EXFO 社製
MAX-610 クイックガイド【第 ０4 版】

本製品の使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。
本取扱説明書は英文取扱説明書の一部邦文訳ですが、全てにおいて英文取扱説明書の補助手段としてご使用ください。

目次
目 次

1 概要 ........................................................................................... 2
1.1

インターフェース ............................................................................................ 2

1.2

本体前面ボタン........................................................................................... 3

1.3

測定時の接続図 ......................................................................................... 42 電源 ON/OFF ............................................................................... 52.1

電源 ON .................................................................................................. 52.2電源 OFF ................................................................................................ 63 メタルケーブルの測定 ......................................................................... 73.1

TDR(パルス試験)測定.................................................................................. 73.1.1

自動 TDR ......................................................................................................... 83.1.2

マニュアル TDR .................................................................................................. 143.2

RFL(絶縁不良試験)測定 ............................................................................ 153.3

絶縁測定(メガー測定) ................................................................................ 20

4 その他の機能 ............................................................................... 254.1

ケーブルタイプ(ケーブル帳) ............................................................................. 25

4.1.1

ケーブル選択..................................................................................................... 25

4.1.2

ケーブル詳細..................................................................................................... 27

4.1.3

ケーブル登録..................................................................................................... 28

4.1.4

ケーブルのコピー.................................................................................................. 29

4.1.5

ケーブルの削除 .................................................................................................. 30

4.1.6

ケーブル帳のロード ............................................................................................... 31

4.1.7

ケーブル帳の保存 ............................................................................................... 32

MAX-610: クイックガイド

1

1 概要 - 1.1 インターフェース

1概要

1.1

インターフェース

各インターフェースを以下に示します。
側面(左)

前面

側面(右)

512364底面

7829101USB コネクタ(Type B)

5USB コネクタ(Type A)

7

イーサネットポート2USB コネクタ(Type A)

6DC 電源ポート

8ペア 13SD カードポート(未使用)

9G(アース)

4

ヘッドセットポート(2.5 ㎜)

10 ペア 2

MAX-610: クイックガイド

1 概要 - 1.2 本体前面ボタン

1.2

本体前面ボタン

本体前面ボタンの機能を以下に示します。
前面

5

1
2

6

3

7

4

MAX-610: クイックガイド

1矢印キー(選択キー)

5

ファンクションキー

2

戻るボタン

6

ホームボタン/ヘルプボタン

3

電源ボタン

7

測定開始/停止ボタン

4

エンターキー(決定キー)

3

1 概要 - 1.3 測定時の接続図

1.3

測定時の接続図

測定時の接続時を以下に示します

ペア 1:プライマリ T(A)/R(B)
赤/黒のテストリードを接続

グランド(アース)
緑のテストリードを接続

ペア 2:セカンダリ T(A)/R(B)
青/黄のテストリードを接続※ 各測定項目によって使用するポート/テストリードが異なります。詳細は、各測定項目を参照願います。

4

MAX-610: クイックガイド

2 電源 ON/OFF - 2.1 電源 ON

2電源 ON/OFF

2.1

電源 ON

(1)

本体前面の電源ボタンを押します。自動的にホーム画面まで起動します。

※ AC 電源を接続すると自動的に電源が ON になります。
ホーム画面

本体前面ボタン

電源ボタン

LED については、下記参照※ LED について
LED

点灯状態

状態

LED(左)

緑点灯

起動中/サスペンドモード中

LED(右)

緑点灯

充電完了時

緑点滅

充電中

■ AC 接続時■ AC 未接続時 (バッテリ起動時)
LED(左)

LED(右)

MAX-610: クイックガイド

黄点灯

起動中

黄点滅

サスペンドモード中

消灯

電源 OFF 時

緑点灯

起動中

消灯

サスペンドモード中/電源 OFF 時

52 電源 ON/OFF - 2.2 電源 OFF

2.2
(1)

電源 OFF
AC 電源未接続時に電源ボタンを 4 秒以上押し続けます。Shutdown 画面が現れて自動的に電源が OFF になります。また、LED(左)が消灯します。

※ 電源ボタンを 2 秒押し続けた場合は、サスペンドモードで画面が消灯します。サスペンドモード中は、LED(左)が黄点灯しています。電源ボタン 2 秒押しの場合は、AC 未接続/接続どちらの状態でもサスペンドモードで起動します。
※ AC 接続時は、電源ボタンを 4 秒以上押し続けても電源が OFF にならず、サスペンドモードで画面が消灯します。その状態で AC の接続を外すと自動的に電源が OFF になります。

