Optica™

O padrão de referência de umidadeda próxima geração
Os higrômetros do tipo espelho resfriado Séries Optica
da Panametrics oferecem medições rastreáveis de umidade,temperatura e pressão do National Institute of Standards
and Technologies (NIST) para a geração conectada.
Agora os dados podem ser acessados em qualquer
lugar, a qualquer hora, em um navegador na Internet
ou da sua intranet.

Medições ópticas• Temperatura• Umidade relativa (% UR)• Ponto de orvalho/geada (Td)
• Umidade absoluta (m/v)• Proporção de mistura de massa (m/m)• Proporção de mistura de volume (v/v)• Bulbo molhado (Tw)• Entalpia (h)• Pressão de valor de água (e)• Pressão
• Relés de alarmes• Saídas analógicas

A medição do ponto de orvalho é uma medição
fundamental usada como padrão de transferência para
calibrar outros instrumentos e sensores de umidade. Os
espelhos resfriados também são os sensores mais indicados
quando as medições de laboratório e os processos exigem
alta precisão sem perda a longo prazo. O Optica pode ser
usado com cinco sensores de espelho resfriado totalmenteintercambiáveis para fornecer uma faixa de medição do -80°C a 85 °C (-112 °F a 185 °F) do ponto de orvalho com 0,2 °C(0,36 °F) ou maior exatidão. As entradas em um sensor detemperatura 100 Ω e o transdutor de pressão piezo-resistivo
com base em silício garantem a exatidão das medições, quesão usadas para converter o ponto de orvalho em qualquer
unidade métrica, inglesa ou definida pelo usuário paramedição da umidade.

Comunicações
• Porta Ethernet• Applets baseados em Java nos navegadores da Web• Memória de 6 Mbs no registrador de dados• Dados gravados são carregados no formato ASCIINo laboratório ou no chão da fábrica• Laboratórios de calibração
• Controle de processo• Salas limpas• Câmaras para testes ambientais• Monitoração e controle de Sistemas de Refrigeração
• e Aquecimento de Precisão
• Células de combustível• Trocador de calor e calorímetros da serpentina de• resfriamento• Processamento térmico/aquecimento• Fabricação de semicondutores• Áreas de armazenamento• Câmaras para teste farmacêutico• Células de teste de motor e testes de emissões
• Motores e turbinas de aeronaves• Exportações para planilhas

Funcionalidade• Gráfico de registradores “strip chart” em tempo real

O Optica mede simultaneamente o ponto de orvalho, atemperatura e a pressão. O analisador é equipado comfunções matemáticas programáveis para produzir unidades
personalizadas. As funções In, exp +, -, x e / permitiramque unidades de engenharia fossem exibidas, gravadas etransmitidas para sistemas de aquisição de dados. O canalde entrada do analisador é uma entrada padrão de 4 a 20
mA/0 para 5 V CC, para que o Optica possa ser conectado aqualquer tipo de transmissor de processo e ser configuradopara exibir unidades de engenharia.

• Display VGA colorido ou 4 x 40 de matriz

SoftwareO software Optica é fácil de navegar. Os usuários selecionamo display de leitura, gráfico strip, escala de saída analógica,comunicações digitais, autodiagnóstico, limpeza e registro
de dados em menus pull-down intuitivos. Os valores deconfiguração podem ser salvos na memória e carregados
a qualquer momento, no local ou de qualquer outro ponto
através da porta Ethernet.

A configuração “Plug and play” é facilmente efetuada com conectorespadrão para as saídas de alimentação, sensor e analógicas.

A teoria de sensores de espelho
resfriado da operação
Os higrômetros de espelho resfriado da Panametrics são
usados em padrões e laboratórios de metrologia, assim
como em aplicações industriais que requerem medição econtrole de umidade exatos e repetíveis. A exatidão ea estabilidade a longo prazo fornecem muitas vantagens
em relação a outros tipos de tecnologias de medição
de umidade. Espelhos resfriados fundamentalmente
medem a temperatura do ponto de orvalho e geada
diretamente controlando uma superfície reflexiva em
uma temperatura de equilíbrio entre a formação e aevaporação de orvalho/geada, e a medição exata datemperatura do espelho neste ponto.
Os espelhos resfriados da Panametrics consistem em um
ródio hexagonal polido ou espelho de platina conectado
ao módulo de refrigeração termoelétrica (TEC). O
servocontrolador do analisador Optica aplica correntepara refrigeração termoelétrica, o que faz o espelho
refrigerar. O espelho é iluminado com um emissor de gás
regulado, que transmite luz no espectro infravermelho. A
luz refletida pelo espelho é recebida por um fotodetector.
Quando o vapor de água condensa no espelho como águaou geada (cristais de gelo), a luz recebida pelo fotodetector
é reduzida devido à difusão. Isso faz o servocontrolador
reduzir a potência tornando o espelho ligeiramente quente.
O sistema de controle da Optica modulará a quantidade defluxo de corrente através do TEC para manter a temperatura
onde a taxa de condensação e evaporação das moléculasde água e da massa de água no espelho são constantes. A
temperatura resultante do espelho é, fundamentalmente,
por definição, igual à temperatura do ponto de orvalho ou
geada. Um sensor de temperatura de platina de quatro fiosde precisão incorporado ao espelho mede a temperatura.
A exatidão da medida do ponto de orvalho foi validada
para uma exatidão de ±0,2 °C (±0,36 °F) do ponto deorvalho/geada. A exatidão também pode ser aumentada
para ±0,15 °C (±0,27 °F) do ponto de orvalho/geada.
A temperatura do bulbo seco é medida com um sensor
de temperatura de platina 100 Ω de quatro fios preciso,e a pressão é medida com um transdutor de pressão desilício piezo-resistivo. O ponto de orvalho/geada e os sinaisde resistência do sensor de temperatura do bulbo secosão condicionados e amplificados pelo monitor Optica
para exibir e transmitir o ponto de orvalho/geada e atemperatura. O manômetro transmite um sinal de 4 a 20
mA amplificado que é alimentado pelo Optica. As medições
cardinais do ponto de orvalho/geada, temperatura epressão de bulbo seco são usadas para calcular outros
parâmetros de umidade como umidade relativa, bulbo
molhado, proporção de massa, proporção volumétrica,
umidade absoluta e valores de pressão de vapor de águausando equações psicométricas.
O sensor de temperatura é incorporado ao espelho resfriado
e nunca entra em contato com o processo ou o ambientede teste. As peças intrusivas consistem em espelho deplatina e ródio, um aço inoxidável ou barreira de vapor

mylar e o selante de epóxi. O resultado líquido é a medição
de umidade sem perda de precisão criada para manter
especificações de precisão por muitos anos.
Os espelhos resfriados exigem uma taxa de vazão
nominal no espelho para obter a formação ótima deorvalho/geada e o tempo de resposta. O sensor deve
ser instalado em um duto com ar em movimento ou serequipado com uma bomba de amostragem. A taxa defluxo ótima é 0,25 a 2,5 L/min (0,5 a 5 SCFH). A Panametrics
fornece sistemas de amostragem para condição detemperatura, regula a pressão e filtra o ar do processo
antes de chegar ao espelho resfriado. Os nossosengenheiros
de aplicações discutem detalhadamente a sua aplicação
e recomendam o sistema mais adequado às suasnecessidades.

