形状測定機

輪郭形状測定機

コントレーサCV-2100シリーズ

Catalog No.15020(6)輪郭形状測定に関わるすべての動作を徹底的に解析し、機能を一新しました。

驚くほど『簡単・正確・スピーディ』な測定をご提供します。

1

2

測定者の負担を軽減させるため、徹底的に追求した新機能。

すべてが融合したとき、スタンダードモデルの常識を覆すスピード感が生まれる。

X軸ジョグシャトルで楽々移動

抜群の操作性を生み出すクイック上下動スタンド

外側：X軸粗動送り

内側：X軸微動送り

速度領域：0.02〜20 mm/s
幅広い速度領域をカバーするジョグシャトルを標準装備。
操作もシンプルで簡単に測定箇所まで移動が可能です。

前面集中操作パネル

スタイラス姿勢変更、測定開始、停止、リターンスイッチを本体駆動部前面に集中配置することで操作動線を一気に短縮します。測定時に毎回行う操作だからこそ、測定者の疲労感の低減と測定効率向上に大きく貢献します。

3

粗動グリップ

微動つまみ（上下2箇所に設置）

上部

下部

クイック上下動スタンドは、測定高さまでのアプローチや退避を軽い力で素早く、簡単に行うことができます。
さらに、測定高さへの素早い再位置決めに有効なストッパーを標準装備し、簡単で高効率な測定作業の実現に大きく貢献します。

高効率測定を実現

X 軸の高速化とスタイラスUP/DOWN機能の強化により、スタイラス自動退避後に素早く測定開始位置に復帰可能 。パートプログラムによる複数箇所（複数個）測定に大きな威力を発揮します。

4

高精度測定と簡単操作の融合を実現しました。

システムの自由度も兼ね備え、幅広い測定ニーズにお応えします。

『高精度の追求は、ミツトヨの使命』
新開発高精度デジタル円弧スケールの採用

駆動部傾斜機構を標準装備
CV-2100シリーズ※では斜面測定時でも測定物の段取り替えを必要とせず測定可能な「駆動部傾斜機構」を標準で搭載しています。

Z1軸（検出部）に高精度円弧スケールを搭載しています。スタイラス先端の円弧軌道を直読することによって検出機構による誤差を小さくし、高精度・高分解能を実現しています。

※CV-2100N4の場合：別途、専用据置きスタンド（No.218-042、P12参照）が必要となります。

Z軸測定範囲：50 mm
指示精度：±（2.5+ | 0.1H | ）µm※
分解能：0.1 µm（Z1検出範囲全域）※ H＝水平位置からの測定高さで±25 mm以内

最大傾斜角度：±45°（CV-2100M4の場合）

楽々セッティングで高精度・高効率測定

用途に応じて豊富な組み合わせを用意

高精度デジタル円弧スケールは、測定精度向上のみならず、『楽々セッティングで高精度測定』を可能にします。

円弧スケール方式

CV-2100M4

※1

高分解能

分解能も高く測定精度向上！

測定範囲が狭くセッティングが困難

測定範囲倍率毎に校正作業を行う煩わらしさが解消されます。

同一の分解能アナログ方式のように測定倍率を切り換えたり、全測定範囲測定範囲や測定倍率を気にせず
楽々セッティング

狭発光デバイス
円弧スケール

受光IC

デスクトップPC仕様

CV-2100N4

アナログ方式

据置スタンド※2
セッティング完了
でも分解能は粗い

低広ノートPC仕様※1

CV-2100N4をスタンドなしでご利用いただく際、設置方法によりZ 軸測定範囲が狭くなる場合がございます。
ご検討の際には、弊社最寄りの営業所までご連絡ください。

