R&S®RTM3000
オシロスコープ
Power of ten❙❙100 MHz～1 GHz❙❙10ビットADC❙❙80 Mサンプルの標準メモリ❙❙10.1 インチ静電容量式タッチスクリーン﻿Product Brochure | Version 04.01

year

RTM3000_bro_ja_5214-9144-16_v0401.indd 1

30.01.2018 15:44:16

R&S®RTM3000
オシロスコープ
概要
R&S®RTM3000は、日常的な問題解決ツールとして設計されています。Power ofTen（10ビットADC、10倍のメモリ、10.1
インチ タッチスクリーン）と、すべてのローデ・シュワルツ製プローブに使用できる
ローデ・シュワルツ・プローブ・インタフ
ェースが搭載されたオシロスコープです。
ローデ・シュワルツは、無線通信のすべてのフィールド
で高品質、高精度、イノベーションを提供します。ローデ・シュワルツは、独立したファミリー企業として自己資本による資金調達で成長を続けています。弊社は長期的に、お客様の利益を創出する事業計画を行っています。ローデ・シュワルツ製品のご購入は、将来に対する投資になります。

クラス最高の解像度（1280×800ピクセル）を備えた静電容量式の10.1インチ大型ディスプレイはまさにスマートフ
ォンのように動作します。画面にタッチするだけで瞬時にポップアップメニューに移動でき、ジェスチャー操作による波形のスケール設定／ズーム／移動を容易に行うことができます。
10ビットA/Dコンバーターは、従来の8ビットA/Dコンバー
ターの4倍も分解能が向上しています。信号がより詳細に確認可能になり、シャープな波形が得られます。
すべてのチャネルがアクティブな場合でも、1チャネルあたり40 Mサンプルのメモリ容量を使用できます。インター
リーブ時には80 Mサンプルを使用して長時間の信号シーケ
ンスを捕捉でき、詳細な解析結果を取得できます。
ほぼ全てのローデ・シュワルツのプロービングソリューシ
ョンにローデ・シュワルツ・プローブ・インタフェースを使用でき、あらゆるDUTに適切に接続できます。
R&S®RTM3000は、単なるオシロスコープではありません。
ロジック・アナライザ、プロトコル・アナライザ、波形発生器、パターンジェネレーター、デジタル電圧計が内蔵されています。さらに周波数解析やマスクテスト、長時間のデータを捕捉するための専用モードも備えています。あらゆる電子システムを、短時間で効率良くデバッグできま
す。R&S®RTM3000は非常に魅力的な価格で提供されており、投資保護に対する重要な条件を満たしています。

2

RTM3000_bro_ja_5214-9144-16_v0401.indd 2

30.01.2018 15:44:17

R&S®RTM3000
オシロスコープ
主な利点と特長
大信号と小信号の同時表示でも高分解能を維持❙❙ 10ビット垂直分解能❙❙ 500 µV/div：全測定帯域で低ノイズ▷▷ ページ 4

ピンチイン／アウトをサポートする10.1インチ高解像
度静電容量式タッチスクリーン❙❙ 10.1インチ 高解像度静電容量式タッチディスプレイ
❙❙ スマートフォンと同様のジェスチャー操作をサポート❙❙ 重要なツールへの素早いアクセス▷▷ ページ 6

パワー解析に最適▷▷ ページ 10

スペクトラム解析：時間と周波数間の相互作用の特定▷▷ ページ 12

プロトコル解析：シリアルバスの効率的なデバッグ▷▷ ページ 13

全帯域幅による測定でも長時間捕捉を実現❙❙ 標準で40 Mサンプル、インターリーブ時で80 Mサンプルを実現❙❙ セグメントメモリ：400 Mサンプル、ヒストリー機能付き❙❙ 常に高速サンプリングレートを維持▷▷ ページ 5

最適なプローブによる最高の測定▷▷ ページ 14

ローデ・シュワルツのエンベディッド・オシロスコープ
R&S®RTC1000

R&S®RTB2000

R&S®RTM3000

R&S®RTA4000

オシロスコープのチャネ
ル数

2

2/4

2/4

4

帯域幅（MHz）

50、70、100、200、300

70、100、200、300

100、200、350、500、1000

200、350、500、1000

最大サンプリングレート（GSa/s）

1（チャネルあたり）、
2（インターリーブ時）

1.25（チャネルあたり）、
2.5（インターリーブ時）

2.5（チャネルあたり）、
5（インターリーブ時）

2.5（チャネルあたり）、
5（インターリーブ時）

最大メモリ容量（Mサンプル）

1（チャネルあたり）、
2（インターリーブ時）

タイムベース確度（ppm）

50

10（チャネルあたり）、
20（インターリーブ時）、
160 Mサンプル（オプション）のセグメントメモリ
2.540（チャネルあたり）、
80（インターリーブ時）、
400 Mサンプル（オプション）のセグメントメモリ
2.5100（チャネルあたり）、
200（インターリーブ時）、
1 Gサンプル（標準）のセグ
メントメモリ
0.5

垂直ビット数（ADC）

8

10

10

10

最小入力感度

1 mV/div

1 mV/div

500 µV/div

500 µV/div

ディスプレイ6.5インチ、
640×480ピクセル

更新頻度

10,000波形／秒

10インチ静電容量式タッチスクリーン、
1280×800ピクセル
50,000波形／秒

10インチ静電容量式タッチス
クリーン、
1280×800ピクセル
64,000波形／秒

10インチ静電容量式タッチス
クリーン、
1280×800ピクセル
64,000波形／秒

MSO

8チャネル、1 GSa/s

16チャネル、2.5 GSa/s

16チャネル、5 GSa/s

16チャネル、5 GSa/s

プロトコル（オプション）

I2C、SPI、UART/RS-232/
RS-422/RS-485、CAN、LIN

I2C、SPI、UART/RS-232/
RS-422/RS-485、CAN、LIN

ジェネレーター1 信号発生器、4ビット・
パターン・ジェネレーター+、–、*、/、FFT（128kポ
イント）

1 ARB、4ビット・パター
ン・ジェネレーター+、–、*、/、FFT（128kポ
イント）

ローデ・シュワルツ・プローブ・インタフェース––

I2C、SPI、UART/RS-232/RS422/RS-485、CAN、LIN、オーディオ（I²S/LJ/RJ/TDM）、ARINC、MIL
1 ARB、4ビット・パターン・
ジェネレーター+、–、*、/、FFT（128kポイ
ント）、
21種類の高度な演算
標準

I2C、SPI、UART/RS-232/
RS-422/RS-485、CAN、LIN、オーディオ(I²S)、ARINC、MIL
1 ARB、4ビット・パター
ン・ジェネレーター+、–、*、/、FFT（128kポイ
ント）、
21種類の高度な演算
標準

RF機能

FFT

FFT

スペクトラム解析

スペクトラム解析

演算

Rohde & Schwarz R&S®RTM3000 オシロスコープ 3

RTM3000_bro_ja_5214-9144-16_v0401.indd 3

30.01.2018 15:44:17

大信号と小信号の同時表示でも高分解能を維持
10ビットADC：1024レベル、8ビットADCの4倍の分解能
500 µV/div：全帯域幅、
ソフトウェアによるズームではありません