Autolimpeza e controle digital
Em ambientes onde há presença de agentes contaminantes
físicos como poeira, névoa de óleo e pólen, é recomendávelo uso de um sistema de amostragem com filtro. O filtro
deve ser hidrofóbico para que não absorva ou libere vaporde água no fluxo de teste. Ao longo do tempo, o espelho
pode ser arranhado ou furado por partículas, alterandosuas características de difusão de luz. Os espelhos da
Panametrics podem ser trocados no campo. O espelho
de ródio padrão pode ser atualizado para platina para
aplicações industriais.
A Panametrics desenvolveu um esquema de compensação
de contaminação patenteado chamado PACER® (Redução
Automática de Erros do Programa). O ciclo PACER podeser iniciado manualmente ou através da programação
de um ciclo sincronizado. O ciclo inicia capturando dados(durante o ciclo PACER, um valor constante é transmitido)
e resfriando o espelho bem abaixo do ponto de orvalho, deforma que uma camada espessa de orvalho se forme sobreo espelho. Em seguida, o espelho é rapidamente aquecido.
Durante o aquecimento, uma quantidade significativa deagentes contaminantes solúveis e não-solúveis evapora
rapidamente. O agente contaminante que permanece
no espelho tende a agregar ilhas ou pontos secos (deforma semelhante a um copo que sai de uma máquina
lava-louças). Esse processo deixa aproximadamente 85%
do espelho limpo. O sinal leve recebido pelo fotodetector
é comparado ao LED de referência/fotodetector e dois
sinais são “balanceados” efetivamente negando o efeito
da contaminação residual deixada no espelho. O ciclo
PACER funciona muito bem, mas eventualmente pode sernecessário fazer uma limpeza manual. Todos os espelhos
resfriados da Panametrics permitem uma limpeza manual. A
limpeza é um processo simples que consiste em esfregar noespelho um chumaço de algodão com solução de limpezaou água destilada. (A água destilada é recomendada como
agente de limpeza final.)

GE developed Digiloop™ control to overcome theBalanceamento do Optica
OP
AMPVazão degases
Regulação do LED

Controle da bomba
de calor termoelétricoPotência
Sensor de temperaturade platina com quatro
fios de precisão

Espelho deródio ou platina

Módulo de refrigeração
termoelétrico
Diodos de emissão de luz
Fotodetetores

A Panametrics
o controle
Digiloop™ para
limitationsof desenvolveu
traditional
PID(ProportionalGEdeveloped
Digiloop™ analog
control
to overcome
thesuperarosand
limites
do controle
PID Analog(Integrale Derivativo
Integral
Derivative)
control.
temperature
limitations of traditional analog PID (Proportional
Proporcionais)analógico
tradicional.
O controle
control produces
oscillations
particularly
at highdeor
Integraland Derivative)
control.
Analogtemperature
GE developed
Digiloop™
control
to overcome
theparticularmente
temperatura
analógico
produzoscilações
trace
humiditylevels.
Itisdifficultto
apply
control produces oscillations particularly atself-tuning
high orlimitationsof constants
traditional
analog(Proportionalnosde umidade
altaPIDou
rastreada.
É whichdifícil aplicaror níveis
PID
toanalogcontrolare
tracehumiditylevels.
It is difficult
toloops,
apply
self-tuning
Integralanddamped
Derivative)
control.
Analogtemperature
autoajusteou constantes
dePID aDigiloop
loops deutilizes
controle
over
or
under
damped.
digitalor PID constants to analog control loops, which arecontrol
produces
oscillations
particularly
atbyhighor time-based
analógicoqueestejammuito
ou poucoumedecidos.
Osamplingandfeed-forward
controltakingover damped or under damped. Digiloop utilizes digital
traceDigiloop
humiditylevels.
is dewdifficultto digital
apply
self-tuning
utilizaa Itamostrageme oa controlede avanço
samples
when
the
point
is
withinpredeterminedsampling and feed-forward control by taking time-basedor PIDto analog
controlloops,
whicharedaconstants
alimentação
obtendoamostragens
em tempo
proportionalband.
By
recordingtheoscillations,thesampleswhen
the dewpoint
is withinabaseadaspredeterminedover quando
dampedorunderdamped.
Digilooputilizes
digitalbandaopontoeffectively
de orvalhopredicts
está dentro
de umadigitalcontrolthemagnitudeofproportional band. By recording the oscillations, thesampling
and feed-forward
controlbytakingtime-based
proporcional
predeterminada.
Registrando
as oscilações,changeandadjusts
thecurrent
tothethermoelectric
digital control effectively predicts the magnitude ofsampleswhen module,
thedewprevê
pointefetivamente
is withinpredeterminedo controle
digitala magnitude
da incoolingwhichtheatomirrortemperaturechangeandadjusts
thesteps
current
thethermoelectric
proportionalband.
By
recordingtheoscillations,thealteração
e ajustaa correnteThis
para
o módulo
de resfriamento
0.09°F(0.05°C)
increments.
resultsinasignificantly
cooling module, which steps the mirror temperature indigitalcontroleffectively
predicts
magnitudeof espelho
termoelétrico,que aumenta
a temperatura
improved
controlanddew thepoint
precision.
0.09°F(0.05°C)
increments.
This resultsin adosignificantly
changeandadjusts
thecurrent
tothethermoelectric
gradativamente em incrementos de 0,05 °C (0,09 °F). Isso
improved control and dew point precision.
cooling
module,which
steps themirror temperatureinresultaem umcontrolesignificativamente
aprimorado
e0.09°F(0.05°C)
increments.
This
resultsinasignificantly
maior exatidão do ponto de orvalho.

improved control and dew point precision.

Before PACER cycle
Before PACER cycle

After PACER cycle

PACER cycle

PACER

Controle analógico
O sistema Optica
automaticamente
ajusta a refletância
correta(5 segundos)Iníciodo ciclo

Ponto deorvalhopredominanteAquecimento

Espelhorefrigera
e aglutina(30 segundos)

Ponto deorvalho

PACER cycle
Após o ciclo
After PACER cycle

PACER cycle

Refrigeração

Oscilação

Final
do ciclo

Espelhoaquece até oestado seco
(90 segundos)
São colhidas
amostra de dados e
mantidas (3 minutos)

Ciclo PACER típico

Tempo
Analogcontrol
Analog control
Taxa de variação
Analog control
Passos de temperatura 0,05 °C

Temperatura

Antes do ciclo
Before PACER cycle
PACER

After PACER cycle

Temperatura

Taxa de variação

Ponto deorvalhoControle Digiloop
Espelho retorna
ao ponto deorvalho(60 segundos)

Tempo
Digiloop control
Digiloop control

Digiloop control

Especificações do Optica

Potência
95 a 265 V CA, 50/60 Hz, 200 watts

165 mm(6,5 pol.)• Matriz de pontos 4 x 40 disponível para montagens em
bancada, prateleira ou parede.

