TransPort® PT878GC

Caudalímetro portátil ultrasónico
para gas de Panametrics
Aplicaciones

Características

El caudalímetro para gas con abrazadera TransPort PT878GC
es un sistema de caudalímetro ultrasónico completo para la
medición de la mayoría de los gases, incluidos:• Instalación con abrazaderas sin obstrucciones• Gas natural• Aire comprimido• Gases de combustible• Gases erosionantes• Gases corrosivos• Gases tóxicos• Gases de alta pureza• Gases de separación de aire

• Sin partes húmedas• Sin partes móviles• Sin caída de presión• Salida de velocidad de sonido• Cálculo del caudal volumétrico estándar
• Pequeño, ligero y fácil de usar
• Gran pantalla de LCD retroiluminada• Paquete de batería recargable• Registra más de 100.000 puntos de datos de caudal• Paquete sumergible• 32 ubicaciones de sitios• Calibre de espesor opcionalEl mejor caudalímetro portátil

Sin caídas de presión, bajo mantenimiento

El caudalímetro TransPort PT878GC es un sistema muy
versátil, autocontenido, portátil de tránsito tiempo con
opciones y accesorios para satisfacer diversas necesidadesde medición de caudal de gas. Su tamaño compacto,
peso ligero, paquete de batería recargable y cargador
de alimentación eléctrica universal hacen que sea elcaudalímetro ideal para llevar a cualquier sitio.

Debido a que los transductores se sostienen medianteabrazaderas a la parte exterior del tubo, no obstruyen elcaudal dentro del tubo. Esto previene las caídas de presión
típicamente provocadas por otros tipos de caudalímetros.
El TransPort PT878GC no tiene componentes contaminantes
o que recolecten suciedad y no hay partes móviles que sedesgastan. Como resultado, no requiere lubricación y elmantenimiento de rutina es reducido o inexistente.

Históricamente, los caudalímetros con abrazaderas selimitaban a los líquidos porque los métodos existentes no
podían funcionar en tubos metálicos que contuvieran gases.
Panametrics desarrolló una nueva tecnología que extiende
todos los beneficios de los caudalímetros con abrazaderas
a la medición de gas. Esta tecnología ultrasónica notable
funciona con gases a temperaturas altas o bajas en tubos
de metal y la mayoría de los demás materiales.
El caudalímetro TransPort PT878GC puede usarse para medirel caudal de cualquier gas. Es particularmente útil para
medir gases erosionantes, corrosivos, tóxicos, de alta purezao estériles o en cualquier aplicación en la que no resultedeseable penetrar la pared del tubo. Debido a que no es
requerido perforar ni cortar el tubo, los costos de instalación
permanentes se reducen de manera significativa. El
caudalímetro no tiene partes húmedas ni móviles, no
provoca caídas de presión y tiene un margen de regulación
muy amplio.
El nuevo caudalímetro se probó extensamente en tubos
de metal con diámetros tan pequeños como 20 mm(0,75 pulg.) hasta tan grandes como 600 mm (24 pulg.).
Este caudalímetro es apto para medir el caudal de aire,
hidrógeno, gas natural, vapor y muchos otros gases.

Transductores ultrasónicos con abrazaderade avanzada
Uno de los mayores desafíos al desarrollar transductores
ultrasónicos con abrazaderas para aplicaciones de gas esla dificultad de transmitir una señal ultrasónica codificada
a través de la pared metálica de un tubo, a través del gas ydespués de regreso a través de la pared del tubo al segundotransductor que espera recibir la señal. En los sistemas
de gas, únicamente el 4,9x10–7 % de la energía de sonido
transmitida es recibida por los transductores ultrasónicos
tradicionales. Esto sencillamente no es suficiente para
producir mediciones confiables.
La nueva línea de transductores para gas con abrazaderas
produce señales que son de cinco a diez veces máspotentes que las de los transductores ultrasónicos
tradicionales. Los nuevos transductores producen señales
limpias y codificadas con un mínimo de ruido de fondo.
El resultado es que el sistema de caudalímetro TransPort
PT878GC tiene un buen desempeño aún con aplicaciones degas de baja densidad.

