取扱説明書

MODEL

E411

1/8

周期測定タコメータ
E411 シリーズ 取扱説明書

2. 取り付け方法
2.1. パネルカット寸法
Ｅ411 を取り付ける際のパネルカット寸法は、下図になります。

M IN 70

45 +- 0.6
092 +0.8-0MIN 120※推奨パネル 板厚:0.8～5mm

警 告
安全を確保する目的で、直接的、間接的に人体を検出する用途に本製品を使用しないでください。
本製品の不調あるいは本品自体に起因する二次的災害発生の可能性があるときは、必ず別の技術手段による保全対策を併用してください。
本製品に起因して生じた特別損害、間接損害、消極損害に対して、弊社はいかなる責任も負いません。

２．２ 外形寸法

注 意(1)

入力に最大許容値を超える電圧や電流を加えると、機器の破損につながります。

(2)

電源電圧は使用可能範囲で使用して下さい。使用可能範囲外で使用しますと火災・感電・故障の原因となります。

(3)

本書の内容に関しては製品改良の為予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

(4)

本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ等お気付きの点がありました場合は、取扱店又は直接弊社へご連絡下さい。

(5)

本書をお読みになった後は、いつでも見られる場所に保存して下さい。

1. お使いいただく前にこの度はＥ411をお買い上げいただきまして有り難うございます。この取扱説
明書はお使いになられる方のお手元にて保管していただくようお願い致します。また、輸送途中での破損等をご確認の上、お気付きの点がありました場
合は、取扱店又は直接弊社へご連絡ください。

1.1. 型式構成
Ｅ411 の型式構成は下図のようになっております。ご注文時に選択された製品とお手元の製品に違いがないことをご確認願います。

2.3 パネル取付け方法

Ｅ４１１□ -□６Ｔ□

本体から取り付けバンドを外した状態でパネル前面より挿入し、パネル後方から取り付けバンドにより固定してください。
ＢＣＤ出力

空白 BCD出力無し－Ｒ BCD出力（オープンコレクタ）

比較出力１ 出力なし
５ リレー出力
６ ホトカプラ出力

駆動電源

Ｆ AC100～240V±10%(50/60Hz）
Ｗ DC12～48±10%①取り付けバンドを外した本体をパネル前面より挿入②パネル後方から左右の取り付けバンドにより固定

注 意(1) ちり、ゴミ、電気部品に有害な化学薬品、腐食性ガス等のない場所で使用して下さい。

1.2. 付属品の確認
Ｅ411の付属品は取扱説明書1部、単位シール1枚となっております。
（BCD出力選択時にはソケットコネクタ1個が追加されます。）
BCD出力コネクタ付きケーブル（別売）
A6BCDCN-2M(2) 本器を装置内に設置する場合は、装置内の温度が 50℃以上にならないよう放熱等にご注意ください。
(3) 振動、衝撃がかからないようにして下さい。

