3Dスキャナ型 三次元測定機
VLシリーズ

全 周 まる ご と 、3 D 測 定［ 高精 細 4 倍 ］［測定範囲 2 . 7 倍 ］

あらゆる立 体 形 状 を 、高 精 度 に 3 D 測 定

3Dスキャナ型
三次元測定機
VLシリーズ2

123NEW

高精細4倍 1600万点測定

360°まるごと3D測定
NEW

測定範囲 2 .7倍 Smart Stage搭載

ワンクリックで 自動スキャン
繰り返し精度 2 µm

測定空間内を精度保証
3

三 次 元 測 定 の 常 識 を 塗 り 替 える

従来の三次元測定機はポイントの 座 標 測 定 だ から時 間がかかる
測 り た い とこ ろ が 測 れ な い？

×××× ×××××？

4×？

V L シリーズ ならまるごとスキャンするからす ご く簡 単
測 れ な か っ た とこ ろ が 測 れ る
平面度／幾何公差測定
最高点最低点

ならい測定

R測定
高さ測定

CADデータとの差

幅測定

5

これ 1台で幅広い
ワークサイズに対応「低 倍 率レンズ」をクリックで選択

大きなワークをまるご と3 D 測 定「高 倍 率レンズ」をクリックで選択

微細形状も高 精 細 に 3 D 測 定

6

2種 類のレンズを標 準 搭 載切り替えはクリックするだけ

幅 500 mm

高さ200 mm7

18NEW

高精細4倍 1600万点測定

360°まるごと3D測定

複雑な立体を高精度3 D測定
誰でも簡 単 に
高 精 度な３D 測 定を実 現
従来の測定機では捉えきれなかった形状も、高精細モードにより従来比4倍、最大1600万点でスキャンが可能。解析できなかった微細形状も高精細に測定・解析を実現。誰でも簡単に高機能を使用できます。

見たままを3D化より正 確な解 析と判断が可能
大型高精細 CMOS カメラを採用。従来のスキャナ
では難しかった色情報も形状と同時にスキャンできます。リアリティのある3D データからより正確な解析と判断が可能になります。

レンズ 交換、ピント調整不要
倍 率レンズ の 切り替えはクリックするだけさまざまなサイズのワークに対応するため、2 種類低倍率レンズの倍率レンズを搭載しました。レンズの切り替えは、手元でクリックするだけ。レンズ交換時に必要だったキャリブレーションも不要です。ワークをステージに置いたらワンクリックするだけで、誰でも高倍率レンズ高精細な測定を行なえます。

9210NEW

測定範囲 2.7倍 Smart Stage搭載

ワンクリックで自動スキャン

置いて押すだけ 全自動測定
事前調整不要、
置 いて押 す だけ
測定前の初期設定やワークの設置調整などは一切不要です。操作は、ワークをステージにのせて測定実行を押すだけ。あとは全自動で測定できるので、人によるばらつきがなく、誰でも簡単に安定した結果を得られます。
ワークを、置いて押すだけワークサイズを自動認識
誰でも使える完 全オート測 定 の 実 現
従来の測定機では、ワークのサイズに合わせて個別に調整を行なっていたため、測定までの準備に多くの時間がかかっていました。最新 VL シリーズ
では、耐荷重 50 kg の新型 Smart Stage を搭載。
ワークサイズを自動で認識して測定を実行します。
完全オートなので細かな調整が要らず、誰もが短時間で測定できます。

複数のワークをまとめて解 析
解析効率が
圧 倒 的 に向 上
従来の測定機では、複数のワークをまとめて測定することが困難でした。最新 VL シリーズでは複数のワークを一度に測定し、個別のデータとして取得できるので、解析の効率が圧倒的に向上します。

