光学データ処理システム

光学機器

QM-Data200・画像ユニット

Catalog No.14008(10)お悩みを解決検査工程の現場からスピーディに正確な測定データを収集し、きめ細かいデータ分析に基づいて製造現場の競争力を高めていく。
これは非接触で測定できる光学測定機におい

お悩み

解決

測定データを手書き

データ管理・システムにしているためミスが多い

よる品質管理ても例外ではありません。
そうした体制の構築を支えるのが、光学データ処理システムです。
「ミツトヨが提唱する品質管理のIoT」を実現できます。
さらに、「MeasurLink」により

お悩み

解決

熟練度による測定のばらつき低減誰でも簡単操作ばらつきがあるお悩み解決

労働人口減による

測定時間の短縮

人手不足

スマートな測定の実現へとは
MeasurLink は、ネットワークにつながったあらゆる測定機器のデータをリアルタイムに収集・一元管理し、統計的処理をすることで『品質の見える化』を実現する品質管理の IoT プラットフォームです。QM-Data200・
画像ユニットは測定投影機や測定顕微鏡の測定演算値のデータ収集・管理を担うインフラシステムとしてサポートします。

投影機、顕微鏡測定をすばやく・かんたん・正確に。

不良品発生の未然防止

平行出し不要の座標測定や組合せ計算で、

ネットワーク上のあらゆる測定機器のデータを

測定効率を大幅アップ。

収集し、SPC（統計的工程管理）を行うことで不良品の発生を予測します。

データ解析で原因分析
データベースにアクセスし、測定結果の確認や多様な統計解析を行うことで、問題の原因究明・検証をサポートします。

1

自動エッジ検出など画像処理によって、測定のシンプルスタートでIoTを実現

効率化と測定者の個人誤差を低減した高精度化

これまでのデータ蓄積と測定機器ネットワークが図れます。

を進められます。

を活用して、シンプルな構成から段階的にIoT化

2

直感的な簡単測定
ワンキーで操作できるよう、使用頻度の高い測定をボタン設定しています。
シンプル操作で測定に集中できます。

簡単操作のデータ処理装置

測定例：丸穴A・Bの中心間距離の測定

だれでも簡単b2

視認性が高いカラー液晶を搭載し、画面の指示に従い操作するだけの対話型オペレーション方式を採用。
データ処理装置を使うのが初めての方でも安心して操作できます。
耐久性の高いシートスイッチと専用設計の電装部で様々な環境でお使いいただける現場型データ処理装置です。

LC
a1
a2

穴A

b3
穴B

b1

a3

1. パターン設定キーから【円と円の距離】を選択

用途にあわせて選べる3画面

2. 測定操作ナビゲーション表示にしたがって
丸穴Aの各位置で測定点の入力【測定手順ナビゲーション画面】、【拡大カウンタ表示】、【測定結果作図表示】。使い方にあわせてお選びいただけます。
操作をナビゲートしてほしい!

測定手順ナビゲーション画面
測定結果表示操作ナビゲーション表示

ステータス表示• 設定単位系• 自動印刷 ON/OFF• データ外部出力 ON/OFF• 交差照合 ON/OFF

4. 瞬時に測定結果が表示されます。

3. 次に丸穴Bの測定操作ナビゲーション表示にしたがって丸穴Bの各位置で測定点の入力

測定コマンド表示

カウンタ表示（リアルタイムカウンタ）

ユーザーメニュー機能
ユーザメニューは「測定コマンド」、「ユーザーマクロ」、「パートプログラム」
を登録できます。
（3種類まで）測定したいワークごとの「パートプログラム」を登録したり、測定される方のニーズに合わせたオリジナルシステムが構築できます。
登録したユーザーメニューは、USBメモリに保存ができ、バックアップや複数のQM-Data200での共有にも対応できます。
カウンタ値を大きく見たい!

結果値を作図して確認したい!