取扱説明書

MODEL

E411

2/8
入力種類別接続方法
ＮＰＮオープンコレクタ信号

3. 端子の説明及び接続方法

入力ユニット
端子番号①または④VCC

GND

内部設定項目

②SIG

③GNDを

12V+5 or 12Vに設定してください。

ＰＮＰオープンコレクタ信号
入力ユニット
端子番号

ＤＣ電源①または④VCC

1DC+端子端子名

1DC+2DC-

2DC-

3NC

3NC

4NC

4NC

5NC

5NC

6NC

6NC

備考+5 or 12V

DC12～48V ±10％

GND

内部設定項目DC電源選択時は接続極性に注意してください。

②SIG

③GND

をに設定してください。

電圧パルス（ＮＰＮトランジスタ出力）信号

注 意

入力ユニット
端子番号・本器には電源スイッチが付いていませんので、電源を接続するとすぐに動作状態となります。

①または④VCC

GND

内部設定項目+5 or 12V

②SIG

③GND

をに設定してください。

電圧パルス（ロジックＩＣ出力）信号
入力ユニット
端子番号①または④VCC

GND

内部設定項目+5 or 12V

②SIG

③GND

をに設定してください。

直流２線式センサ
入力ユニット端子番号①または④+5 or 12V

近接センサ等

内部設定項目②SIG③

GNDをに設定してください。

クラハトボリュームカウンタ
入力ユニット
端子番号
①②

クラハト
ボリューム・カウンタ

ＢＣＤ出力（オープンコレクタ） (オプション②)
NC
NC
COM
ENABLE
NC
P.C
×800000
×200000
×80000×20000
×8000
×2000
×800
×200×80×20×8×2

予備（接続しないでください）
共通
BCDイネーブル制御
予備（接続しないでください）
BCD印字指令出力

BCDデータ出力

NC
NC
COM
LATCH
NC
OVER
×400000
×100000
×40000×10000
×4000
×1000
×400
×100×40×10×4×1

NC

3635

NC

3433

12V

SIG

③

内部設定項目をGNDに設定してください。

ゼロクロス信号
入力ユニット
端子番号①または④+5 or 12V

コンパレータ②SIG③

GNDｰNC

3231

COM

共通3029LATCH

データラッチ信号入力

NC

2827NC

予備（接続しないでください）

P.C

2625OVER

オーバーフロー出力

×800000

2423×400000

×200000

2221×100000

×800002019×40000×20000

1817×10000

×8000

1615×4000×2000

1413×1000

1211×400×200

109×100×80

87×40×20

65×10×8

43×4×2

21×1

内部設定項目予備（接続しないでください）NC

COM
ENABLE×800+を入力ユニット
端子番号④+5V⑤LINE+REVERSE SIGNAL⑥LINE-③

GND

VCC
SIGNAL

BCDデータ出力に設定してください。

ラインドライバ信号

GND

内部設定項目をに設定 してください。

取扱説明書

MODEL

E411

3/8

４． 操作方法
4.1 各部の名称と機能①表示部②エンターキー③モードキー④シフトキー⑤インクリメントキー⑥比較動作表示部⑦トリガ表示部①・ ６桁の数字表示ＬＥＤです。
設定で赤／緑の表示色変更が可能です。
・ プログラムモードでの決定キーとして使用します。
・ １秒以上の長押しで測定／プログラムモードが切り替わります。
・ プログラムモードでは取り消しキーとして使用します。
・ プログラムモードでの設定項目選択（設定項目番号ＵＰ）、桁選択に使用します。
・ プログラムモードでの設定項目選択（設定項目番号ＤＯＷＮ）、数値選択に使用します。
・ 比較動作状態を表示します。
HH、HI、LO、LL：赤色固定 GO：緑色固定・ パルス入力時に点滅。高速パルスで連続点灯。
赤色固定

HH
HI

P1

GOLO

⑥⑦LL

Ｅｎｔ ｅ ｒＭｏ ｄ ｅ②③④4.2 表示と文字表記
表示部の表示と対応する文字は以下のようになります。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

4.3 プログラムモード
各種パラーメータの設定はプログラムモードで行います。
プログラムモード
項目設定画面測定モード
Ｍｏｄｅ
長押し１秒以上

EnterEnter

ＭｏｄｅEnter

ＭｏｄｅEnter

Ｍｏｄｅ

Ｍｏｄｅ

設定保存

設定保存

設定保存

EnterEnterEnter

数値設定画面

任意の数値を設定する場合

選択肢になっている場合▲：設定桁の選択▲：数値の変更▲：小数点位置の変更
▲

：数値ＵＰ

▲：数値ＤＯＷＮ(1)測定モードでモードキーを 1 秒以上押し続けて、プログラムモードを起動してください。
(2)シフトキーまたは、インクリメントキーを押すと項目 No.の変更ができます。
(3)設定する項目を表示している状態でエンターキーを押し、数値設定画面に切り替わります。
(4)点滅している桁が設定中の桁です。シフトーキーを押すごとに点滅する桁が移動します。
(5)インクリメントキーを押すごとに数値が増えます。小数点が選択されている場合は小数点の位置が順番に切り替わります。
(6)数値の設定が完了したらエンターキーを押してください。設定内容が記憶され、次の設定項目に切り替わります。
警 告プログラムモード起動時は測定、各出力等は停止します。
出力を制御等に使用している場合は、必ず本器による制御を停止させてから設定を変更してください。

