周波数ドメインの基礎学習・実験に最適!!
GRF-1300AとGSP-730をGRF-1300Aに付属のケーブル(SMA)とN型コネクタで接続して各種の測定ができます。
FM変調の実験用
接続例

スペクトラムアナライザ

GSP-730 価格はお問い合わせください。

SMAコネクタ
SMA(J/F)～N(J/F)

3GHzスペクトラムアナライザ：GSP-730

RF通信トレーナ：GRF-1300A【 GRF-1300Aの付属品 】
RFケーブル100mm×2、RFケーブル800mm×1、アンテナ（800～1000MHz）×1
電源コード×1、CD（ユーザーマニュアル、PCソフトウェア）×1、N-SMAアダプタ×1

GSP-730の測定画面

特徴
周波数範囲 : 150kHz ~ 3GHz
RBW範囲 : 30kHz, 100kHz, 300kHz, 1MHz
● 表示ノイズレベル : -100dBm● RBWレンジ : 30kHz, 100kHz,300kHz, 1MHz
● ACPR/CHPW/OCBW 測定機能
● リミットライン機能● マーカ機能：マーカ5個、ピーク検索、ピークマーカ● 分割画面機能：上下2分割● 各機能をアイコンで表示● 3トレース：各トレース(A、B、C)を異なる色で表示● インターフェース : USBデバイス/ホスト● 5.7インチ液晶ディスプレイ
● ビデオ出力：VGA出力で大型画面に出力可能●●正弦波 2MHz

三角波：2MHz

方形波：2MHz

FM変調波

3 トレース

ACPR測定マーカ番号、周波数、振幅

RF通信トレーナ

マーカ

GRF-1300A 価格はお問い合わせください。
マーカテーブル

USB経由でPCからシステムをコントロールで実験を進行できます。
また、プログラミングの学習にも適しています。
特長●

RF周波数：870～920MHz
AM変調とFM変調● トラブルシューティングの学習用に8種類の不良状態をシュミレーションする5個のON/OFFスイッチと5個テストポイント● USBデバイスポート：PCリモート用● Mixer & 2.4GHzバンドパスフィルタ●

GSP-730・GRF-1300A コントロールソフトウェアと画面イメージの取得
同時も個別もコントロール可能
GSP-730の画面イメージをキャプチャ

出力波形：
正弦波：0.1～3MHz、10kHzステップ
方形波：0.1～3MHz、10kHzステップ
三角波：0.1～3MHz、10kHzステップ●

GSP-730の仕様

周波数範囲
分解能確度
スパン設定
分解能帯域幅(RBW) RBW範囲
RBW 確度単側帯波位相ノイズ
周波数

振幅

入力

スイープ
操作機能

一般仕様

その他

固有スプリアス応答
リファレンスレベル設定範囲
確度
振幅目盛
振幅表示単位
平均ノイズレベル
周波数特性
入力端子形状入力インピーダンス
VSWR
入力損傷レベル
スイープ時間
確度
周波数設定
スパン設定
振幅設定
Auto Set
マーカ
ピーク詮索
マーカ移動
リミットライントレース
画面分割機能表示言語
保存/呼び出しディスプレイインターフェース
ビデオ出力端子
電源電圧・消費電力
寸法・質量
付属品

150kHz～3GHz
0.1MHz±50kHz(周波数スパン：0.3GHz～2.6GHz、20℃±5℃)
1MHz～3GHz、ゼロスパン、フルスパン
帯域幅 3dB：30k, 100k, 300k, 1MHz±25%
-85dBc/Hz(代表値、1GHzにてオフセット：500kHz、RBW : 30kHz、スイープ時間：1.5s、スパン：1MHｚ)-45dBc@リファレンスレベル -40dBm（代表値-50dBc未満）+20～-40dBm±2dB @1GHz、スパン：5MHｚ
10、5、2、1dB/div
dBm、dBV、dBμV≦-100dBm (代表値、センタ周波数：1GHz、RBW : 30kHz)≦±3.0 dB @300MHz～2.6GHz≦±6.0 dB @80～300MHz、2.6～3GHz
N型、メス
50Ω
< 2.0 @入力ATT ≧10dB+30dBm、CW 平均電力、+25 VDC
300ms～8.4s、自動設定（手動変更はできません）
2％以内（周波数スパン：フルスパン）
スタート周波数、ストップ周波数、センタ周波数、ステップ周波数
ゼロスパン、フルスパン、ラストスパン
リファレンスレベル、スケール、単位(dBm...)2段階（フルスパン/0Hz～100MHzのスパン）で信号ピークを検出し、画面に表示5個のマーカとデルタマーカ
Peak、Next Peak、Next Peak Left、Next Peak Right
センタ、リファレンスレベル、スタート、ストップ
設定可能、GO/NoGoテスト
3トレース（A、B、C）、ピークホールド、トレース演算、最小ホールド
単一表示/2分割表示（別々に設定可能）
中国語、英語内部メモリ：設定5個、波形5個
外部USBフラッシュメモリへ波形、設定を保存/呼び出し、画面イメージを保存可能
5.7インチ カラーTFT液晶ディスプレイ、680×480
RS-232C；D-sub 9ピン、USBデバイスポート
背面D-sub 15ピン、VGAビデオ出力端子AC100V～240V、50/60Hz、約82W
296（W)×152（H)×115.1（D)mm、約2.2ｋｇ
クイックスタートガイド , CD (ユーザマニュアル+ Software)電源コード

本仕様は、特に指定がない場合、室温が20℃～30℃で電源投入後、少なくとも30分間のウォームアップした状態のときに適用されます。

GRF-1300Aの仕様

RF/FM 発振器
FM 変調
AM 変調
Mixer
Mixer+ 変調
バンドパスフィルタ
インタフェース
寸法・質量波形
周波数範囲
振幅
高調波ひずみ
周波数確度振幅範囲
電力レンジ
最大周波数偏移
ピーク偏差
LO+IF
LO-IF

正弦波、方形波、三角波
0.1 ～ 3MHz、ステップ︓10kHz
1.5Vpp 以上 (50 Ω終端時︓0.75Vpp 以上）-30dBc 以下± 0.15MHz
45MHz 以上 (870M ～ 920MHz)、ステップ︓1MHz-15dBm 以上>3MHz-18dBm 以上≧ -35dBm≧ -35dBm≧ -60dBm
中心周波数︓2.4GHz、バンド幅︓± 20MHz
USB デバイスポート
PC コントロール用
165（W) × 155（H) × 90（D)mm、約 1.2kg

寸法図

単位：mm
G S P-730

Spectrum Analyzer
150kHz 3 GHz

MarkerFrequency

Pea k
Sea r chSpan

BW

PresetTrace

Hardcopy

F1Ampl itude

Meas

Displ ay

Autoset

Limit Li ne

MemoryH ar dcopy
Set upF2System

142.0

ベースバンドF3F4F5F67894561

230

G H z/SecdB

M H z/m Sec

kH z/mSec

BKEnter

SP152.0

GRF-1300A の仕様

RF N
I PUT50Ω

DC ±25VMAX.
+30dBm MAX.

296.0

105.0
115.1

USBデバイス
RS-232C
VGA出力

2022.04.12 JGSP7302204K (TTCWEB) Printed in Japan.

[ HOME PAGE ] https://www.texio.co.jpउਖः়ॎच▶
ढ़ॱটॢட੷