グラフ付 水位データ集録装置
型式 ＷＬＧ－０１

仕 様 書

Rev.1.1

2008.9.4

株式会社 オサシ・テクノス
ＯＳＡＳＩ ＴＥＣＨＮＯＳ ＩＮＣ．

目 次
１． 概要

･････････････････････････････ １

２． 機器構成例･･･････････････････････ ２

３． 機器仕様 ･････････････････････････ ２４． 外形図･･･････････････････････････ ３

５． 機能説明 ･････････････････････････ ３
６． 液晶表示内容･････････････････････ ４

７． データ蓄積日数 ･･･････････････････ ５
８． リチウム電池による動作日数･･･････ ６2008/9/4

WLG-01 グラフ付 水位データ集録装置

１．概要
本器は、現地で水位データを確認することを可能にするために、データ確認用のグラフィック液晶を標準装備した、水位データ集録装置です。
以下にその機能と特長を列挙します。
■グラフ表示グラフィック液晶表示を本体に内蔵し、グラフ表示ボタンを押すと、現在の水位測定値を表示すると同時に、過去１週間の水位変動の様子が瞬時にグラフで確認できます。ボタン操作により、過去１日、過去１時間の水位変動グラフも見ることが出来ます｡
また、グラフ表示ボタンを長押しする（5 秒間押し続ける）と、機器設定内容や内蔵時計などの機器情報の確認が可能です。
■ＯＳＮＥＴ(*)対応
ＯＳＮＥＴ仕様のネットワークに対応し、半自動でのデータ回収から全自動でのデータ回収へ容易に移行できます。
■軽量コンパクト
木板ベース等に取り付け可能なベースプレートを標準装備して、縦１４５ｍｍ×横１２５ｍｍ×奥行６２ｍｍ（突起部含む）を実現しました。また軽量なため持ち運びや設置も簡単です。
■高精度
本器の測定精度は±0.1％ＦＳです。この測定精度は－２０℃～５５℃の範囲での温度ドリフトも含みます。従って過酷な温度環境の中でも高精度のデータ集録が可能です。
■低消費電力本器は回路の徹底的な低消費電力化により、リチウム電池で長期間のデータ集録が可能です。
リチウム電池はメインとサブを設けてあり、メイン電池の電池切れや交換忘れでも、自動的にサブ電池に切り替わり動作します。
■長期データ集録
本器の記録データは機器内部のフラッシュメモリに蓄積されており、ネットワークコントローラ
NetCT-1 を使用して CF カードへ、または、RS232C 変換器 NetGW-1 と通信ソフトを使用してパソコンへ、最新のデータを回収できます。内部メモリには１時間サンプリングで３年以上のデータを蓄積できます。
■耐環境性
外部からのサージ侵入経路全てにサージアブソーバを配し、静電気や外来ノイズに強い構造となっています。また、信頼性を追求した設計と部品選定により、－２０℃～５５℃までの広温度範
囲で安定作動が可能です。
※ＯＳＮＥＴとはＯＳＮＥＴはオサシ・テクノス仕様によるネットワークの総称です。ＯＳＮＥＴは最大接続機器数６４台、各機器間の延長距離１ｋｍ（単線 0.9ｍｍ以上のツイストペア線）でネットワークを構築できます。最大の特徴
は、電源のない山間部等でもご利用可能なリチウム電池稼動のネットワークです｡またネットワークに機器を追加することで、遠隔地からのデータ回収や、警報出力等も可能になります｡㈱オサシ・テクノス

1仕様書 Rev.1.1

2008/9/4

WLG-01 グラフ付 水位データ集録装置

２．機器構成例
グラフ付 水位データ集録装置
WLG-01
水圧式水位センサ DS-1

基本的な運用方法
通信ポート使用
携帯型コントローラ NetCT-1 をデータ回収・設定時に接続 使用して CF カードにデータ回収を行います。
必要時は設定も行えます｡