6MAX-610: クイックガイド

3 メタルケーブルの測定 - 3.1 TDR(パルス試験)測定3

メタルケーブルの測定

3.1

TDR(パルス試験)測定

TDR(パルス試験)測定では、断線(オープン)/混線(ショート)などの障害位置を測定することが可能です。本体電源 ON 後、ケーブルテスト → TDR を選択します。TDR 測定方法の選択画面が起動します。また、測定時に使用するポートとテストリー
ドを以下に示します。マリ チップ(A)/リング(B)ポートに赤/黒のテストリードを接続して測定を行います。

■ TDR 測定

測定ポート：テストリード

ホーム画面



プライマリチップ(A)/リング(B)：赤/黒テストリード

グランド(アース)：緑テストリード

メタル測定のメイン画面

TDR 画面TDR(パルス試験)測定方法には、3 種類の測定方法が存在します。測定状況に応じて、選択してください。
※ 自動 TDR：<特徴>

パルス幅を自動固定で測定を行います。



測定範囲、ゲインについては、自動以外にも任意で設定ができます。

7300m まで測定可能です。

※ マニュアル TDR：
<特徴>

測定範囲を設定して、測定を行います。



ゲイン、パルス幅については自動または任意値で設定ができます。

12000m まで測定可能です。

※ xTalk TDR：<特徴>
T-R ペア上にパルスを送信して、T1-R2 ペアでパルスを受信して測定を行います。

パラメーターについては、マニュアル TDR と同様です。

MAX-610: クイックガイド

7

3 メタルケーブルの測定 - 3.1 TDR(パルス試験)測定

3.1.1

自動 TDR

自動 TDR 測定手順を以下に示します。
(1)

TDR メイン画面で『自動 TDR』を選択します。自動 TDR 画面が表示されます。
TDR メイン画面

自動 TDR 画面(2)

画面下のファンクションボタンで『連続』を選択します。

(3)『ケーブル設定』を選択して測定するケーブルタイプを設定します。「ケーブルの種類」項目で左右の矢印ボタンを使用してケーブルのタイプを選択します。測定するケーブルタイプが登録されていない場合は、4.1 項を参照して、新規に登録することが可能です。
自動 TDR 画面

8

ケーブル設定画面

MAX-610: クイックガイド

3 メタルケーブルの測定 - 3.1 TDR(パルス試験)測定(4)

測定のために各パラメーターを設定します。
<設定方法>
1)

上下矢印キーで変更するパラメーターにカーソルを合わせます。

2)

決定キー(✔)を押すとサブメニュー画面が現れます。
※左右矢印キーで値を選択することも可能です。

3)

サブメニュー画面で値を選択して、決定キーで設定します。

※ 範囲/ゲイン：自動 TDR の場合は、初期で『自動』が選択されています。必要に応じて変更します。
※ パルス幅：自動 TDR の場合は、パルス幅を変更することができません。(自動測定)※ デュアルトレースオフセット：トレース機能(比較)を使用する場合に使用します。
※ 伝搬速度：ケーブル設定時に自動で反映されます。必要に応じて変更します。
範囲(測定距離)ゲイン

デュアルトレースオフセット

伝播速度

可変ゲイン

※ 伝搬速度率(VOP)について
伝搬速度は、断線/混線箇所をより正確に測定するためのパラメーターです。
代表的な伝搬速度率を以下の表に示します。
ケーブルの種類

絶縁体の種類

伝搬速度率

ツイストペアケーブル

ポリエチレン

0.67

テフロン

0.71

紙0.72

発泡ポリエチレン

0.82

ポリエチレン

0.67

同軸ケーブルMAX-610: クイックガイド

9

3 メタルケーブルの測定 - 3.1 TDR(パルス試験)測定(5)

測定ケーブルを接続して、『Start/Stop』ボタンを押して測定を開始します。再度、『Start/Stop』ボタンを押さない限り測定を続けています。(リアルタイム測定)
測定中画面

測定中画面

断線

混線

測定中は、この部分が動いています(6)

