精密センサ

非接触ラインレーザーセンサー

SurfaceMeasure-Sシリーズ

Catalog No.13023(3)SurfaceMeasure-S シリーズ

シンプルな操作で、安定した測定ができるラインレーザーセンサー

製品構造
ミツトヨの光学技術とセンサーテクノロジーを組み合わせたラインレーザーセンサーです

レーザーダイオード
コリメートレンズ

イメージセンサー

高精度シリンドリカル
レンズ

カメラレンズ

クラス2対応ブルーレーザー3つの製品特長❶ 高精度・耐環境性センサー
センサー単体の精度を保証、Z 繰り返し精度は0.5 µm 以下。また保護等級 IP67を達成しており、安定した測定が可能です。

❷ 自動化測定をサポート

シ ス テ ム 構 成（ 例 ）（ステージ、コンベア等の駆動機構を使ったシステムも構築可能）

センサー内で合否の自動判定が可能です。

また、測定対象物の向きに関係なく、測定ツールを一貫して適用できるパーツマッチング機能を搭載。位置合わせをせずに測定が可能です。

SurfaceMeasure-S シリーズ

Master ケーブル Master1

測定対象物のプロファイル、3次元形状を高速（最大10 kHz のフレームレート）に取得でき、ロボット制御

SurfaceMeasure-Sシリーズのシステム構成の一例をご紹介します。
これ 以外にも様々なシステム構成が可能です。

エンコーダ信号PC

Ethernet（PLC ※にも接続可能）

Web ブラウザを介して、ユーザインターフェースへアクセスし測定条件や合否判定条件をセットアップします。

※ PLC プロトコル：Modbus TCP，EtherNet/IP，PROFINET❸ シンプルな操作性
ソフトウェアは直感的な操作ができ、センサーに内蔵されている（ソフトのインストール不要）ため取り付け後すぐに使用が可能です。

2

APPLICATION アプリケーション
自動車業界

ゴム・タイヤ業界

ドア隙間検査タイヤ形状検査

電気・電子業界

自動車業界

精密樹脂成型部品の寸法計測

溶接後の状態検査

SOFTWARE ソフトウェア
電気自動車 (EV) バッテリー業界

電気・電子業界

セルアセンブリ検査

接着剤検査

操作性・機能性に優れた強力なインタフェース- マウスだけで使用できる優れた操作性- シンプルで直感的な GUI- 様々な計測ツールを内蔵- Web ブラウザベースでソフトウェアのインストール不要
電気・電子業界

食品業界

コネクタピン検査食品等規格検査

簡単に測定システムの構築が可能

計測ツール

パターンマッチング

エミュレータ3- 2D、3D のデータ取得が可能

様々な計測ツールが使用可能。

さら穴

OCR

ギャップ & フラッシュ

溝

寸法

エミュレータを使いオフラインでも測定条件の検討や、取得したデータを使った解析が可能です。

4

FEATURES 特 長

OPTIONAL ACCESSORIES オプション

合否の自動判定が可能■センサーネットワーキングハブ Master

測定対象物のプロファイル、3次元形状を高速（最大SurfaceMeasure1008S
センサー単体の精度 20 µm（ 1 σ）を保証、Z 軸再現性は 0.5 µm 。また保護等級IP67を達成しており、安定した測定が可能です。

10 kHz のフレームレート）に取得でき、センサー内で合否の自動判定が可能です。

位置合わせなしで測定可能■Masterケーブル
センサーと Master 間を接続するケーブル

SurfaceMeasure0303S

シンプル操作

分解能が高く（X方向 13-17 µm）、測定精度が高い（1 σ =9 µm）インライン計測用
非接触ラインレーザーセンサーです。
SM1008S 同様、センサー単体のトレーサビリティ・測定精度を保証。