注 意
数値設定画面でモードキーを押すと、設定内容は保存されずに元の項目設定画面に戻ります。
設定を変更する際には必ずエンターキーを押して設定内容を保存してください。

(7)全ての設定が完了したら、モードキーを 1 秒以上押し続けて、測定モードに復帰してください。

⑤

取扱説明書

MODEL

E411

4/8

4.4 設定項目

No.

表示

名称

設定範囲

工場出荷状態

表示設定
入力周波数レート

0.00001～999999

1

表示レート

0.00001～999999

1

表示小数点位置

0：オートレンジ，1～6：固定レンジ

0

表示更新時間

0.1～19.9秒

0.3

表示色（メイン）

1：赤，2：緑1

ゼロ検出0（なし），0.00001～999999（Hz)0

表示移動平均数

1～81

入力切替

1：NPNオープンコレクタ 接点信号2：PNPオープンコレクタ
NPN/PNP電圧出力 ロジックＩＣ(電圧パルス）
23：２線式センサ
4：ゼロクロス
5：ラインドライバ

ローパスフィルタ

1：OFF，2：15kHz，3：1.5kHz

1

分周比（パルス平均）

1～999

1

チャタサプレス機能

1：OFF，2：ON

1

出力設定

1：HI-GO-LO
2：HH-HI-GO
3：GO-LO-LL

1

比較設定HH値

0.00001～999999

60000

比較設定HI値

0.00001～999999

50000

比較設定LO値

0.00001～999999

20000

比較設定LL値

0.00001～999999

10000

ヒステリシス

0.00000～999999

0

出力論理（OUT1）

1：POSI，2：NEGA

1

出力論理（OUT2）

1：POSI，2：NEGA

1

出力論理（OUT3）

1：POSI，2：NEGA

1

出力論理

1：POSI，2：NEGA

1

プロテクト

1：OFF，2：ON

1

工場出荷設定1：OFF，2：ON1入出力設定

比較出力設定 （比較出力搭載時に表示されます）

BCD設定 （BCD搭載時に表示されます）

その他設定取扱説明書

MODEL

E411

5/8

５． 各種パラメータの設定
5.1 入力周波数レートと表示レートの設定 （レイトマチック TM※）
本器は入力値と表示値の比（レート）を合わせるだけで、周波数計・回転計・速度計・流量計など様々な用途に使用できます。
01.INPT ： 入力周波数レート
02.DISP ： 表示レート
設定範囲：000001～999999
工場出荷状態 ：1
計算式
表示レート
表示値＝入力周波数 × ────────
入力周波数レート例１）周波数計として使用する。
表示単位は Hz とする。（入力パルス ＝ 表示）
01.INPT ： 1
02.DISP ： 1
例 2）1 回転１００パルスのロータリーエンコーダを使用する。
表示単位は rpm とする。
01.INPT ： 100
1 秒間 1 回転の場合 100Hz となる
02.DISP ： 60
1 回転/sec ＝ 60 回転/min例 3）0.12mL/P の流量センサを使用する。
表示単位は L/min とする。
この場合は設定のために計算が必要になります。
入力が 1Hz 時の 1 分間の流量(L/min)を計算します。
入力が 1Hz であれば流量は 0.12mL/sec↓単位を(L/sec)に変換
0.12mL/sec × 1000 ＝ 0.00012L/sec↓単位を(L/min)に変換
0.00012L/sec × 60sec ＝ 0.0072L/min
計算結果をもとにレートを設定します。
01.INPT ： 1
入力 1Hz02.DISP ： 0.072
0.0072L/min※「レイトマチック

