ＯＳＮＥＴ 水位データ集録装置
型式 ＮｅｔＬＧ－００１

仕 様 書
Rev.3.3

2008.9.4

株式会社 オサシ・テクノス
OSASI Technos Inc.

目 次
１． 概要

･････････････････････････････ １

２． 機器構成例･･･････････････････････ ２

３． 機器仕様 ･････････････････････････ ２
４． 外観図･･･････････････････････････ ３

５． 機能説明 ･････････････････････････ ３
６． データ蓄積日数 ･･･････････････････ ４
７． リチウム電池による稼動日数･･･････ ５

NetLG-001 水位データ集録装置

１．概要
本器は、水圧式水位計を使用して水位データを簡易かつ正確に収集し、OSNET ネットワークを介してデータ回収することができます。
データ集録に必要な機能を集約し、シンプルな操作性と軽量コンパクトな外観を実現しています。
以下に、その機能と特徴を列挙します。
■OSNET 対応
OSNET 仕様のネットワークに対応し、半自動でのデータ回収から全自動でのデータ回収へ容易に移行できます。
■軽量コンパクト
木板ベース等に取り付け可能なベースプレートを標準装備して、縦 100mm×横 120mm×奥行 60.9mm（突起部含む）を実現しました。また軽量なため持ち運びや設置も簡単です。
■高精度
水位データ集録装置の測定精度は±0.1％FS です。この測定精度は-20℃～55℃の範囲での温度ドリフトも含みます。従って過酷な温度環境下でも高精度でデータ集録が可能です。
■低消費電力
水位データ集録装置は回路の徹底的な低消費電力化により、内蔵リチウム電池または外部電源（ソーラーバッテリー等）で長期間のデータ集録が可能です。
内蔵リチウム電池はメインとサブを設けてあり、メイン電池の電池切れや交換忘れでもサブ電池で機能します。また、外部電源を使用した場合は、メイン・サブ電池は外部電源のバックアップとして機能します。
■長期データ集録
水位データ集録装置の記録データは機器内部のフラッシュメモリに蓄積されており、OSNET ネットワークコントローラ NetCT-1 を使用して PC カードへ、また NetGW-1 を使用してパソコン等の接続端末へ最新のデータを回収できます。内部メモリには 1 時間サンプリングで 3 年以上のデータを蓄積できます。
■警報出力機能
水位上限値・下限値を設定して、この値を超えた場合に警報パケットを送出することにより警報出力出来ます｡また繰返し警報を防ぐためのヒステリシスも入力できます。
■耐環境性
外部からのサージ侵入経路全てにサージアブソーバを配し、静電気や外来ノイズに強い構造となっています。また、信頼性を追求した設計と部品選定により、-20℃～55℃までの広温度範囲で安定動作が可能です。
※OSNET とはOSNET はオサシ・テクノス仕様によるネットワークの総称です。OSNET は最大接続機器数 64 台、各機器間の延長距離 1km（単線 0.9mm 以上のツイストペア）でネットワークを構築できます。最大の特徴は、電源のない山間部等でもご利用可能なリチウム電池稼動のネットワークです｡またネットワークに機器を追加することで、遠隔地からのデータ回収や、警報出力等も可能になります｡㈱オサシ・テクノス

1仕様書 Rev3.3

NetLG-001 水位データ集録装置

２．機器構成例

基本的な運用方法
携帯型 OSNET ネットワークコン
トローラ NetCT-1 を使用して、測定条件の設定や PC カードでデータ回収を行います。

OSNET ネットワーク対応水位
データ集録装置 NetLG-001 と水圧式水位センサ DS-1
OSNET 通信ポート使用
設定・データ回収時に接続

IC DISK CARD

水位データビューアを用いてデータの確認・出力を実施。または D-Station で作図・作表を行います｡
PC カードを移動

NetCT-1
ＰＣカード

ノートＰＣ

NetLG-001

各種 OSNET 機器と接続して運用する方法
・複数台の NetLG-001 水位計をハブ NetHB-1 で接続すれば集中管理が可能となり、個々の水位計設置場所に出向かなくてもデータ回収が出来ます｡
・遠隔地へのデータ転送、また遠隔地からのリモートコントロールが出来ます｡
・警報値を設定し、警報出力装置 NetAL-1 に接続することで、外部に警報を知らせることが出来ます｡
・また、NetAL-1 を使用すれば OSNET ネットワークの監視を行い、障害発生時には通報することが出来ます｡

DS-1

３．機器仕様項目
名称
型番
入力チャネル数
センサ電源
分解能
適応センサ
測定精度
記録間隔
主な機能
※１
警報

警報内容

通信ポート

警報出力形態
用途
ポート数
機器間延長距離使用コネクタ適合コネクタ
リチウム電池外部電源
待機時消費電流サンプリング時
通信時消費電流
動作温度範囲
外形寸法
重量
電源

内 容
OSNET 水位データ集録装置
NetLG-001
水位 1 チャネル
DC3.75V±0.1V
1cm または 1mm
DS-1 型 水圧式水位センサ（半導体圧力式）±0.1%FS
全動作温度範囲による温度ドリフト含む
1 秒，2 秒，5 秒，10 秒，15 秒，20 秒，30 秒，1 分，2 分，5 分，10 分，15 分，20 分，30 分，1 時間，2 時間，3 時間，6 時間，12 時間，1 日
デジタルノイズフィルター，電源電圧モニター機能，地下水表示機能，時計補正機能，過去データ確認機能，警報出力機能，内部温度チェック機能
水位上限警報（ヒステリシス設定付）
水位下限警報（ヒステリシス設定付）
警報パケットをネットワークに出力
OSNET 機器との通信，OSNET ネットワーク接続用
1 ポート
1km（単線 0.9mm 以上のシールド付ツイストペアを使用した場合）
ML-1500-UJ（サトーパーツ）
ML-1500-P（サトーパーツ）
CR123A（メイン１、サブ１）
DC5V～15V
0.1mA 以下（平均）20mA 以下（約２秒間）
35mA 以下-20℃～55℃（ただし結露しないこと）
100H×120W×60.9D（寸法公差±1mm）
約 500g※１：本器はモニター用の画面を装備していませんので、各種機能の設定や確認のためには、OSNET ネットワークコントローラ NetCT-1 か、RS-232C 変換器 NetGW-1 を経由したパソコンが必要です。

