取 扱 説 明 書

電磁流量計
変換器取扱説明書
EGM1100C
EGM2100C
EGM4100C
EGM5100C
EGM6100C
EGC100W

このたびは弊社電磁流量計をご採用いただき、誠にありがとうございました。
この取扱説明書には本計器の設置方法、取扱い上の注意事項等が記載されています。ご使用前に必ずご一読ください。なお、検出器の設置方法等については別紙の検出器取扱説明書をご参照ください。

IM-F2545-J00
初版 2024 08 E－ 目
■ 受入および保管について ...................................... 1■ 本書で使用しているマークについて ..................... 1■ 使用上の一般的注意事項 ...................................... 2
1. 機器説明 ................................................................ 3
1.1 機器の説明 ....................................................... 3
1.2 銘板 ................................................................. 3
1.2.1 銘板の例 .................................................... 3

次 －6.1.5 個別パラメータの登録（更新）方法 ......... 24
6.2 設定項目一覧 ................................................... 25
6.2.1 クイックセット／テストメニューリスト .. 25
6.2.2 セットアップメニューリスト .................... 26
7. 設定例.................................................................... 30
7.1流れ方向の変更.................................................. 30
7.2フルスケール流量レンジの設定／変更 .............. 31
7.3 ローカットオフの設定／変更 .......................... 32

2. 設置 ....................................................................... 4

7.4 時定数の設定／変更......................................... 33

2.1 設置場所の選定 ................................................ 4

7.5 表示内容の設定／変更 ..................................... 34

2.2 取付け .............................................................. 4

7.6 単位の設定／変更 ............................................ 35

2.2.1 注意事項 .................................................... 4

7.7 パルス出力レートの設定／変更 ....................... 36

2.2.2 取付方法 .................................................... 4

7.8入出力端子機能の設定／変更 ............................ 37

3. 配線 ....................................................................... 6

7.9 状態出力の設定／変更 ..................................... 38

3.1 配線上の注意 ................................................... 6

7.10 警報出力の設定／変更 ................................... 39

3.2 使用ケーブル ................................................... 7

7.10.1警報種および接点タイプの設定／変更 ..... 39

3.3検出器－変換器間 電極信号用ケーブル長......... 8

7.10.2 警報動作ポイントの設定／変更 .............. 39

3.4

配線接続口 ..................................................... 9

7.11模擬出力の機能テスト ..................................... 40

3.5

端子箱ハウジングの開け方 ............................ 98. 保守 ....................................................................... 41

3.6端子への配線接続方法 ................................... 10

8.1 日常点検 .......................................................... 413.7

励磁電流用／電極信号用ケーブルの結線（分離形のみ） ........................................................ 10① フランジ接続部の点検.................................. 413.8電源端子と出力端子の配置 ............................ 12② 接続配管の点検 ............................................ 41

3.9電源の結線 ..................................................... 12③ 防水性の点検 ................................................ 41

3.10 出力の結線 ..................................................... 13④ 表示部（液晶表示）の点検 .......................... 41

3.10.1電流出力の結線 ..................................... 14⑤ 配線点検 ....................................................... 411）通常の結線（内部電源使用） ............................... 14

8.2 トラブルシューティング ................................. 422）外部電源を使用する場合の結線............................ 14

A：表示が出ないまたは表示が正常でない時 ............. 43

3.10.2 パルス出力の結線 .................................... 14
3.10.3

状態出力の結線 ..................................... 15

4. 各部の名称および機能 ........................................... 164.1

変換部表示パネル .......................................... 16

5. 運転 ....................................................................... 17
5.1 運転準備........................................................... 17
5.1.1 電源投入前の確認事項............................... 17
5.1.2 検出器通液 ................................................ 175.2 運転.............................................................. 18

5.2.1 通電 ........................................................... 18
5.2.2 ゼロ調整 .................................................... 18
5.2.3 積算表示のリセット .................................. 19
5.2.4 運転 ........................................................... 19
6. データ設定............................................................. 20
6.1 設定の概要 ....................................................... 20
6.1.1 設定キーの説明 ......................................... 20
6.1.2 設定変更の手順 ......................................... 20
6.1.3 個別パラメータの選択方法 ....................... 20
6.1.4 個別パラメータの変更方法 ....................... 22

B：流体を流しても指示が出ない時 ........................... 44
C：ゼロ点が不安定な時 ............................................. 46
D：指示が不安定な時 ................................................ 48
E：実流と指示が合わない時 ...................................... 50
8.3 エラー／メッセージリスト一覧 ....................... 52
8.3.1 エラー／メッセージ画面 ........................... 52
8.3.2 エラー／メッセージリスト ....................... 53
8.3.3 エラーリセット方法 .................................. 55

■ 受入および保管について
1）受 入
本計器は次の内容にて納入されます。
 電磁流量計
 設定データシート（1 枚） 取扱説明書（2 冊：本書＋検出器取扱説明書）
製品受領後ご注文内容に合わせて、内容・数量をご確認ください。
万一内容の相違や不足のあった場合はお買い求め先へご連絡ください。
なお、配管用のボルト・ナット・ガスケット*、接続用ケーブル等はお客様にてご準備ください。
* ウエハ形用の配管用ボルト・ナット・ガスケットはオプションです。
ご注文いただいた場合のみ製品に添付されます。
2）保 管
本品を保管する場合は、以下に示す条件の場所に保管してください。
 雨や水のかからない場所
 温度が－40～＋70℃、湿度が 80%RH 以下の風通しのよい場所
 振動の少ない場所
 腐食性ガスの少ない場所■ 本書で使用しているマークについて
本書では、安全上絶対にしないでいただきたいことや注意していただきたいこと、また、取扱い上守っていただきたいことの説明に次のようなマークをつけています。
これらのマークの箇所は必ずお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性や製品の破損または付帯設備等の物的損害の発生が想定される内容を示します。

注記

この表示は製品の取り扱い上、必要不可欠な操作や情報を示しています。

1

IM-F2545-J00

■ 使用上の一般的注意事項
改造等の禁止警告

本製品は工業用計器として厳密な品質管理のもとに製造・調整・検査を行い納入しております。
みだりに改造や変更を行うと本来の性能を発揮できないばかりか、作動不適合や事故の原因となります。改造や変更は行わないで下さい。
仕様変更の必要がある場合は当社までご連絡ください。

使用条件の厳守
警告

納入仕様書あるいはテクニカルガイダンスに記載された仕様、圧力、温度の範囲内での使用を厳守してください。
この範囲を超えた条件での使用は事故、故障、破損などの原因となります。
用 途

注意

本製品は計器としての用途にのみ使用し、その他の用途には使用しないでください。

保守・点検
警告

本製品を保守、点検などのためにプロセスから取り外す際は、測定対象物の計器内への付着に注意してください。
測定対象物に腐食性や毒性がある場合は、作業者に危険がおよびます。

2

IM-F2545-J00

1. 機器説明
1.1 機器の説明
電磁流量計は、導電性液体の流量測定専用に設計されています。
また、工場出荷時の設定データは、ご注文時の指示に基づいて設定されています。
本変換器には、次の２つのタイプがあります。
 一体形（検出器に本変換器が直接マウントされているタイプ）
 分離形（検出器と本変換器が信号ケーブルによって接続されているタイプ）
①

①

一体形

②

分離形

②

1.2 銘板
銘板記載内容がご注文通りであることを確認してください。
銘板に記載されている電源電圧が合っていることを確認してください。
1.2.1 銘板の例

①

製造者

②

電源電圧データ③

ソフトウェアバージョン④

Tag ネーム⑤

認定されている温度・圧力データ⑥

GK/GKL 値(メータ係数), 励磁周波数, 保護等級, 接液部材質⑦

製品名称, シリアル番号, 製造日3IM-F2545-J00

2. 設置
2.1 設置場所の選定
設置場所は下記の条件を考慮して選定してください。
1）周囲温度が－40～＋65℃で、なるべく直射日光の当たらない場所。
直射日光が当たる場合は、変換器の故障を防ぐため日除けを設置することをお勧めします。
2）誘導障害を受ける恐れのない場所
動力機器の近くなどは避けてください。
3）振動、ほこり、腐食性ガスの少ない場所
4）水没する恐れのない場所
5）取付・配線作業や保守・点検作業が容易で、表示器の見やすい場所
6）接地のとりやすい場所
7）変換器をコントロールボックス内に設置する場合は、冷却ファンや熱交換器などを使用して発熱を防いでくださ
い。
8）激しい振動がある場所など、設置条件が劣悪なときは検出器－変換器分離形電磁流量計をご検討ください。
なお、本流量計は IEC 68-2-3 に基づいて振動レベルのテストを実施しています。

2.2 取付け2.2.1 注意事項
1）できるだけ梱包状態のまま設置場所まで運び、落下などにより衝撃が加わることのないよう充分注意してください。
2）設置場所が屋外の場合、雨の日を避けて設置作業を行ってください。
3）取付け用のネジや工具類は付属しておりません。安全基準に適合した工具を使用し取付け作業を行ってください。
2.2.2 取付方法
分離形変換器の取付方法を下記に示します。
一体形および分離形検出器の配管取り付けについては、別紙の検出器取扱説明書を参照してください。
〔壁取付形〕
1）取り付ける壁や盤に、下図に示す取付穴：φ9 の 4 カ所の穴をあけてください。
2）M8 ねじ 4 本と M8 ナット 4 個にて固定してください。

4

IM-F2545-J00

〔2B パイプ取付形〕
2B パイプ用 U ボルトを使用して 2B パイプに固定してください。

5

IM-F2545-J00

3. 配線本器と電磁流量計検出器間、電源および入出力の各ケ4） 端子名称をよく確認してから正しく配線してくだーブルを接続します。

さい。

・本器～電磁流量計検出器間5）配線は確実に端子台に接続してください。

電極信号用および励磁電流用の 2 本のケーブルを接端子構造：スプリングクランプ式端子続します。

6）配線接続口部分は防水処理を確実に行ってください。

・電 源
本器への供給電源ケーブルを接続します。

7）コンジット配線を行う場合には、図 3.2a に示すように配線接続口から下向きの傾斜を設けて、配線接続口

・出 力
電流(DC4-20mA 等)、パルス出力のケーブルを接続にコンジットを通して水が流れ込まないようにしてします。両方の出力を取り出す場合には４心ケーブください。

ルを使用してください。

また、コンジット配管にはドレン抜きを設けて定期的に排水してください。

3.1 配線上の注意
注意1）変換器内部への水の侵入や結露による障害を防ぐ
ため、雨天時には屋外では配線作業を行わないで配線接続口から内部に水が流れ込むと、変換基板に水が浸入して修理が困難になることがあります。配線接続口の防水処理は確実に行って
ください。

ください。
2）電極信号用のケーブルは、必ず弊社専用ケーブル「DS ケーブルまたは BTS ケーブル」を使用してください。

コンジット配線3）AC 電源形の場合は、電源配線と信号配線は必ず別々のケーブルを使用してください。
複数の出力信号を取り出す必要があって、配線接続口が不足する場合には、信号ケーブルに多心ケーブルを使用して配線してください。
DC24V 電源形の場合は、電源と信号配線が同一

ドレン抜きケーブルでも差し支えありません。
AC 電源

出力信号

図 3.2a
AC 電源
出力信号

図 3.1
注記
AC 電源形で電源と信号配線を同一ケーブルで配線すると、誘導ノイズにより出力が影響を受けることがあります。
図 3.2b6

IM-F2545-J00

3.2 使用ケーブル◎圧着端子の使用および適合電線について
本器の端子はスプリングクランプ式端子で、撚線を素

1） 電極信号用専用ケーブル（分離形のみ）

線のまま接続できるように設計されています。したがDS ケーブル：2 心一括 2 重シールドって、棒形圧着端子等を使用する必要はありません。

0.5mm2、ビニルシース

しかし、撚線がばらけないようにするため、あるいは仕上がり外径：約 10mm

工事規定等で圧着端子の使用が必要な場合には、以下

2） 励磁電流用ケーブル（分離形のみ）に示す圧着端子の使用を推奨します。

以下の仕様のケーブルをお客先にてご用意ください。

これら以外の棒形圧着端子では、挿入部分の寸法が端子と合わなかったり、接続が不完全になることがあり

3 心・シールド付 0.75～2.5mm2

ますのでご注意ください。

仕上がり外径：12mm 以下（CVVS 等を推奨します）

1) フェニックス・コンタクト製 絶線棒端子／圧着工具
断面積3） 電源ケーブル

適 合

電線公称
棒端子型番

（mm2）

電源
端子

出力
端子

0.5

AI0.5－8

○

○

0.75

AI0.75－8

○

○

1

AI1－8

○

○

1～1.5

AI1.5－8○○

1.5～2.5

AI2.5－8○○

以下の仕様のケーブルをお客先にてご用意ください。

圧着工具型番

3 心 (電源 2 心＋アース 1 心)
0.5～2.5mm2、仕上がり外径：12mm 以下（CVV 等を推奨します）
ZA3(0.25～6mm2 用)

