OSNET 1ch アナログデータ集録装置

型式 NetLG-102

仕 様 書Rev. 1.2

2011 年 1 月

株式会社 オサシ・テクノス
OSASI TECHNOS INC.

目 次

１．概要・特長 ･･･････････････････････ １
２．各部の名称 ･･･････････････････････ ２３．機器構成例 ･･･････････････････････ ２
４．データ蓄積日数･･･････････････････ ３５．仕様 ･････････････････････････････ ４
６．外観および寸法･･･････････････････ ５

Jan.2011

NetLG-102 1ch アナログデータ集録装置 仕様書 Rev.1.2

１．概要・特長
本機は指定した記録インターバルごとにアナログデータを測定し、内部メモリに記録するアナログデータ集録装置です。
測定・集録できるアナログデータのレンジには、4～20mA，0～1V，0～5V，0～10mV の 4 種類が用意されており、多種多様なセンサに対応可能です。
接続するセンサへの電源供給は、本機から DC12V もしくは DC24V を出力して供給するか、外部電源をスルーで出力して供給するかを選択でき、記録インターバル間隔ごとにセンサ電源の ON／OFF を行います。
主な特長は以下のとおりです。
■高精度
本機の測定精度は±0.1％FS です。（0～10mV レンジのみ ±0.2％FS）
この測定精度は-20℃～+55℃の範囲での温度ドリフトも含んでおり、過酷な温度環境下でも高精度のデータ集録が可能です。
■低消費電力
本機は回路を低消費電力化し、またセンサへの電源供給を測定時のみとすることにより、ソーラーバッテリー等での動作が可能です。
■長期データ集録
本機の記録データは機器内部のフラッシュメモリに蓄積されています。
蓄積されたデータは、OSNET ネットワークコントローラ NetCT-1 を使用してメモリカードへ回収することができます。回収したデータは CSV 形式となっており、特別なソフトを介在することなく、一般的な表計算ソフトでデータ処理を行なうことができます。（※データ回収を行うには、NetCT-1 のプログ
ラムバージョンが Ver.3.0 以上である必要があります）
内部メモリには１時間インターバルで６年以上のデータを蓄積できます。
■物理量へのデータ変換
オフセットと変換係数を入力することにより、アナログデータを物理量へ変換することができます。
■センサプレヒート時間設定
電源を供給してからデータが安定するまでに、ある一定の時間が必要なセンサでも接続できるように、
1 秒から 60 秒のセンサプレヒート時間を設定できます。
■OSNET 対応
OSNET 仕様のネットワークに対応し、半自動でのデータ回収から全自動でのデータ回収へ容易に移行できます。
■警報出力機能
上限警報・下限警報・経時変動警報のいずれかの値を最大４つまで設定することができます。記録インターバルごとにこれらの警報判定を行い、警報値を超えた場合に OSNET ネットワークに警報パケットを送出します。
■データ平滑機能
変動の大きなデータを安定して集録するために、データを平均化することができます。
■耐環境性
外部からのサージ侵入経路全てにサージアブソーバを配し、静電気や外来サージに強い構造となっています。また、-20℃～+55℃までの広温度範囲で安定作動が可能です。
※OSNET とはOSNET はオサシ・テクノス独自ネットワークの総称です。

1㈱オサシ・テクノス

Jan.2011

NetLG-102 1ch アナログデータ集録装置 仕様書 Rev.1.2

２． 各部の名称① ベースプレート② 外部電源端子③ OSNET 通信ポート④ センサ接続端子

３． 機器構成例
本機の機器構成例を以下に示します。
本機の設定操作やデータ回収を行なうためには、OSNET ネットワークコントローラ NetCT-1（Ver3.0 以上）
もしくは、RS232C 変換器 NetGW-1 を介して接続されたパソコンが必要です。
NetCT-1 で回収されたデータは CSV 形式となっており、特別なソフトを介在することなく、一般的な表計算ソフトでデータ処理を行なうことができます。
基本的な運用方法
OSNET ネットワークコントローラ NetCT-1 を使用して、測定条件の設定やメモリカードへのデータ回収を行います。
回収したデータをパソコンに保存し、表計算ソフトなどでデータ処理を行います。

ネットワーク対応 NetLG-102と各種アナログ出力型センサ

NetLG-102

通信ポート使用
設定・データ回収時に接続

各種
アナログ出力センサ
NetCT-1

メモリカードパソコン

RS232C 変換器 NetGW-1 を使用し、ハイパーターミナル等のターミナルソフトを用いてデータ回収を行います。
また、測定条件の設定やデータ確認も行うことができます。

NetGW-1
パソコンとの接続にはクロスのRS232C ケーブルを使用します｡

パソコン

ターミナルソフトを用いてデータ回収。その後、Excel 等で作図・作表を行います｡

各種 OSNET 機器と接続して運用する方法
・複数台の NetLG-102 をハブ NetHB-1 で接続すれば集中管理が可能となり、個々の設置場所に出向かなくてもデータ回収が出来ます｡
・警報値を設定し、警報出力装置 NetAL-1 に接続することで、外部に警報を知らせることが出来ます｡
・また、NetAL-1 を使用すれば OSNET ネットワークの監視を行い、障害発生時には通報することが出来ます｡