Especificaciones del PT878GC
Registro de datos

Cables del transductor• Capacidad de memoria para registrar más de 100.000
puntos de datos de caudal• Estándar: un par de conectores de transductor coaxial
LEMO® con cables de 8 m (25 ft)• Teclado programable para unidades de registro, tiemposde actualización y hora de inicio y parada• Opcional: hay cables de extensión de 154 m (500 ft)
disponibles para la mayoría de los transductores

Funciones de pantalla• La pantalla gráfica muestra el caudal en formato
numérico o gráfico
• Muestra los datos registrados• Gran cantidad de parámetros de diagnóstico
Conformidad europea
El sistema con energía de la batería cumple con la directriz
de EMC 89/336/EECTransductores de caudal ultrasónicos
con abrazaderaIntervalos de temperatura• Estándar: de -40°C a 130°C (-40°F a 266°F)• Opcional (intervalo general): de -40°C a 230°C (-40°F a
446°F)
Materiales de los transductores
Acero inoxidable y plásticoMontajeAccesorios de abrazadera para los transductores portátiles
de gas en estuches de policarbonato:• PCFG-1 para tubos más pequeños que 300 mm (12 pulg.)
de diámetro• PCFG-2 para tubos más grandes que 300 mm (12 pulg.) dediámetro
Acoplante de montaje

Transductor
Transductor Panametrics de elemento doble
Intervalo de espesor del tubo
De 1,3 mm a 76,2 mm (0,05 pulg. a 3 pulg.)
Materiales del tubo
La mayoría de los materiales estándar de tubos de metalesy plásticos.
Exactitud±1% típicamente o ±0,05 mm (±0,002 pulg.)
Exposición térmica
Funcionamiento continuo hasta 37 °C (100 °F);
funcionamiento intermitente hasta 260 °C (500 °F) durante
10 segundos seguidos de dos minutos de refrigeración con
aire

Opciones adicionales
Impresora• Impresora infrarroja, portátil, térmica con batería
recargable y alimentación de energía/cargador de 120 a
240 VCA• Peso 370 g (13 oz), tamaño 160 mm x 164,2 mm x 59 mm(6,3 pulg. x 6,5 pulg. x 2,3 pulg.), ancho de la impresora 104
mm (4 pulg.)
De RS232 a infrarrojo

CPL-16
Clasificaciones de área• Estándar: propósito general• Opcional: impermeable tipo 4 IP65
• Opcional: a prueba de explosiones clase I división 1, grupos
CyD• Opcional: Ignífugo
pendiente)

Opción de calibre de espesor

II 2 G EEx md IIC T6–T3 (certificación

La electrónica del TransPort PT878GC está diseñada paraáreas de propósito general.

El adaptador infrarrojo se enchufa en cualquier puerto enserie disponible para proporcionarle a la PC de escritorio
capacidad infrarroja

Especificaciones del PT878GC
Funcionamiento y desempeño
Tipos de fluido
Gases con conducción acústica con mínimos requisitos depresión. Consulte la tabla de requisitos de instalación.

Caja deMedición del caudal
Modo correlation Transit-Time™ patentado

Intervalos de tamaños de tubo

Caja

• De 20 mm a 300 mm (0,75 pulg. a 12 pulg.) con electrónica
del TransPort PT878GC-01

sumergible IP67
Dimensiones• De 100 mm a 610 mm (4 pulg. a 24 pulg.) y más grandes
con la electrónica del TransPort PT878GC-02

Peso 3 lb (1,36 kg), tamaño (altura x ancho x profundidad)
238 mm x 138 mm x 38 mm (9,4 pulg. x 5,5 pulg. x 1,5 pulg.)

Espesor de la pared del tubo

PantallaLos tubos con paredes más gruesas requieren una mayor
densidad del gas. Consulte la tabla de requisitos deinstalación.

Pantalla gráfica de LCD retroalimentada de 240 x 200 píxeles

Materiales del tubo
Todos los metales y plásticos. Tubos recubiertos no.
Exactitud del caudal (velocidad)• Para tubos de 150 mm (6 pulg.) y más pequeños: ±2% a 5%de la lectura típicamente

TecladoTeclado de membrana táctil con caucho de 25 teclas
Batería interna
Batería recargable: 8 horas de funcionamiento continuo
Entrada del cargador de la batería
100 a 250 VCA, 50/60 Hz, 0,38 A• Para tubos de más de 150 mm (6 pulg.): ±1% a 2% de lalectura típicamente

Memoria

La exactitud depende del tamaño del tubo de otros factores.

