Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

簡単カスタマイズ
オンライン、又は所定フォーマットで！

フロート式液面レベルセンサ：
アナログ（電流、電圧）出力

XM/XT-36490、XM/XT-66400シリーズ- 大型、金属製、耐久性デザイン

XM/XT-36490
シリーズ

 材質：ステンレス・スチール製
 軸全長：5486 mm最大 標準検出単位：12.7mmピッチ（更に小さいピッチ単位も対応可）

A:K:AH:CHDGHÄ8DCI>CJDJH

XM/XT-36490、66400シリーズは、深さ5486 mmまでのタンクに対応できるアナロ
グ出力レベルセンサです。センサシャフトは液体の乱流に耐えうる頑丈構造です。
また、フロートの選択により最小比重 0.53の液体にも対応します。標準品の最小検出単位は12.7mmですが、さらに高分解能が必要とされる場合はご要望に合わせて製作可能です。

XM/XT-66400
シリーズ* 標準品より深いタンクへの対応は弊社にお問い合わせください。

取得認証
認証 XM-36490とXT-36490シリーズは組合せにより次の商用認証を取得している場合があります。詳細は弊社までお問い合わせください。
FM認証、防爆（全長7620 mmまで）
UL UL認証、防爆¤

1. 取付部のタイプ
シリーズ
取付部

XM/XT-66400

XM/XT-36490

4˝ NPT

5" ANSIフランジ
150#、300#、又は600#

ケーブル

1˝ NPT

1/2˝ NPT
8-1/4˝ MAX.
(209.6 mm)

4-1/16˝ NPT(103.2 mm)

材質：シャフト

316Lステンレス・スチール

316Lステンレス・スチール

材質：取付部

316Lステンレス・スチール、又はカーボン・スチール

316Lステンレス・スチール、又はカーボンスチールフランジ

材質：フロートストッパ

316Lステンレス・スチール

316Lステンレス・スチール

最大軸全長5486 mm

注：XM/XT-36490 は、シャフトとフロート・ストッパは同じ材質で製作されます。
より長い軸全長が必要の場合は弊社にお問合せ下さい。

8"'%フォーティブICGジャパン株式会社

商品情報 https://www.fortive-icg.jp/

お問合せ 0120‐083‐081

UL¤

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです;AD6IINE:
2. フロートタイプ
材質

4” DIA.
直径4"
シンタクチック・フォーム ステンレス・スチール

ブナN

4˝(101.6mm)
DIA.

4˝(101.6mm)
DIA.

4 -1/2” DIA.
ステンレス・スチール

8” DIA.
ステンレス・スチール**
8-1/8˝ (206.4mm)
DIA. MAX.

4-1/2˝(114.3mm)
DIA.

4˝(101.6 mm)
DIA.

フロート寸法5-1/8˝(130.2 mm)

4-1/4˝(108mm)

4-3/8˝(111.1mm)

8-7/8˝(225.4mm)

部品番号32230

31830

125520

35560

38609

液体比重の必要最小値

0.59

0.87

0.57

0.780.53

使用温度範囲-40℃ 〜 82℃-40℃ 〜 107℃

使用最大圧*

150 PSI (1 MPa)

2000 PSI (13.8 MPa)

-40℃ 〜 110℃
15 PSI (0.1 MPa)

500 PSI (3.5 MPa)

150 PSI (1 MPa)

* ユニットの圧力定格はフランジとフロートの組合せで決まります。
より高い圧力条件の製品については弊社にお問い合わせ下さい。
** 部品番号 38609 のフロートは直径がフランジよりも大きいため、フロート取り付け時はタンク内から取り付ける必要があります。
大型フランジに関しては弊社にお問い合わせください。

3. 寸法
標準構成

CC

最上
表示点

表示長（mm）

B

B: 軸全長 ＝ 表示長（mm）＋Ｃ＋Ｘ（右表参照）
C: 取付部底部からフロート停止位置までの長さ（ユーザ指定）s 最小 12.7mm

フロート
部品番号X

長さの計算

32230

6.75˝ (171.5)

表示長（mm）が分かっているときに軸全長を求める場合
s 表示長（mm）+ C* + X = 軸全長
軸全長が分かっているときに最大表示長（mm）を求める場合
s 軸全長 - C* - X =最大表示長（mm）