ソフトウェアは直感的な操作ができ、センサーに内蔵されている（ソフトのインストール不要）ため取り付け後すぐに使用が可能です。

仕様

保管環境

553-110
SurfaceMeasure0303S
32.5 mm
25 mm
60 mm
9 µm（球測定）
0.4 µm

センサー側
電源側

通信側

M16 コネクタ（ストレートまたは上向きの選択可能）
90°
RJ45（Master へ接続）
RJ45（Ethernet 接続）

EN / IEC
JIS

レーザー媒体波長
最大出力

備考

センサーの最大接続台数 8 台

センサーの最大接続台数 24 台仕様

4818.512

通信側仕様

2m Power and Ethernet Master5m Power and Ethernet Master10m Power and Ethernet Master
15m Power and Ethernet Master
20m Power and Ethernet Master
25m Power and Ethernet Master2m Power and Ethernet Master 90deg
5m Power and Ethernet Master 90deg
10m Power and Ethernet Master 90deg
15m Power and Ethernet Master 90deg
20m Power and Ethernet Master 90deg
25m Power and Ethernet Master 90deg

コード No.
02AQL367
02AQL368
02AQL369
02AQL370
02AQL371
02AQL372
02AQL385
02AQL386
02AQL387
02AQL388
02AQL389
02AQL390

2m Power and Ethernet
5m Power and Ethernet
10m Power and Ethernet
15m Power and Ethernet
20m Power and Ethernet
25m Power and Ethernet
2m Power and Ethernet 90deg
5m Power and Ethernet 90deg
10m Power and Ethernet 90deg
15m Power and Ethernet 90deg
20m Power and Ethernet 90deg
25m Power and Ethernet 90deg

単位：mm18.51213 20
1921.2°74

センサー側仕様

上向きの選択可能）
M16 コネクタ（ストレートまたは 90°入出力装置側 バラ線

エンコーダ入力（二相方形波 A 相、B 相、Z 相）、トリガー入力、デジタル出力、RS-485 出力

備考：本ケーブルを用いてセンサー単体に入出力した信号では、センサー間の同期を取ることができません。

56.53471

48■I/Oケーブル
センサーに外部入出力装置を接続するケーブル

80

23580
110
81

取り付け

Jetson Xavier NX
6コア NVIDIA Carmel ARM v8.2
Volta GPU, 384 CUDAコア, 48 Tensorコア
オンボード8 GB LPDDR4
オンボード16 GB eMMc
Ethernet 2ポート
12〜24 V 最大15 W
2.1 kg-15〜55℃
DINレール、壁取り付け

4040I/O

動作温度

1246
16 15 2×Ø4.4 44074

ストレージ重量3×M4深さ4.780

124×M3深さ3.530 20804018.5

RJ45（Ethernet 接続）

電源

7440

取付け寸法

48

M16 コネクタ（ストレートまたは上向きの選択可能）
90°

バラ線

メモリ

21.2°

10021.2°

電源側

NVIDIAモジュール
CPUGPU

外観寸法図
測定範囲

センサー側

コード No.
02AQL373
02AQL374
02AQL375
02AQL376
02AQL377
02AQL378
02AQL391
02AQL392
02AQL393
02AQL394
02AQL395
02AQL396

品名

備考

品名

2 × RJ45 ends
2 × RJ45 ends
2 × RJ45 ends
2 × RJ45 ends
2 × RJ45 ends
2 × RJ45 ends
コネクタ
2 × RJ45 ends, 90°
コネクタ
2 × RJ45 ends, 90°
コネクタ
2 × RJ45 ends, 90°
コネクタ
2 × RJ45 ends, 90°
コネクタ
2 × RJ45 ends, 90°
コネクタ
2 × RJ45 ends, 90°

備考

1 × Open wire end, 1 × RJ45 end
1 × Open wire end, 1 × RJ45 end
1 × Open wire end, 1 × RJ45 end
1 × Open wire end, 1 × RJ45 end
1 × Open wire end, 1 × RJ45 end
1 × Open wire end, 1 × RJ45 end
コネクタ
1 × Open wire end, 1 × RJ45 end, 90°
コネクタ
1 × Open wire end, 1 × RJ45 end, 90°
コネクタ
1 × Open wire end, 1 × RJ45 end, 90°
コネクタ
1 × Open wire end, 1 × RJ45 end, 90°
コネクタ
1 × Open wire end, 1 × RJ45 end, 90°
コネクタ
1 × Open wire end, 1 × RJ45 end, 90°