4） 出力ケーブル
以下の仕様のケーブルをお客先にてご用意ください。
・電流出力用
2 心 0.5～2.5mm22) 日本ワイドミューラー製 絶縁カバー付スリーブ／
圧着工具
電線公称
断面積
2

（mm ）
0.5

スリーブ

仕上がり外径：12mm 以下（CVV 等を推奨します）

適 合・パルス出力用

圧着工具型番

型番

電源
端子

出力
端子

H0.5/13,14○○

仕上がり外径：12mm 以下（CVVS 等を推奨します）

2 心シールド付 0.5～2.5mm20.75

H0.75/13,14

○

○

1

H1.0/13,14

○

○

1～1.5

H1.5/14○○は、シールド付の 4 心ケーブルを使用してくださH2.5/15○○い。

1.5～2.5

PZ4(0.5～4mm2 用)※ 電流およびパルス出力の両方を取り出す場合になお、圧着端子および圧着工具が入手困難な場合には、弊社までご連絡ください。

7

IM-F2545-J00

3.3 検出器－変換器間 電極信号用ケーブル長
電極信号用ケーブルの最大ケーブル長さは、組み合わせる検出器の種類、口径および流体導電率により異なります。
下表および図 3.3 のグラフを参照してください。

図 3.3 電極信号用ケーブル最大ケーブル長さ

8IM-F2545-J00

3.4 配線接続口

1） 一体形

2）

A

分離形

A

B

A : 電源ケーブル
B : 出力信号ケーブル

B

C

D

A : 電源ケーブル
B : 出力信号ケーブル
C : 電極信号用専用ケーブル
D : 励磁電流用ケーブル

図 3.4.2

3.5 端子箱ハウジングの開け方

①
②
③
④

４本のネジをドライバーで緩めてください。
ハウジングカバーの上部と下部を持って平行に上へ引き上げてください。
ハウジングカバーを上部へスライドさせてください。
内部のヒンジにより、ハウジングカバーが動いて固定されます。

9

IM-F2545-J00

3.6 端子への配線接続方法①②③

ドライバーを使用して、レバーを押し下げてください。
（適合刃先寸法 幅：3.5mm 厚さ：0.5mm）
電線を挿入してください。
レバーを元に戻し、電線が外れないことを確認してください。

3.7 励磁電流用／電極信号用ケーブルの結線（分離形のみ）＜端子配置＞

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

励磁電流用ケーブル配線接続口
電極信号用ケーブル配線接続口
励磁電流用ケーブル シールド線
７番配線
８番配線
内部シールド線
２番配線
３番配線
外部シールド線

10

IM-F2545-J00

＜検出器との結線図＞
警告

電気ショックによる人身事故を起こさないため、決められた規則に従って接地工事を行ってください。

11

IM-F2545-J00

3.8 電源端子と出力端子の配置

3.9 電源の結線
電気ショックによる人身事故を起こさないため、決められた規則に従って接地工事を行ってください。

警告

配線前に次の事項を確認してください。
1）本器の定格電源電圧と接続しようとしている電源とが一致していることを確認してください。
2）電源は必ず計装用電源などを使用し、動力用電源と共用することは避けてください。
また、インバータなどを使用していて電源ラインへノイズが混入する恐れのある場合は、インバータ用ノイズフ
ィルター等を設置してノイズを除去してください。
3）電源電圧が規定範囲内にあることを確認してください。
電圧範囲はテクニカルガイダンスを参照してください。

注意

規定範囲外の電圧を印加すると変換部に損傷を与えますので、充分ご注意ください。

＜電源ケーブル配線接続口＞①②③

電源端子用カバー保持バンド
電源ケーブル配線接続口（分離形）
電源ケーブル配線接続口（一体形）

12

IM-F2545-J00

＜端子配置＞
電源端子用カバーを下に押し下げて横にスライドさせて外してください。

AC100～230V (85～253V)
DC24V (11～31V)、一般形(非防爆)DC24V (18～31V)、ATEX 防爆形( )電圧許容範囲①②③●AC 電源形●DC 電源形
N

PE

L

N

FE

AC 電源

接地

DC 電源

接地

L

～

+

-

結線作業が完了した後は、電源端子用カバーを取り付けてください。

3.10 出力の結線

警告

全ての配線作業は電源が投入されていない状態で行ってください。
銘板上に記載されている電源電圧値に注意してください。

1）ハウジングカバーを開けてください。
2）必要な本数のケーブルを配線接続口に通して、端子部に接続してください。
3）シールド線を接続してください。
4) ハウジングカバーを閉じてください。

＜端子配置・出力信号ケーブル配線接続口＞①②③

出力信号ケーブル配線接続口（分離形）
出力信号ケーブル配線接続口（一体形）
出力信号ケーブル端子（Ｓ：シールド端子）

13IM-F2545-J00

3.10.1 電流出力の結線
1）通常の結線（内部電源使用）
端子 A＋／A に受信計器を接続してください。
DC4-20mA（または DC0-20mA）が出力されます。
電流出力は電源および他の出力とアイソレート
されています。

A+

A

A-

＋
受信計器

A

 許容負荷抵抗は 750Ωです。電流発信用の電源は－内蔵されているので外部電源は不要です。
注意
A＋/ A 間に電圧を印加しないでください。
また、A＋/ A－に誤配線すると、『Error in device』のエラーが表示され、測定不能となりますので、注意してください。

2）外部電源を使用する場合の結線
2 線伝送器用受信計など伝送用電源を内蔵した受信計器を使用する場合は、A／A－端子間に接続
してください。

A+ 外部電源の電圧は DC32V 以下としてください。

受信計器

A

A-

－
A
＋
＋

－

外部電源（DC32V 以下）

3.10.2 パルス出力の結線
パルス出力はオープンコレクタ出力で、
端子 D／D－に出力されます。

D

D－

＋

－

 負荷定格内で使用してください。
 出力は電源および電流出力とアイソレートされています。

オープンコレクタ
入力形

カウンタ

負荷定格：DC32V 以下、20mA 以下（≦10kHz）
100mA 以下（≦10Hz）
ON 時残留電圧 1.5V 以下（回路電流 10mA 時）
OFF 時漏れ電流 0.5mA 以下（外部回路電圧 24V 時）

 電圧入力形の受信計器への接続
電圧入力形のパルスカウンタ等には直接接続できません。
この場合は、右図に示すように外部電源および外付け抵抗器を使用して電圧に変換して接続してください。

D

D－

R

※ 外付け抵抗器の値はカウンタの入力電圧範囲を考慮し、かつ

R：抵抗器

パルス出力端子の入力電流が 100mA 以下（≦10Hz）、
20mA 以下（≦10kHz）となるように決定してください。

外部電源：DC32V 以下
＋

＋ －

カウンタ

14

－
電圧入力形

IM-F2545-J00

3.10.3 状態出力の結線
状態出力はオープンコレクタ出力で、端子 C／C－に出力されます。
なお、設定変更で、端子 D／D－を状態出力にすることも
可能です。

C
(D)

C－
(D)－

 負荷定格内で使用してください。
 出力は電源および電流出力とアイソレートされています。

＋

－
受信計器

オープンコレクタ
入力形

負荷定格：DC32V 以下、100mA 以下
ON 時残留電圧 1.5V 以下（回路電流 10mA 時）
OFF 時漏れ電流 0.5mA 以下（外部回路電圧 24V 時）

15

IM-F2545-J00

4. 各部の名称および機能
4.1 変換部表示パネル

図 3.1-1
①
②
③
④
⑤
⑥

●
●

ステータスメッセージがある場合表示されます。
Tag No.を表示します。(入力されている場合のみ)キー操作を実行している時に表示されます。
１段目表示（流量表示）
２段目表示（バーグラフ表示）
操作キー

瞬時流量値、積算流量値、導電率、バーグラフ表示など、1 画面に１から３段まで同時に表示することが可能です。
表示画面は、キーで切り替わります。表示画面は４画面あり、画面１と画面２は任意に表示内容を変更する事が可能です。
それぞれの画面のデフォルトの表示内容を以下に示します。
画面１：
画面２：
画面３：
画面４：

瞬時流量表示、瞬時流量バーグラフ表示
導電率表示、流速表示、積算流量表示
エラー表示
トレンドグラフ表示[例] 2 段表示(左側)および 3 段表示(右側)

⑤
①
②
③
④

３段表示例

ステータスメッセージがある場合表示されます。
Tag No.を表示します。(入力されている場合のみ)
１段目表示（流量表示）
２段目表示（バーグラフ表示）

16

IM-F2545-J00

5. 運転
本計器は納入に先立ち、ご指定の仕様に基づいてデータ設定・調整がなされていますが、特にご指定のない場合は標準設定値に設定されています。
必要に応じて設定データの変更を行ってください。
5.1 運転準備5.1.1 電源投入前の確認事項
取付けおよび配線完了しましたら、電源投入・運転開始前に次の点を必ず確認してください。
1) 配線
 電源および出力端子の配線に誤りのないこと。
 ケーブルが確実に端子に接続されていること。
 接地が確実に行われていること。
2) 電源電圧 電源種（AC or DC）が、機器仕様に合っていること。
 電圧値が使用範囲内であること。
3) 検出器の取付状態
 フランジボルトが確実に締めてあること。
 流れ方向と流れ方向表示が一致していること。
4) 使用流体 使用する流体の温度・圧力条件が適正であること。
使用可能な温度・圧力範囲は、機種・口径等により異なります。テクニカルガイダンス、納入仕様書等をご参照ください。
注意
使用可能な圧力範囲や温度範囲を超えた流体を流すと、検出器に損傷を与えます。
テクニカルガイダンス、納入仕様書等をご参照の上、規定の温度・圧力範囲を必ず守ってください。
5.1.2 検出器通液
検出器測定管内を満液状態にして、流体を静止させてください。この際、バルブにリークがなく、完全に流体が静止していることを確認してください。また、気泡が測定管内に残らないようにしてください。
注意
検出器測定管内が満液状態でないと、表示・出力が振りきれたり、ハンチングしたりします。
また、試運転等で、純水など導電率の低い液体を使用した場合には、検出器測定管内が満液状態であってもゼロ点が安定しません。

17

IM-F2545-J00

5.2 運転5.2.1 通電
1) 変換器に通電してください。
内蔵マイクロプロセッサがイニシャルチェックした後、測定値表示となります。
流体静止でもゼロ調整前ですので表示がゼロにならないときがあります。
2) 通電後、約 15 分間ウォームアップしてください。
5.2.2 ゼロ調整設置後、運転前に一度、必ずゼロ点確認・調整を行ってください。操作方法を下記しますが、不明点がある場合は次章の設定概要を確認してから行ってください。
表中の左欄はタッチ操作、右欄は操作後の表示を示します。
キー操作方法Fct.No.

表示内容 約 3secA

quick setup

を 2 回

C

setup

 を１回

C1

process input

 を１回

C1.1

Calibration

 を１回

C1.1.1

Zero Calibration

 を１回

C1.1.1

break

を１回

C1.1.1

Automatic

 を１回

C1.1.1Pleaes waitxxx s
(約 35 s )zero calibration
0.00yyy m/s(結果表示)

 を５回

C

階層が戻る

または

C

Save configuration?
Yes または No

Yes を選択して 

変更を更新して測定モードに戻る

No を選択して 

変更を更新せずに測定モードに戻る

ゼロ調整は一度行えば、電源を投入するたびに行う必要はありません。
（ゼロ調整時の内部補正データを FRAM に保持しています。）

18

IM-F2545-J00

5.2.3 積算表示のリセット
積算表示を使用する場合は、運転前に積算値のリセット操作を行ってください。
次の操作で正方向、逆方向および正逆差流流量積算値がリセットされます。
積算表示リセット 操作手順
例：積算カウンター（counter1）のリセット
キー操作方法Fct.No.

