Elcometer 456
elcometer.com

膜厚計1

乾燥膜厚 - デジタル式
セパレート型膜厚計

Elcometer 456

Elcometer 456膜厚計には、さまざまな外付けプローブを装着できるので、金属の下地に応じて柔軟に対応できます。

IP64準拠の防塵加工と防水加工が施された頑丈な設計

人間工学を考慮した持ちやすいデザインは連続使用に最適

広い温度範囲で安定して測定®

ワイヤレステクノロジ

2

ElcoMaster®

測定

速 · 高い繰り
· 迅
返し

磁性ま
非磁性 たは金属·

明るさ自動調整機能付きの見やすい画面は、表示内容を設
定可能

性

金属素地に塗布された塗膜の厚さを31mm (1,220mil)まで
測定可能

·

正

確

· 耐久性 ·

乾燥膜厚 - デジタル式

elcometer.com/videos

セパレート型膜厚計

Elcometer 456

高速測定を効率化する様々な機能
読み取りは毎分70回以上(スキャンプローブを使った場合は毎分140回以上)。校
正値を保存したり、読み取り値に英数字のバッチIDを付けて保存することもできます。
Elcometer 3045

大きく見やすい液晶画面(メートル単位またはインペリアル単位表示)

正確

平滑面、粗い面、薄い面、曲面を高精度で計測
平滑面、粗い面、薄い面、曲面を国内・国際規格に適合した±1%の精度で測定できます。

簡単操作

スキャンプローブで検査時間を2分の1に短縮

大きなボタンとカラー画面
自動回転式のLCD画面は工場集荷時に校正されており、測定値が許容範囲内かどうかを示すインジケーターを多言語で表示できます。

信頼性

寿命の長い装置です

画面に表示する統計値を8個まで選
択可能

高い耐衝撃性を持つ頑丈な設計(2年保証*に延長可能)。履歴管理可能な検査証明書も付属しています。

強力

最高2,500バッチ､ 150,000点の読み取り値を保存
金属素地に塗布された塗膜の厚さを31mm(1,220mils)まで測定可能。USBとBluetooth®でのデータ出力が可能なため、ElcoMaster®を活用できます。

過酷な環境での使用に最適な、頑丈で信頼性の高い設計

幅広いプローブを取り揃えています。詳しくは、8ページをご覧ください。
* Elcometer 456には、製造上の欠陥のみを対象とした1年間の保証が標準で付いています。www.elcometer.comで保証期間を2年間に延長することができます。

elcometer.com

3乾燥膜厚 - デジタル式
Elcometer 456

セパレート型膜厚計

スキャンおよびオートリピートモード

スキャンプローブをスキャンモードで使用する
スキャンモードのElcometer 456でプローブスキャンを使用すると、精度を落とすことなく、乾燥膜厚の検査時間を大幅に短縮できます。
• スキャンプローブで試験面をなぞるようにして測定します。試験面からプローブを離したときに、読み取った最大膜厚と最小膜厚、平均膜厚が画面に表示されます。
• これらの値の時間の経過に伴う変化をグラフで表示したり、メモリに保存することもできます。
•

試験面をスキャンするに従って、実際の読み取り値と共に、定格値およびユーザーが指定した制限値と読
み取り値との差が棒グラフで示されます。
スキャンプローブをオートリピートモードで使用するウルトラㆍスキャンプローブを自動測定モードで使用すると、約0.5秒に1回の割合で膜厚が測定され、 読み取り値がメモリ*に保存されます。
1分間に140回以上という高速で読み取られるので、広い面の測定に最適です。

* スキャンモードと自動測定モードを使用するには、Elcometer 456モデルTとウルトラㆍスキャンプローブが必要です。

4乾燥膜厚 - デジタル式
セパレート型膜厚計

Elcometer 456

スキャンプローブ

スキャンプローブを使うと、塗装現場での膜厚測定のスピードと精度をさらに高めることができます。
•
•
•
•
•

耐久性が高く簡単に着脱可能なプローブキャップ付き。
個々の膜厚値を読み取ったり、広い面をプローブや塗膜を傷つけずに素早くスキャンできる斬新なデザイン。
Elcometer 456のゼロ点移動機能(特許取得済み)+を使用できるので、キャップの摩耗量を校正時に考慮できます。キャップの交換時期も知らせてくれます。
標準スキャンプローブと大型のローラーベアリング式スキャンプローブがあります。
ローラーベアリング式スキャンプローブは、大きい構造物の塗装、ショットブラスト塗装、施行前のプライマーの膜厚測定に最適です。

読み取り値の平均計算モードと固定バッチモード

一定数の平均モード•

Elcometer 456のモデルSとモデルTには、一定数の平均モードが搭載されています。

•

これは、あらかじめ指定した回数だけ読み取ったら、その平均値を求めてメモリに保存するモードです。

バッチサイズの固定•

Elcometer 456モデルTに備わっている機能です。1バッチに保存できる
読み取り値の最大数を指定できます。

•

この最大数に達したら、続きの新しいバッチ(バッチ名-1、バッチ名-2、以下同様)が自動的に作成されます。

適合規格と試験法

•
•
•
•

1
2

国際規格と試験法では、通常、1回の試験で必要な読み取り回数と、一定の面積あたり必要な測定箇所の数が決められています。
例えば、SSPC PA2試験法は、1回の試験で3回以上読み取り、10m2(約100平方フィート)あたり5箇所測定しなければならないと定めています。
Elcometer 456のモデルSとモデルTでこの条件を満たすには、平均する
読み取り値の数を3、固定バッチサイズを5に設定します。バッチごとに、測定する領域を決めておきます。
Elcometer 456モデルTにウルトラㆍスキャンプローブを装着し、自動測定モードを選択した場合は、SSPC PA2試験法(またはよく似た試験法)に従った試験を通常より40%速く完了できます。

特許番号：US6243661
キャップが摩耗するまで滑らかな面を50km (約30マイル)スキャンできます

elcometer.com

5乾燥膜厚 - デジタル式
Elcometer 456

セパレート型膜厚計

製品の特長■ 標準		□ オプション

■

モデルS
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

モデルT
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■

■

□
□
■
□
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
□
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

プローブのタイプ： 磁性体(F)、非磁性体(N)、磁性体と非磁性体両用(FNF)

F, N, FNF

F, N, FNF

F, N, FNF

測定範囲：8ページのプローブ一覧を参照

0-31mm0-1,220mils

0-31mm0-1,220mils

0-31mm0-1,220mils

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

高速、正確な読み取り：毎分70回以上高い再現性と繰り返し性
使いやすいメニュー構成：30以上の言語に対応
IP64並みの耐久性、防水性、防塵性
バックライト付き明るいカラー画面
傷が付きにくく耐溶剤性の2.4インチ(6cm)TFTディスプレイ
使いやすい大きなボタン
PCからUSBで電源供給
検査証明書
1
2年保証
自動回転式ディスプレイ：0°、90°、180°、270°
環境光センサー：自動輝度調整機能付き
非常灯
画面タップによるスリープ解除
Elcomaster®ソフトウェアによるファームウェアの更新2
データ出力
USB：コンピュータに接続
Bluetooth® : コンピュータ、Android™とiOS3 モバイルデバイス
統計データの表示
読み取り回数：η 平均値：x 標準偏差：σ
最大読み取り値：Hi 最小読み取り値：Lo 変動係数：CV%、
Elcometer基準(インデックス)値4：EIV
公称乾燥膜厚：NDFT
IMO PSPC対応 : %>NDFT、%>90<NDFT、90/10ルールの合格ㆍ不合格判定
読み取り値の上限と下限設定：ランプとブザーで警報
上限以上の値下限以下の値
読み取り値のトレンドグラフ：バッチモード
ElcoMaster®ソフトウェアとUSBケーブル
スクリーンプロテクター(取り換え可能)
パッド入り収納ケース
プラスチックキャリーケース
セパレート型：自動プローブ認識機能付き調整手順の表示：30以上の言語に対応
複数の調整方式
工場での調整：出荷時の調整値にリセット可能
2ポイント式：平滑面と粗い面
1ポイント式：ゼロ調整
ゼロ点移動：ISO19840に従った校正
既定の調整ㆍ測定方式
ISO、SSPC PA2、スウェーデンの規格、オーストラリアの規格

