ハイグロフレックス5 シリーズ

工業用温湿度変換器

HYGROFLEX Series HF52/53

ハイグロフレックス5 シリーズ

スペック
HF52シリーズ（2×2ループ式結線タイプ）
センサプローブ

分離型

湿度センサ素子

Hygromer® IN-1

温度センサ素子

PT100Ω1/3 classB

センサプローブ延長

100mまで *1）

精度@23℃

センサプローブによる長期安定性<1%rh/年 *2）

応答速度t63 *3）

センサプローブによる測定範囲
本体動作範囲湿度

0 〜 100%rh

温度センサプローブによる湿度

結露なきこと温度−40℃ 〜 +60℃
（LCD無し） −10℃ 〜 +60℃
（LCD付き）表示*1）5m以上の延長は信号ブースター付きケーブルを使用。
*2）
使用条件により特性変化の度合いは異なります。
*3）
フィルタを装着しない状態において、23℃・風速1m/sの条件で、湿度環境を35%rhから80%rhへ変化させた場合に、変化量絶対値の63%相当に到達するまでの時間の目安。
*4）
2パターンの表示項目を選択（相対湿度+温度/相対湿度+温度+演算値）*5）
別売の専用ソフトウェアHW4とアクセサリケーブルAC3006が必要です。
*6）
最小供給電源（10+0.02×負荷抵抗（計測器））を確保。
*7）
別売の専用ソフトウェアHW4とアクセサリケーブルAC3006が必要です（LCD付きモデルはスイッチの操作で調整可能）。
*8）
露点、霜点、湿球温度、エンタルピ、絶対湿度、比湿、混合比、飽和絶対湿度、飽和水蒸気圧

HF53シリーズ（3/4線式結線タイプ）

LCD（バックライト無し／オプション *4）

LCD（バックライト付き／オプション *4）

4 〜 20mA

0 〜 20mA, 4 〜 20mA,

アナログ出力信号

0 〜 1V, 0 〜 5V, 0 〜 10V
設定変更が可能 *5）

アナログスケーリング

設定変更が可能：-999.99〜+999.99 *5）

供給電源

10 〜 28VDC *6）

18 ～ 40VDC／13 ～ 28VAC

最大消費電流＜2×20mA＜100mA

出力インピーダンス

電流出力：≦500Ω

電流出力：≦500Ω

HYGROFLEX Series HF52/53
最高レベルの高精度（±0.8%rh）と取り扱いに優れた多機能を凝縮温湿度測定のスタンダードとしてオプション■専用USBケーブル
AC3006

ロトロニック・ハイグロフレックス5シリーズは、最新のAIR CHIP 3000テクノロジーのもと、温湿度、そして露点測定の新しい次元を切り開きます。

電圧出力：≧1KΩ

■HW4ソフトウェア

更なる進化を遂げたセンサ技術と相まって、±0.8%rhという素晴らしい精度を提供いたします。

センサプローブ調整機能 *7）

湿度：マルチポイント調整 温度：2ポイント調整

スタートアップタイム
（標準）

14s

3s

HW4ソフトウェアは、ロトロニック温湿度測定機器のためのデータリフレッシュレート
（標準）

5s

1s

総合ソフトウェアです。HW4ソフトウェアを使用すれば、PC演算値

各種水分パラメータ *8）
オプションのアクセサリケーブルを使用。専用ソフトウェアHW4で，測定値の表示上でのプローブ校正や、ネットワークに対応させた機器からオンラインでデータログの取得、各種アラーム機能の設定

PC接続

グラフ表示，保存データの読込み・各種機能の設定が可能

素材

ABS樹脂

重量約250g

演算など、データ管理にも威力を発揮します。

証明対応

FDA-CFR21 Part11準拠／GAMP準拠（１）
恒温・恒湿槽の履歴管理

認証規格

EMC Directive 2014/30/EU

保護等級

IP65

（２）
乾燥/冷却工程のコントロール・解析などが可能になります。
また、温湿度の時系列グラフ作成やAIR CHIP 3000テクノロジーの搭載が、（３）
GMPやHACCP等の工程管理（４）
温度/湿度のネットワークの一括管理

温湿度測定の可能性をさらに拡げます。

（５）
湿度パラメータの演算システムとして活用

プローブ● -100℃〜+200℃の広範囲で測定が可能＊■取付用治具プローブ固定用治具−100℃〜＋200℃
HACCPシステムが組み込まれた総合衛生管理製造過程での温湿度管理や測定を可能にします。
SUS-302製のボディが厳重な消毒にも対応。

−100℃〜+200℃
センサ及びケーブル部を耐熱構造にすることで、高温雰囲気中での計測が可能になります。センサ部はPPS製でコストパフォーマンスに優れ、恒温恒湿槽の内部環境計測、高温のダクトや配管内部計測に使用できます。

15mmφプローブ用
使用温度範囲：最大200℃
ネジ形状：M20×1.5■ 耐圧型プローブ
HC2A -IExxx-M

M20

アプリケーション

壁面取付型

AC1305フランジ φ80mm
15mmφプローブ用
AC1303との組合わ
せで使用■ 高温域型プローブ PPS樹脂製
HC2A -ICxxx＊ センサプローブによる