拡大カウンタ表示

測定結果作図表示［ユーザーメニュー］キー

ユーザーメニュー登録例
測定コマンドユーザーマクロ※1

パートプログラム※1：ユーザーマクロとは、複数の測定コマンドを組合わせて1つの測定コマンドにしたものです。
このユーザマクロは独自に作成することができ、30個まで登録可能です。
※ユーザーメニューは［ USER1 ］〜［ USER3 ］の 3 種類まで設定でき、
1メニューに 9 個のアイコンを登録できます。

3

4

効率化

システム接続構成
1. RS-232C出力本体

座標値入力形式機能（NP測定）

RS-232Cケーブル（2 m）（コードNo.12AAA807）

測定演算して求めた座標値を1点の入力データとして扱う機能です。例えば角穴のピッチ測定をする場合は、パターン測定【ピッチ測定】キーと座標値入力形式の【角穴中心点】
を選択するだけで測定演算ができます。測定結果を呼び出して再計算する必要はなく、基本測定・パターン測
定や座標系設定コマンドと一緒に使用できます。

代表機種
PJ-PLUSシリーズ
PJ-H30シリーズ（オプトアイ内蔵タイプ含む）
MF/MF-Uシリーズ

RS-232Cケーブル（コードNo.12AAA807）

2. RS-232C出力付カウンタ
接続ケーブルB

代表機種
KA-12カウンタ
KA-212カウンタ（コードNo.12AAD193）

座標値入力形式

円中心点（3点）

長穴中心点

円中心点（4点）

2直線の交点

3点入力した円の中心点を測定点とする。

長穴の中心点を測定点とする。

4点入力した円の中心点を測定点とする。

2直線の交点を測定点とする。

※リニヤスケール付載物台搭載機種に限ります。

仕様

ピッチ円（円C4）の直径が求まる。

符号
コードNo.
表示言語

4. 4点入力で円C1・C2・C3を測定

測定効率を考えたマニュアル操作機能
測定位置ナビゲーション機能【特許登録済（出願国：日本）】※1

ラーン機能 で記憶させた測定手順（パートプログラム）をくりかえし実行する際に、次の測定入力ポイントまで導いてくれる機能です。
パートプログラムのリピート回数は指定できます。

現在の座標値
次の測定ポイント●スタンドタイプ（コードNo.264-160-10）

QM-Data200
スタンドタイプ

アームタイプ196

264-160-10
264-161-10
16ケ国語対応：日/ 英/ ドイツ/ フランス/ イタリア/ スペイン/ ポルトガル/ チェコ/
中国
（繁体字）
（簡体字）
/中国
/ 韓国 /トルコ/ スウェーデン/ ポーランド/ オランダ/ ハンガリー
角度：度／度分秒（切換）長さ：mm
0.1 µm測定手順の作成・実行・編集
データ数・最大値・最小値・平均値・標準偏差・レンジ・ヒストグラム・
統計処理
測定機能別統計（コマンド別統計）
表示部
カラーTFTLCD（LEDバックライト付）
エッジセンサ位置補正
対応（投影機）XYZ：リニヤスケール入力用（最大3軸）
FS： フットスイッチ接続用
RS-232C■
1：外部PC接続用
入出力
PRINTER： 外部プリンタ接続用 （注）RS-232C■
2：測定機本体カウンタ接続用
USB-MEMORY： USB-メモリ接続用
OPTOEYE： オプトアイエッジ信号接続用
測定結果ファイル出力
RS-232C出力（CSV形式・MUX-10形式）
電源
AC100〜240 V
最大消費電力17 W（オプションは含みません）
約260×242×310 mm
約318×153×275 mm
外観寸法（WxDxH）mm（スタンド部含む）（アーム水平時）
約2.8 kg
質量約2.9 kg
PJ-PLUSシリーズ
PJ-H30シリーズ
PJ-PLUSシリーズ
PV-5110（KA-212カウンタ付の場合）
PJ-H30シリーズ
適応機種
PH-3515F（KA-212カウンタ付の場合）
PV-5110MF/MF-Uシリーズ
PH-3515F
KA-12/KA-212カウンタ
特別付属品
ACアダプタ、電源コード※、簡単操作ガイド※電源コードは別途必要になります。
注）USBメモリは市販品全てで動作保証いたしません。
下記条件を満たしたもので、サンディスク社製を推奨いたします。
・指紋認証やセキュリティソフト等が付いていないもの
・USB2.0規格のUSBメモリ（USB3.0規格のUSBメモリはサポートしておりません。
）

