スペクトラムアナライザ
GSP-930

ユーザーマニュアル
REVISION 1.0 DECEMBER 2011ISO-9001 CERTIFIED MANUFACTURER

保証
スペクトラムアナライザ GSP-930
この度は GW Insturument 社の計測器をお買い上げいただきありがとうございます。今後とも当社の製品を末永くご愛顧いただきますようお願い申し上げます。
GSP-930 は、正常な使用状態で発生する故障について、お買上げの日より 2 年間に発生した電気的故障については無償で修理を致します。
ただし、キーパッド、エンコーダなどの機構部品は除きます。また、液晶は 1 年間、ケーブル類など付属品は除きます。
また、保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
1．火災、天災、異常電圧等による故障、損傷。
2．不当な修理、調整、改造がなされた場合。
3．取扱いが不適当なために生ずる故障、損傷。
4．故障が本製品以外の原因による場合。
5．お買上げ明細書類のご提示がない場合。
お買上げ時の明細書（納品書、領収書など）は保証書の代わりとなりま
すので、大切に保管してください。
また、校正作業につきましては有償にて受け賜ります。
この保証は日本国内で使用される場合にのみ有効です。
This warranty is valid only Japan.

本マニュアルについてご使用に際しては、必ず本マニュアルを最後までお読みいただき、正しくご使用ください。また、いつでも見られるよう保存してください。
本書の内容に関しましては万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどがございましたらご購入元または弊社までご連絡ください。

このマニュアルは著作権によって保護された知的財産情報を含んでいます。 当社はすべての権利を保持します。 当社の文書による事前の承諾なしに、このマニュアルを複写、転載、他の言語に翻訳することはできません。
このマニュアルに記載された情報は印刷時点のものです。 部品の仕様、機器、および保守手順は、いつでも予告なしで変更することがありますので予めご了承ください。
Microsoft、Windows XP および Excel は米国マイクロソフト社の登録商標です。
2012 年 3 月 15 日
Good Will Instrument Co., Ltd.
No. 7-1, Jhongsing Rd., Tucheng City, T aipei County 236, Taiwan.

安全上の注意事項

目次
安全上の注意 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
先ず初め に . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
GSP-930 概要................................................................... 9
ア クセサリ......................................................................... 11
外観.................................................................................. 13
先ず初めに....................................................................... 24
基本操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
周波数設定...................................................................... 39
SP AN(スパン )の設定....................................................... 43
振幅（Amplitu de）設定 ..................................................... 46
Au tose t ............................................................................ 59
帯域幅（BW）/平均の設定 ............................................... 61
スイープ............................................................................ 67
トレース ............................................................................ 73
トリガ ................................................................................ 80
マー カ............................................................................... 85
デ ィスプ レイ.................................................................... 100
シ ステム 設定.................................................................. 114
プ リセット（Pre set） ......................................................... 119
ア ドバン ス操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
測定................................................................................ 122
リミットラ イン テスト....................................................... 170
シー ケン ス...................................................................... 177
トラ ッキン グジ ェネレー タ ................................................ 183
パワー メー タ................................................................... 186

1

GSP-930 ユーザーマニュアルフ ァイル操作. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
フ ァイル操作の概要........................................................191
リモー トコン トロー ル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
インターフ ェースの構成..................................................211
FAQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
付録. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
時計用バッテ リーの交換 ................................................224
略語について..................................................................225
GSP-930 初期設定........................................................227
メニューツ リー .................................................................230
GSP-930 仕様................................................................259
GSP-930 寸法................................................................269
Declaration o f Con for mit y ............................................270
索引. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

2安全上の注意事項

安全上の注意この章は、本器の操作および保存時に気をつけなければならない重要な安全上の注意を含んでいます。
操作を開始する前に以下の注意をよく読んで安全を確保し、最良の環境に機器を保管してください。

安全記号
以下の安全記号が本マニュアルまたは GSP-930 に記載されています。

警告

警告： ただちに人体の負傷や生命の危険につながる恐れのある状況、用法が記載されています。

注意

注意： GSP-930 または他の機器へ損害をもたらす恐れのある個所、用法が記載されています。
危険：高電圧の恐れあり
注意：マニュアルを参照してください
保護導体端子アース (接地) 端子

3

GSP-930 ユーザーマニュアル

安全上の注意事項
一般注意事項•

電源コードは、製品に付属したものを使用してください。ただし、入力電源電圧によっては付属の電源コードが使用できない場合があります。その場合は、適切な電源コードを使用してください。

•

感電の危険があるためケーブルの先端を信号源に接続したまま抜き差ししないでください。

•

入力端子には、製品を破損しないために最大入力が決められています。製品故障の原因となりますので定格・仕様欄または安全上の注意にある仕様を越えないようにしてください。
周波数が高くなったり、高圧パルスによっては入力できる最大電圧が低下します。

•

BNC コネクタの接地側に危険な高電圧を決して接続しないでください。火災や感電につながります。

•

BNC コネクタの接地側に危険な高電圧を決して接続しないでください。 火災や感電につながります。

•

重量のある物を GSP-930 の上に置かないでくださ
い。

•

激しい衝撃または荒い取り扱いは本器 の損傷につながります。

•

RF 入力への信号が+30dBm または DC 電圧最大±50 V を越えていないようにしてください。入力回路が破損します。

•

TG 出力端子逆電力が+30dBm 越えないようにしてください。出力回路が破損します。

•

TG 出力端子に信号を入力しないでください。

注意

•

4

安全上の注意事項•

本器 に静電気を与えないでください。

•

端子に対応したコネクタのみを使用し、裸線は使用しないでください。

•

通気口および冷却用ファンの通気口をふさがないでください。
製品の通気口をふさいだ状態で使用すると故障、火災の危険があります。

((測定カ テゴリ) EN 61010-1：2001 は測定カ テゴリーと要求事項を
以下のよ うに規定しています。GSP-930 はカ テゴリーⅠに該当します。
• 測定カ テゴリー Ⅳは定電圧設備の電源で実行する 測定用です。
• 測定カ テゴリーⅢは建築設備内で実行する 測定用です。
• 測定カ テゴリーⅡは定電圧設備に直接接続された回路上で実行
する 測定用です。
• 測定カ テゴリ −Ⅰは電源に直接接続されていない回路上で実行する 測定用です。

電源
警告

バッテリー

•

AC 入力電圧範囲： AC100V〜240V•

周波数： 50/60Hz•

感電防止のため保護接地端子は大地アースへ必ず接続してください。

•

定格： 10.8V, 6 セル Li-ion バッテリー•

電源をオフし電源コードを抜いてからバッテリーの挿入または取り外しをしてください。

•

クリーニング前に電源コードを外してください。

•

中性洗剤と水の混合液に浸した柔らかい布地を使用します。 液体はスプレーしないでください。本器に液体が入らないようにしてください。

•

ベンゼン、トルエン、キシレン、アセトンなど危険な材料を含む化学物質を使用しないでください。

注意
クリーニング

5

GSP-930 ユーザーマニュアル

操作環境

•

屋内で直射日光が当たらない場所、ほこりがつかな
い環境、ほとんど汚染のない状態 。以下の注意事
項を必ず守ってください。

•

可燃性ガス内で使用しないで下さい。

•

高温になる場所で使用しないでください。

•

湿度の高い場所での使用を避けてください。

•

腐食性ガス内に設置しないで下さい。

•

風通しの悪い場所に設置しないで下さい。

•

傾いた場所、振動のある場所に置かないで下さい。

•

相対湿度： < 80％•

高度： < 2000m•

温度： 5℃〜45°C•

相対湿度：<90%(汚染度) EN 61010-1：2010 は汚染度と要求事項を 以下のように規定しています。 GSP-930 は汚染度 2 に該当します。
汚染とは「絶縁耐力または表面抵抗を 減少させる 個体、液体、またはガス (イ オン 化ガス) の異物の添加」を 指します。
• 汚染度 1： 汚染物質が無いか、または有 っても乾燥し ており、非伝導性の汚染物質のみが存在する 場合。 汚染は影響しない状態。
• 汚染度 2： 通常は非伝導性の汚染のみが存在する 。 しかし、時々結露による 一時的な伝導が発生する 。
• 汚染度 3： 伝導性汚染物質または結露によ り伝導性になり得る
非伝導性物質のみが存在する 。 これらの状況で、機器は直射
日光や風圧から保護される が、温度や湿度は管理されない。

保存環境

6

•

場所：屋内

•

温度： -20℃〜 70℃•

湿度：<90%安全上の注意事項

ギリス用電源コード
オシロスコープをイギリスで使用する場合、電源コードが以下の安全指示を満たしていることを確認してください。

注意：

警告

このリード線/装置は資格のある人のみが配線することができます。
この装置は接地する必要があります

重要： このリード線の配線は以下のコードに従い色分けされています：
緑/黄色：
接地
青：
中性
茶色：
電流 (位相)主リード線の配線の色が使用しているプラグ/装置で指定されている色と異なる場合、以下の指示に従ってください。
緑と黄色の配線は、E の文字、接地記号がある、または緑/緑と黄色に色分けされた接地端子に接続する必要があります。
青い配線は N の文字がある、または青か黒に色分けされた端子に接続する必要があります。
茶色の配線は L または P の文字がある、または茶色か赤に色分けされた端子に接続する必要があります。
不確かな場合は、装置に梱包された説明書を参照するか、代理店にご相談ください。
この配線と装置は、適切な定格の認可済み HBC 電源ヒューズで保護する必要があります。 詳細は装置上の定格情報および説明書を参照してください。
参考として、0.75mm2 の配線は 3A または 5A ヒューズで保護する必要があります。 それより大きい配線は通常 13A タイプを必要とし、使用する配線方法により異なります。
ソケットは電流が流れるためのケーブル、プラグ、または接続部から露出した配線は非常に危険です。 ケーブルまたはプラグが危険とみなされる場合、主電源を切ってケーブル、ヒューズおよびヒューズ部品を取除きます。 危険な配線はすべてただちに廃棄し、上記の基準に従って取替える必要があります。

7

GSP-930 ユーザーマニュアル

先ず初めに
この章では、GSP- 930 の概要、パッケージの内容、初めて使用する手順についての説明と、前面パネル、背面パネルと GUI について説明します。

GSP-930 概要....................................................................9
主な特徴.................................................................................................................................9

ア クセサリ .........................................................................11
パッケージ内容..................................................................................................................128

GSP-930 概要

GSP-930 概要
GSP-930 は、最新の機能を搭載したスペクトラムアナライザです。 本器の特徴として、スペクトルとスペクトログラムやトポグラフィックを表示できます。また、ﾌﾟペクトラムと分割ウィンドウで同時に表示ができます。

主な特徴
性能

特徴

•

周波数帯域：9kHz〜3GHz•

分解能：1Hz•RBW 確度：5％ <750kHz、8% @>750kHz 公称値•

ビデオ帯域 1Hz〜1MHz (10 ステップ)•

振幅測定範囲：DANL〜30dBm (周波数に依存)•

入力アッテネータ：0〜50dB、自動/手動選択可能•

位相ノイズ：< -88dBc/Hz@1GHz、10kHz•

RBW：帯域(-3dB)；10Hz〜3kHz、1-3-10 ステップ
10kHz〜1MHz、10％ステップ
帯域（-6ｄB）；200Hz、9kHz、120kHz•

3 種類の表示モード：スペクトラム、トポグラフィックとスペクトログラム•

分割ウィンドウ表示•

EMI フィルタ内蔵•

オートウェィクアップ：指定時間に自動で電源をオン可能•

プリアンプを標準装備•

ゲートスイープ•

マーカ周波数カウンタ•

2 つの操作モード：スペクトラムとパワーメータ
モード•

SEM 測定9

GSP-930 ユーザーマニュアル

インターフェース

10•

ACPR 測定•

OCBW 測定•チャンネルパワー測定•

AM･FM 復調解析•

CATV 測定に便利な CNR/CSO/CTB 測定機能•

ピークテーブル機能と多様なマーカ機能•

シーケンス機能：シーケンシャル操作を保存し自動
実行します

•

オプション：バッテリー、トラッキングジェネレータ

•8.4 インチ SVGA(800×600)カラー液晶•

オンスクリーンメニューとアイコン表示•

DVI-I ビデオ出力を標準装備•

RS-232、RTS/CTS ハードウェアフロー制御•

USB 2.0、USB T MC をサポート•

LAN TCP/IP、LXI をサポート•

オプション： GPIB インターフェース•

IF 出力@ 886MHz•

オーディオ出力•REF (リファレンス信号) 入力/出力 BNC 端子•

アラーム：オープンコレクタ出力 BNC 端子•

トリガ/ゲート入力 BNC 端子•

RF N 型入力端子•

トラッキングジェネレータ出力（オプション）•

DC +7V/500mA 出力端子、 SMB

アクセサリアクセサリ
標準アクセサリ 型名

オプション

オプション
アクセサリ

説明

仕向け地によるユーザーマニュアル

仕向け地による

電源コード

オプション番号内容

Opt1.

トラッキングジェネレータ

Opt2.

バッテリーパック(11.1V/5200mAH Li-ion
バッテリー)

Opt3.

GPIB インターフェース

型名

内容

PWS-06

USB 平均電力センサ〜6200 MHz；-32〜20 dBm

GRA-415

ラックマウントキット

11

GSP-930 ユーザーマニュアル

パッケージ内容
GSP-930 をご使用の前にパッケージ内容を確認してください。
開封内容物(single
unit)

注意

12

•

本体（装着オプションを含む）•

クイックスタートマニュア • オプション：
ル
バッテリーパック•

ユーザーマニュアル CD•

電源コード x1 (タイプは仕向け地による)

オプションの TG、GP-IB は、本体に内蔵されます。

外観

外観
GSP-930 前面パネル
ファンクションキー

コントロールキー
ファイルキー

メインキー

8.4インチLCDディスプレイ

電源スイッチ
CO N TROL

S pe
ct r um Anal yz
er
9 kHz 3 G Hz

GS P- 9 3 0

Fr equency

BW/Avg

FILE

Meas

ile
F
M AR K ER

SA
T TE

Spa
n

Sw
eep

im it
L
ine
L

Qu
ick
ave
S

Mar ker

Pr s
eet

Am p
lit udeTrace

Sequen
ce

Sa
ve

Ma
r ker- >M odeAutosetDis
play

Trigger

Re
call

eak
P
Sea
r ch

Sys
t em

マーカキー

LOCAL

F1

F2

ステートキー

F3

F4

スクロールノブ

7

8

9

4

5

6

1

2

3

BK SP

/

nt er
E

F5

F6
0

矢印キー

F7

RF入力端子TG O UTPUT 50Ω
DC± 50VMAX .
REV PWR +30dBm

トラッキングジェネレータMicro SD （オプション）

USBメモリ

50
0m A M AX.
DC 7
V
O UT
PUT

F IP
R
NUT 50W
DC±50 V M AX.
+3
0 dBm MAX.