TM

06.ZLIM ： ゼロ検出
設定周波数以下で表示を「０」にします。
測定周波数が０Ｈｚに近づくにつれ、パルス周期が長くなり、パルス入力待機状態のまま表示が更新されなくなります。
設定周波数の周期にパルスが検出されない場合、入力パルスなしと判定
し表示を「０」に更新します。
！注意
01.INPT，02.DISP で設定した表示値ではなく、入力端子に入力される周波数に対する設定です。
設定範囲：0（なし），0.00001～999999Hz
工場出荷状態 ：0（なし）
07.DMAV ： 表示移動平均数
表示移動平均に使用するデータのサンプル数を指定します。
移動平均機能は表示更新時間毎の測定値を合計し、サンプル数で割って平均することで、表示更新速度を維持したまま滑らかな表示を可能にする機能です。
移動平均は更新時間ごとに行なわれ、新しい測定値を 1 個取り込んで一番古い測定値を 1 個捨てて平均していきます。
例）移動平均回数：３に設定
測定データ
データ旧！注意

0010.02

測定値の急激な変化に対して、表示が追従するのは移動平均回数後になります。

0009.98
測定値が急変データ新」はココリサーチ株式会社の登録商標です。

5.2 表示に関する設定
03. DP ： 表示小数点位置
小数点位置を設定します。オートレンジ選択時には常に 6 桁表示します。
表示可能範囲以下は四捨五入されます。
500Hz入力時

05.COLR ： 表示色（メイン）表示部の表示色を変更します。
トリガ表示部、比較動作表示部の表示色は変更されません。
設定範囲：1：赤，2：緑
工場出荷状態 ：1：赤設定範囲
工場出荷状態

0010.01

1000.010340.01①1000.05

0670.03②1000.02

1000.03③1000.04

1000.04

0999.98

1000.01

1000.06

1000.03：1～8 回：1 回！注意
04.DUPD，06.ZLIM，07.DMAV の設定値は全ての出力の応答速度に影響します。

5.98Hz入力時

オートレンジ

0010.03

入力変化

入力変化

検出パルス
（立下検出）
04.DUPD 表示更新時間毎に平均パルス数を検出する（更新のタイミングにより遅れる）

固定レンジ

06.ZLIM ゼロ検出
設定による遅れ

表示更新

設定範囲
工場出荷状態：0：オートレンジ，1～6：固定レンジ：0：オートレンジ

04.DUPD ： 表示更新時間
Ｅ411 は更新時間ごとのパルス数を合計し、それを周期で割って平均する
ことで、高速応答と滑らかな表示を可能にしています。
0.1 と設定した場合は、0.1 秒毎に入力されたパルス数をその周期で平均し、表示を更新していきます。
各種オプション出力は表示に同期して出力されますので、間接的に各種オプション出力の更新時間もここで設定されます。
設定範囲：0.1～19.9 秒
工場出荷状態 ：0.3

