイズフィルター変更●ひずみ蓄積日数･････時計変更，ひずみ記録インターバル変更，ひずみオフセット変更，ひずみセットアップの各項目変更，ノイズフィルター変更

5Apr.2019

NetLG-301N

ひずみ・水位データ集録装置

仕様書

Rev.1.3

5. リチウム電池による動作日数
代表的な記録インターバルにおける、リチウム電池 1 個のときの稼働日数を下表に示します。
（本表以外の記録インターバルでの稼働日数をお知りになりたい場合は、弊社営業課または顧客サービス課までお問い合わせください。）≪リチウム電池一個での稼働日数≫
水位
記録インターバル
1 分
2 分
5 分
20 分
30 分
1 時間
なし
なし
なし
なし
なし
5 分
5 分
5 分
5 分
30 分
30 分
30 分
30 分
1 時間
1 時間
1 時間
1 時間
3 時間
3 時間
3 時間
3 時間
6 時間
6 時間
6 時間
12 時間
12 時間
1 日

※本機単体使用の場合（増設の場合は次頁）

ひずみ
記録インターバル
なし
なし
なし
なし
なし
なし
1 時間
3 時間
6 時間
12 時間
1 日
1 時間
6 時間
12 時間
1 日1 時間
6 時間
12 時間
1 日
1 時間
6 時間
12 時間
1 日
3 時間
6 時間
12 時間
1 日
6 時間
12 時間
1 日
12 時間
1 日
1 日

稼動日数
40.8
73.7
142.7
268.1
297.1
333.2
112.1
211.3
271.4
316.3
344.9
75.6
124.3
132.9
137.6
104.4
227.2
257.5
275.9
108.5
247.7
284.1
306.7
207.0
263.5
305.2
331.4
267.8
311.0
338.2
313.9
341.7
343.5

日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

１分間の通信で減る日数
0.026 日0.047 日0.091 日0.172 日0.190 日0.214 日0.072 日0.135 日0.174 日0.203 日0.221 日0.048 日0.080 日0.085 日0.088 日0.067 日0.146 日0.165 日0.177 日0.070 日0.159 日0.182 日0.197 日0.133 日0.169 日0.196 日0.212 日0.172 日0.199 日0.217 日0.201 日0.219 日0.220 日※OSNET ネットワークの通信頻度が高くなると稼働日数は減少します。表の「１分間の通信で減る日数」を参考にしてください。
※サブ電池との合計では、動作日数は約 1.9 倍になります｡※リチウム電池に 0.7 の環境係数を掛けた値で計算されています｡したがって周囲温度が比較的高い場合、表の日数より動作日数が増える可能性があります。
※増設ユニットを使用してひずみセンサの測定チャンネルを増設した場合は、その増設数量に応じて稼働日数が短くなります。
増設ユニット使用時の動作日数（リチウム電池 1 個あたり）を次ページに示します。
6Apr.2019