Temperatura de funcionamiento

Repetibilidad±0,2% a 0,5% de la lectura
Intervalo (bidireccional)
Consulte la tabla de requisitos de instalación.
Margen de regulación (general)
150:1
Las especificaciones suponen un perfil de caudal
completamente desarrollado (típicamente 20 diámetros
corriente arriba y 10 diámetros corriente abajo de recorrido
recto del tubo) y una velocidad del caudal mayor que 1,5m/s (5 ft/s). Los tubos de 50 mm (2 pulg.) o menos requieren
un mínimo de 3 m (10 ft) de recorrido recto continuo sin
bridas, soldaduras ni uniones de acoplante.
Parámetros de medición
Caudal volumétrico estándar y real, velocidad del caudal ycaudal de masa

Memoria FLASH; capacidad de actualización en el campo
De –20°C a 55°C (–4°F a 131°F)
Temperatura de almacenamiento
De –40°C a 70°C (–40°F a 158°F)
Para asegurar un máximo de duración de la batería, no serecomienda una temperatura de almacenamiento superiora los 35°C (95°F) durante más de un mes.
Entradas/salidas estándar
• Una salida de corriente de 0/4 a 20 mA• Un pulso seleccionable por el usuario (estado sólido, 5 V
como máximo) o una frecuencia (onda cuadrada de 5 V,
100 a 10.000 Hz)• Dos entradas analógicas de 4 a 20 mA con alimentación
eléctrica con interruptor para temperatura con potencia
de bucle o con potencia de bucle
Interfaz digital
Puerto infrarrojo de comunicación para impresora o interfazde PC
Programación de parámetros del emplazamiento• Interfaz de operador impulsada por menú con teclado yteclas “multifunción”• Funciones de ayuda en línea, incluidas las tablas de tubos• Almacenamiento para guardar los parámetros delemplazamiento

Rápido y fácil de usar
Es posible realizar la primera medición de caudal a los
pocos minutos de abrir la caja. El caudalímetro TransPort
PT878GC es muy fácil de usar. Introduzca los parámetrosdel emplazamiento, sujete los transductores al tubo conlas abrazaderas y ajuste la distancia. No se requiere
equipamiento auxiliar y no es necesario perforar el tubo. Un
usuario experimentado puede realizar muchas mediciones
distintas en un día. El caudalímetro TransPort PT878GC es
ideal para todo tipo de trabajo de relevamiento de caudal.

Está construido para ser económico ypermanecer económico
Para proporcionar un valor real, un caudalímetro portátil
debe ser tanto económico de poseer y operar como apto
en el campo. El caudalímetro TransPort PT878GC está
construido para permanecer en servicio durante muchos
años. De estado completamentesólido, el dispositivo
raramente se gasta o necesita de servicio. Esto resulta en
muy poco tiempo de inactividad y en reducidos costos demantenimiento.

Transductor calibre de espesor de la pared deltubo opcional
El espesor de la pared del tubo es un parámetro crítico que
el caudalímetro TransPort PT878GC usa para las mediciones
de caudal con abrazadera. La opción de calibre de espesor
permite una medición exacta del espesor de la pared desde
fuera del tubo.

Técnica de medición el caudal por tiempo de tránsito

El caudalímetro TransPort PT878GC usa latécnica de medición de caudal por tiempode tránsito
La técnica de tiempo de tránsito usa un par detransductores. Cada transductor envía y recibe señales
ultrasónicas codificadas a través del fluido. Cuando el
fluido fluye, el tiempo de tránsito de la señal en sentido
corriente abajo es más breve que en sentido corriente
arriba. La diferencia entre estos tiempos de tránsito es
proporcional a la velocidad del caudal. El TransPort PT878GC
mide esta diferencia de tiempo y usa parámetros de tubos
programados para determinar la tasa y el sentido delcaudal.

