形状測定機

小型真円度測定機

ラウンドテストRA-10

Catalog No.15019(7)真円度測定機の導入をご提案するのには理由があります。

現場サイドで高精度な真円度測定

真円度をはじめ幾何公差の検証は、現在のモノづくりにおいて必須項目です。

初心者でもすぐに使える単純機能

ISO, JIS 等々、各種規格に準拠した正しい検証のできる真円度測定機導入は、高品位な品質保証を実現する品質管理体制の確立に必要な設備です。生産現場の品質意識の向上および生産商品のグレードアップによる対外的なイメージアップが図れます。

低価格機でも高精度測定工具等を用いた真円度の検証では低価格でありながら、エアベアリングを採用した回転テーブルの回転精度は（0.04+6 H/10000）µmと、上位機種と比べても遜色ない精度を保証しています。

・データの保存に手間がかかる
・記録図形が得られない

大型液晶パネルの採用で測定結果、記録図形を見やすく表示

・図面の要求精度を満たす測定検証が行えない・規格に準拠した半径法で測定できない

真円度測定機を導入後は・不良部品の減少によるコスト削減
・品質向上と製品化までの期間短縮
・企業のイメージアップ

真円度の規格 JIS B0621 より

見やすく分かりやすい大きくシンプルなキー配置を採用しました。
一発条件呼び出し機能 : 面倒な測定条件の設定を予め登録し、ワンキー操作で条件呼び出しが可能です。
ゼロセット機能：ワンキーで検出器のレベル 0 セットが可能です。緻密な検出器の位置決めから解放されます。
高さ方向（Z 軸）と半径方向（X 軸）の操作ハンドルは、操作性を考慮しスライダに集中配置しました。
測定条件の設定変更は管理者モードでのみ可能なため、測定者が誤って変更してしまうことを 防げます。

マイクロメータなどによる直径法

ダイヤルゲージや電気マイクロメータと V ブロックなどによる三点法

高品位サーマルプリンタ内蔵で測定結果、記録図形を瞬時に印刷設置スペースに困らないコンパクトボディ
現場サイドへの設置にも困らない測定本体、電装、プリンタを一体化したコンパクトボディ仕様です。

使い勝手をさらに向上させるオプション
測定対象物に対応したパーツセット治具を使用することにより、測定前の心出し、水平出し調整作業が不要となります。
半径方向の X 軸ストッパは、測定対象物に応じて検出器のセット位置を設定でき、繰り返し測定時の微小な位置決め操作をする必要がなくなります。
※オプション品の詳細については、P3、7、8 をご参照ください。

わずかこれだけの操作で測定が行えます。

真円度の定義 : 真円度とは、円形形体の幾何学的に正しい円からの狂いの大きさをいう。

f

真円度の表示 : 真円度は、円形形体（c）を二つの同心の幾何学的円で挟んだとき、同心二円の間隔が最小となる場合の、二円の半径の差（f）で表し、真円度_mmまたは真円度_µmと表示する。
CRminax
Rm1

測定対象物をパーツセット冶具に固定検出器を測定対象物に接触させる* ゼロセット機能や、X 軸ストッパ（オプション）を併用すると、同一ワークの繰り返し測定をより効率的に行えます。