モデルB
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

2年間に無料で延長するには、購入日から60日以内にwww.elcometer.comで製品を登録してください。 Elcometer 456のプローブには1年間の保証が付いています。
3
インターネット接続が必要です		
ElcometerのMFi認定装置用のアプリの開発と登録について詳しくは、www.elcometer.com/sdkを参照してください
4
Elcometer基準値は、自動車業界で塗装全体の品質を検査する際に使用されています。米国の特許番号はUS7606671B2
12

6

乾燥膜厚 - デジタル式
セパレート型膜厚計

Elcometer 456

製品の特長

自動調整モード：高速調整用
調整メモリのタイプ：計器(g)または計器＆バッチ(gb)
バッチ数：校正１つ当たり
調整メモリ：ユーザーがプログラム可能なメモリ3つ
調整範囲外の測定値を知らせる機能
調整値の固定と解除用PIN(暗証番号)設定
直前の読み取り値の削除機能
メモリに保存可能な読み取り値の数
バッチごとの調整：ElcoMaster® でPCに転送
限度値の設定：ランプとブザーで合否を知らせるアラーム機能
計器(g)または計器＆バッチ(gb)専用の限度値
測定日時の記録
バッチデータの確認、消去、削除
バッチデータの種類：標準、読み取り値の平均、IMO PSPC
Navsea モード
バッチ内のデータのグラフ
バッチのコピー、調整の設定
英数字のバッチ名：ユーザーが設定可能
スキャンモードと自動測定モード：ウルトラㆍスキャンプローブを装着
固定バッチサイズモード：バッチ同士のリンク可能■ 標準		□ オプション

モデルB

モデルS
■

モデルT
■

g

gb

gb

1

2,500

■
■

■
■

■
■
■
■

直前の5点

1,500

150,000

■
■

■
■

g

gb

■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

仕様
モデル
Elcometer 456磁性金属用(セパレート型)
Elcometer 456非磁性金属用(セパレート型)
Elcometer 456磁性ㆍ非磁性金属両用(セパレート型)

モデル B

モデル S

モデル T

証明書

A456CFBS
A456CNBS
A456CFNFBS

A456CFSS
A456CNSS
A456CFNFSSA456CFTS
A456CNTS
A456CFNFTS●●●

ディスプレイ2.4インチ(6cm)型QVGAカラーTFTディスプレイ、320 x 240ピクセル

電池の種類

AA乾電池2本、充電池も可

電池寿命

1秒当たり1回の読み取りで、最高24時間連続使用可*

本体寸法(高さ x 幅 x 奥行き)

141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46インチ)

本体重量 (電池も含む)

161g (5.68オンス)

使用温度-10～50°C (14～122°F)

内用品

Elcometer 456膜厚計、リストバンド、キャリーケース(T)、保護ケース(B、S、T)、スクリーンプロテクター1個(S、T)、AA乾電池2本、取扱説明書、USBケーブル(S、T)、ElcoMaster® ソフトウェア(S、T)
セパレート型のプローブのオプションについては、 8 ページを参照

適合規格 :
AS 2331.1.4, AS 3894.3-B, AS/NZS 1580.108.1, ASTM B 499, ASTM D 1186-B, ASTM D 1400, ASTM D 7091, ASTM E 376, ASTM G 12,
BS 3900-C5-6B, BS 3900-C5-6A, BS 5411-11, BS 5411-3, BS 5599, DIN 50981, DIN 50984, ECCA T1, EN 13523-1, IMO MSC.215(82),
IMO MSC.244 (83), ISO 1461, ISO 19840, ISO 2063, ISO 2178, ISO 2360, ISO 2808-6A, ISO 2808-6B, ISO 2808-7C, ISO 2808-7D, ISO 2808-12,
JIS K 5600-1-7, NF T30-124, SS 184159, SSPC PA 2, US Navy PPI 63101-000, US Navy NSI 009-32* 標準設定とリチウム電池を使った場合の寿命です。アルカリ電池や充電池では、これと異なる場合があります。

*● 検査証明書が標準で付属しています。

elcometer.com

7乾燥膜厚 - デジタル式
Elcometer 456

セパレート型膜厚計の測定範囲

All Elcometer 456 probes are fully interchangeable and are
Elcometer 456用プローブを各種ご用意しています。試験法や用途に合available in a number of designs and scale ranges to meet your
わせてお選びください。
specific application, including;