30°

196

30°

50°

測定値の単位最小表示量
プログラム機能

外観寸法図

50°

キーを押す

3. 円中心（4点入力）を選択

代表機種
HyperMF/MF-Uシリーズ
PV-5110PH-3515F

座標値入力形式表示部

ピッチ円の測定状態表示部

2.【座標値入力形式】

3. カウンタ無し本体（リニヤスケール付ステージ搭載）

310

角穴の中心点を測定点
とする。

310

角穴中心点

2点の中点を測定点
とする。

210
242
210
242

260
260

●フレキシブルアーム取付タイプ（コードNo.264-161-10）

4-7打抜き穴
2-4.5キリ ø9皿モミ
4-7打抜き穴
2-4.5キリ ø9皿モミ

275

1. 円C4の【円測定】キーを押す

2点の中点

楕円の中心点を測定点
とする。

275

C3

楕円中心点

56

C2

直接入力
1点入力した点をそのまま測定点とする。

55
70
55 82
70
112
82
112

56

円C4の直径は？

C1

接続ケーブルC（コードNo.12AAD194）

64
50
36

3つの穴中心を通るピッチ円測定（直径）

64
50
36

測定例：

矢印十字線で示します。

2. 2つの十字線が重なるように（あるいは、カウンタの値がゼロになるように）測定機のステージを操作する。

3. 十字線が重なり、カウンタの値がゼロに近づくと、目的の測定ポイント付近
です。

196

本体背面パネル
オプトアイエッジ信号入力用（オプトアイM2接続時使用）

RS-232C入力用（パソコン接続）
リニヤスケール入力用

電源スイッチ

USBメモリ用
プリンタ用

RS-232C入力用（測定機カウンタ接続）

1. 次の測定入力ポイントを

196

122
122

フットスイッチ用

4. 測定機の十字線を、測定ポイントに合わせ［LOAD］
キーを押して、データ入力します。

※1 ラーン機能：同じ形状の披検物を複数測定する場合、1回目の測定時に行った一連のキー操作を、測定手順（パートプログラム）
として記憶させる機能です。

56

コマンドキー説明 本体パネル（ほぼ実物大）

座標系設定
キーメニュー

座標系パターン.1
2点以上の測定点を通る線をX軸とし、もう一方の 1 点の測定点を通って直交する線をY軸とする。

原点設定
測定点を原点とするように、座標を平行移動する。移動量の直接入力もできます。

座標系パターン.2
2 点の測定点を通る線を X 軸とし、その中点を原点とする。

点による軸設定
測定点を通るように X 軸座標を回転する。
（ 原点は移動しません）回
転角度の直接入力もできます。

座標系パターン.3
測定点を通る線をX軸とし、他の線との交点を原点とする。

線による軸測定
測定した線と平行になるように座標系を回転する。
（原点は移動しません）

座標系パターン.4
1点目の測定点を原点とし、他の測定点を通る線をX軸とする。

オフセット軸補正
測定点が指定位置になるように座標系を回転する。
（原点は移動しません）

面補正

座標系保存

測定物の設置の傾きによって生じる誤差を軽減します。
（ Z 軸装備の測定機で有効使用）

現在設定されている座標系情報を
座標系メモリへ保存します。
（メモ
リの数は、10個）

座標系呼出し座標系メモリから、座標系データを呼出して、測定物座標系に設定します。

座標系リセット
現在設定されている座標系をクリア
して、電源投入後の初期状態に戻します。

座標系保存・呼出し・リセット
座標系の保存・呼出し・リセットをする。

基本要素測定キー

275 mm基本要素設定［座標値入力形式］

点

線

円

2点間距離

座標値
（多点入力可能、最大100点）

X軸との角度、真直度（多点入力可能、最大100点）

中心座標値、直径、真円度（多点入力可能、最大100点）

距離、座標差、動径差

楕円

角穴

長穴

交点交角

中心座標値、長軸径、短軸径、X軸との角度、偏差（多点処理可能、最大100点）

中心座標値、縦長さ、横長さ

中心座標値、縦長さ、横長さ、長穴の半径

交点座標値、交角、補角

線と点の距離垂直距離

線と円の距離円と円の距離2点間距離、座標差、角度、

中心間距離、最長距離、
最短距離

中心間距離、最長距離、
最短距離、座標差、動径差

線と円の交点
交点座標値

円と円の交点
交点座標値

点と点の中点
中点座標値

線と点の中点
中点座標値

線と円の中線
X軸との角度

直角度
直角度

平行度
平行度

※多点処理の場合は平均点を測定値とします。

パターン設定［座標系設定］ピッチ
累積距離、累積角度

パターン設定キーメニュー

ユーザーメニュー

円と点の距離円と円の中点

投影点

点と円の接点

中心間距離、最長距離、
最短距離、座標値

中点座標値

線に点を投影した時の座標値

接点座標値

円と円の接線

コーナー円

高さ

面間距離

X軸との角度

コーナー円の直径、半径、
中心座標値

高さ
（Z軸方向の段差距離）

面と面（点）の距離

AI

AI 測定機能（測定要素自動判別機能）は入力された測定点デー
タから測定要素を自動判別する機能です。

196 mm78

より使いやすいマニュアル測定環境を提供
広視野測定
大 型イメージセンサを搭 載し、X/Y 方 向 共 に従 来 比で 約 40%
視野が広くなっていますので測定箇所の周囲も同時に観察でき
ます。