10ビット垂直分解能
R&S®RTM3000の特長はローデ・シュワルツが設計した独自の10ビットA/Dコンバーターで、従来の8ビットA/Dコン
バーターの4倍もの分解能を実現しています。
分解能の向上により、シャープな波形が得られるため、他の製品では見逃されてしまう信号の詳細を確認できます。
例として、スイッチング電源の特性評価があげられます。
スイッチング・デバイス電圧の全体像は、1回の捕捉デー
タ内における、オン / オフ時間の範囲で判定する必要があります。このため、高電圧と低電圧が1つのデータ内に存在するので、低電圧の正確な測定には8ビット以上の分解能が必要となります。

500 µV/div：全測定帯域で低ノイズ

R&S®RTM3000 オシロスコープは、最小500 µV/divという非常に優れた感度を備えています。従来のオシロスコー
プでは、ソフトウェアによるズームまたは帯域幅の制限を行わない限り、このレベルの感度を実現できませんでした。R&S®RTM3000 オシロスコープは、信号の真のサンプ
リングポイントを全測定帯域幅で –たとえ500 µV/divでも – 表示できます。これにより、高い測定確度を保証しています。
画面上に表示された信号の確度は、オシロスコープの固有ノイズに依存します。R&S®RTM3000 オシロスコープは、
低ノイズフロントエンドと最先端のA/Dコンバーターを使用して、最小垂直分解能でも正確な測定を実行できます。

ローデ・シュワルツが設計した10ビットA/Dコンバーターが、最高の分解能で最高の信号再現性を保証します。

10ビットA/Dコンバーター：微小信号でも詳細を表示
従来のオシロスコープ❙❙ 8ビット垂直分解能

R&S®RTM3000❙❙ 10ビット垂直分解能

1 V信号に対して高分解能

4 mV

1 mV

4

RTM3000_bro_ja_5214-9144-16_v0401.indd 4

30.01.2018 15:44:20

全帯域幅による測定でも長時間捕捉を実現

80 Mサンプル：標準捕捉
メモリ、従来の8～40倍の容量
5 Gサンプル：高速なサンプリングレート
400 Mサンプル：セグメントメモリ

標準で40 Mサンプル、インターリーブ時で80 Mサン
プルを実現

セグメントメモリ：400 Mサンプル、ヒストリー機能付き

R&S®RTM3000は、クラス最高のメモリ容量を備えています。1チャネルあたり40 Mサンプル、インターリーブモー
ドでも80 Mサンプルのメモリを利用できます。これは、同
じ測定器クラスの同様のオシロスコープの8倍以上の容量です。高いサンプリングレートでも長時間の収集シーケン
スを捕捉して、例えばスイッチング電源のトランジェント
解析で、詳細な解析結果を取得できます。

R&S®RTM-K15オプションを大容量セグメントメモリと一緒に使用すれば、長期間にわたって信号シーケンスを確認／解析できます。例えば、I2C、SPIなど、通信ギャップを持つプロトコルベース信号を、数秒または数分にわたって捕捉できます。セグメントサイズは10 kサンプルから80
Mサンプルまで変更できるので400 Mのサンプルメモリを有効に活用して、34,000を超える個別のパケット／フレー
ムを記録できます。

長期間に渡るパルスド信号およびバースト信号の捕捉／解析。400 Mサ

ヒストリーモードでは、最大400 Mサンプルのセグメント
メモリを最大限に使用して過去のデータをさらに解析できます。マスクテスト、QuickMeas、FFTなどの機能を使用すれば、より詳細な解析も可能です。

ンプルの大容量セグメントメモリは、このクラスで独自のものです。

常に高速サンプリングレートを維持

高速サンプリングレートを提供する他のオシロスコープよりも確実に、異常信号や問題となるイベントを検出します。シリアルプロトコルを解析する場合など、多くのアプ
リケーションでは長時間の捕捉サイクルが必要です。最大5 GSa/sのサンプリングレートと最大80 Mサンプルのメモ
リ容量を備えたR&S®RTM3000 オシロスコープは、こうした場合に威力を発揮します。長時間のシーケンスにわたる
信号も、正確に細部まで表示されます。

同等クラスの従来のオシロスコープと比較して8～40倍のメモリ容量
クラス最高の400 Mサンプルのメモリで長時間の捕捉が可能
R&S®RTM3000

同クラスの
オシロスコ
ープ
10

標準メモリ

80

400

オプションのセグメントメモリ

Rohde & Schwarz R&S®RTM3000 オシロスコープ 5

RTM3000_bro_ja_5214-9144-16_v0401.indd 5

30.01.2018 15:44:21

ピンチイン／アウトをサポートする10.1
スクリーン
使用頻度の高いツールへの高速アクセス❙❙ 解析ツールのドラッグ・アンド・ドロップ操作❙❙ 各機能にアクセスするためのツールバー❙❙ 各機能を直感的に設定できるサイドバー

容易にカスタマイズできる
R&S®SmartGrid技術による波形表示❙❙ 設定可能なディスプレイ
❙❙ サイズ調整が可能な波形エリア❙❙ すべての軸上に表示されるスケール

わずか10秒の起動時間

内蔵の任意波形発生器／パターンジェネレーター（最大50 Mbit/s）❙❙ 正弦波、方形波／パルス、
ランプおよびノイズ波形出力❙❙ 任意波形ファイルおよび4ビット信号パターンの出力

6

RTM3000_bro_ja_5214-9144-16_v0401.indd 6

30.01.2018 15:44:22

る10.1インチ高解像度静電容量式タッチ

ピンチイン／アウトをサポートする10.1インチ高解像度静電容量式タッチスクリーン❙❙ スケーリングとズーミングのピンチイン／アウトのサポート❙❙ 高解像度：1280×800ピクセル❙❙ より詳細な信号に対応する12本の水平グリッドライン

ボタンを押すだけで簡単保存❙❙ スクリーンショットや設定の保存一体型ロジック・アナライザ（MSO）❙❙ 16個のデジタルチャネルを追加❙❙ 組み込み設計のアナログ／デジタ
ルコンポーネントの同期解析と時間相関解析❙❙ 後付け可能

選択されているチャネルを示す色分
けされたボタン

QuickMeas：ボタンを押すだけで測定結果を取得❙❙ 測定信号の主要な測定結果を、グ
ラフィック表示

アクティブ・プローブ・インタフェース❙❙ プローブの自動検出／電源供給❙❙ プローブインタフェース付きのローデ・シュワルツ製プローブを使用可能❙❙ 30種類以上のプローブに対応

Rohde & Schwarz R&S®RTM3000 オシロスコープ 7

RTM3000_bro_ja_5214-9144-16_v0401.indd 7

30.01.2018 15:44:23

複数機能を1台に搭載したオシロ
スコープ
オシロスコープ

最大5 GSa/sのサンプリングレートと最大80 Mサンプルのメモリ容量を備えたR&S®RTM3000 オシロスコープは、このクラスで最高の性能を備えています。64, 000波形／秒以上の波形更新レートにより、異常信号を確実に捕捉する応答性に優れたオシロスコープを実現しています。QuickMeas、マスクテスト、FFT、演算、カーソル、統計を含む自動測定などのツールも内蔵されています。