水位データビューアを用いてデータの確認・出力を実施。または作図・作表ソフトで処理を行います｡

CF カードを移動
WLG-01NetCT-1

パソコン※ NetCT-1 で CF カードを使用するためには、PC カード変換アダプタが必要です。
DS-1

３．機器仕様項目名称
型番
入力チャネル数センサ電源
分解能
適応センサ
測定精度
記録間隔

液晶
※
１

表示ドット数、
寸法
表示内容

主な機能
※３
警報
通信ポート

警報内容
※４
警報出力形態用途

電源

ポート数
機器間延長距離使用コネクタ適合コネクタ
リチウム電池待機時消費電流サンプリング時
通信時消費電流
動作温度範囲
外形寸法
重量

内

容

グラフ付 水位データ集録装置
ＷＬＧ－０１水位１チャネル
ＤＣ３.７５Ｖ±０.１Ｖ
１ｃｍまたは１ｍｍ
水圧式水位センサ 型式ＤＳ－１他±０.１％ＦＳ
全動作温度範囲による温度ドリフト含む
１秒、２秒、５秒、１０秒、１５秒、２０秒、３０秒
１分、２分、５分、１０分、１５分、２０分、３０分
１時間、２時間、３時間、６時間、１２時間、１日
横 128×縦 64 ドット

、

表示エリア

横 66.5ｍｍ×33.25ｍｍ

現在の水位値（地下水位または実水位）
１週間の水位変動グラフ、１日の水位変動グラフ、１時間の水位変動グラフ、
機器情報 ※２
ディジタルノイズフィルタ、電源電圧モニタ機能、実水位グラフ表示機能、地下水位グラフ表示機能、時計補正機能、過去データ確認機能、内部温度チェック機能、警報出力機能
水位上限警報（ヒステリシス設定付）
水位下限警報（ヒステリシス設定付）
警報パケットをネットワークに出力
ネットワークコントローラ NetCT-1 を使用した CF カードへのデータ回収用、および当社ネットワーク機器との通信用
１ポート
１ｋｍ（単線 0.9ｍｍ以上のシールド付ツイストペアを使用した場合）
ＭＬ－１５００－ＵＪ（サトーパーツ）
ＭＬ－１５００－Ｐ（サトーパーツ）
ＣＲ１２３Ａ（メイン１、サブ１）
０.１ｍＡ以下（平均）２０ｍＡ以下（約２秒間）
３５ｍＡ以下－２０℃～５５℃（但し結露しないこと）
１４５Ｈ×１２５Ｗ×６３.５Ｄ（寸法公差 ±1ｍｍ）
約６７０ｇ※１：低温（-20℃）では液晶表示切り替えに数秒要する場合があります。
※２：縦軸はオートスケールです。縦軸の一目盛りの最小単位は 1cm です。従って、mm 単位の変動は見えません。
※３：設定や確認はネットワークコントローラ NetCT-1、または、RS232C 変換器 NetGW-1 経由でパソコン上の通信ソフトから行います｡※４：警報値は、実水位で設定します。
㈱オサシ・テクノス

2

仕様書 Rev.1.1

2008/9/4

WLG-01 グラフ付 水位データ集録装置

４．外形図

名 称集録装置本体
電池カバー
外形寸法
寸法公差
重 量材 質色
鉄（メッキ鋼板）
白色
アクリルブルー
１４５Ｈ×１２５Ｗ×６３.５Ｄ
±１ｍｍ
約６７０ｇ

５．機能説明③① ベースプレート①
木板等に本器を固定するときに用います。
② センサ接続端子
当社指定の水圧式水位センサを接続します。
③ 液晶表示器
水位をグラフ表示します。
②
液晶画面の詳細は「6.液晶表示内容」をご確認下さい。
④ グラフ表示ボタン
水位のグラフおよび現在値を確認したい場合に押します。
押すごとに、週間変動グラフ、日変動グラフ、時間変動グラフと順次切り替わります。
最後にボタンを押した時間から１分経過すると自動的に表示が消え、低電力モードに入ります。
長押しする（５秒間押し続ける）と機器設定内容などの⑦④
機器情報を表示します。
⑤⑥⑤ 通信ポート
OSNET 対応機器と接続し、本器の設定やデータ回収を行います。
⑥ リチウム電池ホルダ
メイン・サブのリチウム電池を挿入します｡電池挿入後、付属の電池カバーを取り付けます。
⑦ アースおよびシールド端子
本器を雷サージから保護するためのアースを接続します。
また、通信ケーブルを長距離引き回す場合等は、ノイズの影響を抑えるためにシールドケーブ
ルを使用し、そのシールドを接続します。