結果画面には最大のイベントまでの距離が表示されます。また、測定時の各パラメーターが表示されます。
停止後、または測定中に結果グラフに対してマーカーやズーム機能を使用して確認できます。
<マーカー設定&ズーム機能>
1)『グラフの選択』を選択して、決定キー(✔)を押します。

2)

画面下の『カーソル/マーカー』を選択して、左右矢印キーでカーソル/マーカーを移動することができます。

3)

画面下の『ズーム』を選択して、上下左右矢印キーで拡大することができます。

4)

画面下の『テストに戻る』を選択すると測定画面に戻ります。
カーソル/マーカー画面

ズーム画面

パラメーター

結果グラフ

10

MAX-610: クイックガイド

3 メタルケーブルの測定 - 3.1 TDR(パルス試験)測定<結果波形の詳細>

マーカーの距離
カーソルの距離マーカーとカーソル間の距離

カーソル：青線



マーカー：赤線

カーソルとマーカーの切り替え
・左右の矢印キーで移動
・✔で中央に移動

波形拡大後、元の状態に戻す
波形拡大後、その状態での波形の移動
波形の拡大・左右上下の矢印キーで波形を移動

・左右上下の矢印キーで拡大※左右キーは、カーソル位置で横に拡大

MAX-610: クイックガイド

11

3 メタルケーブルの測定 - 3.1 TDR(パルス試験)測定(7)

測定結果の保存およびレポート作成が可能です。測定終了後、画面下の『結果の保存』を選択します。
<測定結果データの保存>
1)

必要に応じて ID フィールドのユーザー名、ユーザーID などを入力します。

2)｢結果ファイル格納場所｣を選択します。USB メモリを接続している場合は、USB も選択可能です。

3)｢結果ファイル名｣を入力します。初期は、日時でファイル名が入力されています。

4)『保存』を選択します。自動的に保存されます。
結果の保存画面

保存完了画面<レポート作成>
1)

必要に応じて ID フィールドのユーザー名、ユーザーID などを入力します。

2)｢レポート形式｣を選択します。MHTML(初期値)、XML、HTML から選択可能です。

3)｢レポートファイル名｣を入力します。初期は、日時でファイル名が入力されています。

4)

USB メモリを接続後、『エクスポート』を選択します。USB メモリにレポートが保存されます。

※ レポートは、USB メモリのみ保存可能です。
※ USB メモリ内：\MaxTester\Copper\Results\Reports に保存されます。
結果の保存画面12

レポート完了画面

MAX-610: クイックガイド

3 メタルケーブルの測定 - 3.1 TDR(パルス試験)測定(8)

測定結果は、以前に測定した結果と比較(トレース)することができます。但し、過去の測定データを保存しておく必要があります。測定終了後、または測定中に画面下の『トレースのロード』を選択します。
<トレース設定>1)

比較するファイルの格納場所を選択します。USB メモリが接続されている場合は、USB も選択可能です。

2)

比較対象のファイルを選択します。決定キー(✔)を押します。

3)

結果グラフに選択したファイル結果(赤線)が表示されます。
※双方向トレースオフセットの設定値でグラフが表示されます。

4)

トレースグラフを削除したい場合は、『トレースのクリア』を選択します。
格納場所選択画面(9)

ファイル選択画面

トレース画面

本体を横にしてグラフを大きく表示することができます。画面下の『ランドスクープモード』を選択します。


グラフの選択：カーソル/マーカーおよびズーム機能を行えます。

パラメーター設定：範囲/ゲインなどのパラメーターを設定できます。



ケーブル設定：ケーブルタイプを設定できます。



ポートレート：本体の縦表示に戻ります。

MAX-610: クイックガイド

13

3 メタルケーブルの測定 - 3.1 TDR(パルス試験)測定

3.1.2

マニュアル TDR

マニュアル TDR 測定手順を以下に示します。
(1)

TDR メイン画面で『マニュアル TDR』を選択します。マニュアル TDR 画面が表示されます。
または、「現在のテスト」項目で左右矢印キーまたは、決定キーを押してサブメニュー画面から選択することをできます。

(2)

TDR メイン画面

マニュアル TDR 画面

自動 TDR 画面

マニュアル TDR 画面

各パラメーターを設定します。マニュアル TDR では、パルス幅の設定が可能です。また、トレース設定で測定中、測定中とピーク、ピークのみの表示が選択可能です。その他のパラメーターについては、自動 TDR と同じです。