Completo con una pantalla alfanumérica ygráfica de LCD
Un LCD grande multifunción presenta los datos medidos
en forma alfanumérica y gráfica. Además, facilita laprogramación al presentar un menú de software que lo guía
en el ingreso de datos y la selección de funciones.
Las funciones alfanuméricas estándar incluyen la velocidaddel caudal, el caudal volumétrico o de masa y el caudal
totalizado en unidades inglesas (EE. UU.) o métricas.
En modo gráfico, el LCD muestra datos tanto en tiempo real
como registrados. El resultado es un registro de diagramaen la misma pantalla. Esto resulta muy útil para analizar losdatos y observar las tendencias en el emplazamiento.

Calibre opcional para el espesor de la pared del tubo

Accesorios del PT878GC
1. TransPort PT878GC
2. Cargador de CA del TransPort PT878GC AC
3. Transductores para gas con abrazadera
4. Cable de interconexión para transductores BNC LEMO
5. Cable de entrada y salida
6. Llave electrónica de RS232 a infrarrojo
7. Calibre de espesor
8. Impresora
9. Cargador de CA para la impresora
10. Accesorios de abrazadera CFG-V1/V4/V8/V12
11. Accesorio CFG-PI con cadena y bloques de alineación
12. Preamplificadores
13. Envoltura de alineación
14. Acoplante

Alojamiento de electrónica sumergible y
resistente
Este caudalímetro está protegido de los rigores cotidianosdel uso industrial. El TransPort PT878GC está equipado con
una bota de caucho que proporciona protección contra lavibración y los golpes. El alojamiento completamente sellado
y los puertos satisfacen los requisitos IP67. Por lo tanto, el
caudalímetro soportará la inmersión en hasta 1 m (3 ft) deagua durante períodos de tiempo limitados. Continuará
funcionando de manera segura aunque se caiga al agua.

Extensa variedad de disposiciones deabrazadera disponibles
La alineación de los transductores es crucial paraobtener mediciones exactas en instalaciones de gas con
abrazaderas. Panametrics ofrece una extensa variedad
de disposiciones de abrazadera para ayudar a asegurar
una alienación adecuada de los transductores con un
esfuerzo mínimo.

Conf iguración típica de caudalímetro par caudal de gas con
abrazadera portátil

Tabla de requisitos de instalación del PT878GC

La tabla siguiente muestra los requisitos de presión mínimos del TransPort PT878GC para tamaños de tubo y espesores depared determinados. También se proporciona la velocidad de caudal máxima del caudalímetro para cada caso. Consulte losmanuales de instalación y operación del TransPort PT878GC para obtener datos más detallados.
Tamaño nominal
del tubo
pulg. (mm)Espesor de lasparedes del tubo
pulg. (mm)Presión mínima
psig (bar)Velocidad máxima del caudal
ft/s (m/s)

Aire

Gas natural

Vapor

Aire

Gas naturalVapor

3/4 (20)≤0.07 (1.8)

60 (5.1)--

90 (27.4)--

1 (25)≤0.14 (3.6)

60 (5.1)--

90 (27.4)--

1-1/2 (40)≤0.15 (3.8)

60 (5.1)--

90 (27.4)--

2 (50)≤0.16 (4.1)

60 (5.1)

200 (14.8)-

90 (27.4)

110 (33.5)-

3 (75)≤0.22 (5.6)

60 (5.1)

200 (14.8)-

120 (36.6)

120 (36.6)-

4 (100)4 (100)4 (100)≤0.24 (6.1)≤0.34 (8.6)≤0.68 (17.3)

60 (5.1)
180 (13.4)
300 (21.7)

150 (11.4)
400 (28.6)
800 (56.2)

110 (8.6)
200 (14.8)-

120 (36.6)
120 (36.6)
72 (21.9)

120 (36.6)
120 (36.6)
72 (21.9)

120 (36.6)
120 (36.6)-

6 (150)6 (150)6 (150)≤0.28 (7.2)≤0.44 (11.2)≤0.87 (22.1)

60 (5.1)
180 (13.4)
300 (21.7)

150 (11.4)
400 (28.6)
800 (56.2)

110 (8.6)
200 (14.8)-

90 (27.4)
90 (27.4)
55 (16.8)

120 (36.6)
120 (36.6)
72 (21.9)