必要に応じて「条件呼出」ボタンを押す* 常に同じ測定条件で測定さ れ る 場 合 は、 電 源 OFF「スタート」ボタンを押す

直前の条件で起動するので条件呼び出しは不要です。

2測定本体部

解析部

検出器

Z 軸スケール（オプション）

測定範囲±1000 µmと広範囲に検出できるので測定対象物への位置合わ
せが簡単

ABS スケールを装着する事で、Z 軸（ 高 さ ）方 向 の 高 精 度 位 置 決 め をサポート

パーツセット治具（オプション）

スライダ部

測定対象物に合わせて選択していただくことができます。測定物の着脱はワンアクション。高い掴み換え精度により、心水平出し作業が不要

X 軸および Z 軸の手動操作つまみを集中配置

大型液晶パネル

測定画面 / 結果画面切替

大型液晶画面

測定画面と結果画面をワンタッチ
で切り替え

測定結果や記録図形をわかりやすく表示

条件呼び出しボタン

プリンタ操作

使用頻度の高い測定条件を予め登録しておけば、ワンキー操作で必要な条件を一発呼び出し自動印刷も可能ですが、必要な結果だけ印刷する設定にすることで紙資源の節約を実現

条件設定

測定結果、記録図形を鮮明表示

高精度エアベアリング

簡単操作パネル

小型真円度測定機にて最高クラスの精度（0.04+6 H/10000）µmを実現

測定条件一発呼び出し簡単操作＆誤操作防止の大きなボタン

16 カ国語対応

解析項目設定対応言語：日本語、英語、中国語（繁体語、簡体語）、韓国語、ドイ
ツ語、フランス語、イタリア語、スペ
イン語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、スウェーデン語、ト
ルコ語、ハンガリー語、
オランダ語

プリンタ内蔵測定結果の印刷

ゼロセットボタン
省スペース

検出器の最適な測定位置決めに威力を発揮

測定レンジ切替
簡易通信プログラム

USB 通信機能により、データを表計算ソフトなどへ転送する事ができます。
（詳細は、8 ページをご参照ください）

現場サイドへの設置にも困らない測定部、電装、プリンタ一体形のコンパクトボディ

測定姿勢

高精度エアベアリングを採用した回転テーブルで高精度に測定

測定結果は、内蔵サーマルプリンタへの印刷や、外部出力も可能

回 転 テ ー ブ ル は、 真 円 度 を は じ め、 す べ て の 解 析 項 目 のデータムとなる真円度測定機の最も重要な部分です。
工作機械などに多く採用されているエアベアリング
RA-10 は、を搭載し、高い回転精度を保証し、高精度測定が実現できます。
磨耗による精度劣下がなく、長時間の使用に対しても高精度を維持できます。

測定結果や記録図形を本体内蔵の高品位サーマルプリンタに印刷することが可能です。
また SPC 出力、RS-232C 出力や USB 出力機能もありますので、デー
タ解析の拡張性が望めます。
■ 内蔵プリンタ印刷例

測定断面数
最大 5 断面

測定高さ
公差
表示図形
円形
展開
表示倍率

フィルタ

カットオフ

測定画面例

フィルタ

演算方法

表示倍率

カットオフ

演算方法

結果画面例（真円度）

測定前の準備作業を軽減する多彩な機能

高精度に偏心補正を行うリマソン誤差補正機能搭載

緻密な検出器の位置決めが要求される高分解能レンジでの測定時には、ゼロセットボタンで検出器を最適な位置にセットできます。
検出範囲内に入った測定対象物の測定結果は、偏心量や傾き量を自動的に偏心補正、傾斜補正を行い出力します。

真円度測定では、回転テーブルの中心と測定パーツの中心位置とのずれ量が大きくなる程、測定形状の歪みが大きくなり、真円度の計算結果に誤差が生じます。
RA-10 では、この偏心による誤差量の補正として従来の偏心補正に加え、リマソン誤差補正機能を搭載することにより、高精度な測定をサポートします。

測定データ編集機能
切り欠きのある測定対象物の測定データから、演算に含めたくない箇所を自動で削除したり、液晶画面で記録図形を確認しながら不要な部分の測定データを削除することができます。

3

コメント入力

切欠条件
無し
レベル指定
角度指定

ご注意

・リマソン誤差補正は測定子先端径よりも径の大きなワークの測定に限り、誤差低減効果が得られます。
・リマソン誤差補正機能の効果では不十分な場合は、オプションのアライメントテーブルをご利用の上、ワークの心出しを行ってください。

