testo 830-T1 (0560 8311)
testo 830-T2 (0560 8312)
Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d’emploi
Manual de instrucciones
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Руководство пользователя
Handleiding

de
en
fr
es
it
pt
ru
nl

2

1. Allgemeine Hinweise
Lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch und machen Sie
sich mit der Bedienung des Produkts
vertraut, bevor Sie es einsetzen. Bewahren Sie dieses Dokument
griffbereit auf, um bei Bedarf nachschlagen zu können.

2. Produktbeschreibung
Zubehör
InfrarotSensor,
Laser

Display
InfrarotMessung
Ein- /
Ausschalten,
KontaktMessung

Messtaste:
Infrarot-Messung

Batteriefach

Bezeichnung

Artikel-Nr.

Wasserdichter Tauch-/
Einstechfühler,-60...+400°C 0602 1293
Reaktionsschneller
Oberflächenfühler,-60...+300°C 0602 0393
Robuster Luftfühler,-60...+400°C 0602 1793
Lederschutzhülle
0516 8302
Emissionsklebeband
ε=0,950554 0051

Fühlerbuchse(nur testo 830-T2)

3. Sicherheitshinweise
Elektrische Gefahren vermeiden:
Kontaktmessung: Nicht an oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen messen.
Infrarotmessung: Bei Messung von spannungsführenden Teilen
erforderliche Sicherheitsabstände einhalten.
Produktsicherheit / Gewährleistungsansprüche wahren:
Nur sach- und bestimmungsgemäß und unter Einhaltung dervorgegebenen Parameter einsetzen. Keine Gewalt anwenden.
Nicht elektromagnetischer Strahlung (z. B. Mikrowellen, Induktionsheizungen), statischer Aufladung, Hitze oder starken
Temperaturschwankungen aussetzen.
Nicht zusammen mit Lösungsmitteln (z. B. Aceton) lagern.
Produkt nur öffnen, wenn dies zu Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten ausdrücklich in der Dokumentation beschrieben ist.

de3

testo 830-T1

esit

testo 830-T2

Messgröße°C/°F
Messbereich IR-30...+400°C
Auflösung IR
0,1 °CGenauigkeit IR±1,5 °C oder 1,5% v.Mw. (0,1...+400 °C) 1;(bei 23°C)+/- 1 Digit±2 °C oder 2% v.Mw. (-30...0 °C) 1
Emissionsfaktor
0,1...1,0 einstellbar
Messrate IR0,5sTemperatur-Sensor
Thermoelement Typ K (steckbar)
Messbereich Temp.-Sensor-50...+500°C
Auflösung Temp.-Sensor
0,1 °CGenauigkeit Temp.-Sensor±0,5 °C+0,5% v.Mw.
(±1 Digit)
bei Nenntemperatur 22°C
Messrate Temp.-Sensor
1,75s
Optik (90%-Wert)
10:1 2
12:1 2
Einsatztemperatur-20...+50 °C
Transport- / Lagertemperatur-40...+70°C
Spannungsversorgung
9V-Block
Batterie-Standzeit
20 h
15 h
GehäuseABS
Maße in mm (LxHxB)
190 x 75 x 38
CE-Richtlinie
2004/108/EG
Garantie
2 JahreLaser
Lasertyp1-fach Laser
2-fach Laser
Leistung< 1 mW
Wellenlänge
645 bis 660 nm
Klasse2
Norm
DIN EN 60825-1:2001-11
1 der größere Wert gilt
2 + Öffnungsdurchmesser des Sensors (16mm)??

Eigenschaft??

5. Technische Datenpt

Das testo 830 ist ein kompaktes Infrarot-Thermometer zur
berührungslosen Messung von Oberflächentemperaturen. Mit
dem testo 830-T2 können über angeschlossene Fühler zusätzlich
Kontaktmessungen durchgeführt werden.
Nicht für diagnostische Messungen im medizinischen
Bereich geeignet!

sv

4. Bestimmungsgemäße Verwendungnl

Fachgerecht entsorgen:
Defekte Akkus / leere Batterien an den dafür vorgesehenen
Sammelstellen abgeben.
Produkt nach Ende der Nutzungszeit direkt an Testo senden.
Wir sorgen für eine umweltschonende Entsorgung.

frenLaserstrahlung!
Nicht in den Laserstrahl blicken.

4

6. Inbetriebnahme
Batterie einlegen: siehe 9.1 Batterie wechseln.

7. Bedienung
7.1 Fühler anschließen (nur testo 830-T2)
Temperaturfühler an die Fühlerbuchse anschließen. Polung
beachten!

7.2 Ein- / Ausschalten
Gerät einschalten: Messtaste drücken.
- Alle Display-Segmente leuchten kurz auf. Das Gerät wechselt
in die Infrarot-Messansicht (leuchtet).
Die Displaybeleuchtung wird bei jeder Tastenbetätigung für 10s
eingeschaltet.
Gerät ausschalten:
gedrückt halten, bis das Display erlischt.
Das Gerät schaltet nach 1min (IR-Messansicht) bzw. 10min(Kontakt-Messansicht, nur testo 830-T2) ohne Tastenbetätigung
selbständig aus.

7.3 Messen
Hinweise zur Infrarot-Messung (Kapitel 11) / Kontakt-Messung(Kapitel 12) beachten.
Das Zurücksetzen der Min- / Max.-Werte erfolgt bei der IRMessung mit Drücken der Messtaste, bei der KontaktMessung mit Ausschalten des Geräts oder Wechsel zur IRMessansicht.
- Gerät ist eingeschaltet.
IR-Messung
1 Messung starten: Messtaste gedrückt halten.
2 Messobjekt mit Hilfe des / der Laserpunkt / e anpeilen.
testo 830-T1: Laser markiert den Mittelpunkt des Messflecks.
testo 830-T2: Laser markieren oberes und unteres Ende desMessflecks.
- Der aktuelle Messwert wird angezeigt (2 Messungen pro s)
3 Messung beenden: Taste loslassen.
- HOLD leuchtet. Der letzte Messwert und Min.- / Max.-Wert
werden bis zur nächsten Messung gehalten.
Zwischen Min.-, Max.- und festgehaltenem Wert wechseln:drücken.
Messung erneut starten: Messtaste drücken.

8. Einstellungen- Gerät ist ausgeschaltet.
Wird im Einstellmodus für 3s keine Taste gedrückt, wechselt
das Gerät zur nächsten Ansicht.
1
3s gedrückt halten.
- Das Gerät wechselt in den Einstellmodus.
2 Unteren Alarmwert ( ALARM) einstellen:oderdrücken.
Für schnellen Vorlauf Taste gedrückt halten.
3 Oberen Alarmwert ( ALARM) einstellen:oderdrücken.
Für schnellen Vorlauf Taste gedrückt halten.
4 Alarmfunktion ein- (on) / ausschalten (oFF):
oderdrücken.
5 Messgröße einstellen (°C oder °F) :oder
drücken.
- Das Gerät wechselt zur Infrarot-Messansicht.
Die Alarmfunktion ist nur bei IR-Messung verfügbar. Bei Über- /Unterschreitung der eingestellten Alarmwerte erfolgt ein
optischer und akustischer Alarm.

en
fr
es
it
pt
sv
nl
??
??

Kontaktmessung (nur testo 830-T2)- Temperaturfühler wurde vor dem Einschalten des Geräts
angeschlossen.
1 Kontaktthermometer in / auf dem Messobjekt positionieren und
Messung auslösen:drücken.
- Das Gerät wechselt in die Kontakt-Messansicht (leuchtet).
Der aktuelle Messwert wird angezeigt.
2 Messung beenden:
drücken.
- HOLD leuchtet. Der letzte Messwert und Min.- / Max.-Wert
werden bis zur nächsten Messung gehalten.
Zwischen Min.-, Max.- und festgehaltenem Wert wechseln:drücken.
Messung erneut starten:
drücken.
Zurück zur Infrarot-Messansicht: Messtaste drücken.
Emissionsgrad einstellen- Gerät befindet sich in der Infrarot-Messansicht.
Wird im Emissionsgradmodus für 3s keine Taste gedrückt,wechselt das Gerät zur Infrarot-Messansicht.
1
3s gedrückt halten.
2 Emissionsgrad einstellen:oderdrücken.
- Das Gerät wechselt zur Infrarot-Messansicht.

de

5

6

9. Wartung und Pflege
9.1 Batterie wechseln
Gerät muss ausgeschaltet sein!
1 Batteriefach öffnen: Deckel aufklappen.
2 Verbrauchte Batterie herausnehmen und neue
einlegen. Polung beachten! Minuspol mussnach einlegen der Batterie sichtbar sein.
3 Batteriefach schließen: Deckel zuklappen.

9.2 Gerät reinigen
Keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden!
Das Gehäuse mit einem feuchten Tuch (Seifenlauge) abreiben.
Die Linse vorsichtig mit einem mit Wasser oder medizinischem
Alkohol benetzten Wattestäbchen reinigen.

10. Fragen und Antworten
Frage

Mögliche Ursachen

Mögliche Lösung

Displaybeleuchtung funktioniert - Batterie fast leer.
nicht mehr

Batterie wechseln.

leuchtet.
Gerät läßt sich nicht
einschalten
IR-Messansicht:- - - leuchtet.
Kontakt-Messansicht:(nur testo 830-T2)- - - leuchtet.

- Batterie leer.
- Batterie leer.

Batterie wechseln.
Batterie wechseln.

- Messwerte außerhalb des
Messbereichs.
- Messwerte außerhalb des
Messbereichs.
- Kein Fühler angeschlossen.
- Fühlerbruch.

Fühler anschließen.
Fühler wechseln.

Falls wir Ihre Frage nicht beantworten konnten, wenden Sie sichbitte an Ihren Händler oder den Testo-Kundendienst.

11. Hinweise zur Infrarot (IR) - Messung
11.1 MessmethodeIR-Messung ist eine optische Messung
Linse sauber halten.
Nicht mit beschlagener Linse messen.
Messbereich (Bereich zwischen Gerät und Messobjekt) von
Störgrößen freihalten: Keine Staub- und Schmutzpartikel, keine
Feuchtigkeit (Regen, Dampf) oder Gase.
IR-Messung ist eine Oberflächenmessung
Wenn sich Schmutz, Staub, Rauhreif usw. auf der Oberfläche
befinden, wird nur die oberste Schicht gemessen, sprich der
Schmutz.
Bei eingeschweißten Lebensmitteln nicht an Lufteinschlüssen
messen.

Material (Temperatur)εMaterial (Temperatur)εAluminium, walzblank (170°C)
Baumwolle (20°C)
Beton (25°C)
Eis, glatt (0°C)
Eisen, abgeschmirgelt (20)°C
Eisen mit Gusshaut (100°C)
Eisen mit Walzhaut (20°C)
Gips (20°C)
Glas (90°C)
Gummi, hart (23°C)
Gummi, weich-grau (23°C)
Holz (70°C)
Kork (20°C)

0,04
0,77
0,93
0,97
0,24
0,80
0,77
0,90
0,94
0,94
0,89
0,94
0,70

Kühlkörper, schwarz eloxiert (50°C)
Kupfer, leicht angelaufen (20°C)
Kupfer, oxidiert (130°C)
Kunststoffe: PE, PP, PVC (20°C)
Messing, oxidiert (200°C)
Papier (20°C)
Porzellan (20°C)
Schwarzer Lack, matt (80°C)
Stahl, wärmebeh. Oberfläche (200°C)
Stahl, oxidiert (200°C)
Ton, gebrannt (70°C)
Transformatorenlack (70°C)
Ziegelstein, Mörtel, Putz (20°C)

0,98
0,04
0,76
0,94
0,61
0,97
0,92
0,97
0,52
0,79
0,91
0,94
0,93

11.3 Messfleck, Entfernung
Abhängig von der Entfernung des Messgeräts zum Messobjekt
wird ein bestimmter Messfleck erfasst.

en
fr
pt
sv
nl
??

Materialien besitzen unterschiedliche Emissionsgrade, das heißt
sie senden unterschiedliche Mengen an elektromagnetischer
Strahlung aus. Der Emissionsgrad des testo 830 ist ab Werk auf
0,95 eingestellt. Dies ist optimal zur Messung von Nichtmetallen(Papier, Keramik, Gips, Holz, Farben und Lacke), Kunststoffen
und Lebensmitteln
Blanke Metalle und Metalloxide sind aufgrund ihres niedrigen bzw.
uneinheitlichen Emissionsgrades nur bedingt für die IR-Messung
geeignet.
Emissionsgrad erhöhende Beschichtungen wie z. B. Lack oder
Emissions-Klebeband (Art.-Nr. 0554 0051) auf das Messobjekt
aufbringen. Falls dies nicht möglich ist: Mit KontaktThermometer messen.
Emissionsgradtabelle wichtiger Materialien (typische Werte)??