※2 CV-2100N4のスタンドはオプションです。
（詳細はP12をご参照ください。）

56

データ処理部：FORMTRACEPAK

輪郭形状測定機の制御、データ解析照合、および検査成績書作成までを標準で装備したデータ処理部です。

測定制御
1回のみの測定にはシングルモード、パートプログラムを作成し、同一ワークを複数個測定するにはティーチングモードなど、用途に合わせたモードを備えております。
また、測定から報告書印刷までの一連の流れをパートプログラムに組込むことができ、効率よく測定→解析→報告書出力が行えます。
さらに、任意のタイミングで写真入のコメントを表示する機能もあり、ワークのセッティングなどの注意点を指示する測定手順書の役割を組込むこともできます。

輪郭解析機能●解析の基本要素となるコマンドは、点（10種類）、線（6種類）、円（6種類）と多種にわたり、要素を組み合わせた角度、ピッチ、距離など豊富な計算コマンドや輪郭照合機能、設計値生成機能も標準装備しています。普段ご使用にならないようなコマンドは、隠すなど計算コマンドボタンのカスタマイズ機能と合わせ、使用環境に合わせた画面のカスタマイズが可能です。

● 円・線自動決定機能

範囲を指定するだけで円・線を自動的に計算します。

● 異常点除去機能

操 作 手 順 の 呼 び 出しは 、プ ルダウンメニュー から簡 単 に選択でき、すぐに測定を行えます。

オンラインヘルプ機能 ※1
いつでも閲覧できるオンラインヘルプを搭載。目次別やキーワード検索に加え、クリックするだけでメニューやウィンドウのヘルプを表示する状況保存ヘルプボタンを搭載しています。

● 演算結果のテキスト出力（csv、txt、CAD形式）

ファイル出力（DXF、したり、クリップボードにコピーしたIGES形式）りすることができます。市販の文書作成ソフト、統計処理ソフトを利用し、専用解析ソフトがインストールされていないPCでのデータ共有や、CAD によるリバースエンジニアリングに役立ち測定、解析、レイアウト画面は、言語切替が可能です。
測定を行った後に、他言語に変換して報告書作成が可能です。
ワールドワイドにご利用いただけます。

オランダ語、ロシア語、タイ語

ネジのピッチや、円同士の間隔（心間ピッチ）など複数の同一形状のピッチ解析では、マウス操作で範囲を指定するだけで簡単に解析を行うことができますので効率良く解析を行うことができます。

測定図形データは点列データとしてテキストファイルや CAD

マルチ言語対応（18カ国語）

対応言語：日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、ハンガリー語、スウェーデン語、チェコ語、韓国語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、トルコ語、ポルトガル語、

データ内に含まれるイレギュラーな傷を計算から自動的に除外します。
また、円と線の境目が判別しにくい箇所の計算範囲設定したりする場合にも有効です。

● 簡単ピッチ計算機能ます。

ボタン編集機能
使用頻度の低いボタンは、隠すことができます。よく使うボタンだけを表示し、その分図形ウィンドウを大きく表示するなど、お客様の使い勝手に合わせた画面のカスタマイズが可能です。

矩形でのネジピッチ範囲指定例● 輪郭照合機能を標準装備

設計データと測定データとを最適な位置に座標移動させるベストフィット機能が標準装備されています。
照合結果は、ビジュアルな図形表示だけでなく、各座標における誤差量や誤差量展開を表示させたり、テキストファイル形式で出力が可能ですので、加工機へのフィードバックデータなどにご利用いただけます。

※1：日本語と英語のみ対応

輪郭照合結果例

7

輪郭照合結果数値出力例

8

データ処理部：FORMTRACEPAK

輪郭解析機能● 設計値生成機能

設計データは、CADデータ（DXF、IGES形式ファイル）やテキストデータから生成することが可能です。
また、測定データを設計データとして変換することも可能ですので、使用（試験）前のパーツを設計データとして保存しておくことにより、使用（試験）後に摩耗具合などのチェックにも有効です。

● データ合成機能

測定物の外観形状の問題で、複数箇所に分割して測定したデータを一つの図形として合成し、解析することが可能です。
データ1● 計算コマンドの繰返し設定

統合レイアウト
表面粗さ、輪郭形状、真円度の測定結果や測定図形などを一枚の紙面にレイアウトすることが簡単操作で行えます。
また、保存されたファイルを指定しての貼り付けが可能となりましたので、複数ファイルからの結果の貼り付けが容易です。
※別途、真円度・円筒形状解析プログラムROUNDPAK（対応バージョンは別途お問合せください）が必要になります。

