Tico 772/773/774

多機能カウンタ

Tico 772/773/774

パルスカウンタ、タコメータ、タイムカウンタ、シフトカウンタ、バッチカウンタとしてなど多目的に使用可能
簡 単な操作方法
4種類のディスプレイから選択可能
輝度調節可能なバックライト
大きくて読みやすいディスプレイ
（48 x 48 mm）
60 kHzまでの入力カウンタ周波数
プラグインコネクタで接続が容易3種類のプリセット

テクニカルデータ■ 共通仕様ディスプレイLCD 反射型
透過型ネガ表示 背景：黒（バックライトが点灯）、文字：白、赤、緑
2行、6桁（計測表示、プリセット）
ゼロサプレス、小数点以下4位まで

文字高

1行目：9.3 mm、2行目：7.2 mm

電源電圧

安全特別低電圧(SELV)：12-30 VDC（逆極性接続保護回路入り）
100-240 VAC（50/60 Hz ± 10%、スイッチングタイプ電源）

消費電流12-30 VDC <200 mA
12-30 VDC <250 mA（バックライト点灯時）
90 VAC max. 80 mA（スイッチングタイプ電源のセンサ電源含む）

消費電力

<5 W
<8 W（スイッチングタイプ電源）

通電率100%外部供給電源（センサ電源）100-240VAC電源タイプは以下
出力電圧：24VDC(-5%)、最大出力電流＝115mA、最大静電容量負荷=470μF

過電流保護※12-30VDC電源タイプには外部供給電源はありません。

停電記憶

不揮発性メモリ >10 年

適合リード線導体

1-1.5 mm²（導体スリーブ込み）

接続端子

プラグインコネクタ（ネジ端子）

信号入力電圧<2 V / >8 V または <1 V / >4 V (TTL レベル)
最大印加電圧 40 VDC

信号入力論理PNPで正論理入力に設定
NPNで負論理入力に設定

入力抵抗約 10 kΩ

入力応答周波数1/7

外部ヒューズ DC：0.16 AT (IEC 127)、DC：0.2 AT (UL 198)

最大 60 kHz（または30 Hz 上限）
最大 20 kHz（または30 Hz 上限）
・TTL入力アプリケーション入力最大 6 kHz（または30Hz 上限）※最大60 kHz設定時の90°位相差入力は以下の最大入力周波数を適用してください。
90°
位相差入力（1逓倍）：A と B、各30 kHz (20 kHz・TTL入力時）
90°
位相差入力（2逓倍）：A と B、各30 kHz (20 kHz・TTL入力時）
90°
位相差入力（4逓倍）：A と B、各15 kHz (15 kHz・TTL入力時）
1相入力カウントと方向入力：入力 A 60 kHz (20 kHz・TTL入力時）

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120-083-081

BU02_C_Tico772-773-774_20230929

Tico 772/773/774

多機能カウンタ
入力応答周波数（続き）

差分カウント、合計カウント：入力 A + B 60 kHz (20 kHz・TTL入力時）
アプリケーション入力がカウント入力として使用される場合
1相入力カウントと方向入力：入力 A + アプリケーション入力60 kHz (20 kHz・TTL入力時）
差分カウント、合計カウント：入力 A + B + アプリケーション入力
60 kHz (20 kHz・TTL入力時）※5ページのグラフ参照

パルス幅

任意 (最大周波数時、デューティー比 1:1)

プリスケーラ

0.0001-99.9999

パルス最小幅17 ms (30 Hz)：8 µs (60 kHz)

リセット

キー操作によるリセット、オン時リセットまたはワンショットリセット、
パルス幅最小5 ms、プリセット2に達した後の自動リセット。
最大カウント周波数の際も自動リセットによってミスカウントなし。
アプリケーション入力をリセット入力に設定可能。
電源リセット設定可能（電源投入時にリセット動作）。

