座標測定機

マニュアル三次元測定機

Catalog No.16013(8)Crysta-Plus M シリーズ

高精度を長期維持する構造

温度補正機能Crysta-Plus Mシリーズは、マニュアル三次元測定機としては世界最高クラス

Crysta-Plus Mシリーズ温度補正機能が標準搭載されています。これにより、15〜30 °Cという幅広い温度環境下での精度保証が可能になり、厳しい温度管の指示誤差を保証します。本体ベースには信頼性の高いグラプレート（精密石定盤）を用い、更にY軸ガイドレールを測定テーブルと一体化したことで、理ができない環境下でも高精度測定が可能になります。

剛性が高く経年変化の極めて少ない構造となっています。

X, Y, Z各軸の案内部には高精度のエアベアリングを採用しており、高い真直誤差 (µm)

65432
10–1–2 0–3–4–5–6

運動性能と測定者に肉体的負担を全く感じさせない摺動の軽快さを可能にしています。各軸測長系には、高精度ガラススケール＋高精度リニアエンコーダを採用し、腐食や錆発生の心配がなく、安定した精度維持を可能にしています。

26℃
20℃
16℃
100200300400

測定 長さ (mm)500

E精度規格 (500シリーズ)

各軸のクランプスイッチとX・Y微動送りつまみ
X・Y・Z各軸のクランプは、ワンタッチエアクランプで行ないます。クランプ状

態でX・Y・Z軸各軸微動が測定範囲全域で連続して行なえます。

Crysta-Plus M443/M500シリーズは、X, Y軸の微動送測定物用温度センサ

りつまみを本体前面 1 箇所に配置してありますので、例えば心出し顕微鏡CF20を装着したときなどの精密な位置決めが必要な測定には、無理な姿勢を手元照明装置とディセイブルスイッチとることなく、楽に操作が行なえます。

● 細かい形状や深穴測定時の作業性が大きく向上する白色LEDの手元照明装置を搭載可能です。
（オプション）● プローブ姿勢変更時やスタイラス交換時に、タッチトリガープローブの誤入力を防止するために、プローブホルダ部にON/OFFスイッチ（ディセイブルスイッチ）が付属しています。
（標準装備）

照明 ON/OFFスイッチ

ディセイブルスイッチ

白色 LED 照明

装着可能なプローブ例

CMM 計測用TVシステム（オプション）
タッチトリガープローブ MH20

タッチトリガープローブ MH20i

繰返し精度2 σ≦ 0.35 µm（標準スタイラス使用時）

トリガー発生力

XY：0.08 N

プローブモジュール

心出し顕微鏡 CF20
心出し顕微鏡は、スタイラスが入り込めない小さな穴や、接触式のタッチトリガープローブでは変形してしまうようなプラスチック製品、ゴム製品、薄ものワークの測定に最適です。更にCF20 にCCDカメラを装着することによって、外部モニタに画像を映し測定することができます。
※CF20を装着する場合は別途、補助おもりセットが必要になります。

Z：0.75 N

1操作性・コストパフォーマンス
耐環境性能・高性能を融合させた三次元測定機

Crysta-Plus M

M443 / 500 シリーズ
必須選択オプション
オプション

Crysta-Plus M443

Z軸全範囲連動微動

付属品が格納可能な設置台

各軸のクランプスイッチとX・Y軸微動つまみ● 本体と設置台のズレ止め対策を施しています。

（全範囲連続微動可）

各種プローブ、手元照明装置とディセイブルスイッチ

アプリケーション2070

六角穴付きボルト M8×1.25×30
M8×1.25×40

2本2本

4-M8×1.25

クランピングキット

モデルワーク

サブプレート4-8.5穴

エクステンションアームセット

250

90130170（10）100816180

Crysta-Plus M443

最小表示量

測定精度 ,（20ºの時）※1 ※2

指示誤差(E)
プロービング誤差（R）

温度補正機能測長方式
案内方式
各軸のクランプ方式
各軸の微動大きさ(載物面）
測定テーブル
材質
最大高さ
測定物
最大質量
Z軸バランス方式
幅
本体外観寸法奥行き
高さ
本体質量（設置台含む）
空気使用条件

使用空気圧
空気消費量（標準状態において）Crysta-Plus M443
400 mm
400 mm
300 mm0.0001 mm(3.0+4 L/1000) µm※3
4.0 µm981

標準リニアエンコーダ
各軸ともエアベアリング
ワンタッチ式集中エアクランプ
各軸とも全範囲連続微動
624 mm×805 mm
はんれい岩

480 mm180 kg
ウェイトバランス（最大1.5 kgまで調整可能）
981 mm1047 mm1967 mm
410 kg0.35 MPa（空気源として0.5〜0.9 MPa）

