Tasterwechsel
leicht gemacht.

ZEISS Multi-Sensor-Rackszeiss.de/messtechnik

AutomatischesWechseln vonTastersystemen
Kapazität undProduktivität erhöhen
Komplexe Messungen erfordern oft den Einsatz mehrerer Tastersysteme.
Diese manuell zu wechseln und die Ablageplätze zu kalibrieren gestaltet
sich jedoch als ineffizient.
Daher bietet ZEISS mit dem Multi-Sensor-Rack (MSR) verschiedene
Lagerungsoptionen, die den automatischen Tasterwechsel fürunterbrechungsfreie Messungen ermöglichen. Das spart nicht nurZeit, sondern steigert auch die Effizienz, insbesondere bei komplexen
Messungen mit mehreren Tasterwechseln in einem einzigen
Arbeitsvorgang.
Als Innovationsführer mit über 100 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet
bietet ZEISS drei anpassbare Multi-Rack-Lösungen für mehr
Produktivität bei jeglicher Anwendung.
Zubehör für alle MSR Modelle• Tasterablage VAST/MT, VAST XTR,
für RD-Magazinplatz, ST3/ST• Stylus Tasterablage XXT, 3-fold

2

Die zuverlässige Lösung
zur Lagerung
ZEISS Multi-Sensor-Rack 2.0
Das ZEISS Multi-Sensor-Rack 2.0 befindet sich im Messbereich des KMGsund lässt sich auch über die zugehörige KMG-Software bedienen. Somitkann sich die Software „merken“, wo jedes Tastersystem platziert ist unddies steigert wiederum die Effizienz Ihrer Messungen.

Optimierung der Lagerungsmöglichkeiten
Da das neue ZEISS MSR 2.0 mitbis zu zwei Ablageleisten
ausgestattet ist, bietet das Wechselmagazin mehr Platz
für Tasterablagen als das Vorgängermodell. Zudem lassensich bestehende KMGs damit problemlos aufrüsten undAusfallzeiten können reduziert werden. Wer bereits überMit geringen Störkonturen und vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten
maximiert das ZEISS MSR 2.0 die Messleistung, die mit einem
bestimmten Tastereinsatz oder über Sensoren erzielt werden kann.

das Vorgängermodell ZEISS MSR mini verfügt, kann dasneue Modell einfach und kostengünstig nachrüsten lassen
und erhält mit dem MSR 2.0 eine wesentliche höhere
Aufnahmekapazität

Vorteile und Eigenschaften• Einsteigermodell mit 20 Ablageplätzen
• Alternative für Selbstbaulösung
• Mehr Ablageplätze als das Vorgänger-Modell ZEISSMSR mini - und das zu einem geringeren Preis• Modular aufgebaut. daher ein großes Maß an
Flexibilität für jede Anforderung• Optimierte Anbindung und kundenspezifischesDesign• Einfache Handhabung von zusätzlichen
Komponenten• Erweiterbar um eine dritte ebene

Säule
VersionMSR 2.0 600

MSR 2.0 800

Z-Messbereich> 600 mm

> 800 mm

Ablageleiste

Bis zu 2Bis zu 2Arbeitsbereich H1480 mm

680 mmArbeitsbereich H2335 / 290 / 245 / 200 mm

535 / 500 / 455 / 400 / 355 / 315 / 270 / 225 mm

Gewicht

7.7 kg11.2 kg

Maschine

ZEISS CONTURA / ZEISS SPECTRUM / ZEISS PRISMOZEISS CONTURA / ZEISS PRISMO

Materialnummer

626100-9300-600

626100-9300-8001)H21) Arbeitsbereich H2 kann variabel positioniert weerden.
Hinweis: Ablagestangen und Halterungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Ablageleiste
Ablageleiste
H1SäuleBreiteZur Volumenmessung

Max. Anzahl Ablagen

Material number

B590590 mm≥ 500 mm

4626100-9300-001

B790790 mm≥ 700 mm6626100-9300-002

B990

990 mm≥ 900 mm8626100-9300-003

B1090

1090 mm≥ 1000 mm

9626100-9300-004

B1290

1290 mm≥ 1200 mm

10626100-9300-005

Hinweis: Anzahl der Ablagen bezogen auf MT-VAST Ablagen; mögliche Ablagen: VAST/MT, VAST XTR, für RDS-Montageplatte, ST3/ST, XXT.
Hinweis: Ablageleiste und Ablagen sind nicht im Lieferumfang enthalten; diese müssen je nach Messvolumen seperat bestellt werden.