PCを使用せずに、測定処理を高速化する演算装置

2.2 mW
650 g
0 ℃ 〜 40 ℃
20 %RH 〜 80 %RH 非結露-30 ℃ 〜 70 ℃
20 %RH 〜 95 %RH 非結露IP 67［※2］24 〜 48 VDC（15 W）

防水性能
電源定格（消費電力）

SurfaceMeasure1008S

品名

Master810
Master2410■GoMax NX

半導体レーザー
405 nm（可視）

温度
湿度
温度
湿度

Master を使用せずに、センサーに電源供給および制御するケーブル［※2］
水滴や粉塵が光路上に付着した場合、測定精度が低下する恐れがあります。

Max. 10 kHz
クラス 2(IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021)
クラス 2（ JIS C 6802：2014）

80

使用環境

553-100
SurfaceMeasure1008S
100 mm
80 mm
80 mm
20 µm（球測定）
0.5 µm［※1］
精度検査環境：温度20 ℃ ± 1 ℃、湿度50 %RH ± 10 %RH
測定対象物：検査用指定基準球（ ф25 mm）
検査方法：ミツトヨ指定の検査方法による。
使用環境、保管環境は、精度保証環境とは異なります。

40質量仕様■Power and Ethernetケーブル

コードNo.
品名
最大測定幅
測定範囲
作動距離
スキャニング誤差（1 σ ）
［※1］
Z軸再現性
フレームレートライン
レーザー

コード No.
02AQL401
02AQL402

Master810

Master2410

測定対象物の向きに関係なく、測定ツールを一貫して適用できるパーツマッチング機能を搭載。位置合わせをせずに測定が可能です。

レーザー
クラス

マルチセンサーシステムにおいて、各センサーへの電源分配やセンサー間の同期を行うための装置
入力：電源 24 〜 48 V、レーザー Enable 入力、エンコーダ入力、外部入力

100

コード No.
02AQL420
02AQL421
02AQL422

GoMax NX Power plug type: B
GoMax NX Power plug type: F
GoMax NX Power plug type: I

コード No.
02AQL361
02AQL362
02AQL363
02AQL364
02AQL365
02AQL366
02AQL379
02AQL380
02AQL381
02AQL382
02AQL383
02AQL384

2m I/O
5m I/O
10m I/O
15m I/O
20m I/O
25m I/O
2m I/O 90deg
5m I/O 90deg
10m I/O 90deg
15m I/O 90deg
20m I/O 90deg
25m I/O 90deg

品名

品名

備考

備考

Open wire endOpen wire end
Open wire end
Open wire end
Open wire end
Open wire end
コネクタ
Open wire end, 90°
コネクタ
Open wire end, 90°
コネクタ
Open wire end, 90°
コネクタ
Open wire end, 90°
コネクタ
Open wire end, 90°
コネクタ
Open wire end, 90°100

パートナー紹 介

80

56.5
34

28.75
32.5

13 20

23

インライン向け 3D ロボット検査システム

1980

4×M3深さ3.580
110
8151930 °

1246
16 15 2×Ø4.4 4711230 2080
110
81

5

12.57160

46
16 15 2×Ø4.4 4
18.5
25
12.5

30 20

12

3×M4深さ4.7

13 20

3×M4深さ4.7

4×M3深さ3.55

取付け寸法56.534

測定範囲23

SurfaceMeasure0303S

人による目視検査、治具検査のロボット化でインライン全数検査を実現
リンクウィズが持つインライン向け3D ロボット検 査システムと、ミツトヨのセンサーテクノロジーの融 合により産 業 用ロボットを使ったインライン全 数 検 査 が 実 現できます。
詳 細 はミツトヨまでご 相 談ください。

産業用ロボット

3D スキャナ

リンクウィズシステム

リンクウィズ株 式 会 社
https://linkwiz.co.jp/6座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム

仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所
伊勢崎営業所
さいたま営業所
新潟営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所