11.2 Emissionsgradites

Bei kritischen Werten immer mit Kontakt-Thermometernachmessen. Besonders im Lebensmittelbereich:
Kerntemperatur mit Einstech- / Eintauchthermometer messen.
Angleichzeit
Bei Veränderung der Umgebungstemperatur (Wechsel desMessortes, z. B. Innen-/ Außenmessung) benötigt das Messgerät
für die Infrarot-Messung eine Angleichzeit von 15min.

de

7

8

Messoptik (Verhältnis Entfernung : Messfleck)Ø 516 mmtesto 830-T1
Ø 216 mm
Ø 16 mm

Ø 116 mm
Ø 66 mm
laser

500 mm1000 mm2000 mm5000 mm

Ø 433 mmtesto 830-T2
Ø 16 mm

Ø 183 mmlaser

Ø 100 mm
Ø 58 mm

500 mm1000 mmlaser

2000 mm5000 mm

12. Hinweise zur Kontakt-Messung
Mindesteinstechtiefe bei Tauch-/ Einstechfühlern beachten:
10 x Fühlerdurchmesser
Einsatz in aggressiven Säuren oder Basen vermeiden.
Mit Kreuzbandkopf-Oberflächenfühlern nicht an scharfen Kanten
messen.

9es

2. Product Description

frPlease read this document through carefully and familiarise
yourself with the operation of the product before putting it to use.
Keep this documentation to hand so that you can refer to it whennecessary.

ende

1. General Information

Measurement
button:infraredmeasurement
Battery compartment

Probe socket(testo 830-T2 only)

3. Safety Information
Avoid electrical hazards:
Contact measurement: Do not measure on or near live parts.
Infrared measurement: Please adhere to the required safe
distance when measuring on live parts.
Preserving product safety/warranty claims:
Operate the instrument properly and according to its intended
purpose and within the parameters specified. Do not use
force.
Do not expose to electromagnetic radiation (e.g. microwaves,
induction heating systems), static charge, heat or extreme
fluctuations in temperature.
Do not store together with solvents (e.g. acetone).
Open the instrument only when this is expressly described in
the documentation for maintenance purposes.
Laser radiation!
Do not look into laser beam.

pt

it

On/Off switch
Contact
measurement

sv

Infraredmeasurement

nl

Display

Item no.

Water-tightimmersion/penetration
probe,-60 to +400°C/-76 to +752°F 0602 1293
Quick-reaction
surface probe,-60 to +300°C/-76 to +572°F 0602 0393
Robust air probe,-60 to +400°C/-76 to +752°F 0602 1793
Leather protection
sleeve0516 8302
Emissivity adhesive tapeε=0.950554 0051

Name

??

Infrared
sensor,laser??

Accessories

10

Ensure correct disposal:
Dispose of defective rechargeable batteries and spentbatteries at the collection points provided.
Send the instrument directly to us at the end of its life cycle.
We will ensure that it is disposed of in an environmentallyfriendly manner.

4. Intended Use
testo 830 is a compact infrared thermometer for the non-contact
measurement of surface temperatures. Using testo 830-T2, it ispossible to carry out additional contact measurements byattaching probes.
Not suitable for diagnostic measurements in the medical
sector!

5. Technical Data
Featuretesto 830-T1

testo 830-T2

Parameter°C/°F
Infrared measurement range-30 to +400°C/ -22 to +752°F
Infrared resolution
0.1°C/0.1°F
Infrared accuracy±1.5°C/ 2.7°F or 1.5% of reading (+0.1 to +400°C/ +32 to +752°F) 1;(at 23°C) +/- 1 digit±2°C/ 3.6°F or 2% of reading (-30 to 0°C/ -22 to +31.9°F) 1
Emissivity
0.1 to 1.0 adjustable
Infrared measurement rate
0.5s
Temp. sensor
Thermocouple Type K (attachable)
Measurement range of temp sensor-50 to +500°C/ -58 to +932°F
Resolution of temp. sensor
0.1°C/ 0.1°F
Accuracy of temp. sensor±0.5°C/0.9°F+0.5% of reading(±1 digit)
at rated temperature 22°C/ 72°F
Measuring rate of temp. sensor
1.75s
Optics (90% value)
10:1 2
12:1 2
Laser type1 x laser
2 x laser
Operating temperature-20 to +50°C/ -4 to +122°F
Transport / Storage temperature-40 to +70°C/ -40 to +158°F
Power supply
9V block battery
Battery life
20 h
15 h
Housing
ABS
Dimensions (LxHxB)
190 x 75 x 38mm/ 7.5 x 3.0 x 1.5in
CE guideline
2004/108/EEC
Warranty
2 years
Laser
Laser type1 x laser
2 x laserPower< 1 mW
Wavelength
645 to 660 nm
Class
2Standard
DIN NE 60825-1:2001-11
1 the larger value applies
2 + Opening diameter of the sensor (16mm / 0.6 in)

6. Initial Operation
Insert battery: See 9.1 Changing the battery.

7.3 Measuring
Observe information on infrared measurement (chapter 11) /contact measurement (chapter 12).
With IR measurement, the min./max. values are reset bypressing the measurement button, and with contact
measurement, this is done when the device is switched off orwhen you switch to the IR measurement view.
- The instrument is switched on.
Infrared measurement
1 Start measurement: Hold down measurement button.
2 Locate object to be measured using laser point.
testo 830-T1: laser marks the centre point of the measurement
spot.
testo 830-T2: Laser marks the upper and lower end of themeasurement spot.
- The current reading is shown (2 measurements per second)
3 End measurement: Release button.
- HOLD lights up. The last measured value and min./max. value
are saved until the next measurement.
Switch between min., max. and recorded value: Press .
Restart measurement: Press measurement button.
Contact measurement (testo 830-T2 only)- Temperature probe was connected before the measuring
instrument was switched on.
1 Position contact thermometer in/on the measurement object
and activate the measurement: Press .
- The instrument changes to the contact measurement mode(lights up). The current reading is shown.

en
fr
es
it
pt

Switch on instrument: Press measurement button.
- All display segments light up briefly. The instrument changes tothe infrared mode (lights up).
The display light remains for 10 seconds every time a button is
activated.
Switch off instrument: Keeppressed until display darkens.
The device switches off automatically after 1 min (IR measurement view) or 10 mins (contact measurement view, only testo
830-T2) without the button being pressed.

sv

7.2 Switching on/off

nl

Connect temperature probe to probe socket. Observe +/-!

??

7.1 Connecting probe (testo 830-T2 only)??

7. Operation

de

11

12

2 End the measurement: Press .
- HOLD lights up. The last measured value and min./max. value
are saved until the next measurement.
Switch between min., max. and recorded value: Press .
Restart measurement: Press .
Back to infrared measurement view: Press measurement
button.
Setting the emissivity- Instrument is in the infrared measurement mode.
If no button is pressed for 3 s in the emissivity mode, theinstrument switches to the infrared measurement mode.
1 Pressfor 3 s.
2 Set emissivity: Pressor .
- The instrument switches to the infrared measurement mode.

8. Settings- Instrument is switched off.
If no button is activated in the setting mode for 3 s, theinstrument changes to the next mode.
1 Pressfor 3 s.
- The device switches to settings mode.
2 Set lower alarm value ( ALARM): Pressor . Hold the
button down to go forward quickly.
3 Set upper alarm value ( ALARM): Pressor . Hold the
button down to go forward quickly.
4 Set alarm function on / oFF: Pressor .
5 Select parameter (°C / °F) : Pressor .
- The device returns to IR measurement view.
The alarm function is only available for IR measurement. If the
set alarm values are exceeded/not reached, a visual andacoustic alarm is output.

9. Service and Maintenance
9.1 Changing the battery
Instrument must be switched off!
1 Open battery compartment:
Open up cover.
2 Remove used battery and insert newone. Observe +/-. The minus should be
visible once the battery is inserted.
3 Close battery compartment: Close
cover.

fr

Do not use abrasive cleaning agents or solutions.
Clean the housing with a damp cloth (soap water).
Carefully clean the lens with water or cotton buds dipped inwater or medical alcohol.

en

9.2 Clean instrument

de13- Battery empty.
- Battery empty.

Change battery.
Change battery.

- Readings outside
measurement range.
- Readings outside
measurement range.
- No probe connected.
- Probe damaged.

-it

Change battery.

lights up.
Instrument cannot beswitched on
Infrared measurement mode:- - - lights up.
Contact measurement mode:(testo 830-T2 only)- - - lights up.

pt

Possible solution

11. Information on infrared measurement
11.1 Measurement method
Infrared measurement is an optical measurement
Keep lens clean.
Do not measure with clouded lens.
Keep measurement field (area between instrument and object
being measured) free of interferences: no dust and dirt
particles, no moisture (rain, steam) or gases.
Infrared measurement is a surface measurement
If there is dirt, dust, frost etc. on the surface, only the top layer will
be measured, i.e. the dirt.
In the case of shrinkwrapped foodstuffs, do not measure in air
pockets.
If values are critical, always subsequently measure using acontact thermometer. Particularly in the food sector, the coretemperature should be measured with a penetration/immersion
thermometer.
Adaptation time
If the ambient temperature changes (change of location, e.g.
inside/outside measurement) the instrument needs an adaptation
time of 15 minutes for infrared measurement.

nl

If we have not answered your question, please contact your local
distributor or Testo´s Customer Service.

sv

Connect probe.
Change probe.

??

Possible causes

Display is no longer illuminated - Low battery.

??

Query

es

10. Questions and Answers

1411.2 Emissivity
Materials have different emissivities, i.e. they emit different levelsof electromagnetic radiation. The emissivity of testo 830 is set in
the factory to 0.95. This is the ideal value for measuring nonmetals (paper, ceramics, plaster, wood, paints and varnishes),
plastics and foodBright metals and metal oxides are only suited to a limited extent
to infrared measurement on account of their low or nonuniform
emissivity.
Apply emissivity enhancing layers such as varnish or emission
adhesive tape (Item no. 0554 0051) to the object being
measured. If this is not possible, measure with the contact
thermometer.
Emissivity table of the most important materials(typical values)εMaterial (Temperature)εMaterial (Temperature)

Aluminium, bright-rolled (170°C/ 338°F) 0.04
Cotton (20°C/ 68°F)
0.77
Concrete (25°C/ 77°F)
0.93
Ice, smooth (0°C/ 32°F)
0.97
Iron, polished (20°C/ 68°F)
0.24
Iron with cast skin (100°C/ 212°F)
0.80
Iron with rolled skin (20°C/ 68°F)
0.77
Plaster (20°C/ 68°F)
0.90
Glass (90°C/ 194°F)
0.94
Rubber, hard (23°C/ 73°F)
0.94
Rubber, soft grey (23°C/ 73°F)
0.89
Wood (70°C/ 158°F)
0.94
Cork (20°C/ 68°F)
0.70

Heat sink, black anodised (50°C/ 122°F) 0.98
Copper, lightly tarnished (20°C/ 68°F) 0.04
Copper, oxidised (130°C/ 266°F)
0.76
Plastics: PE, PP, PVC (20°C/ 68°F)
0.94
Brass, oxidised (200°C/ 392°F)
0.61
Paper (20°C/ 68°F)
0.97
Porcelain (20°C/ 68°F)
0.92Black paint, matt (80°C/ 176°F)
0.97
Steel,
heat-treated surface (200°C/ 392°F)
0.52
Steel, oxidised (200°C/ 392°F)
0.79
Clay, fired (70°C/ 158°F)
0.91
Transformer paint (70°C/ 158°F)
0.94
Brick, mortar, plaster (20°C/ 68°F)
0.93

11.3 Measurement spot, DistanceA specific spot is determined depending on the distance from themeasuring instrument to the object being measured.
Measurement optics (Ratio Distance : Measurement spot)
Ø 516 mmtesto 830-T1
Ø 216 mm
Ø 16 mm

Ø 116 mm
Ø 66 mm
laser

500 mm1000 mm2000 mm5000 mmØ 433 mmtesto 830-T2

laser

Ø 100 mmen

Ø 58 mmfr

Ø 16 mm

Ø 183 mm

de

15

es

500 mm1000 mmpt
sv
nl

Observe minimum penetration depth in immersion/penetration
probes: 10 x probe diameter
Avoid applications in corrosive acids or bases.
Do not use spring-loaded surface probes on sharp edges.

??

12. Information on contact
measurement??

5000 mmitlaser

2000 mm

16

1. Informations générales
Lire attentivement ce document avant toute utilisation del’appareil. Garder ces consignes d’utilisation et de sécurité à
portée de main, afin de pouvoir vous y référer si cela s’avère
nécessaire.

