シュミットLive 2021.3

シュミット Live
取扱説明書
エフティーエス株式会社
103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-1
ヒューリック小舟町ビル7階
TEL03-6206-2220 FAX03-6206-222１
E-mail：info@fts-ltd.jp
1エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

目次【第1章】 シュミットLive使用手順・管理方法（ページ）

1-1 圧縮強度推定フローチャート

7

1-2 精度確認方法

8

1-3 測定場所の決定、測定時の注意事項

91-4 測定前処理（測定面の平滑化・付着物の除去）

10

1-5 平均値・異常値処理

112

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3（ページ）【第2章】 シュミットLive 取扱説明書
2-1 セット内容

13

2-2 シュミットLiveのタイプ

14
15.16

2-3 各部品の名称

2-4 電源・バックライトON/OFF・キー操作

17

2-5 ➀ホーム画面➁測定モード（LIVE/PRINT）の選択：MODE➂規格（集計方式）の選択：STANDARD④メモリの消去：MEMORY➄情報：INFO

18192021223

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3【第3章】 シュミットLive アプリ・プリンター使用方法

（ページ）

24

3-1 アプリ使用時のイメージ
3-2 ダウンロード、アカウント登録、ログイン

25～27

3-3 ハンマーとの接続、測定準備

28.29

3-4 含水・角度・材齢設定、異常値

30.31

3-5 コメント・音声・写真、データ出力例

32～36

3-6 ファームウェアのダウンロード・アップロード方法

37.38

3-7 サーマルプリンター操作・表示

39.40
4エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3【第4章】 シュミットLive計算式別、設定操作方法（ページ）

4-1 JSCE（土木学会式）

42

4-2 MEAN（平均値） ※NEXCO、KS形

46

4-3 JIS（日本工業規格）

48

4-4 測定値の消去・新規作成

50

4-5 測定後のアウトプット方法

51

5エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3【第1章】
シュミットLive使用手順・管理方法6エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

圧縮強度推定フローチャート【測定】シュミットハンマーの機種選定↓
専用アンビルによるシュミットハンマーの精度確認↓
測定場所の決定↓
測定面の平滑化、附着物の除去↓
測定モード・測定規格の選択 【第2章 P.21、第4章 P.38～45参照】↓測 定↓
平均値、異常値の処理↓
データアウトプット
7エフティーエス株式会社

シュミットハンマーの精度確認方法

シュミットLive 2021.3○正しいアンビルの使い方• 剛性の高いコンクリートの梁の上や、柱の近くの平らで水平な場所に置く。
• シュミットハンマーを両手でしっかりと持ち、まっすぐ下向きに挿入する。
• 基準値範囲内に入ってるかどうかを確認する。

8エフティーエス株式会社

測定場所の決定・測定時の注意事項

シュミットLive 2021.3• 出隅から３ｃｍ以上内側でコンクリートの厚みが１０ｃｍ以上ある場所を選ぶ。
• コンクリート面に対して常に直角に打撃する。正確な測定をする上で非常に重要である。
＊斜めに打撃すると、先端部分が飛び出し、非常に危険。

○正しい使い方×片手9×斜めエフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

測定前の処理（測定面の平滑化・附着物の除去）• コンクリート表面上に仕上層や塗装等が施されている場合は、これを除去する。コンクリート表面を露出後、付属のカーボランダムストーン（下図）や電動グラインダー等で平滑にする。
＊平滑作業で発生したコンクリート表面上の粉末や付属物はウェス等で拭き取る。

カーボランダムストーン⇒
注意：テストアンビルではありません。

10

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

平均値、異常値の処理• 一般的には、１ヶ所の測定場所における（２０ｃｍ×２０ｃｍ以上の範囲）２０点の平均値を求める。
測定間隔は約３ｃｍ。
• その平均値より±２０％を超える数値を異常値とみなして削除し、残りの測定値をもって評価する。
＊異常値の処理方法は、上記の方法以外にもあるので、発注者の指示に従う。