368
251.5

50 L/min（空気源としては100 L/min）

温度範囲

温度分布

※400

※400597203
122.5

106826
650
1047

194

15 〜 30 ℃
1 時間あたり 2 ℃以下、24 時間あたり 5 ℃以下
1 m あたり 1 ℃以下 （水平・垂直とも）

128 200

200826※1：測定方法はJIS B 7440-2（2003）に基づく※2：タッチトリガープローブMH20i/MH20/TP20＋測定子（L10 mm）による測定※3：L＝任意測定長（mm）※測定機本体構成品の一部に自然石を使用しているため、石表面に模様のある場合があります。
※このページの写真および本体概観寸法図はシステム構成例です。
具体的なシステム構成等につきましては、別途お問合せください。

393 100 100 100 100625

115
203
単位：mm

定盤寸法図 （ねじ穴配置図）

精度保証の温度環境
温度変化

234
※300

測定範囲

X軸
Y軸
Z軸

1967

項目

本体外観寸法図115

符号150750仕様

単位：mmCrysta-Plus M544 / M574

※写真は Crysta-Plus M574

400 mm

590 mm180 kg
ウェイトバランス（最大1.5kgまで調整可能）
1122 mm1099 mm
1434 mm
2267 mm
512 kg646 kg0.35 MPa（空気源として0.5〜0.9 MPa）
50 L/min（空気源としては100 L/min）

精度保証の温度環境
温度範囲

温度変化

温度分布15 〜 30 ℃
1 時間あたり 2 ℃以下、24 時間あたり 5 ℃以下
1 m あたり 1 ℃以下 （水平・垂直とも）

FGAB
CD252

B
D737

CE

Crysta-Plus Crysta-Plus
M544
M574
1099 mm 1434 mm
106 mm
141 mm
875 mm 1175 mm
220 mm
255 mm

E650 mm

950 mmF180 mm

180 mm

G400 mm

700 mm単位：mm

定盤寸法図 （ねじ穴配置図）
Crysta-Plus M544

Crysta-Plus M574
3131

180 100100100100※1：測定方法はJIS B 7440-2（2003）に基づく※2：タッチトリガープローブMH20i/MH20/TP20＋測定子（L10 mm）による測定※3：L＝任意測定長（mm）※測定機本体構成品の一部に自然石を使用しているため、石表面に模様のある場合があります。

113125125125125 142※このページの写真および本体概観寸法図はシステム構成例です。
具体的なシステム構成等につきましては、別途お問合せください。

4単位：mm29

本体質量（設置台含む）
使用空気圧
空気使用条件 空気消費量（標準状態において）

標準
リニアエンコーダ
各軸ともエアベアリング
ワンタッチ式集中エアクランプ
各軸とも全範囲連続微動
764 mm×875 mm 764 mm×1175 mm
はんれい岩

656

温度補正機能測長方式
案内方式
各軸のクランプ方式
各軸の微動
大きさ
（載物面）
測定テーブル
材質
最大高さ
測定物
最大質量
Z軸バランス方式
幅
本体外観寸法 奥行き
高さ

180 175 175 175 175
25

指示誤差（E）
プロービング誤差（R）

700 mm
400 mm0.0001 mm
E＝（3.5+4 L /1000）µm※3
4.0 µm29

測定精度※1,※2（20℃の時）

A500 mm

506

最小表示量

1122

Crysta-Plus M544 Crysta-Plus M574

4002267

測定範囲

X軸
Y軸
Z軸

本体外観寸法図 Crysta-Plus M544 / M574

115

項目

符号700
850

仕様

125125125125 142

単位：mmあらゆるシーンに対応する豊富なアプリケーションをラインナップ

MCOSMOSGEOPAK

各種切削加工品（高機能汎用測定プログラム）
データ処理装置MCOSMOSの中核となる幾何形状要素測定・解析用のプログラムです。機能は、全てアイコンもしくはプルダウンメニュー化されており、複雑なコードNo.等を覚える必要がありません。
また、操作にあたってページを切り替える様な面倒な作業もないので、初心者の方も機能選択に迷うことがありません。さらに、測定結果のリアルタイムグラフィック表示やそのグラフィック図からの要素直接呼出し機能により、測定手順や結果がよりわかりやすくなっています。

SCANPAK（輪郭形状測定プログラム）
二次元断面曲線を測定し、各種評価を行うプログラムです。測定データと設計データとの輪郭度評価や、測定データの任意の範囲を指定して様々な要素計算・要素間計算を行なうことができます。

5

樹脂成形・塑性加工品

CAT1000S（自由曲面評価プログラム）
測定値と設計値（CADデータ）を比較照合し、CADデータ上に測定結果を反映させるプログラムです。使用できるCADデータとして、SAT/STEPに標準対応している他、各種CADとの直接変換ソフトもオプションで用意しています。

MeasurLink（統計処理・工程管理プログラム）
測定結果から様々な統計演算処理を行なうことができます。また、
リアルタ

各種小物部品イムに管理図を表示することによって、将来的に発生する可能性のある不良（刃具の摩耗や破損等）を早期に発見することができます。
これによって、効果的な対策（切り込み量や加工条件の変更等）を施すことが可能です。更に、本プログラムを端末として、上位ネットワーク環境への接続による集中管理等のシステム構築も可能です。