(3)

14

その他の機能(結果保存、トレースロード、ランドスクープモード)については、自動 TDR と同じです。

MAX-610: クイックガイド

3 メタルケーブルの測定 - 3.2 RFL(絶縁不良試験)測定

3.2RFL(絶縁不良試験)測定

RFL(絶縁不良試験)測定では、絶縁不良箇所を測定することが可能です。測定時に使用するポートとテストリードおよびRFL 測定手順を以下に示します。

■ 2 ワイヤー法

測定ポート：テストリード■ 4 ワイヤー法

プライマリチップ(A)/リング(B)：赤/黒テストリード

グランド(アース)：緑テストリード

測定ポート：テストリード■ K-Test 法

(1)



プライマリチップ(A)/リング(B)：赤/黒テストリード

グランド(アース)：緑テストリード



セカンダリリング(B)：黄テストリード

測定ポート：テストリード

プライマリチップ(A)/リング(B)：赤/黒テストリード

グランド(アース)：緑テストリード

メタル測定のメイン画面から『RFL』を選択します。RFL 画面が表示されます。
ホーム画面

MAX-610: クイックガイド

メタル測定のメイン画面

RFL 画面15

3 メタルケーブルの測定 - 3.2 RFL(絶縁不良試験)測定(2)

画面下で 3 種類の測定方法から選択します。図と同じように回路を組みます。
2 ワイヤー測定画面

4 ワイヤー測定画面

K-テスト測定画面※ RFL 測定方法について
RFL 測定方法は、以下に示す 3 種類の方法から測定することが可能です。環境に見合った測定方法を選択します。
2 ワイヤー法： T(良線)と R(不良線)を遠端でループ接続して、G(アース線)の 3 本を使用して測定します。T

4 ワイヤー法： T1(良線)と T(良線)と R(不良線)を遠端でループ接続して、G(アース線)の 4 本を使用して測定します。2 本の良線が必要です。

K-テスト法：T(不良線)、G(アース線)、R(不良線)の 3 本を使用して測定します。遠端は、オープン状態とループ状態の 2 通りで測定します。また、良線がない場合(不良線のみ)でも測定できます。

16

MAX-610: クイックガイド

3 メタルケーブルの測定 - 3.2 RFL(絶縁不良試験)測定(3)『ケーブル設定』を選択して測定するケーブルタイプを設定します。
<ケーブル設定>
1)｢ケーブル測定区間数｣で左右矢印キーを使用して区間数を設定します。測定する区間でケーブルタイプの異なる区間が混在している場合は、区間ごとにケーブルタイプを設定することができます。最大 5 区間設定可能です。

2)

各ケーブル区間のケーブルタイプを選択します。登録されている抵抗値が自動的に反映されます。測定するケーブ
ルタイプが登録されていない場合は、4.1 項を参照して、新規に登録することが可能です。

3)

区間の長さ、ロードコイルの有無、ケーブルの温度を設定します。

4)

戻るキーで測定画面に戻ります。
2 ワイヤー測定画面(4)

ケーブル設定画面

良線/不良線/アース線を図通りに接続して、『Start/Stop』ボタンを押して測定を開始します。障害点が測定できた場合は、障害点までの距離が表示されます。また、障害点が測定できない、遠端側でループされていないなどの場合には、故障状態の欄にエラーメッセージが表示されます。
2 ワイヤー結果画面

MAX-610: クイックガイド

4 ワイヤー結果画面

K-テスト結果画面

17

3 メタルケーブルの測定 - 3.2 RFL(絶縁不良試験)測定※ 結果画面の詳細は、以下の通りです。

(5)



RTS(Resistance To Strap)：全体の抵抗値



DFTS(Distance from Fault Strap)：絶縁不良箇所からストラップまでの距離



RFTS(Resistance from Fault To Strap)：絶縁不良箇所からストラップまでの抵抗値



DTF(Distance To Fault)：絶縁不良箇所までの距離



RTF(Resistance To Fault)：絶縁不良箇所までの抵抗値測定結果の保存およびレポート作成が可能です。測定終了後、画面下の『結果の保存』を選択します。
<測定結果データの保存>
1)