11

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3【第2章】
シュミットLive 取扱説明書

12

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

セット内容①⑥②③⑤④⑦⑫⑪⑧⑨⑬⑩⑭13

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

シュミットLiveのタイプ

プリンター
普通コンクリート用 シュミットLive

Print L

アプリ

L

アプリ
プリンター

軽量コンクリート用 シュミットLive

Print L

アプリ

L

アプリ
プリンター

岩盤用 シュミットLive

14

Print KS

アプリ

KS

アプリ

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

各部品の名称
プランジャー

液晶ハウジング

単4充電池入れプッシュボタン15

ストラップ装着用フック
エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

各部品の名称

単4充電池入れ 液晶画面

アナログメモリ

動作確認用
ランプ

操作ボタン

16

充電用ケーブル
Wi-Fi
接続口
モジュール

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

電源・バックライトON/OFF
キー操作方法・ 電源ON

かを押す

・ 電源OFFかを5秒長押し※しばらく操作がなかった場合でも電源は自動でOFFになります。

・ バックライトON/OFF

を1秒以上長押し・ キー操作方法

押す〇ボタン→

決定◎

選択・実行ボタン
17

押す→

スクロール

スクロールボタン

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

ホーム画面
ホーム画面

（測定開始前）Bluetoothマーク

電池残量

出力方法
（LIVE or PRINT）

測定規格の表示（※ ページ参照）（測定中）-81°：打撃角度

13 ：反発値（測定値）#01 ：測定回数

S0000：シリーズNo.
18

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

測定モード（LIVE/PRINT）の選択：Mode➀➁
で「Mode」を選択し、で実行するを押す
ホーム画面

メニュー画面➂で「LIVE」か「PRINT」を選択し、で実行する※アプリをダウンロードし、測定する場合は「LIVE」を選択する
専用プリンターを使用し、測定する場合は、「PRINT」を選択◎が選択中のモード
19

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

規格（集計方式）の選択：Standard➀➁
で「Standard」を選択し、で実行するを押す
ホーム画面

メニュー画面➂MEAN 平均値 (47ページ)
ENユーロ
ASTM アメリカ 使用×JGJ
中国
JSCE 土木学会式 (43ページ)JIS 日本工業規格 (49ページ)
20で選択し、で実行する・国交省はJSCE が便利
・ネクスコはMEAN
エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

メモリの消去：Memory➀➁
で「Memory」を選択し、で実行するを押す
ホーム画面

メニュー画面➂で「Cancel」か「Delete」を選択し、で実行するを押す④
ホーム画面に戻りますが、まだ消去されていません。

⚠電池を出し入れすると、すべてのシリーズが消えます。
また、アプリと同期されていないデータは失われます。
21

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

情報：Info➀➁
で「Info」を選択し、で実行するを押す
ホーム画面

メニュー画面➂SL : シリアルナンバー
FW: ファームウェアバージョンが表示されます

でメニュー画面に戻ります22

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3【第3章】
シュミットLive アプリ・プリンター使用方法

23

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

アプリ使用時のイメージ
データのクラウド管理

エクスポートBluetooth

スマホ

データ保存現場で測定

クラウド共有※34ページ参照（Wi-Fi環境下の場合）※35ページ参照

パソコン（※36ページ参照） or 他スマホ※現場にいなくてもリアルタイムでデータ閲覧が可能！！
24

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

アプリ（ダウンロード iOS推奨）⚠アプリを使用する前は、必ずアプリ・端末のバージョンを最新にしてご利用下さい。※不具合が生じる可能性があります。
①Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅを開く②「Ｐｒｏｃｅｑ」か「ｓｃhmidt」で検索※日本語では検索出来ません③「Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｓｃｈｍｉｄｔ Ｌｉｖｅ」をダウンロードする④アプリアイコン
25

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

アカウント登録パスワードは8文字以上、大文字・小文字・数字、「＠」か「！」を必ず入れて下さい。

①サインインを開く③ユーザー情報を登録
空欄は全て記入ください②アカウント作成します
をクリック
26

④登録したメールアドレスに確認メールが届きActivateをクリックし登録完了

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

ログイン①サインインをタップ②メールアドレスとパスワードを入力しサインインする
27③ログイン完了

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

ハンマーとの接続①iOS端末のBluetoothをオンにし、シュミットLIVEのアプリを起動する※iOS端末のBluetoothはONの状態にしておく②LIVEのアプリで左図の赤丸部分をタップする③次に右図の赤丸部分の【接続】をタップする