仙台市若林区卸町東1-7-30〒984-0002 電話 (022)231-6881 ファクス(022)231-6884
仙台市若林区卸町東1-7-30（※1） 〒984-0002 電話 (024)931-4331 ファクス(022)231-6884
宇都宮市平松本町796-1〒321-0932 電話 (028)660-6240 ファクス(028)660-6248
水戸市元吉田町260-3〒310-0836 電話 (029)303-5371 ファクス(029)303-5372
伊勢崎市宮子町3463-13〒372-0801 電話 (0270)21-5471 ファクス(0270)21-5613
さいたま市北区宮原町3-429-1〒331-0812 電話 (048)667-1431 ファクス(048)667-1434
新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972 電話 (025)281-4360 ファクス(025)281-4367
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-1611 ファクス(044)813-1610
川崎市高津区坂戸1-20-1（※1）
〒213-8533 電話 (03)3452-0481 ファクス(044)813-1610
厚木市中町2-6-10 東武太朋ビル2F〒243-0018 電話 (046)259-6400 ファクス(046)259-6404
富士駐在所
電話 (0545)55-1677
諏訪営業所
諏訪市中洲582-2〒392-0015 電話 (0266)53-6414 ファクス(0266)58-1830
上田駐在所
電話 (0268)26-4531
浜松営業所
浜松市中央区和田町587-1〒435-0016 電話 (053)464-1451 ファクス(053)464-1683
安城営業所
安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
名古屋営業所
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
金沢営業所
金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田〒920-0057 電話 (076)222-1160 ファクス(076)222-1161
大阪営業所
大阪市住之江区南港北1-4-34〒559-0034 電話 (06)6613-8801 ファクス(06)6613-8817
神戸営業所
神戸市西区丸塚1-25-15〒651-2143 電話 (078)924-4560 ファクス (078)924-4562
京滋営業所
草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F〒525-0032 電話 (077)569-4171 ファクス(077)569-4172
岡山営業所
岡山市北区田中134-107〒700-0951 電話 (086)242-5625 ファクス(086)242-5653
広島営業所
東広島市八本松東2-15-20〒739-0142 電話 (082)427-1161 ファクス(082)427-1163
福岡営業所
福岡市博多区博多駅南4-16-37〒812-0016 電話 (092)411-2911 ファクス(092)473-1470
センシング営業課 川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-8236 ファクス(044)822-8140
地震機器課
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)455-5021 ファクス(044)822-8140（※1）営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

お求めは当店で̶

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。
●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
あらかじめご了承ください。
●本カタログに掲載されている仕様は 2024年 8 月現在のものです。
●掲載しております標準価格には消費税は含まれておりません。

M3 Solution Center …商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
宇都宮市下栗町 2200〒321-0923 電話 (028) 656-1607 ファクス (028) 656-9624
UTSUNOMIYA
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-1611 ファクス (044) 813-1610
TOKYO
諏訪市中洲 582-2〒392-0015 電話 (0266) 53-6414 ファクス (0266) 58-1830
SUWA
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072 電話 (0566) 98-7070 ファクス (0566) 98-6761
ANJO
大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話 (06) 6613-8801 ファクス (06) 6613-8817
OSAKA
呉市広古新開 6-8-20〒737-0112 電話 (082) 427-1161 ファクス (082) 427-1163
HIROSHIMA
計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業所にご連絡ください。
〒213-8533 電話 (044) 822-4124 ファクス (044) 822-4000
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸 1-20-1
キャリブレーションセンタ…商品の検査・校正・保守・修理をお受けしています。
宇都宮市下栗町2200〒321-0923 電話 (028) 656-1432
宇都宮
川崎川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-8214
広島呉市郷原町一ノ松光山10626番62 〒737-0161 電話 (0823) 70-3820

ファクス (028) 656-8443
ファクス (044) 813-8223
ファクス (0823) 70-3833

カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
電話 (0570) 073214
ファクス (044) 813-1691

最寄りの営業所をご確認いただけます。

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/japan/#sale

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533
https://www.mitutoyo.co.jp146