同一形状が定ピッチで有る場合、一箇所解析を入れてピッチを指定することにより一括で解析することができます。

データ2

データ合成

● 測定点列のベストフィット機能● データ重ね合わせコマンドのズレによる影響を排除することができます。

ができます。

測定点を予め登録しておいた参照データと同一の座標系に一致させます。
この機能により、自動解析時のワークのセッティング特徴点を検出して2つのデータの重ね合わせができます。
マウスでのドラック操作で測定点列を自由に動かし重ねること● 報告書作成機能

測定結果 / 条件 / 図形、そしてコメント/ 円 / 線 / 矢印なども自由にレイアウトでき「測定結果報告書」として印刷することが可能です。
一度作成したレイアウトを保存し同様の測定時に再利用することが可能です。
● システムレイアウト印刷

演算結果、測定条件、測定図形など印刷したい項目を選択する
だけの簡単操作で検査成績書を自動レイアウトし、印刷します。
測定図形サイズ、測定結果、フォントなどの詳細設定も可能です。
簡単に印刷したいという用途にご利用ください。

9● 要素挿入バー

要素挿入バーに表示されている解析内容をマウスでドラック＆ドロップすることで、レイアウト上に貼り付けできます。
● PDF・htmlファイル保存

測定結果報告書をPDFファイルや htmlファイルとして出力が可能ですので、レイアウト編集プログラムがインストールされていない PCでも結果確認ができます。

10オプション

オプション

3軸調整テーブル No.178-047

CV-2100N4 用据置きスタンド

円筒形状ワークの輪郭形状測定において、ワークの母線軸と測定軸とを平行にセット（通り出し）し、同時に水平出し調整も行うことが精度よく測定するために必要となります。3 軸調整テーブルを使用すると、架台と測定机

No.218-042 ＊測定部（CV-2100N4）は含みません
上下動範囲：320 mm
最大傾斜角度：±45°：600×450×740 mm
寸法（W×D×H）
質量：110 kg

FORMTRACEPAKのガイダンスに従って操作するだけで通り出しと水平出し調整が簡単に行えるようになります。経験と勘は不要です。

178-023

防振台（ポンプ供給式）

外観寸法図（単位：mm）通り出しが不十分

48

260

25 85

測定終了点

測定終了点

12 100

通り出しが十分

母線軸

母線軸
測定開始点

測定開始点

防振台
（エア供給式）

測定机

740

3 軸調整テーブル使用時のFORMTRACEPAK ガイダンス画面

178-025

12AAQ587

175

12AAQ583（900×750×740 mm） （1500×900×740 mm）

600

450

据置きスタンド（オプション）※クイック上下動機構は搭載してません。

測定図形

その他

除振台
除振台

十字動付載物台（バーニヤタイプ）

178-043-1

十字動付載物台（デジマチックタイプ）

178-042-1

傾斜載物台
178-016

傾斜載物台（DAT 用）
178-048

モニタアーム※1
No.12AAK120

校正用台※
12AAG175

サイドテーブル
No.178-181

V ブロック台998291

精密バイス
178-019740（架台一体形、エア供給式）
No.178-188

モニタアーム48※1

十字動テーブル
218-001両締式回転万力台
218-003両センタ台
172-142

両センタライザ172-143※十字動テーブル、Y軸テーブルを使用せずに、校正を行う際に必要です。

11傾斜センタ台
172-197

クランプ装置176-107600

除振台

組み合わせ例※2：モニタアーム付、サイドテーブル無し※3

V ブロック台
172-234

V ブロック台
172-378260

サイドテーブル

組み合わせ例※2：モニタアーム無し、サイドテーブル有り※1：除振台（No.178-188）と併用になります。
※2：測定機本体、コントローラ、解析部は含みません。
※3：プリンタ用テーブルは別途ご手配ください。

