OSNET 水位データ集録装置
NetLG-001N

仕様書Rev.1.2

2019 年 4 月

株式会社オサシ・テクノス
OSASI TECHNOS INC.

目次
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

概要 .................................................................................................................................................................................................................... 1
機能概略........................................................................................................................................................................................................... 3
各部の名称 ...................................................................................................................................................................................................... 4
データ最大蓄積日数 .................................................................................................................................................................................. 5
リチウム電池による動作日数 ............................................................................................................................................................... 6仕様 .................................................................................................................................................................................................................... 7
外形寸法........................................................................................................................................................................................................... 9

Apr.2019

OSNET 水位データ集録装置 NetLG-001N 仕様書 Rev.1.2

1. 概要
◆主な機能
●半導体圧力式水位センサによる水位測定
本機は、半導体圧力式水位センサ（以下、水位センサ）の測定データを内部メモリに記録するデータロガーです。

●長期データ集録
内部メモリには 1 時間インターバルで 6 年以上のデータを蓄積できます。
蓄積されたデータは、OSNET ネットワークコントローラ NetCT-1 を使用して CF カードへ回収することができます。

●OSNET 対応
OSNET 仕様のネットワークに対応し、遠隔地からデータ監視・回収を行うシステムを構築することができます。
※

OSNET はオサシ・テクノス独自ネットワークの総称です。

※

本機は旧パケット通信機「NetMAIL-1」非対応です。OSNET ネットワークでパケット通信機と接続する場合は、現行のパケット通信機「NetMAIL-N」をご使用ください。

●警報出力機能
実水位に対して、上限警報・下限警報のいずれかの値を最大 4 つまで設定することができます。
記録インターバルごとにこれらの警報判定を行い、警報値に達した場合に OSNET ネットワークに警報パケットを送出します。

●警報出力接点内蔵
警報出力接点を内蔵しており、弊社製警報ユニットに対して接点出力することにより、現地で警報機器を動作させることができます。

1

Apr.2019

OSNET 水位データ集録装置 NetLG-001N 仕様書 Rev.1.2◆機器構成例≪水位センサ，警報接点出力の接続イメージ図≫
基本的な運用方法
NetLG-001N

7

ネットワークコントローラ「NetCT-1」を使用して、測定条件の設定や CF カードでのデータ回収を行います。
回収したデータをパソコンに保存し、表計算ソフトなどでデータ処理を行います。

警報接点
出力

電源

警報ユニット
AL-TypeC

NetCT-1

CF ｶｰﾄﾞパソコン

回転灯，電子ホーンなど
半導体圧力式
水位センサ

 本機の設定操作やデータ回収を行うためには、ネットワークコントローラ「NetCT-1（Ver.3.0以上）」が必要です。
 NetCT-1 で回収されたデータは CSV 形式となっており、特別なソフトを介在することなく、一般的な表計算ソフトでデータ処理を行うことができます。
本機はさらに、OSNET ネットワークに接続することで遠隔地からデータ監視・回収を行うシステムを構築することができます。
※ 本機は旧パケット通信機「NetMAIL-1」非対応です。パケット通信機と接続する場合は、現行のパケット通信機「NetMAIL-N」をご使用ください。

2

Apr.2019

OSNET 水位データ集録装置 NetLG-001N 仕様書 Rev.1.2

2. 機能概略■水位測定機能 接続する水位センサ固有のセンサ係数・オフセットを設定することで、水圧を水位に変換して表示および記録できます。
 水位センサ深度を設定することで地下水位を直読できます。
 さらに、地表面標高を設定することで、標高水位を直読できます。

■記録機能

 設定された記録インターバルごとに、水位センサの測定値を内部のフラッシュメモリに記録します。
 記録インターバルは、1 秒から最大 24 時間（1 日）まで設定することができます。
 記録インターバルが 6 時間，12 時間，1 日のときは、0 時以外を基準にするようにオフセットを設定できます。

■データ回収機能

 本機に蓄積されたデータは、ネットワークコントローラ「NetCT-1」を使用してCF カードで回収することができます。
 回収したデータは CSV 形式となっており、特別なソフトを介在することなく、一般的な表計算ソフトでデータ処理を行うことができます。
※■警報出力機能