2. Description de l’appareil
Accessoires
Afficheur
Mesureinfrarouge
ToucheOn/OffCapteur
infrarouge,
laser

Touche demesures:mesure infrarouge

Compartiment à piles

Désignation

Réf.

Sonde étanche depénétration/immersion,
60... +400°C 0602 1293
Sonde de surface à réaction
instantanée
60...+300°C 0602 0393
Sonde robuste,
60...+400°C 0602 1793
Douille de protection en
cuivre0516 8302
Ruban adhésif d’émissivité
ε=0.950554 0051

Entrée sonde(testo 830-T2 seulement)

3. Consignes de sécurité
Eviter les chocs électriques :Mesures avec contact : Ne pas effectuer de mesures sur desélements sous tension.
Mesures en mode infrarouge : Respecter une distance desécurité suffisante, lors de mesure sur des éléments soustension.
Garantie :Utiliser l’appareil conformément à l’usage préconisé dans ce
mode d’emploi et dans la limite des caractéristiques
techniques exposées çi-dessous. Ne pas utiliser la force.
Ne pas exposer l’appareil à des rayonnementsélectromagnétiques, (ex : Four micro-ondes, plaques
inductions), à des charges statiques ou à des variations detempératures importantes.
Ne pas stocker avec des solvants (ex : acetone).
N’ouvrir l’appareil qu’à des fins de maintenance décrits dansce mode d’emploi.

esit

Environnement :Utiliser des accus et déposer les piles usagées aux points decollecte prévus à cet effet.
Tous les appareils en fin de cycle de vie doivent nous êtreretournés. Nous assurons un recyclage qui respectera
l’environnement.

fr

enRayon laser !
Ne jamais se trouver dans le champs du rayon laser.

de17

5. Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Paramètres
Etendue de mesure infrarouge
Résolution infrarouge
Précision infrarouge(á 23°C) +/- 1 digit
Emissivité
Cadence de mesure infrarouge
Sonde de température
Etendue de mes. de la sonde de temp.
(±1 digit)
Résolution de la sonde de temp.
Précision de la sonde de temp.
Cadence de mes. de la sonde de temp.
Optique (90% valeur)Température d’utilisation
Température de transport/stockage
Alimentation
Autonomie pileBoîtier
Dimensions en mm (Lxlxh)
Norme CE
Garantie
Laser
Type de laser
Alimentation
Lonueur d´onde
ClasseStandard

testo 830T1

testo 830T2°C/°F-30... +400°C
0.1 °C±1.5 °C ou 1.5% (0.1... +400 °C)1;±2 °C ou 2% (-30... 0 °C)1
0.1 ... 1.0 réglable
0.5s
Thermocouple Type K-50 ... +500°C
à une température de 22 °C
0.1 °C±0.5 °C+0.5%
1.75s
10/12
12/12
-20 ... +50 °C-40... +70°C
pile 9V
20 h
15 h
ABS
190 x 75 x 38
2004/108/CEE
2 ans
1 x laser

1 Valeur la plus haute appliquée
2 + ouverture diamètre de la sonde (16mm)

2 x laser< 1 mW
645...660 nm
2
DIN NE 60825-1:2001-11

sv
nl
??

??

Le thermomètre compact infrarouge, testo 830 est l’appareil idéal
pour les mesures de température de surface ou pour desmesures de température sans contact. D’autres types demesures de contact sont possibles avec testo 830-T2, en y
ajoutant des sondes adéquates
Ne convient pas à une utilisation en milieu médicalpt

4. Applications

18

6. Première utilisation
Insérer la pile : Voir 9.1 Remplacer la pile.

7. Utilisation
7.1 Connecter la sonde (testo 830-T2 seulem.)Connecter la sonde sur l’appareil.

7.2 Allumer/Eteindre l’appareil
Allumer l’appareil : Appuyer sur la touche de mesure.
- Bref affichage de tous les segments. L’appareil se met enmode infrarouge (s’allume). Le rétro-éclairage de l’afficheur
est actif 10 secondes suivant l’activation de n’importe quelle
touche.
Eteindre l’appareil : Appuyer sur cette touche
jusqu’à ce
que l’écran s’éteigne.
L'appareil s'éteint automatiquement après 1 min. (affichage demesure IR) ou 10 min. (affichage de mesure par contact, testo
830-T2 uniquement) sans qu'aucune touche ne soit actionnée.

7.3 Mesures
Respecter les remarques relatives aux mesures IR (chapitre 11)/ mesures par contact (chapitre 12).
La réinitialisation des valeurs min./max. se fait en appuyant sur
la touche de mesure en cas de mesure IR. Pour les mesures
par contact, les valeurs sont réinitialisées lors de la mise àl'arrêt de l'appareil ou en cas de passage à l'affichage IR desmesures.
- L’appareil est allumé.
Mesures infrarouge
1 Commencer la mesure : Maintenir la touche de mesureenfoncée.
2 Viser l’objet à mesurer à l’aide du point laser.
testo 830-T1: le laser définit le point central de la zone demesure.
testo 830-T2: le laser définit le point le plus haut et le plus basde la zone de mesure.
- Les valeurs de mesure s’affichent (2 mesures par secondes)
3 Fin de mesure : Relâcher la touche.
- HOLD s’affiche. La dernière valeur de mesure et les valeursmin./max. sont conservées jusqu'à la mesure suivante.
Basculer entre les valeurs min./max. et la valeur conservée :appuyer sur .
Procéder à une nouvelle mesure : appuyer sur la touche demesure.

8. Réglages
L’appareil est éteint.

1
2
3
4
5
-

Si aucune touche n’est activée pendant 3 s, l’appareil change
de mode.
Maintenir
enfoncé 3 sec.
L'appareil revient en mode de réglage.
Régler la limite d'alarme inférieure ( ALARM) : appuyer sur
ou . Maintenir la touche enfoncée pour une avance rapide.
Régler la limite d'alarme supérieure ( ALARM) : appuyer sur
ou . Maintenir la touche enfoncée pour une avance rapide.
Activer (on) / Désactiver (oFF) la fonction d'alarme : appuyer surou .
Sélectionner une grandeur (°C / °F) : appuyer surou .
L'appareil passe en mode d'affichage IR des mesures.
La fonction d'alarme est uniquement disponible pour lesmesures IR. Une alarme acoustique et optique apparaît en casde dépassement par le haut ou le bas des valeurs d'alarme
réglées.

en
fr
es
it
pt
sv
nl
??
??

Mesure de contact (testo 830-T2 seulem.)- La sonde de température a été connectée avant de démarrer
l'appareil de mesure.
1 Positionner le termomètre à contact dans ou sur l’objet à
mesurer et commencer la mesure : appuyer sur .
- L’appareil passe en mode contact (s’affiche). La valeurs’affiche à l’écran.
2 Fin de mesure : appuyer sur .
- HOLD s’affiche. La dernière valeur de mesure et les valeursmin./max. sont conservées jusqu'à la mesure suivante.
Basculer entre les valeurs min./max. et la valeur conservée :appuyer sur .
Procéder à une nouvelle mesure : appuyer sur .
Revenir à l'affichage IR des mesures : appuyer sur la touchede mesure.
Réglage de l’émissivité- L’appareil est en mode infrarouge.
Si dans le mode émissivité aucune touche n’est activée
pendant 3 s, l’appareil passe automatiquent en infrarouge.
1 Maintenirenfoncé 3 sec.
2 Régler l’émissivité : Appuyer surou .
- L’appareil passe en mode infrarouge

de

19

20

9. Nettoyage et maintenance
9.1 Remplacer la pile
L’appareil doit être éteint.
1 Ouvrir le compartiment à pile: retirer lecouvercle
2 Retirer la pile usagée et en mettre une
neuve. Attention à la polarité +/-.
Le - doit être visible quand la pile est en
place.
3 Fermer le compartiment à pile.

9.2 Nettoyage de l’appareil
Ne pas utiliser de solutions trop abrasives.
Nettoyer le boîtier à l’aide d’un chiffon humide.
Nettoyer la lentille délicatement avec de l’eau ou du coton
imbibé d’eau ou d’alcool médical.

10. Questions/Réponses
MessageCauses possibles

L'éclairage de l'écran
ne fonctionne plus.

 Pile faible

Régler le problème
Changer la piles’affiche.
L’appareil ne s’allume pas
En mode infrarouge :   s’affiche.
En mode contact :(testo 830T2 seulement)   s’affiche.

 Pile vide Pile vide L’étendue de mesure
est dépassée L’étendue de mesure
est dépassée Aucune sonde connectée Sonde endommagée

Changer la pile
Changer la pileConnecter la sonde
Remplacer la sonde

11. La mesure infrarouge
11.1 Méthode de mesure
La mesure infrarouge est une mesure optique
Nettoyer la lentille.
Ne pas effectuer de mesure avec une lentille sale.
Garder le champs de mesure libre de toutes interférences : pasde poussière, de particules de moisissure, de saleté (humidité,
vapeur) ou de gaz.
La mesure infrarouge est une mesure de surface
S’ il y a de la poussière ou de la rouille sur la surface de l’objet à
mesurer, ce sont ces particules qui seront mesurées.
Pour les produits alimentaires sous emballage, ne pas
effectuer de mesures dans les poches d’air.
Si la valeur vous semble douteuse, utiliser en parralèlle unthermomètre à contact. Pour toutes les mesures sur aliments

21

Aluminium en rouleau (170°C)
Coton (20°C)
Béton (25°C)
Glace lisse (0°C)
Fer poli (20)°C 0.24
Alliage fer et plomb (100°C)
Fer en rouleau (20°C)
Plâtre (20°C)
Verre (90°C)
Caoutchouc dur (23°C)
Caoutchouc souple gris (23°C)
Bois (70°C)
Liège (20°C)

0.04
0.77
0.93
0.97
0.80
0.77
0.90
0.94
0.94
0.89
0.94
0.70

Materiau (Température)εPeau
Cuivre terni (20°C)
Cuivre oxydé (130°C)
Plastique : PE, PP, PVC (20°C)
Laiton oxydé (200°C)
Papier (20°C)
Porcelaine (20°C)
Peinture noire mat (80°C)
Acier chauffé,traité (200°C)
Acier oxydé (200°C)
Argile cuite (70°C)
Peinture modifiée (70°C)
Brique, mortier, plâtre (20°C)

0.95
0.04
0.76
0.94
0.61
0.97
0.92
0.97
0.52
0.79
0.91
0.94
0.93

11.3 Zone de mesure, DistanceUne zone de mesure est déterminée selon la distance à laquelleon se trouve par rapport à l’objet mesuré.
Mesure optique (Ratio Distance : zone de mesure)Ø 516 mmtesto 830-T1
Ø 216 mm
Ø 16 mm

Ø 116 mm
Ø 66 mm
laser

500 mm1000 mm2000 mm5000 mm

fr
es
it
pt
sv
nl

ε

Materiau (Température)??

Chaque matériau a une émissivité différente : le taux de radiationélectromagnétique varie. L’émissivité du testo 830 est réglée sur
0.95. Il s’agit de la valeur idéale pour des mesures sur desmatières non métalliques (papier, céramique, bois, peinture etvernis), plastiques ou sur des denrées alimentaires.
Les métaux brillants ou oxydés ne conviennent pas à desmesures infrarouge : taux d’émissivité trop bas ou non-uniforme.
Pour augmenter le taux d’émissivité de l’objet à mesurer,
utiliser du ruban adhésif (par ex. sur vernis). Si ça ne marche
toujours pas, utiliser un thermomètre à contact classique.
Tableau d’émissivité pour quelques types de matériaux(valeurs standards)??

11.2 Emissivité

endecongelés, utiliser un thermomètre à contact équipé d’une
sonde d’immersion / pénétration.

22

testo 830-T2
Ø 16 mm

Ø 183 mmlaser

Ø 433 mm

Ø 100 mm
Ø 58 mm

500 mm1000 mmlaser

2000 mm5000 mm

12. Mesures de contact
En cas d’utilisation de sonde à immersion / pénétration,enfoncer la sonde à une profondeur suffisante afin d’obtenir
des valeurs exactes (au moins 10x le diamètre de la sonde).
Eviter des applications dans des solutions acides et abrasives.
Ne pas utliser de sondes de mesure de surface sur des pointes ou
sur des surfaces tranchantes.

23

es

2. Descripción del productopt??

Compartimientopara pilasv

Tecla medición:
Medición por
infrarrojosnlMedición por
infrarrojos
Encendido/
ApagadoMedición por
contacto

ModeloSonda immersión/penetración estanca,
60 a +400°C 0602 1293
Sonda superfície, rápida
reacción
60 a +300°C 0602 0393
Sonda de aire robusta,
60 a +400°C 0602 1793
Funda de protección de piel0516 8302
Cinta adhesiva paraemisividad
e=0.950554 0051??