120 (36.6)
120 (36.6)-

8 (200)8 (200)8 (200)≤0.33 (8.4)≤0.5 (12.7)≤0.88 (22.4)

60 (5.1)
180 (13.4)
300 (21.7)

175 (13.1)
400 (28.6)
800 (56.2)

120 (9.3)
200 (14.8)-

80 (24.4)
80 (24.4)
80 (24.4)

100 (30.5)
100 (30.5)
100 (30.5)

100 (30.5)
100 (30.5)-

10 (250)
10 (250)
10 (250)≤0.37 (9.4)≤0.5 (12.7)≤1.0 (25.4)

60 (5.1)
180 (13.4)
300 (21.7)

200 (14.8)500 (35.5)
800 (56.2)

130 (10.0)
200 (14.8)-

70 (21.3)
70 (21.3)
70 (21.3)

85 (25.9)
85 (25.9)
85 (25.9)

85 (25.9)
85 (25.9)-

12 (300)
12 (300)
12 (300)≤0.38 (9.7)≤0.5 (12.7)≤1.0 (25.4)

60 (5.1)
180 (13.4)
300 (21.7)

250 (18.3)
500 (35.5)
800 (56.2)

140 (10.7)
200 (14.8)-

55 (16.8)
55 (16.8)
55 (16.8)

70 (21.3)
70 (21.3)
70 (21.3)

70 (21.3)
70 (21.3)-

14 (350)
14 (350)≤0.38 (9.7)≤0.5 (12.7)

90 (7.2)
270 (19.6)

300 (21.7)
800 (56.2)-

50 (15.2)
50 (15.2)

60 (18.3)
60 (18.3)-

16 (400)
16 (400)≤0.38 (9.7)≤0.5 (12.7)

90 (7.2)
270 (19.6)

300 (21.7)
800 (56.2)-

40 (12.2)
40 (12.2)

54 (16.5)
54 (16.5)-

18 (450)
18 (450)≤0.38 (9.7)≤0.5 (12.7)

90 (7.2)
270 (19.6)

300 (21.7)
800 (56.2)-

35 (10.7)
35 (10.7)50 (15.2)
50 (15.2)-

20 (500)
20 (500)≤0.38 (9.7)≤0.5 (12.7)

90 (7.2)
270 (19.6)

300 (21.7)
800 (56.2)-

35 (10.7)
35 (10.7)

43 (13.1)
43 (13.1)-

24 (600)
24 (600)≤0.38 (9.7)≤0.5 (12.7)

90 (7.2)
270 (19.6)

300 (21.7)
800 (56.2)-

30 (9.1)
30 (9.1)

36 (11.0)
36 (11.0)-

Cómo usar esta tabla:
1. Encuentre el tamaño de tubo de su aplicación.
2. Encuentre el espesor de la pared del tubo de su aplicación.
2A. D etermine si su aplicación satisface los requisitos mínimos de presión según el tamaño del tubo y el espesor de la pared del tubo deacuerdo al espesor de la pared del tubo.
2B. Determine la capacidad de velocidad de caudal máxima.
3. Consulte con la fábrica para el gas natural con sulfuro o con alto contenido de dióxido de carbono.
4. Consulte con la fábrica para las aplicaciones que no se detallan arriba.

Panametrics, un negocio de Baker Hughes, ofrece soluciones
para la medida de humedad y Oxígeno, así como para lamedida de caudal de líquidos y gases en aplicaciones yentornos exigentes.
Expertos en la gestión de antorchas, la tecnología dePanametrics también ayuda a reducir las emisiones y a
optimizar el rendimiento de los sistemas de antorchas.
Las soluciones de Panametrics para medidas críticas ypara la gestión de las emisiones de las antorchas tienen
un alcance que se extiende por todo el mundo y permitena los clientes impulsar la eficiencia y lograr los objetivosde reducción de carbono en industrias que incluyen:
petróleo y gas; Energía; Cuidado de la salud; Agua y Aguas
residuales; Procesamiento químico; Alimentación y Bebidas
y muchos otros.
Únase a la conversación y síganos en LinkedIN
linkedin.com/company/panametricscompany

Copyright 2021 Baker Hughes Company. All rights reserved.
BHCS38744-ES(04/2023)

panametrics.com