Model 41 Accelerometer

DC応答DC
応答MEMS
加速度計

内部液体ダンプ式
ケーブル交換可能
車載衝突試験用
Model 41は、高度なシリコンピエゾ抵抗型センサーを基にしており、優れた安定性と一桁大きい出力感度を持った加速度計です。この製品はフルブリッジ出力構成で、-20℃から+80℃まで動作可能であるという特長を持ち合わせています。内部液体ダンプは、非常に優れた衝撃生存性と3kHzまで安定した振幅応答と位相応答を示します。高出力感度で、ユーザー自身が交換可能なケーブルインターフェースは車載衝突実験用として理想的な加速度計です。横方向を計測可能なModel 41Lも用意しています。

寸法図面

特長
・シリコンピエゾ抵抗型センサー
・計測レンジ：±100g～±2000g
・現場着脱可能なケーブル接点
・2-10 Vdc Excitation for Maximum Flexibility
・温度範囲：-20 ºC～+80 ºC・液体ダンプ・ゼロオフセット±5 mV未満
・横方向感度オプション （Model 41L）

応用例
・衝突安全試験

自動車
トラック
RV車
・衝撃実験
p.9

Model 41 Rev B
10/22/2013

日本代理店
エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社
東京都台東区浅草橋3-20-15 浅草橋ミハマビル4F
Tel : 03-5820-7021 Mail : asdummy@fitpacific.com

製品仕様
特別に断りのない限り、すべての値は±24°C, 100 Hz, 5 Vdcでの標準値です。Measurement Specialtiesは、これらの仕様を予告なく更新および変更する権利を留保しま

Parameters
DYNAMIC
計測レンジ (g)感度 (mV/g)1応答周波数 (Hz)

-0100

-0250

-0500

-1000-2000

固有周波数 (Hz)非直線性 (% FS)
ダンピング比率
他軸感度 (%)
耐衝撃性 (g)±1000.750-4000-675>1500±10.7<310000±2500.300-6000-1100>2500±10.7<310000±5000.150-11000-2000>4500±10.7<310000±10000.0750-15000-2700>6000±10.7<310000±20000.03750-25000-4500>10000±10.7<310000

ELECTRICAL
ゼロオフセット (mV)
印加電圧 (Vdc)
入力抵抗 (Ω)
出力抵抗 (Ω)
絶縁抵抗 (MΩ)
グランド<±10
2 to 10
2000
1000>100
取り付け面から絶縁

ENVIRONMENTAL
ゼロオフセット温度依存性 (%FSO/°C)
感度温度依存性 (%/°C)
使用温度 (°C)
保管温度 (°C)
耐湿性±0.05±0.1-20 to +80-20 to +80
エポキシ樹脂にて密封, IP61

PHYSICAL
筐体・カバー材質
ケーブル
重量（ケーブル除く）
取り付け取り付けネジトルク

アルマイト
5 x #30 AWG Conductors, PFA Insulated, Braided Shield, PU Jacket
8グラム未満
2x 0-80 x 3/16 socket head cap screws
3 lb-in (0.7 N-m)

Notes
@印加電圧 5Vdc
+2.5%/-8%+2.5%/-20%

標準

標準
標準@100Vdc

DC
応答
MEMS
加速度
計

From -10 to +50°C
From -10 to +50°C

OPTION
Model 41L-GGGG-CCC
横方向感度タイプ (取り付け面に対し水平方向)1
出力は印加電圧に比例。 許容範囲 +50%/-30%。
CS-FREQ-0100
AC-A03923
121140

校正証明書付き:
付属品:
オプション:NIST Traceable Amplitude Calibration from 20Hz to Upper Frequency Limit
2x #0-80 (3/16” length) Socket Head Cap Screw, 2x #0 Washer, 1x Allen Key
3-Channel Precision Low Noise DC Amplifier
Auto-zero Inline Amplifier

The information in this sheet has been carefully reviewed and is believed to be accurate; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. Furthermore, thisinformation does not convey to the purchaser of such devices any license under the patent rights to the manufacturer. Measurement Specialties, Inc. reserves theright to make changes without further notice to any product herein. Measurement Specialties, Inc. makes no warranty, representation or guarantee regarding thesuitability of its product for any particular purpose, nor does Measurement Specialties, Inc. assume any liability arising out of the application or use of any product or
circuit and specifically disclaims any and all liability, including without limitation consequential or incidental damages. Typical parameters can and do vary in different
applications. All operating parameters must be validated for each customer application by customer’s technical experts. Measurement Specialties, Inc. does notconvey any license under its patent rights nor the rights of others.

製品型番
型番 ： Model Number＋計測レンジ＋ケーブル長
41X-GGGG-CCC
lll_______ケーブル長 （360 ＝ 360 インチ）

ll___________計測レンジ （0100 ＝ ±100 g)

l______________横方向感度仕様（L）、通常品はブランク
例 ： 41L-1000-360→Model 41、横方向感度仕様、計測レンジ±1000g、ケーブル長360インチ（標準9mまで指定可）
p.10