表示内容 約 3secA

quick setup

 を１回

A1

Language

を 2 回

A3

reset

 を１回

A3.1

reset errors

を１回

A3.2

counter 1

 を１回

A3.2

reset counter?
no

を１回

A3.2

reset counter?
yes

 を１回

A3.2

 を3回

counter 1

積 算 カ ウ ン タ ー（counter1）をリセットして測定モードに戻る

5.2.4 運転
1) 流体を流し、運転を開始してください。
2) 瞬時流量表示が、正方向の流れで“－”が表示された場合には流れ方向が逆になっています。検出器の取付方向（流れ方向マークと流れ方向が一致しているか）を確認してください。
流量レンジ、表示内容の変更などを行う場合は、次章を参照して設定データの変更を行ってください。

19

IM-F2545-J00

6. データ設定
6.1 設定の概要
6.1.1 設定キーの説明
本計器の流量レンジ、表示機能、出力仕様などのデータ設定は、プッシュキー（  行います。操作キーの種類は下表となります。
キーの種類

マーク

測定モード時）を操作することにより設定モード
階層メニュー時

データ変更時右キー



長押し（約 3 秒） 下階層に入る
で設定モードに移行

数値型パラメータの桁移動（ル
ープ式）

リターン
キー



使用しない

変更した数値型または列挙型パラメータを確定する

上階層に戻る
設定を確定（or 未更新）して測定モードに戻る

4 種類の画面を
切り替える

上下キー

同一階層で上下に移動してメニ
ューを選択変更したい数値型パラメータの各桁数値を増／減させる
変更したい数値型パラメータの少数点位置を移動させる
変更したい列挙型パラメータを選ぶ

6.1.2 設定変更の手順
各設定パラメータを変更する際の手順は下記となり、次項より各手順の詳細を示します。
 測定モードから設定モードに移行して、個別パラメータを選択する
 個別パラメータを変更する
 個別パラメータの変更を有効（または無効）にして測定モードに戻る
6.1.3 個別パラメータの選択方法
1) 設定モードへの移行
各測定モードの画面から、「」キーをタッチすると Keep Key Pressed xx2.5 s と表示されタッチし続けると数値がカウントダウンしていき、release Key now xx2.5 s と表示された段階で、タッチを外すと測定モードに移行して、quick setup(A)が選択されます。
2) 階層メニュー
設定モードは、各パラメータ種によって階層分けされており、4 階層目に個別パラメータが表示されます。
個別パラメータには、ファンクション番号(Fct.No: Cx.x.x)が着けられており、各階層でこの番号を合わせるように操作していくと該当する個別パラメータが呼び出されます。
例として下表に ALARM1 における警報設定値 pulse output D(C2.4.2)の呼び出し方法を挙げます。
階層 1 メニュー
Quick setup

階層 2 メニュー

階層 3 メニュー

個別パラメータ名A *2
Set upCProcess input

C1


I/O

C2



hardwareC2.1

 or *2
status output C

C2.4



mode

C2.4.1pulse output D

C2.4.2

設定モードでは、選択されたメニューが太字、上下に選択可能なメニューが表示され「」、「」キーで選択が切り替わります。下階層には「」をタッチすると移ります。

20

IM-F2545-J00

 データ設定フロー
階層１

測定モード



>

階層２・３メニュー

actuate for 2.5 s

AQuick Setup

B

Test

C

Setup

A 1 Language
A 2 tag
A 3 reset
A 4 analog outputs
A 5 Measuring range
B 1 simulation
B 2 actual values
B 3 information
1.1 calibration
1.2 filter
1.3 self-test
1.4 information
1.5 simulation

C 1 Process input

C2

2.1 hardware
2.x current output
2.x Freq. output
2.x Pulse output
2.x Status output
2.x Limit switch

I/O

3.1 counter 1
3.2 counter 2

C 3 I/O counter4.1 PV is
4.2 SV is
4.3 TV is
4.4 4V is
4.5 HART units

C 4 I/O HART

5.1 device info
5.2 display
5.3 1.meas.page
5.4 2.meas.page
5.6 special function
5.7 units
5.8 HART
5.9 quick setup

C 5 device

>
キ－操作

個別
パラメータ

メニュー

▼ ▲



>

▼ ▲

21



>

▼ ▲



▼▲
>

IM-F2545-J00

6.1.4 個別パラメータの変更方法
個別パラメータは、数値を入力するタイプ（数値型）といくつかの列挙データからパラメータを選択するタイプ（列挙型）があります。
1) 数値型パラメータの変更方法「」キーをタッチするとすると⑥の表示が白抜き反転して変更可能となります。
「」キーで桁移動、
「」、
「」キー
で目標値に合わせます。

① 階層 3 メニューを表示します。
② 選択されている個別パラメータのファンクション番号を示します。
③ ファクトリーセットのデフォルト値を⑧に表示している場合に点灯します。
④ 設定するパラメータ変更可能範囲を⑤に表示している場合に点灯します。
⑤ 設定するパラメータ変更可能範囲と単位を表示します。
⑥ 変更中の数値を表示します。
⑦ 選択されている個別パラメータ名を表示します。
⑧ ファクトリーセットのデフォルト値を表示します。
注記⑧で表示される設定は、出荷時の設定と一致しない場合もあります。

目標値に合わせた後、「」キーをタッチすると変更データが確定します。但し、この状態では更新登録されません。

① 階層 3 メニューを表示します。
② 選択されている個別パラメータのファンクション番号を示します。
③ 前回の設定からデータが変更されている場合に表示されます。
④ 後のファンクション番号のパラメータ名を表示します。
⑤ 確定された、変更データを表示します。
⑥ 選択されている個別パラメータ名を表示します。
⑦ 前のファンクション番号のパラメータ名を表示します。

22

IM-F2545-J00

2) 列挙型パラメータの変更方法「」キーをタッチするとすると⑥の表示が白抜き反転して変更可能となります。
「」、「」キーをタッチするたびに選択可能なパラメータが切り替わり表示（スクロール表示）されます。

① 階層 3 メニューを表示します。
② 選択されている個別パラメータのファンクション番号を示します。
③ ファクトリーセットのデフォルト値を⑧に表示している場合に点灯します。
④ 表示されません。
⑤ 表示されません。
⑥ 選択中の列挙パラメータを表示します。
⑦ 選択されている個別パラメータ名を表示します。
⑧ ファクトリーセットのデフォルト値を表示します。
注記⑧で表示される設定は、出荷時の設定と一致しない場合もあります。

目標値に合わせた後、「」キーをタッチすると変更データが確定します。但し、この状態では登録されません。

① 階層 3 メニューを表示します。
② 選択されている個別パラメータのファンクション番号を示します。
③ 前回の選択から変更されている場合に表示されます。
④ 後のファンクション番号のパラメータ名を表示します。
⑤ 確定された、列挙データを表示します。
⑥ 選択されている個別パラメータ名を表示します。
⑦ 前のファンクション番号のパラメータ名を表示します。

23

IM-F2545-J00

6.1.5 個別パラメータの登録（更新）方法「」キーをタッチするたびに個別パラメータの表示から階層 3 メニュー、階層 2 メニュー、階層 1 メニューと表示が戻り階層 1 メニューから測定モードに戻る段階で、Save configuration? Yes と表示されます。
そのまま「」キーをタッチすると、変更データが更新（登録）され、測定モードに戻ります。
注記

複数の個別データを変更する場合は、その都度登録操作を行わなくても、該当パラメータを全て変更した後に、登録操作を行えば一度に更新されます。

また、更新（登録）させたくない場合は、「」キーをタッチして Save configuration? No に切り替えて「」キーをタッチすると、変更前のデータで測定モードに戻ります。
注記

変更操作が分からなくなった場合は、Save configuration? No
り、再び、設定モードに入ってください。

で一度、測定モードに戻

更に、もう一度、パラメータ変更に戻りたい場合は、「」キーをタッチして Save configuration? back に切り替えて「」キーをタッチすると、階層 1 メニューに戻ります。
注記

本操作を行わず、設定モードで数分間放置していると、変更中のパラメータは更新されずに自動的に測定モードに戻ります。

24

IM-F2545-J00

6.2 設定項目一覧
万が一、未確認の設定情報を上書きしてしまった場合は、次項に示す「出荷時データのロード」の操作を行うと、出荷時のパラメータ設定に戻りますが、納入後に変更したデータは失われるので注意してくいださい。

注記

6.2.1 クイックセット／テストメニューリスト
Fct.
A1

テキスト表示language

言語

A2
A3
A 3.1

Tag
reset
reset errors

タグナンバー
リセット
エラーリセット

A 3.2

counter 1

カウンタ 1 リセット

A 3.3

counter 2

カウンタ 2 リセット

A4
A 4.1

analog outputs
measurement

アナログ出力
測定値（出力）選択

volume flow

A 4.2

unit

単位

m3/h

A 4.3
A 4.4
A 4.5
A5
A 5.1
A 5.2

range
low flow cutoff
time constantdigital outputs
measurement
pulse value unit

フルスケール
ローフローカットオフ
出力時定数
デジタル出力
測定値（出力）選択
パルス出力単位選択

0…XX.XXXX
XX.X ±XX.X%
XXX.X s

A 5.3
A 5.4

value p. pulse
low flow cutoff

パルスレートローフローカットオフ

X.XXXXX
XX.X ±XX.X%

Fct.
B1
B 1.1

テキスト表示simulation
flow speed

テキスト内容模擬出力機能流速

B 1.2

volume flow

体積流量

sim.volume flow
set value

B 1.3

current out A

電流出力

simulation A
set value

B 1.(5)status output C

状態出力

simulation C
set value

B 1.(5)limit switch C

警報出力

simulation C
set value

B 1.(6)

pulse output D

パルス出力

simulation D
set no. of pulses

B 1.(6)frequency out D

周波数出力

simulation D
set value

B2
B 2.1
B 2.2
B 2.3
B 2.4
B 2.5
B 2.8
B3
B 3.1
B 3.2
B 3.3
B 3.4
B 3.6
B 3.7
B 3.8

yes
actual values
実測値
XXXXXX hoperating hours
表示データ（変更不可）
稼動時間+XX±XXX.Xm/s
act.flow speed
表示データ（変更不可）
流速±XXX.X ℃
act.coil temp
表示データ（変更不可）
励磁コイルの温度±XXX.X ℃
electr. temperature
表示データ（変更不可）
変換基板の温度+XX
XXX.X μS/cm
act.conductivty
導電率
表示データ（変更不可）
act.coil resistance
励磁コイル抵抗値
please wait（再計算）による表示データ
XXX.X Ohm
information
基板情報
C number
表示データ（変更不可）
I/O基板の組合せ照合番号. CGXXXXXXXX
プロセスインプットパーツ情報 X.XXXXX.XX.XX V X.X.X _ XXXX-XX-XX 表示データ（変更不可）
process input
SW.REV.MS
X.XXXXX.XX.XX V X.X.X _ XXXX-XX-XX 表示データ（変更不可）
ソフトウェア情報
SW.REV.UIS
インターフェース情報
X.XXXXX.XX.XX V X.X.X _ XXXX-XX-XX 表示データ（変更不可）
device serial no.
XXXXXX
デバイスシリアルNO.
表示データ（変更不可）
electronic serial no.
XXXXXXXXXX
表示データ（変更不可）
変換基板シリアルNO.
XXXXXXXXXXElectronic Revision ER変換基板の改訂履歴
表示データ（変更不可）

テキスト内容詳細
EnglishDeutsch Francais
EnglishNederlands Espanol から選択
テキスト入力(最大 8文字)

Italiano

Svenska

Portugues

reset?
↑ yesnoreset counter?
↑ yesnoreset counter?
↑ yesnovolume flow mass flow coil temperature
conductivity diagnosis value
flow speed から選択
3
3
3
3
m /h
ft /s
ft /minft /hgal/s
gal/mingal/h
IG/s
IG/minIG/hfree unit
L/s
3
3
L/min
L/h
m /s
m /minから選択5桁までの数値入力が可能、単位はA 4.1 測定値（出力）選択による
0.0…20.0%（フルスケール値に対して）まで設定可能
0.1…100.0secまで設定可能
volume flow mass flow から選択
3
3
3
3
L
hl
m
in
ft
yd
gal
IG
free unitmlから選択
6桁までの数値入力が可能、単位はA 5.1 測定値（出力）選択による
0.0…20.0%（フルスケール値に対して）まで設定可能

volume flowL

詳細sim.flow speed
set value

break↑
return 数値入力 -12.00…+12.00 m/s
return start simulation?
no ↑
break
↑
return 数値入力
return start simulation?
no ↑
break
↑
return 数値入力 00.0…22.00 mA
return start simulation?
no ↑
break
↑
returnon / off start simulation?
no ↑
break
↑
returnno ↑on / off start simulation?
break↑
return 数値入力 00001…10000
return start simulation?
no ↑
break
↑
return 数値入力 00001.0…10000.0 Hz
return start simulation?
no ↑

yes

yes

yes

yes

yes

yes

クイックセットアップ(A)／テストモード(B)のメニューは、2 または 3 階層目で個別パラメータが表示されます。

25

IM-F2545-J00

6.2.2 セットアップメニューリスト
C1
C 1.1
C 1.1.1

C 1.1.2
C 1.1.5
C 1.1.7
C 1.1.8

C 1.1.9
C 1.1.10
C 1.1.11

Process input
Calibration
zero calibration

size
GKL
coil resistance Rsp
calb. coil temp.