より簡単にテキスト変換・グラフ化が可能になる「データ処理マクロ」を、弊社ウェブサイト(http://www.osasi.co.jp/)にて無償で公開しております。

 水位センサの測定値に対して、上限警報もしくは下限警報のいずれかを最大4 つまで設定できます。
 警報出力用無電圧接点が 1 点備えられており、設定された警報のうちいずれかひとつでも発令されると、この接点が ON します。※※ 警報接点の極性や ON 時間は設定変更可能です。

3Apr.2019

OSNET 水位データ集録装置 NetLG-001N 仕様書 Rev.1.2

3. 各部の名称
ベースプレート

外部電源端子台
水位センサ
接続端子台

電池ホルダ

OSNET 通信ポート

警報接点出力端子台

4

Apr.2019

OSNET 水位データ集録装置 NetLG-001N 仕様書 Rev.1.2

4. データ最大蓄積日数●データ最大蓄積日数

機器の内部メモリに蓄積されている（または記録することのできる）データの日数をいいます。このデータは電源を切っても、データ転送を行っても消えることはありません。

≪本機のデータ最大蓄積日数≫
記録インターバル

水位最大蓄積日数1秒

0.7日（16.8 時）2秒

1.4日（33.6 時）

5秒

3.5日（84 時）

10秒

7日（168 時）

20秒

14日（336 時）

30秒

21

日

（554 時）1分

42

日（1.3 月）2分

84

日（2.7 月）

5分

210

日

（6.7 月）

10分

420

日

（1.1 年）

20分

840

日

（2.2 年）

30分

1260

日

（3.4 年）

1時間

2520

日

（6.9 年）

2時間

5040

日

（13.8 年）

3時間

7560

日

（20.7 年）

6時間

15120

日

（41.4 年）

12時間

30240

日

（82.8 年）

1日

60480

日

（ 165.6 年）※注意
データ最大蓄積日数は、記録インターバルの変更や時刻修正（記録停止状態時のみ可能）などの設定変更を行うと、設定変更 1 回ごとに最大で上表の数字の 0.16％短くなることがあります。
------------------------------------------------------------------------例：水位を 10 分インターバルで記録中、記録開始から現在までに水位修正を 5 回行った場合
水位データ最大蓄積日数・・・420 日（上の表より）
設定変更回数・・・5 回
0.16％×5 回＝0.8％ 420 日の 0.8％は約 3.3 日 →蓄積日数は最大で 3.3 日短くなる。
→少なくとも 416.7 日分のデータが蓄積されることになる。
-------------------------------------------------------------------------

蓄積日数に影響を与える項目●水位蓄積日数 ････････時計変更，記録インターバル変更，水位修正，水位センサセットアップの各項目変更，ノイズフィルタ変更

5Apr.2019

OSNET 水位データ集録装置 NetLG-001N 仕様書 Rev.1.2

5. リチウム電池による動作日数
リチウム電池 1 個のときの記録インターバルごとの動作日数を下表に示します。
≪リチウム電池一個での動作日数≫
記録インターバル

動作日数

125102030
125102030
1236
12
1

1.9
1.9
4.7
9.3
18.2
26.6
49.7
87.9
163.1
228.1
284.8
310.6
341.5
359.3
365.7
372.3
375.7
377.4

秒
秒
秒
秒
秒
秒
分
分
分
分
分
分
時間
時間
時間
時間
時間
日

日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

１分間の通信で減る日数
0.001 日0.001 日0.002 日0.005 日0.009 日0.014 日0.026 日
0.047 日0.091 日0.133 日0.172 日0.190 日0.214 日0.227 日0.232 日0.238 日0.240 日0.242 日※OSNET ネットワークの通信頻度が高くなると動作日数は減少します。表の「１分間の通信で減る日数」を参考にしてください。
※サブ電池との合計では、動作日数は約 1.9 倍になります｡※リチウム電池に 0.7 の環境係数を掛けた値で計算されています｡したがって周囲温度が比較的高い場合、表の日数より動作日数が増える可能性があります。