4

解析項目

●替測定子

単位（mm）
切欠き測定子（先端 ø3 超硬球）

66

5.5

対象ワーク（小穴測定）
ø1 mm以上
深さ2.5 mm以内

小穴用測定子（ø1.6、L=40）

66

66

1812AAL032

小穴用測定子（ø1）ø3

ø1.6 超硬球

12AAL033

クランク形測定子（ø0.5）

2 要素の測定データを用いて、基準要素の中心に対する評価要素の中心の偏差の 2 倍を「同心度」として評価します。

2010
ø1.5

ø0.8 超硬球

12AAL027

ø1.2

4052.5

52.5
2.5

3

ø0.6

先端部拡大図

ø4.5

ø466

66

ø1.2

ø3

ø1.6 超硬球

12AAL034

クランク形測定子（ø1）

67.5

平面用測定子
68

67.5

5

ø45.566

同軸度

ø0.5超硬球

66

ø1超硬球

66

0.5

R1

ø4

ø22.5

同心度

対象ワーク
（小穴測定）
ø3 mm以上
深さ38 mm以内

対象ワーク（小穴測定）
ø3 mm以上
深さ18 mm以内

先端部拡大図ø4

ø1

ø0.5 超硬球

52.566ø4
測定例

狭い円周部溝の上下面測定に有効

測定例

22.78.2°
ø0.8同軸度注記）本測定子では、外径、内径の測定は行えません

ø1 超硬球12AAL031

6652.566

ø4105°

52.5

振れ公差

12AAL044

スタイラスシャンク（標準溝用）
三次元測定機
スタイラス取付用（取付部ねじ径：M2）

測定例
細い溝側面測定ø4ø4
測定例

スタイラスシャンク
三次元測定機
スタイラス取付用（取付部ねじ径：M2）

大きなR（先端R15）で接触することによりカッターマークの影響を除去

円周振れ

12AAL043

ディスク形測定子

ø46668.5

カッターマーク除去用測定子

52.5

12AAL02542.5

基準軸に対する各評価要素中心のうち、最大偏差の 2 倍を「同軸度」として評価します。

円周振れ

12AAL028

対象ワーク（小穴測定）
ø1.5 mm以上
深さ10 mm以内

先端部拡大図ø4

測定例30°

7.5

先端部拡大図

ø0.3

位置公差

ø4
測定例：内径測定

12AAL030
ø1.6 ボール測定子

小穴用測定子（ø0.8）

52.5

同心度

コーナー部の測定

11.712AAL026

極小穴用測定子（ø0.5）

演算方法により求めた基準面に平行な 2 平面で測定形状を挟んだ時、この 2 平面の間隔を「平面度」として評価します。

測定例

712AAL029
平面度測定箇所に段差がある場合に有効

38

平面度

コーナー用測定子（先端 R0.25 サファイヤ）

ø4ø452.56652.5

各演算方法により求めた中心と同心の内接円と外接円の半径差を「真円度」として評価します。

・内径測定時ø7.5 mm以上
深さ50 mm以内

12AAL024

12

形状公差

ø4

深溝測定子（先端 R0.25 サファイヤ）

切欠きのある測定に有効

内外径のスタンダード測定

真円度

12AAL023

66

真円度

12AAL02252.5※標準付属品
標準測定子（先端 ø1.6 超硬球）

12AAL02152.5

説明56

結果画面例

66

測定イメージ52.5

特性 / 記号

ø4

公差の種類

オプション

ø2R10.5

基準軸と同軸な 2 つの円筒で、１つの評価要素を挟んだ時、この 2 つの円筒の間隔を「振れ（半径方向）」として評価します。

ø12カッターマーク

0.5

R 15

M2深5

M23.5

※クランク形測定子、平面測定子を除き■■部が測定子外観図となります。
※カッコ内の寸法は、測定子先端もしくは先端球中心から、検出器の測定子取付部までの寸法。
※ご注文により特殊替測定子を製作致します。対応可能な仕様については弊社各営業課へお問い合わせください。

56

オプション●各種パーツセット治具●その他
X軸ストッパ回転テーブルに直接、取付けて使用します。
心出しチャック

小物部品の測定において、操作性が良くローレットリングで容易に固定できます。
コード Noパーツ保持範囲
心出し誤差コレットチャック単体※4

コレットチャックホルダ

コレットチャック（オプション）を使用してパーツを固定できます。
コード No211-052

パーツ保持範囲

外径（内爪）ø1 〜 36 mm
外径（外爪）ø25 〜 79 mm
内径（内爪）ø16 〜 69 mm

心出し誤差
質量150 µm 以内※ 1
2.5 kg

コレットチャックホルダ用のコレットチャック単体です。
パーツ No211-051

外径 ø0.5 〜 10 mm ※ 250 µm 以内※ 3
1.4 kg※1：ø10 mmピンゲージ測定時で測定高さ30 mmの場合※2：パーツに合ったコレットチャックを別途手配してください。
※3：ø5 mmピンゲージ測定時で測定高さ30 mmの場合