07.DMAV 表示移動平均数
設定による遅れ検出レベル
出力回路に起因する遅れ

07.DMAV 表示移動平均数
設定による遅れ出力回路に起因する
遅れ

出力レベル

各出力回路に起因する応答の遅れは 8 ページの「６．仕様」を参照ください。

取扱説明書

MODEL

E411

6/8

5.3 入出力に関する設定
10.ISEL ： 入力切替
設定範囲：1：NPN オープンコレクタ 信号接点
2：PNP オープンコレクタ NPN/PNP 電圧出力
ロジック IC（電圧パルス）
3：2 線式センサ
4：ゼロクロス
5：ラインドライバ
工場出荷状態 ：2：PNP オープンコレクタ NPN/PNP 電圧出力
ロジック IC（電圧パルス）
各種センサ接続方法と入力切替の設定に関しては、3 ページの「入力種類別接続方法」を参照ください。
11. LPF ： ローパスフィルタ
高周波ノイズ等の影響を取り除くための入力信号用ローパスフィルタです。
ローパスフィルタは 3 段階の設定ができます。環境に合わせ設定を行ってください。
ローパスフィルタの設定は、設定項目 10.ISEL が 5：ラインドライバ以外の設定時に有効です。
！注意
ローパスフィルタは高周波ノイズ対策の機能です。
測定している周波数より低い周波数のローパスフィルタを設定すると、入力信号もノイズとみなして減衰してしまいます。
測定対象の周波数を十分確認のうえ設定してください。
設定範囲：1：OFF，2：15kHz，3：1.5kHz
工場出荷状態 ：1：OFF
12.DIVP ： 分周比（パルス平均）
入力パルスにバラツキがある場合（特に流量センサを接続する場合など）に使用します。入力周波数と表示値の設定に関係なく分周比を設定することができます。分周比によるレートは内部で自動的に補正されますので、レート設定を変更する必要はありません。
設定範囲：1～999
工場出荷状態 ：1
13.CRES ： チャタサプレス機能
チャタサプレス機能は、リードスイッチ等の接点センサで発生するチャタリングを取り除くときに使用するソフトウェアフィルタです。
このチャタサプレス機能を ON にしたときは、入力信号の HI レベル、LO レ
ベルの幅が 1ms 以下のパルスをチャタリングと見なして演算から除外します。
Duty50%のパルスの場合、入力可能周波数の上限は約 480Hz です。
設定範囲：1：チャタサプレス機能 OFF
2：チャタサプレス機能 ON
工場出荷状態 ：1：チャタサプレス機能 OFF
5.4 比較出力の設定・設定項目 30.CSEL～38.O3L は比較出力選択時のみ表示されます。
・比較出力はリレーまたはホトカプラの開閉出力で、設定方法は共通です。
・設定項目 30.CSEL の設定により、端子台の出力が変わります。

・各出力状態は前面の比較動作表示部にてモニタリングできます。
・比較出力はそれぞれ独立して動作していますので、31. CHH～34.CLLの設定値が同じであっても、LO の設定値が HI の設定値より大きくても問題ありません。
30.CSEL ： 出力設定
端子台の出力機能を設定します
設定範囲：1：HI-GO-LO，2：HH-HI-GO，3：GO-LO-LL
工場出荷状態 ：1：HI-GO-LO
31. CHH ： 比較設定 HH 値
HH 比較値を設定します。
小数点位置も比較値に含まれます。
設定値は表示値に対しての数値になります。
設定範囲：0.00001～999999
工場出荷状態 ：60000
32. CHI ： 比較設定 HI 値
HI 比較値を設定します。
小数点位置も比較値に含まれます。
設定値は表示値に対しての数値になります。
設定範囲：0.00001～999999
工場出荷状態 ：50000
33. CLO ： 比較設定 LO 値
LO 比較値を設定します。
小数点位置も比較値に含まれます。
設定値は表示値に対しての数値になります。
設定範囲：0.00001～999999
工場出荷状態 ：20000
34. CLL ： 比較設定 LL 値
LL 比較値を設定します。
小数点位置も比較値に含まれます。
設定値は表示値に対しての数値になります。
設定範囲：0.00001～999999
工場出荷状態 ：10000
35. HYS ： ヒステリシス
ヒステリシス値を設定します。
入力値が細かく変動し、比較出力が ON/OFF を繰り返してしまう場合にはヒステリシス値を大きく設定することで改善されます。
設定範囲：0.00001～999999
工場出荷状態 ：0
36. O1L ： 出力論理(OUT1)
37. O2L ： 出力論理(OUT2)
38. O3L ： 出力論理(OUT3)
比較出力の出力論理を設定します。
設定範囲：1:POSI, 2:NEGA
工場出荷状態 ：1:POSI
POSI:正論理：検出時に出力を閉 (ON) します。(MAKE)
NEGA:負論理：検出時に出力を開 (OFF) します。(BRAKE)