28● 環境試験装置のモニタリング/制御● 乾燥工程等各種プロセス制御

φ21

φ65

−50℃〜+100℃
空調制御から環境試験機モニタリングまで幅広い用途でご使用いただけます。

● 露点、霜点を含めた水分パラメータの演算機能を装備

AC1303-M■ 高温域型プローブ SUS製
HC2A -IMxxx-M

φ80■ 標準型プローブ
HC2A-S● 工場内空調制御
t=3−100℃〜+200℃センサ部の耐圧構造により、高圧環境下における計測が可能です。
コンプレッサーなどの圧縮空気や工場の高圧ガス配管等の管理に使用出来ます。

長期安定性に優れた、ロトロニック静電容量式センサを採用

φ15AC5005
フランジ φ50mm
15mmφプローブ用
使用温度範囲：最大100℃※上記はHC2シリーズの代表機種です。
HC2シリーズの全機種及びアクセサリについては、
センサプローブHC2シリーズ セレクションガイドをご参照ください。

バックライト機能搭載でさらに見やすくなったディスプレイ
φ4.5

φ50

簡単オペレーション
交換型プローブ
別売の豊富なセンサプローブシリーズから、ニーズに合ったプローブをお選びいただけます

φ40t=15

ロトロニック国内販売実績No.1

株式会社
http://www.daiichi-kagaku.co.jp
本社 〒113-8450 東京都文京区本郷2-12-13
TEL. 03-3812-9755

FAX. 03-3812-6700

関西営業所 〒530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10 ワイズビル4F
TEL. 06-6357-6166

ダクト取付型FAX. 06-6357-6255
改良のため予告なく仕様および価格を変更することがありますのでご了承ください。
2019年4月第15版発行

2021年11月改ロトロニック国内販売実績No.1

株式会社
http://www.daiichi-kagaku.co.jp

HYGROFLEX Series HF52/53

Line up
HF5シリーズ ラインアップ

HF5シリーズ 型番表

HF52シリーズ

HF53シリーズタイプ

2×2ループ式結線タイプ

タイプ

3/4線式結線タイプ

出力

4 〜 20mA電流出力信号

出力

電流出力（0 〜 20mA, 4 〜 20mA）

V+

V+アナログ出力タイプHF52シリーズ（2×2ループ式結線タイプ）／HF53シリーズ 3/4線式

4〜20mA

4〜20mA
RL−結線タイプ, 供給電源, アナログ出力信号

HF520-

2×2ループ式結線タイプ，10 〜 28VDC, 4 〜 20mA出力

HF531-

3/4線式，
18 ～ 40VDC／13 ～ 28VAC, 0 〜 20mA出力

3/4線式，18 ～ 40VDC／13 ～ 28VAC, 4 〜 20mA出力
3/4線式，18 ～ 40VDC／13 ～ 28VAC, 0 〜 1V出力
3/4線式，18 ～ 40VDC／13 ～ 28VAC, 0 〜 5V出力

HF533
HF534-

OUT1

V+

OUT2

H-OUT

RL

電源

T-OUT

型番

HF532-

電圧出力型

電流出力型
V+＋電圧出力（0 〜 1V, 0 〜 5V, 0 〜 10V）
から選択

OUT1

HF535-

OUT2

形状

電源

電源
GND

GND

GND

3/4線式，18 ～ 40VDC／13 ～ 28VAC, 0 〜 10V出力
D

ダクト取付型

W

壁面取付型

出力パラメータ

GND

B
H

X

X

T

壁面取付型

1X

X

X

相対湿度（0〜100%rh）
＋温度

X

X

相対湿度のみX

X

温度のみ

X

相対湿度＋露点
湿球温度＋温度D

エンタルピー＋温度

E

比湿＋温度

F

絶対湿度＋温度G

混合比＋温度

29K

飽和絶対湿度＋温度M

水蒸気分圧＋温度N

飽和水蒸気圧＋温度

129

72

129

温度 アナログ出力スケーリング

24

157

1845228521
●底面図

●正面図

ダクト取付型／LCD付
45210

129

125

1

X

0 〜 ＋50℃

2

X＋10 〜 ＋40℃

3X

−40 〜 ＋60℃

4X

−30 〜 ＋70℃

5X

−40 〜 ＋85℃

A

30 〜 ＋100℃

D

70 〜 ＋200℃

D

2−50 〜 ＋50℃

C

7−50 〜 ＋200℃

LCD
72

85

露点＋温度

C

20A

D

LCD付き
（HF52：バックライト無／HF53バックライト付）

X

LCD無し

24

アナログ出力，供給電源用ケーブルフィッティング形状／ケーブル配線取出し方向 *1）●側面図

21●正面図ダクト取付型／LCD無210724512524129

●側面図

●正面図

M16ケーブルフィッティング／横型（壁面取付型，ダクト取付型LCD付）
M16ケーブルフィッティング／縦型（ダクト取付型LCD無）演算値アナログ出力スケーリング *2）
10 〜 ＋20

20 〜 ＋25

30 〜 ＋50

40 〜 ＋100

50 〜 ＋200

60 〜 ＋500

70 〜 ＋1000

8−20 〜 ＋20

9−25 〜 ＋25

A−40 〜 ＋40B

X

−50 〜 ＋50C

X

−50 〜 ＋100D

X−50 〜 ＋200*1）
演算値の単位設定は設定した温度の単位により決まります。例）
温度単位設定：℃ → 露点単位設定：℃DP，
絶対湿度単位設定：g/m3等21

取付寸法図12954φ515728512