取り替えできる様々なデザイ
ン、用途向けのプローブを用意

検査証明書と校正用標準フォ
イルが付属

磁性金属用、非磁性金属用、磁性金
属と非磁性金属両用のプローブ

人間工学を考慮した持ちやすいデ
ザインは連続使用に最適

広い温度範囲で安定して測定8乾燥膜厚 - デジタル式
セパレート型膜厚計の測定範囲

Elcometer 456

お使いの膜厚計に適したプローブをお選びください
電磁式プローブは (F)• 電磁式プローブは、磁性金属素地に塗布された
非磁性皮膜の測定用です。

• Elcometer 456磁性金属用膜厚計には、電磁式プローブを装着します。

非磁性金属用プローブ (N)• 非磁性金属用プローブは、非磁性金属素地に塗布された絶縁性被膜の測定用です。

• Elcometer 456非磁性金属用膜厚計には、非磁性金属用プローブを装着します。

デュアル式プローブは (FNF)• デュアル式FNFプローブは、自動探知機能で素地を探知し、磁性金属と非磁性金属の両方を測定できます。

• Elcometer 456 FNFモデルには、磁性金属用、非磁性金属用、磁性・非磁性金属両用のプローブを装着できます。

高温用• Elcometerのプローブの最高使用温度は80°C(176°F)*です。

• 磁性金属用セパレート型プローブの最高使用温度は150°C (300°F)*です。

• 高温用PINIP™プローブの最高使用温度は250°C(480°F)*です。

*この温度は、測定する下地の温度です。連続使用するときは、プローブ自体の温度が上がりすぎないように注意してください。

elcometer.com

9乾燥膜厚 - デジタル式
Elcometer 456

セパレート型膜厚計の測定範囲

お使いの膜厚計に適したプローブをお選びください
ストレートプローブ
標準ストレートプローブ

陽極酸化プローブ

平面と曲面の両方の塗膜を測定できます。

陽極酸化処理環境での使用に適した、耐薬品性で洗浄可能なプローブです 。

ミニプローブ

防水プローブ手の届きにくい場所や角の測定に最適です。

深い水中で使用する、シールドされたプローブです。
グローブをはめた状況でも使用できます 。

ソフトコーティングプローブ

厚い塗膜用のプローブ

軟らかい材質の大きな表面を測定するプローブです(HVCA認可済み) 。

31mmまでの塗膜を測定するのに適しています。

標準スキャンプローブ

ボールベアリング・スキャ
ンプローブ

スキャンプローブ

広い面をプローブや塗膜を傷つけずに素早くスキャン
できます。

10

大きい構造物の塗装、ショットブラスト塗装、施行前のプライマー用のクリップ式アダプター。

乾燥膜厚 - デジタル式
セパレート型膜厚計の測定範囲

Elcometer 456

お使いの膜厚計に適したプローブをお選びください
L型プローブ
L型(直角)プローブ

ミニＬ型プローブ

狭い場所の測定に使用します。

角や狭いパイプの中、小さな面の測定に適しています。

伸縮式プローブ

45°斜めプローブ

手の届きにくい場所の測定に適した伸縮可能なプロー
ブです。

手の届きにくいところや、込み入った場所の測定に使用します。

プラグ型型プローブ(PINIP™)PINIP™プローブ

高温用PINIP™

セパレート型膜厚計にプローブを組み込んで使用できます。片手で測定するのに便利です。

250℃ (480℉)までの磁性金
属面の塗装の膜厚を測定できます。

アーマードケーブルプローブ

金属補強が施された頑丈なケーブルが付いたプローブです。

elcometer.com

11乾燥膜厚 - デジタル式
Elcometer 456

セパレート型膜厚計の測定範囲

スケール 0.5 プローブ						0～500μm / 0～20mils
精度a :±1～3%または±2.5μm±1～3%または±0.1mil

測定範囲 :

0～500μm

0～20mils

分解能 :0.1μm : 0～100μm
1μm : 100～500μm

0.01mil : 0～5mils
0.1mil : 5～20mils

証明書 :

●

各プローブの詳細については、次ページの表を参照してください(「#」がプローブの番号です)。

1
2
3
4
5
6
7
8

a. いずれか大きい方
b. FNF (F) : FNFプローブをFモードで使用、FNF (N)：FNFプローブをN モードで使用● 証明書が標準で付属しています。

12

X
c. プローブの長さは、XからYまでの距離です。
d. ウルトラ・スキャンプローブのキャップを除きます。
e. ウルトラ・スキャンプローブは、未塗装のサンプルを使って校正されています。Elcometer 456のプローブには1年間の保証が付いています。

Y乾燥膜厚 - デジタル式
セパレート型膜厚計の測定範囲

スケール 0.5 プローブ

Elcometer 456					0～500μm / 0～20mils

電磁式 (F)

2 45°斜めミニプローブ

300mm (11.80インチ)

T456CFM3R45D

18mm (0.71インチ)

対象直径
(最小)b
3mm (0.12インチ)

3 L型ミニプローブ
4 L型ミニプローブ

300mm (11.80インチ)

T456CFM3R90D

16mm (0.63インチ)

3mm (0.12インチ)

150mm (5.90 インチ)

T456CFM3R90C

16mm (0.63インチ)

3mm (0.12インチ)

5 ストレートミニプローブ
6 45°斜めミニプローブ

150mm (5.90 インチ)

T456CFM3---C

6mm (0.24インチ)

3mm (0.12インチ)

45mm (1.77インチ)

T456CFM3R45A

16mm (0.63インチ)

3mm (0.12インチ)

7 L型ミニプローブ
8 ストレートミニプローブ

45mm (1.77インチ)

T456CFM3R90A

16mm (0.63インチ)

3mm (0.12インチ)

45mm (1.77インチ)

T456CFM3---A

6mm (0.24インチ)

3mm (0.12インチ)# 説明c

プローブの長さ

コード番号

天地余裕又は
最小幅 (最小)

1 L型ミニプローブ
4 L型ミニプローブ

400mm (15.70インチ)

T456CNM3R90E

16mm (0.63インチ)

対象直径
(最小)b
4mm (0.16インチ)

150mm (5.90 インチ)

T456CNM3R90C

16mm (0.63インチ)

4mm (0.16インチ)

5 ストレートミニプローブ
7 L型ミニプローブ

150mm (5.90 インチ)

T456CNM3---C

6mm (0.24インチ)

4mm (0.16インチ)

45mm (1.77インチ)

T456CNM3R90A

16mm (0.63インチ)

4mm (0.16インチ)

8 ストレートミニプローブ

45mm (1.77インチ)

T456CNM3---A

6mm (0.24インチ)

4mm (0.16インチ)# 説明c

プローブの長さ

コード番号

天地余裕
(最小)

1 L型ミニプローブ
4 L型ミニプローブ

400mm (15.70インチ)

T456CNMG3R90E

16mm (0.63インチ)

対象直径
(最小)b
4mm (0.16インチ)

150mm (5.90インチ)

T456CNMG3R90C

16mm (0.63インチ)

4mm (0.16インチ)

7 L型ミニプローブ

45mm (1.77インチ)

T456CNMG3R90A

16mm (0.63インチ)

4mm (0.16インチ)# 説明c

プローブの長さ

天地余裕又は
最小幅 (最小)

コード番号

渦電流式 (N)

渦電流式 - グラファイト (N)スケール FM7 プローブ

				
精度a :

0.6～3.8mm / 25～150mils±7.5%または±114μm±7.5%または±4.5mils

測定範囲 :

0.60～3.8mm

25～150mils

分解能 :1μm : 0～1mm
10μm : 1～3.8mm

0.1mil : 0～139.3mils
1.0mil : 39.4～150mils

証明書 :

●

f

電磁式 (F)a. Whichever cis the greater
プローブの長さ# 説明
b. FNF(F): FNF probe in F Mode FNF (N): FNF
probe in N Mode
● Certificate supplied as standard.

6 45°斜めミニプローブ

45mm (1.77インチ)

コード番号
T456CFM7R45A

elcometer.com

天地余裕
(最小)

対象直径
(最小)b

20mm (0.79インチ)

6.5mm (0.26インチ’)13乾燥膜厚 - デジタル式
セパレート型膜厚計の測定範囲

Elcometer 456

スケール 1 プローブ 				

0～1,500μm / 0～60mils

精度ae :±1～3%または±2.5μm±1～3%または±0.1mil

測定範囲d :

0～1,500μm

0～60mils

分解能 :0.1μm : 0～100μm
1μm : 100～1500μm

0.01mil : 0～5mils
0.1mil : 5～60mils

証明書 :

●

各プローブの詳細については、次ページの表を参照してください(「#」がプローブの番号です)。

1
2
3
4
5
6
7
8

a. いずれか大きい方
b. FNF (F) : FNFプローブをFモードで使用、FNF (N) : FNFプローブをN モードで使用● 証明書が標準で付属しています。

14

X
c. プローブの長さは、XからYまでの距離です。
d. ウルトラ・スキャンプローブのキャップを除きます。
e. ウルトラ・スキャンプローブは、未塗装のサンプルを使って校正されています。Elcometer 456のプローブには1年間の保証が付いています。

Y乾燥膜厚 - デジタル式
セパレート型膜厚計の測定範囲

Elcometer 456

電磁式 (F)
天地余裕
(最小)

# 説明c

プローブの長さ

1 ストレート

45mm (1.77インチ)

T456CF1S

85mm (3.35インチ) 4mm (0.16インチ)

2 スキャンプローブ

45mm (1.77インチ)

T456CF1U

86mm (3.38インチ) 15mm (0.59インチ)

3 スキャンプローブ 、 金属補強ケーブル付き 45mm (1.77インチ)