Visualizador

Descripciónit

Accesorios
Sensorinfrarrojos,
láser

fr

Por favor dedique un tiempo a leer detalladamente este manual
de instrucciones y asegúrese de que está familiarizado con el
funcionamiento antes de utilizarlo. Tenga el manual de
instrucciones a mano por si necesita consultarlo.

ende

1. Información general

Entrada para sonda(sólo testo 830-T2 )3. Información de seguridad
Evitar riesgos por electricidad:
Medición por contacto: No medir en o cerca de partes activas.
Medición por infrarrojos: Por favor respete la distancia deseguridad cuando mida en partes activas.
Conservar la seguridad del producto/mantienela garantía:
Utilice el instrumento adecuadamente, de acuerdo a su
propósito y dentro de sus especificaciones. No utilice la fuerza.
No exponer a radiación electromagnética (Por ej. microondas,
sistemas de calor por inducción), cargas estáticas, calor oextremas fluctuaciones de temperatura.
No almacenar junto con disolventes (Por ej. acetona).
El instrumento sólo debe abrirse para su mantenimiento yreparación si así se describe en el manual de instrucciones.
¡Radiación láser!
No mirar hacia el emisor.

24

Eliminación ecológica:
Diposite en el contenedor adecuado las pilas recargables
defectuosas y también las pilas vacías.
Puede devolvernos el equipo cuando ya no quiera utilizarlomás. Nosotros nos responsabilizamos de que su eliminaciónno cause daños al medio ambiente.
Atención: su producto está marcado con este símbolo.
Significa que los productos eléctricos y electrónicos
usados no deberían mezclarse con los residuos
domésticos generales. Existe un sistema de recogida
independiente para estos productos.

4. Uso predefinido
El testo 830 es un termómetro compacto por infrarrojos para
mediciones de superficie sin contacto. Adjuntado sondas al testo
830-T2, es posible llevar a cabo mediciones adicionales decontacto.
¡No es adecuado para mediciones de diagnosis en el sector
médico!
Este instrumento no es apto para los usos indicados en la orden
ITC/3701/2006, del 22 de Noviembre.

5. Datos técnicos
Características

testo 830-T1

testo 830-T2

Parámetro°C/°F
Rango de medición por infrarrojos-30 a +400°C
Resolución de infrarrojos
0.1 °C
Exactitud infrarrojos±1.5 °C o 1.5% de la lectura (0.1 a +400 °C) 1;(a 23°C) +/- 1 dígito
±2 °C o 2% de la lectura (-30 a 0 °C) 1
Emisividad
0.1 a 1.0 ajustable
Intervalo de medición por infrarrojos
0.5s
Temp. sensor (Acopable)
Termopar Tipo K
Rango de medición del sensor de-50 a +500°C
temperatura
Resolución del sensor de temperatura
0.1 °C
Exactitud del sensor de temperatura±0.5 °C+0.5% de la lectura(+1 dígito)
a una temperatura fija de 22 ºC
Intervalo de medición del sensor de
1.75s
temperaturaÓpticas (90% valor
10:1 2
12:1 2Temperatura funcionamiento-20 a +50 °C
Temperatura transporte /Almacenamiento-40 a +70°C
Alimentación
9V pila bloqueVida de la pila
20 h
15 h
Caja
ABS
Tamaño en mm (lxaxh)
190 x 75 x 38
Directriz CE
2004/108/CEE
Garantía
2 años
Láser
Tipo de láser
1 x laser
2 x laser
Potencia< 1 mW6. Funcionamiento inicial
Insertar la pila: Ver 9.1 Cambiar la pila.

7. Funcionamientoen

2 + Apertura del diámetro del sensor (16mm)

fr

1 Se aplica el valor mayores

645 a 660 nm
2
DIN NE 60825-1:2001-11

itLongitud de onda
Clase
Estándarde25

7.3 Medición
Tener en cuenta las indicaciones para la medición de infrarrojo(capítulo 11)/medición de contacto (capítulo 12).
En la medición de infrarrojos, el reset de los valores mín/máx.
se realiza presionando la tecla de medición. En la medición decontacto, desconectando el instrumento o cambiando a lavista medida de infrarrojos.
- Instrumento encendido.
Medición por infrarrrojos
1 Iniciar la medición: Mantener pulsada la tecla de medición.
2 Localizar el objeto a medir con el punto láser.
testo 830-T1: el láser marca el punto central del área demedición.
testo 830-T2: el láser marca el punto superior e inferior delárea de medición.
- Se muestra la lectura actual (2 mediciones por segundo)
3 Final de medición: liberación de la tecla.
- Se ilumina HOLD. El último valor medido y el valor mín./máx.
se mantienen hasta la próxima medición.

sv
nl

Encender el instrumento: Presionar tecla de medición.
- Se iluminan brevemente todos los segmentos del visualizador.
El instrumento cambia a modo infrarrojo (se ilumina).
El visualizador permanece illuminado durante 10 segundos cadavez que se activa una tecla.
Apagar el instrumento: Mantener presionado
hasta que elvisualizador se apague.
El instrumento se apaga automáticamente después de 1 min(vista medida de infrarrojos) o 10 min (vista medida de contacto,solo en testo 830-T2) sin pulsar ninguna tecla.

??

7.2 Encender/Apagar el instrumento??

Conectar la sonda de temperatura a la entrada de sondas.
Prestar atención +/-!

pt

7.1 Conectar la sonda (sólo testo 830-T2)

26

Cambiar entre el valor mín., máx. y retenido: Presionar .
Reiniciar la medición: Presionar tecla de medición.
Medición por contacto (sólo testo 830-T2)- Antes de la conexión del instrumento se ha conectado unsensor de temperatura.
1 Posicionar el termómetro de contacto dentro/sobre el objeto a
medir y activar la medición: Presionar .
- El instrumento cambia a modo de medición por contacto (seilumina). Se muestra la lectura actual.
2 Finalizar medición: Presionar .
- Se ilumina HOLD. El último valor medido y el valor mín./máx.
se mantienen hasta la próxima medición.
Cambiar entre el valor mín., máx. y retenido: Presionar .
Reiniciar la medición: Presionar .
Volver a la vista medida: Presionar tecla de medición.
Ajustar la emisividad
El instrumento está en modo de medición por infrarrojos.
Si no se presiona ninguna tecla durante 3 s en el modo deemisividad, el instrumento cambia a modo de medición por
infrarrojos.
1 Mantener pulsada la tecla
durante 3s.
2 Ajustar emisividad: Pulsaro .
- El instrumento cambia a modo de medición por infrarrojos.

8. Ajustes
Instrumento apagado.
Si no se activa ninguna tecla en modo de ajuste durante 3 s, el
instrumento cambia al siguiente modo.
1 Mantener pulsada la tecla
durante 3s.
- El instrumento pasa a modo de ajuste..
2 Ajustar el límite de alarma inferior ( ALARM): Pulsaro .
Para un avance rápido, mantener pulsada la tecla.
3 Ajustar el límite de alarma superior ( ALARM): Pulsaro .
Para un avance rápido, mantener pulsada la tecla.
4 Ajustar la función de alarma conectar (on) / desconectar (oFF):
Pulsaro .
5 Seleccionar el parámetro (°C / °F) : Pulsaro .
- El instrumento pasa a la vista medida de infrarrojos.
La función de alarma solo está disponible en la medición deinfrarrojos. Si se superan o no se alcanzan los valores dealarma ajustados, se produce una alarma óptica y acústica.

27

9.2 Limpiar el instrumento

Fallo

Causas posibles

La iluminación del display
ya no funciona.

- La pila está casi agotada.

Cambiar la pila.

Se ilumina
El instrumento
no se enciende
Modo de medición por
infrarrojos: se ilumina - - Modo de medición por
contacto: (sólo testo 830-T2)
se ilumina - - - .

- Pila vacía.
- Pila vacía.

Cambiar la pila.
Cambiar la pila.

- Lectura fuera del rango
de medición- Lectura fuera del rango
de medición- La sonda desconectada.
- Sonda dañada.

Solución

Conectar la sonda.
Cambiar la sonda.

Si tiene algún fallo sin respuesta contacte con el servicio técnicode testo más cercano.

11. Información de la medicion por
infrarrojos
11.1 Método de medición
La medición por infrarrojos es una medición óptica
Mantener limpias las lentes.
No medir con las lentes empañadas.
Mantener el campo de medición (el área entre el instrumento yel objeto a medir) libre de interferencias: sin partículas desuciedad o polvo, sin vaho (agua o vapor) o gases.
La medición por infrarrojos es una medición superficial
Si hay suciedad, polvo, hielo, etc. en la superfície, sólo se medirála capa superior. Por ej. la suciedad.

fr
es
it
??

10. Preguntas y respuestas??

nl

No utilice limpiadores agresivos o disolventes.
Limpiar la caja con un paño húmedo (agua con jabón).
Limpiar la lente cuidadosamente con agua o algodón
humedecido con agua o alcohol médico.

pt¡El instrumento debe estar apagado!
1 Abrir el compartimiento de la pila: Abrir la tapa.
2 Reemplazar la pila usada e insertar una denueva. Prestar atención +/-. El símbolo menos
debe ser visible una vez la pila esté insertada.
3 Cerrar el compartimiento de la pila: Cerrar la
tapa.

sv

9.1 Cambiar la pilaende9. Servicio y Mantenimiento

28

En el caso de alimentos envasados al vacío, no medir en las
burbujas de aire.
Si el valor a obtener es muy importante, utilizar siempre al
mismo tiempo un termómetro de contacto para realizar la
medición. En la industria alimentaria, la temperatura interna
debería medirse con un termómetro de penetración/inmersión.
Tiempo de adaptación
El instrumento necesita un tiempo de adaptación de 15 minpara la medición por infrarrojos si la temperatura ambiente
cambia ( Cambio de lugar, por ej. mediciones dentro/fuera).

11.2 Emisividad
Los materiales tienen diferentes emisividades, por ej. emitendiferentes niveles de radiación electromagnética. La emisividad
del testo 830 está ajustada en fábrica a 0.95. Este es el valor
ideal para mediciones en productos no-metálicos (papel,
cerámica, yeso, madera, pintura y barnices), plásticos, yalimentos.
Los metales brillantes y oxidados tienen una medición por
infrarrojos restringida debido a su baja y no-uniforme emisividad.
Aplicar barniz o cinta adhesiva (Modelo 0554 0551) en el
objeto a medir para incrementar su emisividad. Si esto no es
posible: medir con un termómetro de contacto.
Tabla de emisividad de los materiales más importantes(Valores típicos)
Material (Temperatura)ε

Aluminio, brillante (170°C)
0.04
Algodón (20°C)
0.77
Hormigón (25°C)
0.93
Hielo, suave (0°C)
0.97
Hierro, pulido (20)°C
0.24
Hierro con capa hierro fundido (100°C) 0.80
Hierro con capa laminada (20°C)
0.77
Yeso (20°C)
0.90
Vidrio (90°C)
0.94
Caucho, duro (23°C)
0.94
Caucho, blando gris (23°C)
0.89
Madera (70°C)
0.94
Corcho (20°C)
0.70

Material (Temperatura)
Anodizado mate (50°C)
Cobre, ligeramente mate (20°C)
Cobre, oxidado (130°C)
Plásticos: PE, PP, PVC (20°C)
Latón, oxidado (200°C)
Papel (20°C)
Porcelana (20°C)
Pintura negra, mate (80°C)
Acero, superficie acero mejorado(200°C)Acero, oxidado (200°C)
Arcilla, cocida?? (70°C)
Pintura transformada (70°C)
Ladrillo, mortero, yeso (20°C)

11.3 Área de medición, Distancia
La área específica se determina dependiendo de la distancia
desde el instrumento de medición al objeto a medir.

ε

0.98
0.04
0.76
0.94
0.61
0.97
0.92
0.97
0.52
0.79
0.91
0.94
0.93

Medición óptica (Ratio de distancia : área de medición)
testo 830-T1
Ø 516 mmen

Ø 216 mm
Ø 116 mm
Ø 66 mmfr

Ø 16 mm

de

29

es

láser

500 mmit1000 mm2000 mmpt

5000 mmtesto 830-T2
Ø 100 mm
Ø 58 mm??

nl

Ø 16 mmláser

sv

Ø 433 mm
Ø 183 mm1000 mmláser

2000 mm5000 mm

12. Información de la medición por
contacto
Observar la profundidad mínima de penetración en las sondas
de inmersión/penetración: 10 x diámetro de la sonda
Evitar las aplicaciones en ácidos y bases corrosivas.
No usar sondas de superfície con resorte en bordes
puntiagudos.

??

500 mm30

1. Informazioni generali
Leggere attentamente il presente manuale, prima di utilizzare lo
strumento. Tenere sempre il manuale a portata di mano, in mododa poterlo consultare in caso di bisogno.