ロジック・アナライザ
R&S®RTM3000にR&S®RTM-B1オプションを搭載すれば、16個のデジタルチャネルを追加して直感的に操作できるMSOに変更できます。
本機は組み込み設計のアナログ／デジタルコンポーネントから信号を捕捉して、同期解析や時間相関解析が可能です。例えば、カーソル測定を使用してA/Dコンバーターの入出力間の遅延を簡単に計測することができます。

プロトコル・アナライザ
I2C、SPI、CAN/LINなどのプロトコルは、集積回路間での制御メッセージの転送によく用いられます。R&S®RTM3000には、シリアルイン
タフェースのプロトコル専用トリガ／デコード向けの汎用的なオプシ
ョンがあります。関連するイベントやデータを選択して捕捉／解析できます。ハードウェアベースで実装されているため、長時間の捕捉であってもスムーズな操作と高い更新レートが保証されます。これは、複数のパケット化されたシリアルバス信号を捕捉する場合などに有利です。

波形発生器とパターンジェネレーター

内蔵のR&S®RTM-B6 波形発生器／パターンジェネレーター（最大50 Mbit/s）は、教育目的やプロトタイプハードウェアを実装するのに便利です。一般的な正弦波、方形波／パルス波、ランプ波、ノイズ
波以外にも、任意波形や4ビットの信号パターンを出力できます。波
形やパターンは、CSVファイルとしてインポートできるだけでなく、オシロスコープの波形からコピーすることもできます。信号を再生する前に信号をプレビューして、信号が正常かどうかを短時間で確認できます。I2Cや、SPI、UART、CAN/LINなどで用いるために事前に定義されたパターンを使用することもできます。

8

RTM3000_bro_ja_5214-9144-16_v0401.indd 8

30.01.2018 15:44:24

ビデオ
デジタル電圧計
R&S®RTM3000は、各チャネルに3桁の電圧計（DVM）と6桁の周波数カウンターが内蔵されていて同時測定が可能です。DC、AC＋DC（RMS）、AC（RMS）などを測定できます。

周波数解析モード

検出困難な異常の多くは、時間信号と周波数信号の間の相互作用から生じます。R&S®RTM3000のFFT機能は、中心周波数とスパンを入力
してボタンを押すだけで起動します。R&S®RTM3000 オシロスコープの高性能FFT機能は、最大128 kポイントで信号を解析できます。これ以外のツールとしては、周波数ドメインでのカーソル測定や自動設
定があります。

マスク・テスト・モード

マスクテストは、特定の信号が許容範囲内にあるかどうかを短時間で明らかにします。マスクによって、統計的な合否判定に基づいてDUTの品質／安定性を評価できます。異常信号と想定外の結果を短時間で識別できます。マスク違反があった場合は測定が停止します。違反が発生するたびに、R&S®RTM3000のAUX-OUTコネクタにパルスを出力することができます。このパルス出力は、測定設定において外部装
置のトリガとして使用することができます。

ヒストリーとセグメント・メモリ・モード

R&S®RTM-K15 ヒストリー／セグメント・メモリ・オプションにより、メモリを40 Mサンプルから400 Mサンプルに拡張できます。過去の捕捉データ全体をスクロールし、プロトコルデコードやロジック
チャネルなどのツールを使用してデータを解析できます。シリアルプ
ロトコルとパルスシーケンスは、中断することなく連続して記録されます。

Rohde & Schwarz R&S®RTM3000 オシロスコープ 9

RTM3000_bro_ja_5214-9144-16_v0401.indd 930.01.2018 15:44:25

パワー解析に最適❙❙ スイッチング電源の入力／出力／伝達関数の解析❙❙ 測定ウィザードにより高速に結果を入手❙❙ 短時間で簡単にレポート作成❙❙ EN、MIL、RTCA規格に準拠した高調波電流解析

最大10ビットの分解能でパワー信号を詳細に確認

パワー測定では、ダイナミックレンジが広い信号の細部が問題になることがあります。例としては、MOSFETのRDS（on）の検証があります。R&S®RTM3000 オシロスコープの高いADC分解能により、垂直軸分解能が最大10ビットに向上します。従来は確認できなかった信号の細部の表示および測定が可能になります。RDS(on)の場合は、スイッチを閉じたときのドレイン­ソース間電圧のスロープを測定することができます。

パワー測定用プローブの広範なポートフォリオ

パワー測定には、適切な測定レンジに対応できる正確な電圧／電流プローブが不可欠です。ローデ・シュワルツはさ
まざまなパワーアプリケーション向けにμAからkAまで、
また、μVからkVまでの広範なプローブのポートフォリオを提供しています。

豊富な機能、堅牢な設計、省スペースを実現した、パワー測定に最適なオシロスコープです。

10

RTM3000_bro_ja_5214-9144-16_v0401.indd 10

30.01.2018 15:44:28

パワーエレクトロニクスの特性評価専用の測定機能解析ツールは、電流および電圧の供給回路を開発する際の検証／デバッグをサポートします。R&S®RTM-K31 パワー
解析オプションを使用すれば、オン／オフ動作、回路全体の内部伝達関数、安全動作領域（SOA）、出力信号品質、損失の解析を実行できます。

高調波電流制限のための規格

アプリケーションによっては、スイッチング電源を開発する際に高調波電流を制限するさまざまな規格に準拠する必要があります。R&S®RTM-K31オプションは、従来のすべての規格をテストするユーザーを支援します。EN 610003-2クラスA, B, C, D、MIL-STD-1399、およびRTCA DO160に対応しています。

簡単かつ詳細なパワー解析レポートを作成

ボタンを押すだけで、結果をテストレポートに追加できます。このレポートには、現在のセットアップおよび構成が記載されます。R&S®Oscilloscope Report Creatorを使用して、レポートを作成できます（ローデ・シュワルツのウェブサイトで無料で利用できます）。レポートの詳細内容を定義し、レイアウトをカスタマイズすることができます（
会社のロゴを追加するなど）。最終的な出力フォーマット
は.pdfです。

R&S®RTM-K31オプションの測定機能
測定

測定機能

電流高調波成分❙❙ EN 61000-3-2クラスA, B, C, D❙❙ MIL-STD-1399❙❙ RTCA DO-160❙❙ 突入電流❙❙ 電力品質❙❙ 消費電力❙❙ 変調解析❙❙ スルーレート❙❙ ダイナミックオン抵抗❙❙ 安全動作領域（SOAマスクエディター）❙❙ オン／オフ❙❙ スイッチング損失❙❙ 電力効率❙❙ 出力リップル❙❙ 過渡応答❙❙ 出力スペクトラム