キーパッド
EnterキーBKSPキー

DC電源
オプション用LCD ディスプレイ SVGA(800×600)カラー液晶ディスプレイ。ディスプレイ
に現在選択しているファンクションのソフトキー、周波数、振幅とマーカ情報を表示
ファンクション
キー

メインキー

F1

〜

Frequency

F7

F1〜F7 ファンクションキーは、ディス
プレイ右側のソフトキーに対応しています。
センタ周波数、スタート周波数、ストップ周波数、センタ周波数ステップと周
波数オフセット値を設定します。

13

GSP-930 ユーザーマニュアル

Span

Amplitude

Aut oset

コントロールキー

BW/Avg

振幅リファレンスレベル、アッテネー
タ、プリアンプ、スケールその他アッテネータとスケールのオプションを設定します。
最大振幅のピーク信号を自動的に検索し適切な垂直および水平スケール
を表示します。
分解能帯域、ビデオ帯域、平均タイ
プと EMI フィルタのオン/オフをしま
す。

Sweep

スイープ時間とゲート時間を設定しま
す。

Trace

トレースおよびトレース関連の設定をします。

Display

Meas

Limit
Line

Sequence

14

フルスパン、ゼロスパンおよびラスト
スパンに対するオプションです。
スパンを設定します。

ディスプレイキーは、ウィンドモードと基本ディスプレイのプロパティを設定します。
ACPR、OCBW、復調測定、SEM、TOIとその他アドバンス機能など測定オ
プションへアクセスします。
Pass/Fail リミットラインの設定とテスト
シーケンスプログラムの編集、設定
およびアクセスします。

外観

T rigger

ファイル

File

Quick
Save

Save

マーカ

ファイル操作オプション

クイック保存キーは情報、トレース、
画面リミットライン、コレクションまたはシーケンスを簡単に保存できます。
トレース、情報などを保存します。

Recallトレース、情報などとオプションを呼出します。

Marker

マーカのオン/オフとマーカを設定します。

Marker ->Peak
Search

情報

トリガモードの設定

PresetLOCALMarker-> キーはトレース上の位置を設定します。
各最大、最小ピークを検索します。
マーカ機能を使用します。

Preset キーは、本器の設定を初期状態またはユーザー設定の状態にします。
プリセットキーは、リモートコントロー
ルモードの場合、ローカルに戻します。

15

GSP-930 ユーザーマニュアルMode

Sy st emMode キーは、本器をスペクトラムまたはパワーメータモードに設定します。

System キーは、システム情報、設定とその他システム関連情報を表示し
ます。

電源キー

電源のオン/オフをします。

スクロールノブ

値の編集、選択した項目の変更をし
ます。

矢印キー

値をステップ増加/減少、項目の選択をします。

RF 入力端子RF 入力端子、RF を入力します。

RF INPUT 50 Ω
DC ± 50 VMAX.
+30 dBm MAX.

最大入力： +33dBm•

入力インピーダンス：50Ω

•最大 DC 電圧：±50V•

N 型：メスオプションアクセサリ用電源供給
SMB 端子.

DC 電源入力
端子
500mA

MAX .

DC 7 VOU T PU T

16

•

•

DC +7V•

最大 500mA

外観

テンキー
7

8

9

4

5

6

1

2

3

BK SP

/

En ter0

TG 出力端子トラッキングジェネレータ（TG）出力

TG OUTPUT 50 Ω
DC ±50VMAX.
REV PWR +30dBm

USB A, Micro SD

テンキーは、数値とパラメータを入力するために使用します。
多くの場合、矢印
キーとスクロールノブと組み合わせて使用します。

•

N 型：メス•

入力インピーダンス：50Ω

•

出力パワー：-50dBm〜0dBm•

最大逆電力： +30dBm

設定/ファイルの保存/呼出し用 USB
A ポート、Micro SD ポート

17

GSP-930 ユーザーマニュアル

背面パネル
冷却ファン
DVI-I出力端子
電源ソケットLANポートIF出力
USB-B

RS -232Cポート
AC 10050 60Hz

オーディオ出力端子

240V
2 W MAX.
8

トリガ入力/ゲート入力端子
アラーム出力（オープンコレクタ）
REF出力端子GPIBポート
REF入力端子 （オプション）

バッテリカバー
オプションのバッテリパック

RS-232C

RS-232C、9 ピン、D-SUB 端子、メス

IF 出力

SMA IF 出力端子

DVI-I

DVI ビデオ出力端子。
SVGA (800X600) @ 60Hz をサポート.

冷却ファン
電源ソケット18

電源ソケット：100〜240V、50/60Hz

外観

バッテリーパック

電圧：10.8V
容量：5200mAH

REF 入力端子

リファレンス入力端子：BNC メス

REF 出力端子

リファレンス出力端子：BNC メス
10MHz、インピーダンス：50Ω

セキュリティー
ロック
アラーム出力端子

アラーム出力：オープンコレクタ BNC

トリガイン/
ゲートイン端子BNC メス 3.3V CMOS トリガ入力/
スイープゲート入力

Phone

3.5mm ステレオヘッドフォンジャック（結線はモノラル)

USB B タイプポート

USB B デバイスポート
USB 1.1/2.0

LAN ポート

RJ-45 10Base-T/100Base-Tx

19

GSP-930 ユーザーマニュアル

ディスプレイ
日付と時間 マーカ情報 LXIアイコン
アッテネータレベル
スケールとリファレンスレベル

トレースと波形

スイープ
設定

機能メニュー

トリガ設定
プリアンプ設定

入力/メッセージ
トレースと検出の設定
周波数/ 帯域幅設定
ステータ スアイコン

リファレンスレベル

リファレンスレベル表示。詳細は 46 ページを参照くだ
さい。

アッテネータ

入力信号の垂直スケール(attenuation)を表示します。
詳細は、47 ページを参照ください。

日付/時間

日付と時間を表示します。詳細は、115 ページを参照く
ださい。

マーカ情報

マーカ情報を表示します。詳細は、84 ページを参照く
ださい。

LXI アイコン

このアイコンは LXI 接続状態を表示します。詳細は、
212 ページを参照ください。

ファンクション
メニュー

画面右側の F1 から F7 に関連したソフトメニューキー
です。

20

外観

スイープ設定スイープ情報のアイコンです。詳細は、67 ページを参照ください。

トリガ設定

トリガ情報のアイコンです。詳細は、80
ページを参照ください。

プリアンプの設定

プリアンプ情報のアイコンです。詳細は、48 ページを参照ください。

トレースと検索の設定

トレースのタイプと各プリアンプ情報のアイコンです。詳細は、48 ページを参照ください。

情報アイコン

インターフェース情報、電源ソース情報およびアラーム
情報などを表示します。
情報アイコンの概要は 22 ページを参照ください。

周波数/
BW 設定

スタート、センタ、ストップ周波数、RBW、VBW、SPANとスイープ時間を表示します。

入力/メッセージ
範囲

このエリアには、システムメッセージ、エラーおよび
入力値/パラメータを表示します。

トレースと波形

メイン画面に入力信号のトレース 73 ページ)、リミット
ライン(170 ページ)とマーカ(84 ページ).が表示されます。

21

GSP-930 ユーザーマニュアル

情報アイコンの概要
プリアンプ

プリアンプがオンであることを表示します。

AC

AC 電源で動作中に表示します。

AC 充電

AC 電源でバッテリーへ充電中のとき表示します。

アラーム オフ

アラームブザー出力がオフです。

アラーム オン

アラームブザー出力がオンです。

振幅オフセット

振幅シフトが有効であることを表示します。振幅に関連する機能が使用されているときにこのアイコンが表示されます。
リファレンスレベルのオフセット
振幅補正
Input Z = 75Ω
Input Z cal >0

バッテリー表示バッテリーの充電状態を表示します。
〜

帯域表示

RBW または VBW 設定が手動の場合に表示します。

平均

平均機能が有効な場合に表示しま
す。

外部ロック

システムが外部リファレンス入力信号にロックしていることを表示します。

22

外観

外部トリガ

外部トリガ信号が使用されています。

演算

トレース演算が使用されています。

シーケンス表示

シーケンス実行中を表示しています。

スイープ表示スイープ時間が手動設定であることを表示します。

トラッキングジェネレータトラッキングジェネレータがオンである
ことを表示します。

TG ノーマライズ

トラッキングジェネレータがノーマライ
ズされたことを表示します。

Wake-up 時計

スリープ解除時計がオンにされることを示します。

USB

USB フラッシュメモ リが前面パネルに挿入され認識されたことを表示します。

Micro SD

マイクロ SD が前面パネルに挿入され認識されたことを表示します。

23

GSP-930 ユーザーマニュアル

先ず初めに本器を最初に使用する場合、次の手順を実行してください。
スタンドをチルトしバッテリーパックを使用する場合は挿入し電源をオンします。本器が起動したらデフォルト設定にして内部クロック、ウェイク
アップクロックを設定します。この節の最後に、ユーザーマニュアルで使用される基本的な動作規則を説明します。

チルトスタンドを使用する。
概要

GSP-930 は、2 つのプリセット方向に機器を設置するために使用できる調節可能な 2 つのゴム脚が
あります。

直立位置

機器を直立に立てるには底の下にゴム足を押し込んでください。t.

傾いた位置

機器を傾いて使用する
場合は底のゴム足を持って後方へ回転する
ように引っ張ってください。

24

先ず初めにバッテリーパック（オプション）の挿入
概要

手順

GSP-930 には、オプションでバッテリーパックが使用できます。バッテリーパックを使用される場合には、電源を AC 電源ソケットに接続する前にバッテリーパックを挿入してください。
1. AC 電源コードが外してあることを確認してください。
2. バッテリーカバーを外します。
3. 下図のようにバッテリーを挿入します。
4. バッテリーカバーを戻します.

アイコン表示挿入図

本器がバッテリー駆動のときバッテリー
アイコンが表示されます。
バッテリカバー

バッテリパック

25

GSP-930 ユーザーマニュアル

電源投入
手順

1. 背面の電源ソケットに AC 電源コードを挿入します。
2. 電源ボタンの外周が青色に点灯しスタンバイモー
ドになっていることを示すます。

3. 電源スイッチを押し、本器をオンにします。
4. 電源ボタンがオレンジ色になりシステムが起動します。

起動するのに約 1.5 分かかります。
注意

電源をオフします概要

本器には、通常のオフと強制オフの 2 つの方法があります：
通常の電源オフは、システムの状態をすべて保存
し実行中のプロセスを終了します。電源オフ時の状態を、再度機器の電源を入れたとき同じ設定で起動するために保存します。
強制オフは、最小限の情報のみ保存します。

通常の電源オフ

26

電源ボタンを押してください。システムは自動的に次の順序で手順にパワーダウン処理をします。

先ず初めに•システム情報の保存•

未処理プロセスを順番に閉じます。

•

LCD バックライトをオフにします。

•

システムがスタンバイモードに入ります（電源キーがオレンジ色から青色に変わります）。

処理には〜10 秒かかります。
注意
強制電源オフ注意システムがオフになり、電源ボタンが青色に変わるまで電源ボタンを押し約 4 秒間長押します。
強制終了モードで終了した場合は、次回の電源が投入されたときシステムチェック時間がかかる可能性があります。

日付、時間およびウェイクアップクロックの設定
概要

本器は、ウェイクアップクロック機能を使用すると設定時間になると自動的に電源投入するようにできます。この機能は、機器を早く起動しエージング
する時間を省略するのに有効です。

27

GSP-930 ユーザーマニュアル

システム日付例：システム日付を 2012 年 3 月 1 日に設定します。
1.

>Date/Time[F4]>Set Date[F1]>Year[F1] の順でキーを押します。
S ystem

2. 2012>Enter[F1] とキーを押します。
3. Month[F2]>3>Enter[F1] とキーを押します。
4. Day[F3]>1>Enter[F1] とキーを押します。
5. Return[F7]キーを押します。
システム日付はディスプレイ上部に表示されます。
注意
システム時間例：システム時間を午前 9：00 に設定します。
1.

>Date/Time[F4]>Set Time[F2]>Hour[F1] の順でキーを押します。
S ystem

2. 9>Enter[F1] とキーを押します。
3. Minute[F2]>0>Enter[F1] とキーを押します。
4. Second[F3]>0>Enter[F1] とキーを押します。
5. Return[F7] とキーを押します。
システム時間はディスプレイ上部に表示されます。
注意28

先ず初めにウェイクアップ
クロック

例：本器のウェイクアップ時間を午前 9：00 に設定します。
1.

>Date/Time[F4]>Wake-Up
Clock[F3]>Clock[F1] の順でキーを押します。
S ystem

2. Clock[F1]を押しクロック(1 〜 7)を選択します。
3. State[F2] キーを押し時計をオン/オフします。
4. Hour[F3]>9>Enter[F1] とキーを押します。
5. Minute[F4]>0>Enter[F1] とキーを押します。
6. [F5] キーを押し Rept. (Repeat)または Single を選択します。
7. Select Date[F6] キーを押し、日にちを選択します。
8. Return[F7] キーを押しウェイクアップクロックを設定してください。

注意

システムクロックは、電池 CR2032 で動作しています。システム時間/時計を設定ができない場合には、電池を交換してください。
システム時間用の電池については 224 ページを参照してください。

ファームウェアの更新について29

GSP-930 ユーザーマニュアル

概要

本器は、必要な場合にはお客様でファームウェアを更新することが可能です。
更新があるかどうかは弊社ウェブサイトまたは弊社まで最新ファームウェアについてご確認くださ
い。

システム
バージョン

ファームウェアを更新する前に、ファームウェアのバージョンを確認してください。
1.

S ystem>System Information[F1] とキーを押します。

2. ディスプレイにファームウェアバージョンが表示されます。

3. システム情報画面から抜けるには他のキーを押してください。
4. ファームウェアを更新するには、USB フラッシュメ
モリまたはマイクロ SD にディレクトリ名「gsp930」を作成し、新しいファームウェアを保存してください。
保存したメモリカードを前面パネルの適切なポートへ挿入してください。
5.

S ystem

す。

30>More 1/2[F7]>Upgrade[F3] とキーを押しま先ず初めに

6. 本器は、ファームウェアを更新するために USB フ
ラッシュメモリまたはマイクロ SD カード上のファー
ムウェアを自動的に検索します。更新が終了した
時、画面下に「Upgrade is finished」というメッセー
ジに続いて「Rebooting」が表示されます。

7. 本器は、「Rebooting」メッセージ後、自動的に再起動します。
アップデートには、時間が数秒かかります。
注意

初期設定に戻す概要

工場出荷時設定またはユーザ定義のプリセットへ
前面パネルのプリセットキーを使用することで簡単に戻すことができます。
プリセットキーには、初期状態では工場出荷時設
定に戻ります。
プリセット設定方法についての詳細は、119 ページを参照してください。

手順1.

Pr esetを押します。

2. 本器は、プリセット設定を読み込みます。

31

GSP-930 ユーザーマニュアル

表記について次の表記は、マニュアル全体で使用されています。
本器のメニューシステムと前面パネルキーの操作方法の基本的な内容については、下記の表記方法をお読みください。
ソフトメニューキー

ディスプレイ右側の F1 から F7 ファンクションキー
は、その左側にあるソフトメニューに直接対応して
います。
F1〜F7
1 F7 機能キー

ソフトメニューキー
GSP - 9 3 0Se
p c t r m
u
9

kH

A
z

C

n
a l zy e r
3 G

Hz

BW

F r q
e u
e n c y

ON

R
T

OL

F
I L E

F ile

M e as

A
/ gv

M
im
L

it

S ap nwe e
Sp

A m p lit d
u e

r a e
T
c

Sq
e u e
n c e

Au o
t s teis p ylaD

T igr e
g r

ARKE

u kic
Q

in e
L

R

STATE

M a kr e r

r e e
P
s t

a e
S
v

Ma r ek r- >Mo dee c alR

P e akSa cer hy s t m
S
e

Sa e
v

F 1

O
L

AL
C

F 2

F 3

7

8

9

4

5

6

1

2

F 4

F 5

3

BK

SP

F 6

0

/

E n
t e r

F 7

TG

OUT U
PT
C ± 5
D
0 V
R V P WR
E

5 0 m

5 0 W
M
+ 3
0

AX.
d B
m

A

MA X .