2. Descrizione del prodotto
Accessori
Display
Misura ainfrarossi
Accensione,
spegnimento
Misura acontatto

Sensore diinfrarossi,
Laser

Tasto per lamisura a infrarossi

Vano batteria

Nome

codiceSonda stagna aimmersione/ penetrazione,
da-60 a +400°C 0602 1293
Sonda ultrarapida persuperfici, da-60 a +300°C
0602 0393
Sonda robusta per aria,
da -60 a +400°C
0602 1793
Custodia in pelle
0516 8302
Nastro adesivo per emissività
ε=0.950554 0051

Innesto per sonda(solo testo 830-T2)

3. Informazioni sulla sicurezza
Evitare il pericolo di scosse elettriche:
Misura a contatto: Non misurare vicino o su parti in tensione.
Misura a infrarossi: mantenere le adeguate distanze disicurezza quando si misurano parti in tensione.
Sicurezza del prodotto/rispetto delle condizioni
di garanzia:
Utilizzare lo strumento rispettando i parametri specificati. Nonapplicare stress meccanici allo strumento.
Non stoccare lo strumento insieme a solventi (es. acetone).
Aprire lo strumento solo quando è espressamente richiesto dal
manuale nella sezione manutenzione.
Non esporre a radiazioni elettromagnetiche (es. microonde,
impianti di riscaldamento a induzione), cariche statiche, calore
diretto o ampie variazioni di temperatura.
Radiazioni laser!
Non guardare direttamente il raggio laser.
Smaltimento:
Smaltire le batterie ricaricabili difettose o batterie esaurite negli
appositi contenitori.

ittesto 830 è un termometro a infrarossi per misure di superficie
senza contatto. testo 830-T2 permette anche di eseguire misurea contatto, collegando le sonde esterne.
Non utilizzabile per misure diagnostiche in campo medico!

es

4. Scopo di utilizzo

fren

Potete rispedire lo strumento direttamente a noi al terminedella sua vita operativa. Provvederemo a eliminarlo nel rispettodell’ambiente.

de31

Campo di misura della sonda esterna
Risoluzione della sonda esterna
Precisione della sonda esterna(±1 digit)
Frequenza di misura sonda esterna
Ottica (90% del valore)
Temperatura di lavoro
Temperatura di trasporto e stoccaggio
Alimentazione
Durata della batteria
Custodia
Dimensioni in mm
Normativa CE
Garanzia
Laser
Tipo laser
Alimentazione
Lunghezza d´onda
ClasseStandard

1 x laser

1 si applica il valore maggiore
2 + Diametro di apertura del sensore (16mm)

2 x laser< 1 mW
645 a 660 nm
2
DIN NE 60825-1:2001-11

sv

testo 830-T2°C/°F
da -30 a +400°C
0,1 °C
±1,5 °C o 1,5% v.m. (da 0,1 a +400 °C) 1;±2 °C o 2% v.m. (da-30 a 0 °C) 1
da 0,1 a 1,0 regolabile
0,5sTermocoppia tipo K(collegabile)da -50 a +500°C
0,1 °C±0,5 °C+0,5% v.m.
a una temperatura nominale di 22 °C
1,75s
10:1 2
12:1 2da -20 a +50 °C
da -40 a +70°C
Batteria tipo 9V
20 h
15 h
ABS
190 x 75 x 38
2004/108/CEE
2 anninl

testo 830-T1??

Unità di misura
Campo di misura a infrarossi
Risoluzione con misura a infrarossi
Precisione con misura a infrarossi(a 23°C) +/- 1 digit
Emissività
Frequenza di misura a infrarossi
Sensore esterno??

Caratteristichept

5. Dati tecnici

32

6. Operazioni iniziali
Inserire batterie: v. paragrafo 9.1 “Sostituzione delle batterie”.

7. Funzionamento
7.1 Connessione sonda (solo su testo 830-T2)
Connettere la sonda di temperatura all’innesto. Fare attenzione
alle polarità +/-!

7.2 Accensione/Spegnimento
Accensione dello strumento: Premere il tasto di misura.
- Si accendono brevemente tutti i segmenti del display. Lo
strumento si posiziona nella modalità di misura a infrarossi(viene visualizzato).
Il display rimane illuminato per 10 secondi, ogni qualvolta vienei
attivato un tasto.
Spegnimento dello strumento: tenere premuto
finché il
display non si scurisce.
Se non viene premuto alcun tasto, lo strumento si spegne
automaticamente dopo 1min (vista misure IR) o 10min (vista
misure contatto, solo testo 830-T2).

7.3 Misura
Osservare le avvertenze per la misura IR (capitolo 11)/misuracontatto (capitolo 12).
L'azzeramento dei valori min./max. avviene premendo il tasto
di misura (durante la misura IR) oppure spegnendo lo
strumento o passando alla vista misure IR (durante la misuracontatto).
- Lo strumento è acceso.
Misura a infrarossi
1 Iniziare una misura: Tenere premuto il tasto di misura.
2 Puntare l’oggetto da misurare col puntatore laser.
testo 830-T1: Il laser segnala il centro dell’area di misura.
testo 830-T2: Il laser segnala il punto più in alto e quello più inbasso dell'area di misura.
- La misura in corso viene visualizzata (2 misure al secondo)
3 Terminare la misura: rilasciare il tasto.
- HOLD si accende. L'ultimo valore rilevato e il valore min./max.
vengono mantenuti sino alla misura successiva.
Per passare dal valore min./max. al valore mantenuto e
viceversa: Premere .
Per riavviare la misurazione: Premere il tasto di misura.

8. Impostazioni- A strumento spento
Se nessun tasto viene premuto per 3 secondi nella modalità diimpostazione, lo strumento passa alla modalità successiva.
1 Tenere premuto per 3s il tasto .
- Lo strumento passa in modalità regolazione.
2 Per impostare la soglia di allarme inferiore ( ALARM): Premereo . Per un avanzamento veloce, mantenere premuto iltasto.
3 Per impostare la soglia di allarme superiore ( ALARM): Premereo . Per un avanzamento veloce, mantenere premuto iltasto.
4 Per attivare (on) / disattivare (oFF) la funzione di allarme:
Premereo .
5 Selezionare l’unità di misura (°C / °F) : Premereo .
- Lo strumento passa alla vista misure IR.
La funzione di allarme è disponibile solo durante la misura IR.
Quando la soglia di allarme inferiore o superiore viene
oltrepassata, viene emesso un allarme ottico e acustico.

en
fr
es
it
pt
sv
nl
??
??

Misura a contatto (solo con testo 830-T2)- La sonda di temperatura è stata collegata prima di accendere
lo strumento.
1 Posizionare la sonda a contatto nel/sull’oggetto da misurare e
attivare la misura: Premere .
- Lo strumento si posiziona sulla modalità di misura a contatto(si accende). La misura corrente viene visualizzata.
2 Terminare la misura: Premere .
- HOLD si accende. L'ultimo valore rilevato e il valore min./max.
vengono mantenuti sino alla misura successiva.
Per passare dal valore min./max. al valore mantenuto e
viceversa: Premere .
Per riavviare la misurazione: Premere .
Per tornare alla vista misure IR: Premere il tasto di misura.
Impostare l’emissività
Lo strumento è sulla modalità di misura a infrarossi.
Se nessun tasto è premuto per 3 secondi nella modalità diimpostazione emissività, lo strumento passa alla misura nella
modalità a infrarossi.
1 Tenere premuto per 3s il tasto .
2 Impostare il valore di emissività: premiro .
- Lo strumento passa alla modalità di misura a infrarossi.

de

33

34

9. Manutenzione
9.1 Sostituzione delle batterie
Lo strumento deve essere spento!
1 Aprire il vano batteria: Aprire il coperchio.
2 Rimuovere le batterie usate e inserire le nuove.
Fare attenzione alla polarità +/-. Il meno deveessere visibile.
3 Chiudere il vano batteria: Chiudere ilcoperchio.

9.2 Pulizia dello strumento
Non utilizzare soluzioni abrasive.
Pulire la custodia con un panno umido (acqua e sapone).
Pulire con attenzione la lente con del cotone imbevuto diacqua o alcool denaturato.

10. Domande e risposte
Messaggio

Possibili cause

L'illuminazione del display
non funziona più.

- La batteria è quasi scarica.

Possibili soluzioni
Cambiare batteria.

Si accende.
Lo strumento non si accende
In modalità di misura a infrar:
Si accende - - -.
Modalità di misura a contatto:(solo su testo 830-T2)
Si accende - - -.

- Batteria esaurita.
- Batteria esaurita.
- Letture fuori dal campo di mis.

Cambiare batteria.
Cambiare batteria.
-- Lettura fuori dal campo di mis.

-

- Sonda non collegata.
- Sonda danneggiata.

Connettere la sonda.
Cambiare la sonda.

Per altre informazioni contattate il vostro distributore di zona o il
servizio assistenza Testo.

11. Informazioni sulla misura ainfrarossi
11.1 Metodo di misura
La misura a infrarossi è una misura di tipo ottico
Tenere la lente pulita.
Non misurare se la lente è offuscata.
Tenere il campo di misura (l’area tra il sensore e l’oggetto
misurato) libera da interferenze: niente polvere o particelle disporco, niente umidità (pioggia, vapore) o gas.
La misura a infrarossi è una misura di superficie
Se sulla superficie è presente uno strato di polvere, sporco obrina, il valore misurato sarà quello dello strato superiore.
Nel caso di confezioni alimentari termoretrattili, non misurare
sulle bolle d’aria.

en
fr
es

Se i valori sono critici, misurare sempre anche con un
termometro a contatto. In particolare nel settore alimentare, latemperatura interna del cibo andrebbe sempre misurata con
un termometro a immersione/ penetrazione.
Tempo di adattamento
Se la temperatura ambiente varia (cambio di postazione, ad
es. misure all’aperto o in ambienti chiusi) lo strumento habisogno di 15 minuti di adattamento per la misura a infrarossi.

de35

Materiale (Temperatura)εAlluminio laminato luminoso (170°C) 0.04
Cotone (20°C)
0.77
Calcestruzzo (25°C)
0.93
Ghiaccio liscio (0°C)
0.97
Ferro smerigliato (20)°C
0.24
Ferro con rivestimento a getto (100°C) 0.80
Ferro con rivestimento laminato (20°C) 0.77
Gesso (20°C)
0.90
Vetro (90°C)
0.94
Gomma dura (23°C)
0.94
Gomma morbida (23°C)
0.89
Legno (70°C)
0.94
Sughero (20°C)
0.70

Materiale (Temperatura)εDissipatore di calore, anodiz.nero(50°C) 0.98
Rame leggermente opaco (20°C)
0.04
Rame, ossidato (130°C)
0.76
Plastiche: PE, PP, PVC (20°C)
0.94
Ottone, ossidato (200°C)
0.61
Carta (20°C)
0.97
Porcellana (20°C)
0.92
Vernice nera opaca (80°C)
0.97
Acciaio termotrattato (200°C)
0.52
Acciaio, ossidato (200°C)
0.79
Argilla refrattaria (70°C)
0.91
Vernice per trasformatori (70°C)
0.94
Mattone e malta (20°C)
0.93

pt
sv
nl
??
??

I materiali hanno differenti emissività, ovvero emettono livelli
differenti di radiazioni elettromagnetiche. L’emissività di testo 830
è impostata su un fattore di 0,95. Questo è il valore ideale per i
non-metalli (carta, ceramiche, legno e vernici), plastiche e cibo.
Metalli brillanti e ossidi di metallo sono adatti solo a un campo
limitato di misura a infrarossi, a causa della loro bassa e non
uniforme emissività.
Per aumentare l’emissività, ricoprire la superficie degli oggetti
da misurare con vernici o nastri adesivi (cod. 0554 0051). Se
questo non è possibile, misurare a contatto.
Tabella delle emissività dei materiali più importanti(valori tipici)

it11.2 Emissività

36

11.3 Area e distanza di misura
L’area della superficie misurata varia in funzione della distanzadello strumento dall’oggetto misurato.
Ottica di misura (Rapporto Distanza : Area di misura)
testo 830-T1

Ø 516 mm
Ø 216 mm

Ø 16 mm

Ø 116 mm
Ø 66 mm
laser

500 mm1000 mm2000 mm5000 mmtesto 830-T2

Ø 433 mm
Ø 183 mm

Ø 16 mmlaser

Ø 100 mm
Ø 58 mm

500 mm1000 mmlaser

2000 mm5000 mm

12. Informazioni sulla misura a contatto
Portare la sonda alla profondità minima per le sonde a
immersione/ penetrazione: 10 x diametro della sonda
Evitare l’utilizzo in soluzioni acide o basiche.
Non usare sonde per superficie caricate a molla su parti
appuntite.