入力

電力変換装置制御

電力経路

出力

オンラインヘルプによる迅速かつ容易なテストRohde & Schwarz R&S®RTM3000 オシロスコープ 11

RTM3000_bro_ja_5214-9144-16_v0401.indd 11

30.01.2018 15:44:28

スペクトラム
解析：時間と周波数間の相互作用の特定スペクトログラム：時間に対する変化
ピークマーカー：
自動配置
高速かつ正確な解析

検出困難な異常の多くは、時間信号と周波数信号の間の相互作用から生じます。R&S®RTM-K18 スペクトラム解析／
スペクトログラムオプションによって、こうした異常を検知できます。スペクトラム・アナライザと同様に、中心周波数や分解能帯域幅などのパラメータを特定の測定作業に適用できます。オシロスコープが関連するタイムドメイン
設定を自動的に選択します。最適な性能によって、同じクラスのオシロスコープと比較して圧倒的に高速なマルチド
メイン解析を確実に実行できます。

パラレル動作：周波数と時間の相関

高度なエレクトロニクスは、プロトコルベースのインタフ
ェース、デジタル／アナログ／周波数コンポーネントの間のシームレスな動作設計に基づいたものです。このため、すべてのコンポーネントの同時解析が不可欠です。時間、周波数、プロトコルの情報の相関をとれば、時間による動作の基準を短時間で把握できます。測定ウィンドウによって特定の領域の記録を選択できます。これを利用して、例
えば、周波数切り替え動作時のデータ捕捉を簡素化できます。

スペクトログラム：周波数の時間変化を表示

スペクトログラムは、時間変化する周波数スペクトラムを表示します。容易に判別できるように、振幅による色分けが可能です。FFTレートが高速なため、周波数変化が速い
場合でも表示できます。R&S®RTM-K15 ヒストリー／セグ
メント・メモリ・オプションを一緒に使用している場合
は、スペクトログラムマーカーによって捕捉時間が表示され、対応する時間波形と周波数波形を画面上にロードできます。すべてのR&S®RTM3000ツールを使用して、ロードされた波形を解析できます。

マーカー：ピークを自動的に検出マーカーが自動的に周波数ピークに配置されるので、高速な解析が可能です。ピークは、変更可能なスレッショルド
によって定義されます。変位や最大ピーク幅などのパラメータを調整して、より詳細な解析を行うことができます。
結果は表にまとめられます（絶対値または特定の基準マー
カーに対する相対値）。デルタ測定を選択することにより、信号ピーク間の距離を容易に変更できます。

3種類のテスト信号表示：タイム
ドメイン（上）、スペクトログ
ラム（中央）、周波数ドメイン（下）。
12

RTM3000_bro_ja_5214-9144-16_v0401.indd 12

30.01.2018 15:44:29

プロトコル解析：
シリアルバスの効率的なデバッグ

シリアルバス用のプロトコルトリガ／デコード
1および0をカウントしてシリアルバスをデコードするのは手間がかかり、ミスが発生しやすい作業です。R&S®RTM3000は波形を特定のプロトコルにデコードして、このような処理を自動化しています。さらに、プロ
トコルトリガによって、パケットやフレームの特定の部分に直接トリガがかかります。

セグメントメモリによる長時間捕捉

標準セグメントメモリは、シリアルプロトコルに最適です。これを使用すれば、パケット間の長いアイドル時間は無視して関連するパケット／フレームだけを捕捉できます。400 Mサンプル以上のセグメントメモリを使用すれ
ば、34, 000個を超えるタイムスタンプ付きのパケット／フレームを捕捉できます。

パケット／フレームの表

表によってすべての捕捉パケットを上位表現で表示できます。表はエクスポートも可能です。

サポートされるバス
組み込み

航空宇宙
自動車／車載機器、産業機器
オーディオ❙❙ I2C❙❙ UART/RS-232/RS-422/RS-485❙❙ SPI（2/3/4線）❙❙ MIL-STD-1553❙❙ ARINC 429❙❙ CAN❙❙ LIN❙❙ I2S/LJ/RJ/TDM

ハニカムフォーマットで表に表示されたデコード済みの16進数I²Cメ
ッセージ
Rohde & Schwarz R&S®RTM3000 オシロスコープ 13

RTM3000_bro_ja_5214-9144-16_v0401.indd 13

30.01.2018 15:44:29

最適なプローブによる最高の測定

ュワルツのアクティブプローブ上にあるマイクロボタンによって解決されます。ボタンはプローブチッブ上にあるので操作しやすく、実行／停止、自動設定、オフセット調整などのさまざまな機能を割り当てることができます。

R&S®ProbeMeter：正確なDC測定が可能な内蔵電圧計
オシロスコープの設定に関係なく、同じ接続で、波形だけ
でなく、非常に正確な電圧計を使用してDC値を確認することができます。
▷▷ 詳細については、次の製品カタログを参照してください。『プローブとアクセサリ - ローデ・シュワルツのオ
シロスコープ用』（PD 3606.8866.12）

30種類以上：専用プローブ
マイクロボタン：容易なオシロの制御
0.01 %の確度：R&S®ProbeMeter

あらゆる測定作業に対応した多彩なプローブ

ローデ・シュワルツでは、あらゆる測定作業に使用できる
高品質なパッシブ／アクティブプローブのポートフォリオをご用意しています。アクティブプローブは、入力イン
ピーダンスが1 MΩなので、信号源の動作点での負荷をきわめて小さくできます。また、高周波でもダイナミックレ
ンジが非常に広いため、信号歪みを防ぐことができます。
例えば、アクティブ・シングルエンド・プローブの場合
は、1 GHzで60 V（Vpp）となります。

パワー測定のための広範囲なプローブポートフォリオ

パワー測定用プローブのポートフォリオとして、µAからkAまで、µVからkVまでのさまざまな電圧／電流範囲に対応したアクティブプローブとパッシブプローブが用意されています。また、DCパワーレールの小さい歪みや散発的な歪みを検出するためのパワーレール専用プローブも提供されています。

オシロの制御に便利なマイクロボタン

次のような状況がよくあります。慎重にプローブを被試験デバイスに接触させて測定を開始しようとした時に、両手が塞がっているという状況です。このような問題は、ローデ・シ
プローブ型

標準パッシブプローブ

実用的なデザイン：オシロの制御に便利なマイクロボタン。さまざまな種
類のプローブチップとグランドケーブルが、標準アクセサリとして付属し
ています。

最適な測定

シングルエンド電圧、最大帯域幅500 MHz

推奨プローブR&S®RT-ZP05SがR&S®RTM3000に標準で付属

アクティブ広帯域プローブ

シングルエンド電圧、最大帯域幅2.5 GHz

R&S®RT-ZS10E、R&S®RT-ZS10、R&S®RT-ZS20

パワー・インテグリティー・プ
ローブ
高電圧プローブ

2 GHz帯域幅よりも広い、大きなオフセット信号によるパワー
レール上の障害
シングルエンド／差動電圧、最大6 kV

R&S®RT-ZPR20

電流プローブµA～kAの電流

EMC近磁界プローブ

EMIデバッグ、最大3 GHz

R&S®RT-ZHD007、R&S®RT-ZHD15、
R&S®RT-ZHD16、R&S®RT-ZHD60
R&S®RT-ZC05B、R&S®RT-ZC10B、
R&S®RT-ZC15B、R&S®RT-ZC20B、R&S®RT-ZC30
R&S®HZ-15

