Note sur l'application

Essieu ferroviaire plein : Inspection UT par face avant
Résumé
Lorsque les essieux ferroviaires sont défaillants, lesconséquences peuvent être désastreuses. Par souci desécurité, les essieux ferroviaires pleins doivent être inspectés
régulièrement au moyen de méthodes de contrôles non
destructifs (CND) afin de détecter les fissures de fatigue
transversales.
Si l'inspection est effectuée depuis les surfaces latérales del'essieu, des méthodes telles que les contrôles par ultrasons(UT) ou par particules magnétiques (MT) nécessitent leretrait de revêtements, peintures et autres accessoires— tels que les disques de frein et engrenages — afin depermettre un couplage adéquat de la sonde ou de l'appareild'inspection.
Depuis la face avant de l'essieu, seule une inspection UT est
réalisable car il s'agit de l’unique méthode permettant depénétrer une épaisseur de plusieurs millimètres de matériau.
Malheureusement, bien souvent, les solutions reposant surdes contrôles par ultrasons conventionnels ne parviennent
pas à la plus haute probabilité de détection (POD). Ceci tient
au fait que la réduction du nombre d'angles d'inspection
et de traducteurs peut nuire à l'obtention d'une inspection
optimale. De plus, un nombre important de configurations
et de kits spécifiques peut être nécessaire pour effectuer
différentes tâches d'inspection.

Solution
Grâce à leurs capacités de balayage sectoriel, les appareils
de contrôle mécanisés d'essieux pleins (SAMT) de Waygate
rassemblent plusieurs sondes conventionnelles en unesonde à réseau multiéléments unique (phased array). Cette
solution
flexible assure le pilotage des angles requis en vue de couvrir
de manière optimale la surface latérale complète de l'essieu.
Il est possible de réaliser une inspection plus fiable car lasonde à réseau multiéléments unique du SAMT assure unplus faible risque de perte du couplage ultrasonore.
L'association de l'appareil SAMT aux capacités multi-groupes
de notre détecteur de défauts à réseau multiéléments
Mentor UT permet aux opérateurs d'appliquer des angles debalayage et des groupes définis pour distinguer les défauts
des indications de géométrie. Cette capacité donne lieu àdes évaluations d'inspection plus aisées et plus informatives.
Cette solution permet d'optimiser la probabilité de détection— et à terme d'améliorer la sûreté de l'essieu — grâce àsa capacité de réglage minutieux de l'angle de balayage,d'évaluation optimisée des extensions de défaut (par le biais
de vues B-S Scan supplémentaires), et d'enregistrement dedonnées complet dynamique pour le post-traitement et latraçabilité.

Capacités des fonctions des groupes Mentor UT
Les groupes permettent un filtrage des informations, desconfigurations personnalisées, des évaluations optimisées,et moins d’exigences demandées à l'opérateur ou àl'évaluateur. Chaque groupe est complètement indépendanten ce qui concerne :• Paramètres A-Scan• Lois de retard (plage de balayage)
Un ensemble unique de groupes devrait être défini pourassurer une couverture optimale des zones critiques desessieux.
Le Mentor UT permet des flux de travail définis par l'utilisateur(applications) afin de bénéficier d'indications étapes parétape tout au long du processus d'inspection, garantie d'une
inspection homogène à chaque fois.

Fonctionnalités/avantages clés
• B-Scan combiné de tous les groupes liés à la préparation.
Enregistrement A-Scan complet possible.
• Couplage magnétique à l'intérieur de l'alésage central del'essieu à l'aide d'un cône interchangeable.
• Rotation de sonde manuelle d'environ 370°.
• Enregistrement des données liées à la position grâce à uncodeur intégré.
• La résolution maximale en circonférence est de 1 (un)degré.
• Traducteur multiéléments avec 32 ou 16 éléments, 2 ou 4
MHz avec une semelle 0°. L'utilisateur peut remplacer lesdeux.
• Couverture de 55 % de la longueur de l'essieu à partir d'une
extrémité (généralement 1,2 m).
• La durée d'inspection est de moins de 5 minutes pour la
totalité de l'essieu (2 contrôles), en fonction des exigences
ultrasonores.

Références
0600512Système 4 MHzde base SAMT

Accessoires
supplémentaires
Mentor UT BaseUnit

Copyright 2020 Baker Hughes Company. Tous droits réservés.
BHCS34731-FR (04/2020)

0600520

Sonde ; SAMT 4 PA320162476

Kit cône ; SAMT 90°

0162459

Coin ; SAMT 100-180 mm

0162460

Coin ; SAMT 90-100 mm

0600558

Sonde SAMT 4 MHz PA160600585

Sonde SAMT 2 MHz PA16118M1844

Module de présentation (Mentor UT)

Mentor-UT-ADAP32-T Adaptateur ; Mentor UT 32 can./Tyco
100N3883

waygate-tech.com