T456CF1UARM

140mm (5.51インチ) 15mm (0.59インチ)

4 L型プローブ

45mm (1.77インチ)

T456CF1R

28mm (1.10インチ) 4mm (0.16インチ)

5 L型ミニプローブ

45mm (1.77インチ)

T456CFM5R90A

16mm (0.63インチ) 4mm (0.16インチ)

5 L型ミニプローブ、密閉式

45mm (1.77インチ)

T456CFME5R90A

16mm (0.63インチ) 4mm (0.16インチ)

5 ストレートプローブ、密閉式

45mm (1.77インチ)

T456CFME5R90A-2 16mm (0.63インチ) 4mm (0.16インチ)

コード番号

6 PINIP™内蔵式プローブ
8 ストレート、密閉式

45mm (1.77インチ)

対象直径(最小)b

T456CF1P

170mm (6.69インチ) 4mm (0.16インチ)

T456CF1E

85mm (3.35インチ) 4mm (0.16インチ)

渦電流式 (N)
天地余裕
(最小)

# 説明c

プローブの長さ

1 ストレート

45mm (1.77インチ)

T456CN1S

85mm (3.35インチ) 4mm (0.16インチ)

4 L型プローブ

45mm (1.77インチ)

T456CN1R

28mm (1.10インチ) 4mm (0.16インチ)

5 L型ミニプローブ

45mm (1.77インチ)

T456CNM5R90C

16mm (0.63インチ) 4mm (0.16インチ)

5 L型ミニプローブ

150mm (5.90インチ)

T456CNM5R90C

16mm (0.63インチ) 4mm (0.16インチ)

5 L型ミニプローブ

400mm (15.7インチ)

T456CNM5R90E

16mm (0.63インチ) 4mm (0.16インチ)

T456CN1P

180mm (7.09インチ) 4mm (0.16インチ)

T456CN1AS

100mm (3.94インチ) 4mm (0.16インチ)

コード番号

6 PINIP™内蔵式プローブ
7 陽極酸化プローブ

45mm (1.77インチ)

対象直径(最小)b

電磁式 & 渦電流式 (FNF)
天地余裕
(最小)

# 説明c

プローブの長さ

1 ストレート

45mm (1.77インチ) T456CFNF1S

88mm (3.46インチ) N : 6mm (0.24インチ)

2 スキャンプローブ

45mm (1.77インチ) T456CFNF1U

89mm (3.50インチ) 15mm (0.59インチ)

4 L型プローブ

45mm (1.77インチ) T456CFNF1R

38mm (1.50インチ) N : 6mm (0.24インチ)

T456CFNF1P

180mm (7.09インチ) N : 6mm (0.24インチ)

6 PINIP™内蔵式プローブ

コード番号8 ストレートプローブ、金属補強ケーブル付き 45mm (1.77インチ) T456CFNF1ARM

a. いずれか大きい方
b. FNF (F) : FNFプローブをFモードで使用、FNF (N) : FNFプローブをN モードで使用● 証明書が標準で付属しています。

対象直径(最小)b
F : 4mm (0.16インチ)

F : 4mm (0.16インチ)
F : 4mm (0.16インチ)
F : 4mm (0.16インチ)

185mm (7.28インチ) N : 6mm (0.24インチ)

Xc. プローブの長さは、XからYまでの距離です。
d. ウルトラ・スキャンプローブのキャップを除きます。
e. ウルトラ・スキャンプローブは、未塗装のサンプルを使って校正されています。Elcometer 456のプローブには1年間の保証が付いています。

elcometer.com

Y15

乾燥膜厚 - デジタル式
セパレート型膜厚計の測定範囲

Elcometer 456

スケール 2 プローブ							0～5mm / 0～200mils
精度ae :±1～3%または±20μm±1～3%または±1.0mil

測定範囲d :

0～5mm

0～200mils

分解能 :1μm : 0～1mm
10μm : 1～5mm

0.1mil : 0～50mils
1.0mil : 50～200mils

証明書 :

●

各プローブの詳細については、次ページの表を参照してください(「#」がプローブの番号です)。

1

2

3

4

5

a. いずれか大きい方
b. FNF (F) : FNFプローブをFモードで使用、FNF (N) : FNFプローブをN モードで使用● 証明書が標準で付属しています。

16

6

7

8

X
c. プローブの長さは、XからYまでの距離です。
d. ウルトラ・スキャンプローブのキャップを除きます。
e. ウルトラ・スキャンプローブは、未塗装のサンプルを使って校正されています。Elcometer 456のプローブには1年間の保証が付いています。

Y乾燥膜厚 - デジタル式
セパレート型膜厚計の測定範囲

Elcometer 456

電磁式 (F)# 説明c

プローブの長さ

1 ストレート

45mm (1.77インチ) T456CF2S

コード番号

天地余裕
(最小)

対象直径(最小)b89mm (3.50インチ) 8mm (0.32インチ)

2 ストレートプローブ、金属補強ケーブル付き 45mm (1.77インチ) T456CF2ARM

138mm (5.43インチ)8mm (0.32インチ)

3 スキャンプローブ

45mm (1.77インチ) T456CF2U

90mm (3.54インチ) 15mm (0.59インチ)

4 L型プローブ

45mm (1.77インチ) T456CF2R

32mm (1.26インチ) 8mm (0.32インチ)

5 伸縮式プローブ

56-122cm (22-48インチ) T456CF2T

36mm (1.42インチ) 8mm (0.32インチ)

6 ソフトコーティングプローブ

45mm (1.77インチ) T456CF2B

89mm (3.50インチ) 8mm (0.32インチ)

7 防水型プローブ、ケーブル1m (3フィート) 45mm (1.77インチ) T456CF2SW

138mm (5.43インチ)8mm (0.32インチ)

7 防水型プローブ、ケーブル5m (15フィート) 45mm (1.77インチ) T456CF2SW-5138mm (5.43インチ)8mm (0.32インチ)

7 防水型プローブ、ケーブル15m (45フィート) 45mm (1.77インチ) T456CF2SW-15

138mm (5.43インチ)8mm (0.32インチ)

7 防水型プローブ、ケーブル30m (98フィート) 45mm (1.77インチ) T456CF2SW-30

138mm (5.43インチ)8mm (0.32インチ)

7 防水型プローブ、ケーブル50m (164フィート) 45mm (1.77インチ) T456CF2SW-50

138mm (5.43インチ)8mm (0.32インチ)

7 防水型プローブ、ケーブル75m (250フィート) 45mm (1.77インチ) T456CF2SW-75

138mm (5.43インチ)8mm (0.32インチ)

8 PINIP™内蔵式プローブ

T456CF2P

174mm (6.85インチ)8mm (0.32インチ)

8 高温用PINIP™

T456CF2PHT

174mm (6.85インチ)8mm (0.32インチ)

渦電流式 (N)
天地余裕
(最小)

# 説明c

プローブの長さ

1 ストレート

45mm (1.77インチ) T456CN2S

88mm (3.46インチ) 14mm (0.55インチ)

T456CN2P

185mm (7.28インチ)14mm (0.55インチ)

8 PINIP™内蔵式プローブ

コード番号

a. いずれか大きい方
b. FNF (F) : FNFプローブをFモードで使用、FNF (N) : FNFプローブをN モードで使用● 証明書が標準で付属しています。