419 mm(16,5 pol.)• VGA colorido com registrador de dados e comunicações
Ethernet disponível para montagem em bancada,prateleira ou parede.

E/S elétrica
Tomada CA estilo IEC (montagem em bancada), bloco
terminal de parafuso (montagem em parede), espelho
resfriado com vários pinos e sensor de temperatura/conectores de cabo, terminais de parafuso para saídas
analógicas, DB-9 para RS232 e 10 base-T para Ethernet*

343 mm (13,5 pol.)Bancada343 mm (13,5 pol.)Montagem na Parede

Memória de 6 megabytes
do registrador de de dados*Parâmetros medidos

Display

Ponto de orvalho e temperatura de 4 a 20 mA/0 a 5 V CC

VGA colorido 1/4 permite que até seis parâmetros
sejam exibidos ou a matriz de pontos 4 x 40 permite
que três parâmetros sejam exibidos

Parâmetros calculados
Umidade relativa, bulbo molhado, proporção de massa,
proporção volumétrica, umidade absoluta, pressão de vaporde água e entalpia em unidades inglesas e métricas, assim
como unidades configuradas pelo usuário.
Entradas
1/3 Classe A DIN 43760, 100 Ω Sensor de temperatura e pontode orvalho/geada e temperatura de bulbo seco. O loop
alimentou 4 a 20 mA CC à carga máxima de 500 Ω
Exatidão
Exatidão do sistema de ±0,1 °C (±0,36 °F) para ponto deorvalho/geada, ±0,15 °C (±0,27 °F) para temperatura, 0,5%
fundo de escala (FE) para pressão.

Temperatura operacional
0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Taxa de refrigeração
1,5 °C (0,27 °F)/s típica acima de 0 °C (32 °F)
Interface digital
Porta RS232, porta Ethernet*
Formato de saída digital
Texto ASCII de dados, senha de applets Java da
Ethernet protegida*Endereço TCP/IP

Faixa

Programável pelo usuário*Regulamentada por sensor

Saídas analógicas

Histerese(2) 4 a 20 mA e 0 a 5 V CC, configuráveis pelo
usuário e escaláveis

InsignificanteSensibilidade
0,1% de FE
A/D
16 bits

Saídas analógicas(2) 5 A a 250 V, forma C, (SPDT) relésCompartimento
Bancada:Tipo 1Montagem em parede:

Tipo 4

Peso
Bancada:3,6 kg (8 lb)

Montagem em parede:4,5 kg (10 lb)*Característica disponível nos modelos VGA apenas

1111H1111H
Especificações
do Espelho
Single-Stage
ChilledResfriado de Estágio Único

89 cm(3,5 pol.)Mirror Specifications

1 em NPTØ 30 mm
(1,2 pol.)Elemento do sensor

Quatro fios 1/3 Classe A DIN 43760 RPT, 100 Ω @ 0 °C (32° F)

Sensing Element

Exatidão
de ponto
deClass
orvalho/geada
Four-wire
1/3
A DIN 43760 RPT, 100 W @ 32°F (0°C)
Padrão:±0,2 °C (±0,36 °F)

16 mm(0,62 pol.)Dew/Frost Point±0,15
Accuracy
Opcional:°C (±0,27 °F)
Standard:
Optional:

Sensibilidade±0.36°F (±0.2°C)±0.27°F (±0.15°C)>0,03 °C (>0,05 °F)

65 mm(2,57 pol.)Sensitivity
Repetibilidade

Corpo do sensor

Histerese

Filtro>0.05°F (>0.03°C)±0,05 °C (±0,09 °F)

Repeatability

Insignificante±0.09°F (±0.05°C)
Estágios de resfriamento

MóduloHysteresis
de resfriamento termoelétrico (TEC) em uma única
etapa Negligible
Resfriamento auxiliar

Cooling Stages

Não aplicável

Single stage thermoelectric cooling (TEC) module

31 mm(1,23 pol.)Sensor Body

Alumíniorevestido
de epóxi
Epoxy-coatedaluminum

Filter
Filtrode politetrafluoroetileno (PTFE)
Polytetrafluoroethylene(PTFE) filter (standard on 1111H(padrão
em 1111H-Panametrics)
GE)

EspelhoPadrão:MirrorCobre com placa de ródioStandard: PlatinaRhodium-plated
copper
Opcional:
sólidaOptional:
Solid platinumMaterial intrusivo do sensor

Depressão

Alumínio, cobre, Mylar, PTFE, ródio ou platina

45 °C (81°F) a 25 °C(77 °F) de bulbo seco e pressão
Auxiliary
Cooling
atmosférica
Not applicable

Mylar

Sensor Wetted Material

Barreirade vapor
Aluminum,copper, mylar, PTFE, rhodium or platinum

Faixa de medição típica

Vapor Barrier
Conector
elétrico-15 °C a 25 °C (5 °F a 77 °F) de ponto de orvalho/geada (Td)81°F (45°C) at 77°F (25°C) dry bulb and atmosphericem ar a 25 °C (77 °F) e pressão atmosférica. Equivalente a 5%pressurea 100% UR.

Conector de múltiplos pinos de estilo MS

Depression

Outros parâmetros de umidade baseados em cálculos.

Typical Measurement Range

Fluxo deamostragem
5°F
to 77°F (-15°C to 25°C) dew/frost point (Td) in air @77°F(25°C)
andatmosphericpressure. Equivalent to 5%
0,25 a 2,5
L/min
(0,5
a 5,0
SCFH)
to 100% RH.
Temperatura operacional
Other humidity parameters based on calculations.
-15 °C a 80 °C (5° F a 176 °F)
Pressão
Sample Flow

5.0aSCFH(0.25 to 2.5 L/min)
0,8 a 150.5
barto(-3200 psig)
Alimentação

Operating Temperature

derivada
5°Fdo
toOptica
176°F (-15°C to 80°C)

Pressure-3 to 200 psig (0.8 to 15 bar)Power

Derived from Optica

Mylar

Peso
Electrical Connector

1,4MS-stylekg (1 lb) multipinlíquido connector

Acessórios
Weight1 lb (1.4 kg) net
MB-11

Suporte para montagem na parede

PTFE-Panametrics

Filtro PTFEP

Accessories Espelho de platina

X

MB-11

O111D
PTFE-GE

Exatidão avançada ±0,15 °C(±0,27 °F) Td

Wall mounting bracketSaliência de pressão (1111H apenas)
PTFE filter

P

Platinum mirror

X

Enhanced accuracy ±0.27°F (±0.15°C) Td

O111DPressure boss (1111H only)Especificações
de Espelho
Resfriado
D2 Two-Stage
ChilledMirrorde Dois Estágios D2