11

3

繰り返し精度2 µm

測定空間内を精度保証

CMOS

業界初

クアトロ

レンズ ユニット
超低歪み

随所に熱膨張を抑える素材を採用し、安定した測定を実現

業界初

カメラ・ステージ
一 体 型タイプ
高耐振性

軸ブレをおこさない
Smart Stage

耐振性に優れた

ダイカストボディ

12投光レンズ

受光レンズ

投光レンズ

繰り返し精度2 µm
信頼性の高い安 定した 測 定を実 現
業 界 初となるカメラ・ステージ一 体 構 造と、ナノオーダーで行なうキーエンス独自の空間認識アルゴリズムにより、空間内に発生する歪みを最小限にまで抑えることに成功。これまで不可能だった、広Z範囲で信頼性の高い測定を可能にしました。
XY

空 間 内 の あら ゆる軸 で 、高 精 度 を 実 現

トレーサビリティ対応
国 家 基 準 にトレーサブ ル
安 心した 測 定 結 果
非接触測定機として信頼性の高い測定を行なうた
め、国家基準へのトレーサビリティを確保していま

国際基準

Physikalisch-TechnischeBundesanstalt（PTB）

認定機関

DAkkS認定業者

実用標準

基準ボールゲージ

被校正測定器3Dスキャナ型 三次元測定機
VLシリーズ（VL-570）

す。出荷時には、測定および繰り返し測定の各性能に対して精度（正確性）を保証。標準で商品に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図を添付しています。

高精度を実現するレンズを採用
環 境を選 ば ず 、どこでも高 精 度 にデ ータを取 得

クアトロレンズユニット

測定空間内で高精度な測定を行なうため、独自の技術により、レンズとフレームは温度変化の影響を受けにくい設計をしています。この設計により、環境を気にせず、どこでも安心して使用できます。

13

進 化し続 ける測 定 機 能

14

比較測定

3D測定

２Ｄ測 定

形状変化を誰でも簡単にばらつきのない

P.16

P.18

P.20

合成

特徴点でフィッティング

カラーで見える化

3D測定

2D測定

15

比較測定

形状変化をカラーで見える化C A D 比 較 測定
差 分をカラーで 見える化 、
解 析 時 間を大 幅 短 縮設計した 3D-CAD データと取得したデータを照合することができ、ワークの設計に対する現物の仕上がりを見える化できます。従来では測定が困難だったワークも、3D-CADデータと比較することで今まで分からなかった不具合が明確になるため、解析時間が大幅に短縮されます。

現物比較測定使 用 前 後 の 形 状 変 化を
正 確 に解 析
同じ製 品 のデ ータ同 士で 形 状 比 較 が 可 能 。
解析が難しい同一ワークにおける使用前後の形状変化も捉えることができます。3Dデータがない場合でも、マスターとなる製品と比較することができ、瞬時に不具合や形状変化の程度を解析できます。

16

厚 み測 定非 接 触で 製 品 の
厚 み の 変 化を見える化
従来、ワークの厚みを測定するには、特殊な測定機を用意するか、ワークを実際に切断する必要がありました。VL シリーズでは、取得した3Dデータから厚みの状態をカラーで見える化。非接触で、板厚減少や厚み分布の解析が誰でも簡単にできます。

3Dカラーイメージ
理 想 形 状との 差をカラーで 可 視 化
理想形状との差分をカラー化することができます。これにより数値だけでは気付かないような変形、歪みを瞬間的・視覚的に捉えることが可能です。

17

3D測定

誰でも簡単に
3D測定

3D測定
取 得したデ ータから任 意 に3 D 測 定
取得したデータは、簡単な操作だけで3D測定が可能。あらゆる立体形状に対応し、従来の測定機では測定困難だった箇所も測定できます。また一度取得したデータは何度でも測定が可能です。後から追加で測定したいときにも便利です。

座標測定
3 D 空 間で 自 由 に設 定 、座 標 系 による測 定 が 可 能取得した 3Ｄデータには XYZ 座標情報があり、自由に原点を設定し、座標系を作ることが可能です。門型三次元測定機と同様、座標系に基づいた測定にも対応しています。