DC 7 V
OUT U
PT

RF
C
D

I NU
PT

±5 0 V
3 0 d
+
Bm

5 0 W
M A .X
MA X.

パラメータ値の入力

このタイプのメニューキーを選択すると、テンキー
で新たな数値を入力するかまたはスクロールノブで増減することができます。
トグル状態

このメニューでは二つの状態を交互に切り換えることができます。

32

先ず初めにトグル状態とパラメータ入力

このメニューキーを押すと、Auto(自動)と Man（手動）状態の機能を切り替えることができます。
Man（手動）ときは、パラメータの値を手動で編集することができます。テンキーで新しい値を入力する
か、スクロールノブを使用して現在の値を増減してください。
サブメニュー

このメニューキーを押すとサブメニューに入ります。
パラメータを選択するサブメニュー

このメニューキーを押すとパラメータ選択へ入ります。
ファンクションを有効にする

このタイプのメニューキーを押すと、その機能が有効になります。メニューキーは、その機能が有効であることを表すために強調表示されます。

33

GSP-930 ユーザーマニュアル

パラメータ入力

キーパッド

スクロールノブ

7

8

9

4

5

6

1

2

3

BK

/

En t e r

0

SP

矢印キー
Backspace, Enterキー
パラメータ値はテンキー、スクロールノブや矢印キーを使用して入力することができます。

34

先ず初めにテンキーを使用する

パラメータの入力を求められたら、数字キー（0〜9）、小数点キー（.）および記号キー(+/-)を使用して値を入力してください。値が入力されると、ソフト
メニューキーは、単位を選択するために使用することができます。
編集中のパラメータ値は、画面下部に表示されます。
単位がある場合には、F1〜F7 キーに単位が表示されます。

Span: 1.5
パラメータ編集
Back Space キー

入力中の最後の文字または数字を削除するには、Backspace キーを押します。

スクロールノブを使用する

現在の値を変更するには、スクロールノブを使用してください。時計回りで値が増加し、反時計回りに回すと値が減少します。

方向矢印

個別のパラメーターを選択するか、あるいはスク
ロールノブより粗い分解能で値を変更するために方向矢印を使用します。
左矢印で値が減少し、右矢印で値が増加します。

35

GSP-930 ユーザーマニュアル

基本操作
周波数設定.......................................................................39
センタ周波数.......................................................................................................................39スタートとストップ周波数................................................................................................39
センタ周波数ステップ......................................................................................................41
周波数オフセット................................................................................................................42

SP AN(スパン )の設定 .......................................................43
スパン.....................................................................................................................................43
フルスパン（Full Span）....................................................................................................44
ゼロスパン（Zero Span）.................................................................................................44
Last Span..............................................................................................................................45

振幅（Amplitu de）設定......................................................46
リファレンスレベル............................................................................................................46
アッテネータ（減衰器）.....................................................................................................47
スケール/Div.......................................................................................................................48スケールの種類.................................................................................................................48スケールの表示（View Scale）.....................................................................................49
垂直スケールの単位.......................................................................................................50
リファレンスレベルのオフセット...................................................................................50
振幅補正...............................................................................................................................51
補正セットの作成 ...............................................................................................52
振幅補正のオン/オフ.......................................................................................54
補正セットを削除する.......................................................................................55
補正セットをメモリへ保存します ..................................................................55
メモリから補正セットを呼出す ......................................................................56
入力インピーダンス..........................................................................................................56
入力インピーダンスの Cal.............................................................................................57
内蔵プリアンプを使用する............................................................................................57

Au tose t.............................................................................59
Autset を使用する............................................................................................................59
Autoset の垂直検索範囲を制限する.......................................................................6036

先ず初めにAutoset の水平軸検索範囲を制限する..................................................................60

帯域幅（BW）/平均の設定 ............................................... 61
RBW(分解能帯域幅)の設定.........................................................................................61
VBW(ビデオ帯域幅)の設定..........................................................................................63
VBW/RBW レシオ .............................................................................................................63
平均トレース........................................................................................................................64
平均の種類..........................................................................................................................66
EMI フィルタ..........................................................................................................................67

スイープ............................................................................ 67
スイープ時間.......................................................................................................................67
シングルスイープ ..............................................................................................................68
連続スイープ.......................................................................................................................69
ゲートスイープの概要.....................................................................................................69
ゲートスイープモードを使用する................................................................................71

トレース ............................................................................ 73
トレースの選択...................................................................................................................73
トレース演算........................................................................................................................75
トレース検出モード...........................................................................................................76

トリガ ................................................................................ 80
トリガ種類の選択 ..............................................................................................................80
フリーランモード..................................................................................................80
ビデオトリガを有効にする ..............................................................................80
外部トリガを有効にする ..................................................................................82
トリガモードの選択 ...........................................................................................................83
トリガ遅延時間の設定 ....................................................................................................84

マー カ............................................................................... 85
マーカを有効にする.........................................................................................................86
ノーマルマーカを有効にする........................................................................86
手動でマーカを移動する................................................................................87
プリセット位置へマーカを移動させる ........................................................87
デルタマーカを有効にする.............................................................................88
デルタマーカを手動で移動する...................................................................89
マーカ機能...........................................................................................................................90
ノイズマーカ..........................................................................................................90
周波数カウンタ....................................................................................................91
トレースへマーカを移動します....................................................................................93
マーカテーブルを表示する...........................................................................................9437

GSP-930 ユーザーマニュアル
ピーク検索............................................................................................................................95
ピークへマーカを移動する.............................................................................95
画面センタへマーカとピークを移動する..................................................95
ピーク検索.............................................................................................................96
ピークの構成........................................................................................................97
ピークテーブル...................................................................................................................98

デ ィスプ レイ ....................................................................100
LCD 輝度を調整します................................................................................................100
LCD バックライトをオフします。................................................................................100
ディスプレイラインの設定 (リファレンスレベルライン)...................................101
ビデオ出力ポートを使用する....................................................................................101
ディスプレイモードを設定する..................................................................................102
スペクトラム表示の分割 .............................................................................................112

シ ステム 設定 ..................................................................114
システム情報...................................................................................................................114
エラーメッセージ .............................................................................................................114
システム言語の設定....................................................................................................115
日付と時間を設定します。.........................................................................................115
ウェイクアップ時計を使用する .................................................................................117
アラーム出力....................................................................................................................118

プ リセット（Pre set）..........................................................119
プリセットキーを使用する...........................................................................................119
ユーザー定義プリセットの保存................................................................................119
プリセットタイプの設定.................................................................................................120
電源投入時プリセット ...................................................................................................12038周波数設定周波数設定
センタ周波数概要

操作

センタ周波数機能は画面中央の周波数を設定します。
1.

>Center[F1] キーを押し周波数と単位を入力します。
F requency

範囲：
分解能：
初期値：

0kHz〜3GHz
1Hz
1.5GHzセンタ周波数表示

センタ周波数設定

スタートとストップ周波数
概要

スタート/ストップ周波数機能はスパンのスタートとストップ周波数を設定します。

39

GSP-930 ユーザーマニュアル

操作

1. スタート周波数を設定するには F requency > Start
Freq[F2] キーを押し周波数と単位を入力します。
2. ストップ周波数を設定するには F requency > Stop
Freq[F3] キーを押し周波数と単位を入力します。
範囲：
分解能：
スタートの初期値：
ストップの初期値：

スタート周波数表示

スタート周波数注意

400kHz〜3GHz
1Hz
0Hz
3GHz

ストップ周波数

ストップ周波数

スパン設定を使用するとスタートとストップ周波数が変更されます。ストップ周波数は、スタート周波数より高い周波数に設定されます（SPAN≠０）そうでなければ、スパンは 100Hz に自動的に設定されます。

周波数設定センタ周波数ステップ
概要

CF ステップ機能は、矢印キーを使用したときの中心周波数のステップ幅を設定します。
矢印キーを使用して中心周波数を変更した時、キーを押すたびに CF ステップ機能で指定したステッ
プ幅でセンタ周波数を移動させます。
Auto(自動)モードで、センタ周波数ステップ幅はス
パンの 10%(1 つの区分)となります。T操作

1.

> CF Step[F4] キーを押します。CF ステップ
を Auto(自動)または Man(手動)を選択します。
F requency

2. Man(手動)を選択した場合、センタ周波数のステッ
プ幅の周波数と単位を設定します。
Man(手動)設定範囲： 100Hz〜3GHz
Auto(自動)設定範囲： SPAN 周波数の 1/10
表示
センタ周波数のステップ幅41

GSP-930 ユーザーマニュアル

周波数オフセット概要

操作

周波数オフセット機能は、マーカ周波数のようにセンタ、スタート、ストップ周波数にオフセットを加えることができます。
オフセット値は、ディスプレイ上のトレース表示に影響しません。
1.

>Freq Offset[F5] キーを押しオフセット値を設定します。
F requency

センタ、スタートおよびストップとマーカ周波数がそれに応じて更新されます。
オフセット範囲

0Hz〜100GHz

表示
周波数
オフセット

42

SPAN(スパン)の設定

SPAN(スパン)の設定
スパン
概要

SPAN 機能は、スイープ周波数範囲の設定をします。スイープは、センタ周波数を中心に設定されます。
スパンを設定すると、スタート周波数とストップ周波数が変更されます。

操作

1.

> Span[F1] キーを押し SPAN 周波数範囲と単位を入力します。
Span

範囲：
分解能：
SPAN 初期値：
表示

0kHz〜3GHz
1Hz
3GHz

Span

Span 設定

43

GSP-930 ユーザーマニュアル

フルスパン（Full Span）
概要

フルスパンは、SPAN を全周波数範囲に設定します。
この機能は、スタートとストップ周波数をそれぞれ
0Hz から 3GHz に設定します。

操作

1.

Span

> Full Span[F2].キーを押します。

ゼロスパン（Zero Span）
概要

操作

Zero Span 機能は、スイープ周波数範囲を 0Hz に設定し スタートとストップ周波数をセンタ周波数にします。Zero Span 機能は、中心周波数で入力信
号の時間領域特性を測定します。
水平軸は、時間領域で表示されます。
1.

Span

> Zero Span[F3]キーを押します。

スパンはそれに応じて変わります。

44

SPAN(スパン)の設定

時間ドメイン

表示

0Hzスパン
例：振幅変調TOI、 SEM、CNR、CTB、CSO、ACPR、OCBW、
Phase、Jitter と NdB などの測定機能ではゼロ
スパン設定は使用できません。

注意

Last Span
概要
操作

Last Span 機能は、直前のスパン設定に戻します。
1.

Span

> Last Span[F4]キーを押します45

GSP-930 ユーザーマニュアル

振幅（Amplitude）設定
垂直軸スケールはリファレンスレベルの振幅、減衰、スケールと外部
ゲイン/ロスを定義します。

リファレンスレベル
概要

操作

表示

46

リファレンスレベルは、電圧または電力値で目盛の一番上の絶対レベルを定義します。
1.

> Ref Level[F1] キーを押し、リファレンス
レベル振幅と単位を設定します。
Amplit ude

範囲：
単位：
分解能：

-120dBm〜30dBm
dBm、W、V、dBmV、dBuV
1dBm

リファレンスレベル値

リファレンスレベル

振幅（Amplitude）設定

アッテネータ（減衰器）
概要

操作

入力信号レベルの減衰量は、自動（Auto）または手動（Man）に設定できます。減衰が手動で設定されている場合、入力アッテネータは 1dB ステップで変更することができます。
1.

> Attenuation[F2] キーを押し Auto(自動)または Man（手動）を選択できます。
Amplit ude

2. Man(手動)が選択されている場合、減衰量と単位を設定できます。
範囲：
単位：
分解能：
表示

0dBm〜50dBm
dBm
1dB

アッテネータ値

47

GSP-930 ユーザーマニュアル

スケール/Div
概要

垂直軸スケールがログ（対数）に設定されているとき、垂直目盛の単位を設定します。

操作

1.

> Scale/Div[F3] キーを押し、垂直スケー
ルの 1 目盛の単位を選択します。
Amplit ude

単位の範囲：

10、5、2、1

表示

スケール/div 機能はスケールが LOG(対数)に設定されているときのみ選択できます。

注意

スケールの種類概要

垂直軸スケールをリニア（直線）またはログ(対数)に設定します。初期設定では、電圧はリニアスケー
ルでログスケールは dBm に設定されています。

操作

1.

注意

48

> Scale Type[F4] キーを押し垂直軸スケー
ルをリニアまたはログに設定します。
単位スケールを変更した（例えば dBm→電圧）場
合でも、表示されている垂直スケールの種類はリニアまたはログのままです。

振幅（Amplitude）設定

スケールの表示（View Scale）
概要

操作

スケール表示機能は、垂直スケールの表示をオン/オフします。各目盛の値は Ref レベル設定に使用しているのと同じ単位で表示されます。
1.

> Scale[F5] キーを押しスケールをオンまたはオフします。
Amplit ude

2. Scale Pos.[F6] キーを押し、スケールをオンした時のスケール表示位置を切り換えます。
スケール表示位置：

左、中央、右

表示

スケール
左側表示

垂直軸スケール表示の初期位置は左側です。

49

GSP-930 ユーザーマニュアル

垂直スケールの単位
概要

操作

リニアまたはログスケールの垂直軸単位を変更します。
1.

> More[F7]>Y Axis[F1] キーを押し、目的の単位を選択します。
Amplit ude

2. それに応じて単位が変わります。
単位：

dBm、dBmV、dBuV、Watts、Volts

リファレンスレベルのオフセット
概要

操作

リファレンスレベルのオフセット機能は、外部ネット
ワークやデバイスによる損失または利得を補正するためにリファレンスレベルにオフセット値を設定します。オフセット値は入力アッテネータや画面上のトレースに影響しません。この設定によりファレンス
レベルの読み値、スケール値とマーカ値が変わります。
1.

> More[F7]>RefLvlOffset[F2] キーを押し、オフセットレベルと単位を設定します。
Amplit ude

2. オフセットレベル設定を解除するにはリファレンス
オフセットを 0dB に設定します。
範囲：
ディスプレイアイコン

50

0dB〜50dB
AMP アイコンが画面下に表示されます。

振幅（Amplitude）設定

例：

リファレンスレベルオフセット前（オフセット：0dB）

Ref: 10dBm

Reference level
offset: 10dB

リファレンスレベルオフセット後（オフセット：10dB）

振幅補正
概要

振幅補正は、指定した周波数で振幅を変更することで、スペクトラムアナライザの周波数応答を調整します。これにより、特定の周波数で外部ネットワークまたはデバイスからの損失または利得を補正することができます。

範囲補正セット：

30 ポイントを 5 セット

振幅（Amplitude）：-40dB〜+40dB

振幅分解能：

0.1dB

周波数：

9kHz〜3GHz

周波数分解能：1Hz

51

GSP-930 ユーザーマニュアル

表示

補正ポイント

補正後の波形

オリジナル波形

例：上図は、振幅補正が特定の周波数での損失または利得を補正する方法を示しています。

補正セットの作成
概要

操作

補正ポイントを 5 セットまで作成および編集することができます。補正ポイントと関連する値は、使いやすいように表になっています。
1.