対象直径(最小)bX
c. プローブの長さは、XからYまでの距離です。
d. ウルトラ・スキャンプローブのキャップを除きます。
e. ウルトラ・スキャンプローブは、未塗装のサンプルを使って校正されています。Elcometer 456のプローブには1年間の保証が付いています。

elcometer.com

Y17乾燥膜厚 - デジタル式
Elcometer 456

スケール 3 プローブ		

セパレート型膜厚計の測定範囲					0～13mm / 0～500mils
精度a :±1～3%または±50μm±1～3%または±2.0mils

測定範囲 :

0～13mm0～500mils

分解能 :1μm : 0～2mm
10μm : 2～13mm

0.1mil : 0～100mils
1.0mil : 100～500mils

証明書 :

●

各プローブの詳細については、下の表を参照してください。

1
2
3
電磁式 (F)
天地余裕
(最小)

# 説明c

プローブの長さ

1 ストレート

45mm (1.77インチ) T456CF3S

102mm (4.02インチ) 14mm (0.55インチ)

T456CF3P

184mm (7.24インチ) 14mm (0.55インチ)

2 PINIP™内蔵式プローブ

コード番号

対象直径(最小)b

渦電流式 (N)# 説明c

プローブの長さ

3 ストレート

45mm (1.77インチ) T456CN3S

コード番号

a. いずれか大きい方
b. FNF (F) : FNFプローブをFモードで使用、FNF (N) : FNFプローブをN モードで使用● 証明書が標準で付属しています。

18

天地余裕
(最小)

対象直径(最小)b170mm (6.69インチ) 35mm (1.38インチ)

Xc. プローブの長さは、XからYまでの距離です。
d. ウルトラ・スキャンプローブのキャップを除きます。
e. ウルトラ・スキャンプローブは、未塗装のサンプルを使って校正されています。Elcometer 456のプローブには1年間の保証が付いています。

Y乾燥膜厚 - デジタル式
セパレート型膜厚計の測定範囲

Elcometer 456

スケール 6 プローブ F : 0～25mm / 0～980mils

N : 0～30mm / 0～1,200mils

精度a :±1～3%または±100μm±1-3%または±4.0mils

測定範囲 :

F : 0～25mm
N : 0～30mm

F : 0～980mils
N : 0～1,200mils

分解能 :10μm : 0～2mm
100μm : 2～30mm

1mil : 0～100mils
10mils : 100～1,200mils

証明書 :

●

各プローブの詳細については、下の表を参照してください。

1

2

電磁式 (F)# 説明c

プローブの長さ

1 ストレート

45mm (1.77インチ)

2 ストレートプローブ、金属補強ケーブル付き 45mm (1.77インチ)

コード番号

天地余裕
(最小)

T456CF6S

150mm (5.90インチ)

T456CF6ARM

190mm (7.48インチ)

対象直径(最小)b51 x 51mm2(2 x 2平方インチ)
51 x 51mm2(2 x 2平方インチ)

渦電流式 (N)# 説明c

プローブの長さ

1 ストレート

45mm (1.77インチ) T456CN6S

コード番号

2 ストレートプローブ、金属補強ケーブル付き 45mm (1.77インチ) T456CN6ARM

天地余裕
(最小)

対象直径(最小)b160mm (6.30インチ) 58mm (2.29インチ)
200mm (7.87インチ) 58mm (2.29インチ)

スケール 7 プローブ 					0～31mm / 0～1,220mils
精度a :±1～3%または±100μm±1～3%または±4.0mils

測定範囲 :

0～31mm0～1220mils

分解能 :10μm : 0～2mm
100μm : 2～31mm

1.0mil : 0～100mils
10mils : 100～1,220mils

証明書 :

●

電磁式 (F)# 説明c

プローブの長さ

コード番号2 ストレートプローブ、金属補強ケーブル付き 45mm (1.77インチ) T456CF7ARM

elcometer.com

天地余裕
(最小)

対象直径(最小)bx 55mm200mm (7.87インチ) (2.17 x552.17平方インチ)
2

19乾燥膜厚 - デジタル式
Elcometer 456 & 355

プローブ用治具一式

All Elcometer 456 probes are fully interchangeable and are
プローブ用治具一式は、小さな部品や複雑な形の部品の塗装面の測定
available in a number of designs and scale ranges to meet yourで高い再現性と精度が必要な場合に適しています。
specific application, including;

膜厚計の再現性と繰り返し性が向上します他のプローブ用スタンドの別途注文も承ります

Elcometer 456のプローブとElcometer 355のプロー
ブで使用できます20

大小さまざまな装置で利用できます乾燥膜厚 - デジタル式
プローブ用治具一式

Elcometer 456 & 355

プローブ用治具一式は、小さな部品や複雑な形の部品の塗装面の測定で高い再現性と精度が必要な場合に適しています。
プローブ用治具を使うと、プローブを毎回素地上の同じ位置に同じ角度で正確に配置できるため、再現性と繰り返し性の高い測定を行うことができます。
大小さまざまな装置で利用できるように、プローブ用治具にはスケール1またはス
ケール2のElcometer 456ストレート型プローブ用および標準型F1、F2、F4、F5のElcometer 355プローブ用のスタンドとホルダーが付属しています。他のプロー
ブ用スタンドの別途注文も承ります。

仕様
コード番号

説明

T95012880

プローブ用治具一式

スケール1またはスケール2のストレート型プローブ用のスタンドとホルダーが付属しています。この他にも、次のアクセ
サリーがあります。
T95013028

部品固定用万力

T95012888

ケーブル付きリリース装置 － 遠隔操作に便利です

T95015961

デュアルFNFプローブ装着用アダプター

T95016896

ミニプローブ装着用アダプター

幅広いプローブを取り揃えています。詳しくは、8ページをご覧ください。

elcometer.com

21乾燥膜厚 - デジタル式
Elcometer 456

アクセサリー
大型グリッププローブをグリップ内部に挿入します。手袋を着用する場合に便利です。平面と曲面の膜厚を正確に測定できます。Elcometer 456スケール1またはスケール2のス
トレート型プローブに適しています。
FおよびNタイプのプローブ用

デュアルFNFタイプのプローブ用

T9997766-

T99913225

大型グリップ

V型プローブアダプター
太めのパイプや円柱など、曲面の塗膜を正確に測定できます。Elcometer 456スケ
ール1またはスケール2のストレート型プローブに適しています。
FおよびNタイプのプローブ用

デュアルFNFタイプのプローブ用

T9997381-

T99913133

V型プローブアダプター

スキャンプローブの交換用キャップ
プローブの先端に簡単に着脱でき、耐久性の高いキャップです。滑らかな面を試験する場合は、キャップが摩耗するまで50km (30マイル)に相当する距離をスキャンできます。
FタイプおよびデュアルFNFタイプのプローブ用
T456C23956

スキャンプローブの交換用キャップ3個入り

ローラー式スキャンプローブキャップ
大きい構造物の塗装、ショットブラスト塗装、施行前のプライマー用のクリップ式アダプターです。ローラー式スキャンキャップを使うと、素地を傷つけることなく、粗い面をキャップが摩耗するまで50km (約30マイル)スキャンできます。
FタイプおよびデュアルFNFタイプのプローブ用
T456C29050

22

Elcometer 456ローラー式スキャンプローブキャップ

乾燥膜厚 - デジタル式
アクセサリーElcometer 456

データ出力制御装置
自動生産ラインの品質・工程管理用に、RS232接続でElcometer 456からデータを出力するのに使用します。
Elcometer 456の測定値を品質・工程管理用ソフトウェアに送り、離れた場所で合否を判定できるようにします。ご要望に応じて、Elcometerのサポート担当者がソフトウェアについてのご相談を承ります。