18

幾 何 公 差 測定
圧 倒 的なスピードで分 からなかったことが 分 かる取得した 3D データから形状公差、姿勢公差、位置公差の合計 11 種類の幾何公差測定ができます。従来では一点一点時間がかかっていた平面度測定も一瞬で視覚的に捉えることが座標測定で、時間がかかる可能。全体のうねり、反りが明らかになること

一瞬で測定

11種類の幾何公差測定に対応で、迅速に正確な問題解決へと導きます。

形状公差

平面度

円筒度

真直度

姿勢公差

真円度

平行度

直角度

位置公差

傾斜度

位置度

同心度

同軸度

対称度

分割表示機能複 数アング ル を同 時 に3 D 表 示
測 定 結 果 を複 数 のアング ル で 同 時 に 表 示することができます。分かりやすい報告資料を、誰でも簡単・迅速に作成いただけます。

19

2D測定

ばらつきのない
2D測定

断面測定
サンプ ル を切らず
詳 細 に解 析
従来、測定が困難だった箇所も非破壊で断面を作成し、詳細に測定・解析が可能です。3D
形状データから自由に基準面が設定でき、あらゆる方向からの断面測定が行なえます。

再 現 性が 高い測定
人 によるばらつきなく
誰でも再 現 性 の 高 い 測 定 が 可 能
最新ＶＬシリーズでは、2D 測定に 3D 形状を取り込み基準をつくることが可能です。これにより、2 次元情報からの測定しかできなかった従来に比べ、人によるばらつきもなく、誰でも再現性の高い測定が可能になりました。

20

平面測定
高さ情 報も分 かる
XY測定
取得した3Dデータから測定したい平面を自由に指定し、XY測定することが可能です。エッジ
形状の測定だけでなく、立体形状を二次元に投影した測定や基準面からの高さ測定など、通常の二次元情報のみではできなかった測定ができます。

2D-CAD DXF 出 力 対 応
複 雑な図 面も手 描き不 要
断面測定で作成した断面図は、すぐに測定ができるだけでなく、DXF として出力が可能です。出力した DXF は二次元 CAD で閲覧でき、寸法の評価や図面化へのご要望にお応えできます。

21

解析時間が 大幅に短 縮データ分 割 機能
複 数ワークも一 度 のスキャンで簡 単 デ ータ取 得
従来は複数のワークをまとめて測定・解析することが困難でした。データ分割機能を使えば、複数のワークを一度にスキャンしても、個別のデータとして一度に分割保存が可能となります。複数ワーク測定を飛躍的に効率化できます。

テンプレート機能
複 数ワークも保 存したデ ータから全 自 動 測 定
測定項目が多い同一ワークを数多く測定する場合、従来は、同じ測定を繰り返す必要があり、時間と手間がかかっていました。最新ＶＬシリーズでは、一度測定結果を保存し、同一ワークに重ねるだけで全自動測定が可能です。

サイトライセンス
ソフトは 、複 数 の パソコンで 使 用 可 能 。

複数のパソコンにインストールできます

ソフトも自社開発のためサイトライセンスを実現。同一法人内でライセンス数の制限なくインストールできます。データ取得に使用したパソコンとは別のパソコンで解析することもできるため、解析業務の効率化につながります。

追加費用不要22幅 広 い便利機能

レポート出力機能
測 定 結 果 は すぐに
レポートとして出 力測定した結果は、レポートフォーマットで即時に出力が可能。外観写真、測定箇所、測定結果を同時に出力でき、誰でも簡単・迅速に資料の作成を行なえます。
フォーマットは任意に変更可能です。

形状で認識 マーカーレスアライメント
独 自 のアル ゴリズムで目 印なしで 連 結 可 能独自のアルゴリズムの採用により、立体形状を使用した形状マッチングを実現。これにより従来、3D データ構築に必要とされていた参照点シールが不要になり、手間なく、手早く3Dデータの構築が可能になりました。
また、ステージに載らない大きなワークの測定にも対応できます。