densitytarget conduct.
EF electr. factor

C 1.1.13

field frequency

C 1.1.14
C 1.1.(15)
C 1.1.16
C 1.1.17
C 1.2
C 1.2.1

select settling
settling timeline frequency
act.coil resistancefilterlimitation

C 1.2.2
C 1.2.3
C 1.2.4

flow direction
time constantpulse filter

C 1.2.(5)pulse width

C 1.2.(6)pulse limitation

C 1.2.7

noise filter

C 1.2.(8)noise level

C 1.2.(9)noise suppression

C 1.2.10
C 1.3
C 1.3.1

low flow cutoff
self test
empty pipe

C 1.3.(2)limit empty pipe

C 1.3.(3)
C 1.3.13

act.conductivty
electrode noise

C 1.3.(14)limit electr.noise

C 1.3.(15)
C 1.3.16

act electr.noise
settling of field

C 1.3.17

diagnosis value

C 1.4
C 1.4.1
C 1.4.2
C 1.4.3
C 1.4.4
C 1.4.5
C 1.4.6
C 1.5
C 1.5.1

information
liner
electr. material
calibration dateserial no. sensor
V no. sensor
sensor electir.info
simulation
flow speed

プロセスインプット
校正
ゼロ点調整

calibrate zero?
break

口径
検出器定数
励磁コイル抵抗値
励磁コイル抵抗値の温度
校正

XXXX.X mm（inch）
XX.XXXX
XXX.XX Ohm
enter coil temp.
break

固定密度値
導電率校正値
導電率係数の設定/校正

X.XXXX kg/ｌ
XXX.XX μS/cm
calibrate EF?
breakstandard
automatic↑ mamual
returnreturnreturn
数値入力 数値入力
please wait（再計算）-1.00000 …+1.00000 m/s ±X.XXXXX m/s
口径 2.5 …3000 ｍｍ 〔0.1 - 120 inch〕まで選択可能
0.5…20までの値で設定可能
10…220 Ω at 20℃まで設定可能↑ standard automatic
returnreturn(-040.0…+200.0 ℃まで設定可能）
数値入力なし数値入力
please wait（再計算）
0.1…5.0 kg/ｌまで設定可能
1.000 …9999まで設定可能↑ mamual
standard
automatic
returnreturnreturn
数値入力 数値入力
please wait（再計算）00.10…30.00 mm
XX.XXmm
励磁周波数の分周比
電源周波数（50／60Hz）に対する1/2／1/4／1/6／1/8／1/12／1/18／1/36／1/50の分周比がX / X *line frequency
選択可能
standard／mamualのいずれかを選択可能
励磁電流の分配時間選択 standard
XXX.X msec
1…250 msecまで設定可能（Fct.1.1.14をmanual選択時に有効）
励磁電流の分配時間
50Hz
電源周波数
電源周波数の50Hz／60Hzのいずれかを選択可能
コイル抵抗の実測値
please wait（再計算）による表示データ
XXX.X Ohm
電極信号用フィルター
電極信号用フィルターにお -XX.XX…+XX.XXm/s
流量測定の安定化を図る機能
ける適用流速範囲-XXX.X m/s （1st value）…+XXX.X m/s（2nd value) (1st value < 2nd value)
設定レンジ 1st value: - 100.0 m/s ≦ 流速 ≦ - 0.001 m/s
2nd value: + 0.001 m/s ≦ 流速 ≦+ 100.0 m/s
normal direction(正方向）／reverse direction（逆方向）のいずれかを選択可能
流れ方向
normal direction
0.0…100.0secまで設定可能（表示、アナログ出力、パルス（周波数）出力に有効）
出力時定数XXX.X s
低周波ノイズフィルター
off（無効）／on（有効）のいずれかを選択可能
off
固形物、気泡等による低周波ノイズ成分の影響を抑える機能
低周波ノイズフィルターに XX.XX s
Fct. C 1.2.4 pulse filter がonに設定された時に有効適用する応答性遅延時間XX.XX s （00.01 s ≦ 遅延時間 ≦ 10.00 s）
固形物、気泡等による低周波ノイズ成分の影響を抑えるための応答性遅延時間
低周波ノイズフィルターに X.XXX m/s
Fct. C 1.2.4 pulse filter がonに設定された時に有効適用する流速の変化量
X.XXX m/s (0.010 ｍ/s ≦ 流速 ≦ 100.0 m/s）
固形物、気泡等による低周波ノイズ成分の影響を抑えるための流速の変化量
高周波ノイズフィルター
off（無効）／on（有効）のいずれかを選択可能
off
固形物、気泡等による高周波ノイズ成分の影響を抑える機能
高周波ノイズフィルターに XX.XX m/s
Fct. C 1.2.7 noise filter がonに設定された時に有効適用する流速の変化幅
XX.XX m/s (0.010 ｍ/s ≦ 流速 ≦ 10.00 m/s）
固形物、気泡等による高周波ノイズ成分の影響を抑えるための流速の変化幅
ノイズ除去強度
Fct. C 1.2.7 noise filter がonに設定された時に有効XX
1…10のいずれかのノイズ除去強度を選択可能
固形物、気泡等による高周波ノイズ成分の影響を抑えるためのノイズ除去強度
XX.X ±XX.X %0.0…20.0%（フルスケール値に対して）まで設定可能
ローフローカットオフ
自己診断機能空検知機能
cond.+empty pipe [F] • OFF ：無し• Conductivity ：導電率のみ測定• Cond.+empty pipe [I] ：導電率測定と空検知機能が有効となり、液晶表示部に I empty pipe と表示される。
空検知時は出力がゼロにホールドする。状態出力による空検知判別は、empty pipeに設定時のみ有効• Cond.+empty pipe [S] ：導電率測定と空検知機能が有効となり、液晶表示部に S empty pipe と表示される。
空検知時は出力がゼロにホールドする。状態出力による空検知判別は、empty pipeもしくはout of specificationに設定時のみ有効。
• Cond.+empty pipe [Ｆ] ：導電率測定と空検知機能が有効となり、液晶表示部に F empty pipe と表示される。
空検知時は出力がゼロにホールドする。状態出力による空検知判別は、empty pipeもしくはApplication errorに設定時のみ有効。
空検知機能の適用範囲
Fct. C 1.3.1 Cond.+empty pipe [S]もしくはCond.+empty pipe [F]が設定された時に有効
XX.XX μS/cm• XX.XX µS/cm （0.000 µS/cm ≦ 導電率 ≦ 9999 µS/cm）
上記にて設定された導電率以下の値を検知した時に、空検知機能が作動する。
導電率表示
導電率測定機能が有効時のみ（C 1.3.1の設定がOFF以外）
XX.XX μS/cm
電極信号ノイズの状況確認 off• off ：電極信号ノイズの状況を確認しない。
• on ：電極信号ノイズの状況を確認する。
電極信号ノイズにおける適 X.XXX m/s
Fct. C 1.3.13 electrode noiseがonに設定された時に有効
用流速範囲• X.XXX m/s （0.000 m/s ≦ ノイズレベル ≦ 12.00 m/s）
上記にて設定されたノイズレベルを超えた時にエラーが表示される。
電極信号ノイズ表示
Fct. C 1.3.13 electrode noiseがonに設定された時に有効
X.XXX m/s
磁場安定性の診断• off ：磁場安定性の診断をしない。
off• on ：磁場安定性の診断をする。
診断値の選択off•off（標準設定）•Electrode noise（電極信号ノイズ）•Terminal 2 DC（電極2のDC電圧）•Terminal 3 DC（電極3のDC電圧）のいずれかを、アナログ出力に選択可能
センサ情報
ライニング材質
PFA／AL／ZR／PS／XX等から選択
電極材質
HC／TA／TI／CA／1.4439／CMT／NI等から選択.
表示データ（変更不可）
校正日
センサシリアルNO.
表示データ（変更不可）
センサ Vコード
表示データ（変更不可）
センサ用エレクトロニクス情報
表示データ（変更不可）
模擬出力機能流速
sim.flow speed↑ break

26

IM-F2545-J00

C 1.5.2

volume flow

体積流量

C2
C 2.1
C 2.1.1
C 2.1.3
C 2.1.4

I/ O
hardwareterminals A
terminals C
terminals D

入出力

C 2.2
C 2.2.1

sim.volume flow
set value↑ break
returnreturn

数値入力
start simulation

no ↑

yes

ターミナルアサイン（割り当て）

ターミナルA
ターミナルC
ターミナルD

current output
status output
pulse output

current output A
range 0% … 100%

電流出力
出力レンジ

XX.X…XX.X mA

C 2.2.2

extended range

拡張出力レンジ

XX.X…XX.X mA

C 2.2.3

error current

エラー時出力XX.X mA

C 2.2.4

error condition

エラー識別条件

error in device

C 2.2.5

measurement

測定値（出力）選択

volume flow

C 2.2.6
C 2.2.7

range
polarity

フルスケール
流れ方向選択

0…XX.XX
positive polarity

C 2.2.8

limitation

出力リミット±XXX…±XXX %C 2.2.9

low flow cutoff

ローフローカットオフ

XX.X ±XX.X %C 2.2.10

time constant

出力時定数

XXX.X sC 2.2.11

special function

特殊機能選択off

C 2.2(12)threshold

2重レンジ切換ポイント

XX.X±XX.X %C 2.2.13
C 2.2.14

information
simulation

変換基板情報模擬電流出力機能

C 2.2.15
C 2.2.16
C 2.4(5)C 2.4(5).14mA trimming
20 mA trimmng
status output C (D)
mode

4mAの出力調整
20mAの出力調整
状態出力
出力機能の割付け

C 2.4(5).2

C 2.4(5).3
C 2.4(5).4
C 2.4(5).5

current out A
pulse output D
frequency out D
invert signal
information
simulation

電流出力による判別
パルス出力による判別
周波数出力による判別
ステータス反転
変換基板情報模擬状態出力機能

C 2.4(5)C 2.4(5).1

limit switch C (D)measurement

警報出力
測定値（出力）選択

C 2.4(5).2

thresholdC 2.4(5).3

polarity

体積流量の閾値
質量流量の閾値レンジ
温度の閾値
導電率の閾値
自己診断値の閾値
流速の閾値
流れ方向出力機能

C 2.4(5).4
C 2.4(5).5
C 2.4(5).6
C 2.4(5).7

time constantinvert signal
information
simulation

出力時定数
ステータス反転
変換基板情報模擬警報出力機能

C 2.5
C 2.5.1

pulse output D
pulse shape

パルス出力
パルスタイプC 2.5.2
C 2.5.3
C 2.5.4
C 2.5.5

pulse widthmax. pulse ratemeasurement
pulse value unit

パルス幅
最大出力周波数
測定値（出力）選択
パルス出力単位（体積）パルス出力単位（質量）C 2.5.6
C 2.5.7

value p. pulse
polarity

パルスレート
流れ方向出力機能

C 2.5.8

low flow cutoff

ローフローカットオフ

C 2.5.9

time constant

出力時定数

C 2.5.10
C 2.5.12

invert signal
information

ステータス反転
変換基板情報simulation A
set value
数値入力
数値入力

current output（電流出力：標準）/ off のいずれかを選択
status output（状態出力：標準）/ limit switch（警報出力） / off のいずれかを選択
pulse output（パルス出力：標準）/ frequency output（周波数出力）/ status output /limit switch/ off のいずれかを選択• XX.X … XX.X mA（0.0 mA ≦ 電流値 ≦ 20.0 mA）
標準設定：04.0…20.0 mA• XX.X … XX.X mA（3.5 mA ≦ 電流値 ≦ 21.5 mA）
標準設定：03.8…20.5 mA• XX.X mA（3.0 mA ≦ 電流値 ≦ 22.0 mA）
標準設定：21.5 mA• error in device（変換器故障によるエラ－：標準設定）• Application error（測定条件の改善要求および検出器故障によるエラ－）• out of specification（測定できない状況および検出器故障によるエラー）のいずれかを選択可能• Volume flow（体積流量：標準設定）• mass flow（質量流量• coil temperature（励磁コイル温度）• flow speed（流速）• conductivity（導電率）• diagnosis value（診断値） のいずれかを選択可能
4桁までの数値入力が可能、単位はC 2.2.5 測定値（出力）選択による• positive polarity（正方向：）• negative polarity（逆方向）• both polarities（両方向）• absolute value（絶対値出力） のいずれかを選択可能±XXX … ±XXX mA（-150% ≦ リミット値 ≦ +150%）
標準設定：-120…+120%
0.0…20.0%（フルスケール値に対して）まで設定可能
標準設定：1.5±0.5%（フルスケール値に対して）
0.1…100.0 secまで設定可能
標準設定：4 sec• OFF （無し）
• Automatic range（自動2重レンジ切替） のいずれかを選択可能
Fct. C 2.2.11 Special functionがAutomatic rangeに設定された時のみ有効
XX.X（切替ポイント）± XX.X %（ヒステリシス）：フルスケールに対する設定（設定範囲: 05.0 % … 80.0 %）表示データ（変更不可）↑ break
return00.0…22.00
数値入力
returnstart simulation?
yesno ↑3.6000…5.5000 mA
18.500…21.500 mA• error in device(変換器の基板故障）• application error（測定出来る条件を満たしていない、または、検出器の故障）• out of specification（測定出来ない状況に陥っているか、または、検出器の故障）• output D（ターミナルDによる判別）• output A（ターミナルAによる判別）• off（無し） のいずれかを選択可能• polarity flow（流れ方向判別 • empty pipe（空検知）polarity（流れ方向判別）
over range（オーバーレンジ range change A(2重レンジ切換判別）
polaritypolaritypolarity（流れ方向判別）
over range（オーバーレンジ）
over range（オーバーレンジ）
polarity（流れ方向判別）
polarityoff• off （ノルマルオープン）• on （ノルマルクローズ） のいずれかを選択可能( 例） 2.14781.01.00 V 2.0.0 2007-09-24 表示データ（変更不可）
simulation C
break↑
returnset value
yes
onstart simulation?
no ↑error in device