コード番号

説明

T99925387

Elcometerデータ出力制御装置

使用温度

0 ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

データ入力

USB

データ出力

9ピンDコネクタ付きRS232シリアルポート1個

電源

Mini USBの直流5V、1A(最小)。コンセント接続用アダプター(英国、欧州、米国、豪州仕様)付き。

内用品

Elcometerデータ出力制御装置、USB・RS232変換ケーブル、電源アダプター(英国、欧州、米国、豪州仕様)。

データ出力制御装置

プローブをロボットアームに取り付け、製造ラインの中で乾燥膜厚を自動で読み取ります。
Elcometer 456膜厚計本体はデータ出力制御装置に接続され、乾燥膜厚の読み取り値をRS232ポートを介して自動生産ラインに転送します。
合否判定の為の上限値・下限値を使用した、データ出力制御装置用のカスタマイズされたソフトウェアも作成可能です。

校正用標準板とフォイルセットについて詳しくは、28ページを参照してください

elcometer.com

23

乾燥膜厚 - デジタル式
Elcometer 456

一体型膜厚計速 · 高い繰り
· 迅
返し

磁性ま
非磁性 たは金属
性·

明るさ自動調整機能付
きの見やすい画面は、
表示内容を設定可能

測定

Elcometer 456膜厚計には、片手で操作できるようにプローブが内蔵されているため、安定した再現性の高い正確な測定結果を得ることができ
ます。

·

正

確

· 耐久性 ·

標準プローブで1分間に70回以上

人間工学を考慮した持ちやすいデザインは連続使用に最適金属素地に塗布された塗膜の厚さを 13mm (500mils)まで測定可能傷がつきにくく、耐溶剤性のディスプ
レイ®

ワイヤレステクノロジ

24

ElcoMaster®

最高15万点の読み取
り値を英数字の名前付きバッチに保存

Bigfoot™内蔵式プローブ

乾燥膜厚 - デジタル式

elcometer.com/videos

一体型膜厚計Elcometer 456

簡単操作

校正済みなので、すぐに使用可能
使いやすいメニュー、大きなボタン、自動回転式のLCDカラー画面を備えています。予め校正されているため、箱から出してすぐに使えます。
Elcometer 3045

大きく見やすい液晶画面(メートル単位またはインペリアル単位表示)

正確

平滑面、粗い面、薄い面、曲面を高精度で計測±1%の測定精度と高い分解能を持つElcometer 456は、幅広い温度で安定した測定が可能です。

信頼性

高い精度のBigfoot™プローブを内蔵

安心の保証付き高い繰り返し性と再現性。2年保証 1に延長することもできるので、安心して
使えます。

頑丈な設計

過酷な環境に適した耐久性
Elcometer 456は、過酷な環境で使えるよう、高い耐久性と耐衝撃性を備えた
密閉式の膜厚計で、IP64準拠の防塵・防水加工が施されています。

使いやすく、設定も簡単

強力

最高2,500バッチ､ 150,000点の読み取り値を保存
金属素地に塗布された塗膜の厚さを13mm(500mil)まで測定可能。USBとBluetooth®でのデータ出力が可能なため、ElcoMaster®を活用できます。

USB接続、およびBluetooth®でiPhone2やAndroid™モバイルデバイスにデータ出力

適合規格 :
AS 2331.1.4, AS 3894.3-B, AS/NZS 1580.108.1, ASTM B 499, ASTM D 1186-B, ASTM D 1400, ASTM D 7091, ASTM E 376, ASTM G 12,
BS 3900-C5-6B, BS 3900-C5-6A, BS 5411-11, BS 5411-3, BS 5599, DIN 50981, DIN 50984, ECCA T1, EN 13523-1, IMO MSC.215(82),
IMO MSC.244 (83), ISO 1461, ISO 19840, ISO 2063, ISO 2178, ISO 2360, ISO 2808-6A, ISO 2808-6B, ISO 2808-7C, ISO 2808-7D, ISO 2808-12,
JIS K 5600-1-7, NF T30-124, SS 184159, SSPC PA 2, US Navy PPI 63101-000, US Navy NSI 009-32
1
2

Elcometer 456には、製造上の欠陥のみを対象とした1年間の保証が標準で付いています。www.elcometer.comで保証期間を2年間に延長することができます。
iPod、iPhone、iPadに対応

elcometer.com

25

乾燥膜厚 - デジタル式
Elcometer 456

一体型膜厚計製品の特長
高速、正確な読み取り：毎分70回以上高い再現性と繰り返し性
使いやすいメニュー構成：30以上の言語に対応
IP64並みの耐久性、防水性、防塵性
バックライト付き明るいカラー画面
傷が付きにくく耐溶剤性の2.4インチ(6cm)TFTディスプレイ
使いやすい大きなボタン
PCからUSBで電源供給
検査証明書
1
2年保証
自動回転式ディスプレイ：0°、90°、180°、270°
環境光センサー：自動輝度調整機能付き
非常灯
画面タップによるスリープ解除
Elcomaster®ソフトウェアによるファームウェアの更新2
データ出力
USB：コンピュータに接続
Bluetooth® : コンピュータ、Android™とiOS3 モバイルデバイス
統計データの表示
読み取り回数：η 平均値：x 標準偏差：σ
最大読み取り値：Hi 最小読み取り値：Lo 変動係数：CV%,
Elcometer基準(インデックス)値4：EIV
公称乾燥膜厚：NDFT
IMO PSPC対応 : %>NDFT、%>90<NDFT、90/10ルールの合格ㆍ不合格判定
読み取り値の上限と下限設定：ランプとブザーで警報
上限以上の値下限以下の値
読み取り値のトレンドグラフ：バッチモード
ElcoMaster®ソフトウェアとUSBケーブル
スクリーンプロテクター(取り換え可能)
パッド入り収納ケース
プラスチックキャリーケース
プローブ一体型：本体の自動電源オン機能■ 標準		
モデルB
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

□ オプション

■

モデルS
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

モデルT
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■

■

□
□
■
□
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
□
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

プローブのタイプ： 磁性体(F)、非磁性体(N)、磁性体と非磁性体両用(FNF)5

F, N, FNF

F, N, FNF

F, N, FNF

測定範囲

0～13mm0～500mils

0～1500μm
0～60mils

0～1500μm
0～60mils

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

調整手順の表示：30以上の言語に対応
複数の調整方式
工場での調整：出荷時の調整値にリセット可能
2ポイント式：平滑面と粗い面
1ポイント式：ゼロ調整
ゼロ点移動6：ISO19840に従った校正
既定の調整ㆍ測定方式
ISO、SSPC PA2、スウェーデンの規格、オーストラリアの規格

2年間に無料で延長するには、購入日から60日以内にwww.elcometer.comで製品を登録してください。 Elcometer 456のプローブには1年間の保証が付いています。
3
インターネット接続が必要です		
ElcometerのMFi認定装置用のアプリの開発と登録について詳しくは、www.elcometer.com/sdkを参照してください
4
Elcometer基準値は、自動車業界で塗装全体の品質を検査する際に使用されています。米国の特許番号はUS7606671B256FNFの特許番号は、米国が5886522
特許番号：US6243661
12