必要に応じて ID フィールドのユーザー名、ユーザーID などを入力します。

2)｢結果ファイル格納場所｣を選択します。USB メモリを接続している場合は、USB も選択可能です。

3)｢結果ファイル名｣を入力します。初期は、日時でファイル名が入力されています。

4)『保存』を選択します。自動的に保存されます。
結果の保存画面

18

保存完了画面

MAX-610: クイックガイド

3 メタルケーブルの測定 - 3.2 RFL(絶縁不良試験)測定<レポート作成>
1)

必要に応じて ID フィールドのユーザー名、ユーザーID などを入力します。

2)｢レポート形式｣を選択します。MHTML(初期値)、XML、HTML から選択可能です。

3)｢レポートファイル名｣を入力します。初期は、日時でファイル名が入力されています。

4)

USB メモリを接続後、『エクスポート』を選択します。USB メモリにレポートが保存されます。

※ レポートは、USB メモリのみ保存可能です。
※ USB メモリ内：\MaxTester\Copper\Results\Reports に保存されます。
結果の保存画面MAX-610: クイックガイド

保存完了画面19

3 メタルケーブルの測定 - 3.3 絶縁測定(メガー測定)

3.3

絶縁測定(メガー測定)

絶縁測定(メガー測定)では、絶縁抵抗値を測定することが可能です。それにより、RFL での良線/不良線を判断できます。測定時に使用するポートとテストリードおよび絶縁測定(メガー測定)手順を以上に示します。

■ 絶縁測定測定ポート：テストリード

プライマリチップ(A)/リング(B)：赤/黒テストリード

グランド(アース)：緑テストリード※ 測定ペア設定で変わります。

(1)

メタル測定メイン画面から『マルチメータ』 → 『絶縁』を選択します。『絶縁』選択後、警告文が表示されます。『続行』を選択します。絶縁測定画面が表示されます。
※ 絶縁測定では、測定開始時に電流が流れます。人体に影響ない程度ですが注意してください。
ホーム画面

20

メタル測定のメイン画面

マルチメーター画面

絶縁測定画面

警告表示

MAX-610: クイックガイド

3 メタルケーブルの測定 - 3.3 絶縁測定(メガー測定)(2)

画面下で 2 種類の測定方法から選択します。
※ 初期は、「連続」で立ち上がります。「スナップショット」変更時は、「絶縁」画面起動時と同様に警告文が表示されますので『続行』を選択してください。
スナップショット：設定した印加時間で測定が停止します。



連続：連続測定 (Stop ボタンを押さない限り測定は停止しません。)
連続測定画面

MAX-610: クイックガイド

スナップショット測定画面

21

3 メタルケーブルの測定 - 3.3 絶縁測定(メガー測定)(3)

測定のために各パラメーターを設定します。
<設定方法>
1)

上下矢印キーで変更するパラメーターにカーソルを合わせます。

2)

決定キー(✔)を押すとサブメニュー画面が現れます。
※左右矢印キーで値を選択することも可能です。

3)

サブメニュー画面で値を選択して、決定キーで設定します。

※ 選択ペア：
測定するペアを選択します。スナップショットの場合は、全ペアを選択可能です。測定時に選択したペアを使用してケーブルに接続します。
※ 印加電圧：測定ケーブルに流す電圧を選択します。HIVOLT オプション有効時は、MAX=500V です。
※ 最小印加電圧(連続測定時)：
設定した時間以上経過後に合否判定を行います。測定は、Stop ボタンを押さない限り停止しません。
※ 印加時間(スナップショット測定時)：
設定した時間で測定が自動停止して、合否判定を行います。

22

選択ペア

印加電圧

印加時間(スナップショット測定)

最小印加電圧(連続測定)

MAX-610: クイックガイド

3 メタルケーブルの測定 - 3.3 絶縁測定(メガー測定)

(4)

(5)

合否判定閾値を設定します。上下矢印キーで『閾値設定』選択し、決定キー(✔)でペアごとに閾値を設定します。


抵抗：しきい値を設定します。

タイプ：最小値もしくは最大値に対して合否判定を行います。



合否判定：合否判定を実行するか(有効)、実行しないか(無効)を設定します。

測定ケーブルを選択したペアに接続して、『Start/Stop』ボタンを押して測定を開始します。連続測定の場合は、最小時間経過後に再度、『Start/Stop』ボタンを押して測定を停止させます。スナップショット測定の場合は、設定した印加時間で停止します。
連続測定結果画面