測 定ヘッド分離可能
測 定ヘッド分 離で大 型ワークにも対 応ステージに載りきらない大きなワークは、測定部を分離して測定することが可能です。ご要望に合わ せて各種治具、システムをご提案いたします。

23

設置場所を選 ば ず、どこでも高 精 度に測 定

300 mm
ステージモデル

VL-570/530

トライアングル構造

簡単かつ正確に全自動測定

測定ヘッド

高剛性ボディによって、測定ヘッドと自動回転ステージの位置関係を精密に保持できます。耐振性に優れたトライアングル構造の採用により、どこに設置しても安定した測定を実現します。
自動回転ステージ

設置環境を選ばない動作環境
動作環境は、温度 15～30℃・湿度 20～80%。空調管理された測定室は不要です。さらに、接触式の三次元測定機と違い、本体部分の定期メンテナンスや保守費用も必要ありません。

外 乱 光を気 に せ ず 測 定 可 能
付属の遮光部を利用すれば、外乱光が強い場合でも、問題なく測定を実施することができます。従来は暗室が必要だった測定にも対応します。

24高剛性ボディ

誰でも簡 単にメンテナンス

キャリブレーションボード

ボ ードを 置 い てボタンを 押 せ ば

校 正 作 業 が 完 了 ［ 保守費用不要 ］

移設または突然の地震や 熱衝撃が加わった際などは、キャリブレーションボードを用いて現場ですぐに調整作業が実施できます。
キャリブレーションボードにも校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を添付しており、信頼できる仕様になっています。

ボードを置いて開始ボタンを押すだけ

自社開発の精度確認ツール

耐 熱 膨 張 セラミックボ ー ル ゲ ージ で納 品 後も精 度 確 認 が 可 能測定機の精度を日常校正として確認していただくため、専用のボールゲージをご用意しております。ボールゲージは、広い温度範囲において球間距離が変動しない特殊素材でできており、安心してご使用頂けます。

25

測定事例

鋳 造 ·ダイカスト

電装部品（基盤接続部の位置測定）

26

インペラ（ブレードのならい測定）

バルブボディ
（密閉面の平面度測定）

オルタネーター（成形不良の原因解析）

ギア（オーバーピン測定）

樹脂成形

カメラ外装カバー（嵌合不良の原因解析）

オイルタンク（トライ品の確認）

制御ユニットカバー（組付け不良の寸法測定）

27

測定事例

プ レス・板 金

28

液晶フレーム板金（曲げ角度測定）

ヒンジ用板金（座標測定）

自動車ブレーキ部品（最薄箇所の測定）

自動車バッテリー部品（絞り箇所の厚み測定）

自動車ブレーキ部品（スプリングバック解析）

ヒンジ用板金（耐久試験後の変形評価）

その 他

リモコンカバー（組付け後の形状評価）

バーコードスキャナ（シール面のうねり測定）

食品容器（断面積測定）

プラスチックボトル（機能箇所の性能評価）

化石（デジタルアーカイブ）

土器（形状測定）29

システム構 成

500 mmステージモデル
測定部／ステージ300 mmステージモデル
測定部／ステージ〈専用遮光部取付時〉

コントローラ〈専用遮光部取付時〉

VL-500VL-570/530

VL-570 / 550 / C2

3D2D比較ソフト

VL-H2P（オプション）
制御用PC

モニタ

キャリブレーションボード

（オプション）

OP-88145

ボールゲージ

幾何公差ソフトVL-B1（オプション）

VL-H2G（オプション）

外形寸法図
単位（mm）
測定部/ステージ VL-570/530

測定部/ステージ VL-570/550
920

580
450

450

850

860

遮光カーテン位置

290

796
ø500

183

290

121625(足の間隔）

510

880

720(980)可動範囲(782)可動範囲

990

測定部 VL-570

450

444

598(足の間隔)