12

スタイラス・アーム

仕様、外観図仕様

アーム適合表（オプション）
φ815155

H

X軸傾斜機構φ8分解能●小穴アーム
φ8

真直度精度（ X 軸水平姿勢時）

H

ナイフエッジ
スタイラス

ボール
スタイラス
小穴スタイラス（片角）小穴スタイラス（円すい）※標準付属品

13355129

AB-71・72

20SPH-56
SPH-66
SPH-76
SPH-86
SPH-96
SPH-54
SPH-64
SPH-74
SPH-84
SPH-94
SPH-55
SPH-65
SPH-75
SPH-85
SPH-95
SP-11
SP-12
SP-13
SP-31
SP-32
SP-33

12AAA566
12AAA567
12AAA568
12AAA569
12AAA570
354897354898354899354900354901354902354903354904354905354906932693932694932695
12AAE873
12AAE874
12AAE875

AB-51・52
AB-61・62
AB-71・72
AB-81・82
AB-91・92
AB-51・52
AB-61・62
AB-71・72
AB-81・82
AB-91・92
AB-51・52
AB-61・62
AB-71・72
AB-81・82
AB-91・92
AB-11
AB-11
AB-11
AB-11
AB-11
AB-116122030426122030426122030420.4
12.50.412.5Hh

先端半径：25 µm
材質：超硬合金

φ3φ3h

先端角度：20°
先端半径：25µm
材質：超硬合金

先端角度：20°
先端半径：25 µm●ナイフエッジスタイラス
材質：超硬合金
φ3●ナイフエッジスタイラス
φ3hHh

先端角度：12°先端半径：25µm 12°
先端角度：
材質：超硬合金●円すいスタイラス●円すいスタイラス

H

φ3

測定方向

引き、押し両方向

測定面方向

下方向

測定力

30 ±10 mN（3 gf）
登り77°、下り87（°表面性状による）
745×450×885 mm
651×143×138.5 mm
145.8 kg
5.8 kg

スタイラス追従角度（標準付属品スタイラスにて）H

先端角度：20°先端角度：
先端半径：25µm 20°
材質先端半径：：超硬合金
25 µm外観寸法（幅×奥行×高さ）

質量

材質：超硬合金●円すいスタイラス●円すいスタイラス
φ3

外観図

φ3h 先端角度：30°（SPH-79のみ50°）
H先端半径：25µm
材質：サファイヤ・超硬合金（SPH-79のみダイヤモンド）
先端角度：°SPH-79のみ50°）30（
先端半径：25 µm●ボールスタイラス
材質：サファイヤ・超硬合金
φ3 （SPH-79のみダイヤモンド）●ボールスタイラス

先端角度：20°
先端半径：25µm
先端幅：3mm
材質：超硬合金

hφ3

先端ボール径：1mm
先端材質：超硬合金

単位：mmCV-2100N4CV-2100M4143
2044601

8399.5100257250 (X=50位置)

121348.5H

先端ボール径：1 mm
先端角度：20°
SP-11/31●小穴スタイラス
SP-12/32●小穴スタイラス
先端材質：超硬合金
先端幅：3 mm
材質：超硬合金
φ6φ6
先端半径：25 µm
φ3先端形状：片角φ1.61 ●小穴スタイラス
先端形状：片角（先端角度：20°）
SP-12/32●小穴スタイラス
0.4SP-11/31：20°）
先端形状：円すい
0 φ6 （先端角度h5φ06
先端形状：円すい030°）（先端角度：h25（先端角度：30°）
先端半径：25µm12.5
φ3
先端半径：25µm
φ1.6
先端材質
：超硬合金
先端形状：片角
先端材質：超硬合金（先端角度：°）
20
H 20 5050H●小穴スタイラス
SP-13/33
先端形状：円すい12.5
先端形状：片角（先端角度：30°）（先端角度：20°）
φ8 先端半径：25 µm
先端形状：円すい
先端材質：超硬合金（先端角度：30°）
φ4
先端形状：片角
先端半径：25 µm2.5●小穴スタイラス
SP-13/33：20°）（先端角度
先端材質：超硬合金
40 φ8先端形状：円すいh50（先端角度：30°）
先端半径：25µm
φ4348.5250 (X=50位置)
側面図