28

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

測定準備
統計方法の選択測定を開始する前に、測定方式を選択します。※16ページ参照
まずはじめに、赤丸部の【👁】をタップし、右図を表示させます。

29

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

含水・角度・材齢設定※土木学会式のみ

表示内容・詳細設定
含水状態補正反発値（R値）
単位変更
累計平均反発値

材齢補正※土木学会式のみ※土木学会式のみ⇐R値⇐土木学会式

角度補正後の角度補正後の反発値
累計平均反発値30

エフティーエス株式会社

異常値 ※JSCE（土木学会式）・JISのみ

シュミットLive 2021.3

正常値表示例

異常値表示例

打撃角度
測定回数

測定2回やり直し

エラー修正後エラー※13ページ参照

異常値検出

31

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

コメント、音声、写真
データ管理閲覧・追加

位置情報

コメント、音声、写真（レポートに添付可能）
ログブック閲覧32

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

データ取出し方法 - アプリ

測定後、赤丸のアイコンを選択「ＰＤＦ」・「ＣＳＶ」・「URL経由で共有」を選択
33

共有方法を選択する

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

PDF出力例

34

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

CSV出力例

35

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

URLで共有（PC操作）★現場測定したデータをリアルタイムでPCでも全データ確認が可能

ここでアプリと同様にPDF・CSVで出力も可能

36

エフティーエス株式会社

シュミットLive(本体)のファームウェアのダウンロード方法【PqUpgrade】

シュミットLive 2021.3➀検索エンジン媒体から「エフティーエス株式会社」で検索⇒ホームページ(http://www.fts-ltd.jp)へアクセス⇒「コンクリート」にチェックをして検索➁「【コンクリート圧縮強度試験機】 シュミット Live N形・L形」の「詳しくはこちら」をクリック⇒ページ上部の「シュミッLive(PqUpgrade)」をクリック⇒ダウンロードが開始されます。
※「お使いのデバイスに問題を起こす可能性がある為、ブロックされました」とメッセージが出た場合、「…」を選択し、「保存」をする。続けてをクリックし、ダウンロードリストから「PqUpgrade_Setup_V_1_5_6 (1)」を選択して起動。
➂ソフトのインストール
最初の画面で「I accept the agreement」を選択。
あとは何も変更せずに「Next」を選択し続ける。
→「Finish」でインストール完了
37

エフティーエス株式会社

シュミットLive(本体)のファームウェアのアップロード方法

シュミットLive 2021.3⑥中央にファイルが表示されたら任意のファームウェ
アのバージョンを選択して左下の[Start]を押す。
→WARNING を「はい」➀ハンマーとパソコンを充電用のUSBケーブルで接続し、「PqUpgrade」を起動。
➁[Custom]→[Next]➂Original Schmidt Live] →[Next]⑦下のゲージが伸び終わるまで待機。最初は黄色、その後緑色のゲージになるので、伸び終わるまでハンマーにも触れない。終了次第[Finish]を選択。
④何も変更せず[Next]→ [Next] →[Finish]⑤アプリにログインする時と同じIDとパスワードを入力

38

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

サーマルプリンターの操作方法⚠充電が切れると使えなくなります。こまめに充電してください。
ペーパー設置方法
開閉ツマミ(ペーパー設置用)
・ERROR（赤）紙が正しくセットされていない時などに点灯
・BATT（青）バッテリー残量⚠電源ON時に電源ボタンを長押しすると、文字サイズが変更できます。※下記参照

・STATUS（緑）
起動時点灯

電源ボタン：
2秒以上長押しで電源ON/OFF電源を入れてから充電します
充電ケーブル差込口

開閉ツマミを手前に引いてカバーを開け、写真と同じ向きでペーパーを設置する。
ペーパーを少し出して蓋を閉じる

紙送りボタン：
押している間、紙を送り出し続けます
39

ブザー回数

文字の大きさ

２回
３回
４回
５回

通常サイズ
少し小さめ小極小エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

プリンター表示

測定エラー時の出力例

シリーズ
シュミットLive本体のシリアルナンバー

測定回数
Ｒ値
X＝異常値

反発値のグラフ表示
1メモリ = 5R
Average = 平均値
Max = 最大値
Min = 最小値
Std.Dev = 標準偏差no conversion＝測定エラー

