AquaTrans™ AT600
Panametrics
超音波液体流量計
用途

AquaTrans AT600液体流量計はほぼあらゆる液体を測定対象とした流量測定システムです。以下の液体にも適しています。
• 上水
• 廃水
• 下水
• 排水

• 処理水

• 冷却水および冷温水• かんがい用水• その他の工業用液体

特⻑と利点• 経済的で流体に非接触な流量測定• 簡単な設定と設置• さまざまな配管口径と材質に対応• ライニング管に好適• 流速、体積流量、および積算流量を出力• クランプオン方式• クランプオン設置用固体カプラント

超音波液体流量計

AquaTrans AT600超音波流量計は、最先端技術を駆使した流量測定能
力とプロセス測定点に隣接して設置できる低コストトランスミッタパッケージを兼備しています。
本流量計は特に満管における水および廃水用途のために設計されています。オールデジタルのAquaTrans AT600には可動部分がなく、メンテナンスをほとんど必要としません。
オンボードマイクロプロセッサには特許取得のCorrelation Transit-Time™技術が使用され、⻑期にわたりドリフトのない測定が可能です。
流体特性の変化に対する自動調整と同時設定されているオペレーティングソフトウェアにより、プログラム設定が簡略化されています。

クランプオン形センサ

クランプオン形センサは従来型の流量測定技術と比べて、非常に便利で、フレキシブルな対応と設置コストの低減を実現します。
適正に設置されたクランプオン形センサは、ほとんどの用途において読み値の1%以上の精度を実現します。

簡単な4ステップ設置

ステップ1：配管にストラップを取り付けます。

伝搬時間差流量測定技術

この方法では、2つのセンサが超音波信号の送信機と受信機の両方として働き、相互に音響通信を行います。
つまり、第2のセンサは第1のセンサが送信した超音波信号を受信でき、逆も同様です。

測定動作において、各センサは送信機としてある数の音響パルスを発生すると、次にそれと同数のパルスの受信機として機能します。
このようにして、超音波信号の送信と受信の間の時間間隔が両方向について測定されます。
配管内の液体が流れていない場合、下流方向と上流方向の信号伝搬時間は等しく、液体が流れると下流方向の信号伝搬時間が上流方向より短くなります。
下流方向と上流方向の伝搬時間の差は、液体の流速に比例し、その符号は流れの方向を示します。
流量計センサ

流体の流れ

ステップ2：クランプオン取付治具を配管上に置き、ストラップを治具の両端に掛けます。

ステップ3：センサ間隔を設定できるように治具を開きます。

ステップ4：センサ間隔を設定し、治具とセンサを配管上に固定します。
超音波信号経路

伝搬時間差流量測定技術

Vitality™ソフトウェア（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

AquaTrans AT600は、Vitalityインターフェースプログラムを介してPCと通信します。
PCに関するサイト、ログおよびその他の操作についての詳細は、該当する説明書を参照してください。

製品仕様

操作と性能（全般
流体の種類

液体：超音波の伝搬するほとんどの液体。
高純度な液体、および少量の固形物や気泡が混入する流体。
流量測定

特許取得Correlation Transit-TimeTM（相関伝搬時間差）式
配管口径表示グラフィックLCD（128 × 64ピクセル）
キーパッド

6ボタンキーパッド、すべての機能の操作が可能

エラーインジケータ• 緑色および赤色の発光インジケータ
電源供給• 15 〜600 mm
600 mm超〜7600 mm 配管についてはPanametricsにご相談ください。

• オプション：12〜28 VDC、±5%

ほとんどの金属および樹脂配管。
コンクリート、複合材、腐食が進んだ配管、またはライニング配管についてはPanametricsにご相談ください。

10 W（突入時）
5 W（通常動作時）

配管材質
精度

• 読み値の±1% 配管口径≧50mm、流速＞0.3 m/s• 読み値の±2% 配管口径＜50mm、流速＞0.3 m/s• ±0.5%（現場校正時）

設置は、均一で対称な流速分布（通常、上流側には配管口径の10倍以上、下流側には配管口径の5倍の直管⻑の確保）を前提とします。
設置後の最終的な精度は、流体、温度範囲、配管ジオメトリを含む複数の要因の関数です。
校正• 標準：85〜265 VAC、50/60 Hz

消費電力
作動温度–20°C〜55°C
保管温度–40°C〜70°C

出力（オプション構成による）• 4〜20 mA（電源：24 VDC、最大負荷：600 Ω、1500 VDC絶縁）• 周波数、
パルス、アラーム（パッシブ出力、100 VDC、最大1 A/1W、1500 VDC絶縁）

繰り返し性• HART（FSK変調、
カテゴリ：Flow、
プロトコル：Version 7.5、
デバイスリ
ビジョン：2、MFG ID：157、
デバイスタイプコード：127、
デバイス変量数：34）

