測定工具、量測基準器、計測系統

高機能ABS數位式指示量錶ID-C/ID-F

ID-C系列ID-F系列CatalogCatalog
No.TC12049(2)No.00000

ID-C/ID-F

高機能ABS數位式指示量錶

協助讓量測工作更順暢、更高品質的新世代ID系列

有效 提 升 業 務效率的雙向序列通訊
支援更高精度的量 測需求

支援功能完備 ，協助量測工作順利完成

ID-C系列ID-F系列※ID-C系列的背光不會亮燈。

公差判定結果為NG時

可進行更高精度的量測

不錯失校正時機最小顯示量0.5μm

校正週期警告功能

ID-C/ID-F的最小顯示量皆從既有
的0.001mm提升至0.0005mm，到了設定的校正週期時，液擁有更高的解析度。此外也支告。有助於 ID-C/ID-F 精度的援最小顯示量切換功能※。

適當管理。

※ID-C最小顯示量0.01mm的機種除外

1晶 螢 幕 會 顯 示 記 號 發 出 警 提醒圖示到期日前（例：校正期限前一週），校正週
期警告記號將會閃爍。若超過到期日，則整個畫面會閃爍以發出警告。

Mitutoyo製測定工具，首次支援雙向序列通訊。
藉由連接電腦，大幅提升工作效率
ID-C/ID-F為本公司首次支援雙向序列通訊的測定工具※。可透過USB輸入裝置等設備輕鬆連接電腦，除了能像過去一樣收集量測資料，還能從電腦端批次執行ID-C/ID-F本體的控制、設定，以及收集量錶資訊等。有助於大幅提升工作效率。
※藉由I/F支援獨創的雙向序列通訊規格（數位式S1）。 ▶詳情請參閱P6●執行雙向序列通訊需要連接線和量測資料輸入工具選購品。 ●所使用的電腦必須安裝USB-ITPAK V3.0。

0.000

功能例②
功能例①
測定器設定
從電腦控制ID-C/ID-F
新型機種
新型機種
（ID-C/ID-F + USB-ITPAK V3.0） （ID-C/ID-F+ USB-ITPAK V3.0）

0.000
0.000

● 透過操作專用軟體「USB-ITPAK」，
可將多台ID-C/ID-F批次歸零、執行●各 種 功 能 設 定 內 容 可 儲 存 於 電腦，將相同設定複製到其他的
ID-C/ID-F上。

電源ON/OFF等。

Zero set

0.000● 可從「USB-ITPAK」執行ID-C/ID-F的各種功能設定。

➡減少設定的作業時間

舊機種舊機種（舊ID-C/ID-F + USB-ITPAK V2.1） （舊ID-C/ID-F + USB-ITPAK V2.1）

0.000
0.000

● 舊ID-C/ID-F不支援雙向序列通訊，需要在各機器本體端分別執行歸零。

● 由於不支援雙向序列通訊，因此無法從電腦執行功能設定。

Zero set Zero set Zero set

優異的辨識性可提升工作效率

設定常用功能即可簡易操作

提升量測工作效率大型畫面與類比刻度

3個大型按鈕

簡易運算功能產品採用大型畫面，能清楚顯示各種資

採用 3 個大型按鈕，大可即時顯示心軸移動量訊。此外也配置了類比刻度，方便掌握對

幅提升操作性。各按

乘以運算係數的結果。

公差的接近量等精細複雜的動作。

鈕皆可任意設定常用可減少治具量測所需的

既有機種

新型機種

功能。

新增類比刻度

１２

３

1 參數設定模式

ID-C

ID-C
類比刻度進化˙最小顯示量切換 ˙運算功能設定
˙功能鎖定設定
2 切換ABS測長系統（預設）與INC測長系統（歸零）文字大小約增大
為1.5倍

ID-F

˙計算方向切換 ˙公差判定功能設定

ID-F

3 電源ON/OFF工夫。

f（x）＝Axf（x）：顯示值x：心軸移動量
A：任意數值

˙資料輸出（連接外部機器時）
˙資料保持（未連接外部機器時）

2

ID-C
Series

系列名稱

Code No.