JSCE = 土木学会
Valid = 有効値数
Invalid = 無効値数

R=0 20回の反発値の平均
R1 = 水分補正
R2 = 打撃角度補正後の数値
Age = 材令補正値
Comp.Str: = 推定圧縮強度40

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3【第4章】
シュミットLive計算式別設定操作方法

41

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

1. JSCE（土木学会式） - 強度推定式
土木学会式（JSCE-G504）強度推定式

F(N/㎜2)=【1.27*(R0+R1+R2)-18.0】×α
R0 = 20回の反発値の平均
R1 = 水分補正
R2 = 打撃角度の補正値
α = 材令補正値⚠角度補正値の小数点以下の処理方法(第何位で四捨五入するか）により、小数点以下に誤差が生じる可能性があります。

42エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

1. JSCE（土木学会式） - 本体設定

ホーム画面
➀ データ出力のモード選択➀

LIVE（アプリ）
PRINT（プリンター）のどちらかをで選択、◎が選択中のモード➁ 測定方式の選択➁

JSCE（土木学会式）を⇒③へ（40ページ）
43

で選択

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

1. JSCE（土木学会式） - 本体設定
③ 材齢補正、水分補正
a >=28 材令補正 10日～28日が選択可能

設定した日数で計算されます
で選択
R1 0

水分（湿潤）補正 0、+3、+5で設定設定した数値で計算されます
で選択

水分補正表

R１ 0
R1 +3
R1 +5

設定が完了したら、＜ を乾いている状態
打撃痕が黒くなる状態
表面が濡れている状態で選択してホーム画面に戻る
44

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

1. JSCE（土木学会式） - 現場測定手順
JSCE （土木学会式）選択時の流れ

測定前

20点測定後17点 ✔
3点 ✕削除後削除した3点を再度測定#17→#20

20点 ✔
0点 ✕

異常値（※11ページ参照）は反転して表示され、自動的に削除される#20→#17

この一連の流れを異常値がなくなるまで測定

45

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

2. MEAN(平均値) - 本体設定

ホーム画面
➀ データ出力のモード選択➀

LIVE（アプリ）
PRINT（プリンター）のどちらかをで選択、◎が選択中のモード➁ 測定方式の選択➁

MEAN（平均値）を46で選択

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

2. MEAN(平均値) - 現場測定手順

MEAN（平均値）選択時の流れ

測定前

NEXCOの場合は、25点測定
KS形の場合は、任意の数を測定
それ以外は、70点まで測定可能

一覧画面

一覧画面平均値画面

測定後※MEAN(平均値)の場合、一覧画面は最大70点まで表示可能です。
47

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

3. JIS（日本工業規格） - 本体設定

ホーム画面
➀ データ出力のモード選択➀

LIVE（アプリ）
PRINT（プリンター）のどちらかをで選択、◎が選択中のモード➁ 測定方式の選択➁

JIS（日本工業規格）を

48

で選択

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

3. JIS （日本工業規格） - 現場測定手順

JIS選択時の流れ

測定前

9点測定後削除後削除した3点を再度測定#06→#09

6点 ✔
3点 ✕異常値（※11ページ参照）は反転して表示され、自動的に削除される#09→#06

この一連の流れを異常値がなくなるまで測定
49

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

測定値の消去・新規作成

変更後
変更前#09S0002 測定後の画面#09 → #08

【１つ削除】

変更後
長押しでシリーズ新規作成【シリーズリセット】#09 → #00

変更後
S0002 → S0003【新規作成(保存)】50

エフティーエス株式会社

シュミットLive 2021.3

測定後のデータ管理
測定後のデータ管理〈アプリ選択時〉

アプリ上に保存
新規作成〈プリンター選択時〉
測定後

プリンターで印刷

平均値画面（20ページ参照）

新規作成⚠注意「NEW」を選択すると、前の測定値のデータは消えてしまいますので、必ず先に印字してください。 （プリンター限定）
51

エフティーエス株式会社