Ø 4,75 mm (0,107 pol.) através de 4 locais

Specifications

Quatro fios 1/3 Classe A DIN 43760 RPT, 100 Ω @ 0 °C (32° F)
Exatidão Sensing
de ponto Element
de orvalho/geada

114 mm(4,5 pol.)quadrados

Class°F)A DIN 43760 RPT, 100 W @ 32°F (0°C)
Padrão: Four-wire±0,21°C1/3(±0,36
Opcional:±0,15 °C (±0,27 °F)

Dew/Frost Point Accuracy

Sensibilidade

Standard:>0,03 °C (>0,05°F)
Optional:±0.36°F (±0.2°C)±0.27°F (±0.15°C)

Repetibilidade

Sensitivity±0,05 °C (±0,09°F)

1/4 pol.
aço inoxidável
de compressão

>0.05°F (>0.03°C)

Histerese

Insignificante
Repeatability±0.09°F(±0.05°C)
Estágios deresfriamento
Módulo TEC de dois estágios

Hysteresis

Resfriamento auxiliar

Negligible

102 mm(4 pol.)Não aplicável

Depressão
Cooling Stages

65 °C (117Two-stage°F) a 25 °CTEC(77 module°F) e pressão atmosférica
Faixa de medição típica

Auxiliary Cooling-35 °C a 25
(31 °F a 77 °F) ponto de orvalho/geada,
Not°Capplicable(Td) em ar a 25 °C (77 °F) e pressão atmosférica.
Equivalente a 0,7% a 100% UR.

Material intrusivo do sensor

Sensor Wetted Material

Outros parâmetros
baseadosem cálculos.
117°F (65°C)
at 77°F (25°C)
and atmospheric pressureaço 302,
inoxidável
302, 316,steel,anelsilicone
de vedação
deBK-7
silicone,316 stainlesso-ring,glass,vidro
BK-7,
espelhoderódio
ou
platinarhodium or platinum mirrorVazão de amostragem

Barreira de vapor

Depression

Measurement
0,25 a 2,5Typical
L/min (0,5a 5,0 SCFH) Range

Barrier
Aço Vaporinoxidável

Stainless steel
31°F to 77°F (-35°C to 25°C) dew/frost point (Td) in air @Temperatura operacional
Entrada/saída
77°F (25°C) and atmospheric pressure. Equivalent to 0.7%
-25 °C a 85
°C (-13RH.
°F a 185 °F)
Encaixes de compressão de tubo com DE de 1/4 pol.
to 100%
Inlet/Outlet
Otherparameters
basedon
calculations.
Pressão
Conector
1/4 in elétrico
OD tubing compression fittings
11 bar *(150 psig) máximo

Conector sub-D de 15 pinos corresponde ao cabo 2130

Sample Flow

Alimentação

PesoElectrical Connector

Derivada do monitor Optica

1,8 kg (4 lb) líquido

Temperature
Corpo doOperating
sensor

WeightAcessórios
4 lb (1.8 kg) net

0.5 to 5.0 SCFH (0.25 to 2.5 L/min)-13°F to 185°F (-25°C to 85°C)

Alumínio fundido com células de fluxo de aço
inoxidável 314

Pressure
EspelhoPadrão:150 psig (11 bar) maximum

Cobre com placa de ródio

Opcional:Power
Platina sólida

Derived from Optica monitor

Sensor Body

Cast aluminum with 314 stainless steel flow cell

MirrorStandard:
Optional:

Rhodium-plated copper
Solid platinum

Sub-D 15-pin connector mates with 2130 cableP

X

Espelho de platina

Exatidão aprimorada de ±0,15 °C (±0,27 °F) Td
Accessories

P

Platinum mirror

X

Enhanced accuracy ±0.27°F (±0.15°C) Td

Sensing Element

Quatro fios 1/3 Classe A DIN 43760 RPT, 100 Ω a 0 °C (32° F)

Four-wire 1/3 Class A DIN 43760 RPT, 100 W @ 32°F (0°C)

Exatidão de ponto de orvalho/geadaPadrão:±0,2 °C(±0,36°F)
Dew/Frost
Point
AccuracyStandard:±0.36°F
Opcional:±0,15 °C (±0,27°F)(±0.2°C)
Optional:

Sensibilidade

144,78 mm (5,7 pol.)Elemento do sensor

6,35 mm(1/4 pol.)acoplamento
porcompressão

91,44 mm (3,6 pol.)1211H
Two-Stage
Chilled1111H
Especificações
de Espelho
Mirrorde
Specifications
Resfriado
Dois Estágios

1211H±0.27°F (±0.15°C)

78,74 mm(3,1 pol.)>0,03 °C (>0,05 °F)

Sensitivity

Repetibilidade>0.05°F (>0.03°C)±0,05 °C (±0,09 °F)

Repeatability

Histerese

127 mm(5 pol.)±0.09°F (±0.05°C)

Insignificante

Estágiosde resfriamento
Hysteresis

Negligible
Módulo
TEC de dois estágios
Depressão

Cooling Stages

65 °C (117 °F) a 25 °C (77 °F) e pressão atmosférica

Two-stage TEC module

Faixa de medição típica

-35 °Ca 25 °C (31 °F a 77 °F) ponto de orvalho/geada (Td)
Depression
em ar117°F
a 25 °C(77 at°F)77°Fe pressão
(65°C)(25°C) atmosférica.
and atmospheric pressure
Equivalente a 0,7% a 100% UR.

TypicalMeasurement
Range
Outrosparâmetros
baseados em
cálculos.

31°F to 77°F (-35°C to 25°C) dew/frost point (Td) in air @77°F (25°C) and atmospheric pressure. Equivalent to 0.7%
0,25 ato2,5
L/min(0,5 a 5,0 SCFH)
100%
RH.
Other parameters
based on calculations.
Temperatura
operacionalVazão de amostragem-15 °C a 100 °C (5 °F a 212 °F)

Sample Flow

Pressão

0.5 to 5.0 SCFH (0.25 to 2.5 L/min)

Máximo de 21 bar (300 psig)

Alimentação
Operating Temperature

Espelho

MirrorPadrão:Standard:

Optional:
Opcional:

Cobre
com placa de copper
ródio
Rhodium-plated

Solidplatinum
PlatinasólidaMaterial intrusivo do sensor

Sensor Wetted Material

Aço
302,steel,
316, anelde vedação
de silicone,
302,inoxidável
316 stainlesssiliconeo-ring, BK-7
glass, vidro
BK-7,
espelhode ródioou platina
rhodiumor platinum
mirrorBarreira de vapor

Vapor(atualizável
Barrier para aço inoxidável)Mylar
Mylar (upgradable to stainless steel)

Entrada/saída

Encaixes de compressão de tubo com DE de 1/4 pol.