システム例

データ処理 + 画像計測で飛躍的な作業性※対物レンズML1× + リングLED照明での実画像

ばらつき解消・効率化
画像ユニットを併用することで、エッジをワンクリックするだけの誰でも簡単な測定が可能になります。
また、わずらわしいワークの走り出しや十字線による測定点検出が不要となるため、追加工の寸法などすぐに確認ができます。
単位：µm

ばらつきを約90%減少

12

120

10 µm

105 秒

10

100

8

80

6

60

4

40

2
0

メニューにあるアイコンをクリックするだけで通常の0.4×表示から1×⇒ 2×に表示が拡大されます。細部まで表示して測定ができます。

平均測定時間も約70%短縮

単位：µm

デジタルズーム機能

1×

2×

28秒

20

1 µm
測定顕微鏡
のみ

0.4×

0

測定顕微鏡
&画像ユニット

測定顕微鏡
のみ

自動調光機能（測定顕微鏡MF/MF-Uシリーズ限定機能）

測定顕微鏡&画像ユニット

約20 mmの幅を3回測定（連続往復）した測定結果と測定時間
測定顕微鏡の場合

A さん

B さん

C さん

最大値（mm）

20.0863

20.0849

20.0811

最大値（mm）

20.0863

最小値（mm）

20.0765

20.0802

20.0758

最小値（mm）

20.0758

ばらつき（mm）

0.00980.00470.0053

ばらつき（mm）

測定時間（秒）

76

150

89

測定時間（秒）0.0105
105

A さん

B さん

C さん

顕微鏡の透過・反射照明の光量をソフトウェアで制御ができるよ
うになります。パートプログラムを作成した時に設定した照明条件を再現できますので、リピート測定する際に照明を都度調整す
るわずらわしさがありません。
照明方法を変えながら測定する被検物の場合でも安定したエッジ検出の再現性が得られ、繰り返し測定の効率が更に上がります。外部照明装置のリングファイバ照明やLEDリング照明装置（いずれもオプション）
を接続した場合でもこの機能を使用できます。
※測定顕微鏡MF/MF-Uシリーズに限る

測定顕微鏡&画像ユニットでの測定

9

最大値（mm）

20.0847

20.0853

20.085最大値（mm）

20.0853

最小値（mm）

20.0846

20.0842

20.0837

最小値（mm）

20.0837

ばらつき（mm）

0.00010.00110.0013

ばらつき（mm）

測定時間（秒）

36

23

25

測定時間（秒）0.001628

10

ソフトウェア

多種多様な測定をQSPAKがサポートします。

個人誤差を軽減し、繰返し精度を向上させる各種ツール

画像ユニット用ソフトウェアQSPAKは、多品種少量の単品物の測定から量産品のスピーディな測定まで様々な測定をサポートするために、『信頼性の高い画像検出能力』と『誰もが簡単に使いこなせる操作性』
を実現

ワンクリックツール ●特許出願中（出願国：日本）

オートトレースツール

エッジ近くをマウスでワンクリックするだけで、ツールの自動設定
からエッジ検出・演算までを自動判断します。
また、1画面内の測定であればステージ移動は必要ありませんので、測定時間の大幅な短縮を図れます。

任意形状のエッジ部を一度に多点検出する形状測定用のツールです。画面内の輪郭形状を自律倣いで取得します。

しました。
2つのモードを併せ持つQSPAKはさまざまなシーンでお客様を強力にバックアップします。

EZモード（簡単測定モード）

PROモード（汎用測定モード）

ワンクリック円ツール

ワンクリックボックスツール

さらに取得した輪郭データを形状解析ソフト”FORMTRACEPAK-AP”（オプション）にインポートすると、高度な輪郭形状解析が行えます。
※FORMTRACEPAK-APについては、P15を参照ください。

様々な測定箇所に対応する便利ツール

測定結果の確認を素早く簡単にするツール

データム円測定

描画するツール全体の大きさやスキャン方向の
サイズ、エッジセレクタの位置を任意に決定することができます。
Rの角度が浅い円弧測定や、異常点が多くエッジが認識しにくい測定時に有効なツールです。