37

es

2. Descrição do Produto

fr

Por favor, leia este manual cuidadosamente e verifique se estáfamiliarizado com o produto antes de usá-lo. Mantenha este
manual sempre à mão caso seja necessário
usá-lo.

ende

1. Informação Geral

Comparitmento dapilha

Casquilho da sonda
testo 830-T2, apenas

3. Informações de segurança
Evitar riscos eletricos:
Medição de contacto: Não medir em peças em movimento.
Medição de infravermelhos: Por favor mantenha distância ao
medir em peças com movimento.
Conservar a segurança do produto /manter a garantia::
Trabalhe apropriadamente com o instrumento e de acordo
com a sua finalidade pretendida e dentro dos parâmetros
específicos. Não aplicar a força
Não expor a radiações electromagnéticas (por exemplo
microondas, sistemas de indução de calor), carga estática,
calor ou variações extremas de temperatura.
Não armazenar junto de produtos abrasivos (por ex. acetona).
O instrumento só poderá ser aberto para sua manutenção e
reparação se assim estiver descrito no manual de instruções.

pt
sv

Tecla demedição;Medidor deinfravermelhosnlLigar/ desligar
Medidor decontacto

Item no.

Sonda estanque deimersão/penetração,-60...+400°C 0602 1293
Sonda se superfície dereacção rápida,-60...+300°C 0602 0393
Sonda ambiente robusta,-60...+400°C 0602 1793
Bolsa de proteção em pele
0516 8302
Fita adesiva deemissividade.
ε =0.950554 0051??

Medidor deinfravermelho

Nome

??

Visor

it

Acessórios
Sensorlaser deinfraver38

Radiação laserNão olhar directamente para o feixe de luz.
Eliminação:Deposite as pilhas recarregáveis ou as pilhas gastas num
contentor adequado.
Pode devolver o intrumento directamente a nós quando já nãoo usar. Nós responsabilizamo-nos pela sua correcta
eliminação.

4. Modo de usar
testo 830 é um termómetro de infravermelhos compacto paramedição de temperaturas de superfície. Usando testo 830-T2,é
possível realizar medições de contacto adicionais adaptando asonda.
Não apropriado para medidas de diagnóstico no sector
médico!

5. Ficha Técnica
Característica
Parâmetro
Gama de medição infravermelhos
Resolução infravermelhos
Precisão de infravermelho(a 23 °C) +/- 1 dígito
Emissividade
Tempo de resposta infravermellhos
Sensor de temp.
Gama de medição sensor de temp.
Resolução do sensor de temp.
Precisão do sensor de temp.
(±1 digit)
Tempo de resposta do sensor de temp.
Ópticas (90% valor)
Tipo de Laser
Temperatura de funcionamento
Temperatura transp./armazenamento
Tipo de pilha
Duração da pilha
Caixa
Dimensões em mm (LxHxB)
Normas de conformidade CE
Garantia
Laser
Tipo de laserPotênciar
Comprimento de onda
ClasseStandard

testo 830-T1

testo 830-T2°C/°F-30...+400°C
0.1 °C±1.5 °C ou 1.5% do v.m.(0.1...+400 °C) 1;±2 °C ou 2% do v.m. (-30...0 °C) 1
ajustável de 0.1 a 1.0
0.5s
Termopar tipo K(ligação)-50 to +500°C
0.1 °C±0.5 °C+0.5% do v.m.
da temperatura nominal de 22 °C
1.75s
10:1 2
12:1 2
1 x laser
2 x laser-20...+50 °C-40...+70°C
9V pilha de bloco
20 h
15 h
ABS
190 x 75 x 38
2004/108/CEE
2 anos1 x laser

1 aplica-se o maior valor
2 +Diâmetro de abertura do sensor (16mm)

2 x laser< 1 mW
645...660 nm
2
DIN NE 60825-1:2001-11

6. Operação inicial

de39

7.3 Medição
Ter atenção aos avisos sobre a medição de infravermelhos(capítulo 11) / medição de contacto (capítulo 12).
Para repor os valores Mín./Máx. na medição de infravermelhos
deve-se premir o botão de medição, e na medição decontacto deve-se desligar o aparelho ou mudar para a vista demedição de infravermelhos.
- O instrumento está ligado.
Medição de infravermelhos
1 Iniciar medição: Manter o botão de medição premido.
2 Localize o objecto a medir usando o ponto de laser.
testo 830-T1: o laser marca o ponto central do local damedida.
testo 830-T2: o laser marca a extremidade superior e inferior
do local da medida.
- A leitura actual é mostrada (2 medições por segundo)
3 Fim da medição: solte a tecla.
- A tecla HOLD pisca. O último valor de medição e o valor
Mín./Máx. são mantidos até à próxima medição.
Alternar entre o valor Mín., Máx. e o valor retido: premir .
Reiniciar medição: Premir o botão de medição.

fr
es
it
pt

Ligar o instrumento: Premir o botão de medição.
- Todos os segmentos do visor acendem brevemente. O
instrumento muda para o modo infravermelho (a luz
acende).
- A luz de exposição liga-se durante 10 segundos sempre que
uma tecla seja activada.
Desligar o instrumento: Mantenhapressionado até que se
apague a luz.
O aparelho desliga automaticamente após 1min (vista demedição de infravermelhos) ou 10min (vista de medição decontacto, apenas testo 830-T2) sem que seja premido um botão.

sv

7.2 Ligar/Desligarnl

A sonda de temperatura liga-se ao casquilho. Atenção apolarização +/-!

??

7.1 Conectar a sonda (somente testo 830-T2)??

7. Operação

enInserir pilha: Ver 9.1 Mudanças de pilhas.

40

Medição de contacto (testo 830-T2 somente)- O sensor de temperatura foi conectado antes da activação doaparelho de medição.
1 Posicione o termómetro em/sobre o objecto medido e inicie amedição: premir .
- O instrumento muda para a medida de contacto (pisca).
A leitura actualizada será mostrada.
2 Fim da medição: premir .
- A tecla HOLD pisca. O último valor de medição e o valor
Mín./Máx. são mantidos até à próxima medição.
Alternar entre o valor Mín., Máx. e o valor retido: premir .
Reiniciar medição: premir .
Voltar para a vista de medição de infravermelhos: Premir obotão de medição.
Ajuste da emissividade.
O instrumento está no modo de medição de infravermelhos.
Se não for pressionada nenhuma tecla durante 3 segundos nomodo emissividade, o instrumento muda para o modo deinfravermelhos.
1 Manter premido
durante 3s.
2 Ajuste da emissividade: premirou .
- O instrumento muda para o modo de medição de infravermelhos.

8. Ajustar- O instrumento está desligado.
Se nenhuma tecla for activada no modo de ajustar durante 3
segundos, o instrumento muda para o modo seguinte.
1 Manter premido
durante 3s.
- O aparelho muda para o modo de ajuste.
2 Definir o valor de alarme inferior ( ALARM): premirou .
Manter o botão premido para avançar rapidamente.
3 Definir o valor de alarme superior ( ALARM): premirou .
Manter o botão premido para avançar rapidamente.
4 Ligar (on) / Desligar (oFF) função de alarme : premirou .
5 Selecionar parâmetros (°C / °F) : premirou .
- O aparelho comuta para a vista de medição de infravermelhos.
A função de alarme só está disponível na medição de infravermelhos. Se os limites máximos e mínimos dos valores dealarme ajustados forem excedidos, o sistema transmite um
sinal acústico e visual.

41

9.2 Limpeza do instrumento.

fr
es
it
nl

Não use produtos ou soluções abrasivas.
Limpar a caixa com um pano húmido (com água e sabão).
Limpe cuidadosamente as lente com algodão embebido emágua ou alcool etílico.

pt

O instrumento tem de estar desligado!
1 Abra o compartimento da pilha:
Abertura por cima da tampa.
2 Retire a pilha gasta e troque por uma nova.
Tenha em atenção a polarização +/-. The
minus should be visible once the battery isinserted.
3 Feche o compartimento da pilha: Fechar.

sv

9.1 Mudar a pilhaende9. Serviços e manutenção

Causa Possível

Solução possível

Iluminação do visor
não funciona- Pilha fraca.

Mudar pilha.

Pisca.
Instrumento não liga

- Pilha gasta.
- Pilha gasta.

Mudar pilha.
Mudar pilha.

??

Pergunta??

10. Perguntas e respostas

Modo medição Infravermelho: - fora da gama
- - - Pisca.
gama de medição.
Modo de medição de contacto: - Fora da gama( só testo 830-T2)
Gama de medição.
- - - Pisca.
- Sem ligação.
- Ponta estragada.

Ligar ponta.
Mudar a ponta.

Se não respondermos à sua pergunta, por favor contacte o seu
fornecedor local ou o serviço de clientes da Testo.

11. Informação na medição deinfravermelho
11.1 Método de medição
A medição por infravermelho é uma medição óptica
Mantenha a lente limpa.
Não meça com as lentes embaciadas.
Mantenha o campo de medida (área entre o instrumento e oobjecto a ser medido) livre de interferências como poeiras,
sujidade, particulas,sem humidade (chuva, vapor) ou gases.
A medição por infravermelhos é uma medição de superfície
Se estiver suja, com poeiras, congelada etc. na superfície,somente a superfície será medida, isto é, a sujidade.

42

No caso de comida embalada, não fazer medição nos sacosde ar.
Se os valores são críticos, faça sempre as medições
posteriores usando um termometro de contacto. Particularmente no sector da alimentação, a temperatura do interior
deve ser medida com um termómetro de penetração/imersão.
Tempo de adaptação
Se houver mudanças de temperaturas ambientais (Mudançade localização, isto é, medições dentro/fora) o instrumento
precisa de um tempo de adaptação de 15 min. para medições
de infravermelhos.

11.2 Emissividade
Os materiais têm diferentes emissividades, isto é, têm diferentes
níveis de radiação electromagnética. A emissividade do testo 830
é ajustado de origem em 0.95. Este é o valor ideal para amedição de não-metais (papel, cerâmicas, gesso, madeira,pintura e vernizes), plásticos e comida
Os metais brilhantes ou óxidos de metais estão limitados amedições por infravermelhos, devido à sua baixa ou não uniforme
emissividade.
Aplique a emissividade que realça as camadas de verniz e defita adesiva de emissão (Item no. 0554 0051) no objecto que
mediu. Se não conseguir, meça com um termómetro decontacto.
Tabela de emissividade dos materiais mais importantes)
Material (Temperatura)
Gelo, Suave (0°C)
Ferro, polido (20)°C
Ferro com capa fundida (100°C)
Ferro com capa laminada (20°C)
Gesso (20°C)
Vidro (90°C)
Borracha, dura (23°C)
Bortracha, verde claro (23°C)
Madeira (70°C)
Cortiça (20°C)
Calor, Mate anodizado (50°C)

ε
0.97
0.24
0.80
0.77
0.90
0.94
0.94
0.89
0.94
0.70
0.98

Material (Temperature)ε

Cobre, mate ligeiro (20°C)
0.04
Cobre, oxidado (130°C)
0.76
Plastico: PE, PP, PVC (20°C)
0.94
Latao, oxidado (200°C)
0.61
Papel (20°C)
0.97
Porcelana (20°C)
0.92
Pintura negra, mate (80°C)
0.97
Aço, tratado em superficie quente(200°C)
0.52
Aço, oxidado (200°C)
0.79
argila, cozida (70°C)
0.91
Pintura trnsformada (70°C)
0.94
Ladrilho, morteiro, gesso (20°C)
0.93

A área específica determina-se dependendo da distancia do
instrumento de mediçao ao objecto a medir.
Mediçao optica (Racio de distancia: Área de mediçao)frØ 516 mmtesto 830-T1

Ø 216 mm
Ø 116 mmes

Ø 16 mmen

11.3 Área de mediçao, Distanciade43

Ø 66 mm

it

laser

pt

500 mm1000 mm5000 mmtesto 830-T2

Ø 433 mm
Ø 183 mm??

Ø 100 mm
Ø 58 mm??

Ø 16 mm

laser

nl

sv

2000 mm

500 mm1000 mmlaser

2000 mm5000 mm

12. Informaçao da mediçao por
contacto
Observar a profundidade mínima de penetraçaonas sondas deimersao/penetraçao: 10 x diametro da sonda.
Evitar aplicaçoes em ácidos ou bases corrosivos.
Nao usar sondas de superfície com bandas cruzadas em
bordas pontiagudas.

44

1. Общая информация

Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед темкак приступить к работе с прибором. В дальнейшем держите инструкцию
“под рукой”.