> More[F7]>Correction[F3]> Correction
Set[F1] キーを押し編集/作成のための補正セット
Amplit ude

を選択します。
補正セット：52

1〜5

振幅（Amplitude）設定
2. Edit[F3] キーを押します。
画面が 2 分割されます。上の画面は、ﾌﾟペクトラムを表示し、下の画面には補正ポイント表が表示されます。

スペクトラム表示

選択したポイントの 周波数補正ポイントテーブル
3. Point Num[F1] キーを押し、編集するポイント番号
を選択します。
ポイント番号：

1〜30

4. Frequency[F2] キーを押し、選択したポイントの周波数を入力します。

Gain Offset[F3] キーを押し、選択したポイントの振幅を入力します。
単位は、垂直軸スケールに使用されたものと同じです。補正ポイントの値は下画面に表で表示されます。

53

GSP-930 ユーザーマニュアル

補正テーブル

5. その他の補正ポイントもステップ 2 から 4 を繰り返し入力します。
6. 選択したポイントを削除するには Delete Point[F6].
キーを押してください。
7. Return[F7]>Save Correction[F5] キーを押し補正
ポイントのセットを保存します。
補正ポイントは、周波数（低→高）によって自動的に並べ替えられていることに注意してください。

注意

補正セットをオンにする前に、その補正セットが保存されている必要があります。
補正ポイント表に表示された周波数の値は、表示目的のみのために切り捨されています。各ポイントの実際の周波数は、周波数ソフトキーで見ることができます。

振幅補正のオン/オフ
概要
補正を有効にする

5 個の補正セットのいずれかをオンにすします。
1.

> More[F7]>Correction[F3]> Correction
Set[F1] キーを押し補正セットを選択します。
Amplit ude

補正セット：

1〜5

2. Correction[F2] キーを押し、補正オンを選択します。
54

振幅（Amplitude）設定

補正を無効にする

1.

> More[F7]>Correction[F3]> Correction[F2]キーを押し、補正を無効にします。
Amplit ude

補正セットを削除する
操作

1.

> More[F7]>Correction[F3]> Correction
Set[F1] キーを押し、補正セットを削除します。
Amplit ude

補正セット：

1〜5

2. Delete Correction[F6].キーを押します。
選択されていた補正セットが削除されます。

補正セットをメモリへ保存します
操作

1.

Sa ve

> Save To[F1] キーを押し、保存先を選択し

ます。
保存先：

レジスタ、ローカル、USB、SD

2. Type[F2]> Correction[F5] キーを押します。
3. Data Source[F3] キーを押し補正セットを選択します。
補正セット：

Correction 1〜5

4. Save Now[F7] キーを押します。
5. 補正セットは選択した場所へ保存されます。保存/呼出しの詳細については 183 ページを参照ください。

55

GSP-930 ユーザーマニュアル

メモリから補正セットを呼出す
操作

1.

Recall> Recall[F1] キーを押し呼出し元を選択し

ます。
場所：

レジスタ、ローカル、USB、SD

2. Type[F2]> Correction[F5] キーを押します。
3. Destination[F3] キーを押し補正セットを選択します。
補正セット：

Correction 1〜5

4. Recall Now[F4] キーを押します。
5. 選択した補正セットが呼出されます。保存と呼出しの詳細については、183 ページを参照してください。

入力インピーダンス
概要

操作

入力インピーダンスを 75Ωまたは 50Ωに設定します。
1.

> More[F7]>Input Z[F4] キーを押し入力イ
ンピーダンスを切り替えます。
Amplit ude

範囲：

56

75Ω、50Ω振幅（Amplitude）設定

入力インピーダンスの Cal
概要

50Ωから 75Ωへのデバイスのインピーダンスを変換するために外部インピーダンス変換器モジュー
ル（オプションのアクセサリ ADP- 101）を使用した
場合、いくつかの外部損失が発生することがあります。
Input Z 補正機能は、損失を補償するためにオフ
セット値として使用することができます。
Input Z Cal 機能は、入力インピーダンスを 75Ωに設定したときのみ使用できます。

注意
操作

1.

> More[F7]>Input Z Cal[F5] キーを押しイン
ピーダンスオフセットを設定します。
Amplit ude

範囲：
分解能：
表示アイコン

0dB〜+10dB
1dB

AMP アイコンは InputZ Cal が 0dB ではない（≠0dB）とき表示されます。

内蔵プリアンプを使用する
概要

内蔵プリアンプは、全周波数範囲にわたり EMI 試
験信号のような弱い入力信号のレベルを上げます。本器の内蔵プリアンプは 20dB（公称値）の利得があります。
Auto 設定では、リファレンスレベルが-30dBm より小さくなると自動的にオンになりリファレンスレベル
が-30dBm より大きくなるとプリアンプはオフになります。
バイパス設定は、プリアンプをオフにします。
57

GSP-930 ユーザーマニュアル

操作

1.

> More[F7]>Preamp[F6] キーを押し、プリアンプの状態を切り換えます。tAmplit ude

範囲：
表示アイコン

プリアンプがオンになると Pr-amp アイコンがオンになります。

プリアンプアイコン

例：

注意

58

Auto, Bypass

プリアンプがオンのとき、アッテネータは 0dB に固定されます。（Attenuation = 0dB ）Autoset

Autoset
オートセット機能は、2 段階（フルスパンとスパン 0〜100MHz に限定）でピーク信号を検索し最大振幅で信号ピークを捕らえ画面に表示します。

Autset を使用する
操作
Autoset 範囲

1.

Aut oset> Autoset[F1] キーを押します。

振幅：
Span：

-80dBm〜+20dBm
100Hz〜3GHz

例：

Autoset 前（現在の状態）

Autoset 後59

GSP-930 ユーザーマニュアル

Autoset 機能を使用すると RBW、VBW とスイープの設定は Auto にリセットされます。

注意Autoset の垂直検索範囲を制限する
概要

Autoset 探索で設定より低い信号が無視されるように、振幅フロアを設定することができます。

操作

1.

> Amp.Floor[F2] キーを押し Auto から Manへ切り換えます。
Aut oset

2. Autoset 検索の振幅制限値と単位を入力します。
範囲：−80〜 +20dBm

振幅単位の設定については、48 ページを参照ください。

注意

Autoset の水平軸検索範囲を制限する
概要

Autoset の結果がディスプレイでより見やすくなる
ように周波数スパンの制限を変更することができます。
Autoset 後の周波数スパンの初期値は、3MHz に設定されています。

操作1.

> Span[F3] キーを押し Auto から Man へ
切り換えます。
Aut oset

2. Autoset 検索のスパン周波数を入力します。
Man 範囲：60

100Hz〜3GHz帯域幅（BW）/平均の設定

帯域幅（BW）/平均の設定
BW/Avg キーは、分解能帯域幅（RBW）、ビデオ帯域幅（VBW）と平均機能の設定をします。分解能、スイープ時間と平均は、トレードオフの関係にあります。したがって、その構成は注意して行なってください。

RBW(分解能帯域幅)の設定
概要

RBW(分解能帯域幅)は、互いの信号ピークを分離するために使用される IF(中間周波数)フィルタの幅を定義します。
RBW が狭いほど、接近している周波数の信号を分離する能力は大きくなります。
しかし、それは設定した周波数スパンでスイープ時
間がより長くなります(表示が、頻繁に更新されな
い)。

操作

1.

BW/ Avg> RBW[F1] キーを押し RBW を Auto またはMan に設定します。

2. Man モードでは、RBW(分解能帯域幅)と単位を設
定します。
モード：
周波数範囲(-3dB)：

周波数範囲(-6dB)：

Auto、Man
10Hz〜3kHz (1-3-10 ステップ)
10kHz〜1MHz (10％ステッ
プ)200Hz、9kHz、120kHz

61

GSP-930 ユーザーマニュアル

RBW 範囲表示アイコン

注意

62

RBW 設定が Man（手動）モードのとき RBW
アイコンが画面下に表示されます。
RBW の設定が(*)の場合、-6dB フィルタが使用されていることを表示しています。

帯域幅（BW）/平均の設定

VBW(ビデオ帯域幅)の設定
概要

操作

VBW（ビデオ帯域幅）は、ディスプレイ上のトレースのスムージングを定義します。 RBW との組み合わせにより、VBW は、周囲の雑音や隣接するピーク
から目標信号を分離する機能を定義しています。
1.

BW/ Avg> VBW[F2] キーを押し VBW を Auto またはMan に設定します。

2. Man モードでは、VBW(ビデオ帯域幅)と単位を設定
します。
モード：
周波数範囲(3dB)：

表示アイコン

Auto、Man
1Hz〜1MHz (1-3-10 ステップ)

BW アイコンは、VBW が Man モードのとき
画面下に表示されます。

VBW/RBW レシオ
概要

VBW/RBW 機能は RBW と VBW 間の比を見るために使用します。VBW/RBW 比は、RBW の設定ある
いは VBW の設定により変更されます。611 ページと 63 ページをそれぞれ参照してください。

VBW/RBW レシオ 1. BW/ Avg キーを押します。
を見る
2. レシオは、 VBW/RBW[F3] ソフトキーに表示されます。

63

GSP-930 ユーザーマニュアル

表示
VBW/RBW
レシオ

ヒント

ノイズフロアレベルによってマスクされる信号は、ノイズを平滑化するために VBW/RBW 比率が 1 未満である必要があります。
強い周波数成分を持つ信号は、1 以上の比率を使用する必要があります。

平均トレース
概要

操作

平均機能は、表示される前にユーザーが定義した
回数だけトレースを平均します。この機能は、ノイズレベルをスムーズにしますが、表示更新速度が遅くなる欠点があります。
1.

BW/ Avg> Average[F4] キーを押し平均のオンまたはオフを切り換えます。

2. 平均回数を設定します。
範囲：
初期値：
表示アイコン

64

4〜200
20

AVG アイコンは平均機能がオンのとき画面下に表示されます。

帯域幅（BW）/平均の設定

例：

平均：オフ

平均：オフ (20×)

65GSP-930 ユーザーマニュアル

平均の種類
概要

平均の種類は、平均値を判別する方法を決定します。
ログ平均：ログスケール上でトレースポイントを平均します。
電圧平均：リニア電圧スケールでトレースポイントの振幅を平均します。
電力平均：電力でログスケール上のトレースポイン
トを平均します。

操作1.

BW/ Avg> Average Type[F5] キーを押し平均の種類を選択します。
範囲：
初期値：

66

LOG 電力、電圧平均、
電力平均
LOG 電力スイープ

EMI フィルタ
概要

内蔵の EMI フィルタは、標準の構成よりもより高い
レベルの感度が必要な場合や、EMI 平均検波のような特定の測定状況で使用します。
EMI フィルタがオンのとき、RBW は(*)マークが表示
され-6dB に設定されます。
任意の測定機能（詳細については、121 ページを参照）になっている場合、EMI フィルタは自動的に無効になります。 EMI フィルタがオンになっている
場合は逆に、任意の測定機能はオフになっていま
す。

操作

1.

BW/ Avg> EMI Filter[F6] キーを押し EMI フィルタのオンまたはオフを切り換えます。

スイープ
本器は、掃引時間と掃引モード（連続、シングル）設定など、スイープのオプションが複数あります。 また、ゲートスイープモードがあります。

スイープ時間概要

スイープ時間は、現在の周波数スパンで"スイープ"するのにかかる時間の長さを定義します。
ただし、そのスイープ時間と RBW/ VBW はトレード
オフの関係にあります。速いスイープ時間は、より頻繁に表示を更新しますが、RBW と VBW が広く近傍周波数を分離する能力が低くなります。

67

GSP-930 ユーザーマニュアル

操作

1.

Sweep
> Sweep Time[F1] キーを押しスイープ時間
を Auto または Man に切り換えます。

2. メインモードのスイープ時間を設定する。
モード：
範囲：
分解能：

Auto、Man
22ms〜1000s (span>0Hz)
50μs〜1000s (span=0Hz)
10μs

スイープが手動モードのとき、SWT アイコ
ンが画面下に表示されます。

表示アイコン

シングルスイープ
概要

シングルスイープ機能は、一度だけスイープを実行するために使用します。スイープシングルが押されると、一度だけスイープを実行してから停止しま
す。

操作

1.

Sweep
> Sweep Single[F2] キーを押すと本器はシングルスイープモードになります。

2. Sweep Single[F2] キーを再度押すとシングルス
イープを実行します。
表示アイコン注意

スイープがシングルの場合、画面右側にス
イープシングルアイコンが表示されます。

再度、Single Sweep キーを押す前にシングルスイ
ープが終了するのを待つ必要があります。
スイープ中に設定を変更した場合は、直ちにシング
ルスイープを再度やり直します。

68

スイープ

連続スイープ
概要

本器のメインスイープモードには、シングルと連続の 2 種類があります：常にスイープを更新したい場
合には連続モードを使用してください。

操作

1.

> Sweep Cont[F3] ] キーを押し連続スイー
プモードに設定します。
Sweep

表示アイコン注意

スイープが連続モードのとき画面右側にCont アイコンが表示されます。

本器は、トリガ条件を待っている場合やシングルス
イープモードに変更されたりされない限り、連続ス
イープします。

ゲートスイープの概要
概要

要旨

ゲートスイープモードは、本器がスイープ可能なときトリガ信号入力によりスイープ開始を指示するが可能です。このモードは、RF バースト送信や伝送
バースト間のスプリアスノイズレベルを測定するようなオン/オフパルス信号の特性測定に役に立ちます。
1. トリガ信号は、入力信号の周期に同期している必
要があります。（下図 RF バースト）
2. ゲート時間の開始は、トリガ信号+遅延時間の正または負エッジから生成されます。
3. ゲート時間の終了は、ゲート長設定により決定されます。

69

GSP-930 ユーザーマニュアル

4. ゲートスイープは、遅延時間があるために信号のどちらかの端に設定してはいけません。
周期RFバースト

トリガ
ゲート
遅延

長さ

例：上図は、入力トリガ、入力信号と入力信号に対する相対的なゲートスイープ位置の関係を示しま
す。

注意

70

RBW の設定時間を考慮してください。短すぎると遅延時間の設定は RBW フィルタが解決するための十分な時間をありません。

スイープ

ゲートスイープモードを使用する
接続

1. 背面パネルの GATE IN 端子にトリガ信号(3.3v
CMOS) を接続します。

トリガ信号

操作

1.

> GateDelay[F5] キーを押しゲート遅延時間を設定します。

2.

> Gated Length[F6] キーを押しゲート時間
長を設定します。

3.