26

乾燥膜厚 - デジタル式
一体型膜厚計Elcometer 456

製品の特長
自動調整モード：高速調整用
調整メモリのタイプ：計器(g)または計器＆バッチ(gb)
バッチ数：校正１つ当たり
調整メモリ：ユーザーがプログラム可能なメモリ3つ
調整範囲外の測定値を知らせる機能
調整値の固定と解除用PIN(暗証番号)設定
直前の読み取り値の削除機能
メモリに保存可能な読み取り値の数
バッチごとの調整：ElcoMaster® でPCに転送
限度値の設定：ランプとブザーで合否を知らせるアラーム機能
計器(g)または計器＆バッチ(gb)専用の限度値
測定日時の記録
バッチデータの確認、消去、削除
バッチデータの種類：標準、読み取り値の平均、IMO PSPC
Navsea モード
バッチ内のデータのグラフ
バッチのコピー、調整の設定
英数字のバッチ名：ユーザーが設定可能
スキャンモードと自動測定モード：ウルトラㆍスキャンプローブを装着
固定バッチサイズモード：バッチ同士のリンク可能■ 標準		□ オプション

モデルB

モデルS
■

モデルT
■

g

gb

gb

1

2,500

■
■

■
■

■
■
■
■

直前の5点

1,500

150,000

■
■

■
■

g

gb

■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

仕様
測定範囲：0～1500μm (0～60mils)
精度7：±1～3%または±2.5μm (±0.1mil)
分解能：0～100µmで0.1µm、100～1500µmで1µm (0～5milsで0.01mil、5～60milsで0.1mil)
モデル
モデルB
モデルS
モデルT
Elcometer 456磁性金属用(一体型)A456CFBI1
A456CFSI1
A456CFTI1
セパレート型にN2 PINIP プ
セパレート型にN2 PINIP プ
Elcometer 456非磁性金属用(一体型)A456CNBI1
ローブを装着ローブを装着Elcometer 456磁性ㆍ非磁性金属両用(一体型)A456CFNFBI1
A456CFNFSI1
A456CFNFTI1
測定範囲：0～5mm (0～200mils)
精度7：±1～3%または±20μm (±1.0mil)
スケール2 分解能：0～1mmで1µm、1～5mmで10µm (0～50milsで0.1mil、50～200milsで1mil)
モデル
モデルB
モデルS
モデルT
セパレート型にF2 PINIP™プ
セパレート型にF2 PINIP™プ
Elcometer 456磁性金属用(一体型)A456CFBI2
ローブを装着ローブを装着

スケール1

™

™

証明書
●
●
●

証明書
●

薄膜の測定時に高い分解能と精度が必要な場合は、スケール2の膜厚計をスケール1モードに切り替えることもできます。

測定範囲：0～13mm (0～500mils)
精度7：±1～3%または±50μm (±2.0mils)
分解能：0～2mmで1µm、2～13mmで10µm (0～100milsで0.1mil、100～500milsで1mil)
モデル
証明書
モデルB
モデルS
モデルT
セパレート型にF3 PINIP プ
セパレート型にF3 PINIP プ
Elcometer 456磁性金属用(一体型)●A456CFBI3
ローブを装着ローブを装着ディスプレイ2.4インチ(6cm)型QVGAカラーTFTディスプレイ、320 x 240ピクセル
電池の種類
AA乾電池2本、充電池も可
電池寿命
1秒当たり1回の読み取りで、最高24時間連続使用可8
本体寸法(高さ x 幅 x 奥行き)
141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46インチ)
本体重量 (電池も含む)
156g (5.50オンス)
使用温度-10～50°C (14～122°F)
内用品
Elcometer 456膜厚計、リストバンド、キャリーケース(T)、保護ケース(B、S、T)、スクリーンプロテクター1個(S、T)、AA乾電池2本、取扱説明書、USBケーブル(S、T)、ElcoMaster® ソフトウェア(S、T)

スケール3

™

7

いずれか大きい方

8標準設定とリチウム電池を使った場合の寿命です。アルカリ電池や充電池では、これと異なる場合があります。

elcometer.com™

● 証明書が標準で付属しています。

27

乾燥膜厚 - 機械的精密標準フォイル(単品)Elcometer 990

標準フォイル(シム)は、下地の材質、表面の仕上げや形状に応じて膜厚の基準を定める最も便利な方法です。正確な測定値を得るために膜厚計を校正するには、
この標準フォイルを使用します。

仕様
コード番号

色

寸法

T99022570-1A

銀

50 x 25mm(1.97 x 0.98インチ)

12.5µm(0.5mil)○

T99022570-2A

紫50 x 25mm(1.97 x 0.98インチ)

25µm(1.0mil)○

T99022570-2B

紫75 x 50mm(2.95 x 1.97インチ)

25µm(1.0mil)○

T99022570-4A

紺

50 x 25mm(1.97 x 0.98インチ)

50µm(2.0mils)○

T99022570-4B

紺

75 x 50mm(2.95 x 1.97インチ)

50µm(2.0mils)○

T99022570-6A

緑

50 x 25mm(1.97 x 0.98インチ)

75µm(3.0mils)○

T99022570-7A

茶50 x 25mm(1.97 x 0.98インチ)

125µm(5.0mils)○

T99022570-7B

茶75 x 50mm(2.95 x 1.97インチ)

125µm(5.0mils)○

T99022570-9A

青緑

50 x 25mm(1.97 x 0.98インチ)

175µm(7.0mils)○

T99022570-10A

白50 x 25mm(1.97 x 0.98インチ)

250µm(10mils)○

T99022570-10B

白75 x 50mm(2.95 x 1.97インチ)

250µm(10mils)○

T99022570-12A

黒50 x 25mm(1.97 x 0.98インチ)

500µm(20mils)○

T99022570-12B

黒75 x 50mm(2.95 x 1.97インチ)

500µm(20mils)○

T99022570-14A

灰青色

50 x 25mm(1.97 x 0.98インチ)

1,000µm(40mils)○

T99022570-14B

灰青色

75 x 50mm(2.95 x 1.97インチ)

1,000µm(40mils)○

T99022570-16A

透明

50 x 25mm(1.97 x 0.98インチ)

1mm(40mils)○

T99022570-17A

オフホワイト50 x 25mm(1.97 x 0.98インチ)

1,500µm(60mils)○

T99022570-18A

透明

50 x 25mm(1.97 x 0.98インチ)

2mm(80mils)○

T99022570-18B

透明

75 x 50mm(2.95 x 1.97インチ)

2mm(80mils)○

T99022570-20A

透明

50 x 25mm(1.97 x 0.98インチ)

3mm(120mils)○

T99022570-21A

透明

50 x 25mm(1.97 x 0.98インチ)

4mm(160mils)○

T99022570-23A

透明

50 x 25mm(1.97 x 0.98インチ)

8mm(310mils)○

T99022570-24B

透明

75 x 50mm(2.95 x 1.97インチ)

9.5mm(370mils)○

T99022570-25B

グレー

75 x 50mm(2.95 x 1.97インチ)

15mm(590mils)○

T99022570-26B

グレー

75 x 50mm(2.95 x 1.97インチ)

25mm(980mils)○

T45618978-2

3

グレー

n/a

1,500µm(60mils)○

T45618978-33

グレー

n/a

5,000µm(197mils)○

実際の値が異なることがありますが、ラベルには正確な値が記されています。
何枚か組み合わせた特注セットもご用意できます。
3
高温測定用PINIP™プローブでのみ使用。 PINIP™プローブ用のキャップ付き。
○ 校正証明書(オプション)。
1
2