端子台

設定項目301-2

3-45-6

OUT1

OUT2

OUT3

HIGOLOHHHIGOGO

LO

LL

・設定項目 30.CSEL の設定がいずれの場合も、比較値を 2 点設定してください。（GO 以外の出力項目を設定）
・GO 出力は、設定した比較値 2 点がどちらも出力されない場合に出力されます。

！注意
本器の比較出力論理切替はソフトウェアで論理反転を行っており、ハードウェアとしての出力論理は正論理（検出時 ON）となっています。
電源投入遮断時などの動作は正論理が基本となります。

取扱説明書

MODEL

E411

7/8

5.5 BCD 出力機能の設定
・設定項目 50.BCDL は BCD 出力オプション選択時のみ表示されます。
・BCD 出力を使用して、システム構築する設計者は、デジタル信号インタフェースの知識が必要です。
・電源投入直後は BCD 出力が不定な数値を出力しますので、BCD 出力を制御等に使用している場合は、本器の電源投入時に制御を停止させる等の処理を行ってください。

BCD 出力仕様
NPN オープンコレクタ
定格 出力印加電圧：30V(max) 出力電流：10mA(max)
特性 出力飽和電圧：1.2V 以下●シーケンサ等のフォトカプラ入力に適合します。
出力タイミングチャート

接続方法
NC
NC
COMENABLE
NC
P.C
×800000
×200000
×80000×20000×8000
×2000×800
×200×80×20×8×2

ピン番号
1～2425

データ更新

NC
NC
COM
LATCH
NC
OVER
×400000
×100000
×40000×10000
×4000
×1000
×400
×100
×40×10×4×1

信号名

NC

36

35

NC

NC

34

33

NC

COM

3231

COM

ENABLE

30

29

LATCH

NC

2827

NC

P.C

26

25

OVER

×800000

2423×400000

×200000

22

21×100000

×8000020

19×40000

×200001817×10000

×8000

16

15×4000

×2000

1413×1000×800

1211×400×200

109×100×8087×40×2065×10×843×4×221×1

論理
NPNオープンコレクタ出力

BCDデータ
10ms
P.C.
100us
LATCH

130us

80us

ENABLE

50.BCDL ： 出力論理：1：POSI，2：NEGA
設定範囲
工場出荷状態 ：1：POSI
POSI:正論理（トランジスタ ON）
NEGA:負論理（トランジスタ OFF）
BCD 出力は小数点情報を含んでいませんので、設定項目 03.
小数点位置をオートレンジ以外に設定してご使用ください。

DP 表示

×1～×800000 0：OFF 1：ON
OVER

オーバーフロー時ON

26

P.C.

＊出力更新後ON

29

LATCH

COM端子と短絡で出力データ保持

30

ENABLE

COM端子と短絡でOFF

31,32

COM

データ更新について
データ更新完了後に P.C.信号を ON（HIGH）するように設計されています。
P.C.信号が ON（HIGH）の間に BCD 出力データを読み込むよう、システム構築時には配慮してください。

COMMON

表は設定項目50.BCDLの設定が1：正論理の場合です。
＊P.C.信号の論理は設定項目50.BCDLの設定に関係なく固定です。

表示が 6 桁をオーバーした場合は BCD データは 999999 になり、25 番のOVER ピンの論理が変わります。
BCD 入力仕様
L A T C H (29)COM 端子と短絡すると出力データを保持します。
短絡し続ける間はデータ保持を継続します。

-----------------ENABLE(30)COM 端子と短絡すると、トランジスタ OFF（NPN オープンコレクタ仕様）になります。
デイ ジーチェ ーン接続する際は出力させたい機器 1 台以外は全てENABLE と COM 端子を短絡させてください。
接続例