volume flow

volume flowmass flow
conductivity
diagnosis value
coil temperature
flow speed のいずれかを選択可能(66%F.S±0.66%F.S)
数値入力(50%F.S±0.5%F.S)-40.00…+200.0
0.0000…50000+0.000…+20.00-12.00…+12.00
positive polarity (正方向） negative polarity （逆方向）
positive polarity
both polarity (両方向）absolute value （絶対値出力） のいずれかを選択可能
0.0…100.0 secまで設定可能
XXX.X soff
• off （ノルマルオープン）• on （ノルマルクローズ） のいずれかを選択可能( 例） 2.14781.01.00 V 2.0.0 2007-09-24 表示データ（変更不可）
simulation C
break↑
set value
returnon / off
start simulation
no ↑yes
注.Fct.C 2.1.4 terminals D をpulse output(パルス出力）に設定した場合を示します。
• symetric（デューティ比 1：1）
symmetric• automatic（自動：フルスケール周波数におけるデューティ比 １：１となるパルス幅に固定）• fixed（パルス幅の任意設定）のいずれかを選択可能
0000.05…2000.00 msec （C 2.5.1 pulse shapeがfixedに設定された時に有効）
数値入力
00000.0…10000.0 Hz
数値入力
volume flow
• volume flow（体積流量：標準設定）• mass flow（質量流量）
m3
in3
ft3
Ｌ
体積選択
L
yd3
gal
IG
free unit
ml
kg
t
oz
lb
kg
質量選択
ST
LT
free unit
mgg
XXX.XXX 6桁までの数値設定が可能。単位はC 2.5.5のパルス出力単位選択による。
数値入力
positive polarity
positive polarity (正方向） negative polarity （逆方向）both polarity (両方向）absolute value （絶対値出力） のいずれかを選択可能
0.000±0.000 m3/h(kg/s 0.0…20.0%（フルスケール値に対して）まで設定可能。単位はC 2.5.5のパルス出力単位選択による。
標準設定：フルスケール値に対する1.5±0.5%の流量値
0.1…100.0 secまで設定可能
XXX.X s
標準設定：4 sec
off• off （ノルマルオープン）• on （ノルマルクローズ） のいずれかを選択可能( 例） 2.14781.01.00 V 2.0.0 2007-09-24 表示データ（変更不可）

27

IM-F2545-J00

simulation D
set no. of pulses

C 2.5.13

simulation

模擬パルス出力機能

C 2.5
C 2.5.1

frequency out D
pulse shape

周波数出力
パルスタイプsymmetric

C 2.5.2
C 2.5.3
C 2.5.4

pulse width
100% pulse ratemeasurement

パルス幅
最大出力周波数
測定値（出力）選択

数値入力
数値入力
volume flow

C 2.5.5range

体積流量レンジ
質量流量レンジ
温度レンジ
導電率レンジ
自己診断値レンジ
流速レンジ
流れ方向出力機能

数値入力↑ break
return
数値入力
00001…10000no ↑retstart simulation?
yes
注.Fct.C 2.1.4 terminals D をfrequency output(周波数出力）に設定した場合を示します。
• symetric（デューティ比 1：1）
• automatic（自動：フルスケール周波数におけるデューティ比 １：１となるパルス幅に固定）• fixed（パルス幅の任意設定）のいずれかを選択可能
0000.05…2000.00 msec （C 2.5.1 pulse shapeがfixedに設定された時に有効）
00000.0…10000.0 Hz
volume flowmass flow
conductivity
diagnosis value
coil temperature
flow speed のいずれかを選択可能

C 2.5.7

limitation

出力リミットC 2.5.8

low flow cutoff

ローフローカットオフ

C 2.5.9

time constant

出力時定数

C 2.5.10
C 2.5.12
C3
C 3.1(2)C 3.1(2).1

invert signal
information
I/ O Countercounter 1(2)funct. of counter

ステータス反転
変換基板情報-40.00…+200.0
0.0000…50000+0.000…+20.00
0.0000…12.000
positive polarity
positive polarity (正方向） negative polarity （逆方向）both polarity (両方向）absolute value （絶対値出力） のいずれかを選択可能±XXX … ±XXX mA（-150% ≦ リミット値 ≦ +150%）±XXX…±XXX %標準設定：-120…+120%
0.0…20.0%（フルスケール値に対して）まで設定可能
XX.X ±XX.X %標準設定：1.5±0.5%（フルスケール値に対して）
0.1…100.0 secまで設定可能
XXX.X s
標準設定：4 sec
off• off （ノルマルオープン）• on （ノルマルクローズ） のいずれかを選択可能( 例） 2.14781.01.00 V 2.0.0 2007-09-24 表示データ（変更不可）

Default
積算カウンタ機能+ counterC 3.1(2).2
C 3.1(2).3

measurement
low flow cutoff

測定値（出力）選択
ローフローカットオフ

C 3.1(2).4
C 3.1(2).5
C 3.1(2).6
C 3.1(2).7

time constantpreset value
reset counterset counter

出力時定数
積算プリセット値設定
積算カウンタのリセット
プリセット値設定

C 3.1(2).8
C 3.1(2).9C 3.1(2).10C4
C 4.1
C 4.1.1
C 4.2
C 4.2.1

stop counter
start counter
information
I/ O HARTPV iscurrent out A
SV is
HART dynamic var.

カウンタのストップ
カウンタのスタート
変換基板情報volume flow
30.000±0.000 m /h(kg/s 0.0…20.0%（フルスケール値に対して）まで設定可能。単位はC 2.5.5のパルス出力単位選択による。
標準設定：フルスケール値に対する1.5±0.5%の流量値
0.0…100.0 secまで設定可能
XXX.X s+15
数値入力+/-0.00000….999999
L換算（kg換算）でMax.+/-1.00000
no• yes （有効）• on （無効） のいずれかを選択可能
set value↑ break
set value
return+/-0.0000000….99999999 L換算（kg換算）でMax.+/-1.00000+36
数値入力
returnset counter?
no ↑
yes
no
• yes （有効）• on （無効） のいずれかを選択可能
no• yes （有効）• on （無効） のいずれかを選択可能( 例） 2.14781.01.00 V 2.0.0 2007-09-24 表示データ（変更不可）

volume flow

表示データ（変更不可）

volume flow

volume flow

↑ mass flow coil temperature
counter 1 counter 2

conductivity

diagnosis value
flow speed

C 4.3
C 4.3.1

TV is
HART dynamic var.

counter 1

counter 1↑ counter 2 operating hours
mass flow coil temperature

flow speed
conductivity

volume flow
diagnosis value

C 4.4
C 4.4.1

4V is
HART dynamic var.

Default
counter 2

counter 2↑ counter 1 operating hours
mass flow coil temperature

flow speed
conductivity

volume flow
diagnosis value

C5
C 5.1
C 5.1.1
C 5.1.2
C 5.1.3
C 5.1.4
C 5.2
C 5.2.1

devicedevice info
Tag
C numberdevice serial no.
electronic serial no.
displaylanguage

基板
基板情報
未入力
CG10041100

C 5.2.2
C 5.2.3

contrast
default display

コントラスト
デフォルト表示

C 5.3
C 5.3.1
C 5.3.2

1. meas. page
1ページ目の表示内容
function
表示行数
measurement 1. Line 1行目表示選択

two lines
volume flow

C 5.3.3

range

数値入力

C 2.5.6

polarity

未入力
0002096914
表示言語+ counter（正方向積算）- counter（逆方向積算）
sum counter（正逆差流量積算）
off（無し） のいずれかを選択可能• volume flow（体積流量：標準設定）• mass flow（質量流量）

テキスト入力(Max.8char.)

表示データ（変更不可）
表示データ（変更不可）
表示データ（変更不可）
English
数値入力
1. meas. pageC 5.3.4

limitation

体積流量レンジ
質量流量レンジ
温度レンジ
導電率レンジ
自己診断値レンジ
流速レンジ
出力リミットC 5.3.5

low flow cutoff

ローフローカットオフ

XX.X ±XX.X %C 5.3.6

time constant

出力時定数

XXX.X sC 5.3.7

format 1. line

1行目表示フォーマット

#X.X

C 5.3.8

measurement 2. line

2行目表示選択bargraph

C 5.3.9
C 5.3.10

format 2. line
measurement 3. line

2行目表示フォーマット
3行目表示選択#X.XXX
counter 1

C 5.3.11

format 3. line

3行目表示フォーマット

#X.XXX±XXX…±XXX %EnglishFrancais
Italiano
Svenska
Portugues
Nederlands Espanol
Deutsch のいずれかを選択可能-9…+9
1. meas. Page（1ページ目） 2. meas. Page（2ページ目）
status page（状態を示すページ） graphic page（トレンドページnone（未設定）のいずれかを選択可能
two lines three lines
volume flow
diagnosis value

one line のいずれかを選択可能
mass flow
conductivity
coil temperature
flow speed のいずれかを選択可能-40.00…+200.0
0.0000…50000+0.000…+20.00+-0.0000…12.000±XXX … ±XXX mA（-150% ≦ リミット値 ≦ +150%）
標準設定：-120…+120%
0.0…20.0%（フルスケール値に対して）まで設定可能
標準設定：0.0±0.0%（フルスケール値に対して）
0.1…100.0 secまで設定可能
標準設定：4 sec#X. ～ #X.XXXX または automatic選択可(1 line表示は#X.XXXまで、3 line表示は#X.XXXXXXXXまで）
flow speed volume flowmass flow coil temperature
conductivity diagnosis value counter 1 counter 2
operating hoursのいずれかを選択可能#X. ～ #X.XXXXXXXX または automatic選択可
counter 2 operating hours
flow speed
volume flowmass flow coil temperature
conductivity diagnosis valueのいずれかを選択可能#X. ～ #X.XXXXXXXX または automatic選択可

28

IM-F2545-J00

C 5.4
2. meas. page
C 5.4.1
function
C 5.4.2
measurement 1. Line
C 5.4.3(2)range
C 5.4.4
limitation
C 5.4.5
low flow cutoff
C 5.4.6
time constant
C 5.4.7
format 1. line
C 5.4.8(1)measurement 2. line
C 5.4.9(1)(8)format 2. line
C 5.4.10(1)measurement 3. line
C 5.4.11(1)(10) format 3. line
C 5.5
graphic page
C 5.5.1
select range
C 5.5.2
range
C 5.5.3
time scale
C 5.6
special functions
C 5.6.1
reset errors
C 5.6.2

save settings

C 5.6.3

load settings

C 5.6.4
C 5.6.5
C 5.7
C 5.7.1

password quick set
password setup
units
volume flow

C 5.7.2
C 5.7.3
C 5.7.4

Text free unit
[m3/s] * factor
mass flow

C 5.7.5
C 5.7.6
C 5.7.7
C 5.7.8
C 5.7.9
C 5.7.10

Text free unit
[kg/s] * factor
flow speed
conductivity
temperaturevolumeC 5.7.11
C 5.7.12
C 5.7.13

Text free unit[m3] * factor
mass

C 5.7.14
C 5.7.15
C 5.7.16
C 5.7.17
C 5.7.18
C 5.8
C 5.8.1
C 5.8.2
C 5.8.3
C 5.8.4
C 5.9
C 5.9.1
C 5.9.2

Text free unit[kg] * factor
density
Text free unit[m3] * factor
HART
HART
address
message
description
quick setup
reset counter 1
reset counter 2