31830

6.75˝ (171.5)

1255207.75˝ (196.5)35560

6.75˝ (171.5)

38609

11.375˝ (288.9)* Cの寸法はユーザーが決定。

最下表示点

フロートファクタ - X

A:K:AH:CHDGHÄ8DCI>CJDJH

4-1/4˝(108mm)

Inch (mm)4. 入力／出力
XMシリーズは特別な出力指定は不要です。
XTシリーズはご希望の信号出力形態を部品番号から指定ください。
Gem Sensorsの信号処理モジュールについての詳細は別途お問合せ下さい。
シリーズ

電源電圧

出力信号

部品番号

10〜30 VDC

電源電圧に比例̶

電気的接続ターミナルボックスXM-36490

リード線（4芯）、9.1m、ニトリル被覆

XM-66400
8〜24 VDC

0〜5 VDC

52532

15〜30 VDC

0〜12 VDC

52533

4〜20 mA

52550

4〜20 mA

112300XT-シリーズ
10〜40 VDC

ターミナルボックス

差込口付きパネル・マウント

フォーティブICGジャパン株式会社

商品情報 https://www.fortive-icg.jp/

お問合せ 0120‐083‐081

8"'&

FLOAT TYPE LEVEL TRANSMITTERS – LARGE SIZE

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです プロダクト・チェックリスト:06-6386-5022□見積依頼

お名前 _________________________________________□注文 注文書番号

御社名 ___________________________________________________________________

お問合せ下さい！
必要な情報をこのフォームを記入して下さい。

必要数量__________________

郵便番号 _______________________________________
住所 ___________________________________________
電話番号 ( _____ ) _______________________________
ファックス ( _____ ) _______________________________

フロート式液面レベルセンサ − XM/XT-66400/36490シリーズ、大型使用環境条件
Gems Sensorsのセンサが正確、正常な動作をするために下記の情報が必要になります。
OEM採用の場合は以下のオプション以外にもカスタマイズを承ります。別途、弊社にお問合せ下さい
1. 使用液体： __________________________________________

5. 粘度： ___________________ SSU

2. 使用圧：最小 ______________MPa 最大 ____________MPa

6. タンク材質： __________________________________________

3. 温度：最低 _________________ ℃ 最高 _____________ ℃

タンク深さ： __________________________________________

4. 比重：最低 ___________________

最大 _______________

1. シリーズ:

7. ユニット設置位置： □タンク上 □タンク底

3. 材質:□XM/XT-66400□XM/XT-36490

a. 軸：□316Lステンレス・スチール
b. 取付部
36990：□316Lステンレス・スチール □カーボン・スチール
66400：□316Lステンレス・スチール

2. 取付部のタイプ:□4" NPT（66400）
フランジサイズ：□4"
フランジ：□150#

□5"
□300#

□6"
□600#（36490シリーズのみ）

5. 寸法:
選択したフロート

4. フロートのタイプ、部品番号‐詳細:□ 32230 - ブナN□ 125520 - 4"(101.6mm)DIA. ステンレス・スチール□ 35560 - 4-1/2"(114.3mm)DIA. ステンレス・スチール□ 38609 - 8"(206.4mm)DIA. ステンレス・スチール□ 31830 - 4"(101.6mm)DIA. ガラスバルーン(レジン複合材）

C寸法
表示長++（全体長、mm）（最短12.7mm）

フロートファクタ
X=++6.75˝ (171.5 mm)=+++ 11.375˝ (288.9 mm)+ 7.75˝ (196.8 mm)

=
=

31830
32230
35560
38609
125520軸全長（最大4572 mm）

注：表示長ピッチ：12.7mm毎に増加

6. 入力／出力:
a. 24 VDC電源タイプはオプションです。
□115 VAC入力□230 VAC入力
b. 出力信号□ 52550（4〜20 mA）□ 52532（0〜5 VDC）
□ 52533（0〜12 VDC）

Gems Sensors & Controls
One Cowles Road
Plainville, CT
06062-1198

このフォームにない設定や特殊なご要望については弊社にお問い合わせください。

8"''

Sensors & Controls

フォーティブICGジャパン株式会社

商品情報 https://www.fortive-icg.jp/

お問合せ 0120‐083‐081

tel
860.747.3000
fax
860.747.4244
www.gemssensors.com