NetLG-301N

ひずみ・水位データ集録装置

仕様書

Rev.1.3≪ひずみセンサ測定チャンネル増設時のリチウム電池一個での稼働日数≫
水位

ひずみ

記録インターバル

記録インターバル

増設ユニットの接続台数 [台]123456なし

1 時間

80.9 日59.7 日47.1 日37.3 日30.9 日25.6 日なし

3 時間

170.1 日136.2 日113.1 日93.6 日79.8 日67.8 日なし

6 時間

234.8 日200.4 日174.2 日150.1 日131.8 日115.0 日なし

12 時間

290.0 日262.2 日238.7 日215.1 日195.6 日176.4 日なし

1 日

328.7 日310.0 日293.0 日274.5 日258.1 日240.8 日5分

1 時間

60.0 日47.5 日39.1 日32.2 日27.3 日23.1 日5分

6 時間

116.1 日107.0 日99.0 日90.8 日83.7 日76.6 日5分

12 時間

128.0 日122.3 日116.9 日111.0 日105.5 日99.7 日5分

1 日

135.0 日131.7 日128.5 日124.9 日121.3 日117.4 日30分

1 時間

76.8 日57.4 日45.6 日36.5 日30.3 日25.2 日30分

6 時間

201.0 日175.3 日154.9 日135.6 日120.4 日106.2 日

30分

12 時間

239.8 日220.5 日203.6 日186.2 日171.4 日

156.5 日30分

1 日

265.4 日253.1 日241.7 日228.9 日217.4 日205.0 日

1

時間

1 時間

79.0 日58.7 日46.4 日36.9 日30.6 日25.4 日1時間

6 時間

216.9 日187.2 日164.2 日142.6 日125.9 日110.5 日

1

時間

12 時間

262.8 日239.7 日219.9 日199.7 日182.8 日166.0 日

1時間

1 日

293.8 日278.8 日265.0 日249.7 日236.1 日221.6 日3時間

3 時間

167.3 日134.4 日111.9 日92.8 日79.1 日67.3 日

3

時間

6 時間

229.0 日196.1 日171.0 日147.7 日129.9 日113.5 日

3時間

12 時間

280.7 日254.5 日232.3 日209.9 日191.3 日172.9 日3時間

1 日

316.4 日299.1 日283.2 日265.8 日250.4 日234.1 日6時間

6 時間

232.2 日198.5 日172.8 日149.0 日130.9 日114.3 日

6時間

12 時間

285.5 日258.5 日235.7 日212.6 日193.5 日174.8 日

6時間

1 日

322.6 日304.6 日288.1 日270.2 日254.3 日237.5 日

12時間

12 時間

288.0 日260.6 日237.4 日214.0 日194.7 日175.7 日

12時間

1 日

325.7 日307.4 日290.7 日272.4 日256.3 日239.2 日

1日

1 日

327.4 日308.9 日292.0 日273.6 日257.3 日240.1 日7Apr.2019

NetLG-301N

ひずみ・水位データ集録装置

仕様書

Rev.1.36. 仕様
◆一般仕様
駆動電源

消費電流
外形寸法
重量
使用温度範囲耐雷サージ性能
耐静電気性能外部電源 DC5V～15V
またはリチウム電池 CR123A 1 本×2 (メイン・サブ)
待機時：0.1mA 以下 (平均)水位測定時：20mA 以下
OSNET 通信時：35mA 以下
ひずみ測定時：50mA 以下※増設ユニット接続時、ひずみ測定時消費電流は増設ユニット 1 台あたり5mA 増加する。

223H×355W×90.5D（寸法公差±1mm）
約 2.5kg－20℃～＋55℃ (結露無きこと)±4kV (1.2/50 コンビネーション波形)
試験規格：IEC61000-4-5
接地条件：D 種接地接触放電 ±8kV， 気中放電 ±15kV
試験規格：IEC61000-4-2 準拠◆測定・記録仕様（センサデータ）
適応センサ・チャンネル数

水位
セン
サ

ひず
みセン
サ

センサ供給電源
測定範囲
分解能
水位測定精度
水位測定種別
設定項目
センサ供給電源
ゲージ率
測定範囲
分解能
ひずみ測定精度
設定項目

記録間隔

半導体圧力式水位センサ (弊社製)：1 チャンネル，2 ゲージ 3 線式・120Ωひずみゲージセンサ：30 チャンネル※ひずみゲージセンサの測定チャンネルは、別売の増設ユニットを接続することで増設可能

定電圧 DC3.75V±1％接続される水位センサに準ずる
1cm または 1mm を選択±0.1％F.S. (全動作温度範囲による温度ドリフト含む)
実水位，地下水位，標高水位
水位センサ係数，水位センサオフセット，水位センサ深度，地表面標高
定電流 DC5.00mA±0.4％
2.00 固定±25,000μストレイン
1μストレイン±100μストレイン 以内（直線性・再現性・全動作温度範囲による温度ドリフト含む）
ひずみ初期値時刻（累積変動量計算用），ひずみオフセット，ひずみ測定
値極性反転
水位 ：１分，2 分，5 分，10 分，20 分，30 分，1 時間，2 時間，3 時間，6 時間，12 時間，1 日，無し
ひずみ：5 分，10 分，20 分，30 分，1 時間，2 時間，3 時間，6 時間，12 時間，1 日，無し
※水位・ひずみとも 6 時間以上の記録間隔の場合、測定記録時刻の指定が可能

記録容量
使用メモリ
データ回収

水位センサ：30240 個
ひずみセンサ：6300 個/ch
※これを超えると最古のデータを消去し、新しいデータを取り込む※機器の設定変更を繰り返すと、減少する可能性が有る

フラッシュメモリ(不揮発性メモリ)
回収媒体：CF カード もしくは SD カード
データ形式：CSV ファイル
※CF カードを使用する際は、NetCT-1 が必要