2ページ目の表示内容
three lines
表示行数
conductivity
1行目表示選択
0.000…50.00+03 μS/cm
レンジ-120…+120 %出力リミット00.0±00.0 %ローフローカットオフ
003.0 s
出力時定数
各 functionはC5.3（page 1）と同じ#X.XXX
1行目表示フォーマット
counter 1
2行目表示選択#X.XXX
2行目表示フォーマット
counter 2
3行目表示選択#X.XXX
3行目表示選択
流量のトレンド
manual
レンジ選択• manual （手動）• automatic （自動） のいずれかを選択可能
縦軸スケール（Y軸）
数値入力-100…+100 ％時間軸フルスケール（X軸） 数値入力
001…100 min
特殊機能選択エラーリセット
reset?
no↑ yessave settings
設定データの保存
break↑ backup 1 backup 2
設定データの読み込み
load settings↑ factory settings
backup 1 backup 2
break
パスワードのクイックセット 数値入力
0000…9999
パスワードのセットアップ 数値入力
0000…9999
単位
m3/h
体積流量
m3/min
m3/h
L/s
L/min
L/h
m3/s
gal/h
IG/s
IG/minIG/hfree unit
3
3
3
ft /s
ft /minft /hgal/s
gal/min のいずれかを選択可能
0～9、 . 、 / 、 - 、 _ 、 2 、 3 、ブランク 、 A ～ Z 、 a ～ z
任意体積流量単位の作成機能テキスト入力(Max.7char.)-33+36-1.00000 …+1.00000
任意体積流量の量ファクター 数値入力
kg/s
質量流量
kg/min
kg/h
t/min
t/h
Ib/s
Ib/minIb/h
ST/minST/hLT/hfree unit
g/s
g/min
g/h
kg/s のいずれかを選択可能
23
任意質量流量単位の作成機能テキスト入力(Max.7char.)0～9、 . 、 / 、 - 、 _ 、 、 、ブランク 、 A ～ Z 、 a ～ z-1.00000-33…+1.00000+36
任意質量流量の量ファクター 数値入力
m/s
m/s
ft/s のいずれかを選択可能
流速
μS/cm
導電率
μS/cm
S/m のいずれかを選択可能〇
K のいずれかを選択可能
Ｆ
温度
℃
℃
m3
m3
ft3
yd3
gal
IG
体積
free unitmlLhL
in3 のいずれかを選択可能
2
3
0～9、 . 、 / 、 - 、 _ 、 、 、ブランク 、 A ～ Z 、 a ～ z
任意体積単位の作成機能
テキスト入力(Max.7char.)
数値入力-1.00000-33…+1.00000+36
任意体積の量ファクター
kg
質量
kg
oz
Ib
ST
LT
free unit
mggt のいずれかを選択可能
テキスト入力(Max.7char.)0～9、 . 、 / 、 - 、 _ 、 2 、 3 、ブランク 、 A ～ Z 、 a ～ z
任意質量単位の作成機能
数値入力-1.00000-33…+1.00000+36
任意質量の量ファクター
kg/L
密度↑ Ib/ft3
Ib/galfree unit
kg/m3
テキスト入力(Max.7char.)0～9、 . 、 / 、 - 、 _ 、 2 、 3 、ブランク 、 A ～ Z 、 a ～ z
任意密度単位の作成機能
数値入力-1.00000-33…+1.00000+36
任意密度の量ファクター
HART通信HART on
HART通信の選択• HART on （有効）• HART off （無効） のいずれかを選択可能
address
数値入力
00…15
HART MESSAGE
テキスト入力(Max.32char.)
HART DESCRIPTION
テキスト入力(Max.16char.)
クイックセットアップ
yes
積算カウンタ１のリセット• yes （有効）• on （無効） のいずれかを選択可能
yes
積算カウンタ２のリセット• yes （有効）• on （無効） のいずれかを選択可能

29

IM-F2545-J00

7. 設定例
本計器の設定パラメータは、ファンクション番号の違う同じ名称のパラメータが複数存在し、表示あるいは出力用など個別に有効範囲を限定した設定（調整）を行うことが可能です。
従いまして、変更時に複数のパラメータを変更することが必要になる場合があります。
次項より、パラメータの詳細説明を記載しますが、複数のファンクション番号（Fct.No.）が表記されているパラメー
タについては、もれなく変更してください。

7.1 流れ方向の変更
出荷時は、検出器の「⇒」シールの方向に流れる場合を＋表示となるよう設定しております。何らかの理由で逆向きに取り付けた場合は、－表示になりますので、下表のパラメータを変更して、流れ方向を反転させてください。
名称

列挙型／選択範囲

flow
direction

normal direction,
reverse direction

Fct.No備考

C1.2.2

現状が normal に設定されている場合は reverse へ、reverse の場合は normal に切り替えてください。
＜設定手順例＞“normal direction”から”reverse direction”に変更する場合
キー操作方法Fct.No.

表示内容 約 3secA

quick setup

を 2 回

C

setup

 を１回

C1

process input

 を１回

C1.1

Calibration

を１回

C1.2

filter を１回

C1.2.1limitation

を１回

C1.2.2flow direction

 を１回

C1.2.2

normal direction

を１回で設定を変更

C1.2.2reverse direction

 を５回

C

階層が戻る

または

C

Save configuration?
Yes または No

Yes を選択して 

変更を更新して測定モードに戻る

No を選択して 

変更を更新せずに測定モードに戻る

30

IM-F2545-J00

7.2 フルスケール流量レンジの設定／変更
表示または電流出力用フルスケールの設定は、下表パラメータにて設定／変更できます。
入力フォームは、「+0.00…+XXX.X 単位」で下限と上限のスパン設定になりますが、下限はゼロのままで、上限（100%
表示値、20mA 出力値）のみ設定／変更してください。
また少数点位置は、その位置にカーソル（文字反転）を合わせ、／キーにて左／右に移動します。
名称

数値型／入力範囲

Fct.No備考

Range

流速 12m/s まで設C2.2.6①

C2.5.5②

C5.3.3③

C5.4.3④

定可能です。Max.
値は口径によって変ります① 電流出力レンジ② 周波数出力レンジ（C2.1.4 で frequency output（周波数出力）を選択している場合）③ 画面１の表示レンジ④ 画面 2 の表示レンジ＜電流出力レンジ(C2.2.6)の設定手順例＞“15m3/h”から”20m3/h”に変更する場合
キー操作方法Fct.No.

表示内容 約 3secA

quick setup

を 2 回

C

setup

 を１回

C1

process input

を１回

C2

I/O

current  を１回

C2.1

hardware

を１回

C2.2

current out A

 を１回

C2.2.1

range 0%...100%

を５回C2.2.6

range

 を１回

C2.2.6+0.00...+15.00 m3/h,,にて、20mA 出力に相当する流量値のみ変更

C2.2.6+0.00...+20.00 m3/h

 を５回

C

階層が戻る

または

C

Save configuration?
Yes または No

Yes を選択して 

変更を更新して測定モードに戻る

No を選択して 

変更を更新せずに測定モードに戻る

注意
画面の少数点位置を変更した場合は、下記の項目を参考に表示桁を変更してください。
1) 画面 1 の表示桁 ：C5.3.7
2) 画面 2 の表示桁 ：C5.4.7

31

IM-F2545-J00

7.3 ローカットオフの設定／変更
ローカットオフの設定はヒステリシス特性を持たせてあります。
入力フォームは、「XX.X±YY.Y %」でセンタポイント（XX.X）とカットインとカットアウトのギャップ（YY.Y）を指定する方式です。
%単位は、フルスケール流量レンジに対してとなります。
出荷時は、「1.5±0.5 %」の設定でカットインが 1.0%、カットアウトが 2.0%のローカットオフが機能します。
流体静止時に電流出力がふらつく場合は、センタポイント値を大きくしていくと効果的です。
なお、ターミナル D でパルス出力を選択している場合および積算カウンタについては、単位は％ではなく流量単位となります。フルスケール流量の 0-20%に相当する流量で設定できます。
下表パラメータで、必要な箇所を設定/変更してください。
名称

数値型／入力範囲

low flow
cutoffXX.X : 0.0～20.0%

YY.Y : 0.0～20.0%

周波数出力の場合： XX.X : 0.0～20.0%

Fct.No備考

C2.2.9①

C2.5.8②

C5.3.5③

C5.4.5④

C3.1.3⑤

C3.2.3⑥

YY.Y : 0.0～20.0%

パルス出力の場合： XX.X : 0.0～20.0%に相当する流量値
YY.Y : 0.0～20.0%に相当する流量値
XX.X : 0.0～20.0%

YY.Y : 0.0～20.0%

XX.X : 0.0～20.0%に相当する流量値
YY.Y : 0.0～20.0%に相当する流量値① 電流出力のローカットオフ② パルス/周波数出力のローカットオフ③ 画面１の表示ローカットオフ④ 画面 2 の表示ローカットオフ⑤ カウンタ 1 のローカットオフ⑥ カウンタ 2 のローカットオフ＜電流出力のローカットオフ(C2.2.9)の設定手順例＞“01.5±00.5%”から”05.0±01.0%”に変更する場合
キー操作方法Fct.No.

表示内容 約 3secA

quick setup

を 2 回

C

setup

 を１回

C1

process input

を１回

C2

I/O

current  を１回

C2.1

hardware

を１回

C2.2

current out A

 を１回

C2.2.1

range 0%...100%

を８回C2.2.9low flow cutoff

 を１回

C2.2.901.5±00.5 %

,,にて、数値を変更

C2.2.905.0±01.0 %

 を５回

C

階層が戻る

または

C

Save configuration?
Yes または No

32

IM-F2545-J00

Yes を選択して 

変更を更新して測定モードに戻る

No を選択して 

変更を更新せずに測定モードに戻る

7.4 時定数の設定／変更
時定数の設定は、電流出力用、パルス出力用、警報出力用、画面 1,2 の表示用、積算カウンタ 1,2 用で 6 個の時定数設
定を個別に設定／変更を行えます。
脈流や気泡混入により、指示・出力がふらつく場合は、数値を大きくしていくと効果的ですが、流量変動時の追従が遅れるので注意してください。
名称

数値型／入力範囲

Fct.No

備考

time
constant

0.1～100.0 s

C2.2.10①C2.5.9②

C2.4.4③

C3.1.4④

C3.2.4⑤

C5.3.6⑥

C5.4.6⑦

0.0～100.0 s

0.1～100.0 s① 電流出力の時定数② パルス/周波数出力の時定数③ 警報出力の時定数（C2.1.3 で limit switch（警報出力）を選択している場合）④ 画面１の表示時定数⑤ 画面 2 の表示時定数⑥ カウンタ 1 の時定数
⑦ カウンタ 2 の時定数

＜電流出力の時定数(C2.2.10)の設定手順例＞
時定数“4 秒”から”10 秒”に変更する場合
キー操作方法Fct.No.

表示内容 約 3secA

quick setup

を 2 回

C

setup

 を１回

C1

process input

を１回

C2

I/O

current  を１回

C2.1

hardware

を１回

C2.2

current out A

 を１回

C2.2.1

range 0%...100%

を９回

C2.2.9time constant を１回

C2.2.9004.0 s,,にて、数値を変更

C2.2.9010.0 s

 を５回

C

階層が戻る

または

C

Save configuration?
Yes または No

Yes を選択して 

変更を更新して測定モードに戻る

No を選択して 

変更を更新せずに測定モードに戻る

33

IM-F2545-J00

7.5 表示内容の設定／変更
画面 1,2 の表示内容を任意に変更できます。1 画面に１から３段まで同時に表示することが可能です。
画面 1,2 の初期設定は以下の通りです。
画面 1（C5.3

1.meas.page）

Fct. No.

表

C5.3.1

示／名

称

初期値

備考

function / 表示桁数

two lines

２桁表示

C5.3.2

measurement 1.line / 1 桁目表示データ

volume flow

瞬時流量表示C5.3.8measurement 2.line / 2 桁目表示データ

bargraph

バーグラフ表示

初期値

備考

2.meas.page）

画面２（C5.4
Fct. No.

表

C5.4.1function / 表示桁数

three lines

３桁表示

C5.4.2

measurement 1.line / 1 桁目表示データ

conductivity

導電率表示

C5.4.8measurement 2.line / 2 桁目表示データ

flow speed

流速表示

C5.4.10measurement 3.line / 3 桁目表示データ

counter1

積算流量表示

示／名

称＜画面１の設定変更例＞
画面１に瞬時流量と積算流量を同時に表示させる場合
キー操作方法Fct.No.

表示内容 約 3secA

quick setup

を 2 回

C

setup

 を１回

C1

process input

を４回

C5

device

 を１回

C5.1

device info

を２回

C5.3

1. meas. page.

 を１回

C5.3.1function

を７回

C5.3.8measurement 2. line

 を１回

C5.3.8bargraph,にて、変更

C5.3.8counter 1

 を５回

C

階層が戻る

または

C

Save configuration?
Yes または No

Yes を選択して 

変更を更新して測定モードに戻る

No を選択して 

変更を更新せずに測定モードに戻る

34

IM-F2545-J00

7.6 単位の設定／変更
本器にはあらかじめ以下の表示単位が用意されています。
Fct. No.