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer KMG:
probes.zeiss.com
4Doppelt so viele
Lagermöglichkeiten
ZEISS Multi-Sensor-Rack Duplex
Wenn Sie ein komplexes Teil messen müssen, das eine große Anzahl
an Tastersystemen erfordert, ist das ZEISS Multi-Sensor-Rack Duplex
die ideale Wahl. Mit bis zu 58 Lagerungsmöglichkeiten bietet dasWechselmagazin eine doppelt so hohe Kapazität wie die Standardversion.
Das ZEISS MSR Duplex wird manuell aus dem Messbereich geschoben
und um 180 Grad gedreht. Anschließend wird das Wechselmagazin amRand des Messbereichs fixiert.
Dies spart Zeit und steigert die Effizienz während des Messvorgangs.
Eine dritte Ebene, für noch mehr Lagerungsmöglichkeiten, kann ebenso
erweitert werden.

Mehr Kapazität für Ihr KMG

Vorteile und Eigenschaften

Zwei drehbare Tasterhalterungen bieten doppelt so viel Platz wie
ein Standard-Rack für Ihre Tastersysteme. Dadurch können Sie• Mit 58 Ablageplätzen verdoppelt ZEISS MSR

mehr verschiedene Teile in kürzerer Zeit messen. Was wiederum

Duplex die Anzahl an Lagermöglichkeiten

bedeutet, dass mehr Tastersysteme kalibriert und einsatzbereit• Ermöglicht die Messung vieler verschiedener

sind.

Teile in kürzerer Zeit
• Modular aufgebaut, daher ein großes Maß an

Die richtige Lösungen für Multisensor-Messmaschinen

Flexibilität für jede Anforderung

Tasterablagen für VAST, RDS und XXT können je nach Bedarf auf• Einfache Bedienung

beiden Seiten des Wechselmagazins angeordnet werden. ZEISS• Erweiterbar um eine dritte Ebene

MSR Duplex bietet zudem ausreichend Platz für Tastköpfe.

• Manuelle Drehung um 180°

Multi-Sensor-Rack (MSR) Duplex
Materialnummer

BreiteHöheDrehDurchmesserEbenen

Magazinplätze
MT VAST

ZusätzlicheEbene

MSR Duplex X=700

626100-9304-000​

810 mm

480 mm

935 mm

224-MSR duplex X=900

626100-9314-000

1010 mm

580 mm1110 mm232

X700 +6 Magazinplätze MT VASTMSR Duplex X=1200

626100-9324-000​

1260 mm

880 mm1346 mm240

X900 +8 Magazinplätze MT VAST

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer KMG:
probes.zeiss.com
67

Größerer Messbereich
ZEISS ProMax EDas Wechselmagazin ZEISS ProMax E befindet sich außerhalb desMessbereichs des KMGs und fährt bei Bedarf automatisch nach vorne.
Nach Aufnahme des gewünschten Tasters oder Sensors verlässt es den
Messbereich, um einen kollisionsfreien Betrieb zu ermöglichen. Außerdem
gewährleistet das Wechselmagazin die sichere Handhabung vonTastersystemen durch die korrekte Aufnahme aus den Tasterablagen.
Da das Wechselmagazin nicht auf dem verfügbaren Messbereich platziert
wird, ermöglicht es maximale Flexibilität für die Teile und den Fahrweg desMesskopfes.

Einfaches Retrofit
Durch das innovative Design gewährleistet ZEISS Pro Max E
sowohl eine sichere Handhabung von Tastersystemen als aucheine hohe Flexibilität. Dank der Platzierung außerhalb desVorteile und Eigenschaften• Erweiterung für kleine Stellflächen und dadurch
mehr verfügbarer Messbereich

KMG-Messvolumens ermöglicht das Wechselmagazin eine

• Bis zu 27 MT/VAST oder XTR Tastköpfe verfügbar

flexible Nutzung des verfügbaren Raums. Anwender können

• Mehr Sicherheit: Verbesserte Wiederholgenauigkeit

somit das gesamte Messvolumen des KMGs ausschöpfen,

durch elektronischen Antrieb

was zu einer optimierten Kapazitätsnutzung und gesteigerten• Kombinierbar mit jeder ZEISS Tasterablage

Effizienz beiträgt.