㈱オサシ・テクノス

2

仕様書 Rev3.3

NetLG-001 水位データ集録装置

４．外観図

名 称集録装置本体
端子台外形寸法
寸法公差
重 量

材 質色
鉄（メッキ鋼板）
白色
ＰＢＴ
黒色
100H×120W×60.9D±1mm
約 500g

名 称
防塵カバー
寸法
寸法公差
重量材 質色アクリル（底面磁石付）
ブルースモーク
61.5H×42.5W×21.5D±1mm
20g

５．機能説明①⑥①ベースプレート
木板ベース等に本器を固定するときに用います。
②外部電源端子ソーラーバッテリー等、外部に電源が用意できる場合に使用します｡DC5～15V 電源が接続できます。
④③アース端子本器を雷サージから保護するためのアースを接続します。
④センサ接続端子
当社指定の水圧式水位計センサを接続します。
⑤通信ポートOSNET 対応機器と接続し、本器の設定やデータ回収などを行います。
⑥リチウム電池ホルダ
メイン・サブのリチウム電池を挿入します｡外部電源が準備できる場合は、リチウム電池は外部電源のバックアップとして動作します｡またリチウム電池単体でも本器は動作します。

㈱オサシ・テクノス

3仕様書 Rev3.3②③⑤

NetLG-001 水位データ集録装置

６．データ蓄積日数
本器は一定期間のデータを内部メモリに蓄積しています。蓄積日数には十分な余裕を持たせてあり、通常のご使用では問題はありません。
以下の最大蓄積日数とは、現在から過去に向かって機器の内部メモリに蓄積されている日数（または蓄積することのできる日数）をいいます。このデータは電源を切っても、データ転送を行っても消えることはありません。従って、この期間内にデータ回収をすれば良いことになります。
インターバルの変更や時刻修正・水位修正（記録停止状態時のみ可能）を行った場合は、各々の最大蓄積日数が短くなります。
例：水位２０分インターバルで、記録開始から現在までに水位修正を 5 回行った場合
１回の水位修正で水位最大蓄積日数の 0.78%（

1127）消費します。水位修正 5 回では、最大で 16.6 日（5÷127×423）水位最大蓄積日数を消費し、現在より過去に向かって 406.4 日分のデータが蓄積されていることになります。
記録インターバル

水位最大蓄積日数
1秒

0.3 日

8.4 時

2秒

0.7 日

16.9 時5秒

1.7 日

42.3 時

10 秒

3.5 日

84.6 時

15 秒

5.3 日

127 時

20 秒

7.0 日

169.3 時

30 秒

10.5 日

254 時

60 秒

1分

21 日

0.6 月

120 秒

2分

42 日

1.3 月

300 秒

5分

105 日

3.3 月

600 秒

10 分

211 日

6.8 月

900 秒

15 分

317 日

10.2 月1200 秒

20 分

423 日

1.1 年

1800 秒

30 分

635 日

1.7 年

3600 秒

1 時間

1270 日

3.4 年

7200 秒

2 時間

2540 日6.9 年

10800 秒

3 時間

3810 日10.4 年

21600 秒

6 時間

7620 日20.8 年

43200 秒

12 時間

15240 日41.7 年

86400 秒

24 時間

30480 日83.5 年

蓄積日数に影響を与える項目
水位蓄積日数････････

時計修正，水位修正，深度設定，水位インターバル変更，水位センサ係数変更，ノイズフィルター変更㈱オサシ・テクノス

4

仕様書 Rev3.3

NetLG-001 水位データ集録装置

７．リチウム電池による稼動日数
メイン電池 1 個と主なインターバルの組合せによる稼動日数表です｡
ただし OSNET ネットワークとの通信頻度が高くなると稼働日数は減少します。
下表の「１分間の通信で減る日数」を参考にしてください。
（サブ電池との合計では、稼動日数が約 1.9 倍になります）

水位インターバル

稼動日数

１分間の通信で減る日数

1秒

1.9 日

0.001 日2秒

1.9 日

0.001 日5秒

4.7 日

0.002 日

10 秒

9.2 日

0.004 日15 秒

13.7 日0.006 日20 秒

18.1 日0.008 日30 秒

26.5 日0.012 日1分

49.5 日0.022 日2分

87.5 日0.039 日5分

162.5 日0.073 日10 分

227.5 日0.102 日

15 分

262.5 日0.118 日20 分

284.4 日0.128 日30 分

310.2 日0.139 日

1 時間

341.3 日0.153 日2 時間

359.2 日0.161 日3 時間

365.6 日0.164 日

6 時間

372.3 日0.167 日12 時間

375.7 日0.169 日

1日

377.4 日0.169 日上記は、リチウム電池に 0.7 の環境係数を掛けた値で計算されています｡したがって周囲温度が比較的高いような場合、上記の日数より稼動日数が増えることが予想されます。

㈱オサシ・テクノス

5

仕様書 Rev3.3