> Gated Sweep[F4] キーを押しモードをオン
にします。

Sweep

Sweep

Sweep

ゲート遅延：
ゲート長：
表示アイコン

0s〜1000s
10μs〜1000s

ゲートスイープがオンのときスイープゲート
アイコンが表示されます。

71

GSP-930 ユーザーマニュアル例：

下図 A は、ゲートスイープモードがオフのときのFSK 変調信号のスﾌﾟクトラムです。

図A
下図 B は、希望の周波数が出力されるときのみ
スイープするようにタイミングゲーテッドスイープした同じ信号です。
ゲートスイープ アイコン

図B

注意

72

ゲート遅延とゲート長は、ゲートスイープをオンにする前に設定しておく必要があります。

トレース

トレース
本器は、画面上に 4 つの異なるトレースのパラメータを設定することができます。各トレースは異なる色で表され、スイープごとに更新されます。

トレースの選択概要

各トレース（1、2、3、4）は、別々の色で表示されます。アクティブにすると、各トレースの色と機能アイコンが画面左側に表示されます。トレースが選択されている場合、パラメータは、設定/トレースのメニューから編集することができます。
トレースの
色：

トレースの種類

1： 黄色
2： ピンク
3： 青
4： 赤

トレースの種類は、トレースデータが表示される前に操作したり保存方法により決ま ります。本器は、使用されているトレースの種類により各トレースを更新します。
クリアとライト

本器は、連続的にスイープごとに表示を更新します。

Max ホール
ド/Min ホールド

最大または最小ポイントを選択しトレースに表示します。新たに最大値または最小値が見つかった
場合、トレースポイントが各スイー
プで更新されます。

73

GSP-930 ユーザーマニュアル

View

View は、選択したトレースを保持し、選択したトレースのデータ更新を停止します。 View[F4] を押すと Blank[F5] キーでクリアされた
トレースデータを表示します。

Blank

選択したトレースをクリアしトレー
スデータを保存します。トレースデータは、 View[F4] キー押して復元することができます[F4]。

表示アイコン
トレース1
トレース2
トレース3
トレース4

操作

1.

Clear & Write
Hold Max
View
Blank

> Trace[F1] キーを押しトレース番号を選択
します。
Trace

トレース：

1、2、3、4

2. トレースの種類を選択：

Clear & Write[F2]Max Hold[F3]Min Hold[F4]View[F5]
Blank[F6]トレース 2、3、4 の初期設定は Blank です。
注意
74

トレース

トレース演算概要

2 つのトレース(TR1, TR2)の演算を実行し、現在選択されているトレースに演算結果を反映します。

演算機能

Power Diff

TR2 振幅データから TR1 振幅
データを減算します。TR1 データ
TR2 データはワットに変換されます。結果は dBm に変換されます。

Log Diff

TR2 振幅データから TR1 の振幅
データを減算し、ログリファレンスを加算します。
TR1 と TR2 データとも、単位はdBm です。減算結果のトレースはdB です。
対数リファレンスを加算した結果
データの単位は、dBm です。

LOG オフセット

TR1 トレースにリファレンスを加算
します。

操作

1.

Trace

> More[F1]>T race Math[F1] キーを押します
2. TR1[F1] キーを押しトレースの第 1 ソースを選択し
ます。
TR1：

Trace 2、Trace 3、Trace 4

3. TR2[F2] キーを押しトレースの第 2 ソースを選択し
ます。
TR2：：

Trace 2、Trace 3、Trace 475

GSP-930 ユーザーマニュアル

4. トレース演算機能を選択します。

PowerDiff[F3]LogDiff[F4]LogOffset[F5]5. LogDiff を選択した場合、リファレンスレベルと単位を設定します。
LogDiff ref 範囲：
LogDiff ref 単位：-120dBm〜30dBm
dBm、W

6. LogOffset を選択した場合、オフセットレベルと単位を設定します。
LogOffset 範囲：-50dB〜+50dB

7. トレース演算を解除するには OFF[F6] キーを押します。
表示アイコン

トレース演算がオンのとき画面に Math ア
イコンが表示されます。

トレース検出モード
概要

トレース上の各ポイントをサンプルし、サンプル数
は、通常サンプルバケットと呼ばれる各ポイントを取ったものです。
各ポイントの実際の値は、各バケットのサンプルから検出器で決定されます。
各選択されたトレース（1、2、3、4）は、異なる検出モードで使用できます。

76

トレース

検出モード

Auto

全サンプルの値に基づいて最適なモードを選択します。

Normal

信号レベルが常に増加または減少している間、正のピークが検出されます。それ以外の場合、検出モードは、
正ピークと負ピーク間をスイッチします。過剰なノイズを避けながら、バースト現象を取得するのに便利です。

Peak+

各バケットから各ポイントの最大ピーク値を選択することにより、正ピーク信号を検出します。このモードでは、正弦波信号に便利です。

Peak-

各バケットから各ポイントに対して最小ピーク値を選択することにより、負ピーク信号を検出します。このモード
は、振幅測定には推奨されません。

Sample

ランダムにバケットのサンプルから値が選択されます。ノイズ信号に便利です。

Average

サンプルのバケット内のすべてのサ
ンプルの平均値を計算します。

77

GSP-930 ユーザーマニュアル

自動検出器の選択モード

下のフローチャートは、オートモードの検出器選択
モードを示します。
D etector(Auto mode )ウィンドウがトポグラフィクに設定されていますかYPeak +

Y

SampleN

Phase Jitter測定がオンになっていますかN

トレースの平均がオンになっえいますかY

AverageのタイプがPowerに設定されていますかNN

Sampleトレースの設定がMax HoldになっていますかY

Y

AveragePeak +

N

トレースの設定がMin HoldになっていますかY

Peak -N

N ormal操作

1.

> More[F7]> Detection[F2] キーを押します。

2. 選択したトレースのためにトレース検出モードを選択します。

Auto[F1]
Normal[F2]Peak+[F3]Peak-[F4]Sample[F5]Average[F6]

78

トレース

3. 画面は、トレースメニューへ戻ります。
表示アイコン

NormalAverage
アイコン

Peak+アイコン

Peak アイコン

Sampleアイコン

Average
アイコン

79GSP-930 ユーザーマニュアル

トリガ
トリガ機能は、周波数、振幅、および遅延を含めてキャプチャした波形にトリガをかける際の信号条件を設定します。デフォルトの内部信号の代
わりの外部トリガ信号は、特殊な条件のために必要な使用することができます。
•

フリーランモード →80 ページから•

ビデオトリガを有効にする →80 ページから•

外部トリガを有効にする→82 ページから•トリガモードの選択→82 ページから•トリガ遅延時間の設定 →84 ページ

トリガ種類の選択
フリーランモード
概要

フリーランモードでは全ての信号がキャプチャされ、トリガ条件は使用されません。

フリーランモード 1.

> Free Run[F1] キーを押しフリーモードを実行します。
Tr igger

ビデオトリガを有効にする
概要

ビデオ信号用のビデオトリガレベルを設定します。
ビデオ信号の電圧レベルがビデオトリガレベルを超える*と、トリガ信号が生成されます。
*正ビデオエッジ用

80

トリガ

パラメータ

ビデオ
エッジ：

ビデオトリガの極性を決定します。
正極性：信号電圧がトリガ周波数でビデオレベルを越えた。
負極性：信号電圧がトリガ周波数でビデオレベルより小さい。

ビデオ
レベル：

トリガビデオレベル

トリガ周波数 トリガ開始周波数を設定します。
操作

1.

Tr igger>Trigger Condition[F2]>Video[F1] キーを押します。
2. Video Edge[F1] キーを押しエッジを選択します。
範囲：

正極正、負極性

3. Video Level[F2] キーを押しビデオ電圧トリガレベ
ルを設定します。
トリガレベル：-120dBm〜+30dBm+Ref レベルオフセット

4. Trigger Freq[F3] キーを押しトリガ条件をチェックする周波数を選択します。
周波数：

注意

0〜3GHz+周波数オフセット

ビデオトリガを無効にするにはトリガをフリーランに設定します。

81

GSP-930 ユーザーマニュアル

外部トリガを有効にする
概要

外部トリガ機能は、外部トリガ信号を背面パネルのTRIG IN ポートに入力して使用します。
トリガタイミングは、外部トリガ信号の正または負のエッジに設定することができます。
トリガ： 3.3V、CMOS

操作

1.

Tr igger>Trigger Condition[F2]>Ext.E dge[F2] キーを押しトリガエッジを選択します。

Pos ：
Neg ：

正のエッジ
負のエッジ

2. 背面パネルの TRIG IN 端子に外部トリガ信号を接
続します。

トリガ信号

3. Action Now[F5] キーを押し外部トリガを有効にします。
4. システムは、スイープを開始する前にトリガ条件に一致するまで待機します。
表示アイコン

注意82

外部トリガが有効になると EXT トリガアイ
コンが表示されます。

スパンや振幅の設定のようなパラメータ設定が変更された場合、トリガはフリーランモードに戻りま
す。

トリガ

トリガモードの選択
概要

フリーランモードでは、全信号がキャプチャされトリガ条件は使用されません。

モード

Normal：トリガ条件と一致した全ての信号をキャプチャします。

Single：トリガ条件と一致した最初の信号をキャプチャします。

Continuous： トリガ条件に一致した最初の信号をキャプチャし、その後フリーランモードに切り換わります。
操作1.

> Trigger Mode[F3] キーを押しトリガモードを切り換えます：Tr igger

Nor.：
Sgl.：
Cont.：

NormalSingleContinuous

2. Action Now[F5] キーを押し手動でトリガを開始します。

83

GSP-930 ユーザーマニュアル

トリガ遅延時間の設定
概要

トリガがかかったと きと信号キャプチャを開始したときの遅延時間を設定します。
遅延時間範囲：1ns〜1000s

操作

1.

Tr igger>Trigger Delay[F4] キーを押しトリガ遅延時間を設定します。
遅延時間：84

0〜1000sマーカ

マーカ
マーカは、波形ポイントの周波数と振幅を表示します。
本器は、マーカテーブルに 10 個のピークマーカを表示するだけでなく同時に 6 個のマーカまたはマーカペアを有効にします。
マーカテーブルは、一つの画面で複数のマーカを編集および表示することができます。
デルタマーカは、リファレンスマーカ間の周波数と振幅差を表示します。
ピーク信号、センタ周波数、スタート/ストップ周波数を含む様々なポイン
トに自動的にマーカを移動できます。信号ピークについてのマーカ操作
は、ピークサーチ機能で利用できます。
•

マーカを有効にする →86 ページから••手動でマーカを移動する →87 ページから•プリセット位置へマーカを移動させる →87 ページから•デルタマーカを有効にする →88 ページから•デルタマーカを手動で移動する →89 ページから•マーカ機能 →90 ページから•トレースへマーカを移動します →93 ページから•

マーカテーブルを表示する →94 ページから•ピーク検索 →95 ページから•

ピークの構成 →97 ページから•

ピークテーブル → f 98 ページから85

GSP-930 ユーザーマニュアル

マーカを有効にする
ノーマルマーカとデルタマーカの 2 種類の基本マーカが用意されています。ノーマルマーカは、トレース上のポイントの周波数/時間または振幅を測定するのに使用します。デルタマーカは、リファレンスポイントとトレース上の選択したポイントとの差を測定することができます。

ノーマルマーカを有効にする
操作

1.

> Select Marker[F1] キーを押しマーカ番号
を選択します。
Markerマーカ：

1〜6

2. [F2] キーを押し選択したマーカをオンにします。
3. Normal[F3] キーを押し選択したマーカをノーマルタイプにします。
4. トレース上のマーカ（初期値は中央）が表示され画面上部にマーカ測定値が表示されます。
マーカ ID, 周波数

マーカ

86

, 振幅

マーカ

手動でマーカを移動する
操作

1.

> Select Marker[F1] キーを押しマーカ番号
を選択します。
Marker

2. 左右矢印を使用するとマーカが 1 目
盛移動します。
3. スクロールノブではマーカの移動量は微調です。
4. 同様に、直接マーカ位置の周波数をテンキーで入力することができます。

プリセット位置へマーカを移動させる
概要

キーは、選択したマーカをプリセット位置へ移動します。

機能

Mkr>センタ： センタ周波数へ移動
Mkr>スタート： スタート周波数へ移動
Mkr>ストップ： ストップ周波数へ移動
Mkr>CF Step： ステップ周波数へ移動
Mkr>Ref Lvl： リファレンスレベル振幅へ移動

MarkerMarkerキーを使用するとスパンその他の設定は、自動的に変更されます。

注意
操作

1.

2.

> Select Marker[F1] キーを押しマーカ番号
を選択します。
MarkerMarkerを押しマーカ位置を選択します。
87

GSP-930 ユーザーマニュアル

Mkr>Center[F1]Mkr>Start [F2]Mkr>Stop[F3]Mkr>CF Step[F4]Mkr>Ref Lvl[F5]デルタマーカを有効にする
概要

デルタマーカは、リファレンスマーカとデルタマーカ
間の振幅と周波数/時間差の測定とデルタマーカ
間の振幅差を測定するマーカペアです。
デルタマーカを有効にすると、リファレンスおよびデルタマーカが、選択したマーカの位置に表示されます。マーカがアクティブではない場合、画面中央に選択されたマーカが表示されます。
マーカ測定は、"ノーマルマーカ"測定で、画面上部表示されます。

デルタマーカ

操作

1.

Ref：

リファレンスマーカ .

Delta：

デルタマーカ.

> Select Marker[F1] キーを押しマーカ番号
を選択します。
Marker

2. [F2] キーを押し選択したマーカをオンにします。
3. Delta[F4]>Delta[F1] キーを押しマーカをデルタに選択します。

88

マーカ

デルタマーカを手動で移動する
デルタまたは
1. Marker > Delta[F4]> Move[F2]>Move Ref[F2] キー
リファレンスを押しリファレンスマーカを移動します。
マーカを移動します
2. Marker > Delta[F4]> Move[F2]>Move Delta[F3]
キーを押しデルタマーカを移動します。
3. ノーマルマーカと同じ方法で選択されたマーカを移動します。87 ページを参照してください。
リファレンスと1. Move Pair Span[F4] or Move Pair Center[F5] キー
デルタの両マーカを押し、両マーカを同時に移動します。
を移動しますPair Span を移動：

マーカ間の周波数スパンを設定します。スパンは、
正または負になります。：
Å+spanÆ
Å-spanÆ

Pair Center を移動：

スパン間を保ち、同時に両方のマーカを移動します。

2. ノーマルマーカと同じ方法で両方のマーカを移します。87 ページを参照ください。

89GSP-930 ユーザーマニュアル

マーカ機能
ノイズマーカ
概要

操作

ノイズマーカ機能は、マーカ位置から参照される
1Hz 帯域幅における平均ノイズレベルを計算します。
1.

Marker > Select Marker[F1] キーを押しマーカ番号
を選択します。

2. [F2] キーを押し選択したマーカをオンにします。
3. Normal[F3] キーを押し希望する位置へマーカを移動します。
4. Function[F5]>Marker Noise キーを押しマーカノイ
ズをオンにします。
5. ノイズレベル測定が画面上部に dBm/Hz で表示されます。
マーカ ID , 周波数, dBm/Hz

マーカ

90

マーカ

周波数カウンタ
概要

操作

周波数カウンタ機能は、正確な周波数測定を行うために使用されます。
1.