Inlet/Outlet

Conector
1/4 in OD elétrico
tubing compression fittings
Conector de vários pinos de estilo MS corresponde ao cabo
2120
cabo Connector
ElectricalMS-style multipin connector mates with 2120 cablePeso
1,8 kg (4 lb.) líquido

Weight

5°F to(-15°C to 100°C)
Derivadado212°F
Optica4 lb (1.8 kg) net
Acessórios

Corpo do sensor

P

Espelho de platina

S
P

Barreira
vapor de aço inoxidável
Platinumdemirror

Derived from Optica

X

Enhanced accuracy ±0.27°F (±0.15°C) Td

Sensor Body

S

Stainless steel vapor barrier

Pressure

Alumínio
célula de fluxo de aço inoxidável 314
300 fundido
psig (21 combar) maximum

Power

Cast aluminum with 314 stainless steel flow cell

Accessories
X
Exatidão aprimorada ±0,15 °C (±0,27 °F) Td

Especificações de Espelho Resfriado
de Dois Estágios Aquecido SIM-12

0,25 em acoplamentode compressão

102 mm (4 pol.)Elemento do sensor

Quatro fios 1/3 Classe A DIN 43760 RPT, 100 Ω a 0 °C (32 °F)
Exatidão de Ponto de Orvalho/GeadaPadrão:±0,2 °C (±0,36 °F)

Opcional:±0,15 °C (±0,27 °F)

Sensibilidade>0,03 °C (>0,05 °F)
Repetibilidade±0,05 °C (±0,09 °F)
Histerese
Insignificante
Estágios de resfriamento
Módulo TEC de dois estágios
Resfriamento auxiliar
Não aplicável
Depressão
Temperatura de 85 °C (153 °F) a 75 °C (167 °F) do corpo epressão atmosférica
Faixa de medição típica
-10 °C a 75 °C (14 °F a 167 °F) ponto de orvalho/geada(Td) em ar a 75 °C (167 °F) temperatura do corpo em
temperatura ambiente 25 °C (77 °F) e pressão atmosférica.
Equivalente a 0,7% a 100% UR.

Pressão
Máximo de 4,5 bar (50 psig)
100/115/230 volts CA, 50/60 Hz, 75 watts
Corpo do sensor
Alumínio fundido com célula de fluxo de aço inoxidável 314
Material intrusivo do sensor
Aço inoxidável 302, 316, anel de vedação de silicone, vidro
BK-7, espelho de ródio ou platina
EspelhoPadrão:Cobre com placa de ródio

Opcional:

Platina sólida

Barreira de vapor
Mylar (atualizável para aço inoxidável)Conector elétrico
Conector de vários pinos estilo MS de tomada IEC paraalimentação CA

Outros parâmetros baseados em cálculos.

PesoVazão de amostragem

3,2 kg (7 lb) líquido

0,25 a 2,5 L/min (0,5 a 5,0 SCFH)
Temperatura operacional-15 °C a 100 °C (5 °F a 212 °F)
Controle de aquecedor
Controlado termostaticamente. Definição de
25 °C (77 °F), 40 °C (104 °F), 55 °C (131 °F), 70 °C (158 °F),
85 °C (185 °F) e 100 °C (212 °F)

219 mm (8,64 pol.)89 mm(3,5 pol.)Acessórios
P

Espelho platina

X

Exatidão aprimorada ±0,15 °C (±0,27 °F) Td

SBarreira de vapor de aço inoxidável

HSS-12Sistema de amostragem aquecido. SIM-12
aquecido espelho resfriado, módulo de filtro
aquecido SIM-HFT e fluxômetro aquecido
SIM-HFM montado em uma placa com linha
de amostragem aquecida SIM-HSL

1311-DR
Especificações
de Espelho
1311-DR
Four-Stage
ChilledResfriado de Quatro Estágios

Mirror Specifications

Elemento do sensor

QuatroSensing
fios 1/3 Classe
A DIN 43760 RPT, 100 Ω @ 0 °C (32° F)
Element

46 mm(1,8 pol.)Four-wire
1/3
A DIN 43760 RPT, 100 W @ 32°F (0°C)
Exatidão
de ponto
deClass
orvalho/geadaPadrão:±0,2 °C (±0,36 °F)

Dew/Frost Point Accuracy

Opcional:

Standard:
Sensibilidade
Optional:

223 mm (8,77 pol.)±0,15 °C (±0,27 °F)±0.36°F (±0.2°C)±0.27°F (±0.15°C)>0,03 °C (>0,05 °F)

Sensitivity
Repetibilidade>0.05°F (>0.03°C)±0,05 °C (±0,09 °F)

1311DRØ 7,9 mm
(7,17 pol.)(0,31 pol.)4 locais

Control
Air Cooling

Liquid Cooling~ Input Power

Histerese
Repeatability

414 mm (16,3 pol.)±0.09°F (±0.05°C)
Insignificante
Estágios de resfriamento

Hysteresis

Módulo TEC de quatro estágios

Negligible

Resfriamento auxiliar
CamisaCoolingde resfriamento
Stages líquido

Four-stage
TEC module
Depressão,ar refrigerado

95 °C (171 °F) a 25 °C (77 °F) e pressão atmosférica

Auxiliary Cooling

Depressão,resfriado
Liquidlíquido
cooling
jacket105 °C (189 °F) com 15 °C (59 °F) água resfriada

SensorBody
Corpo
do sensor

Cast aluminum with 314 stainless steel flow cell

Alumínio fundido com célula de fluxo de aço inoxidável 314
Espelho
MirrorStandard:Padrão:Rhodium-plated
copperCobre complaca de ródio
Solid platinum
Platina sólida

Optional:
Opcional:

Material de sensor intrusivo

Sensor Wetted Material

Aço
inoxidável
302, 316,
anelde vedação
de silicone,302,
316 stainlesssteel,
siliconeo-ring, BK-7
glass, vidro
BK-7,
espelhode ródio ou
platinarhodiumor platinum
mirrorDepression,
Air Cooled
Faixa demedição típica

Barreira de vapor• -65 °C a 25 °C (-85 °F a 77 °F) ponto de orvalho/geada(Td) em ar a 25 °C (77 °F) e pressão atmosférica.

Entrada/Saída

171°F (95°C) at 77°F (25°C) and atmospheric pressure

Depression, Liquid Cooled• -75 °C a 15 °C (-103 °F a 59 °F) em modo de líquido
189°F (105°C) with 59°F (15°C) cooling water
refrigerado. com 15 °C (59 °F) refrigerador
Outros parâmetros baseados em cálculos.