円測定結果の演算方法として通常の最小二乗法による平均円だけ
でなく、内径（最大内接円）や外径（最小外接円）で計算することができます。
はめあい部品等接触する側で円測定したい場合等に有効です。

テンプレートツール

ビデオウィンドウ測定結果表示機能
測定画像を見るだけで、測定結果が直感的にわかります。
OK/NG結果の表示色を変えることで、公差判定とNG箇所の特定もすぐに行えます。
検査成績書に測定画像を貼り付けることで、資料作成の効率化にもつながります。

マルチクリックプラス円弧ツール

OK/NGの表示色を自由に設定して色分け■基本テンプレート■拡張テンプレート

顕微鏡のレチクルに相当する3つの基本テンプレートです。

拡張テンプレートには、
十字、
円、
矩形、
角度テンプレートの4種類があります。投影機での比較測定のイメージで、直径、距離、角度等の値がキー入力で自由に設定ができます。

例
公差OK：緑色
公差NG：赤色

十字線

格子

同心円

角度テンプレート円テンプレート■CADユーザーテンプレート機能■ユーザーパターンマッチング
基本テンプレート、拡張テンプレートにはないテンプレートをワークに合わせて自由に作成し、マスター照合を行うことができます。
また、キー入力した上限値、下限値のラインも表示されますので簡単に照合ができます。

グラフィックスウィンドウ（CADデータ）の図形を使って、テンプレートを作成することができます。
※本機能を使用するには、QS-CAD I/F（オプションソフト）が必要となります。

上限値
設計値
下限値

11

12

自動測定手順プログラムの簡単実行と簡単編集の便利機能

クイックナビゲーション

ワンクリック簡単実行機能 プログラムランチャー

一連の測定手順を記憶・再現するラーン・リピート機能を併用したナビゲーション機能です。記憶した測定手順通りに次の測定ポイントまでナビ
ゲートします。モニタ画面中央の緑の十字線に次の測定ポイントを示す赤の十字線が重なり、緑の十字線だけになるまでステージを移動させると、次の測定ポイントが画面上に現れます。
また、
デジタルカウンタによるゼロアプローチも可能です。
ワークを見ながら測定ポイントを確認する必要がなく、画面に集中した測定ができます。

作成した自動測定手順プログラムを、写真やコメントと共にアイコン内に登録することができ、必要なプログラムを簡単に呼び出せるようになりました。合計10個のアイコンが用意されていますので、作業者や部品毎にプログラムを管理することも可能です。

①

②

③

①次の測定位置を赤十字線で示します。

②測定位置が近づくと赤十字線と緑十字線に近づきます。

③それぞれの十字線が重なり、
ターゲットが出てきたら、入力ボタンを押して測定終了です。

プログラムランチャーアイコン
自動測定手順プログラム登録の画面

直感的にプログラムを編集できるスマートエディタ
パートプログラム（自動測定手順プログラム）のリスト表示中に X Y ステージ移動位置、
レンズ倍率、照明条件などを独立してアイコンやラベルで表示することにより、プログラムの編集が簡単にできます。

ダイアログによる照明条件の編集

ダイアログによる設計値・公差の編集

ビデオウィンドウ上でダイレクトツール編集

測定時間の短縮に貢献するナビゲーション機能

測定者の管理から検査表までサポート充実
グラフィックスウィンドウ

アイコンエディタ

測定結果と測定要素がリアルタイ
ムにグラフィックスウィンドウに表示されるため、測定箇所をビジュ
アルイメージで確認できます。また、
グラフィックスによる測定要素を選択できるため、よりスピーディな測定が可能です。
グラフィックスウィンドウを用いての要素間計算が可能です。

測定項目のアイコン、ツールアイコンなどの配置を自由に並び替えることができます。使用頻度の高いアイコンだけをセキュリティファンクション

Video画像スケール表示

QSPAK 起動時にパスワードを

ビデオウィンドウに実視野に合わせたスケールを表示することができ、大まかなワークの大きさを素早く知ることができます。また、スケー
ルを表示して画像を保存すれば、大まかな寸法の目安になります。