14

RTM3000_bro_ja_5214-9144-16_v0401.indd 14

30.01.2018 15:44:29

その他の特長...
❙❙ 効率的なレポート機能❙❙ ローカライズされたGUIおよびオンラインヘルプ❙❙ ソフトウェアライセンスによる完全アップグレードが可能❙❙ 機器アクセスのためのウェブサーバー機能❙❙ 多彩なプローブとアクセサリ

ニーズに合わせた拡張

R&S®RTM3000 オシロスコープは、プロジェクトの更新が必要な場合にも、シリアルプロトコルのトリガ／デコー
ド、ヒストリー／セグメントメモリモードなどの必要なソフトウェアライセンスをインストールするだけで、柔軟に対応できます。波形発生器、パターンジェネレータ
ー、MSOの機能が1)既に内蔵されているので、それを有効にするだけで済みます。帯域幅は、最大1 GHzまでキーコードでアップグレードできます。これらはすべて、簡単に後付けすることができます。
1)

R&S®RTM-B1 MSOオプションによって、さらに2本のロジックプローブと16個のデジタ
ルチャネルが追加されます。

多言語サポート：13言語から選択

R&S®RTM3000 オシロスコープのユーザーインタフェース
およびオンラインヘルプでは、13言語がサポートされています（英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、ロシア語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、日本語）。言語は、測定器の動作中に数秒で変更できます。

データの保護

安全な消去機能により、機密データを保護します。この機能により、デバイス設定や基準波形などのすべてのユーザ
ーデータが削除されます。

接続
R&S®RTM3000は、内蔵のUSBホスト／デバイスポートを介してPCに直接接続できます。USBホストを使用して、スクリーンショットや測定器の設定をUSBメモリに転送できます。メディア転送プロトコル（MTP）の実装により、シームレスな統合が保証されます。USBデバイスポートお
よびLANインタフェースを使用して、リモート制御が可能です。内蔵のウェブサーバー機能により、オシロスコープを制御してディスプレイ上の情報を大画面に表示させることもできます。シームレスなMATLAB®の統合などのための、データおよびプログラミングインタフェースが同梱されています。

USB MTPが実装されているので、ライブ・チャネル・データやスクリーンショットに容易にアクセ
スでき、オシロスコープをコンピューター環境に統合できます。

Rohde & Schwarz R&S®RTM3000 オシロスコープ 15

RTM3000_bro_ja_5214-9144-16_v0401.indd 15

30.01.2018 15:44:29

オシロスコープ・ポートフォリオ
R&S®ファミリー

RTH1000

RTC1000

RTB2000

RTM3000RT

帯域幅60/100/200/350/500 MHz 1)

50/70/100/200/300 MHz 1)

70/100/200/300 MHz 1)

100/200/350/500 MHz/1 GHz 1)

200

チャネル数

2＋DMM/4

2

2/4

2/4

4

V/div 1 MΩ

2 mV～100 V

1 mV～10 V

1 mV～5 V

500 µV～10 V

500

V/div 50 Ω–

500 µV～1 V

500

垂直軸

水平軸
サンプリングレート

各チャネル1.25 GSa/s（4チャネルモデル）、各チャネル2.5 GSa/s（2チャネルモデル）、
5 GSa/s（全チャネルインターリーブ）

各チャネル1 GSa/s
2 GSa/s（2チャネルインターリーブ）

各チャネル1.25 GSa/s、
2.5 GSa/s（2チャネルインターリー
ブ）各チャネル2.5 GSa/s、
5 GSa/s（2チャネルインターリーブ）

各チ
5 GS

最大メモリ
125 kサンプル（4チャネルモデル）、（各チャネル、1つのチャネ 250 kサンプル（2チャネルモデル）、ルがアクティブ）500 Mサンプル（セグメント・メモリ・モードでは50 Mサンプル2）

1 Mサンプル、2 Mサンプル

10 Mサンプル、20 Mサンプル（セグメント・メモリ・モードでは160 Mサンプル2)）

40 Mサンプル、80 Mサンプル（セグメント・メモリ・モードでは400 Mサンプル2)）

100
（セ
プル

セグメントメモリ

オプション

–

オプション

オプション

標準

波形捕捉レート

50,000波形／秒

10,000波形／秒

50,000波形／秒（高速セグメント・メモリ・モードでは300,000波形／秒2)）

64, 000波形／秒（高速セグメント・メモリ・モードでは700 ,000波形／秒2)）

64, 0
（高
では

高度なデジタルトリガ（14種のトリガタイプ）2)搭載（5種のトリガタイプ）

基本的なトリガ（6種のトリガタイプ）

基本的なトリガ（7種のトリガタイプ）

基本

トリガ
オプション

ミックスド・シグナル・オプション
デジタルチャネルの数1)

8

8

16

16

16

デジタルチャネルのサンプ
リングレート1.25 GSa/s

1 GSa/s

1.25 GSa/s

2本のロジックプローブ：
各チャネルで最大2.5 GSa/s、
1本のロジックプローブ：
各チャネルで最大5 GSa/s、

2本の
各チ
1本の
各チ

デジタルチャネルのメモリ

125 kサンプル

1 Mサンプル

10 Mサンプル

40 Mサンプル

100

カーソル測定タイプ

4

13

4

4

4

標準測定機能

33

31

31

31

31

マスクテスト

基本（信号の周りの許容マスク）

基本（信号の周りの許容マスク）

基本（信号の周りの許容マスク）

基本（信号の周りの許容マスク）

基本

解析

演算機能

基本

基本

基本

基本（演算の組み合わせ）基本

シリアル・プロトコル・ト
リガ／デコード1)

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/­RS-485、CAN、LIN、CAN-FD、SENT (7)

I2C、SPI、UART/RS-232/­RS-422/
RS-485、CAN、LIN (5)I2C、SPI、UART/RS-232/­RS-422/
RS-485、CAN、LIN (5)I2C、SPI、UART/RS-232/
RS-422/RS-485、CAN、LIN、I2S、
MIL-STD-1553、ARINC 429 (8)

I2C、
CAN
ARI

表示機能

データロガー––––

アプリケーション1)

高分解能周波数カウンター、高度なスペクトラム解析、高調波解析

デジタル電圧計（DVM）、コンポーネントテスタ、高速フーリエ変換（FFT）

デジタル電圧計（DVM）、高速フーリエ変換（FFT）

パワー、デジタル電圧計（DVM）、スペクトラム解析
およびスペクトログラム

パワム解

コンプライアンス試験1)

–

–

–

–

–

サイズおよび解像度7インチ、カラー、800×480ピクセル

6.5インチ、カラー、
640×480ピクセル

10.1インチ、カラー、
1280×800ピクセル

10.1インチ、カラー、
1280×800ピクセル

10.1

操作

タッチスクリーン操作、パラレルボタン
操作

高速ボタン操作

タッチスクリーン操作、パラレルボタン操作

タッ

サイズ（W×H×D、mm）

201×293×74

285×175×140

390×220×152

390×220×152

390

重さ（kg）

2.4

1.7

2.5

3.3

3.3

バッテリー

リチウムイオン、4時間以上の使用が可能

–

–

–

–

ディスプレイおよび操作

一般仕様

1)

アップグレード可能。		

2)

オプションが必要です。

16

RTM3000_bro_ja_5214-9144-16_v0401.indd 16

30.01.2018 15:44:32

)