Typical Measurement RangeVazão deamostragem• -85°F
to 77°F (-65°C to 25°C) dew/frost point (Td) in air

77°F(0,5(25°C)
andSCFH)
atmospheric pressure.
0,25 a 2,5@
L/min
a 5,0
• -103°F to 59°F (-75°C to 15°C) in liquid-cooled mode
Temperatura
operacionalwith 59°F(15°C) coolant.
Otherparameters
based on calculations.
0 °C a 35°C (32°F a 95 °F)
Pressão

Sample Flow
22 bar (300 psig) máximo

0.5 to 5.0 SCFH (0.25 to 2.5 L/min)

Alimentação

100/115/230
volts CA,
50/60 Hz, 300 watts
OperatingTemperature

32°F to 95°F (0°C to 35°C)

Pressure

300 psig (22 bar) maximumPower

100/115/230 VAC, 50/60 Hz, 300 watts

182 mm(7,17 pol.)Vapor
Barrier para aço inoxidável)Mylar(atualizável
Mylar (upgradable to stainless steel)Acoplamento de compressão de tubo com DE de 6 mm
Inlet/Outlet(1/4 pol.)1/4 in (6 mm) OD tubing compression fittings

Conector elétrico

Electrical
Connector
Conectorcom
vários pinos estilo MS encaixa no soquete IEC
MS-stylemultipinde
connector
mates
para
alimentação
CA
IEC receptacle for AC power

Peso

16 kg (34 lb) líquido

Weight34 lb (16 kg) net
Acessórios
P
X

Espelho de platina

Accessories

Exatidão aprimorada ±0,15 °C (±0,27 °F) Td

SP

Barreirade vapor
Platinum
mirror de aço inoxidável

X

Enhanced accuracy ±0.27°F (±0.15°C) Td

SStainless steel vapor barrier

1311-XR
Especificações
do Espelho
1311-XR
Five-Stage
ChilledResfriado de Cinco Estágios

129 mm(9 pol.)176,5 mm(6,95 pol.)Mirror Specifications
Elemento do sensor

Quatro Sensing
fios 1/3 Classe
A DIN 43760 RPT, 100 Ω a 0 °C (32° F)
ElementPadrão: ±0,15 °C (±0,27 °F)

Dew/Frost Point Accuracy

Sensibilidade

Standard:>0,03 °C (>0,05 °F)

1311XR

132 mm(5,2 pol.)Four-wire
A DIN 43760 RPT, 100 W @ 32°F (0°C)
Exatidão
de ponto1/3
deClass
orvalho/geada

1311XR±0.27°F (±0.15°C)

Repetibilidade
Sensitivity>0.05°F±0,05 °C(±0,09(>0.03°C)°F)

483 mm (19 pol.)PowerPotência

115/230 VAC, 50/60 Hz, 700 watts

115/230 volts CA, 50/60 Hz, 700 watts

Histerese

Corpo do sensor

Insignificante±0.09°F (±0.05°C)

Aço
inoxidável
314
stainless314
steel

Estágios de resfriamento

EspelhoRepeatability

MóduloHysteresis
TEC de cinco estágios

Negligible

Resfriamento auxiliar
Camisa de resfriamento líquido

Cooling Stages

Depressão,líquidoTEC
resfriado
Five-stage
module112 °C (202 °F) com 15 °C (59 °F) água resfriada

Sensor Body

MirrorPadrão:Cobre com placa de ródioStandard:
Rhodium-plated copper
Opcional:
Platina sólida
Optional:
Solid platinumMaterial do sensor intrusivo

Aço
inoxidável
302, 316,
anel de vedação de silicone, vidro
SensorWettedMaterial
BK-7,
de ródioou platina
302,espelho
316 stainlesssteel,
silicone o-ring, BK-7 glass,rhodium or platinum mirror

Auxiliary
Faixa demediçãoCoolingtípicaBarreira de vapor-80 °C a 15 °C (-112 °F a 59 °F) ponto de orvalho/geada(Td) em ar a 25 °C (77 °F) e pressão atmosférica com
Depression,
Liquid Cooled
15 °C (59°F) água resfriada.

Mylar (atualizável para aço inoxidável)Entrada/saída
Mylar (upgradable to stainless steel)

Outros parâmetros baseados em cálculos.

Inlet/Outlet
Conector
elétrico

Liquid cooling jacket

202°F (112°C) with 59°F (15°C) cooling waterVazão deamostragem
TypicalMeasurement Range

135 mm(5,3 pol.)Vapor Barrier

Encaixe de compressão do tubo com DE de 1/4 pol.

1/4 in OD tubing compression fittings-112°F59°Fa (-80°C
to 15°C) dew/frost point (Td) in air
0,25 a 2,5
L/minto(0,55,0 SCFH)

Conector de múltiplos pinos de estilo MS receptáculo IEC
para alimentação CA

Temperatura operacional

Peso@ 77°F (25°C) and atmospheric pressure with 59°F (15°C)
cooling water.
0 °C a 35°C (32°F a 95 °F)
Otherparameters
based on calculations.
Pressão

1 a 8 barSample(0 a 100Flow
psig)

0.5 to 5.0 SCFH (0.25 to 2.5 L/min)Operating Temperature
32°F to 95°F (0°C to 35°C)

Pressure

0 to 100 psig (1 to 8 bar)

Electrical Connector

MS-style multipin connector

26IECkg (50lb) líquido
receptacle
for AC power

Acessórios
Weightnet platina
P 50 lb (26 kg)
EspelhoS

Barreira de vapor de aço inoxidável

Accessories
P
S

Platinum mirror
Stainless steel vapor barrierT-100 Especificações de Espelho
com Sensor de Temperatura dePlatina de Quatro Fios

Especificações do Transdutor
de Pressão Série PT

Elemento do sensor

Aferição de tensão de silício micro usinado

Quatro fios 1/3 Classe A DIN 43760 RPT, 100 Ω @ 0 °C (32 °F)

Exatidão

Exatidão

Sistema em 25 °C (77 °F), ±0,5% de fundo de escala

Sistema em 25 °C

Faixa PT-30APadrão:±0,15 °C (±0,27 °F)

0 a 2 bar (0 a 30 psia)

Opcional:±0,1 °C (±0,18 °F)

Faixa PT-300A

Elemento do sensor

Faixa de medição

0 a 21 bar (0 a 300 psia)-100 °C a 100 °C (-148 °F a 212 °F)

Tempo de resposta

Tempo de resposta

1 segundo por 90% de estado constante (mudança de

7 segundos para 25 °C a 70 °C (77 °F a 158 °F) muda
gradativamente no fluido

10% a 90%)

Corpo do sensor• Temperatura ambiente -20 °C a 80 °C (-4 °F a 176 °F)

Faixas de operação

Revestimento de aço inoxidável• Temperatura de processo -25 °C a 120 °C (-13 °F a 248 °F)

Cabo

Efeito de temperatura

Isolamento PTFE classificado para 150 °C (302 °F).
3 m (10 pés) de comprimento padrão.

<1% de FE sobre exatidão de -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
para pressão de 0,4 bar (6 psi)Potência

Cabo PTFE, 150 °C (305 °F), 3 m (10 pés)tamanho padrão

Conector
NPT 1/4 pol.