MAX-610: クイックガイド

スナップショット測定結果画面

23

3 メタルケーブルの測定 - 3.3 絶縁測定(メガー測定)(6)

測定結果の保存およびレポート作成が可能です。測定終了後、画面下の『結果の保存』を選択します。
<測定結果データの保存>
1)

必要に応じて ID フィールドのユーザー名、ユーザーID などを入力します。

2)｢結果ファイル格納場所｣を選択します。USB メモリを接続している場合は、USB も選択可能です。

3)｢結果ファイル名｣を入力します。初期は、日時でファイル名が入力されています。

4)『保存』を選択します。自動的に保存されます。
結果の保存画面

保存完了画面<レポート作成>
1)

必要に応じて ID フィールドのユーザー名、ユーザーID などを入力します。

2)｢レポート形式｣を選択します。MHTML(初期値)、XML、HTML から選択可能です。

3)｢レポートファイル名｣を入力します。初期は、日時でファイル名が入力されています。

4)

USB メモリを接続後、『エクスポート』を選択します。USB メモリにレポートが保存されます。

※ レポートは、USB メモリのみ保存可能です。
※ USB メモリ内：\MaxTester\Copper\Results\Reports に保存されます。
結果の保存画面

24

保存完了画面

MAX-610: クイックガイド

4 その他の機能 - 4.1 ケーブルタイプ(ケーブル帳)

4

その他の機能4.1

ケーブルタイプ(ケーブル帳)

初期状態では、一般的なケーブルタイプが登録されています。ケーブルタイプの初期値設定/追加/変更など手順を以下に示します。
本体電源 ON 後、『ケーブルテスト』 → 『設定』 → 『ケーブル帳』を選択します。ケーブル帳の設定画面が起動します。
ホーム画面

4.1.1

メタル測定のメイン画面

設定画面

ケーブル帳画面

ケーブル選択ケーブルタイプ選択では、各測定時(TDR、RFL など)のケーブルタイプの初期値を設定することができます。測定頻度が多いケーブルタイプを選択しておくと便利です。
(1)

ケーブル帳画面で『ケーブル選択』を選択します。ケーブル選択画面が表示されます。
ケーブル帳メイン画面

MAX-610: クイックガイド

ケーブル選択画面

25

4 その他の機能 - 4.1 ケーブルタイプ(ケーブル帳)(2)「カスタムケーブル帳の選択」で登録されているケーブル帳を選択します。初期は、「FactoryDefaultBook」が登録されています<選択方法>(3)



左右矢印キーで選択

決定キー(✔)を押してサブメニューから選択「ケーブル帳」を選択後、下矢印キーで登録されているケーブルタイプを選択します。選択したケーブルタイプの詳細を見たい場合は、選択した状態のまま決定キーを押します。
ケーブル選択画面

ケーブル帳
ケーブルタイプ

26

MAX-610: クイックガイド

4 その他の機能 - 4.1 ケーブルタイプ(ケーブル帳)

4.1.2

ケーブル詳細ケーブル詳細では、登録されているケーブルタイプの詳細設定項目を確認することができます。また、追加したケーブルタイプについては、変更することも可能です。(初期登録のケーブルタイプは、変更できません。)(1)

ケーブル帳画面で『ケーブル詳細』を選択します。ケーブル詳細画面が表示されます。ケーブル詳細画面は、ケーブル選択(4.1.1 項)で選択したケーブル帳に登録済のケーブルタイプのみが表示されます。
ケーブル帳メイン画面(2)

ケーブル詳細画面

変更する場合は、変更するケーブル ID を選択して下矢印キーで変更する項目に移動して、決定キーで変更します。
変更後、『適用』をクリックします。
ケーブル詳細画面

ケーブル ID

各ケーブルパラメーター

MAX-610: クイックガイド

27

4 その他の機能 - 4.1 ケーブルタイプ(ケーブル帳)

4.1.3

ケーブル登録ケーブル登録では、新規にケーブルタイプを登録することができます。
(1)

ケーブル帳画面で『ケーブルの追加』を選択します。ケーブル追加画面が表示されます。
ケーブル帳メイン画面(2)

ケーブル追加画面

下矢印キーで各パラメーターに移動して決定キーで設定します。ケーブル ID については、自動で割り振られます。また、追加したケーブルタイプは、ケーブル帳の「CableBookSettings」に追加されます。
ケーブル追加画面
設定パラメーター