2. Описание прибора
ИК(сенсор,лазерДисплей
ИК(измерения
Вкл/Выкл.
Контактные
измерения

Кнопка
“Измерения”: ИК(измерения”Отсек батарейки

Аксессуары
Наименование

Кат.№

Водонепроницаемый
погружной /проникающий зонд,(60...+400°C 0602 1293
Быстродействующий
поверхностный зонд,(60...+300°C
0602 0393
Прочный воздушный зонд,(60...+400°C 0602 1793Кожаный защитный
чехол
0516 8302
Наклейка с постоянным
e=0,950554 0051

Гнездо для подключения
контактного зонда (только
Testo 830(T)3. Инструкция по безопасности
Поражение электрическим током:Контактные измерения: Не проводите измерения на оборудовании,находящемся под напряжением.
ИК(измерения:Соблюдайте безопасную дистанцию от оборудования,находящегося под напряжением.
Сохранность прибора/гарантии:Используйте прибор только по его прямому назначению и в допустимых
пределах измеряемых параметров. Не используйте силу.
Избегайте электромагнитного излучения (напр. СВЧ, индукционные
нагреватели), статического заряда, перегрева и резких перепадов
температуры.
Не храните прибор вместе с растворителями (напр. ацетон).
Открывать прибор допустимо только если это оговаривается внастоящей инструкции.
Лазерное излучение!
Не смотрите в лазерный излучатель.

1 используется более высокое значение
2 + диаметр открытого сенсора (16мм)

6. Подготовка к работе
Установите батарейку: См. пункт 9.1 Замена батарейки.

ennl

testo 830T2??

testo 830T1Параметр
°C/°FДиапазон ИК(измерений
(30...+400 °C
ИК(разрешение
0,1 °CИК(точность
±1,5 °C или 1,5% измер.знач. (+0.1...+400 °C)1;(при 23°C)+/( 1 цифра
±2,0 °C илиr 2,0% измер.знач ((30...0 °C)1Коэффициент излучения/эмиссии
0,1...1,0 регулируемыйrЧастота ИК(измерения
0,5 сек.
Контактный сенсор
(Термопара Тип K(подсоединяемая)Диапазон для термопары
((50...+500°C
Разрешение для термопары
(0,1 °CТочность для термопары
(±0,5 °C+0,5% измер.знач.
(±1 цифраt)при температуре 22°C
Частота измерения
(1,75 сек.
Оптика (90%t)
10:12
12:12
Рабочая температура
(20...+50 °CТемпература трансп./хранения
(40...+70°C
Питание
Батарейка 9ВРесурс батарейки
20 часов
15 часов
Материал корпуса
Пластик ABSРазмеры (ДxВxШ, мм)
190 x 75 x 38
Соответствие стандарту
2004/108/ЕЕСГарантия
2 года
ЛазерТип лазера
1 х точечный
2 x точечный
Мощность
< 1 мВт
Длина волны
645 до 660 нмКласс2Стандарт
DIN EN 60825(1:2001(11??

Параметры

ru

5. Технические данные

it

testo 830 ( компактный ИК(термометр, предназначенный для безконтактного
измерения температуры поверхности. Используя Testo 830(T2, возможно
дополнительное контактное измерение температуры подсоединяемым
зондом.
Прибор не является медицинским диагностическим
оборудованием!

pt

4. Назначение прибора

esfrСоблюдайте правила утилизации:Утилизируйте старые или использованные аккумуляторы/батарейки
только в предназначенных для этого местах.
Просим выслать отслуживший прибор обратно нам. Мы позаботимся оего правильной утилизации.

de

45

46

7. Работа с прибором
7.1 Подключение контактного зонда (только для testo
830(T2)Подключите контактный зонд температуры к разъему. Соблюдайте
полярность +/(!

7.2 Включение/выключение прибораДля включения: Нажмите кнопку “Измерения”.
( Кратковременно загорятся все сегменты дисплея. Прибор перейдет врежим ИК(измерений (горит символ
).
После каждого нажатия кнопки, включается подсветка дисплея на 10 сек.
Для выключения:Нажмите и удерживайте кнопку
пока не погаснет
дисплей.
Прибор автоматически выключится, если ни одна кнопка не будет нажата втечение1 мин (режим ИК(измерений) или 10 мин (режим контактных
измерений для Testo 830(Т2).

7.3 Измерения

Пожалуйста, придерживайтесь рекомендаций по проведению ИК(измерений (раздел 11) /контактных измерений (раздел 12).
В режиме ИК(измерений мин./макс. значения сбрасываются нажатием
кнопки “Измерения”. В режиме контактных измерений это происходитпри выключении прибора или при переходе в режим ИК(измерений.
( Прибор включен.
ИК(измерения
1 Начните измерения: Удерживайте кнопку “Измерения”.
2 Направьте прибор на объект измерения:testo 830(T1: Лазер указывает на центр пятна измерения.
testo 830(Т2: Лазер указывает на верхнюю и нижнюю границы пятна
измерения.
( На дисплее отображаются текущие показания (2 измерения в секунду)3 Завершите измерения: Отпустите кнопку.
( Горит надпись HOLD. Последнее измеренное значение и мин./макс.
значения сохраняются до следующего измерения.
Для переключения между мин., макс. и записанным значением:нажмите .
Чтобы снова начать измерения: нажмите кнопку “Измерения”.
Контактные измерения (только для Testo 830(Т2)( Контактный зонд температуры должен быть подключен до включения
прибора.
1 Поместите измерительную головку контактного зонда в/на обьект
измерения и активируйте измерения: Нажмите .
( Прибор перейдет в режим контактных измерений (горит символ
).
Отображаются текущие измеренные значения.

9. Уход и обслуживание
9.1 Замена батарейки
Прибор должен быть выключен!
1 Откройте отсек батарейки: Откройте крышку.
2 Замените батарейку на новую. Соблюдайте полярность
+/(! Вставьте батарейку таким образом, чтобы былвиден знак “минус”.
3 Закройте отсек батарейки: Закройте крышку.

en
fr
es
it
pt
ru
nl

( Прибор выключен.
Если в процессе установки не нажимать кнопки в течении 3 секунд,прибор перейдет к следующему пункту установок.
1 Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку .
( Прибор перейдет в режим установки.
2 Установите нижнюю границу подачи сигнала тревоги ( ALARM):или. Удерживайте кнопку нажатой для быстрой установки.
3 Установите верхнюю границу подачи сигнала тревоги ( ALARM):
или . Удерживайте кнопку нажатой для быстрой установки.
4 Включите (on)/ отключите (oFF):или .
5 Выберите размерность (°C или °F) :или .
( Прибор переходит в режим ИК(измерений.
Функция подачи сигнала тревоги доступна только в режиме ИК(измерений. Если установленные границы превышены/не достигнуты
будет подан звуковой и визуальный сигнал.

??

8. Установки/настройки прибора

??

2 Завершите измерения: Нажмите .
( Горит надпись HOLD. Последнее измеренное значение и мин./макс.
значения сохраняются до следующего измерения.
Для переключения между мин., макс. и записанным значением:Нажмите .
Чтобы снова начать измерения: Нажмите .
Для возврата в режим ИК(измерений: Нажмите кнопку “Измерения”.
Установка коэффициента излучения/эмиссии.
( Прибор в режиме ИК(измерений.
Если в процессе установки коэффициента не нажимать кнопки в течение
3 секунд, прибор перейдет к ИК(измерениям.
1 Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку .
2 Установите коэффициент: Кнопкамиили .
( Прибор перейдет в режим ИК(измерений.

de

47

48

9.2 Очистка прибораНе используйте абразивные чистящие средства и растворители!
Протрите корпус влажной тряпкой (мыльным раствором).
Осторожно протрите линзу тампоном, смоченным в воде илимедицинском спирте.

10. Вопросы и ответы
Проблема

Возможная причинаНе включается подсветка
дисплея
Горит.
Прибор не включается

( Батарейка почти разряжена.

Возможное решение
Замените батарейку.

( Батарейка разряжена.
( Батарейка разряжена.

Замените батарейку.
Замените батарейку.

ИК(измерения: (горит   .
Контактные измерения:(только Testo 830(Т2)горит   Показания вне диапазона
измерения.
( Показания вне диапазона
измерения.
( Зонд не подключен.
( Зонд неисправен.

((Подключите зонд.
Замените зонд.

Если вы не нашли ответ на ваш вопрос, свяжитесь с севисной службой
testo.

11. Информация о ИК(измерениях
11.1 Метод измерения
ИК(измерение ( это оптическое измерение
Содержите линзу в чистоте.
Не проводите измерения с загрязненной или запотевшей линзой.
Площадь измерения (между прибором и измеряемой поверхностью)должна быть свободна от: пыли и грязи, влаги (дождь, пар) или газов.
ИК(измерение ( это измерение поверхности.
Если поверхность грязная, пыльная, покрыта инеем и т.д., проведя
измерения, вы получите температуру поверхности, то есть грязи и т.д.
Если упаковка продуктов питания свободная, не проводите измерения
воздушной полости между продуктами и упаковкой.
Если показания критичны, всегда сверяйте их, проведя контактные
измерения. При измерении продуктов питания, основные измерения
проводятся погружным/проникающим контактным зондом.
Время адаптации/выдержки
Если изменилась температура окружающего воздуха (изменилось место
измерений, например в/вне помещения), прибор необходимо выдержать вновой температуре около15 минут перед ИК(измерениями.

Теплопоголотитель,черный,анод. (50°C) 0,98
Медь, матированная (20°C)
0,04
Медь, окисленная(130°C)
0,76Пластик: ПЭ, ПП, ПВХ (20°C)
0,94Латунь, окисленная (200°C)
0,61Бумага (20°C)
0,97Фарфор (20°C)
0,92Черная краска, матовая (80°C)
0,97Сталь, термообработанная (200°C)
0,52Сталь, оксидированная (200°C)
0,79Глина, обоженая (70°C)
0,91Трансформаторная краска (70°C)
0,94Кирпич, раствор (20°C)
0,93e11.3 Пятно измерения, дистанция
Пятно измерения имеет различный диаметр в зависимости от расстояния
между прибором и обьектом измерения.
Оптика измерения (зависимость Расстояние : Пятно измерения).

en
fr
es
it
pt

Материал (Температура)

0,04
0,77
0,93
0,97
0,24
0,80
0,77
0,90
0,94
0,94
0,89
0,94
0,70

ru

e

Алюминий, прокат (170°C)
Хлопок (20°C)
Бетон (25°C)
Лед, гладкий (0°C)Железо, полированное (20)°CЖелезо, литое (100°C)
Железо, прокат (20°C)
Алебастр (20°C)
Стекло(90°C)Каучук, твердый (23°C)Каучук, мягкий серый (23°C)Дерево (70°C)
Пробка (20°C)

nlМатериал (Температура)??

Каждый материал имеет свой коэффициент излучения, то есть они излучают
различный уровень электромагнитной радиации. На приборах testo 830предустановлен коэффициент 0.95. Это идеальная величина для измерения
неметаллов (бумаги, керамики, алебастра, дерева, лаков и краски), пластикаи продуктов питания.
Измерение блестящих металлических и оксидных поверхностей ограничено,в связи с их низким и неоднородным коэффициентом излучения.
В этих случаях применяйте специальные наклейки для поверхности сфиксированным коэффициентом эмиссии (кат. № 0554 0051). Если этоневозможно, проведите контактные измерения.
Таблица типичных коэффициентов излучения различных материалов

??

11.2 Коэффициент излучения/эмиссии

de

49

50

D 516 ммTesto 830(T1D 216 ммD 16 мм

D 116 ммD 66 мм

Лазер
500 мм
1000 мм
2000 мм
5000 мм

Testo 830(T2D 16 мм

D 183 ммЛазерD 433 ммD 100 ммD 58 мм

500 мм
Лазер

1000 мм
2000 мм
5000 мм

12. Информация о контактных измерениях
Соблюдайте минимальную глубину для погружных/проникающих зондов:10 x диаметра зонда
Избегайте применения в коррозийных кислотах и агрессивных средах.
Не применяйте поверхностный зонд с подпружиненной термопарой наострых углах.

51

aan- /
uitschakelen,contactmeting

meettoets:
infraroodmetingvoeleraansluiting(enkel testo 830-T2)

3. Veiligheidsvoorschriften
Elektrische gevaren vermijden:
Contactmeting: nooit in de buurt van onderdelen onder
spanning meten.
Infraroodmeting: bij het meten van onderdelen onder spanning
dient u om veiligheidsredenen voldoende afstand te nemen.
Productzekerheid / aanspraak op garantie:
Het meetinstrument enkel gebruiken in overeenstemming met
de aangegeven technische gegevens. Nooit geweld gebruiken.
Het meetinstrument niet blootstellen aan elektromagnetische
straling (bv. microgolven, inductieverwarming), statische lading,hitte of sterker temperatuurschommelingen.
Het meetinstrument niet bewaren in de nabijheid van
oplosmiddelen (bv. aceton).
Het meetinstrument enkel openen indien dit uitdrukkelijk in dehandleiding beschreven is, voor onderhoudsdoeleinden.
Laserstraling!
Niet in de laserstraal kijken. Laserklasse 2.
Afval:
Defecte accu’s en lege batterijen dienen als KGA behandeld teworden.

pt??