543-700
ID-C0512NX型號
最小顯示量量測範圍
全量測範圍方向指示誤差 MPEE※1
返回誤差 MPEH※1
反覆精密度 MPER※1軸桿徑
測針（超硬）

543-700

543-715543-720B

ID-C0512NX

ID-C1012CNX

ID-C0525NXB

ID-C
543-700B
543-705543-705B
543-710
ID-C0512NXB ID-C0512CNX ID-C0512CNXB ID-C1012NX
0.0005/0.001/0.01mm（可切換）12.7mm
0.003mm
0.002mm
0.002mm
ø8mm
安裝部螺絲M2.5×0.45

543-710B
543-715543-715B
ID-C1012NXB ID-C1012CNX ID-C1012CNXB
0.01mm0.02mm0.02mm0.01mm

全機種共通規格相當於IP-42

防護等級※2
測定力 MPL

1.5N以下0.7、0.6、0.4N以下

0.9N以下0.5、0.4、0.3、0.2N以下

可使用方向

所有方向

僅限心軸朝下方向

所有方向

至心軸水平方向電源方式

鋰電池
正常使用：約2.5年

電池壽命※3CR2032 1個連續使用：約2,700小時

位置檢測方式

靜電容量式絕對式線性編碼器

使用溫度範圍0℃∼40℃-10℃∼60℃
160g
170g

保存溫度範圍

175g

本體重量

165g

170g

160g

165g

155g

介面
顯示警報

各種設定錯誤、感測器異常、顯示溢出數位式d1（6位數）、數位式d2（8位數）

輸出數位式d1（6位數）

數位式S1（雙向序列通訊）

輸出輸入※1 20℃，通常量測（最小顯示量：0.0005mm、運算係數：設定為A=1）時。 ※2 防護等級（IP=lnternational Protection）之標示基於IEC 60529/JIS D0207、C0920。此外，標示值僅於工廠出貨狀態時有效。 ※3 未連接資料處理裝置時。電池壽命依使用次數、使用方式而異。上述數值僅供參考。 ※4 0.01mm機種僅有數位式d1。

ID-C 外觀尺寸圖

ø11.2

30.5

33.2

ø19.2

2050.1

50.1

543-720B
543-725B

ø54

ø59

ø595
ø59

30.5 7.6

ø11.2

543-700
543-705543-710543-71557.7

543-700B
543-705B
543-710B
543-715B

84.8
700
ø8 -0.009

019.5

ø8 -0.009

7.6

球型測針
前端ø3

7.3

40.8

球型測針
ø4.8
前端ø3
產品No.901312（安裝部：M2.5×0.45）

26

21.2
7.3

1754.446.5
13.3

1754.4
46.5
21.2
7.3

13.3.5ø60
ø8 -0.009球型測針
ø4.8
前端ø3
產品No.901312（安裝部：M2.5×0.45）※ID-C系列型號結尾有「B」的機種為平背蓋，其他機種為耳座型背蓋。

3ø4.8

產品No.901312（安裝部：M2.5×0.45）

11

ID-F
Series543-730B

543-851543-853

ID-C0550NXB

ID-F0525NX

ID-F0550NX

ID-C
543-720B
543-730B
543-725B
543-735B
ID-C0525NXB ID-C0550NXB ID-C1025NXB ID-C1050NXB
0.0005/0.001/0.01mm（可切換）0.01mm
25.4mm
50.8mm
25.4mm
50.8mm
0.003mm
0.005mm
0.02mm0.04mm
0.002mm
0.02mm
0.002mm0.01mmø8mm
安裝部螺絲M2.5×0.45

ID-F
543-851543-853
ID-F0525NX
ID-F0550NX
0.0005/0.001/0.01mm（可切換）25.4mm
50.8mm
0.0025mm
0.004mm
0.002mm
0.002mm
ø8mm
安裝部螺絲M2.5×0.45