9 a 30 volts CC. Derivada do monitor Optica
3 m (10 pés) tamanho padrão

Ø 6,35 mm(0,25 pol.)190,5 mm (7,5 pol.)38 mm(1,5 pol.)Acoplamentos
Acoplamentos de compressão em aço inoxidável NPT
de 1/4 pol.
Liberação de tensão

1,28 mm (5,03 pol.)Mola de aço inoxidávelPotência
Baixa tensão derivada do Optica
Peso
0,9 kg (2 lb) líquidoOpçõesTamanho de cabo adicional

Material do corpo do sensor
Aço inoxidável 316
Material intrusivo do sensor
Aço inoxidável 316 e diafragma de Hastelloy
Cabo
Isolamento de PVC Processo de tamanho padrão
3 m (10 pés) de conexão F-NPT 1/4 pol.
Peso
1,8 kg (4 lb) líquido50

Depressão
de espelho

25
0
-25
-50
-75
-100

-50 -250

25

50

75 100Temperatura do Corpo do Sensor °C

Temperatura del punto de rocío/escarcha°F (°C)D2
D2 Two-Stage
Two-Stage Chilled
Chilled Mirror
Mirror Sensor
SensorD2
Espelho
Resfriadode
Dois
Estágios
D2
Two-Stage
ChilledMirrorSensorBody
Temperature°C
D2
Two-Stage
ChilledSensorBody
Temperature°C Mirror
Temperatura
do Corpo
doSensor °C
Body
Temperature°C
Body
Temperature°C Mirror Sensor
65°C
depression
D2
Two-Stage
ChilledDepressão
65 °C
65°C
depression
65°CBody
depression
Two-Stage
Chilled100
Temperature°C Mirror Sensor
65°CD2depression
Body
Temperature
°C
75
65°C
depression
Depressão
de espelho

50
65°C depression
25
0
-25
-50
-75

-100

-50 -250

25

50

75 100Temperatura do Corpo do Sensor °C

1311-DR
Four-Stage
Mirror1311-DH
Espelho
ResfriadoChilledde Quatro
Estágios
1311-DR
Four-Stage
ChilledMirrorTemperatura
do Corpo do
SensorMirror°C
1311-DR Four-Stage
ChilledSensorTemperature
1311-DR
Four-Stage
Chilled°C
Sensor Body
Body
Temperature°CMirror
SensorBody
Temperature°C
SensorBody
Temperature°C Mirror
95°C
depression
1311-DR
Four-Stage
Chilled95°C
depression
95°CSensor
depression
Depressão
Four-Stage
Chilled
Body
Temperature°CMirror50
95°C1311-DR
depression
de espelho
SensorBody
Temperature °C
25
95°C
depression
Temperatura de ponto de orvalho egeada °C (°F)

Depressão 95°C

095°C depression
-25

-50

1211H Espelho Resfriado de Dois Estágios

Body
Temperature°C
65°C
depression
Temperatura
do Corpo do Sensor °C
65°C depression
Depressão
65 °C

100
Temperatura de ponto de orvalho egeada °C (°F)

Temperatura de ponto de orvalho egeada °C (°F)

75
45°C depression

65°C depression
65°CBody
depression
Two-Stage Chilled
Mirror Sensor
Temperature°C
65°C1211H
depression75
50

Depressão
de espelho

25
0
-25
-50
-75

-100
SIM-12
Two-Stage
ChilledSIM-12 HeatedHeatedTwo-Stage
Chilled-50 -25 0 25 50 75 100
SIM-12HeatedTwo-Stage
ChilledMirrorTemperature
SIM-12HeatedBody
Two-Stage
ChilledTemperatura
do Corpo
do Sensor°C°C
Mirror Sensor
SensorBody
Temperature°C
MirrorSensorBody
Temperature°C
MirrorSensorBody
Temperature°C
65°C
depression
SIM-12HeatedTwo-Stage
Chilled65°C
depression
SIM-12Espelho
Resfriado
de DoisEstágios
65°CMirror
depression
Temperatura
do Corpo
do Sensor
SIM-12HeatedTwo-Stage
ChilledSensorBody
Temperature°C °C
65°CAquecido
depression
Depressão
65 °C
MirrorSensorBody Temperature °C
65°C
depression

65°C depression100
Temperatura de ponto de orvalho egeada °C (°F)

1111H Single-Stage Chilled Mirror
1111H
Single-Stage
Chilled Mirror
100
45°C
depression

45°C depression
Depressão
45°C

1211H
1211H Two-Stage
Two-Stage Chilled
Chilled Mirror
Mirror Sensor
Sensor1211H
Two-Stage
ChilledMirrorSensorBody
Temperature°C
1211H
Two-Stage Chilled
Mirror Sensor
Body Temperature°C
Body
Temperature°C
Body
Temperature
65°C
depression
1211H
Two-Stage°C
Chilled Mirror Sensor

75
Depressão
de espelho

50
25
0
-25
-50
-75
-100

-50 -250

25

50

75 100Temperatura
do CorpoMirror
do Sensor °C
1311-XR
Chilled1311-XR Five-Stage
Five-Stage
ChilledMirror1311-XR
Five-Stage
ChilledMirrorSensorBody
Temperature
1311-XR
Espelho
Resfriado
de°C
Cinco Estágios
1311-XR
Five-Stage
ChilledMirrorSensorBody
Temperature°C
Temperatura
do Corpo do Sensor°C
SensorBody
Temperature°C
SensorBody
Temperature°C Mirror
112°C
depression
1311-XR
Five-Stage
Chilled112°C
depression
Depressão 112°C
112°C
depression
1311-XR
Five-Stage
Chilled°CMirror
SensorBody
Temperature
112°C
depression
100
SensorBody Temperature °C
112°C
depression
Temperatura de ponto de orvalho egeada °C (°F)

ChilledChilled Mirror
Mirror Sensor
SensorChilledMirrorSensorChilledMirror Sensor
Depression
Depression
Chilledmirrorsensordepression
Depression
ChilledMirrorSensorDepression
1111H
Single-Stage
ChilledMirror1111HSingle-Stage
ChilledMirrorChilledMirrorSensor1111H
Espelho
Resfriado deÚnico Mirror
Estágio
Depression
1111H
Single-Stage
Chilled1111HSingle-Stage
Chilled
45°C
45°Cdepression
depression
Temperatura
do Corpo do
SensorMirror°C
Depression
45°C depression

75

112°C depression

Depressão
de espelho

50
25
0

-25

-75

-50

-100
-50 -250

25

50

75 100Temperatura do Ar Ambiente °C

-75

-100

-50 -250

25

50

75 100Temperatura do Corpo do Sensor °C

Acoplamentos
Accessories

68 mm(2,68 pol.)84 mm(3,30 pol.)Especificações do Sistema de Amostragem SSM

SSM Sampling System Specifications

Compartimento

Polycarbonate
Acoplamentos

Acoplamentosde gás de saída

Tubo de cobre com DE de 1/4 pol.