設定パラメーター 





28

ケーブル名
ケーブルゲージ(ケーブル径)
絶縁体
静電容量 T-R
静電容量 T/R～GND
抵抗減衰＠300kHz
伝播速度
温度

MAX-610: クイックガイド

4 その他の機能 - 4.1 ケーブルタイプ(ケーブル帳)

4.1.4

ケーブルのコピー

ケーブルのコピーでは、既に登録されているケーブルタイプの設定値を流用して新たに登録することができます。
(1)

ケーブル帳画面で『ケーブルのコピー』を選択します。コピー元のケーブルタイプを選択する画面が表示されます。上下矢印キーで選択して『コピー』を選択します。
※ コピー元選択画面は、ケーブル選択(4.1.1 項)で選択したケーブル帳に登録済ケーブルタイプのみが表示されます。
ケーブル帳メイン画面

ケーブルコピー画面

コピー元選択(2)

ケーブル帳「CableBookSettings」の「ケーブル詳細」画面が表示されます。コピー元のパラメーター値が入力されています。変更する場合は、上下矢印キーで移動して決定キーで値を変更します。変更後、『適用』を押して登録します。
※ パラメーターを変更しない場合は、『適用』が有効になりません。
ケーブル追加画面
設定パラメーター

設定パラメーター

MAX-610: クイックガイド






ケーブル名
ケーブルゲージ(ケーブル径)
絶縁体
静電容量 T-R
静電容量 T/R～GND
抵抗減衰＠300kHz
伝播速度温度29

4 その他の機能 - 4.1 ケーブルタイプ(ケーブル帳)

4.1.5

ケーブルの削除

ケーブルの削除では、登録したケーブルタイプを削除することができます。
(1)

ケーブル選択でケーブル帳を「CableBookSettings」を選択しておきます。ケーブル帳画面で『ケーブルの削除』を選択します。ケーブル削除画面が表示されます。
※ CableBookSettings 以外が選択されている場合は、エラーメッセージが表示されます。

(2)

上下矢印キーで削除するケーブルタイプを選択して『削除』を押します。

(3)

確認メッセージが表示されるので『削除』を選択します。ケーブル帳画面に戻り削除されます。
ケーブル帳メイン画面

ケーブル削除画面

ケーブル削除画面

選択「CableBookSettings」以外を選択している場合

30

MAX-610: クイックガイド

4 その他の機能 - 4.1 ケーブルタイプ(ケーブル帳)

4.1.6

ケーブル帳のロード

ケーブル帳のロードでは、保存したケーブル帳を本体に登録することができます。
(1)

ケーブル帳画面で『ケーブル帳のロード』を選択します。ケーブル帳ロード画面が表示されます。
ケーブル帳メイン画面(2)

ケーブル帳ロード画面

ケーブ帳データが格納されている場所(MT 内部メモリか USB)を選択します。ファイルが保存されている場合は、ファイル名が表示されます。ロードするファイルを選択して『ロード』を押します。
※ USB が接続されていない場合に USB を選択した場合は、エラーメッセージが表示されます。
ケーブル帳ロード画面

ケーブル帳ロード画面

データ格納場所選択

ファイル選択MAX-610: クイックガイド

31

4 その他の機能 - 4.1 ケーブルタイプ(ケーブル帳)

4.1.7

ケーブル帳の保存

ケーブル帳の保存では、CableBookSettings のケーブル帳を保存できます。保存したケーブル帳を異なる MAX 本体にロードすることが可能です。
(1)

ケーブル帳画面で『ケーブル帳の保存』を選択します。ケーブル帳保存画面が表示されます。
ケーブル帳メイン画面(2)

ケーブル帳保存画面

ケーブル帳保存時のファイル名と保存先を選択して、『保存』を押します。
※ USB 保存時の保存フォルダー：USB\MaxTester\Copper\Cable_Book
ケーブル追加画面

ファイル名
保存先(MT 内部/USB)32

MAX-610: クイックガイド

4 その他の機能 - 4.1 ケーブルタイプ(ケーブル帳)【 製造元 】

EXFO Inc.
【 販売元 】
原田産業株式会社

情報通信チーム〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-2-1 東京海上日動ビル新館 5F
Tel：03-3213-8291 / Fax：03-3213-8399
URL：http://infocom.haradacorp.co.jp

MAX-610: クイックガイド

33