相當於IP-42

2.3N以下1.8N以下IP-40 並無特別的防水效果。
2.3N以下1.8N以下2.3N以下1.8N以下

至心軸水平方向

至心軸水平方向

CR2032 1個鋰電池
正常使用：約2.5年

外部電源（AC變壓器連續使用：約2,700小時5.9V、2A）

─靜電容量式絕對式線性編碼器靜電容量式絕對式線性編碼器

0℃∼40℃-10℃∼60℃
260g
190g

0℃∼40℃-10℃∼60℃

195g

245g

約240g

約330g

各種設定錯誤、感測器異常、顯示溢出

各種設定錯誤、感測器異常、顯示溢出數位式d1（6位數）、數位式d2（8位數）※4

數位式d1（6位數）、數位式d2（8位數）

數位式S1（雙向序列通訊）

數位式S1（雙向序列通訊）●可高精度量測Max﹝最大值﹞、Min﹝最小值﹞、TIR﹝振幅（最大－最小）﹞。（峰值檢測速度：ID-C：50 次/s ID-F：最小顯示量0.0005 mm時為50 次/s，其他狀況時為500 次/s）
●適用於本公司指示量錶的各種替換測砧。

ID-F 外觀尺寸圖
543-730B
543-735B

ø19.2

33.2

11543-851

ø19.2543-853
ø19.2

1111

ø590

ø8 -0.009

19.5

40.8

ø4.8

產品No.901312（安裝部：M2.5×0.45）

ø4.8
球型測針
前端ø365.3

70357.37.3

產品No.901312（安裝部：M2.5×0.45）

球型測針前端ø35265.3

球型測針
前端ø3

110.6
97.3

0
ø8 -0.009

7.3

26

19.50ø8 -0.009

ø4.85235
19.5

110.6
97.3

84.8

ø59

ø5957.7

85.2

85.2

38.1

38.1

產品No.901312（安裝部：M2.5×0.45）

4相關選購品
OPTION
量測資料輸入工具※ID-C/ID-F皆可使用。

U-WAVE※使用U-WAVE時並非雙向序列通訊，敬請注意。

標準用U-WAVE-T專用連接線

量測資料輸入工具

IT-020U No.264-020

No.02AZG011
連接單元（ID-C系列12.7mm型專用）腳踏開關用U-WAVE-T專用連接線

No.02AZF700

No.02AZG021

發射部（U-WAVE-TM）

量測資料輸入工具

USB輸入裝置（直接型）

發射部（U-WAVE-TMB）

No.264-623
No.264-622

USB-ITN-SF No.06AGQ001F

蜂鳴器機種
防水防塵型

連接線

U-WAVE-TM/TMB安裝板※ID-C/ID-F與IT-020U連接用的連接線。
ID-C/ID-F皆可使用。

連接線（1m）

No.06AGL011※既有ID-C/ID-F用連接線的連接器形狀不同，因此無法使用，敬請注意。

可在安裝 U-WAVE-TM/
TMB 的狀態下，安裝升降把手等選購品。

安裝範例

蜂鳴器機種
防水防塵型

No.264-627
No.264-626

軟體

ID用安裝板
No.02AZF670

USB-ITPAK V3.0付費版用Dongle

USB Dongle※量測資料收集軟體USB-ITPAK V3.0可從本公司官網下載。使用付費版功能需有上方Dongle

量測資料收集軟體

連接線（2m）

No.06AGL021

USB-ITPAK V3.0
No.06AGR543※另備有許多選購品。詳情請參閱本公司官網。https://www.mitutoyo.co.jp

5

SOFTWARE

有助於節省檢查業務的時間及勞力

量測資料收集軟體USB-ITPAK V3.0
「USB-ITPAK」便於建立將量測資料輸入至Excel工作表的步驟等。最新版本除了可從電腦端批次開啟ID-C/ID-F電源、於量測
結束時批次關閉電源，還可批次歸零、預設，從電腦端發出取得資料的指示等。
搭載量測資料輸入的自動分配功能﹝簡單輸入模式﹞
即使測定器不支援雙向序列通訊也能執行。設定後會按照
需求自動將數值分配至Excel工作表。
１