8

Apr.2019

NetLG-301N

ひずみ・水位データ集録装置

仕様書◆測定・記録仕様（環境データ・メンテナンスデータ）
測定・記録対象

分解能

記録間隔

電源電圧・電源種別，機器内部温度，水位センサ入力抵抗，ひずみセンサ入力抵抗
電源電圧：0.1V
機器内部温度：1℃
水位センサ入力抵抗：1Ω
ひずみセンサ入力抵抗：0.1Ω
電源電圧：1 時間固定
機器内部温度：1 時間固定
水位センサ入力抵抗：最短 1 時間
※水位記録インターバルが 1 時間より長い場合はそれに同期

ひずみセンサ入力抵抗：最短 1 時間
※ひずみ記録インターバルが 1 時間より長い場合はそれに同期

記録容量
使用メモリ
データ回収

電源電圧：30240 個
機器内部温度：30240 個
水位センサ入力抵抗：30240 個
ひずみセンサ入力抵抗：6300 個/ch
フラッシュメモリ （不揮発性メモリ）
回収媒体：CF カード もしくは SD カード
データ形式：CSV ファイル
※CF カードを使用する際は、NetCT-1 が必要※水位・ひずみの入力抵抗は NetCT-1 でのみ回収可能◆警報仕様
警報値設定対象

警報種類

警報値設定数量
警報出力形態
警報接点種別警報接点 ON 時間
警報接点容量

水位センサ，ひずみセンサの各測定値
水位センサ：上限警報・下限警報
ひずみセンサ：累積変動量警報・経時変動量警報※いずれもヒステリシス設定可能※ひずみセンサの場合、1 個の警報値を全チャンネルに対して適用するが、警報対象から外すチャンネルを設定することも可能

水位センサ：4 個
ひずみセンサ：4 個（ただし、経時変動量警報では 3 個に制限）
警報パケットを OSNET ネットワークに出力，警報接点出力 1 点※警報接点は設定された全ての警報の OR 出力

無電圧 A 接点もしくは B 接点出力未設定（警報状態に同期）または 1 秒～10 秒
DC30V，500mA（Max）◆OSNET 通信ポート仕様
用途
ポート数
通信方式
通信速度
機器間延長距離使用コネクタ適合コネクタOSNET 機器との通信，OSNET ネットワーク接続用
1 ポート
調歩同期式
76.8Kbps
1km※単線 0.9mm 以上のシールド付ツイストペアケーブルを使用した場合

DFK-MSTBVA 2,5/2-G-5,08 （フエニックスコンタクト）
FKC 2,5/2-ST-5,08 （フエニックスコンタクト）◆SD カード I/F 仕様
SD カード および SDHC カード対応メモリーカード※アダプタを使用することで、miniSD／microSD カードにも対応可能※SDXC カードには非対応※ 本機を操作するためには、弊社製ネットワークコントローラ「NetCT-1（Ver.3.0 以上）」が必要です。
※ 本機は旧型パケット通信機「NetMAIL-1」非対応です。現行のパケット通信機「NetMAIL-N」をご使用ください。

9Rev.1.3

Apr.2019

NetLG-301N

7. 外形寸法名

称

集録装置本体
端子台
取付足
端子台ネジサイズ
外形寸法
寸法公差
重 量

材 質

色

鉄（メッキ鋼板）
白色
PBT
黒色
SUS304銀色
ひずみセンサ接続端子台：M3.5
上記以外：M4
223H×355W×90.5D±1mm
約 2.5kg

10

ひずみ・水位データ集録装置

仕様書

Rev.1.3

Apr.2019

NetLG-301N

ひずみ・水位データ集録装置

仕様書

Rev.1.3

8. 増設ユニット概要
本機のひずみセンサ測定チャンネル数は、増設ユニット「301N+」を接続して増設することができます。
その接続方法の概要は２ページ目の「機器構成例」をご参照ください。
機器同士を接続するための増設ケーブルは、増設ユニットに付属しています。(ケーブル長：60cm)
増設ユニットのひずみセンサ測定仕様は本機に準じます。
増設ユニットの外観図を以下に示します。

名 称
増設ユニット本体
端子台取付足端子台ネジサイズ
外形寸法
寸法公差
重 量

11

材 質

色

鉄（メッキ鋼板）
白色
PBT
黒色
SUS304銀色
M3.5
223H×95W×82.5D±1mm
約 0.9kg