置数（セット）機能

プリセット0で設定した値にセット (リセット操作時)表示とプリセット範囲-999,999 ～ +999,999

出力時間0.01 s ～ 599.99 s または出力保持を設定可能
出力時間精度：± 10 ms（立上り/立下り時）

リレー(プリセット1、2)1c接点(SPDT) 最大 250 VAC/30 VDC/5 A
1c接点(SPDT) 最小 5 VAC/5 VDC/10 mA
遅延 <10 ms

アラーム信号

プリセット0、1、2が有効になると計測表示が点滅

トランジスタ出力
正論理出力(プリセット1、2)			

アプリケーション出力 正論理出力		

2/7

Tico 772/773/774

12-30 VDC、最大50 mA（DC 供給電源）
24 VDC、最大50 mA（AC スイッチング電源）
12-30 VDC、最大20 mA（DC 供給電源）
24 VDC、最大20 mA（AC スイッチング電源）

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120-083-081

BU02_C_Tico772-773-774_20230929

Tico 772/773/774

多機能カウンタ■ パルスカウンタ

カウンタモード
入力A、B

1相入力カウント、加算または減算、方向入力
差分カウント（A-加算、B-減算）、合計カウント（A-加算、B-加算）
90°位相差入力（1逓倍/2逓倍/4逓倍）

制御入力

リセット、禁止入力

Tico 772/773/774

出力動作モード

通常プリセット（絶対値）
またはトレールプリセット、領域プリセット
上限値・下限値（出力信号1<P1、出力信号2>P 2)

アプリケーション
入力/出力

出力：プリセット0出力、方向出力
入力：予備計数入力（加算/減算）、リセット、セット、禁止入力
キーロック、ラッチ、ティーチ入力■ バッチカウンタ

カウンタモード

プリセット付バッチカウンタ/プリセット付第2カウンタ■ シフトカウンタ

カウンタモード

差分カウント（A-加算、B-減算）、合計カウント（A-加算、B-加算）■ タコメータ

測定原理

周期測定 (1/パルス幅)

最低周波数

1 Hz または 0.1 Hz■ タイムカウンタ

3/7

表示単位

1/分 または 1/秒

上/下限値

起動制御設定付アラーム2種＋アプリケーション出力での1つの追加上限値

タコメータモード

1相入力カウント、加算または減算、方向入力
差分カウント（A-加算、B-減算）、合計カウント（A-加算、B-加算）
90°
位相差入力（1逓倍/2逓倍/4逓倍）
A/B または (A-B)/A%

アプリケーション
入力/出力

出力：プリセット0出力、方向出力
入力：予備計数入力（加算/減算）、キーロック、ラッチ、ティーチ入力

タコメータ機能の精度

基準発振：± 30 ppm
測定原理：周期測定
測定周期：最小0.5s / 最大1s または 10s
測定分解能：0.4µs (<30 ppm)
表示精度：小数点以下4位、1桁 = 100 ppm

総合精度= 表示精度 + 計時単位公差 = 130 ppm

測定原理

パルス幅または周期測定
スタート入力A + ストップ入力B、スタート/ストップ キー入力

表示単位s、m、h、
または「 hh.mm.ss 」に設定可能

機能

繰り返し計時/積算計時

タイムカウンタの精度

基準発振：± 30 ppm
スタート/ストップ時点：16 µs/16 ms (高速入力時/30Hz上限時)
分解能：100 µs = 100 ppm

総合精度= 表示精度 + 計時単位公差 = 130 ppm

分解能

1：0.1：0.01：0.001：0.0001

アプリケーション
入力/出力

出力：プリセット0 アウト
入力：追加Run、Stop、リセット、セット、キーロック、ラッチ、ティーチ入力

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120-083-081

BU02_C_Tico772-773-774_20230929

Tico 772/773/774

多機能カウンタ■ 環境規制、安全規格

安全規格

EN 61 010-1/IEC 61010-1

汚染度

V 2, EN 50178

保護クラス

II; EN 61010-1/IEC 61010-1

EMCイミュニティ
EMCエミッション

EN 61326-1 産業分野**
EN 61326-1 Class B**

保存温度-20°～ +65°
C EN 60 068-2-1/2

使用周囲温度

0°～ +50°C EN 60 068-2-1/2

使用環境40°C/93% rel. 湿度クラス 4K4H、EN 60 068-2-78
25-50°
C/93% rel. 湿度循環、EN 60 068-2-38