㈱オサシ・テクノス

3仕様書 Rev.1.1

2008/9/4

WLG-01 グラフ付 水位データ集録装置

６．液晶表示内容
6.1 グラフおよび測定値の表示
グラフ表示ボタンを押すと、水位週変動グラフから始まり、以下の順で液晶表示されます。
週変動グラフ日変動グラフ

時間変動グラフ以下に、表示されるグラフの詳細について、地下水位グラフを用いて説明します。
① 週変動グラフ
下図のように、過去 1 週間の水位の変動の様子をグラフ表示します。 横軸の単位は日になります。
横軸の１ドットは 2 時間に相当し、その 2 時間の間に記録した水位値の最小値と最大値を結んで描画します。
横軸は、液晶表示ボタンを押すごとに1 週間⇒1 日⇒1 時間とスケールを変更できます。
1 週間のときの表示単位は“day”で、1 日のときは“hr”、1 時間のときは“min”になります。

day -6 -5 -4 -3 -2 -1

0

過去１週間の水位変動を表示します。

現在の時刻を表示します。

12:34
10.0 m
10.1
10.2
10.3

現在の測定値を表示します。

縦軸は、変動の様子が１画面に全て入るように、オートスケールとなります。
ただし、一目盛りの最小は 1cm です。

ﾁｶｽｲｲ 10.13GL-m

10.4 ﾒｲﾝ
2.8v

電池状態を表示します。
左図は 2.8V のメイン電池で動作していることを指しています。
新品の電池の電圧は 3V です。
ただし、リチウム電池は温度によって、電圧が高低します。

② 日変動グラフ
過去 1 日の水位の変動の様子をグラフ表示します。横軸の単位は時間になります。
横軸の１ドットは 20 分に相当し、その 20 分の間に記録した水位値の最小値と最大値を結んで描画します。
③ 時間変動グラフ
過去 1 時間の水位の変動の様子をグラフ表示します。横軸の単位は分になります。
横軸の１ドットは 1 分に相当し、その 1 分の間に記録した水位値の最小値と最大値を結んで描画します。
※１：それぞれのグラフにおいて、記録インターバルがドットの間隔より長い場合は、記録値と記録値を線で結んで描画します。
※２：記録停止時もしくは欠測時など、横軸１ドットの間に記録データが一つも無い場合、その部分はグラフ表示しません。
※３：実水位グラフのときは、右図のような表示になります。グラフ表示させるデータの種別（地下水位か実水位か）は、どちらか一つを選択します。
表示データ種別の選択は、ネットワークコントロ
ーラ NetCT-1、または、RS232C 変換器 NetGW-1 経由
でパソコン上の通信ソフトから行います。表示デー
タ種別の初期設定は「地下水位」になっています。

ｼﾞｯｽｲｲ

10.27m

12:34
10.4 m
10.3
10.2
10.1

day -6 -5 -4 -3 -2 -1㈱オサシ・テクノス

4010.0 ﾒｲﾝ
2.8v

仕様書 Rev.1.1

2008/9/4

WLG-01 グラフ付 水位データ集録装置

6.2 機器情報表示
グラフ表示ボタンを長押しする（5 秒間）と機器情報が表示されます。右図を参照して下さい。画面左上より以下の項目を表示します。
①型式、プログラムバージョン②現在時刻、内部温度③ネットワークアドレス④記録インターバル，現在の記録動作状態（ON/OFF）⑤センサオフセット⑥センサ深度⑦センサ係数⑧ディジタルノイズフィルタ（50Hz or 60Hz)