測定範囲（双方向性）

アナログ出力はNAMUR NE 43に適合

レンジアビリティ（全体）

CE、UL、CSA、MCert（申請中）

水による校正読み値の±0.2%-12.19〜12.19 m/s
400:1

測定パラメータ

流速、体積（瞬時）流量、および積算流量• Modbus/RS485（半二重、1500 VDC絶縁）
認証

クランプオン形超音波流量センサ
温度範囲• 標準：-40°C〜150°C

変換器• オプション：-200°C〜400°C

エポキシ被覆のアルミニウム全天候型 4X/IP67

取付治具

ケース

正確な温度範囲に関しては各センサをご覧ください。

寸法

ステンレス鋼ストラップ付き陽極処理アルミニウム

チャンネル

標準：固体カプラント
オプション：液体カプラント

168 mm × 128 mm × 61 mm
重量：1.5 kg
1チャンネルカプラント
保護等級

標準：一般用途（IP66またはIP68相当）正確な保護等級に関してはセンサをご覧ください。

ご注文情報
A

AT6-

B

C1-

C-

D

E-

F-

G

H

I

J

K

-

Z

モデル
AT600、センサ、クランプオン取付治具、センサケーブル、カプラントで構成されるクランプオン形超音波液体流量計
クランプオンシステム
シングルチャンネルクランプオンシステム

センサシステム
AT05: C-ATセンサ、
0.5 MHz、
IP68、
配管口径300mm以上、プロセス温度: -40〜150°C
AT10: C-ATセンサ、
1 MHz、
IP68、
配管口径100〜600mm、
プロセス温度: -40〜150°C
AT20: C-ATセンサ、
2 MHz、
IP68、配管口径50〜150mm、プロセス温度: -40〜150°C
UTX40: UTXDRセンサ、
4 MHz、
IP67、配管口径15〜50mm、プロセス温度: -20〜120°C
CFLP: CF-LPセンサ、
4 MHz、
IP66、配管口径15〜50mm、プロセス温度: -40〜230°C
CR05: C-RSセンサ、
0.5 MHz、
IP66、配管口径300mm以上、プロセス温度: -40〜150°C
CR10: C-RSセンサ、
1 MHz、
IP66、配管口径100〜600mm、
プロセス温度: -40〜150°C
CR05SUB: C-RSセンサ、0.5 MHz、
IP68、配管口径300mm以上、プロセス温度: -40〜150°C
CR10SUB: C-RSセンサ、
1 MHz、IP68、配管口径100〜600mm、
プロセス温度: -40〜150°C
CR05JB: ジャンクションボックス付C-RSセンサ、
0.5 MHz、
IP66、
配管口径300mm以上、プロセス温度: -40〜150°C
CR10JB: ジャンクションボックス付C-RSセンサ、
1 MHz、
IP66、配管口径100〜600mm、
プロセス温度: -40〜150°C
CP05JB: ジャンクションボックス付C-PTセンサ、0.5 MHz、
IP66、配管口径300mm以上、プロセス温度: -20〜210°C
CP10JB: ジャンクションボックス付C-PTセンサ、
1 MHz、
IP66、
配管口径100〜600mm、
プロセス温度: -20〜210°C
CP20JB: ジャンクションボックス付C-PTセンサ、
2 MHz、
IP66、
配管口径15〜50mm、プ
ロセス温度: -20〜210°C

AT05
AT10
AT20
UTX40
CFLP
CR05
CR10
CR05SUBCS10SUB
CR05JB
CP05JB

CR10JB
CP10JB
CP20JB<>

MM配管口径
公称外径

12347

配管単位mm

12ケーブル⻑
センサケーブル⻑：3 m
センサケーブル⻑：7.5 m
センサケーブル⻑：15 m
センサケーブル⻑：30 m
センサケーブル⻑：90 m

A
H
M

電源供給
85〜265 VAC
12〜28 VDC

AAAFATFF
FTTT

アナログおよびデジタル出力
4〜20 mAアナログ出力のみ
4〜20 mAアナログ出力（HART）
4〜20 mAアナログ出力とModbus

0108

個別出力
アラーム接点× 2
アラーム接点× 1と周波数出力× 1
アラーム接点× 1と積算パルス出力× 1
周波数出力× 2
周波数出力× 1と積算パルス出力× 1
積算パルス出力× 2

M

言語
英語
D日本語

O

工場出荷時単位
メートル法
スペシャル
なし

Panametricsは、Baker Hughesのビジネスであり、水分、酸素、液体およびガス流量の測定を最も過酷な用途と環境においてソリューションを提供します。

また、フレア管理のエキスパートとしてPanametricsテクノロジーは、フレア放出を軽減し最適化します。
世界中を網羅するPanametricsの測定ソ
リューションとフレア放出管理は、以下の産業を含む顧客の炭素削減目標を達成するための効率化を可能にします。
石油/ガス；エネルギー；医療；水処理；化学プロセス；食品・飲料；その他多数。
LinkedInに参加してご意見とフォローをお願いします。
linkedin.com/company/panametricscompany

Copyright 2023 Baker Hughes Company. All rights reserved.
BHCS38791-JP (04/2023)

panametrics.com