??

batterijvak

ref.

waterdichte dompel-/steekvoeler,-60...+400°C 0602 1293
snelle oppervlaktevoeler,-60...+300°C 0602 0393
robuuste luchtvoeler,-60...+400°C 0602 1793
etui, leder0516 8302
emissiviteitskleefband
ε=0,950554 0051

ru

infraroodmeting

OmschrijvingnlToebehoren
infraroodsensor,
laser

it

es

2. Productbeschrijving

displayenfr

Gelieve deze handleiding grondig door te lezen en zich met dit
meetinstrument voldoende vertrouwd te maken, alvorens het inde praktijk te gebruiken. Bewaar deze handleiding binnen
handbereik zodat u ze op elk gewenst ogenblik kunt raadplegen.

de

1. Algemene opmerkingen

52

Indien het meetinstrument buiten werking wordt gesteld en niet
meer wordt gebruikt, gelieve deze naar ons terug te sturen. Wij
zorgen voor een milieuvriendelijke afvalverwijdering.

4. Correct gebruik
De testo 830 is een compacte infraroodthermometer voor
contactloze metingen van oppervlaktetemperaturen. Met detesto 830-T2 kunt u via een aangesloten voeler bijkomend
contactmetingen uitvoeren.
De testo 830 is niet geschikt voor diagnosemetingen bij
medische toepassingen!

5. Technische gegevens
Eigenschappen

testo 830-T1

testo 830-T2

Grootheden°C/°F
Meetbereik IR-30...+400°C
Aflezing IR
0,1 °C
Nauwkeurigheid IR±1,5 °C of 1,5% v.d. mw. (0,1...+400 °C) 1;(bij 23°C)+/- 1 digit±2 °C of 2% v.d. mW. (-30...0 °C) 1
Emissiviteitscoëfficiënt
0,1...1,0 instelbaar
Meetinterval IR
0,5sTemperatuursensor
thermo-element type K (opsteekbaar)
Meetbereik temperatuursensor-50...+500°C
Aflezing temperatuursensor
0,1 °C
Nauwkeurigheid temperatuursensor±0,5 °C+0,5% v.d. mw.
(±1 Digit)
bij nom. temperatuur 22°C
Meetinterval temperatuursensor
1,75s
Optiek
10:1 2
12:1 2
Werkingstemperatuur-20...+50 °C
Transport- / opslagtemperatuur-40...+70°C
Stroomvoorziening
9V-block batterij
Autonomie batterij
20 h
15 h
BehuizingABS
Afmetingen in mm (LxHxB)
190 x 75 x 38
CE-richtlijn
89/336/EEG
Garantie
2 jaarLaser
Lasertype
1-voudige Laser
2-voudige Laser
Prestatie< 1 mW
Golflengte
645 tot 660 nm
Klasse2
Norm
DIN EN 60825-1:2001-11
1 de hoogste waarde geldt
2 + openingsdiameter van de sensor (16mm)

6. Ingebruikname
Batterij plaatsen: zie 9.1 Batterij vervangen.

7.3 Meten
Opmerkingen bij infraroodmetingen (hoofdstuk 11) /contactmetingen (hoofdstuk 12).
- Het meetinstrument is aangeschakeld.
IR-meting
1 Meting starten:of de meettoets ingedrukt houden.
2 Het laserpunt richten op het meetobject.
testo 830-T1: laser markeert het middelpunt van de meetvlek.
testo 830-T2: lasers markeren boven-/onderkant van de meetvlek.
- De huidige meetwaarde verschijnt (2 metingen per sec.)
3 Meting beëindigen: de meettoets loslaten.
- HOLD verschijnt. De laatste meetwaarde en min.-/max.-waarde
blijft onveranderd in het display tot de volgende meting.
Tussen min.-, max.- en vastgehouden waarde wisselen:
indrukken.
Meting starten: meettoets indrukken.
Contactmeting (enkel testo 830-T2)- De temperatuurvoeler is aangesloten.
1 De contactthermometer in / op het meetobject positioneren ende contactmeting activeren:
indrukken.
- Het meetinstrument schakelt over naar het contactmenu (verschijnt). De huidige meetwaarde verschijnt.
2 Meting beeindigen:indrukken.
- HOLD verschijnt. De laatste meetwaarde en min.-/max.-waarde
blijft onveranderd in het display tot de volgende meting..
Tussen min.-, max.- en vastgehouden waarde wisselen:
indrukken.

en
fr
es
it
pt

Meetinstrument aanschakelen:
meettoets indrukken.
- Alle displaysegmenten lichten even op. Het meetinstrument
schakelt over naar het infraroodmenu (verschijnt).
De displayverlichting wordt bij elke druk op een toets gedurende
10 seconden geactiveerd.
Meetinstrument uitschakelen:
ingedrukt houden tot het
meetinstrument uitgeschakeld is.
Het meetinstrument schakelt na 1 min (testo 830-T1) en 10 min(testo 830-T2) inactiviteit automatisch uit.

ru

7.2 Aan- / uitschakelennl

De temperatuurvoeler aansluiten op de voeleraansluiting. Let
op de juiste polariteit!

??

7.1 Voeler aansluiten (enkel testo 830-T2)??

7. Bediening

de

53

54

Meting starten: meettoets indrukken.
Terug naar het infraroodmenu: meettoets indrukken.
De emissiecoëfficiënt instellen- Het meetinstrument bevindt zich in het infraroodmenu.
Indien in het emissiecoëfficiënt-menu gedurende 3 sec geen toets
is ingedrukt, schakelt het instrument over naar het infraroodmenu.
1
3 sec ingedrukt houden.
2 De emissiecoëfficiënt instellen:ofindrukken.
- Het meetinstrument schakelt over naar het infraroodmenu.

8. Instellingen- Het meetinstrument is uitgeschakeld
Indien in het instellingen-menu gedurende 3 sec geen toets wordt
ingedrukt, schakelt het instrument over naar de volgende
weergave.
1
3 sec ingedrukt.
- Het meetinstrument schakelt over naar het instellingenmenu.
2 Ondergrens alarmwaarde ( ALARM) instellen:ofindrukken. Om snel vooruit te gaan, toets ingedrukt houden.
3 Bovengrens alarmwaarde ( ALARM) instellen:ofindrukken. Om snel vooruit te gaan, toets ingedrukt houden.
4 Alarmfunctie in- (on) / uitschakelen (oFF):ofindrukken.
5 Meetgrootheid instellen (°C of °F) :ofindrukken.
- Het meetinstrument schakelt over naar het infraroodmenu.
De alarmfunctie is alleen beschikbaar voor IR-metingen. Bij
over- / onderschrijding van de ingestelde alarmgrenswaarde
wordt het optisch en akoestisch alarm geactiveerd.

9. Onderhoud
9.1 Batterij vervangen+-

Het meetinstrument moet uitgeschakeld zijn!
1 Batterijvak openen: het deksel uitklappen.
2 Verbruikte batterij verwijderen en nieuwe
batterij plaatsen. let op de polariteit! De minpool moet na het plaatsen van de batterij
zichtbaar zijn.
3 Batterijvak sluiten: het deksel dichtklappen.

9.2 Het meetinstrument reinigen
Geen scherpe reinigings- of oplosmiddelen gebruiken!
De behuizing met een vochtige doek (zeep) schoonwrijven.
De lens voorzichtig met een - in water of zuivere alcohol
gedrenkt - wattenstaafje reinigen.

Mogelijke oorzaken

Mogelijke oplossingen

Displayverlichting doet
het niet meer

- Batterij is leeg

Batterij wisselen.

verschijnt.
het instrument kan niet
aangeschakeld worden
IR-meetmenu:- - - verschijnt.
contact-meetmenu:(enkel testo 830-T2)- - - verschijnt.

- batterij is leeg.
- batterij is leeg.

batterij vervangen.
batterij vervangen.

- de meetwaarden zijn
buiten het meetbereik.
- de meetwaarden zijn
buiten het meetbereik.
- geen voeler aangesloten.
- voeler is defect.

-

fr

Vraag

es

10. Vragen en antwoorden

en

de

55

11.1 MeetmethodeIR-meting is een optische meting
De lens zuiver houden.
Niet meten met een beslagen lens.
De afstand tussen het meetinstrument en het meetobject
vrijwaren van storende elementen: geen stofpartikels, geen
vochtigheid (regen, damp) of gassen.
IR-meting is een oppervlaktemeting
Wanneer zich vuil, stof enz. op het oppervlak bevindt, wordt enkel
de bovenst laag gemeten, met name het vuil.
Bij levensmiddelen verpakt in folie, niet meten aan luchtzakken
Bij kritische waarden steeds een extra contactmeting
uitvoeren. Belangrijk in de levensmiddelensector: dekerntemperatuur meten met steek-/dompelvoeler
Aanpassingstijd
Bij een verandering van de omgevingstemperatuur (verandering
van meetlocatie, bv. meting binnen / buiten) is een aanpassingstijd
van het meetinstrument vereist van 15 minuten voor een
infraroodmeting.

11.2 Emissiviteitscoëfficiënt
Materialen hebben verschillende emissiviteitscoëfficiënten, dit
betekent dat ze een verschillende elektromagnetische straling
hebben. De emissiviteitscoëfficiënt van de testo 830 is standaard
ingesteld op 0,95. Deze coëfficiënt is optimaal voor metingen van
niet-metalen, kunststofen en levensmiddelen (papier, keramiek,
gips, hout, verven en vernis).
Blinkende metalen en metaaloxide zijn door hun lage
emissiviteitscoëfficiënt slechts beperkt geschikt voor
infraroodmetingen.

pt
ru
nl

11. Opmerkingen bij infraroodmeting??

Indien wij uw vragen niet konden beantwoorden, gelieve zich tewenden tot uw handelaar of tot de testo klantenservice.

??

voeler aansluiten.
voeler vervangen.

it

-

56

Een andere mogelijkheid is het aanbrengen van lagen op het
meetobject die de emissiviteitscoëfficiënt verhogen zoals
bijvoorbeeld vernis of emissiviteitskleefband (ref. 0554 0051).
Indien dit niet mogelijk is, dient u de meting uit te voeren met
de contactthermometer.
Emissiviteitscoëfficiënten van belangrijke materialen(typische waarden)
Materiaal (temperatuur)εMateriaal (temperatuur)

Aluminium (170°C)
Baksteen, mortel, plaaster (20°C)
Beton (25°C)
Gips (20°C)
Glas (90°C)
Gummi, hard (23°C)
Gummi, zacht (23°C)
Hout (70°C)
IJzer, gepolijst (20)°C
IJzer, geschuurd (0°C)
IJzer, met geplette laag (20°C)
IJzer, met gietijzeren laag (100°C)
Katoen (20°C)

0,04
0,93
0,93
0,90
0,94
0,94
0,89
0,94
0,24
0,97
0,77
0,80
0,77

Klei, gebrand (70°C)
Koper, geoxideerd (130°C)
Koper, licht gematteerd (20°C)
Koude lichamen,
zwart geanodiseerd (50°C)
Kunststoffen: PE, PP, PVC (20°C)
Kurk (20°C)
Messing, geoxideerd (200°C)
Papier (20°C)
Porselein (20°C)
Staal, geoxideerd (200°C)
Staal, warmtebeh. oppervlak (200°C)
Transformatorenvernis (70°C)
Zwarte vernis, mat (80°C)

ε
0,91
0,76
0,04
0,98
0,94
0,70
0,61
0,97
0,92
0,79
0,52
0,94
0,97

11.3 Meetvlek, afstandDe grootte van de meetvlek is afhankelijk van de afstand van het
meetinstrument tot het meetobject.
Meetoptiek (verhouding afstand : meetvlek)
testo 830-T1

Ø 516 mm
Ø 216 mm
Ø 116 mm

Ø 16 mm

Ø 66 mm
Laser

500 mm1000 mm2000 mm5000 mmtesto 830-T2

Ø 433 mm
Ø 183 mm

Ø 16 mm

Ø 100 mm
Ø 58 mm

500 mm1000 mmlaser

2000 mm5000 mm

laser

en
fr
es
it
pt
ru
nl
??

Bij dompel-/steekvoelers is een minimum-insteekdiepte vereistvan 10 x voelerdiameterHet gebruik in agressieve zuren of basen dient vermeden teworden.
Met de kruisband-kop van de oppervlaktevoeler niet meten aan
scherpe kanten.

??

12. Opmerkingen bij contactmeting

de

57

58

??

??

nl

ru

pt

it

es

fr

en

de

59

www.testo.com
0973 8304 de en fr es it pt ru nl 01