ENABLE以外の信号を並列に接続する。
ENABLE信号
データを読出したい
1台以外はCOM端子と短絡してください。

設定項目04.DUPD
表示更新時間---------------

デイージーチェーン接続することにより、LAT CH 信号を LOW にすると、接続されているすべての機器に対して出力更新を停止させることができます。

60.PROT ： プロテクト
60.PROT を 2:ON に設定するとプログラムモードで表示される設定項目が、60.PROT のみになり、意図しない操作による誤設定などを防ぐことができます。
設定範囲：1：OFF，2：ON
工場出荷状態 ：1：OFF
61.DFLT ： 工場出荷設定
61.DFLT を 2:ON に設定すると全ての設定値が工場出荷状態にリセットされます。
設定範囲：1：OFF，2：ON
工場出荷状態 ：1：OFF！注意リセットした設定値を復元することはできませんので、誤って設定しないようご注意ください。

取扱説明書

MODEL

E411

8/8

６． 仕様
■ 入力仕様入力周波数範囲

10 mHz～50kHz

入力信号①シングルエンド入力(NPNオープンコレクタ、ロジック、 ゼロクロス、 2線式センサ）② 差動入力（ラインドライバ）

入力方法

単相パルス

①ロジック 信号(NPNオープンコレクタ、ロジック、 2 線式センサ）
Hレベル： 3.9V以上 Lレベル： 1V以下
入力レベル及び感度60 mV(rms)以上の0Vを 通過する 交流信号
②ゼロクロス信号③ラインドライバ 信号±1V以上 （差動電圧）

入力抵抗①NPN オープンコレクタ 約15kΩで+12Vへプルアップ
約10kΩで GND にプルダウン②ロジック
約10kΩで GND にプルダウン③ゼロクロス
約10kΩで GND にプルダウン④2線式センサ
約900Ωで GND にプルダウン⑤ラインドライバ
入力抵抗 330Ω

入力許容電圧① NPNオープンコレクタ、ロジック ±50V
②ゼロクロス±70V③2 線式センサ±30V④ラインドライバ±25V（差動電圧）

入力パルス幅
トリガエッジ9μs以上（ Lレベル Hレベル共に）立下がりエッジ■ 測定方式及び 演算部仕様
測定方式
測定モード
スケーリング

周期演算方式
周波数計
表示自動換算（レイトマチック TM ※ ）入力周波数に対する 表示値を 設定
入力周波数レート :0. 00001～ 999999[Hz]表示レート :0. 00001～ 999999

演算レート
分周比(パルス平均)
移動平均
ゼロ 検出

1～999
1～8
設定周波数以下で切り 落とし

チャタサプレス機能

入力周波数上限： 480 Hz
HIレベル、 LOレベル共に1ms以下のパルス幅をチャタリングとして 除去

設定値記憶

不揮発性メモリ( EEPROM )により 100 万回書込※「レイトマチック TM」はココリサーチ 株式会社の 登録商標です。

■ 外部電源仕様
センサ 用電源(+12V)
最大負荷
センサ 用電源(+5V)
最大負荷■ 表示部仕様
表示素子
表示桁数、 表示ランプ

表示範囲
レンジ 切替ゼロ 表示
小数点位置
オーバー表示表示更新
表示精度

DC 12V ±10%100 mA
DC 5V ±10%150 mA

赤/ 緑色発光 7セグメント LED( 文字高 約20 mm)
6桁(測定値及びパラメータ )、 HH/HI/GO/LO/LL( 判定結果)、 P1(トリガ )0. 00001～ 999999
オートレンジ、 固定レンジ
リーディングゼロサプレス□□□□□□. ～ □. □□□□□OL 表示
0.1～19.9秒±(20 ppm + 1 digit ) at 23℃■ 電源仕様電源ユニットにより 下記から 選択
AC100～240V ±10%(50Hz/60Hz)
DC12～48V ±10%電源電圧