Marker > Select Marker[F1] キーを押しマーカ番号
を選択します。

2. [F2] キーを押し選択したマーカをオンにします。
3. Normal[F3] キーを押し希望する位置へマーカを移動します。
4. Function[F5]>Frequency Counter[F1] キーを押しカウンタ機能をオンにします。
5. Resolution[F2] キーを押し、分解能を設定します。
Auto：

自動的に最適な分解能を選択します。

Man：

分解能を手動で設定できます。

Man Range：

1Hz、10Hz、100Hz、1kHz

91

GSP-930 ユーザーマニュアル

選択した分解能で画面上部に測定周波数を表示し
ます。
周波数

マーカ

92

マーカ

トレースへマーカを移動します概要

操作

マーカトレース機能は、現在アクティブなトレースに選択したマーカを移動します。
1.

> Select Marker[F1] キーを押しマーカを選択します。
Marker

2. [F2] キーを押し選択したマーカをオンします。
3. More 1/2[F7]>Marker Trace[F1] キーを押し、現在のマーカを移動するトレースを選択します。
アクティブなトレースのみ選択することができます。

Auto[F1]
Trace1[F2]Trace2[F3]Trace3[F4]Trace4[F5]以下の例は、マーカ 1 は、トレース 1 に設定されています。マーカ 2 はトレース 2 に設定されていま
マーカ1、トレース1

す。

マーカ2、トレース2
93GSP-930 ユーザーマニュアル

マーカテーブルを表示する
概要

操作

本器には、有効な全てのマーカと測定値を表示するマーカテーブル機能があります。
1.

Marker > More 1/2[F7]>Marker Table[F2] キーを押しマーカテーブルをオンにします。

2. 画面が 2 分割され、下側にマーカ ID（ノーマル、リファレンスまたはデルタ）、トレース、X 軸位置（周波数/時間）とマーカ振幅のマーカテーブルが表示されます。

マーカテーブル

94

マーカ

ピーク検索
ピークへマーカを移動する
概要

Peak
Searchキーは、トレースピークを検索するのに使用
します。

操作

1.

2.

Marker > Select Marker[F1] キーを押しマーカ番号
を選択します。

P eak
Search>Peak Search[F1] キーを押します。
マーカは最大信号ピークへ移動します。

3. 続けて各スイープのピークを検索するには
Peak
Search>More 1/2[F7]>Peak Track[F1] キーを押しPeak Track をオンにします。

画面センタへマーカとピークを移動する
画面

センタ機能は、信号ピークの最大値にマーカを移動し、そのピークを中心周波数に移動します。

操作

1.

2.

Mark er > Select Marker[F1] キーを押しマーカ番号
を選択します。

P eak
Search>Mkr>Center[F2] キーを押します

スパンは変更されません。
注意95

GSP-930 ユーザーマニュアル

ピーク検索
概要

キーは異なるピークを検索するのに使用し
ます。

ピーク検索

Next Peak：

画面上の次の最も高いピークを検索します。

Next Peak Right： マーカの右隣にあるピークを検
索します。

操作

1.

2.

Next Peak Left：

マーカの左隣にあるピークを検索します。

Min Search：

最小ピークを検索します。

P eak
Search> Select Marker[F1] キーを押しマーカ番号
を選択します。
P eak
Searchます。
例：
Next Peak96

キーを押し検索したいピークの種類を選択し

マーカ

例：
Next Peak Right例：
Next Peak Left

ピークの構成概要

Peak Excursion と Peak しきい値の 2 種類のピーク
検索構成オプションがあります。
Peak Excursion：

Peak Excursion は、検知された
ピークのピークしきい値上の最小値を設定します。

97

GSP-930 ユーザーマニュアル
Peak しきい値：

ピークしきい値は、ピークを検出するために最低しきい値レベルを設定します。
ピークしきい値+ PeakExcursion 上の任意の値はピークとして検知されます。

1

ピークしきい値

操作

1.

P eak
Searchピーク
検出エリア
Peak Excursion>More 1/2[F7] キーを押します。

2. Peak Excursion[F2] キーを押し excursion レベルを設定します。
3. Peak Threshold[F3] キーを押しピークしきい値を設定します。
Peak Excursion：
ピークしきい値：

0〜100dB-120dB〜+30dB

ピークテーブル
概要

操作

ピークテーブル機能は、ピーク構成と一致した全てのピーク（最大 10 個）を表示します。各ピークの振幅と周波数を表示します。
1.

P eak
Searchます。
98>More 1/2[F7]>Peak Table[F5] キーを押しマーカ
2. Peak Sort[F2] キーを押し並べ替えのタイプを設定します。
Freq（周波数）：
Amp（振幅）：

昇順で周波数を並べ替えます。
昇順で振幅を並べ替えます。

3. Peak Table[F1] キーを押しピークテーブルをオンします。
4. 画面が 2 分割されます。下側の画面にピークマー
カ ID、X 軸ポジションと振幅のピークテーブルが表示されます。
ピークマーカピークテーブル

99

GSP-930 ユーザーマニュアル

ディスプレイ
Display キーは、基本表示の設定だけでなく、表示モード（スペクトル、
スペクトログラム、トポグラフィック）と分割画面モードの設定を構成します。

LCD 輝度を調整します
概要

操作

LCD 輝度レベルを 3 つのプリセットレベルに調整することができます。
1.

Displa y > LCD Brightness[F2] キーを押しディスプレ
イ輝度を切り換えます。

Hi：
Mid：
Lo：

高輝度
中間輝度
低輝度

LCD バックライトをオフします。
概要

操作

LCD バックライトは、消費電力を少なくしたり、LCD
ディスプレイの寿命を延長するためにオフにすることができます。
1.

Displa y > LCD Backlight[F3] キーを押し LCD バッ
クライトをオフします。

2. バックライトがオフのとき、任意のファンクション
キーを押すとバックライトがオンになります。

100

ディスプレイ

ディスプレイラインの設定 (リファレンスレベルライン)
概要

操作

ディスプレイライン機能は、トレース上のリファレン
ス基準レベルラインを重ね合わせるために使用されます。
1.

Displa y > Display Line[F4] キーを押しディスプレイ
ラインをオンします。

2. ディスプレイラインのレベルと単位を設定します。
例：
ディスプレイライン

ディスプレイラインを-50dBm に設定

ビデオ出力ポートを使用する
概要

本器は、外部モニタへの表示を出力する専用の
DVI-I 端子を持っています。
ビデオ出力は常にオンです。
出力分解能

操作

800 x 600 (固定)

1. 波お面パネルの DVI 端子に外部モニタを接続します。

101

GSP-930 ユーザーマニュアル

ディスプレイモードを設定する
概要

本器には、スペクトル、スペクトログラムとトポグラ
フィックを観察する 3 種類のディスプレイモードがあります。それは、分割画面を用いてスペクトルとス
ペクトロム、トポグラフィックを同時に表示することも
可能です。

操作

1.

Spectrum

基本ディスプレイモード

Spectrogram

時間ドメインで周波数や電力を観測するのに便利。

Topographic

トレースのイベント周波数を観察するのに便利。

>Window Setup[F1] キーを押しディスプレイ
モードを選択します。
Display

Spectrum[F1] ：Spectrogram[F3] ：Topographic[F4] ：Spectrogram+Spectrum[F5] ：Topographic+Spectrum[F6] ：

注意

102

Spectrogram+Spectrum と Topographic+Spectrum
では、同じトレースが使用されています。

ディスプレイ

例：
スペクトログラムスペクトログラム表示は、周波数と時間ドメインの両方の信号を示します。 X 軸は周波数を表し、Y
軸は、時間を表示し各ポイントの色は特定の周波数と時間と振幅レベル（赤=高⇒ダークブルー=低）を表します。
新しいトレースは、画面下部に表示され、古いトレースは、削除されるまで、画面上部に向かって押し出されます。

103

GSP-930 ユーザーマニュアル

マーカ機能

マーカ機能は、マーカ位置のスペクトグラムの周波数、レベルと時間情報を表示します。

Spectgram Marker[F1] キーを押しマーカをオンにします。（初期設定ではマーカは画面左下に表示さ
れます）

注意

104

リファレンスマーカ

マーカ位置の周波数、レベルと時間を表示します。

デルタマーカリファレンスマーカ位置からのレベルと周波数、および時間を表示します。

マーカ機能をオンにすると波形更新は停止します。
マーカ機能は、スペクトルとの同時表示では使用できません。

ディスプレイリファレンスマーカ

Ref.[F2] キーを押しリファレンスマーカ（Ref.）を選択します。

XAxis.[F1] キーで周波数を YAxis.[F2] キーで時間を設定します。
XAxis.[F1]

マーカの X 軸（周波数）位置を設定します。

YAxis.[F2]

マーカの Y 軸（時間）位置を設定し
ます。

周波数

リファレンスマーカ位置の周波数

振幅

リファレンスマーカ位置の振幅

時間

画面下の時間からリファレンス
マーカ位置までの経過時間

105

GSP-930 ユーザーマニュアル

デルタマーカDelta.[F3] キーを押しデルタマーカ（Delta）を選択します。

XAxis.[F1] キーで周波数を YAxis.[F2] キーで時間を設定します。

106

XAxis.[F1]

マーカの X 軸（周波数）位置を設定します。

YAxis.[F2]

マーカの Y 軸（時間）位置を設定し
ます。

Δ周波数

リファレンスマーカ位置からの
周波数

Δ振幅

リファレンスマーカ位置からの振幅

Δ時間

リファレンスマーカ位置からの経過
時間ディスプレイ

トポグラフィック

トポグラフィック表示は、信号イベントの頻度を表示します。トポグラフィックビューは、より強い信号によって圧倒された、より小さな信号を観察するのに役立ちます、あるいは断続的なイベントを簡単に観測するのに便利です。表示カラーは、イベントの頻度を表します。青は、ほとんど発生しないイベントを表し、赤は、発生頻度の高いイベントを表します。

107

GSP-930 ユーザーマニュアル

マーカ機能

マーカ機能は、マーカ位置のトポグラフィクの周波数、振幅とパーセント情報を表示します。

Topographic Marker[F1] キーを押しマーカをオンにします。（初期設定ではマーカは画面左下に表示さ
れます）

注意

108

リファレンスマーカ

マーカ位置の周波数、振幅とパーセントを表示します。

デルタマーカリファレンスマーカ位置からの周
波数、振幅とパーセントを表示します。

マーカ機能をオンにすると波形更新は停止します。
マーカ機能は、スペクトルとの同時表示では使用できません。

ディスプレイリファレンスマーカ

Ref.[F2] キーを押しリファレンスマーカ（Ref.）を選択します。

XAxis.[F1] キーで周波数を YAxis.[F2] キーで振幅を設定します。
XAxis.[F1]

マーカの X 軸（周波数）位置を設定します。

YAxis.[F2]

マーカの Y 軸（時間）位置を設定し
ます。

周波数

リファレンスマーカ位置の周波数

振幅

リファレンスマーカ位置の振幅

パーセンテー リファレンスマーカ位置の発生頻度
ジをパーセンテージで表示します。

109

GSP-930 ユーザーマニュアル

デルタマーカDelta.[F3] キーを押しデルタマーカ（Delta）を選択します。

XAxis.[F1] キーで周波数を YAxis.[F2] キーで時間を設定します。

110

XAxis.[F1]

マーカの X 軸（周波数）位置を設定します。

YAxis.[F2]

マーカの Y 軸（時間）位置を設定し
ます。

Δ周波数

リファレンスマーカ位置からの
周波数

Δ振幅

リファレンスマーカ位置からの振幅

パーセン
テージ

デルタマーカ位置の発生頻ディスプレイ

スペクトログラム+スペクトラム

信号のスペクトログラムとスﾌﾟクトラム両方を表示します。
トポグラフィックとスペクトラム信号のトポグラフィックとスペクトラム両方を表示し
ます。

111

GSP-930 ユーザーマニュアル

スペクトラム表示の分割
概要

分割スペクトルビューは、分割画面を使用して同時に 2 つの異なるスイープ範囲を表示することができます。上部と下部ビューには、独立したスイープ範
囲、振幅、スパンおよびその他の設定することができます。ただし、分割画面（上部または下部）は、交
互にスイープします。

操作

1.

>Window Setup[F1]>Split
Spectrum[F2]>Active Win[F1] キーを押し分割画面
上部を有効にします。
Display

2. Active Win.[F1] キーを押し上部、下部画面間ス
イープを切り換えます。
3. Alternate Sweep[F2] キーを押し上部、下部画面を交互にスイープするようにします。f

注意

交互スイープモードでは、設定変更などの操作ができません。
分割スペクトルビューを終了したとき、本器はアク
ティブなウィンドウの設定で表示されます。非アクティブな画面の設定は、次回の分割スペクトルビューのために保持されています。

112

ディスプレイ

例：113

GSP-930 ユーザーマニュアル

システム設定システム情報概要

システム情報は以下のように表示されます。
シリアル番号バージョン：
ソフトウェアファームウェア
File sys
RF
TG
DSP
Wordlist
Core

操作

1.

実装オプション
Calibration 日付：
LOI
RF
TG
DNS ホスト名
MAC アドレス>System Information[F1] キーを押しシステ
ム情報を表示させます。
System

エラーメッセージ
概要

操作

メッセージ番号、説明、時間によってエラーキューにあるエラーメッセージを表示します。アナライザを操作するとき、システムのエラーキューからすべてのエラーがログに記録されます。エラーメッセージ
一覧については、プログラミングマニュアルを参照
してください。
1.

>Error message[F2] キーを押しエラーメッ
セージテーブルを表示します。
System

2. Prev Page[F2] and Next Page[F3] キーを押すとエラーリストの各ページをナビゲートします。
114

システム設定
3. Clear Error Queue[F6] キーを押すとリストから
エラーメッセージを削除します。

システム言語の設定
概要

本器は、多くの言語をサポートしています。
システム言語は、選択言語やソフトメニューキーに対応します。

操作

1.

>Language[F3] キーを押しシステム言語を選択します。
System日本語には対応していません。
注意

日付と時間を設定します。
操作

1.

System>Date/Time[F4] キーを押します。

2. Set Date[F1] キーを押し日付を設定します。

Year[F1]
Month[F2]Day[F3]“年”を設定します。
“月”を設定します。
“日”を設定します。S

3. Set Time[F2] キーを押しシステム時間を設定します。

Hour[F1]
Minute[F2]Second[F3]“時間（24 時間）年”を設定します。
“分”を設定します。
“秒”を設定します。

115

GSP-930 ユーザーマニュアル
4. システム時間と日付は画面上部に表示されます。

日付と 時間116

システム設定

ウェイクアップ時計を使用する
概要

本器は、自動的に設定時間に電源オンできるウェ
イクアップ時計を持っています。

操作

1.