RTA4000

RTE1000

RTO2000

200/350/500 MHz/1 GHz 1)

200/350/500 MHz/1/1.5/2 GHz 1)

600 MHz/1/2/3/4/6 GHz 1)

4

2/4

2/4（4 GHzおよび6 GHzモデルでは4チャネルのみ）

500 µV～10 V

500 µV～10 V

1 mV～10 V（500 μV～10 V）2)

500 µV～1 V

500 µV～5 V

1 mV～1 V（500 μV～1 V）2)

各チャネル2.5 GSa/s、
5 GSa/s（2チャネルインターリーブ）

各チャネル5 GSa/s

各チャネル10 GSa/s、
20 GSa/s（4 GHzおよび6 GHzモデルでは2チャネルインターリーブ）

100 Mサンプル、200 Mサンプル（セグメント・メモリ・モードでは1 Gサン
プル）

50 Mサンプル/200 Mサンプル

標準：50 Mサンプル/200 Mサンプル、
最大：1 Gサンプル/2 Gサンプル

標準

標準

標準

64, 000波形／秒（高速セグメント・メモリ・モード
では700 ,000波形／秒）

1,000,000波形／秒（ウルトラセグメント・メモリ・モードでは2,000,000波形／秒）

1,000,000波形／秒（ウルトラセグメント・メモリ・モードでは3,000,000波形／秒）

基本的なトリガ（7種のトリガタイプ）

高度なデジタルトリガ（13種のトリガタイプ）

高度なトリガ（ゾーントリガを含む）、デジタルトリガ（14種のトリガタイ
プ）2)

16

16

16

2本のロジックプローブ：
各チャネルで最大2.5 GSa/s、
1本のロジックプローブ：
各チャネルで最大5 GSa/s

5 GSa/s

5 GSa/s

100 Mサンプル

100 Mサンプル

200 Mサンプル

4

3

3

31

47

47

基本（信号の周りの許容マスク）

高度（自由に設定可能、ハードウェアベース）

高度（自由に設定可能、ハードウェアベース）

基本（演算の組み合わせ）高度（数式エディター）

高度（数式エディター）

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、
CAN、LIN、I2S、MIL-STD-1553、
ARINC 429 (8)I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN、
LIN、I2S、MIL-STD-1553、ARINC 429、
FlexRay™、CAN-FD、USB 2.0/HSIC、
イーサネット、マンチェスター、NRZ、SENT、SpaceWire、CXPI、USB電源供給、車載イーサネット
100BASE-T1 (19)

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN、LIN、I2S、MIL-STD-1553、ARINC 429、FlexRay™、CAN-FD、MIPI RFFE、USB 2.0/HSIC、MDIO、
8b 10b、イーサネット、マンチェスター、NRZ、SENT、MIPI
D-PHY、SpaceWire、MIPI M-PHY/­UniPro、CXPI、USB 3.1 Gen1、USBSSIC、PCIe 1.1/2.0、USB電源供給、車載イーサネット100BASE-T1 (27)–

ヒストグラム、トレンド、トラック2)

ヒストグラム、トレンド、トラック2)

パワー、デジタル電圧計（DVM）、スペクトラ
ム解析およびスペクトログラム

パワー、16ビット高分解能モード（標準）、高度なスペクトラム解析とスペクトログラム

パワー、16ビット高分解能モード（標準）、高度なスペクトラム解析とスペクト
ログラム、ジッタ、クロック・データ・リカバリ、I/Qデータ、RF解析––

各種オプションが利用可能です。詳細については、データシート（PD 3607.2684.22）を参照してください。

10.1インチ、カラー、1280×800ピクセル

10.4インチ、カラー、1024×768ピクセル

12.1インチ、カラー、1280×800ピクセル

390×220×152

427×249×204

427×249×204

3.3

8.6

9.6

–

–

–

）

ル

）

ク）

I2S、
)

タッチスクリーン操作、パラレルボタン操作

Rohde & Schwarz R&S®RTM3000 オシロスコープ 17

RTM3000_bro_ja_5214-9144-16_v0401.indd 17

30.01.2018 15:44:34

主な仕様
主な仕様

垂直軸システム
チャネル数

R&S®RTM3002、R&S®RTM30042、 4

帯域幅（－3 dB、50 Ω）

R&S®RTM3002/3004（
R&S®RTM-B2x2/-B2x3/-B2x5/-B2x10オプション
搭載）
R&S®RTM3002/3004（
R&S®RTM-B2x2/-B2x3/-B2x5/-B2x10オプション
搭載）

100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz

立ち上がり時間（理論値）

入力インピーダンス
入力感度

DCゲイン確度

3.5 ns、1.75 ns、1 ns、700 ps、350 ps

50 Ω±1.5 %（実測値）、
1 MΩ±1 %（実測値）|| 14 pF±1 pF（実測値）
すべてのレンジでの最大帯域幅（1 MΩ）

500 µV/div～10 V/div（50 Ω）

500 µV/div～1 V/div

オフセットおよび位置＝0、セルフアライメント後の最大動作温度変化±5 °C
入力感度＞5 mV/div

フルスケールの±1.5 %入力感度≦5 mV/div

フルスケールの±2 %ADC解像度

10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビット

データ捕捉システム
最大リアルタイム・サンプリング・
レート
データ捕捉メモリ

2.5 GSa/s、5 GSa/s（インターリーブ）
標準、
R&S®RTM-K15オプション搭載時

40 Mサンプル（80 Mサンプル、インターリーブ時）、
400 Mサンプルのセグメントメモリ

水平軸システム
タイムベース範囲

0.5 ns/div～500 s/divで選択可能

トリガシステム
トリガタイプ

標準

オプション

エッジ、幅、ビデオ（PAL、NTSC、SECAM、PALM、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p）、パターン、ライン、シリアルバス、タイムアウト
I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN/LIN、ARINC
429、MIL-STD-1553

MSOオプション
デジタルチャネル

16（2個のロジックプローブ）

サンプリングレート

1.25 GSa/s

データ捕捉メモリ

標準、
R&S®RTM-K15オプション搭載時

40 Mサンプル（80 Mサンプル、インターリーブ時）、
400 Mサンプルのセグメントメモリ

Hi-Z、 50 Ω

20 mV～5 V（Vpp）、10 mV～2.5 V（Vpp）

波形発生器
解像度、サンプルレート
振幅

14ビット、250 MSa/s

DCオフセットHi-Z、50 Ω±5 V、 ±2.5 V

信号フォーム周波数範囲

正弦波

0.1 Hz～25 MHz

パルス／矩形波

0.1 Hz～10 MHz

ランプ／三角波

0.1 Hz～1 MHz

ノイズ

最大25 MHz

サンプリングレート、 メモリ容量

最大10 MSa/s、32 kポイント

任意波形
一般仕様
スクリーン
インタフェース
可聴ノイズ
寸法
質量

1.0 mの距離における最大音圧
レベル
W×H×D

10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ（1280×800ピク
セル）
リモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USB
デバイス、LAN、強力ウェブサーバー
28.3 dB(A)390 mm×220 mm×152 mm（15.4インチ×8.66インチ×5.98
インチ）
3.3 kg18