WLG-01

Ver1.0(AG)2005/02/09 11：00：02

ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾄﾞﾚｽ
ｷﾛｸｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ
ｾﾝｻｵﾌｾｯﾄ
ｾﾝｻｼﾝﾄﾞｾﾝｻｹｲｽｳ
ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ

25℃#00
5 ﾌﾝ (ｵﾝ)0.00m0.00GL-m
10000.060Hz

７．データ蓄積日数
本器は一定期間のデータを内部メモリに蓄積します。蓄積日数には十分な余裕を持たせてあり、通常の御使用では問題はありません。下表の最大蓄積日数を参照下さい｡
この蓄積されたデータは電源を切っても、データ回収を行っても消えることはありません。従って、記録を開始してから、この期間内にデータ回収をすれば良いことになります。
ただし、記録インターバルなどの設定変更や時刻修正・水位修正(下記の蓄積日数に影響を与える項目を参照)を行った場合は、以下のように最大蓄積日数が短くなります。
例：水位２０分インターバルで、記録開始から現在までに水位修正を５回行った場合１回の水位修正で最大蓄積日数が 0.78％（1/127）減少します。水位修正５回では、最大蓄積日数が 16.6 日（423×5/127）減少し、406.4 日分のデータが蓄積できます。
記録インターバル
1秒
2秒
5秒
10 秒
15 秒
20 秒
30 秒
1分
2分
5分
10 分
15 分
20 分
30 分1 時間
2 時間
3 時間
6 時間
12 時間
24 時間

水位データ最大蓄積日数
0.3 日
8.4 時間
0.7 日
16.9 時間
1.7 日
42.3 時間
3.5 日
84.6 時間
5.3 日
127 時間
7.0 日
169.3 時間
10.5 日254 時間21 日
0.6 ヶ月42 日
1.3 ヶ月105 日
3.4 ヶ月211 日
6.8 ヶ月317 日
10.2 ヶ月
423 日
1.1 年
635 日
1.7 年
1270 日
3.4 年
2540 日6.9 年
3810 日10.4 年
7620 日20.8 年
15240 日41.7 年
30480 日83.5 年

蓄積日数に影響を与える項目
時計修正、水位修正、センサ深度設定、記録インターバル変更、水位センサ係数変更、ノイズフィルタ変更㈱オサシ・テクノス

5仕様書 Rev.1.1

2008/9/4

WLG-01 グラフ付 水位データ集録装置

８．リチウム電池による動作日数
各記録インターバルのときメイン電池 1 個で動作する日数を、下表に示します。
ただし OSNET ネットワークとの通信頻度が高いと動作日数は減少します。下表の「１分間の通信で減る日数」を参考にして下さい。(サブ電池との合計では、動作日数が約 1.9 倍になります)

記録インターバル
1秒
2秒
5秒
10 秒
15 秒
20 秒
30 秒
1分
2分
5分
10 分
15 分
20 分
30 分
1 時間
2 時間
3 時間
6 時間
12 時間
1日

動作日数

１分間の通信で減る日数

1.8 日
1.8 日
4.7 日
9.2 日
13.7 日18.1 日26.5 日49.6 日87.8 日162.9 日227.9 日262.9 日284.7 日310.5 日341.4 日359.3 日365.6 日372.3 日375.7 日377.4 日0.002 日0.002 日0.004 日0.006 日0.009 日0.012 日0.018 日0.032 日0.057 日0.105 日0.147 日0.169 日0.183 日0.200 日0.219 日0.231 日0.235 日0.239 日0.241 日0.242 日上記は、リチウム電池の容量に 0.7 の環境係数を掛けた値で計算されています｡したがって周囲温度が比較的高いような場合、上記の日数より動作日数が増えることが予想されます。
また、グラフ表示を頻繁に行うと、やはりリチウム電池での動作日数は減少します。仮に 1 分間表示させると、上記の通信の場合とほぼ同じ日数分、動作日数が減少します。

㈱オサシ・テクノス

6

仕様書 Rev.1.1