>Date/Time[F4]>Wake-Up Clock[F3] キーを押し以下のパラメータを設定します。
SystemClock[F1]State[F2]

Hour[F3]
Minute [F4]Rept. Single[F5]SelectDate[F6]注意

ウェイクアップ時計の番号を選択します。 (1〜7).
選択したウェイクアップ時
計のオン/オフを選択します。
ウェイクアップの”時間”を設定します。
ウェイクアップの”分”を設定します。
選択したウェイクアップ時
計を繰り返すか一度にするか選択します。
選択したウェイクアップ時
計の曜日を選択します。
(Monday〜Sunday)

ウェイクアップ時計は、1 日のみ構成することがで
きます。

117

GSP-930 ユーザーマニュアル

アラーム出力概要

PASS/FAIL 出力をアラーム出力端子から出力できるようにします。
出力：オープンコレクタ+V
アラーム出力
BNC

操作

118

1.

R
Vo

>Alarm Output[F6] キーを押しアラーム出力
端子のオンまたはオフを切り換えます。
Systemプリセット（Preset）

プリセット（Preset）
プリセット機能は、プリセット構成設定に基づいて工場出荷時またはユー
ザー定義設定どちらかを本器にロードします。
•

プリセットキーを使用する →119 ページから•

ユーザー定義プリセットの保存→119 ページから•プリセットタイプの設定→120 ページから•

電源投入時プリセット →120 ページからプリセットキーを使用する
操作

キーは、工場出荷時設定あるいはユーザ定
義プリセット設定をロードします。
Preset

プリセット設定の種類の詳細は 119 ページを参照
してください。
工場出荷プリセッ
ト操作

工場出荷時設定は 227 ページを参照ください。

Preset

キーを押しプリセット設定をロードしてください。

ユーザー定義プリセットの保存概要

ユーザー定義プリセットは、ユーザー定義プリセット設定として現在の状態を保存することで生成できます。

操作>Pwr On/Preset[F5]>Save User Preset[F3]
キーを押し User Preset 設定として現在の状態を保存します。
System119

GSP-930 ユーザーマニュアル

プリセットタイプの設定
概要

キーが押されるごとに、プリセットされた構成
設定がロードされます。
Preset

プリセット構成設定は工場出荷時設定あるいはユーザ定義設定のいずれかを設定できます。
操作

1.

>Pwr On/Preset[F5]>Preset Type[2] キー
を押しプリセットタイプを選択します。
SystemUser Preset[F1]Factory Preset[F2]電源投入時プリセット
概要

本器の電源がオンになったとき、初期設定または前回電源がオフされた、どちらかのプリセット構成
設定がロードされます。

操作

1.

>Pwr On/Preset[F5]>Power On[F1] キーを押し電源オン時の設定を選択します。
System

電源オン：

注意

前回設定（Last）、Preset

プリセット条件の詳細については、227 ページのプリセットタイプの設定を参照してください。
本器の電源をオフするときに正しく終了できなかった場合、最後のプリセット状態は、ロードできません。詳細については、26 ページを参照ください。

120

プリセット（Preset）

アドバンス操作
測定................................................................................ 122
チャンネル解析概要.....................................................................................................122
ACPR....................................................................................................................124
OCBW...................................................................................................................127
AM/FM 解析 ....................................................................................................................129
AM 解析...............................................................................................................129
FM 解析...............................................................................................................133
AM/FM 復調 .....................................................................................................137
N dB 帯域幅.....................................................................................................................138
Phase Jitter 測定...........................................................................................................139
スペクトラムエミッションマスクの概要...................................................................141
スペクトルエミッションマスク(SEM)テスト.............................................................155
第 3 次相互変調歪(TOI).............................................................................................161
CNR/CSO/CTB 測定...................................................................................................163
搬送波対雑音比 (CNR)................................................................................163
複合 2 次歪み（Composit e Second Order：CSO）.............................166
複合 3 次歪（Composit e Triple Beat：CTB）........................................167

リミットラ イン テスト....................................................... 170
リミットの作成 (ポイントごとに).................................................................................170
リミットの作成(トレースデータから)........................................................................172
リミットの作成(マーカデータから)............................................................................173
リミットラインの削除 .......................................................................................174
Pass/Fail テスト...............................................................................................174

シー ケン ス...................................................................... 177
シーケンスの編集...........................................................................................177
シーケンスの実行...........................................................................................181

121

GSP-930 ユーザーマニュアル

測定
この章では、自動測定モードをどのように使用するかについて説明します。本器は以下の測定ができます。
•

ACPR →124 ページより•

OCBW →127 ページより•

AM 解析 →129 ページより•

FM 解析 →133 ページより•

N dB 帯域幅→138 ページ•

Phase Jitter 測定→ 139 ページ•

スペクトラムエミッションマスクの概要→141 ページより•

第 3 次相互変調歪(TOI) →161 ページより•

CNR/CSO/CTB 測定→163 ページよりチャンネル解析概要
概要

チャネル解析測定は、ACPR（隣接チャネル漏洩電力）と OCBW（占有帯域幅）の測定が含まれていま
す。

パラメータ

Channel bandwidth

ターゲットのチャンネルが占めている周波数帯域幅。
範囲：
0Hz〜3GHz（0Hz を除く）

Channel Space

各メインチャンネル間の周
波数間隔
範囲：
0Hz〜3GHz

122

測定
隣接チャネルの帯域幅 隣接チャネルが占有する
1と2
周波数帯域幅範囲：
0Hz〜3GHz（0Hz を除く）
隣接チャネルオフセット 隣接チャンネルとメイン
1〜3
チャンネル間の周波数間隔。
範囲：1
0Hz〜3GHz 間（0Hz を除く）
OCBW％

消費電力量の占有帯域幅の比率。
範囲：0％〜100％、0.1％
分解能。

123

GSP-930 ユーザーマニュアル

ACPR
概要

隣接チャネル漏洩電力は、メインチャンネルから隣
接チャネルへの漏洩電力量を指します。この測定は、隣接チャネルパワーに対するメインチャネル
パワーの比です。

例操作：
1. Meas > Channel Analysis[F1]>ACPR[F2] キーをメインチャンネル
押し ACPR をオンにします。
の設定• その他の測定モードは、自動的に無効になります。
2. 画面が 2 分割されます。上部の画面は、メインチャ
ネル、隣接チャネルとそれに対応するリミット値を示しています。下部の画面は、リアルタイムで
ACPR 測定結果を示しています。

124

測定
Main CHADJCH1ADJCH2ADJCH3

チャンネルパワー測定結果

3.

> Channel Analysis[F1]>ACPR Setup[F1]>
キーを押し以下のように設定します：
Meas

Main CHBW[F1]
Main CH H Limit[F2]Main CH Limit[F3]CH SPC[F4]メインチャンネルの帯域を設定します。
メインチャンネルの下限リミットを設定します。
メインチャンネルの上限リ
ミットを設定します。
チャネル間隔を指定します。

操作：
1. ADJCH Setup[F5] キーを押し隣接チャンネルを設
隣接チャネル（s）
定します：を設定
ADJCH[F1]
隣接チャンネル番号を選択します。1、2、3[F2]選択したチャンネルのON/オフを切り換えます。
ADJCHBW[F3]
選択したチャンネルの帯域を選択します。
125

GSP-930 ユーザーマニュアル

ADJCH Offset[F4]ADJCH HLimit[F5]ADJCH LLimit[F5]

隣接チャンネルのオフセットを設定します。
隣接チャンネルの上限
リミットを設定します。
隣接チャンネルの下限
リミットを設定します。

2. 必要に応じて上記のステップを繰り返し隣接チャンネルの設定をします。
上下へチャンネル 1. Meas > Channel Analysis[F1] キーを押し、他のを移動しますチャンネルに移動するための次のキーを押します。

Channel Move Up[F5] 次のメインチャンネル
Channel Move
前のメインチャンネル
Down[F6]

注意126

チャネルスペース（CH SPC）パラメータは、次のメインチャンネルが配置されている場所を決めま
す。

測定

OCBW
概要

占有帯域幅測定は、チャネルパワーのパーセンテージとして占有チャネルパワーを測定するのに使用します。

例操作：
1. Meas > Channel Analysis[F1]>OCBW[F4] キーをメインチャンネル
押し OCBW をオンにします。
の設定• その他の測定モードは自動的に無効になります。
2. 画面が、2 分割されます。上部画面は、チャネル帯域幅を示しています。下部画面は、リアルタイムで
OCBW 測定結果を示しています。
CH BW

チャンネルパワーとトータルパワー の測定値
127

GSP-930 ユーザーマニュアル
3. OCBW Setup[F3] キーを押し OCBW 設定に入ります：

CHBW[F1]
CH SPC[F2]OCBW%[F3]上下へチャンネル 1. Meas
を移動しますす。

チャンネル帯域幅を設定します。
メインチャンネル間のチャ
ンネルスペースを設定します。
CHBW へ OCBW の％を設定します。

> Channel Analysis[F1] キーを押し選択しま

Channel Move Up[F5] 次のメインチャンネル
Channel Move
前のメインチャンネル
Down[F6]

注意チャネルスペース（CH SPC）パラメータは、次のメインチャンネルが配置されている場所を決めます。
ACPR と OCBW 設定から CH SPC のパラメータは独立しています。

128

測定

AM/FM 解析AM 解析
概要

振幅変調がオンになっているとき、入力信号が中心周波数を中心とし、スパンは自動的にゼロ·スパンに設定されます。

測定項目

AM Depth：

現在値、Min、Max

Mod. Rate：

現在値、Min、Max

Carrier Pwr：

現在値、Min、Max

Carrier Freq Offset：

現在値、Min、Max

SINAD：

現在値、Min、Max

操作：
構成

1. センタ周波数をキャリア周波数に設定します。( 39ページ)> Demod[F2]>AM Analysis[F1]>AM
Analysis[F1] キーを押し AM 解析をオンにします。
• その他の測定モードは自動的に無効になります。

2.

Meas

3. 画面は、2 分割されます。上部画面には、時間領域での AM 波形を表示します。下部画面には、AM測定を表示します。

129

GSP-930 ユーザーマニュアル
AM変調波形AM変調の測定結果

4. Setup[F2]>IF Bandwidth[F1] キーを押し中間周波数の帯域幅を設定します。
• キャリアに含まれるスペクトルに対応するために十分な帯域幅を設定してください。
5. LPF[F2] キーを押しローパスフィルタの周波数を設定できます。別の方法として周波数をバイパスする
ように設定することができます。
AM 信号周波数 (Hz)選択できる LPF(Hｚ)の帯域幅
52,083 39,063
26,042 19,531
13,021 9,766
5,208
3,906
2,604
1,953
1,302
977
521
391
260
195
130
98
52
39
26
20
13
10
5
4

≧78,125 156,250 78,125≧39,063 78,125 39,063≧19,531 39,063 19,531≧7,813 15,625 7,813≧3,906 7,813 3,906≧1,953 3,906 1,953≧781
1,563 781
≧391
781
391
≧195
391
195
≧78
156
78
≧39
78
39
≧20
39
20
≧8
16
8
130

31,25015,625
7,813
3,125
1,563
781
313
156
78
31
16
8
3

測定
6. Time Axis [F3] キーを押し水平軸パラメータを設定します。

Ref. Value[F1]Ref. Pos[F2]
Scale/Div[F3]Auto Scale[F4]時間軸のスタート時間を設定します。
サブデビジョンの目盛 X 波
形数を変えます。
オートスケールがオフのとき、目盛スケールを設定します。
オートスケールのオン/オ
フを切り換えます。

7. Depth Axis[F4] キーを押し偏差（depth；(vertical)パ
ラメータを設定します。

Ref.Value[F1]Ref.Pos[F2]

Scale/Div[F3]Auto Scale[F4]

操作：
トリガ構成

垂直スケール/ div の割合
としてリファレンス位置をオフセットします。。
水平目盛のサブデビジョン（1：10）での波形のリファレンス位置を設定します。
オートスケールがオフのとき水平目盛スケールを設定します。
オートスケールのオン/オ
フを切り換えます。

8. AF Trigger[F5] キーを押しトリガ条件を設定します：

FreeRun[F1]Edge Slope[F2]

トリガを無効にします。
初期設定です。
トリガを、立上りまたは立
ち下がりに設定します。

131

GSP-930 ユーザーマニュアル

Trigger Mode[F3]Trigger Level[F4]Trigger Delay[F5]Run Now[F6]

注意

132

トリガモードを設定します。
Nor.：ノーマルトリガ
Sgl.：シングルトリガ
Cont.：連続トリガ
偏差のパーセンテージとしてトリガレベルを設定します。
トリガ遅延を設定します。
時間：0〜1000s
FreeRun モードをオフしユーザ定義トリガ設定を使用します。

Max/MIin 測定は、より大きな値または小さな値が検出されるまで値を保持します。Max/MIin 測定をリセットするには、> Demod[F2]>AM
Analysis[F1]>Min/Max Reset[F3] キーを押します。

測定

FM 解析
概要

周波数変調がオンになっているとき、入力信号は、
搬送波周波数を中心にし、スパンは自動的にゼロスパンに設定されます。

測定項目

Freq. Deviation：

現在値、最大、最小Mod. Rate：

現在値、最大、最小

Carrier Pwr：

現在値、最大、最小

Carrier Freq Offset：

現在値、最大、最小

SINAD：

現在値、最大、最小操作：
構成

1. センタ周波数をキャリア周波数に設定します。
( 39 ページ)> Demod[F2]>FM Analysis[F2]>FM
Analysis[F1] キーを押し FM 解析機能をオンにします。
• その他の測定モードは、自動的に無効になります。

2.

Meas

3. 画面が 2 分割されます。上部画面は、時間領域でFM 波形を表示します。下部画面は、FM 測定を表
示します。

133

GSP-930 ユーザーマニュアル
FM変調波

FM変調の測定結果

4. Setup[F2]>IF Bandwidth[F1] キーを押し中間周波数帯域幅を設定します。（10kHz、30kHz、100kHz、300kHz、1MHz )• キャリアに含まれるスペクトルに対応するために十分な帯域幅を設定してください。
5. LPF[F2] キーを押しローパスフィルタ周波数を設定します。その他の方法として周波数をバイパスする
ように設定できます。
FM 信号周波数 (Hz)LPF(Hｚ)の選択可能な帯域幅≧78,125≧39,063≧19,531≧7,813≧3,906≧1,953
≧781
≧391
≧195
≧78
≧39
≧20
≧8

134

156,250
78,12539,063
15,625
7,813
3,906
1,563
781
391
156
78
39
16

78,12539,063
19,531
7,813
3,906
1,953
781
391
195
78
39
20
8

52,083
26,042
13,021
5,208
2,604
1,302
521
260
130
52
26
13
5

39,063
19,531
9,766
3,906
1,953
977
391
195
98
39
20
10
4

31,25015,625
7,813
3,125
1,563
781
313
156
78
31
16
8
3

測定

6. Time Axis[F3] キーを押し水平軸パラメータを設定
します：

Ref. Value[F1]Ref. Pos[F2]
Scale/Div[F3]Auto Scale[F4]時間軸の開始時間を設定します。
サブデビジョンの目盛 X 波
形数を変えます。
オートスケールがオフのときの目盛スケールを設定します。
オートスケールのオン/オ
フを切り換えます。

7. Deviation Axis[F4] キーを押し偏差（垂直）パラメー
タを設定します。

操作：
トリガ 構成Ref.Value[F1]リファレンス位置（周波数）をオフセットします。

Ref.Pos[F2]水平目盛のサブデビジョン(1：10).上の波形のリファレンス位置を設定します。

Scale/Div[F3]水平目盛スケールを設定します。

Auto Scale[F4]オートスケールのオン/オ
フを切り換えます。

8. AF Trigger[F5] キーを押しトリガ条件を設定します：

FreeRun[F1]トリガを無効にします。
初期設定です。

135

GSP-930 ユーザーマニュアル

Edge Slope[F2]Trigger Mode[F3]Trigger Level[F4]Trigger Delay[F5]Run Now[F6]注意

トリガを、立上りまたは立
ち下がりエッジに設定します。
トリガモードを設定します：
Nor：：ノーマルトリガ
Sgl.：シングルトリガ
Cont.：連続トリガ
周波数でのトリガレベルを設定します。
トリガ遅延時間を設定しま
す：
0〜1000s
FreeRun モードをオフしユーザー定義設定を使用します。

Max/MIin 測定は、より小さい値または大きな値が見つかるまで値を保持します。Max/MIin をリセット> Demod[F2]>FM
Analysis[F1]>Min/Max Reset[F3] キーを押します。
するには、

136

Meas

測定

AM/FM 復調
概要

操作：
設定

本器は、AM または FM 放送信号にチューニングすると、背面パネルにある Phone 出力端子にイヤホンを接続することで復調されたベースバンド信号を聞くことができる AM / FM 復調機能を持っています。
1. 目的の FM/AM キャリア周波数へセンタ周波数を設定します。詳細は、39 ページを参照ください。
2. スパンをゼロに設定します。詳細は、44 ページを参照ください。
3. プリアンプを Auto に設定します。57 ページを参照
ください。

接続

操作

Phone 出力端子にヘッドフォンまたスピーカを接続します。

4.