6Apr.2019

OSNET 水位データ集録装置 NetLG-001N 仕様書 Rev.1.2

6. 仕様
◆一般仕様
駆動電源

消費電流
外形寸法
重量
使用温度範囲耐雷サージ性能
耐静電気性能外部電源 DC5V～15V
またはリチウム電池 CR123A 1 本×2 (メイン・サブ)
待機時：0.1mA 以下 (平均)水位測定時：20mA 以下
OSNET 通信時：35mA 以下
100H×120W×62D（寸法公差±1mm）
約 500g－20℃～＋55℃ (結露無きこと)±4kV (1.2/50 コンビネーション波形)
試験規格：IEC61000-4-5
接地条件：D 種接地
接触放電 ±8kV， 気中放電 ±15kV
試験規格：IEC61000-4-2 準拠◆測定・記録仕様（センサデータ）
適応センサ・チャンネル数
センサ供給電源水 測定範囲位
分解能
セ
水位測定精度ン
サ 水位測定種別
設定項目
記録間隔

半導体圧力式水位センサ (弊社製)：1 チャンネル
定電圧 DC3.75V±1％接続される水位センサに準ずる
1cm または 1mm を選択±0.1％F.S. (全動作温度範囲による温度ドリフト含む)
実水位，地下水位，標高水位
水位センサ係数，水位センサオフセット，水位センサ深度，地表面標高
１秒，2 秒，5 秒，10 秒，20 秒，30 秒，１分，2 分，5 分，10 分，20 分，30 分，1 時間，2 時間，3 時間，6 時間，12 時間，1 日，無し
※6 時間以上の記録間隔の場合、測定記録時刻の指定が可能

60480 個
記録容量
使用メモリ
データ回収

※これを超えると最古のデータを消去し、新しいデータを取り込む※機器の設定変更を繰り返すと、減少する可能性が有る

フラッシュメモリ(不揮発性メモリ)
回収媒体：CF カード
データ形式：CSV ファイル
※NetCT-1 が必要◆測定・記録仕様（環境データ・メンテナンスデータ）
測定・記録対象
分解能

記録間隔

電源電圧・電源種別，機器内部温度，水位センサ入力抵抗
電源電圧：0.1V
機器内部温度：1℃
水位センサ入力抵抗：1Ω
電源電圧：1 時間固定
機器内部温度：1 時間固定
水位センサ入力抵抗：最短 1 時間
※水位記録インターバルが 1 時間より長い場合はそれに同期

記録容量
使用メモリ
データ回収

電源電圧：30240 個
機器内部温度：30240 個
水位センサ入力抵抗：60480 個
フラッシュメモリ （不揮発性メモリ）
回収媒体：CF カード
データ形式：CSV ファイル
※NetCT-1 が必要

7

Apr.2019

OSNET 水位データ集録装置 NetLG-001N 仕様書 Rev.1.2◆警報仕様
警報値設定対象
警報種類
警報値設定数量
警報出力形態
警報接点種別警報接点 ON 時間
警報接点容量

実水位
上限警報・下限警報※いずれもヒステリシス設定可能

4個
警報パケットを OSNET ネットワークに出力，警報接点出力 1 点※警報接点は設定された全ての警報の OR 出力

無電圧 A 接点もしくは B 接点出力未設定（警報状態に同期）または 1 秒～10 秒
DC30V，500mA（Max）◆OSNET 通信ポート仕様
用途
ポート数
通信方式
通信速度
機器間延長距離使用コネクタ適合コネクタOSNET 機器との通信，OSNET ネットワーク接続用
1 ポート
調歩同期式
76.8Kbps
1km※単線 0.9mm 以上のシールド付ツイストペアケーブルを使用した場合

DFK-MSTBVA 2,5/2-G-5,08 （フエニックスコンタクト）
FKC 2,5/2-ST-5,08 （フエニックスコンタクト）※ 本機を操作するためには、弊社製ネットワークコントローラ「NetCT-1（Ver.3.0 以上）」が必要です。
※ 本機は旧型パケット通信機「NetMAIL-1」非対応です。現行のパケット通信機「NetMAIL-N」をご使用ください。

8Apr.2019

OSNET 水位データ集録装置 NetLG-001N 仕様書 Rev.1.2

7. 外形寸法

名称集録装置本体
端子台
端子台ネジサイズ
外形寸法
寸法公差
重 量

材 質

色

鉄（メッキ鋼板）
白色
PBT
黒色
M4
100H×120W×62D±1mm
約 500g9