保護構造

前面：IP 65、EN 60529
接続端子：IP 20

耐振動

10 m/s² (10 ～ 150 Hz)、IEC 60 068-2-6

耐薬品性

前面保護シート：DIN 42 115-2

耐衝撃

■ 寸法等

Tico 772/773/774

100 m/s² (18 ms)、IEC 60 068-2-27

認証

UL、CSA (File No.E338588)

RoHS準拠

取付方法

取付具を用いたパネル埋め込み取付け
パネル厚最大11 mm

外形寸法

DIN 43700 準拠、48 mm x 48 mm x 118 mm
取付け奥行き 110 mm

前面パネル寸法45 mm x 45 mm + 0.3 mm

重量約 200 g** 接続するケーブル長が30m以上の場合、DC電源及び入力レベルTTLへの接続には追加の保護処理が必要となります。

4/7

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120-083-081

BU02_C_Tico772-773-774_20230929

多機能カウンタ

Tico 772/773/774

Tico 772/773/774■ パルス信号入力電圧による入力応答周波数8070

入力応答周波数 [kHz]

60

PNP-H

5040

NPN-H

30
2010089 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
パルス信号入力電圧 [V]※入力応答周波数は50Ωの出力抵抗付の信号発振器を使用して決めています。

■ 外形図

接続端子取付具
USBポート（Tico 773）
またはRS232ポート（Tico 774）は上下の端子台の間に付きます。

USBポート（Tico 773）

パネルカット寸法：mmRS232ポート（Tico 774）

USB Mini B※PCとの接続は長さ3m以内のフェライトコア付USBケーブルを推奨します。

5/7

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120-083-081

BU02_C_Tico772-773-774_20230929

Tico 772/773/774■ 接続図

多機能カウンタ

Tico 772/773/774

DC電源 リレー2個/トランジスタ2個DC電源 リレー1個/トランジスタ2個AC電源（100-240V) リレー2個/トランジスタ2個AC電源（100-240V) リレー1個/トランジスタ2個

USBポート（Tico 773）

RS232ポート（Tico 774）

ポートイメージ

ポートイメージ

USB Mini B※PCとの接続は長さ3m以内のフェライトコア付USBケーブルを推奨します。

6/7

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120-083-081

BU02_C_Tico772-773-774_20230929

多機能カウンタ

Tico 772/773/774

Tico 772/773/774■ 型式一覧

Tico 772（標準タイプ）
表示

文字色

イメージ

反射型 LCD白
透過型ネガ表示（背景色：黒）

赤緑

リレー

電源電圧

12-30 VDC

100-240 VAC

10 772 101

0 772 141

20 772 102

0 772 142

10 772 301

0 772 341

20 772 302

0 772 342

10 772 401

0 772 441

20 772 402

0 772 442

10 772 501

0 772 541

20 772 502

0 772 542

Tico 773（USBポート）
表示

文字色

イメージ

反射型 LCD白
透過型ネガ表示（背景色：黒）

赤緑

リレー

電源電圧

12-30 VDC

100-240 VAC

10 773 101

0 773 141

20 773 102

0 773 142

10 773 301

0 773 341

20 773 302

0 773 342

10 773 401

0 773 441

20 773 402

0 773 442

10 773 501

0 773 541

20 773 502

0 773 542

Tico 774（RS232ポート）表示

文字色

反射型 LCD白
透過型ネガ表示（背景色：黒）赤緑

7/7

イメージリレー

電源電圧12-30 VDC

100-240 VAC

10 774 101

0 774 141

20 774 102

0 774 142

10 774 301

0 774 341

20 774 302

0 774 342

10 774 401

0 774 441

20 774 402

0 774 442

10 774 501

0 774 541

20 774 5020 774 542

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120-083-081

BU02_C_Tico772-773-774_20230929