表

C5.7.1volume flow / 体積流量

m3/h

L/S

C5.7.4

mass flow / 質量流量kg/s

kg/minC5.7.7

flow speed / 流速

m/s

ft/s

C5.7.8

conductivity / 導電率μS/cm

C5.7.9temperature / 温度

℃

示／名

称

代表的な単位の種類



C5.7.10

volume / 容量m

C5.7.13

mass / 質量kg

C5.7.16density / 密度

kg/m3

3

L/min
kg/h

L/h

m3/min

t/min

g/s

g/min

S/m
Ｋ

L hL mlgmgt＜体積流量単位(C5.7.1)の設定変更例＞
体積流量単位を m3/h から L/min に変更する場合
キー操作方法Fct.No.

表示内容 約 3secA

quick setup

を 2 回

C

setup

 を１回

C1

process input

を４回

C5

device

 を１回

C5.1

device info

を６回

C5.7

units

 を１回

C5.7.1volume flow

 を１回

C5.7.1m3/h,にて、変更

C5.7.1

L/min

 を５回

C

階層が戻る

または

C

Save configuration?
Yes または No

Yes を選択して 

変更を更新して測定モードに戻る

No を選択して 

変更を更新せずに測定モードに戻る

35

IM-F2545-J00

7.7 パルス出力レートの設定／変更（Fct.C2.1.4 で”pulse output”を選択している場合）＜パルス出力レートの設定変更例＞
パルス出力レートを 1m3/1 パルスから 10L/1 パルスに変更する場合
キー操作方法Fct.No.

表示内容 約 3secA

quick setup

を 2 回

C

setup

 を１回

C1

process input

を１回

C2

I/O

 を１回

C2.1

hardware

を３回

C2.5

pulse output D

 を１回

C2.5.1

pulse shapeを３回（または、４回）

C2.5.5pulse value unit

 を１回

C2.5.5m3

,にて、変更

C2.5.5L

 を１回

C2.5.5pulse value unit

を１回

C2.5.6value p.pulse

 を１回

C2.5.6

1000.00 L

,,にて、変更

C2.5.60010.00 L

 を５回

C

階層が戻る

または

C

Save configuration?
Yes または No

Yes を選択して 

変更を更新して測定モードに戻る

No を選択して 

変更を更新せずに測定モードに戻る

36

IM-F2545-J00

7.8 入出力端子機能の設定／変更
端子 A／A-,B／B-,C／C-,D／D-は、Fct.C2.1:hardware にて標準設定として下表に示しますように設定されています。

Fct.

入出力端子
A／AC／CD／D-

C2.1.1.
C2.1.3.
C2.1.4.

機能
current output(電流出力)status output(状態出力)
pulse output(パルス出力)

Fct. C2.1:hardware の設定は、以下に示す項目の選択が可能です。
Fct. No.

表

C2.1.1.

terminals A / 端子 A

current output (電流出力) / off

C2.1.3.

terminals C / 端子 C

status output (状態出力) / limit switch (警報出力) / off

C2.1.4.

terminals D / 端子 D

pulse output (パルス出力) / frequency output (周波数出力) /status output (状態出力) / limit switch (警報出力) / off

示／名

称

設定の種類

＜端子 C の設定変更例＞
端子 C を”status output (状態出力)”から” limit switch (警報出力)”に変更する場合
キー操作方法Fct.No.

表示内容 約 3secA

quick setup

を 2 回

C

setup

 を１回

C1

process input

を１回

C2

I/O

 を２回

C2.1.1terminals A

を１回

C2.1.3

terminals C

 を１回

C2.1.3status output

,にて、変更

C2.1.3limit switch

 を５回

C

階層が戻る

または

C

Save configuration?
Yes または No

Yes を選択して 

変更を更新して測定モードに戻る

No を選択して 

変更を更新せずに測定モードに戻る

37

IM-F2545-J00

7.9 状態出力の設定／変更
状態出力は、標準で端子 C／C-から出力されます。
また、7.8 項（37 ページ）示す入出力端子機能の設定変更により、端子 D／D-からも出力されます。
状態出力には以下のいずれかを選択して出力させることができます。
• error in device（機器故障によるエラー）• application error（アプリケーションおよび機器故障によるエラー）• out of specification. （すべてのエラー）• polarity flow （流れ方向判別）• over range, flow （流量オーバーレンジ）• counter 1 preset （プリセットカウンタ 1）• counter 2 preset （プリセットカウンタ 2）• output A （ターミナル A による判別）• output D （ターミナル D による判別：標準設定）• off （無し）
＜状態出力の設定変更例＞
状態出力を “polarity flow (流れ方向判別)” から “over range, flow (流量オーバーレンジ)” に変更する場合
キー操作方法Fct.No.

表示内容 約 3secA

quick setup

を 2 回

C

setup

 を１回

C1

process input

を１回

C2

I/O

 を１回

C2.1

hardware

を２回

C2.4

status output C

 を１回

C2.4.1

mode

 を１回

C2.4.1polarity flow

,にて、変更

C2.4.1over range flow

 を５回

C

階層が戻る

または

C

Save configuration?
Yes または No

Yes を選択して 

変更を更新して測定モードに戻る

No を選択して 

変更を更新せずに測定モードに戻る

38

IM-F2545-J00

7.10 警報出力の設定／変更
警報出力は、入出力端子機能の設定変更により、端子 C／C-および端子 D／D-から出力されます。
7.8 項（37 ページ）示す入出力端子機能の設定変更により、端子 C／C-および端子 D／D-を”status output (状態出力)”
から” limit switch (警報出力)”に変更ができます。
7.10.1 警報種および接点タイプの設定／変更
上限警報か下限警報およびノルマルオープンかノルマルクローズかの切り替えはステータス出力の on/off を反転させるパラメータにて行います。
名称

列挙型／選択範囲

Fct.Noinvertsignalon / off

C2.4.5①C2.5.5②

備考① 端子 C／C-の警報出力のステータス切替、② 端子 D／D-の警報出力のステータス切替
警報種と接点タイプの組み合わせパターンは下表 4 通りあり、警報点ごとに invert signal の選択を決定します。
警報種

接点タイプ

Invert signal の選択

下限

ノルマルクローズoff

ノルマルオープンon

ノルマルクローズon

ノルマルオープン

off

上限

注意

ノルマルオープン／クローズは変換器の内部設定により、オープンコレクタ出力のステータスを切り換えているため、計器電源が off になるとオープンコレクタ出力は常に「開（オープン）」となります。

7.10.2 警報動作ポイントの設定／変更
警報動作ポイントの設定はヒステリシス特性を持たせてあります。
入力フォームは、「XXX.X±Y.YYY 単位」で警報設定値（XXX.X）と異常／正常の判別ギャップ（Y.YYY）を流量単位で指定する方式です。
名称

数値型／入力範囲

threshold

XXX.X / Y.YYY はフルスケール設定

Fct.No備考

C2.4.2①による。
流量単位にて設定入力する。

C2.5.2＊②① 端子 C／C-の警報出力の動作ポイント② 端子 D／D-の警報出力の動作ポイント
従いまして、一般的な警報設定とヒステリシスを個別に設定するタイプではありませんので、動作ポイントを決める
際は、入力前に下記方法で換算してください。
1) 下限警報で使用する場合
警報設定値（XXX.X）は判別ギャップ（Y.YYY）の 1/2 を加算した数値とし、判別ギャップはヒステリシスの 1/2とする。
例）フルスケール：200.0 m3/h、下限警報設定値：50.0m3/h、 ヒステリシス：2%（=4 m3/h）
流量が 50.0m3/h 以下に下がると異常、54.0m3/h 以上に戻ると正常と判断させるには、
警報設定値（XXX.X）=50.0+4/2=52.0、 判別ギャップ（Y.YYY）=4/2=2.0 と入力します。
2) 上限警報で使用する場合
警報設定値（XXX.X）は判別ギャップ（Y.YYY）の 1/2 を減算した数値とし、判別ギャップはヒステリシスの 1/2とする。
例）フルスケール：120.0 m3/h、 上限警報設定値：80.0m3/h、ヒステリシス：5%（= 6m3/h）、流量が 80.0m3/h 以上に上がると異常、74.0m3/h 以下に戻ると正常と判断させるには、
警報設定値（XXX.X）=80.0-6/2=77.0、 判別ギャップ（Y.YYY）=6/2=3.0 と入力します。

39

IM-F2545-J00

7.11 模擬出力の機能テスト
本器には模擬出力機能があり、キャリブレータなしでループチェックを行うことができます。
下記に示す手順に従い、Fct.B 1 TEST の設定により、各出力を、実際の流量とは関係なく、模擬的に出力させる事ができます。
＜模擬出力の設定例＞
電流出力を 20mA 出力させて、パルス出力を 100 パルス出力させる場合
キー操作方法Fct.No.

表示内容 約 3secA

quick setup

を１回

B

test

 を１回

B1

simulation

 を１回

B1.1

flow speed

を２回

B1.3

current out A

 を１回

B1.3

set value

 を１回

B1.3

□□.□ mA

,,にて、20mA に変更

B1.3

20.0 mA

 を１回

B1.3

start simulation?

,にて、yes に変更

B1.3

current out A

No
20.0 mA（20.0mA を模擬出力します）
 を１回

B1.3

current out A

を２回

B1.6

pulse output D

 を１回

B1.6

set no. of pulses

 を１回

B1.6

□□□□□

,,にて、100 に変更

B1.6

00100

 を１回

B1.6

start simulation?
No,にて、yes に変更

B1.6

pulse output D（100 パルスを模擬出力します）
 を３回

測定モードに戻る

40

IM-F2545-J00

8. 保守8.1 日常点検
電磁流量計は可動部や消耗部品がなく、ほとんどメンテナンスフリーでご使用いただけますが、長期に渡って安定してご使用いただくために以下の日常点検を実施することをお奨めします。
① フランジ接続部の点検
 液漏れ、検出部ハウジング・フランジ・アースリング等の腐食はないか。
 フランジボルトの緩みはないか。
→ テフロンライニング（PFA / PTFE）の場合は、テフロンの性質により一度締め付けても時間が経つと緩むことがあるので、定期的に増締めしてください。
② 接続配管の点検
 配管の曲がりが生じて検出部に過大な応力が加わっていないか。
 配管振動は大きくないか。
③ 防水性の点検
 配線接続口のシールは完全か。
 変換部カバーの緩みはないか。
 表示部に曇りや水滴がないか。
→ 曇りや水滴が生じている場合には、変換部内部に浸水している可能性があるので、カバーや配線接続口のシールを点検してください。
特にコンジット配線を行っている場合にはコンジットを通して水が浸入しやすいので、シールが完全かど
うかよく点検してください。
④ 表示部（液晶表示）の点検
 液晶表示に変色や表示の欠落はないか。
→ 直射日光が当たる環境では、液晶の寿命が著しく低下します。日除け等を設置してください。
⑤ 配線点検 電源・出力信号ケーブルの接続端子台部分に緩み、腐食等はないか。
 アース線の接続部分に緩み、腐食等はないか。

41

IM-F2545-J00

8.2 トラブルシューティング
電磁流量計のトラブルは、配線や取付など設置に起因するもの、測定流体に起因するもの、計器自体の故障などさまざまな原因が考えられます。
原因検索にはトラブルの現象を正確に把握し、それぞれに応じた対応をとるのが近道です。
ここでは、一般的に考えられるトラブル現象別にトラブルシューティングフローを記載しています。
トラブル現象を確認し、対応する項目を参照してください。