AC 電源仕様
消費電力
DC 電源仕様■ 共通仕様
使用温湿度範囲
保存温湿度範囲
外形寸法
質量100V：17 VA以下
200V： 21 VA以下
240V： 23 VA以下
11W 以下0～50℃ 35～85%RH (非結露)-10～+70℃ 60%RH以下(非結露)48 mm(H)×96 mm(W)×97.5 mm(Ｄ) オプションユニット 未実装時
約500g
AC電源タイプ
電源-入力/ 比較出力/全てのオプション 出力間 AC1500 V 1 分間
入力- 比較出力/全てのオプション 出力間 DC500 V 1分間
比較出力-全てのオプション 出力間 DC500 V 1分間
ケース-電源/入力/ 比較出力/全てのオプション 出力間 AC1500 V 1 分間

■オプション仕様●比較出力仕様
設定方法
設定点数
出力点数
判定動作モード
出力タイプ
出力定格
出力論理
出力更新周期
出力応答時間●BCD出力仕様
出力方式
出力信号
制御信号

プログラムモードにより内部記憶
2点
3点
HH/HI/GO、HI/GO/LO、GO/LO/LLより選択
リレー出力
ホトカプラ出力
DC30V 20mA
DC30V 2A(抵抗負荷)
AC250V 2A(抵抗負荷)(抵抗負荷)
正/負論理切替可能
表示同期
2ms(max)（出力回路のみ）

パラレルBCD出力(オープンコレクタ)
6桁BCDコード、OVER、P.C
LATCH入力,ENABLE入力,P.C

出力定格

オープンコレクタ:DC30V 10mA(出力飽和電圧 1.2V以下)

出力周期
出力応答時間
出力論理

表示同期
2ms(max)（出力回路のみ）
パラメータにより正論理/負論理切替可能

7. ご注文に際してのお願い
平素は、格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
当社への見積り、ご発注の際には見積書、カタログ、契約書、仕様書などの特記事項に無い場合には、次の通りにさせて頂きます。
なお、カタログに記載のない条件や環境での使用、および原子力発電、航空、鉄道、医療機器等の人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途への使用をご検討の際は、当社に必ずご相談いただき仕様書などによる確認をお願いします。
1.保証期間：製品の保証期間は、ご指定場所に納入後１年間といたします。
2.保証範囲(1)上記保証期間中に当社の責任により故障が発生した場合は、無償で故障部分を修理させていただきます。
なお、商品が消耗品(エンコーダ・リレー製品)の場合、修理に代わり、品質に問題のない商品と交換させていただきます。ただし、次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。
●取り扱い説明書、ユーザマニュアル、別途取り交わした仕様書などに記載された以外の不適当な条件・環境・取り扱い並びに使用方法に起因した場合。
●当社以外のハードウェア・ソフトウェア・サプライ品による場合●当社以外による改造または修理による場合●当社以外による輸送中の過失、事故、減失、損傷等●火災、風水害、地震または落雷等の天災地変による場合●当社出荷当時の科学・技術の水準では予見が不可能だった事項による場合(2)保証範囲は、(1)を上限とし当社製品の故障に起因するお客様での二次損害およびいかなる損害も保証の対象外とさせて頂きます。
本カタログの記載事項は、品質向上改善のため予告なくその内容を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

耐電圧DC電源タイプ
電源-入力/ 比較出力/全てのオプション 出力間 DC500 V 1 分間
入力- 比較出力/全てのオプション 出力間 DC500 V 1分間
比較出力-全てのオプション 出力間 DC500 V 1分間
ケース-電源/入力/ 比較出力/全てのオプション 出力間 AC1500 V 1 分間
絶縁抵抗
前面保護規格

本取扱説明書の著作権は弊社に帰属します。記載内容の一部、または全部を無断で転載、複製、改変することは法律で禁止されています。

耐電圧試験端子間 DC500 V 100 MΩ以上
規定無し

フォーティブICGジャパン株式会社
Fortive ICG Japan Co., Ltd.

〒564-0044
大阪府吹田市南金田2-12-23カスタマーサービス部
TEL 06-6386-8001 FAX 06-6386-5022
csjapan@scgap.com
https://www.fortive-icg.jp/ED-50032