405560746

コントローラ VL-500

318
228
9712530224328

仕様■ VLコントローラ・測定部
コントローラ
ステージ
測定部

型式

VL-500VL-550

VL-530VL-570
オフセット投光型プロジェクタモジュール
低高倍オフセット2連光学モジュール
三色LED（赤、緑、青）青色LED
0.1 um
2 um±10 um
400万点

投光 光学系
受光 光学系
観察用光源
測定用光源

照明系

表示分解能
※2
繰り返し精度（σ）
測定精度※3
標準測定（4Mモード）
測定解像度
高精細測定（16Mモード）
低倍
測定範囲
高倍
自動回転連結測定
自動XY連結測定
低倍（2×2合成）
連結機能（3×1合成）
自動XY連結 低倍
測定範囲
高倍（2×2合成）
高倍（3×1合成）
ステージ構成ステージ回転ステージ
ステージ移動範囲
チルト機構
耐荷重制御用PC※4
電源電圧
コントローラ／測定部
消費電力
ステージ
使用温度範囲使用湿度範囲コントローラステージ
質量遮光カバー
測定部※11600万点※5—
ø300×H200 mm
ø70×H50 mm○○
ø500×H200 mm
W580×D300×H200 mm※6
ø110×H50 mm
W150×D70×H50 mm※6電動XYθステージ機構○——電動θステージ機構
360°（無限回転）

ø200 mm

—
45°まで

50 kg

20 kg
当社指定専用PC（OSはWindows10）
AC100～240 V±10％ 50/60 Hz

200 VA
80 VA

200 VA＋15～＋30℃
20～80％RH ただし結露なきこと
3.8 kg26 kg
5.5 kg25.4 kg
3.6 kg18.5 kg※1 X、Y、Z共通※2 当社既定の標準ゲージを使用し、当社既定の測定モードで測定した場合の値、使用周囲温度23℃±1℃のとき※3 JIS B7440-8参考、当社既定の標準ゲージを使用し、当社既定の測定モードで測定した場合の値、使用周囲温度23℃±1℃のとき※4 Windows10 Pro※5 400万画素CMOSで4回多重撮影※6 長丸形状範囲の最長幅■ モジュール部
レポート出力モジュール

測定結果を任意設定したレイアウトでレポート出力するモジュール

Excel出力モジュール

測定結果をExcelに出力するモジュール

精度確認モジュール

専用ボールゲージを使って測定精度を確認するモジュール

３D表示設定モジュール

3Dデータの背景や照明、拡大率を変更するモジュール

座標系設定モジュール基準となる座標を任意に設定するモジュール

測定値一覧表示モジュール

測定結果を画面上に一覧で表示するモジュール

平面測定モジュール

静止画像の寸法測定をおこなうためのモジュール直販体制ならではの、お客様サポート

豊富な専門知識を持った技術力のある一般メーカーの場合
お客様技術営業がサポートを行ないます。無販社

代理店

メーカー

償現地点検サービスや、万が一の故障時の無償代替機もご用意しております。
購入後の安心をご提供いたします。

キーエンスの場合

直販
お客様

キーエンス

31

あら ゆ る 立 体 形 状 を高精度に3D測定活用事例や技術資料は下記URLよりダウンロードください。

www.keyence.co.jp/VL50最 寄りの 営 業 所 に つ な がりま す

本社・研究所／マイクロスコープ事業部〒533-8555 大阪市東淀川区東中島1-3-14

0120-739-007
info@keyence.co. jp

Webからのお問い合わせ

全 商 品、 送 料 無 料 で

当日出 荷

記載内容は、発売時点での当社調べであり、予告なく変更する場合があります。記載されている会社名、製品名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。本カタログの無断転載を禁じます。

C01マイクロ -2012

Copyright © 2019 KEYENCE CORPORATION. All rights reserved.

2032-5 258078