トラブルの現象参照するトラブルシューティング項目
A：表示が出ないまたは表示が正常でない時

1

表示（液晶表示）が点灯しない

2

表示（液晶表示）が正常でない

3

表示がロックして変化しない

4

エラー表示が出る

5

キー操作を受付けない、データ設定ができない

6

流体を流しても指示がゼロのままである

7

表示は出るが、出力が出ない

8

ゼロ点が不安定9

ゼロ点で指示が出る、振り切れる

10

流体を流すと指示が不安定

D：指示が不安定な時

11実流と表示が合わない

E：実流と指示が合わない時

12実流と出力が合わない

13

流体を流すと指示が振り切れる

B：流体を流しても指示が出ない時

C：ゼロ点が不安定な時

42

IM-F2545-J00

A：表示が出ないまたは表示が正常でない時

START

液晶表示は
出ているか

No

Yes
エラー表示は
出ているか

Yes

No
エラー表示を調べべ
内容に従べ、内容に従い
て調査する

Yes

電源電圧は
規定範囲内かNo

電源を正しく
供給する

電源を一度切り、10秒以上待ってから再投入する

正常な表示は出るかNo

Yes
データ設定操作ができるか
Yes

設定データをチェックするNo

表ｦ基板の フラット
ケーブルコネクタの接続が正しいかどうかをチェックするコネクタの接続は正しいか指示計の取付方向を変更
した場合はチェック必申

No

正しく接続する

Yes
正常動作するか
No
サービスへ

43

IM-F2545-J00

B：流体を流しても指示が出ない時
START

液晶表ｦは
正常に出るか

電流出力(DC4 -20mA )
は出るか

Yes

No

Yes

No

受信計器の結線を外し、出力端子に直接電流計を接続する

電流出力は出るか・配線断線
・受信計器異常・入出力仕様の
ミスマッチ

Yes

No

ループチェックを行う

流れ方向および
電流出力関係の設定データは正しいか

No

正しい
データを
設定する

Yes

出力回路故障流れ方向は合っているか

出力回路故障流れ方向の設定データをNo変更する（4.2.3 項参照）

サービスへ

Yes
設定データは正しいかNo

正しいデータを設定する（口径・流量レンジ等）
Yes

測定管内に液は充満しているかNo

液が充満して流れるよう配管または取付位置を変更する

Yes
No
ゼロ点は合っているか

流れを静止させ、正しくゼロ調整を行う（3.2 項参照）

Yes
1

44

IM-F2545-J001

導電率は規定値
以上あるか

No

測定不可
他機種を検討する

Yes

コネクタを正しく
接続し直す

Yes

変換基板の電極・コイ
ルリード線コネクタの接続状態を調べる

コネクタの外れ、
曲がりはあるかNo

検出部を配管から取り外して測定管内を点検する

異物が付着しているか

Yes

付着物を取り除く

No
サービスへ

45

IM-F2545-J00

C：ゼロ点が不安定な時
START

No

測定管内は完全に液で充満されているか

完全に充満するよう配管上の取付位置を変更する
下→上の流れが望ましい
上→下または水平配管の場合は要注意

Yes

バルブに
漏れはないかNo
バルブの交換等を行い、漏れを止める

Yes
ポンプ等による圧力
変動や振動はあるか

Yes

検出部の下流側だけでなく上流側のバルブも閉め、液を完全に静止させる（特に微小口径形の場合）

No

測定不可
他機種を検討するNo

フラッシング等により気泡を抜く
脱泡装置を取り付ける

No

測定液の導電率は
規定値 以上あるか
Yes

液に気泡が
含まれていないかYes
アースリングは取り付けられているかNo

配管は樹脂または
ライニング管か

Yes

Yes

No

検出部アース端子
またはフランジと接続配管フランジがアース線で接続されているか
アースリング取付ね
じの緩み・アース線の外れはあるかYes

アースリングが必要
取付を行う

No

アース端子と配管フランジをアース線で接続する

Yes
No

接地は完全かYes

No

アース端子からD種接地(接地抵抗100Ω以下)を確実に行うアースリング、
アース線の取付を
確実に行う

2

46

IM-F2545-J00

2

ポンプ・モータ・変圧器などの動力機器や電解槽が近くにあるか

Yes

No

誘導ノイズの影響がないか調べる
迷走電流 (電解槽やポンプ等の漏れ電流)が流体中に流れていないか調べる
配線のシールド、隔離を行う（電解槽の影響が考えられる場合はご相談ください）

変換基板の電極・コイ
ルリード線コネクタの接続状態を調べる

コネクタの外れ、
曲がりはあるかYes

コネクタを正しく接続し直す

No検出部を配管から取り外して測定管内を点検する

異物が付着しているか

Yes

付着物を取り除く

No

サービスへ

47

IM-F2545-J00

D：指示が不安定な時
START

ゼロ点の指示は安定しているか

ゼロ点でも、流体を流しても指示が不安定なときは、No最初に前項「C ：ゼロ点が不安定な時」を参照して原因を調べる

Yes

No

測定管内を液が完全に充満して流れているか

完全に充満して流れるよう配管上の取付位置を変更する
下→上の流れが望ましい
上→下または水平配管の場合は要注意

Yes

No

流れに脈動はないか

脈動をなくす脈動の影響のない場所に移設する応答性を要求しなければ、時定数を大きく設定する

Yes

測定液の導電率は
規定値以上あるかNo

測定不可
他機種を検討する

Yes
液に気泡が含まれているか

Yes

上流側に脱泡装置を取り付けるNo

スラリーが多量にYes

混入しているか

時定数を大きく設定する（改善されない場合はご相談ください）

No
上流側に全開でないバルブが設置されているかYes

キャビテーションにより指示が不安定になる場合がある
バルブを全開で使用するか、下流側に移す

Yes

導電率が不均一となって指示が不安定となるので上流側での異種液の注入は避け、下流側で行う混合の場合は、充分攪拌する

No

上流側で液の混合や異種液の注入を行っているかNo

接地は完全かNo

アース端子からD 種接地(接地抵抗100Ω以下)を確実に行う

Yes

3

48

IM-F2545-J00

3変換基板の電極・コイ
ルリード線コネクタの接続状態を調べる

コネクタの外れ、
曲がりはあるかYes

コネクタを正しく接続し直す

No検出部を配管から取り外して測定管内を点検する

異物が付着しているか

Yes

付着物を取り除く

No

サービスへ

49

IM-F2545-J00

E：実流と指示が合わない時
START

液晶表示は

電流出力(DC4 -20mA )
は正しいか

Yes

正しいか
No

Yes

No
流量レンジの設定
は正しいか

Yes

「 B：流体を流しても指示が出ない時」をう
参照して出力関係のチェックを行う

No
流れを止め、
ゼロ点をチェックする

ゼロ点は正しい流量レンジに設定する

流体を満液状態で完全に静止させ、ゼロ調整を行う

No

合っているかYes
口径・流量レンジ・検出器定数 GKL などの設定データのチェックを行う

設定データは正しいかNo

正しいデータを設定する

Yes
接地は完全か

アース端子からD 種接地(接地抵抗100Ω以下)を確実に行う

No

Yes
測定管内を液が完全に充満して流れているかNo

完全に充満して流れるよう配管上の取付位置を変更する
下→上の流れが望ましい
上→下または水平配管の場合は要注意

Yes
液に気泡が
含まれているか

Yes

混入した気泡の体積分、指示は大きめとなる
上流側に脱泡装置を取り付ける

No
測定液の導電率は
規定値以上あるかNo

測定不可
他機種を検討する

Yes
流れに脈動はあるかNoYes

脈動 があると指示が低めになる場合がある
脈動をなくす脈動の影響のない場所に移設する

4

50

IM-F2545-J00

4上下流の直管長さはとれているかNo

1.2項を参照し、直管長さを確保する
特に上流側直前に半開のバルブがある場合には、下流側に移設する

Yes

検出部を配管から取り外して測定管内を点検する

異物が付着しているか

Yes

付着物を取り除く

No

サービスへ

51

IM-F2545-J00

8.3 エラー／メッセージリスト一覧
8.3.1 エラー／メッセージ画面
何らかのエラーまたはメッセージが発生した場合は、測定モード画面の左上にエラーマークが表示されます。
「」キーの赤外線センサを 1～3 回タッチすると、下図のエラー表示例に示す画面となり、状況確認ができます。
エラー／メッセージ画面例

エラーマーク(注)エラー識別エラーリストF application error
F empty pipe
F DC offset
F open circuit A

注）Software version
が、4.01 以降は以下に示すエラーマークとなります。

1) エラー識別エラー／メッセージ画面に表示されるエラーは、3 種類に大別されます。
はじめにエラー識別が表示され、その下にエラーリストが表示されます。双方とも複数表示される場合があります。
エラー画面は 4 ライン表示のため、1 ページに収まらない場合は、2,3,4 ページ目が約 2 秒毎にスクロール表示されます。
F error in device
このメッセージが表示されると、主に変換器ハウジング内の基板故障が想定されます。
F applicatuon error
このメッセージが表示されると、測定できる出来る条件を満たしていない状態（非満水やレンジオーバーなど）
で使用条件の改善を求めているか、主に検出器の故障が想定されます。
S out of specification
このメッセージが表示されると、測定できない状況（電磁障害や電極部への付着など）に陥っているか、主に検出器の故障が想定されます
2) エラーリスト
エラー内容および対処方法は次頁を参照ください。
対処後にエラーが解除されない場合は、次頁の表中に示す交換部品が必要となります。
3) メッセージリスト
エラー表示以外として、機器故障には関係ありませんが、過去に発生した停電や流量レンジオーバーに対して確認を促すメッセージが表示されます。
メッセージ内容の詳細は次頁を参照ください。

52

IM-F2545-J00

8.3.2 エラー／メッセージリスト
エラー識別

エラーリスト

エラー内容

対処

F error in device

F IO 1（注）F IO 2I / O 基板の設定データの欠陥

F parameter

設定データの欠陥

Fct.5.6.3 より、backup1 のデータをロードする。
復旧しない場合は、基板交換。

F configuration

各ソフトウェアの不一致

基板交換。

F display

表示基板の故障

F sensor electronic

センサ基板の故障

F sensor global

センサ基板の設定
データの欠陥Fct.5.6.3 より、backup1 のデータをロードする。
復旧しない場合は、基板交換

F sensor local

センサ基板の固有
データ消失

基板交換。

F field current local

励磁電流回路の固有デー
タ消失

F current output A

電流出力回路の故障

F software user interface

ソフトウェアの異常F hardware settings

ハードウェア情報の不一致

対話モードに従って操作する。
復旧しない場合は基板交換。

F hardware detection

ハードウェアの異常

基板交換。

F RAM/ROM error IO1

I / O 基板の RAM/ROM データ消失

F RAM/ROM error IO2（注）端子 NO. A＋/ A－に誤配線すると、『F error in device』のエラーが表示され、測定不能となります。
エラー識別

エラーリスト

エラー内容

対処

F application error

F empty pipe

測定管内の電極部が接液しない・測定管の満水確保

F flow exceeding limit

流量値が設定されている
流速制限値を超えている。

実流量を減らすF field frequency too
high

励磁電流周波数が高すぎ ・Fct.C 1.1.14 Select settlingて、不安定となっている。 励磁電流の立ち上がり時間選択を"Manual“に設定する。
・Fct.C 1.1.15. Settling Time
励磁電流の立ち上がり時間を長くして安定化を図る
電極入力信号の過大
・測定管の満水確保

F DC offset

・電極部の付着物除去

・電極部の付着物除去
・電極信号線断線と接触不良の確認
F open circuit A

電流出力回路の開放

出力ケーブルの結線確認

F over range A

電流出力のオーバーレン
ジ・電流出力用フルスケールの変更

パルス出力のオーバーレ
ンジ・パルス出力用フルスケールの変更

F active settings

メモリーデータ消失

・データの再設定

F factory settings

工場設定データのメモリ
ーデータ消失再設定してもエラーが消えない場合や設定が出来ない場合は、弊社までご連絡ください。

F backup 1/2 settings

バックアップ１または２のメモリーデータ消失

F over range D

53・実流量を減らす・実流量を減らす

IM-F2545-J00

エラー識別エラーリスト

エラー内容

対処

S out of specification

S empty pipe

測定管内の電極部が接液しない・測定管の満水確保

電極部の流体ノイズによる影響

・電極部の付着物除去

S electrode noise

・電極部の付着物除去

・流体の導電率確認（20μS/cm 以上）
・気泡、スラリー成分の除去
・電極腐食がないことを確認

S gain error

校正データの消失

基板交換

S field coil broken

励磁コイルの断線、接触不良

S field coil bridged

励磁コイルのショート・一体形の場合は、検出部からのリード線コネクタの接続確
認S field current deviation

励磁電流値の異常

S electronic temperature

変換器の周囲温度が高過ぎる

・周囲温度 60℃以下の確保

S coil temperature

励磁コイルが受ける温度が高過ぎる

流体温度 120℃以下、周囲温度60℃以下の確保

S backplane invalid

検出器補正データ保持用
基板の故障

一式交換

S overflow counter 1

カウンタ 1 がオーバー

S overflow counter 2

カウンタ 2 がオーバー

カウンタをリセットし、ゼロから再スタートさせる

エラー識別

メッセージリスト

エラー内容

対処

情報

I power fail

停電検知メッセージ

エラーメッセージのリセット（8.3.3 項参照）

（機能上問題なし）
I empty pipe
I over range display 1

・分離形の場合は、励磁電流用ケーブルの結線確
認・直射日光を受ける場合は日よけの設置

測定管内の電極部が接液しない・測定管の満水確保

流量表示 1 のオーバー
レンジメッセージ

・表示用フルスケールの変更（7.2 項参照）

・電極部の付着物除去

・実流量を減らす

I over range display 2

流量表示 2 のオーバー
レンジメッセージ

54

IM-F2545-J00

8.3.3 エラーリセット方法
下記の手順に従って、実施願います。
キー操作方法Fct.No.

表示内容 約 3secA

quick setup

 を１回

A1

Language

を 2 回

A3

reset

 を１回

A3.1

reset errors

 を１回

A3.1

reset errors?
no

を１回

A3.1

reset errors?
yes

 を１回

A3.1

 を3回

reset errors

エラーリセットして測定モードに戻る

55

IM-F2545-J00

■ サービスネット
製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。
営業所については弊社ホームページをご覧ください。

■ 製品保証弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2023 TOKYO KEISO CO., LTD.
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

https://www.tokyokeiso.co.jp