入力することにより、作業レベル
によって使用範囲を制限することが可能です。

ステージナビゲーション ●特許登録済（出願国：日本）

1ページにまとめるなど、自由に設定することが可能です。

測定したいポイントをグラフィックスウィンドウにてマウスで指示すると、十字線によるナビゲーションが現れます。
これによりオーバーランやこの機能とCADデータ※を使えば測定プログラム作成時間が大ショ―トランといった無駄なXYステージの動きを最小限に抑える事ができます。
幅に短縮できます。
また、測定結果もグラフィックスウィンドウに描かれるので再度測定したい位置への移動も容易になります。
※CADデータを利用する場合は、オプションソフト“QS-CAD I/F”が必要となります。

グラフィックスウィンドウによるステージ移動

画像保存

測定結果出力 ●特許登録済（出願国：日本）

ビデオウィンドウ上のカラー画像は、BMP形式とJPG形式でファイル出力できます。
また、測定物の画像の記録や検査表などへの添付が簡単にできます。

パートプログラムで測定した測定結果はそのままCSV形式で出力できます。

Excelなどの市販の表計算ソフトにそのまま出力できるため、オリジナルのフォーマットで検査表が作成できます。

移動先が十字線でビデオ
ウィンドウ上に表示され
ます。

13

14

高度な測定要求にも応えるアプリケーションソフト群（オプションソフトウェア）
形状評価・解析ソフト

測定支援ソフト

FORMTRACEPAK-AP

QS-CAD I/F

オートトレースツールなどで取得した点群データを読み込んで幾何公差、輪郭度の評価や微細寸法などを行う形状評価・解析ソフト
です。

CADデータを取り込む「CAD Import機能」と出力させる「CAD Export※オートトレースツール実行は画面内になります。

微細寸法解析事例
● 画面上に表示させた微細形状の寸法測定が簡易操作で可能です。

システム構成は画像ユニットの標準構成品になります。

0.5×TVアダプタ

画像ユニット用
専用カメラ機能」を有します｡
CAD Import機能を使用することで、CADデータを取り込み、ステージの移動や、設計値の入力に利用することができます。CAD Export
機能では、測定機で得られた図形データや設計値、測定値を外部のCADシステムへ出力する事ができます。

フォーカス
パイロット

（オプション）※1

測定顕微鏡本体
MF/MF-Uシリーズ
HyperMF-B2515B
HyperMF-Uシリーズ

機能
CADエータをグラフィックスウィンドゥに表示させることができます。

●

フットスイッチ（オプション）

No.12AAJ088● 各測定項目の設計値が自動的に入力されます。
●

CADデータ上の任意の位置への移動をステージナビゲーション
接続ケーブル

表示させることができます。
●グラフィックスデータを指定のCAD形式で出力できます。

データ処理装置

外部照明用

LEDリング照 明 装 置

外部調光コントロールケーブル
No.12AAG888

No.176-367-2

ハロゲン照 明 光 源 (150W)
No.176-316

共通オプション

プリンタ

歯車の輪郭照合、
オーバーピン径解析例

校正用チャート 画面内精度補正チャート（ホルダ付き）（ホルダ付き）● 設計値データとの輪郭照合が可能です。
● 任意直径の仮想円が定義できます。

コードNo.一覧
画像ユニット 10D

359-762

画像ユニット 9D
画像ユニット 9UD
画像ユニット 8D
画像ユニット 8UD

359-726359-728359-716359-718

MF-●＊＊＊＊Dシリーズ
MF-U●＊＊＊＊Dシリーズ
MF-●＊＊＊＊Cシリーズ
MF-U●＊＊＊＊Cシリーズ
MF-●＊＊＊＊Bシリーズ
MF-U●＊＊＊＊Bシリーズ

注：●はアルファベット、＊＊＊＊は数字で表現

仕様
画像検出カメラPC

イメージセンサ
外観寸法・質量（カメラ部のみ）
光学系倍率

OS

1/2インチ カラーCMOS 300万画素
56（W）×54（D）×78（H）mm・0.4 kg
0.5×（0.5×TVアダプタ標準付属）
日本語版 Windows 11 64 bit
24インチ
QSPAK Vision Unit Edition
約19×（対物レンズ3×使用時：約57×／撮像範囲：4.49×3.36 mm）

モニタ
ソフトウェア
モニタ倍率
2各軸の測定精度※（測定環境20℃） 測定顕微鏡の精度に依存します。

※1:フォーカスパイロットは合焦検出ユニットです。高精度で再現性の高いフォーカス位置の検出が可能です。
※2: 測定精度は、画像測定における測定実測値と真値の差とします。