Vブロック治具A【イージーオーダ仕様】

Vブロック治具B【イージーオーダ仕様】

質量

パーツの円筒面を Vブロックに突き当てねじ式クランプで固定する事で、安定したワーク保持が可能です。
パーツサイズに応じてVブロック位置を予め調整して出荷するイージーオーダ仕様の商品です。同一サイズワークを心出しせずに繰り返し測定が可能です。

パーツの円筒面をVブロックに突き当て、ばね式ワンタッチクランプで固定する事で、安定したワーク保持が可能です。パーツサイズに応じてVブロック位置を予め調整して出荷するイージーオーダ仕様の商品です。同一サイズワークを心出しせずに繰り返し測定が可能です。

Z軸用SDスケール※

検出器を同じ位置に位置決め（ X 方向）するための位置決め治具。

パーツ保持範囲（外径）12AAH402
12AAH403
12AAH404
12AAH405
12AAH406
12AAH407
12AAH408
12AAH409
12AAH410
12AAH411
12AAH412
12AAH413
12AAH414

ø0.5 〜 1.0 mm
ø1.0 〜 1.5 mm
ø1.5 〜 2.0 mm
ø2.0 〜 2.5 mm
ø2.5 〜 3.0 mm
ø3.0 〜 3.5 mm
ø3.5 〜 4.0 mm
ø4.0 〜 5.0 mm
ø5.0 〜 6.0 mm
ø6.0 〜 7.0 mm
ø7.0 〜 8.0 mm
ø8.0 〜 9.0 mm
ø9.0 〜 10.0 mm※4：コレットチャック単体では、回転テーブルに取付けられません。コレットチャックホルダを別途手配してください。
※4：ユキワ精工株式会社製YCC10-＊＊、AA級相当品

パーツ No12AAH320
65 g

質量

記録紙セット(10個入り)
パーツ No.12AAH181

除振台

検出器の上下位置（ Z 方向 ）検 出 する た め の ス
ケールユニットです（ABSスケール使用）。

パーツ No
質量コード No

12AAH318
450 g

除振方式

※RA-10本体に装着した状態での出荷。
または、弊社サービスマンによる取付け作業で対応させて頂きます。

外観寸法

最大積載質量211-013

ダイヤフラム形空気ばね

615 × 515 × 51 mm
150 kg●ラウンドテストRA-10用簡易通信プログラム※1

RA-10の多彩な機能の一つ「USB通信機能」により、データを表計算ソフトなどへ転送することができます。
Microsoft Excel※のマクロを利用した検査成績表作成も行えるプログラムをご用意しております。
※1：本プログラムは、RA-10の旧仕様（液晶画面がモノクロ仕様）には対応しておりません。

インロー治具【イージーオーダ仕様】

インローの嵌め合いだけで簡単にパーツのセッティングが可能です。
インロー部は予め心出ししてあるため、取り付けるだけで測定が可能です。
※ワークサイズに応じたインローマスターが別途必要です（特注対応）。

●アライメントテーブル

パーツ No

心出し調整範囲

回転テーブル上に取り付けることにより、電装部の調整ナビDAT

水平出し調整範囲と同期した心出し調整や水平出し調整を効率良く行えます。

最大積載質量
質量12AAH425± 3 mm
±1°
3 kg
7 kg

動作確認環境●OS： Windows XP-SP3

Windows VISTA
Windows 7 (32bit/64bit)
Windows 10

アライメントテーブル取付け可能なオプション
心出しチャック（ローレットリング固定）

小物部品の測定で、操作性が良くローレットリングで容易に固定できます。

コード No保持範囲
外観寸法（D × H）
質量7211-032

外径（内爪）ø1 〜 ø36 mm
外径（外爪）ø25 〜 ø79 mm
内径（内爪）ø16 〜 ø69 mm

ø118 × 41 mm
1.2 kgマイクロチャック

保持範囲

外観寸法（D × H）
質量

Microsoft Excel 2010
Microsoft Excel 2016

※WindowsとMicrosoft Excelは、マイクロソフト社の商品です。

心出しチャックでは保持できない ø1 mm以下の極小径の部品を固定できます。

コード No●表計算ソフト：別途、USBケーブル（オプション）が必要です。
●RA-10用USB通信ケーブル No.12AAH490（市販品：デバイスーホスト用ABタイプ相当品）