• Modular aufgebaut, daher ein großes Maß an
Flexibilität für jede Anforderung• Erweiterbar um eine dritte Ebene• Erfordert Tasterablagen und das ProMax E Paket unddie Firmware Verison >=40 (nicht inkuldiert)

ZEISS ProMax E
Maschine

Größe (X/Y/Z)

Materialnummer

Speicherkapazität

Erweiterte
ModuleRetrofit:
ZEISS PRISMO /ACCURA 1 C99NProMax E PRISMO 7/Y/5
ProMax E PRISMO 7/Y/7
ProMax E PRISMO 9/Y/7

626100-9905-011
626100-9906-011
626100-9907-011

668122Retrofit:
ZEISS CONTURAG2 C99L/L2Neues System:ZEISS CONTURA
6206 C99m

ProMax E CONTURA 7/Y/6
ProMax E CONTURA 9/Y/6
ProMax E CONTURA 9/Y/8
ProMax E CONTURA 10/Y/6

626100-9802-011
626100-9803-011
626100-9805-011
626100-9804-011

6889

1121Erweiterung:
Modul undAblageleiste

Module 300 mm
Storage bar ProMax E X=700 mm
Storage bar ProMax E X=900 mm
Storage bar ProMax E X=1000 mm

626100-8810-000
626100-8812-000
626100-8813-000
626100-8814-000

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer KMG:
probes.zeiss.com
89Zusätzliche Lösungen
im ZEISS Portfolio

MSR für Optische KMGs

Stylus Systems

ZEISS Multi-Sensor-Rack dient als effizientes und flexibles

ZEISS Taster gibt es in vielfältigen Ausführungen. Es steht

Rack für ZEISS O-INSPECT. Es verfügt über ausreichend

ein großes Portfolio an Standardtastern für M2, M3,Kapazität für bis zu 3 ZEISS VAST XXT Sondenplatten undM3XXT oder M5 Gewinde zur Verfügung. Für diese Tasterwird mittels Magnethalterung im CMM-Messvolumen

sind unterschiedliche Tastelemente aus verschiedenen

mittels einer Magnethalterung fixiert. Es unterstützt den

Materialien und unterschiedlichen Schaftausführungenautomatischen Tasterwechsel und die volle Nutzung deserwerbbar. Darüber hinaus gibt es auch Taster ohne

ZEISS O-INSPECT Messvolumens und beinhaltet einen MCA-Gewinde sowie spezielle Taster für Form-, Kontur- undSignalwandler Konverter und Verkabelung. Der erforderliche

Oberflächenmessungen im Angebot.

Mindestabstand zur Wand beträgt nur 500 mm.

Zusätzliche Ebenen

TasterablagenAnwender, die sich noch mehr Platz für Tastersysteme

Tasterablagen sind schnell und einfach zu installieren undwünschen, können optional Ihre ZEISS MSR 2.0 und ZEISS

bieten Platz für verschiedene Tastersysteme. Wenn jedoch mehr

MSR Duplex Modelle um eine zusätzliche Ebene erweitern.

Tastersysteme für Messungen benötigt werden, braucht man

Diese Aufrüstung sorgt für zusätzlichen Stauraum. So wird

zusätzlich weitere Ablagen für einen automatischen Wechsel.

der Arbeitsablauf weiter optimiert und die Produktivität stetig

Diese können neben- und übereinander angeordnet werden

gesteigert.

(Versatz auf der Y-Achse), wobei sich die maximale Anzahl vonder Größe der Maschine und der Tastersysteme abhängt. Zur
Vermeidung von Kollisionen, prüfen Sie bitte den verfügbaren
Platz in einem neuen Magazin. Es sind nur Tasterablagen
kompatibel, die von ZEISS geprüft und freigegeben wurden.

10Weitere Informationen:

Weitere Informationen:probes.zeiss.com

probes.zeiss.com

Carl Zeiss Industrial Quality Solutions, LLC
6250 Sycamore Lane North
Maple Grove, MN 55369, USAVertrieb
Telefon: +49 7364 20 6337
E-Mail: sales.metrology.de@zeiss.com

Phone: +1 800 327-9735
Fax: +1 763 533-0219
Email: info.metrology.us@zeiss.com

ServiceTelefon: +49 7364 20 6337
E-Mail: info.metrology.de@zeiss.com

www.zeiss.com/metrology

www.zeiss.de/imt

DE_60_010_0062I Gedruckt in Deutschland CZ-V/2024Änderungen in Ausführung und Lieferumfang sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten.

Carl Zeiss IQS Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Straße 2273447 Oberkochen