Technische Informationen

Fixpunktkalibrierung nach ITS-90
WIKA Datenblatt IN 00.38

Anwendungen■ Industrie (Labor, Werkstatt und Produktion)

tem Kalibrierlabor D-K-15105-01-00

505,078

231,928

302,9146

29,7646

273,16

0,01

234,3155-38,8344■ Anwendbar auf Widerstandsthermometer

Beschreibung
Ein wichtiges Qualitätselement ist die Rückführbarkeit derverwendeten Messeinrichtungen, um sicherzustellen, dassdie Messergebnisse durch eine ununterbrochene Messketteauf den nationalen und internationalen Standard bezogen
sind. Die Bedeutung des international anerkannten Kalibrierscheines nimmt somit ständig zu, da nur so Kalibierergebnisse international vergleichbar sind.
Eine minimale Messunsicherheit von bis zu ±2 mK lässt sichmit der Fixpunktkalibrierung erzielen. Als Temperaturquelle
dienen Zellen, in denen sich die Fixpunkte hochreiner Materialien wie Gallium oder Zink realisieren lassen. Während derPhasenübergänge, zum Beispiel von fest nach flüssig, bleibt
die Materialtemperatur bei gleichbleibendem Druck konstantund kann deswegen für die Kalibrierung herangezogen
werden.
Bei einigen Stoffen werden neben den Phasenübergängen
auch die Tripelpunkte verwendet. An diesem Punkt liegen diedrei Aggregatszustände des jeweiligen Stoffes im thermischen Gleichgewicht vor. Sie lassen sich hochpräzise undjederzeit wiederholbar präparieren. Außerdem können sieüber einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden.

WIKA Datenblatt IN 00.38 ∙ 10/2017

Quecksilber Tripelpunkt■ Hohe Genauigkeit bis zu 2 mK

419,527

Wasser Tripelpunkt■ Rückführbare Kalibrierung in unserem DAkkS-akkreditier-692,677

Gallium Schmelzpunkt

Besonderheiten

660,323

Zinn Erstarrungspunkt■ Kalibrierservice- und Dienstleistungsbereiche

933,473

Zink Erstarrungspunkt■ Temperatursensor- und Transmitter-Hersteller°C

Aluminium Erstarrungspunkt■ PharmaindustrieK

ITS-90 Fixpunkte
Quecksilber bis Aluminium

Die Internationale Temperaturskala von 1990 (ITS-90)
definiert 17 Fixpunkte, vom Wasserstoff-Tripelpunkt(-259,3467 °C) bis zum Erstarrungspunkt von Kupfer(1.084,62 °C).
Das WIKA-Labor beispielsweise kalibriert an den Tripelpunkten von Quecksilber und Wasser, am Schmelzpunkt
von Gallium sowie an den Erstarrungspunkten von Zinn,Zink und Aluminium. Damit wird ein Temperaturbereich von-38,8344 °C bis 660,323 °C abgedeckt.
Nicht alle Temperaturmessgeräte eignen sich für eine
Fixpunktkalibrierung. Bei Widerstandsthermometern zum
Beispiel muss das Platin des Sensors bestimmte Reinheitskriterien erfüllen und dessen Drahtwicklung stressfrei sein.

Seite 1 von 2

Typischer Kalibrierbereich für die Kalibrierung nach der internationalen Temperaturskala (ITS-90) in unserem DAkkS-akkreditiertem Kalibrierlabor D-K-15105-01-00
Kleinste angebbare Messunsicherheit 1)

MaterialArt

Temperatur °C-38,8344

3 mK

WasserQuecksilber

Tripelpunkt
Tripelpunkt

0,01

2 mK

Gallium

Schmelzpunkt

29,7646

2,5 mK

Zinn

Erstarrungspunkt

231,928

5 mK

Zink

Erstarrungspunkt

419,527

5 mKAluminium

Erstarrungspunkt

660,32310 mK1)Best case, wenn alle Rahmenbedingungen durch das zu prüfende Widerstandsthermometer gegeben sind

Lieferumfang

Zubehör

■ Kalibrierung an den bestellten Punkten■ Temperaturfühler Typ CTP5000■ Zusatzprüfungen des Thermometers: Stabilisierung,Bestimmung der Eignung des Thermometers durch
Darstellung der ITS-90, Ermittlung des Eigenerwärmungsanteil

Option■ Berechnung der Abweichungsfunktion mit ITS-90■ Berechnung der Abweichungsfunktion als Polynom

Seite 2 von 2

WIKA Datenblatt IN 00.38 ∙ 10/2017

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 3063911 Klingenberg/GermanyTel.
+49 9372 132-0
info@wika.de
www.wika.de

10/2017 DE© 10/2017 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.
Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.