Informazioni tecniche

Taratura a punto fisso secondo l'ITS-90
Scheda tecnica WIKA IN 00.38

Applicazioni■ Industria (laboratori, officine e produzione)

accreditato DAkkS, D-K-15105-01-00

505,078

231,928

302,9146

29,7646

273,16

0,01

234,3155-38,8344■ Applicabile a termoresistenze

Descrizione
Un elemento importante della qualità è la tracciabilità degli
strumenti utilizzati in modo da garantire che i risultati dimisura siano conformi agli standard nazionali e internazionali
tramite una catena di misura ininterrotta. L'importanza delcertificato di taratura riconosciuto a livello internazionale è incontinua crescita, in quando solo tali risultati di taratura sono
confrontabili a livello internazionale.
Un'incertezza di misura minima di massimo ±2 mK può
essere ottenuta tramite la taratura a punto fisso. Le celle incui possono essere realizzati i punti fissi dei materiali adalta purezza (come il gallio o lo zinco), fungono da fonti ditemperatura. Durante il passaggio di fase, per esempio, dallo
stato solito a quello liquido, la temperatura del materiale resta
costante ad una pressione costante e può essere pertanto
impiegata per la taratura.
Con alcuni materiali, parallelamente ai passaggi di fase,possono essere usati anche i punti tripli. A questo punto, itre stati aggregati del rispettivo materiale sono in equilibrio
termico. Possono essere preparati in modo molto accurato esono ripetibili nel tempo. Inoltre, possono essere mantenuti
per un lungo periodo di tempo.

Scheda tecnica WIKA IN 00.38 ∙ 10/2017

Punto triplo mercurio■ Alta precisione fino a 2 mK

419,527

Punto triplo acqua■ Taratura tracciabile nel nostro laboratorio di taratura

692,677

Punto di fusione gallio

Caratteristiche distintive

660,323

Punto di congelamento stagno■ Società di calibrazione ed assistenza tecnica

933,473

Punto di congelamento zinco■ Costruttori di sonde e trasmettitori di temperatura°C

Punto di congelamento alluminio■ Industria farmaceutica

K

Punti fissi ITS-90
Mercurio - alluminio

La scala di temperatura internazionale del 1990 (ITS-90)
ha definito 18 punti fissi, dal punto triplo dell'idrogeno(-259,3467 °C) al punto di congelamento del rame
(1.084,62 °C).
Il laboratorio WIKA, ad esempio, effettua la taratura sui punti
tripli del mercurio e dell'acqua, sul punto di fusione del gallio
nonché sui punti di congelamento dello stagno, dello zinco edell'alluminio. Pertanto, è coperto un campo di temperaturada -38,8344 °C a 660,323 °C.
Non tutti gli strumenti di misura della temperatura sono
adatti per la taratura a punto fisso. Con le termoresistenze,ad esempio, il platino del sensore deve soddisfare criteri dipurezza e il suo avvolgimento del filo deve essere libero dastress.

Pagina 1 di 2

Campi di taratura tipici per la taratura secondo la scala di temperatura internazionale(ITS-90) nel nostro laboratorio di taratura accreditato DAkkS, D-K-15105-01-00
Materiale
Mercurio

Acqua

GallioStagnoZinco

Alluminio
1)

Tipo

Punto triplo

Temperatura °C-38,8344

Incertezza di misura minima che può essere citata 1)

3 mK

Punto triplo

0,012 mK

Punto di fusione

29,7646

2,5 mK

Punto di congelamento

231,928

5 mK

Punto di congelamento

419,527

5 mK

Punto di congelamento

660,323

10 mK

Miglior caso, se tutte le condizioni sono soddisfatte dalla termoresistenza da testare

Scopo di fornitura

Accessori■ Taratura sui punti di intervento■ Sonda di temperatura modello CTP5000■ Testa supplementare del termometro: stabilizzazione,determinazione dell'idoneità del termometro tramite
rappresentazione dell'ITS-90, determinazione delcomponente di autoriscaldamento

Opzione■ Calcolo della funzione di deviazione con l'ITS-90© 10/2017 WIKA Alexander Wiegand SE & Co, tutti i diritti riservati.
Le specifiche tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.

Pagina 2 di 2

Scheda tecnica WIKA IN 00.38 ∙ 10/2017

WIKA Italia Srl & C. Sas
Via Marconi, 820020 Arese (Milano)/ItaliaTel.
+39 02 938611
info@wika.it
www.wika.it

01/2018 IT based on 10/2017 EN■ Calcolo della funzione di deviazione come polinomio