6

本社

川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒 213-8533

お問い合わせは
仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所
伊勢崎営業所
さいたま営業所
新潟営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所
諏訪営業所
浜松営業所
安城営業所
中部オートモーティブ営業所
名古屋営業所
岐阜営業所
金沢営業所
大阪営業所
神戸営業所
京滋営業所
岡山営業所
広島営業所
福岡営業所
センシング営業課
地震機器課

仙台市若林区卸町東1-7-30〒984-0002
電話 (022)231-6881
ファクス(022)231-6884
仙台市若林区卸町東1-7-30（※1）
〒984-0002
電話 (024)931-4331
ファクス(022)231-6884
宇都宮市平松本町796-1〒321-0932
電話 (028)660-6240
ファクス(028)660-6248
水戸市元吉田町260-3〒310-0836
電話 (029)303-5371
ファクス(029)303-5372
伊勢崎市宮子町3463-13〒372-0801
電話 (0270)21-5471
ファクス(0270)21-5613
さいたま市北区宮原町3-429-1〒331-0812
電話 (048)667-1431
ファクス(048)667-1434
新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972
電話 (025)281-4360
ファクス(025)281-4367
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533
電話 (044)813-1611
ファクス(044)813-1610
川崎市高津区坂戸1-20-1（※1）
〒213-8533
電話 (03)3452-0481
ファクス(044)813-1610
厚木市岡田1-7-1 ヴェルドミールSUZUKI 105 〒243-0021
電話 (046)226-1020
ファクス(046)229-5450
八王子駐在所
電話 (042)620-5380
富士駐在所
電話 (0545)55-1677
諏訪市中洲582-2〒392-0015
電話 (0266)53-6414
ファクス(0266)58-1830
上田駐在所
電話 (0268)26-4531
浜松市東区和田町587-1〒435-0016
電話 (053)464-1451
ファクス(053)464-1683
安城市住吉町5-19-5〒446-0072
電話 (0566)98-7070
ファクス(0566)98-6761
安城市住吉町5-19-5〒446-0072
電話 (0566)98-7070
ファクス(0566)98-6761
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26〒466-0064
電話 (052)741-0382
ファクス(052)733-0921
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26（※1）
〒466-0064
電話 (052)741-0382
ファクス(052)733-0921
金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田〒920-0057
電話 (076)222-1160
ファクス(076)222-1161
大阪市住之江区南港北1-4-34〒559-0034
電話 (06)6613-8801
ファクス(06)6613-8817
大阪市住之江区南港北1-4-34（※1） 〒559-0034
電話 (078)924-4560
ファクス(06)6613-8817
草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F〒525-0032
電話 (077)569-4171
ファクス(077)569-4172
岡山市北区田中134-107〒700-0951
電話 (086)242-5625
ファクス(086)242-5653
東広島市八本松東2-15-20〒739-0142
電話 (082)427-1161
ファクス(082)427-1163
福岡市博多区博多駅南4-16-37〒812-0016
電話 (092)411-2911
ファクス(092)473-1470
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533
電話 (044)813-8236
ファクス(044)822-8140
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533
電話 (044)455-5021
ファクス(044)822-8140（※1）営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

M3 Solution Center …商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
宇都宮市下栗町 2200
〒321-0923
電話 (028) 656-1607
UTSUNOMIYA
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533
電話 (044) 813-1623
TOKYO諏訪市中洲〒
電話 (0266) 53-6414
SUWA582-2392-0015
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072
電話 (0566) 98-7070
ANJO
大阪市住之江区南港北 1-4-34〒559-0034
電話 (06) 6613-8801
OSAKA
呉市広古新開 6-8-20〒737-0112
電話 (082) 427-1161
HIROSHIMA

ファクス (028) 656-9624
ファクス (044) 813-5433
ファクス (0266) 58-1830
ファクス (0566) 98-6761
ファクス (06) 6613-8817
ファクス (082) 427-1163

計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業所にご連絡ください。
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533
電話 (044) 822-4124
ミツトヨ計測学院

ファクス (044) 822-4000

キャリブレーションセンタ…商品の検査・校正・保守・修理をお受けしています。
宇都宮市下栗町2200〒321-0923
宇都宮川崎
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533
広島呉市郷原町一ノ松光山10626番62〒737-0161

ファクス (028) 656-8443
ファクス (044) 813-8223
ファクス (0823) 70-3833

電話 (028) 656-1432
電話 (044) 813-8214
電話 (0823) 70-3820

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。
製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。

カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
電話 (0570) 073214
ファクス (044) 813-1691

ホームページ

https://www.mitutoyo.co.jp

お求めは当店で—●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
あらかじめご了承ください。
●本カタログに掲載されている仕様は 2021年 12 月現在のものです。

115 2112(8)B-(CH)NE140