138.5

円すいスタイラス
先端角度30度（超硬）SPH-79φ3φ3●両角スタイラス●両角スタイラス
φ3

正面図

(44)

23457

4450

220143.58517565

下面図450600145

CV-2100N4外観寸法図（SCALE 1/5）815

円すいスタイラス
先端角度50度（ダイヤモンド）●片角スタイラス●片角スタイラス̶

先端材質：超硬合金

H40 05先端形状：片角（先端角度：20°）
先端形状：円すい（先端角度：30°）
先端半径：25 µm
先端材質：超硬合金

15
測定エリア

8

円すいスタイラス
先端角度30度（サファイア）H（mm）
612203042612203042612203042612203042

X軸
Z1軸

指示精度
（20℃）

0.1 µm
0.1 µm電動（0 - 20 mm/s）

0.02~5 mm/s
2.5 µm/100 mm±（2.5+0.02L）µm L：測定長さ（mm）±（2.5+| 0.1H | ）µm H＝水平位置からの測定高さで±25 mm以内

138.5

円すいスタイラス
先端角度20度（超硬合金）

354882354883354884345885354886354887354888354889354890354891
12AAE865
12AAE866
12AAE867
12AAE868
12AAE869
354892354893354894354895354896

適用アーム No.
AB-51・52
AB-61・62
AB-71・72
AB-81・82
AB-91・92
AB-51・52
AB-61・62
AB-71・72
AB-81・82
AB-91・92
AB-51・52AB-61・62
AB-71・72
AB-81・82
AB-91・92
AB-51・52
AB-61・62
AB-71・72
AB-81・82
AB-91・92

手動（クイック上下動、微動）(34)

両角スタイラス

SPH-51
SPH-61SPH-71 ※SPH-81
SPH-91
SPH-52
SPH-62
SPH-72
SPH-82
SPH-92
SPH-57
SPH-67
SPH-77
SPH-87
SPH-97
SPH-53
SPH-63
SPH-73
SPH-83
SPH-93

パーツ No.

上下移動（ Z 軸コラム）

測定速度

80

片角スタイラス

アーム No.

1155
40 駆動方式

̶70145

X軸
Z1軸
X軸

5H

25350 mm
±45°

885
773
35095H

スタイラス適合表（オプション）
スタライス名上下移動範囲（ Z 軸コラム）

40

CV-2100N4100 mm
50 mm

100155

測定範囲
15CV-2100M4X軸
Z1軸（検出部）

12H●心違いアーム

9※標準付属品

φ8(79)

AB-11※測定にあわせてアームとスタイラスを選択ください。

●ストレートアーム

44

小穴アーム

適用スタイラスNo.
H（mm）
SPH-51,52,53,54,55,56,57
6
SPH-61,62,63,64,65,66,67
12
SPH-71,72,73,74,75,76,77,79 20
SPH-81,82,83,84,85,86,87
30
SPH-91,92,93,94,95,96,97
42
SPH-51,52,53,54,55,56,57
6
SPH-61,62,63,64,65,66,67
12
SPH-71,72,73,74,75,76,77,79 20
SPH-81,82,83,84,85,86,87
30
SPH-91,92,93,94,95,96,97
42
SP-11,310.4935110 SP-12,32
1SP-13,33
2.593511193511293511393511493511593511693511793511893511993512034.5 (Z=0位置)

AB-51
AB-61
ストレート
AB-71※
アーム
AB-81
AB-91
AB-52
AB-62
心違いアーム AB-72
AB-82
AB-92

ø12

アームNo. パーツNo.