15

16

特長

特長

QM-Data200、画像ユニットの測定結果をリアルタイムに統計処理し工程能力やXbar-R管理図などを表示します。
MeasurLinkで行なった統計処理結果や測定データは簡単にExcelファイルとして出力できます。
MeasurLinkはネットワークシステムへの拡張することにより、複数台の測定機のデータを統合・一元管理が可能。また、管理者用オプションソ

QM-Data200、画像ユニットの測定結果、あるいはカウンタのX・Y軸値を取り込んで検査表作成が可能です。
Excelの簡単な編集（コピー&貼付け程度）でオリジナルの書式を作成・利用できます。
マクロを組むことなく合否判定、統計計算などの自動演算が可能です。

フトとの組み合わせることで品質管理や生産技術・設計などから現場のデータをリアルタイムに参照でき工程の異常を早期発見できます。

顕微鏡
顕微鏡

画像ユニットのデータ処理装置に同居させ、DDE通信により演算結果を取り込む場合
画像ユニットのデータ処理装置に同居させ、DDE通信により演算結果を取り込む場合

画像ユニット（QSPAK）

顕微鏡・投影機MeasureReport
02ARA773B

画像ユニット（QSPAK）

顕微鏡・投影機MeasurLink Real-Time Professional
No.02NDB101D

QM-Data200のRS-232C出力から演算結果を取り込む場合

QM-Data200のRS-232C出力から

RS-232C

演算結果を取り込む場合

クロスケーブル

カウンタのRS-232C出力からX・Yの数値を

RS-232C

カウンタのRS-232C出力からX・Yの数値を直接取り込む場合

MeasurLink Real-Time Standard
No.02NDB100D

直接取り込む場合

MeasureReport
02ARA773B

クロスケーブル

Excelに直接取り込む場合

ファイル変換メニューから取り込む場合

データ入力画面

MeasurLinkにデータを取り込むだけで各種統計処理結果が即時に確認できます！

ファイル変換メニュー

データ入力シート

測定項目ごとにXbar-R管理図やヒストグラムなどをリアルタイム表
示。工程管理者が知りたい時系列データやデータのばらつきがひと目でわかります。
測定項目の吹き出し表示とワークの画像データ（BMP、JPG、DXFなど）を組合せて作業指示書イメージのナビ画面設定が可能。初心者でもわかりやすい補助機能が充実しています。

データを入力するとNGが出た場合はセルが赤くなります。データを全て入力し終わったら検査表作成に移り、出力先のExcel書式ファイルを決めるとマクロプログラムが実行され検査表が表示されます。

Excel書式はプログラム添付のサンプル書式を雛型にして簡単なExcelの編集（コピー&貼付け程度）
でオリジナルの書式を作成できます。

保 存した 測 定 結 果ファイルを指 定し、出 力 先 の E x c e l 書 式
ファイルを決めてファイル変換を実行するとExcelが起動しマク
ロプログラムが実行され検査表が表示されます。

接続方法
QM-Data200

画像ユニット（QSPAK）

DDE 通信

ファイル変換RS-232C通信

MeasurLink
Real-Time Professional
No.02NDB101D

MeasureReport ※1

MeasureReport ※1

No.02ARA773B

No.02ARA773B※2

投影機､顕微鏡カウンタ出力
CSVファイル※3

RS-232C通信※4

部品データシート（ワーク単位の評価）
ワークN o.切換

光学測定機用

光学測定機用MeasurLink Optin
Real-Time Standard
No.02NDB100D

MS-Excel

MeasureReport ※1
光学測定機用No.02ARA773B

MeasurLink
Real-Time Standard
No.02NDB100D

Optin※1: MeasureReportを使用するには別途Microsoft社のExcelが必要となりますので、お客様にてご用意ください。
ExcelおよびWindowsはマイクロソフト社の商標です。
※2: RS-232Cケーブル（クロス）が必要※3: USBメモリが必要
フットスイッチ（No.12AAA846）が必要※4: RS-232Cケーブル（クロス）、合否判定結果を作業者にわかりやすく赤・黄・緑の色分けで表示。
アラームメッセージ機能などとあわせてNGを見逃しません。
「部品データシート」では、総合判定やNGデータ､重要項目の絞込み機能により測定項目が多い場合でもワーク単位の評価が一目でわか
ります。