2㈱オサシ・テクノス

Jan.2011

NetLG-102 1ch アナログデータ集録装置 仕様書 Rev.1.2

４．データ蓄積日数
本機のデータ最大蓄積日数は下表のとおりです。
データ最大蓄積日数とは、現在から過去に向かって機器の内部メモリに蓄積されている（または蓄積することができる）データの日数をいいます。このデータは電源を切っても、データ回収を行っても消えることはありません。
記録インターバル
1秒

データ最大蓄積日数
0.7 日
16.9 時

2秒
5秒
10 秒
15 秒

1.4 日
3.5 日
7.0 日
10.5 日33.8 時84.6 時169.3 時
254 時

20 秒
30 秒
1分
2分

14.1 日21.1 日42.3 日84.6 日338.6 時
0.6 月
1.3 月
2.7 月

5分
10 分15 分
20 分

211.6 日423.3 日635 日846.6 日

6.8 月
1.1 年
1.7 年
2.3 年

30 分
1 時間
2 時間
3 時間

1270 日2540 日5080 日7620 日3.4 年
6.9 年
13.9 年
20.8 年

6 時間
12 時間
1日

15240 日30480 日60960 日41.7 年
83.5 年
167 年

3㈱オサシ・テクノス

Jan.2011

NetLG-102 1ch アナログデータ集録装置 仕様書 Rev.1.2５．仕様
◆一般仕様
電源
消費電流
（電源電圧：12V 時）
外形寸法
重量
使用温度範囲

ＤＣ１０Ｖ～１５Ｖ
待機時：0.1mA 以下（平均）
測定時：絶縁電源使用時 無負荷：60mA 以下， 最大負荷：350mA 以下
ｽﾙｰ電源使用時 無負荷：5mA 以下， 最大負荷：160mA 以下
通信時：10mA 以下
113H×164W×61D（寸法公差±1mm）
約 600g－20℃～＋55℃（結露無きこと）◆計測仕様
入力チャネル数

センサ電源

測定レンジ
最小分解能
入力抵抗
測定精度
センサプレヒート時間
データ平均時間
記録間隔
記録容量
使用メモリ

1 チャネル
出力電圧：絶縁 DC12V・絶縁 DC24V・外部電源スルー出力の中から設定および外部配線により選択
出力電圧精度：DC12V，DC24V とも、±5％以内
許容出力電流：DC12V 時 150mA 以下
DC24V 時 100mA 以下
スルー出力時 150mA 以下（ただし、外部電源の供給能力がこれより小さい場合は、それに準ずる）
ON/OFF 制御：有り
短絡保護機能：有り
4～20mA
0～1V
0～5V
0～10mV
0.76uA
47.7uV
191uV
12uV
100Ω±5％50kΩ±0.14％±0.1％F.S. （ ただし、0～10mV レンジは±0.2％F.S. ）※全動作温度範囲による温度ドリフト含む
1～60 秒（1 秒単位）無し，2～30 秒（1 秒単位），1～10 分（1 分単位）
1 秒，2 秒，5 秒，10 秒，15 秒，20 秒，30 秒，1 分，2 分，5 分，10 分，15 分，20 分，30 分，
1 時間，2 時間，3 時間，6 時間，12 時間，1 日※6 時間以上の記録間隔の場合、測定記録時刻の指定が可能
60960 個 （これを超えると、一番古いデータを消去し、新しいデータを取り込む）
ただし、機器の設定変更を繰り返すと、減少する可能性が有る
フラッシュメモリ （不揮発性メモリ）

◆警報仕様
警報種類

4 個（上限警報・下限警報・経時変動警報の中からそれぞれ選択）（いずれもヒステリシス設定可）

警報出力形態

警報パケットをＯＳＮＥＴネットワークに出力◆OSNET 通信ポート仕様
用途
ポート数
通信方式
通信速度
機器間延長距離使用コネクタ適合コネクタOSNET 機器との通信，OSNET ネットワーク接続用
1 ポート
調歩同期式
76.8Kbps
1km（単線 0.9mm 以上のシールド付ツイストペアケーブルを使用した場合）
ML-1500-UJ （サトーパーツ）
ML-1500-P （サトーパーツ）

4㈱オサシ・テクノス

Jan.2011

NetLG-102 1ch アナログデータ集録装置 仕様書 Rev.1.2

６．外観および寸法

材 質

色

集録装置本体名称

鉄（メッキ鋼板）

白色

端子台ＰＢＴ

黒色

端子台ネジサイズ

M4

外形寸法

113H×164W×61D

寸法公差

±1mm

重 量

約 600g5㈱オサシ・テクノス