RTM3000_bro_ja_5214-9144-16_v0401.indd 18

30.01.2018 15:44:34

オーダー情報
品名

型番

オーダー番号

オシロスコープ、100 MHz、2チャネル

R&S®RTM3002

1335.8794.02

オシロスコープ、100 MHz、4チャネル

R&S®RTM3004

1335.8794.04

R&S®RTM3000ベースモデルの選択

ベースユニット（付属の標準アクセサリ：各チャネルにつき1本の500 MHzパッシブプローブ、電源ケーブル）
必要な帯域幅アップグレードの選択
R&S®RTM3002 オシロスコープの帯域幅を200 MHz帯域幅にアップグレード

R&S®RTM-B222

1335.9003.02

R&S®RTM3002 オシロスコープの帯域幅を350 MHz帯域幅にアップグレード

R&S®RTM-B223

1335.9010.02

R&S®RTM3002 オシロスコープの帯域幅を500 MHz帯域幅にアップグレード

R&S®RTM-B225

1335.9026.02

R&S®RTM3002 オシロスコープの帯域幅を1 GHz帯域幅にアップグレード

R&S®RTM-B2210

1335.9032.02

R&S®RTM3004 オシロスコープの帯域幅を200 MHz帯域幅にアップグレード

R&S®RTM-B242

1335.9049.02

R&S®RTM3004 オシロスコープの帯域幅を350 MHz帯域幅にアップグレード

R&S®RTM-B243

1335.9055.02

R&S®RTM3004 オシロスコープの帯域幅を500 MHz帯域幅にアップグレード

R&S®RTM-B245

1335.9061.02

R&S®RTM3004 オシロスコープの帯域幅を1 GHz帯域幅にアップグレード

R&S®RTM-B2410

1335.9078.02

非MSOモデル向けミックスド・シグナル・アップグレード、400 MHz

R&S®RTM-B1

1335.8988.02

任意波形発生器／4ビット・パターン・ジェネレーター

R&S®RTM-B6

1335.8994.02

2

I C/SPIシリアルトリガ／デコード

R&S®RTM-K1

1335.8807.02

UART/RS-232/RS-422/RS-485 シリアルトリガ／デコード

R&S®RTM-K2

1335.8813.02

CAN/LINシリアルトリガ／デコード

R&S®RTM-K3

1335.8820.02

オーディオ（I2S、LJ、RJ、TDM）トリガ／デコード

R&S®RTM-K5

1335.8842.02

MIL-STD-1553シリアルトリガ／デコード

R&S®RTM-K6

1335.8859.02

ARINC 429シリアルトリガ／デコード

R&S®RTM-K7

1335.8865.02

ヒストリーおよびセグメントメモリ

R&S®RTM-K15

1335.8907.02

スペクトラム解析およびスペクトログラム

R&S®RTM-K18

1335.8913.02

パワー解析

R&S®RTM-K31

1335.8920.02

以下のオプションを含むアプリケーションバンドル：
R&S®RTM-K1、R&S®RTM-K2、R&S®RTM-K3、R&S®RTM-K5、R&S®RTM-K6、R&S®RTM-K7、R&S®RTM-K15、R&S®RTM-K18、R&S®RTM-K31、R&S®RTM-B6
追加するプローブの選択

R&S®RTM-PK1

1335.8942.02

500 MHz、10 MΩ、10:1、300 V、10 pF、5 mm

R&S®RT-ZP05S

1333.2401.02

500 MHz、10 MΩ、10:1、400 V、9.5 pF、2.5 mm

R&S®RTM-ZP10

1409.7550.00

38 MHz、1 MΩ、1:1、55 V、39 pF、2.5 mm

R&S®RT-ZP1X

1333.1370.02

1.0 GHz、10:1、1 MΩ、BNCインタフェース

R&S®RT-ZS10L

1333.0815.02

1.0 GHz、アクティブ、1 MΩ、ローデ・シュワルツ・プローブ・インタフェース

R&S®RT-ZS10E

1418.7007.02

1.0 GHz、アクティブ、1 MΩ、R&S®ProbeMeter、マイクロボタン、
ローデ・シュワルツ・プローブ・インタフェース
1.5 GHz、アクティブ、1 MΩ、R&S®ProbeMeter、マイクロボタン、
ローデ・シュワルツ・プローブ・インタフェース
アクティブ広帯域プローブ：差動

R&S®RT-ZS10

1410.4080.02

R&S®RT-ZS20

1410.3502.02

1.0 GHz、アクティブ、差動、1 MΩ、R&S®ProbeMeter、マイクロボタン、10:1外部アッテネータ、1 MΩ、70 VDC、46 VAC（ピーク）、ローデ・シュワルツ・プローブ・インタフェース付属
1.5 GHz、アクティブ、差動、1 MΩ、R&S®ProbeMeter、マイクロボタン、
ローデ・シュワルツ・プローブ・インタフェース
パワー・レール・プローブ

R&S®RT-ZD10

1410.4715.02

R&S®RT-ZD20

1410.4409.02

2.0 GHz、1:1、50 kΩ、±0.85 V、±60 Vオフセット、ローデ・シュワルツ・プロー
ブ・インタフェース
高電圧シングルエンド・パッシブ・プローブ

R&S®RT-ZPR20

1800.5006.02

250 MHz、100:1、100 MΩ、850 V、6.5 pF

R&S®RT-ZH03

1333.0873.02

400 MHz、100:1、50 MΩ、1000 V、7.5 pF

R&S®RT-ZH10

1409.7720.02

400 MHz、1000:1、50 MΩ、1000 V、7.5 pF

R&S®RT-ZH11

1409.7737.02

必要なオプションの選択

シングルエンド・パッシブ・プローブ

アクティブ広帯域プローブ：シングルエンド

Rohde & Schwarz R&S®RTM3000 オシロスコープ 19

RTM3000_bro_ja_5214-9144-16_v0401.indd 19

30.01.2018 15:44:34

品名

型番

オーダー番号

25 MHz、20:1/200:1、4 MΩ、1.4 kV（CAT III）、BNCインタフェース

R&S®RT-ZD002

1337.9700.02

25 MHz、10:1/100:1、4 MΩ、700 V（CAT II）、BNCインタフェース

R&S®RT-ZD003

1337.9800.02

100 MHz、8 MΩ、1 kV（RMS）（CAT III）、BNCインタフェース

R&S®RT-ZD01

1422.0703.02

200 MHz、10:1、±20 V、BNCインタフェース

R&S®RT-ZD02

1333.0821.02

800 MHz、10:1、200 kΩ、±15 V、BNCインタフェース

R&S®RT-ZD08

1333.0838.02

200 MHz、250:1/25:1、5 MΩ、750 V（ピーク）、300 V CAT III、ローデ・シュワ
ルツ・プローブ・インタフェース
100 MHz、500:1/50:1、10 MΩ、1500 V（ピーク）、1000 V CAT III、ローデ・シュ
ワルツ・プローブ・インタフェース
200 MHz、500:1/50:1、10 MΩ、1500 V（ピーク）、1000 V CAT III、ローデ・シュ
ワルツ・プローブ・インタフェース
100 MHz、1000:1/100:1、40 MΩ、6000 V（ピーク）、1000 V CAT III、ローデ・シュワルツ・プローブ・インタフェース
電流プローブR&S®RT-ZHD07