総合判定

パソコン転送プログラムOptin（オプトイン）のご案内
絞込みボタン

測定演算結果を表計算ソフトExcelへ出力したり、デジタルカウンタの表示値をPCに出力して、同様に表計算ソフトExcelでデータ管理することを可能にする
パソコン通信プログラムを無償でご提供しております。
尚、弊社都合により本プログラムの提供を突然中止させて頂く場合がありますのでご了承ください。
また、本プログラムは保証対象外扱いとさせていただきます。
詳細につきましては、弊社ホームページをご確認願います。 https://www.mitutoyo.co.jp/products/gazoukogaku/dl_counter.html

1718

座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム

仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所
伊勢崎営業所
さいたま営業所
新潟営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所

仙台市若林区卸町東1-7-30〒984-0002 電話 (022)231-6881 ファクス(022)231-6884
仙台市若林区卸町東1-7-30（※1） 〒984-0002 電話 (024)931-4331 ファクス(022)231-6884
宇都宮市平松本町796-1〒321-0932 電話 (028)660-6240 ファクス(028)660-6248
水戸市元吉田町260-3〒310-0836 電話 (029)303-5371 ファクス(029)303-5372
伊勢崎市宮子町3463-13〒372-0801 電話 (0270)21-5471 ファクス(0270)21-5613
さいたま市北区宮原町3-429-1〒331-0812 電話 (048)667-1431 ファクス(048)667-1434
新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972 電話 (025)281-4360 ファクス(025)281-4367
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-1611 ファクス(044)813-1610
川崎市高津区坂戸1-20-1（※1）
〒213-8533 電話 (03)3452-0481 ファクス(044)813-1610
厚木市中町2-6-10 東武太朋ビル2F〒243-0018 電話 (046)259-6400 ファクス(046)259-6404
富士駐在所
電話 (0545)55-1677
諏訪営業所
諏訪市中洲582-2〒392-0015 電話 (0266)53-6414 ファクス(0266)58-1830
上田駐在所
電話 (0268)26-4531
浜松営業所
浜松市東区和田町587-1〒435-0016 電話 (053)464-1451 ファクス(053)464-1683
安城営業所
安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
名古屋営業所
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
金沢営業所
金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田〒920-0057 電話 (076)222-1160 ファクス(076)222-1161
大阪営業所
大阪市住之江区南港北1-4-34〒559-0034 電話 (06)6613-8801 ファクス(06)6613-8817
神戸営業所
神戸市西区丸塚1-25-15〒651-2143 電話 (078)924-4560 ファクス (078)924-4562
京滋営業所
草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F〒525-0032 電話 (077)569-4171 ファクス(077)569-4172
岡山営業所
岡山市北区田中134-107〒700-0951 電話 (086)242-5625 ファクス(086)242-5653
広島営業所
東広島市八本松東2-15-20〒739-0142 電話 (082)427-1161 ファクス(082)427-1163
福岡営業所
福岡市博多区博多駅南4-16-37〒812-0016 電話 (092)411-2911 ファクス(092)473-1470
センシング営業課 川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-8236 ファクス(044)822-8140
地震機器課
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)455-5021 ファクス(044)822-8140（※1）営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

お求めは当店で̶

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。
●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
あらかじめご了承ください。
●本カタログに掲載されている仕様は 2023年 10 月現在のものです。

M3 Solution Center …商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
宇都宮市下栗町 2200
〒321-0923 電話 (028) 656-1607 ファクス (028) 656-9624
UTSUNOMIYA
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-1611 ファクス (044) 813-1610
TOKYO
諏訪市中洲 582-2〒392-0015 電話 (0266) 53-6414 ファクス (0266) 58-1830
SUWA
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072 電話 (0566) 98-7070 ファクス (0566) 98-6761
ANJO
大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話 (06) 6613-8801 ファクス (06) 6613-8817
OSAKA
呉市広古新開 6-8-20〒737-0112 電話 (082) 427-1161 ファクス (082) 427-1163
HIROSHIMA
計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業所にご連絡ください。
〒213-8533 電話 (044) 822-4124 ファクス (044) 822-4000
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸 1-20-1
キャリブレーションセンタ…商品の検査・校正・保守・修理をお受けしています。
宇都宮市下栗町2200〒321-0923 電話 (028) 656-1432
宇都宮
川崎川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-8214
広島呉市郷原町一ノ松光山10626番62 〒737-0161 電話 (0823) 70-3820

ファクス (028) 656-8443
ファクス (044) 813-8223
ファクス (0823) 70-3833

カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
電話 (0570) 073214
ファクス (044) 813-1691

最寄りの営業所をご確認いただけます。

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/japan/#sale

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533
https://www.mitutoyo.co.jp

144