73

アーム名

T溝寸法（CV-2100M4）14座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム

仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所
伊勢崎営業所
さいたま営業所
新潟営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所

仙台市若林区卸町東1-7-30〒984-0002 電話 (022)231-6881 ファクス(022)231-6884
仙台市若林区卸町東1-7-30（※1） 〒984-0002 電話 (024)931-4331 ファクス(022)231-6884
宇都宮市平松本町796-1〒321-0932 電話 (028)660-6240 ファクス(028)660-6248
水戸市元吉田町260-3〒310-0836 電話 (029)303-5371 ファクス(029)303-5372
伊勢崎市宮子町3463-13〒372-0801 電話 (0270)21-5471 ファクス(0270)21-5613
さいたま市北区宮原町3-429-1〒331-0812 電話 (048)667-1431 ファクス(048)667-1434
新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972 電話 (025)281-4360 ファクス(025)281-4367
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-1611 ファクス(044)813-1610
川崎市高津区坂戸1-20-1（※1）
〒213-8533 電話 (03)3452-0481 ファクス(044)813-1610
厚木市岡田1-7-1 ヴェルドミールSUZUKI 105 〒243-0021 電話 (046)226-1020 ファクス(046)229-5450富士駐在所
電話 (0545)55-1677
諏訪営業所
諏訪市中洲582-2〒392-0015 電話 (0266)53-6414 ファクス(0266)58-1830
上田駐在所
電話 (0268)26-4531
浜松営業所
浜松市東区和田町587-1〒435-0016 電話 (053)464-1451 ファクス(053)464-1683
安城営業所
安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
名古屋営業所
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
金沢営業所
金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田〒920-0057 電話 (076)222-1160 ファクス(076)222-1161
大阪営業所
大阪市住之江区南港北1-4-34〒559-0034 電話 (06)6613-8801 ファクス(06)6613-8817
神戸営業所
兵庫県神戸市西区丸塚1-25-15〒651-2143 電話 (078)924-4560 ファクス (078)924-4562
京滋営業所
草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F〒525-0032 電話 (077)569-4171 ファクス(077)569-4172
岡山営業所
岡山市北区田中134-107〒700-0951 電話 (086)242-5625 ファクス(086)242-5653
広島営業所
東広島市八本松東2-15-20〒739-0142 電話 (082)427-1161 ファクス(082)427-1163
福岡営業所
福岡市博多区博多駅南4-16-37〒812-0016 電話 (092)411-2911 ファクス(092)473-1470
センシング営業課 川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-8236 ファクス(044)822-8140
地震機器課
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)455-5021 ファクス(044)822-8140（※1）営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

お求めは当店で̶

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。
あらかじめご了承ください。
●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
●本カタログに掲載されている仕様は 2022年 5 月現在のものです。

M3 Solution Center …商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
宇都宮市下栗町 2200
〒321-0923 電話 (028) 656-1607 ファクス (028) 656-9624
UTSUNOMIYA
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-1611 ファクス (044) 813-1610
TOKYO
諏訪市中洲 582-2〒392-0015 電話 (0266) 53-6414 ファクス (0266) 58-1830
SUWA
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072 電話 (0566) 98-7070 ファクス (0566) 98-6761
ANJO
大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話 (06) 6613-8801 ファクス (06) 6613-8817
OSAKA
呉市広古新開 6-8-20〒737-0112 電話 (082) 427-1161 ファクス (082) 427-1163
HIROSHIMA
計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業所にご連絡ください。
〒213-8533 電話 (044) 822-4124 ファクス (044) 822-4000
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸 1-20-1
キャリブレーションセンタ…商品の検査・校正・保守・修理をお受けしています。
宇都宮市下栗町2200〒321-0923 電話 (028) 656-1432
宇都宮
川崎川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-8214
広島呉市郷原町一ノ松光山10626番62 〒737-0161 電話 (0823) 70-3820

ファクス (028) 656-8443
ファクス (044) 813-8223
ファクス (0823) 70-3833

カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
電話 (0570) 073214
ファクス (044) 813-1691

最寄りの営業所をご確認いただけます。

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/domestic/list.html#sale

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533
https://www.mitutoyo.co.jp

209 2205(6)B-(CH)NE143