28

値1

証明書2

乾燥膜厚 - 機械的
校正用標準フォイルセット

Elcometer 990

Elcometer 990校正標準フォイルは、実験室、生産ライン、塗装現場で使用するのに適しています。 標準フォイル(シム)は、下地の材質、表面の仕上げや形状に応じて膜厚の基準を定める便利な方法です。 正確な測定値を得るために膜厚計を校正するには、この標準フォイルを使用します。
特長•

メートル単位とインペリアル単位の値付き•

単品とセットの2種類•

精密標準フォイル(精度±1%)•

履歴管理用のシリアル番号付き•

厚さの範囲は12.5µm～20mm (0.5～790mils)

C

仕様
説明

フォイルの値(μm)

スケール1用フォイルセット：
0～1500μm (0～60mils)
スケール2用フォイルセット：
0～5mm (0～200mils)
スケール3用フォイルセット：
0～13mm (0～500mils)
スケール4用フォイルセット：
0～250μm (0～10mils)
スケール5用フォイルセット：
0～500μm (0～20mils)
スケール6用フォイルセット：
0～30mm (0～1,200mils)
スケールM3用フォイルセット：
0～500μm (0～20mils)
スケール2B用フォイルセット* :0～5mm (0～200mils)

25､50､125､250､500､
1,000
25､50､125､250､500､
1,000､2,000､3,000
250､500､1000､2000､4,000､8,000
12.5､25､50､125､250

フォイルの値(mils)

証明書なし

証明書付き

1.0､2.0､5.0､10､20､40

T99022255-1

T99022255-1C

1.0､2.0､5.0､10､20､40､80､120

T99022255-2

T99022255-2C

10､20､40､80､160､315

T99022255-3

T99022255-3C

0.5､1.0､2.0､5.0､10T99022255-4

T99022255-4C

12.5､25､50､125､250､
500
1,000､2,000､5,000､9,500､15mm､25mm

0.5､1.0､2.0､5.0､10､20

T99022255-5

T99022255-5C

40､80､200､375､590､980

T99022255-6

T99022255-6C

12.5､25､50､125､250､500

0.5､ 1.0､ 2.0､ 5.0､ 10､20

T99022255-7

T99022255-7C

25､50､125､250､500､
1,000､2,000､2,000

1.0､2.0､5.0､10､20､40､
80､80

T99022255-8

T99022255-8C

校正用標準フォイルの使用方法

t

それぞれの標準フォイルの中央で測定して値を合わせます。
正確に校正できるように、標準フォイルの中央にプローブをあててください。

測定する膜厚の範囲が広い場合は、4枚まで組み合わせられます。

u*ソフトコーティングプローブ用の大型面のフォイルです。

elcometer.com

29

乾燥膜厚 - 標準フォイル
Elcometer 990

elcometer.com/videos

ゼロ点調整板
ゼロ点調整板を各種ご用意しています。 ゼロ点調整板は、膜厚計の機能のテストと校正(調整)用に、標準フォイルと共に使用します。塗装前の素地が手に入りにくい場合に適しています。
標準フォイルとフォイルセットについて詳しくは、 28 ページを参照してくださ
い。

仕様
説明

寸法

精密ゼロ点調整板(精度±1%)50.8 x 25.4mm
ゼロ点調整板76.2 x 50.8mm
大型ゼロ点調整板
76.2 x 101.6mm
鋼鉄(F)の測定精度チェックプレート* 50.8 x 88.9mm
アルミニウム(N)の測定精度チェックプレート* 50.8 x 88.9mm* Elcometer 311、およびElcometer 415専用○ 校正証明書(オプション)。

30

寸法

磁性金属用

非磁性金属用証明書

2.0 x 1.0インチ
3.0 x 2.0インチ
3.0 x 4.0インチ
2.0 x 3.5インチ
2.0 x 3.5インチ

T9994910T9999529T9994054T99916925-

T9994911T9999530T9994055T99916901

○

· RA
PI
D

E

RODUCTIBLE
EP
R
·

es
d
n

s
e
né

P R É CIS

BL

UR

A

n
o
D

G

E

io
t
s
e

D
E·

Generate professional reports at the click of
a button and email to your client seconds
after you have finished inspecting.
With the ElcoMaster® Software App youroffice is now wherever you are.

elcometer.com
elcometer.com

31

英国

Elcometer Limited

Tel: +44 (0)161 371 6000
Fax: +44 (0)161 371 6010
sales@elcometer.com
www.elcometer.com

ベルギー

Elcometer Sarl
Tel: +33 (0)2 38 86 33 44
Fax: +33 (0)2 38 91 37 66
fr_info@elcometer.com
www.elcometer.fr

フランス

Elcometer Instruments GmbH
AALEN
Tel: +49 (0) 7361 52806 0
Fax: +49 (0) 7361 52806 77
LEER
Tel: +49 (0) 7361 528 06 60
Fax: +49 (0) 7361 528 06 68
de_info@elcometer.com
www.elcometer.deオランダ

Elcometer B.V.
Tel: +31 (0)30 259 1818
Fax: +31 (0)30 210 6666
nl_info@elcometer.com
www.elcometer.nl

日本

Elcometer KK
Tel: +81-(0)3-6869-0770
Fax: +81-(0)3-6433-1220
jp_info@elcometer.com
www.elcometer.co.jp

シンガポール共和国

Elcometer (Asia) Pte Ltd
Tel: +65 6462 2822
Fax: +65 6462 2860
asia@elcometer.com
www.elcometer.com
アラブ首長国連邦
Elcometer L.L.C.
Tel: +971 4 295 0191
+971 4 280 3526
Fax: +971 4 295 0192
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae

米国

MICHIGAN
Elcometer Inc
Tel: +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 248 650 0501
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

elcometer.be i elcometer.fr i elcometer.de i elcometer.nl
elcometer.jp i elcometer.ae i elcometer.com.sg

Elcometer 456モデルSおよびT：iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPhone 4s、iPhone 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (第3、4世代)、iPad mini、iPad 2、iPod touch (第4、5世代)に対応。上記の「対応」とはの該当するモデルをiPod、iPhone、またはiPadに接続するためのアクセサリーがあり、Appleによる性能基準を満たしていることが開発者によって承認されているという意味です。Appleは、本製品の動作、および本製品が安全基準や規制に準拠しているかどうかについて一切責任を負いません。iPod、iPhone、またはiPadと上述のアクセサリーの使用によって、無線通信が影響を受けることがあります。iPad、iPhone、iPod touchは、米国
および他の国におけるApple Inc.の登録商標です。App Storeは、米国および他の国におけるApple Inc.の登録商標です。本製品は、バージョン2.1以上のAndroid™搭載モバイルデバイ
スに適しています。 Android™とGoogle Play は、Google Incの商標です。ElcometerとElcoMasterは、Elcometer Limitedの登録商標です。その他の商標については、その旨が記されています。
Elcometer Limitedは、継続的改善方針を採用しているので、製品の仕様が予告なく変更されることがあります。
© Elcometer Limited, 2019. All rights reserved. この文書の一部または全部を、Elcometer Limitedの事前の書面による許可なく、いかなる形式や方法によっても、複製、転送、保管(検索可能なシステムかどうかを問わず)、または他の言語に翻訳することを禁じます。

32

TEXAS
Elcometer of Houston
Tel: +1 713 450 0631
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 713 450 0632
inc@elcometer.com
www.elcometer.com