1800.2307.02

R&S®RT-ZHD15

1800.2107.02

R&S®RT-ZHD16

1800.2207.02

R&S®RT-ZHD60

1800.2007.02

20 kHz、AC/DC、0.01 V/Aおよび0.001 V/A、±200 Aおよび±2000 A、BNCインタ
フェース
100 kHz、AC/DC、0.1 V/A、30 A、BNCインタフェース

R&S®RT-ZC02

1333.0850.02

R&S®RT-ZC03

1333.0844.02

2 MHz、AC/DC、0.01 V/A、500 A（RMS）、ローデ・シュワルツ・プローブ・イ
ンタフェース
10 MHz、AC/DC、0.01 V/A、150 A（RMS）、BNCインタフェース

R&S®RT-ZC05B

1409.8204.02

R&S®RT-ZC10

1409.7750K02

10 MHz、AC/DC、0.01 V/A、150 A（RMS）、ローデ・シュワルツ・プローブ・イ
ンタフェース
50 MHz、AC/DC、0.1 V/A、30 A（RMS）、ローデ・シュワルツ・プローブ・イン
タフェース
100 MHz、AC/DC、0.1 V/A、30 A（RMS）、BNCインタフェース

R&S®RT-ZC10B

1409.8210.02

R&S®RT-ZC15B

1409.8227.02

R&S®RT-ZC20

1409.7766K02

100 MHz、AC/DC、0.1 V/A、30 A（RMS）、ローデ・シュワルツ・プローブ・イ
ンタフェース
120 MHz、AC/DC、1 V/A、5 A（RMS）、BNCインタフェース

R&S®RT-ZC20B

1409.8233.02

R&S®RT-ZC30

1409.7772K02

R&S®HZ-15

1147.2736.02

R&S®RT-ZL04

1333.0721.02

R&S®RT-ZC10/20/30用プローブ電源

R&S®RT-ZA13

1409.7789.02

10:1外部アッテネータ、2.0 GHz、1.3 pF、60 VDC、42.4 VAC（ピーク）、R&S®RT-ZD20/30 プローブ用
プローブパウチ

R&S®RT-ZA15

1410.4744.02

R&S®RT-ZA19

1335.7875.02

パワースキュー補正／校正テストフィクスチャ

R&S®RT-ZF20

1800.0004.02

3Dポジショナー、中央のテンションノブによりプローブを容易に固定して位置決め
可能（スパン幅：200 mm、クランプ範囲：15 mm）
必要なアクセサリの選択

R&S®RT-ZA1P

1326.3641.02

フロントカバー

R&S®RTB-Z1

1333.1728.02

ソフトバッグR&S®RTB-Z3

1333.1734.02

ラックマウントキット

R&S®ZZA-RTB2K

1333.1711.02

高電圧プローブ：差動EMC近磁界プローブ
電界および磁界近磁界測定用プローブセット、30 MHz～3 GHz
ロジックプローブ
400 MHzロジックプローブ、8チャネル
プローブアクセサリ

Rohde & Schwarz R&S®RTM3000 オシロスコープ 20

RTM3000_bro_ja_5214-9144-16_v0401.indd 20

30.01.2018 15:44:34

アプリケーションパッケージ
品名

内容

型番

オーダー番号

R&S®RTM3004

R&S®RTM3004
R&S®RTM-K1
R&S®RTM-K2
R&S®RTM-K15
R&S®RTM-B1

R&S®RTM3K-LSSB

1335.9149P02

R&S®RTM3002
R&S®RT-ZHD60
R&S®RTM3004
R&S®RT-ZHD60

R&S®RTM3K-HVP21335.9132P02

R&S®RTM3K-HVP41335.9132P04

R&S®RTM3004
R&S®RTM-K31
R&S®RT-ZHD07
R&S®RT-ZC15B

R&S®RTM3K-PS

1335.9126P02

低速シリアル・バス・パッケージ

高電圧パワーパッケージ
R&S®RTM3002
R&S®RTM3004
電源パッケージ
R&S®RTM3004

保証
ベースユニット

3年

その他の品目1)

1年

オプション

1)

延長保証、1年

R&S®WE1

延長保証、2年

R&S®WE2

校正サービス付き延長保証、1年

R&S®CW1

校正サービス付き延長保証、2年

R&S®CW2

認定校正サービス付き延長保証、1年

R&S®AW1

認定校正サービス付き延長保証、2年

R&S®AW2

弊社サービスセンター／営業所
までお問い合わせください。

搭載オプションには、本体保証の残りの期間が適用されます（期間が1年を超える場合）。例外：バッテリーはすべて1年保証です。

Rohde & Schwarz R&S®RTM3000 オシロスコープ 21

RTM3000_bro_ja_5214-9144-16_v0401.indd 21

30.01.2018 15:44:34

高品質に裏打ちされたサービス
世界に広がるサービス網
各地域に即した独自性❙ 個別の要望に応える柔軟性❙ 妥協のない品質❙ 長期信頼性❙❙

ローデ・シュワルツ
Rohde & Schwarz グループは、次の各ビジネス・フィール
ドにおいて革新的なソリューションを提供し続けていま
す：電子計測器、放送機器、セキュリティ通信、サイバー
セキュリティ、そしてモニタリング & ネットワーク・テス
ティング。創業80年を超えるドイツ・ミュンヘンに本社を構えるプライベート・カンパニーで、世界70カ国以上に拠点を持ち、大規模な販売・サービスネットワークを展開している会社です。

永続性のある製品設計❙❙ 環境適合性と環境負荷の低減❙❙ 高エネルギー効率と低排出ガス❙❙ 長寿命かつ所有コストの最適化

Certified Quality Management

ISO 9001

Certified Environmental Management

ISO 14001

Rohde & Schwarz training
www.training.rohde-schwarz.com
ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社
www.rohde-schwarz.com/jp
お客様窓口：❙❙ ご購入に関するお問い合わせ
TEL： 0120-190-721| FAX : 03-5925-1285
E-mail : sales.japan@rohde-schwarz.com❙❙ 技術・仕様に関するお問い合わせ
TEL： 0120-190-722
E-mail : TAC.rsjp@rohde-schwarz.com❙❙ 修理・校正・サービスに関するお問い合わせ
TEL： 0120-138-065
E-mail : service.rsjp@rohde-schwarz.com
電話受付時間 9:00 ～ 18:00(土・日・祝・弊社休業日を除く)

PD 5214.9144.16 | Version 04.01 | 1月 2018 (sk)
R&S®RTM3000 オシロスコープ
掲載されている記事・図表などの無断転載を禁止します。
おことわりなしに掲載内容の一部を変更させていただくことがあります。
あらかじめご了承ください。
© 2018 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Germany

5214.9144.16 04.01 PDP 1 ja

R&S® は、ドイツRohde & Schwarz の商標または登録商標です。

5214914416

RTM3000_bro_ja_5214-9144-16_v0401.indd 22

30.01.2018 15:44:34