Fittings

Tubo de compressão interna

Brass 1/4 in OD tubing

Impolene

Rotâmetro
Compression Internal Tubing
0,2 a 2Impolene
L/min (0,5 a 5 SCFH)
Vácuo máximo

Rotameter-250 mmpol.)(0.2de to
Hg2 L/min)
0.5 to(-98
5 SCFH
Deslocamento de ar livre

Maximum
Vacuum6,5 L/min(14 SCFH)

Acoplamentos de gás para entrada

BF-10DX Filtro de finalidade geral

BF-10DX General Purpose Filter

Recomendado para pontos de orvalho≥0° C (≥32 °F)
Materiais

Recommended for dew points ≥32°F (≥0°C)

Temperatura máxima

Cabeça de alumínio anodizada, cavidade de nylon,
peças internas de nylon, selagens Buna-N

38 °C (100 °F)

Acoplamentos
Anodized aluminum head, nylon bowl, nylon internals,-98 in (-250 mm) of Hg

Free Air DisplacementPotência
14 SCFH (6.5 L/min)

95 a 265 V CA, 50/60 Hz, 15 watts

Maximum Temperature
FM-1100°F
Rotâmetro/válvula
agulha(38°C)
Materiais

Power

Corpo acrílico transparente, selagens Buna-N,
95 to 265 VAC, 50/60 Hz, 15 watts
flutuação de vidro negro, válvulas de cobre
Acoplamentos

FM-1 Rotameter/Needle Valvede compressão de 1/4 pol.
Faixa

Materials

0,2 a 2Clear
L/min(0,5 abody,
5 SCFH)
acrylic
Buna-N Seals, black glass float,

Materials

Buna-N
Seals 1/4 pol.
decompressão
Temperatura

Fittings-101 °C a 104 °C (-150 °F a 220 °F)

1/4 in compression

FiltroVidrode borosilicato
Temperature-150°F to 220°F (-101°C to 104°C)
Porosidade
93% de partículas de mais de 0,1 µm

FilterPressão
Borosilicate glass
150 psig (10 bar) máximo

Porosity
BF-12SS

93% of particles over 0.1 µm

brass valves
Pressão

Caixa de 10 elementos de filtro de troca

6 bar (100 psig) máximo

Pressure

Fittings

Temperatura
1/4 in compression
65 °C (150 °F) máximo

Range

0.5 to 5 SCFH (0.2 to 2 L/min)

Pressure

100 psig (6 bar) maximum

Temperature

150°F (65°C) maximum

150 psig (10 bar) maximum

BF-12SSBox of 10 replacement filter elements

170 mm (6,70 pol.)Módulo deentrada dealimentaçã

Policarboneto
EnclosureBF-12SS
Filtro deaço inoxidável
BF-12SS
Stainless
Steel Filter

14 mm(0,6 pol.)70 mm(2,7 pol.)Materiais

Recommended for dew points ≤32°F (≤0°C)

Cabeça, cavidade e peças internas de aço inoxidável
316 Selagens de Viton

Materials

Acoplamentos

316 stainless steel head, bowl and internals. Viton seals
136 mm(5,4 pol.)de compressão de 6 mm (1/4 pol.)Temperatura
Fittings

in (6°Cmm)
compression-101 °C1/4
a 104
(-150
°F a 220 °F)
FiltroTemperature

Vidro de borosilicato-150°F to 220°F (-101°C to 104°C)

Porosidade

93% departículas de mais de 0,1 µm
FilterBorosilicate glass

1/4 pol. portas de entrada esaída de compressão

Pressão

34 bar (5000 psig) máximo

44 mm (1,75 pol.)Porosity

BF-12SS
93% of particles over 0.1 µm
Caixa de 10 elementos de filtro de troca

Pressure

340 bar (5000 psig) maximum

Box of ten replacement filter elements

90 mm (3,53 pol.)BF-12SS

30 mm (1,19 pol.)Guia de Código para Pedido
O

P

A

1

0

A

C

1

A

O

Monitor Optica
Display VGA colorido com registrador/Ethernet
A

BancadaB

Bancada com suporte para montagem em prateleira

C

Montagem em parede

Display alfanumérico 40 de quatro coresD

BancadaE

Bancada com suporte para montagem de prateleira

F

Montagem em parede

Canal Um do Optica
1

Unidade a ser vendida com o novo espelho resfriado(veja seção de sensor)

2

Use o D2 existente (cabo de conversão 2160 exigido)

3

Use com os 1111H, 1211H, SIM-12H e 1311DR existentes(cabo de conversão 2160 exigido)

4

Use com 1311XR existente (cabo de conversão 2140
exigidos)

Código padrão
0

Código padrão

Cabo de espelho resfriado
Tipo de cabo

1311DRL

100 V CAM

115 V CAN

230 V CA1311XRP

100 V CAQ

115 V CAR

230 V CA

Exatidão e espelho
1

S/R/M exatidão padrão, espelho ródio,barreira de vapor mylar

2

S/P/M exatidão padrão, espelho de platina,
barreira de vapor mylar

3

S/P/P exatidão padrão, espelho de platina,
barreira de vapor de aço inoxidável

4

X/R/M exatidão avançada, espelho de ródio,barreira de vapor mylar

5

X/P/M exatidão avançada, espelho platina,
barreira de vapor mylar

6

X/P/P exatidão avançada, espelho de platina,
barreira de vapor de aço inoxidável

7

S/R/P exatidão padrão, espelho de ródio,barreira de vapor de aço inoxidável (D2)8

X/R/P precisão avançada, espelho de ródio,barreira de vapor de aço inoxidável (D2)9

S/P/P precisão padrão, espelho de platina,
barreira de vapor de aço inoxidável (D2)0

Sem cabo exibido

C

Cabo adaptador para sensor/cabo existente
instalação de 0,61 m (2 pés)A

tamanho padrão 3 m (10 pés)Sensor de temperatura

X

Especifica tamanho em m (pés)

SensorSensor0

Sem sensor de temperatura0

Sem sensor

A

A

1111H

T-100 com cabo de 3 m (10 pés)(exatidão padrão)B

1111H-Panametrics

B

C

D2

T-100 com cabo de 3 m (10 pés)(exatidão aprimorada)

D

1211H

X

T-100 com construído para cabo de encaixe(exatidão padrão)Z

T-100 com construído para cabo de encaixe(exatidão aprimorada)

SIM-12
E

100 V CAF

115 V CAG

230 V CAHSS-12
H

100 V CAJ

115 V CAK

230 V CA

Manômetros
0

Sem manômetroAcabo PT-30A de 3 m (10 pés) (padrão)B

cabo PT-30A

X

cabo PT-300A de 3 m (10 pés) (padrão)Z

cabo PT-300A para encaixar

Panametrics, a Baker Hughes Business, provides solutions in
the toughest applications and environments for moisture,oxygen, liquid and gas flow measurement. Experts in flaremanagement, Panametrics technology also reduces flareemissions and optimizes performance.
With a reach that extends across the globe, Panametrics’
critical measurement solutions and flare emissions
management are enabling customers to drive efficiency
and achieve carbon reduction targets across criticalindustries including: Oil & Gas; Energy; Healthcare; Water andWastewater; Chemical Processing; Food & Beverage andmany others.
Join the conversation and follow us on LinkedIN
linkedin.com/company/panametricscompany

Copyright 2023 Baker Hughes Company. All rights reserved.
BHCS38796-PT		

(04/2023)

panametrics.com