事前僅需設定量測項目數量
（例：量測項目數量=3）２
３

1縱10mm
2高20mm
3橫30mm

一般輸入時使用自動分配功能時（僅輸入至A欄）（先輸入至A欄後 再將類似資料自動分類）

１
２３１２

１２３１２

簡單設定測定器
可從電腦端批次執行 ID-C/ID-F 設定。並且能將該設定儲存於電腦，再行設定至其他ID-C/ID-F。無須操作ID-C/ID-F本體即
可設定。

套用設定至其他ID-C/ID-F
˙預設
˙最小顯示量˙公差設定
等USB-ITPAK V2.1/V3.0 功能比較表

設定儲存記號：●：僅限USB-ITPAK V3.0與ID-C/ID-F連接時使用○：可使用

×：不可使用

─：對象外

ITPAK
作業環境、功能等

說明V2.1

支援通訊

數位式 d1 d2

d1：第1世代、單向通訊、6位數通訊

規格

數位式 S1

第3世代、雙向序列通訊、8位數通訊

×

Windows 2000 SP4、Windows XP SP2或更新版本、Windows Vista、Windows7、Windows8 / 8.1○

支援作業系統Windows10○×○

使用一台或多台測定器，將量測資料從事先登錄於步驟的測定器輸入至Excel工作表

○×

○

批次量測

從多台測定器批次取得量測資料，並將量測資料輸入至Excel工作表

○×

○

○×

○

針對每台測定器個別設定輸入量測資料的Excel工作表及Excel儲存格。藉由此方式，由多位作業人
員隨機進行量測，並將量測資料從各個測定器輸入至各自指定的工具表及儲存格

簡易量測功能

此功能不需繁瑣的預先設定即可開始量測，可按照量測位置在Excel列中將量測資料分類

×

○

測定器設定

此功能可變更所連接之測定器的各項設定（歸零、登錄預設值、單位、計數方向、公差設定）

×

●

×

●

此功能可讀取所連接之測定器的各項資訊（機型、序號、校正日期），並顯示於電腦上

×●

此功能可將數值輸入至任意指定之Excel儲存格○×○

此功能可將文本（文字或數字）輸入至指定之Excel儲存格

○×

○

量測記錄
機器資訊
將資料輸入至Microsoft Excel的功能
作為虛擬鍵盤輸入
文字資料的功能
安全性

○

依序量測

個別量測

功能

d2：第2世代、單向通訊、8位數通訊

V3.0
免費版 付費版

此功能可將量測人員及使用的測定器儲存至量測資料內
（量測資料內會記錄是誰、用了何種工具進行量測）

USB Dongle V2.1用※此為USB-ITPAK V2.1專用（V3.0無法使用）○─×USB Dongle V3.0用※USB-ITPAK V2.1也可使用

○─

○

6

座標量測儀

影像量測儀

形狀量測儀

光學儀器

精密感測裝置試驗、計測機器

光學尺模組

測定工具、量測基準器、計測系統

台北總公司 / 量測技術支援中心 (02) 5573-5900
114 台北市內湖區洲子街71號4樓
台中營業所 / 量測技術支援中心 (04) 2338-6822
414 台中市烏日區高鐵一路299號1樓
高雄營業所 / 量測技術支援中心 (07) 334-6168
802 高雄市苓雅區海邊路31-1號1樓
商品外觀，規格可能有所異動，請依實際報價內容為準。
本型錄刊載之規格為2022年10月時點的規格。

購買本公司產品有可能需要取得台灣及日本的輸出許可
詳細內容請洽本公司營業單位

1907(1)e-(MM)SS,Printed in Taiwan