211-031外径：ø0.2 mm 〜 ø1.5 mm

ø107 × 48.5 mm
0.6 kg

弊社ホームページからダウンロード（無償）できます。

https://www.mitutoyo.co.jp8外観図と設置スペース■本体・下限位置:回転テーブル上面※1より約35 mm
・上限位置:回転テーブル上面※1より約152 mm※2
回転テーブル上面※1から152 mm
100 mm（内径ø30 mm以上）※標準測定子使用時−25 mm〜50 mm
100 mN (±30 %)ø1.6 mm・超硬球［標準測定子（No.12AAL021）詳細はP6をご参照ください］±1000 µm
IN/OUT切り替え式±1000、±100、±10 µm（3段階）
×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、
×1 K、×2 K、×5 K、×10 K、×20 K、×50 K、×100 K、×200 K（15段階）
位相補償型:2CRPC75、2CRPC50
位相補償なし:2CR75、2CR50
ガウシャン、フィルタなし
低域:15、50、150、500山/回転
帯域:15-150、15-500、50-500山/回転①1〜5断面（真円度、同軸度、平面度の時）②1〜3断面（円周振れの時）③2断面（同心度の時）
最小自乗法、最小領域法、最大内接円法、最小外接円法
真円度、同軸度、同心度、平面度、円周振れ（半径方向）
RS-232C I/F、SPC出力、USB出力
カラーLCD 117.2×88.4 mm
日本語、英語、中国語（繁体語、簡体語）、韓国語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、スウェーデン語、トルコ語、ハンガリー語、オランダ語
4サーマルラインプリンタ、外部プリンタ増設可能※（オプション）
AC100〜240 V

最大測定高さ最大測定深さ半径方向移動量
測定力
標準測定子先端形状・材質
検出範囲
測定方向
測定レンジ
記録倍率
フィルタ種類
フィルタ値

電装部

測定断面数
評価方法
解析項目
データ出力
表示部
表示言語

その他

記録方式
電源
最大消費電力
使用空気圧
空気消費量
本体質量

36 W
0.39 MPa

323

6 rpm
ø132 mm
10 kg
ø100 mm
ø320 mm
117 mm2525

400

1352575■テーブル上面図

単位：mm■設置平面図単位：mm▼電源位置▽エア供給位置

壁4−同心溝：幅1×深0.5（ø32、ø60、ø88、ø116）.124
3−M5深10（120度等配）

100

D
P.C.

26 kg

※ 1：回転テーブル上に治具等が未装着の状態。
※ 2：各種オプション品装着時の値は、別途お問合せください。
例）アライメントテーブル（No.12AAH425）を装着した場合：アライメントテーブル上面から約 100 mm※ 3：標準長さの測定子のみ使用可能です。
※ 4：お客様にて別途ご手配ください。動作確認済の機種に関しては、別途お問い合わせください。

115
360

450

標準状態において30 L/min以上

3−M5深10（120度等配）

P.C.
D65

壁.80

Ｍ5深10C3■標準付属品
パーツ No.
品 名数 量
倍率調整片350365
2ゲージブロック（35 mm、JIS2 級）
611755-041
標準測定子
12AAL021
1
丸型水準器（1）、記録紙（2）、ソケット（1）、ホースバンド（1）、電源コード（1）、レベリング用スパナ（1）、プラスドライバ（1）、六角棒スパナ 呼び0.9（1）、六角棒スパナ 呼び2（2）、六角棒スパナ 呼び4（1）、ビニールカバー（1）、取扱説明書（1）

50360

検出器※3

上下移動量：測定エリア

H:測定高さ（mm）JISB7451-1997
X:回転中心からの距離（mm）

143

X軸

エアベアリング（0.04+6H/10000）µm（0.04+6X/10000）µm

単位：mm

20

Z軸コラム

軸受方式
回転精度:半径方向
回転精度:軸方向
回転速度
テーブル有効径
最大積載質量
最大測定径
最大積載径■外観寸法図117

回転テーブル部

RA-1035号

181

符

min.100仕様

ø140※ ( ) 内の数字は数量
min.609max. 505.510座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム

仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所水戸営業所
伊勢崎営業所
さいたま営業所
新潟営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所

仙台市若林区卸町東1-7-30〒984-0002 電話 (022)231-6881 ファクス(022)231-6884
仙台市若林区卸町東1-7-30（※1） 〒984-0002 電話 (024)931-4331 ファクス(022)231-6884
宇都宮市平松本町796-1〒321-0932 電話 (028)660-6240 ファクス(028)660-6248
水戸市元吉田町260-3〒310-0836 電話 (029)303-5371 ファクス(029)303-5372
伊勢崎市宮子町3463-13〒372-0801 電話 (0270)21-5471 ファクス(0270)21-5613
さいたま市北区宮原町3-429-1〒331-0812 電話 (048)667-1431 ファクス(048)667-1434
新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972 電話 (025)281-4360 ファクス(025)281-4367
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-1611 ファクス(044)813-1610
川崎市高津区坂戸1-20-1（※1）
〒213-8533 電話 (03)3452-0481 ファクス(044)813-1610
厚木市岡田1-7-1 ヴェルドミールSUZUKI 105 〒243-0021 電話 (046)226-1020 ファクス(046)229-5450
富士駐在所
電話 (0545)55-1677
諏訪営業所
諏訪市中洲582-2〒392-0015 電話 (0266)53-6414 ファクス(0266)58-1830
上田駐在所
電話 (0268)26-4531
浜松営業所
浜松市東区和田町587-1〒435-0016 電話 (053)464-1451 ファクス(053)464-1683
安城営業所
安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
名古屋営業所
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
金沢営業所
金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田〒920-0057 電話 (076)222-1160 ファクス(076)222-1161
大阪営業所
大阪市住之江区南港北1-4-34〒559-0034 電話 (06)6613-8801 ファクス(06)6613-8817
神戸営業所
兵庫県神戸市西区丸塚1-25-15〒651-2143 電話 (078)924-4560 ファクス (078)924-4562
京滋営業所
草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F〒525-0032 電話 (077)569-4171 ファクス(077)569-4172
岡山営業所
岡山市北区田中134-107〒700-0951 電話 (086)242-5625 ファクス(086)242-5653
広島営業所
東広島市八本松東2-15-20〒739-0142 電話 (082)427-1161 ファクス(082)427-1163
福岡営業所
福岡市博多区博多駅南4-16-37〒812-0016 電話 (092)411-2911 ファクス(092)473-1470
センシング営業課 川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-8236 ファクス(044)822-8140
地震機器課
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)455-5021 ファクス(044)822-8140（※1）営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

お求めは当店で̶

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。
あらかじめご了承ください。
●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
●本カタログに掲載されている仕様は 2022年 5 月現在のものです。

M3 Solution Center …商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
宇都宮市下栗町 2200
〒321-0923 電話 (028) 656-1607 ファクス (028) 656-9624
UTSUNOMIYA
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-1611 ファクス (044) 813-1610
TOKYO
諏訪市中洲 582-2〒392-0015 電話 (0266) 53-6414 ファクス (0266) 58-1830
SUWA
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072 電話 (0566) 98-7070 ファクス (0566) 98-6761
ANJO
大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話 (06) 6613-8801 ファクス (06) 6613-8817
OSAKA
呉市広古新開 6-8-20〒737-0112 電話 (082) 427-1161 ファクス (082) 427-1163
HIROSHIMA
計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業所にご連絡ください。
〒213-8533 電話 (044) 822-4124 ファクス (044) 822-4000
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸 1-20-1
キャリブレーションセンタ…商品の検査・校正・保守・修理をお受けしています。
宇都宮市下栗町2200〒321-0923 電話 (028) 656-1432
宇都宮
川崎川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-8214
広島呉市郷原町一ノ松光山10626番62 〒737-0161 電話 (0823) 70-3820

ファクス (028) 656-8443
ファクス (044) 813-8223
ファクス (0823) 70-3833

カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
電話 (0570) 073214
ファクス (044) 813-1691

最寄りの営業所をご確認いただけます。

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/domestic/list.html#sale

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533
https://www.mitutoyo.co.jp

171 2205(7)B-(CH)NE143