> Demod[F2]>Sound[F3]>Ear Phone
Out[F1] キーを押しイアホン出力をオンにします。
Meas

5. Volume[F2] キーを押し出力レベルを設定します。
ボリューム：

0〜15、初期値 7

6. Digital Gain Control[F3] キーを押しゲインを変更し
ます。
ゲイン：

0〜18dB、6dB ステップ

7. Demod Type[F4] キーを押し AM または FM 変調を選択します。

137

GSP-930 ユーザーマニュアル

N dB 帯域幅
概要

N dB 帯域幅測定は、ピークの上端から、指定された振幅（N dB）をカバーする周波数帯域幅を測定するために使用されます。

例
N dB

N dB
BW

操作

1.
•

> NdB Bandwidth[F3]>NdB BW[F1] キーを押し N dB BW をオンにします。
その他の即手モードは自動的に無効になります。
Meas

2. 画面が 2 分割され、上部画面に NdB BW と NdBのマーカが付いたトレースを表示し下部画面にリアルタイムで N dB の測定結果を表示します。
NdB BW

N dB BW測定138

測定
3. NdB[F2] キーを押し NdB 振幅を設定します。
振幅：

注意

0.1dB〜80.0 dB

NdB 帯域幅測定は、強く RBW と VBW に関連付けられています。

Phase Jitter 測定
概要

位相ジッタは、位相変動量を意味し、時間領域における信号の安定性を評価するために使用することができます。

パラメータ

スタートオフセット：

中心周波数に対してのスタート周波数。

ストップオフセット：

中心周波数に対してのストップ周波数

Carrier Power：

dBm

Jitter in phase：radJitter in time：

ns

測定項目

例

スタート オフセット
ストップ オフセット

139

GSP-930 ユーザーマニュアル

操作：
メインパネルの設定

1.
•> Phase Jitter[F4]>Phase Jitter[F1] キーを押し Phase Jitter をオンにします。
その他の測定モードは自動的に無効になります。
Meas

2. 画面は、2 分割されます。上部画面は、スタートとストップオフセットのある トレースを表示し下部画面
は、phase jitter 測定を表示します。
スタート
ストップ
オフセット
オフセット

Phase jitter測定

3. Start Offset[F2] キーを押しスタートオフセットを設定します。
オフセット：(0Hz〜スパン周波数の½ )4. Stop Offset[F3] キーを押しストップオフセットを設定します：
オフセット：

注意

140(0Hz〜スパン周波数の½)Phase Jitter 測定は、RBW と VBW に密接に関連付けられています。

測定

スペクトラムエミッションマスクの概要
概要

SEM 測定はインチャンネル・パワーに関するチャン
ネル外放射を測定するために使用します。
SEM 測定は、搬送周波数にたいする複数の異なる
オフセットで指定されたパワー・バンドを計算します。
SEM 測定は、多くの無線標準規格の測定に使用されます。
本器は、3GPP について FDD(*)および TDD(*)モードの両方のための BS(基地局)および UE(ユーザ設備)の試験規格をサポートしています。
本器は、IEEE-802.11g、802.11n、802.11b と 802.16のための SEM 試験をサポートしています。また、同様にユーザー定義のエミッションマスク・テストもサポートしています。
*FDD ：*TDD ：

frequency-division duplexin：周波数分
割二重化
time-division duplexing：時分割二重化

例
Relativeマスク
Absoluteマスク

チャンネル
スパン

Channel integrated BW
オフセット1
オフセット 2
オフセット3141

GSP-930 ユーザーマニュアル

パラメータ

142

Chan Inte BW：

チャンネル統合帯域幅（Channel Integration
Bandwidth）。
Chan Inte BW はインチャンネ
ル・パワーを測定するために使用します。

Chan Span：

チャンネルパワーを測定すると
きメインチャンネルのスパンを定義するのに使用します。

RBW：

インチャンネルパワーを測定するときメインチャンネルの分解
能帯域幅を設定します。

Total Power
Reference：

オフセット・パワーの計算のためにリファレンスとして使用されるキャリアのトータルパワー。

PSD Ref：

オフセット電力を計算するためのリファレンスとして使用されるキャリアの平均電力スペクトル密度。

Select Offset：

構成に使用するオフセットのペア（1〜5）を選択します。

Start Freq：

選択したオフセット番号のスタート周波数、オフセットを設定します。

Stop Freq：

選択したオフセット番号のストップ周波数、オフセットを設定します。

RBW：

選択したオフセット番号の RBWを設定します。

測定

Abs Start：

選択したオフセット番号のスタート周波数で絶対レベルを設定します。

Abs Stop：選択されたオフセット番号でストップ周波数の絶対レベル
リミットを設定します。
Abs(絶対)ストップレベルの上
限は、カップルまたは手動(Man)で設定することができます。手動設定は、Abs ストップをユーザ定義ですることが可能です。その一方、カップルは、の Abs ストップレベルを Abs
スタート・レベルリミットに固定します。

Rel Start：

選択されたオフセット番号のスタート周波数における相対的なレベルのリミットを設定します。

Rel Stop：選択されたオフセット番号のためのストップ周波数における相対的なレベルのリミットを設定します。
REL（相対）ストップはカップル e
または手動で設定することができます。手動では、Rel ストップをユーザ定義することが可能です。その一方でカップルは、Rel
ストップレベルを Rel スタート・
レベルリミットの値に固定します。

Fail Mask：

レベルリミットに関する測定のための Fail 条件：絶対、絶対と143

GSP-930 ユーザーマニュアル
相対、絶対または相対測定項目

メインチャンネルの帯域幅：

単位： Hz

トータルパワー：

単位：dBmPSD (PowerSpectral Density)： 単位：dBm/Hz
オフセット 1〜5：

下限 dBm、上限 dBm

3GPP Operating Bands*

144

OperatingBand

UL 周波数DL 周波数UE transmit, Node B receive

UE receive, Node B transmit

I

1920〜1980MHz

2110〜2170MHz

II

1850〜1910MHz

1930〜1990 MHz

II

1710〜1785MHz

1805〜1880MHz

IV

1710〜1755MHz

2110〜2155MHz

V

824〜849MHz

869〜894MHz

VI

830〜840MHz

875〜885MHz

VII

2500〜2570MHz

2620〜2690MHz

VIII

880〜915MHz

925〜960MHz

IX

1749.9〜1784.9MHz

1844.9〜1879.9MHz

X

1710〜1770MHz

2110〜2170MHz

XI

1427.9〜1452.9MHz

1475.9〜1500.9MHz

XII

698〜716MHz

728〜746MHz

XIII

777〜787MHz

746〜756MHz

XIV

788〜796MHz

758〜768MHz

XV

Reserved

Reserved

XVI

Reserved

Reserved

測定
XVII

Reserved

Reserved

XVIII

Reserved

Reserved

XIX

830〜845MHz

875〜890MHzXX

832〜862MHz

791〜821MHz

XXI

1447.9〜1462.9MHz

1495.9〜1510.9MHz

XXV

1850〜1915MHz

1930〜1995MHz*for FDD, referenced from ETSI：
3GPP TS 25.101 version 10.2.0 Release 10
3GPP TS 25.104 version 10.2.0 Release 10

145

GSP-930 ユーザーマニュアル

3GPP-FDD BS

FDD 構成では、様々なリミットをトータルチャネル
パワー“P”.に基づいて選択することができます。
Δfmax の初期値は 12.5MHz です。 Δfmax はユーザー定義することができます。
チャンネルスパンは、5MHz に設定されます。

注意：

A、B、C、D、E は、それぞれオフセット 1〜5 を表します。
P≧43

単位：MHzAbs[1]

RBW

2.5≦A<2.7-14dBm30kHz

2.7≦B<3.5-14〜-26dBm 30kHz

3.5≦C<Δfmax -13dBm
39≦P< 43

31≦P< 39

P< 31

146

1MHz

単位：MHzAbs[1]

RBW

2.5≦A<2.7-15dBm30kHz

2.7≦B<3.5-14〜-26dBm 30kHz

3.5≦C<7.5-13dBm1MHz

7.5≦D<Δfmax P-56dB

1MHz

単位：MHz

[1]

Abs

RBW

2.5≦A<2.7

P-53dB

30kHz

2.7≦B<3.5

P-53dB〜
P-56dB

30kHz

3.5≦C<7.5

P-52dB

1MHz

7.5≦D<Δfmax P-56dB

1MHz

単位：MHz

[1]

Abs

RBW

2.5≦A<2.7-22dBm30kHz

2.7≦B<3.5-22〜-34dBm 30kHz

測定
3.5≦C<7.5-21dBM

1MHz

7.5≦D<Δfmax -25dBm

1MHz

P<31 の場合、2 つの追加電力リミットは（下図参照）また、 Additional Max Out 介して選択することができます。 Pwr はホーム BS アプリケーションの PWR オプシ
ョン：（Δfmax の初期値は、14.5MHz です。Δfmax はユー
ザー定義が可能です。）
6≦P≦20P<6
3GPP-FDD BS
追加要求

単位： MHzAbs[1]

RBW

12.5≦E<Δfmax P- 56dB
単位：MHz1MHzAbs[1]

RBW

12.5≦E<Δfmax -50dBm

1MHz

II, IV, V, X, XII, XIII, XIV と XXV バンドの操作において追加要件（下記参照）上記の最小要件に加えて適用されます。
Bands：II, IV, X

単位：MHz

Additional[3]RBW

2.5≦A<3.5-15dBm30kHz

3.5≦B<Δfmax -13dBm
Bands： V

1MHz[3]

単位： MHz

Additional

2.5≦A<3.5-15dBm30kHz

3.5≦B<Δfmax -13dBm

100kHz

単位： MHz

Additional[3]Bands：-13dBm
XII, XIII, XIV 2.5≦A<3.5
3.5≦B<Δfmax -13dBm
3GPP-FDD UE

注意：

RBW

RBW

30kHz
100kHzチャンネルスパンを 5ＭＨｚに設定します。
A、B、C、D、E は、それぞれオフセット 1〜5 を表します。

147

GSP-930 ユーザーマニュアル

3GPP-FDD UE
追加要求

Unit： MHz

Rel

Abs[1]

RBW

2.5≦A<3.5-35〜-50dBc-71.1dBm

30kHz

3.5≦B<7.5-35〜-39dBc-55.8dBm

1MHz

7.5≦C<8.5-39〜-49dBc-55.8dBm

1MHz

8.5≦D<12.5 -49〜-49dBc-55.8dBm

1MHz

単位：MHz

Additional[3]RBW

2.5≦A<3.5-15dBm30kHz

3.5≦B< 12.5

-15dBm1MHz

単位：MHz

Additional[3]RBW

2.5≦A<3.5-15dBm30kHz

3.5≦B< 12.5

-13dBm

3GPP-FDD UE.の追加要求
Bands
II, IV, X

Band V

単位：MHzBands
XII, XIII, XIV 2.5≦A<3.5
3.5≦B< 12.5
3GPP-TDD BS
3.84Mcps*

Additional

100kHz[3]

RBW-13dBm30kHz-13dBm100kHz

TDD の設定については、別のリミットが合計チャネル
パワーに基づいて選択できます。
チャンネルスパン：3.84Mcps：5MHz.

注意：

A、B、C、D、E は、それぞれオフセット 1〜5 を表します。
P≧43

39≦P＜43148

単位： MHzAbs[1]

RBW

2.5≦A<2.7-14dBm30kHz

2.7≦B<3.5-14〜-26dBm 30kHz

3.5≦C<12-13dBm1MHz

単位：MHz

[1]

Abs

RBW

2.5≦A<2.7-14dBm30kHz

測定

31≦P＜39P≦31

2.7≦B<3.5-14〜-26dBm 30kHz

3.5≦C<7.5-13dBm1MHz

7.5≦D< 12

P-56dB1MHz

単位： MHzAbs[1]

RBW

2.5≦A<2.7

P-53dBm

30kHz

2.7≦B<3.5

P-53〜P-65dBm 30kHz

3.5≦C<7.5

P-52dBm

1MHz

7.5≦C<12P-56dBm

1MHz

単位：MHz

[1]

Abs

RBW

2.5≦A<2.7-22dBm30kHz

2.7≦B<3.5-22 〜 -34dBm 30kHz

3.5≦C<7.5-21dBm1MHz

7.5≦D<12-25dBm1MHz* ETSI（European Telecommunications Standards Instit ute 欧州電気通信標準化協会）から参照：
3GPP TS 25.102 version 10.2.0 Release 10
3GPP TS 25.105 version 10.3.0 Release 10
3GPP-TDD BS
1.28Mcps

チャンネルスパン：
1.28Mcps：1.6MHz.
P≧34

26≦P<34

P<26

単位： MHzAbs[1]

RBW

0.8≦A<1-20dBm30kHz

1≦B<1.8-20〜-28dBm

30kHz

1.8≤C<3.5-13dBm1MHz

単位： MHz

[1]

Abs

RBW

0.8≦A<1

P-54dB30kHz

1≦B<1.8

P-54〜P-62dB 30kHz

1.8≦C<3.5

P-47dB

1MHz

単位：MHz

[1]

RBW

Abs

149

GSP-930 ユーザーマニュアル

150

0.8≦A<1-28dBm30kHz

1≦B<1.8-28〜-36dBm

30kHz

1.8≦C<3.5-21dBm

1MHz

測定

3GPP-TDD BS
7.68 Mcps

チャンネルスパン：
7.68Mcps： 10MHz.
P≧43

39≦P<43

31≤P< 39

P< 31

単位：MHzAbs[1]

RBW

5≦A<5.2-17dBm30kHz

5.2≦B<6-17〜-29dBm

30kHz

6≦C<24.5-16dBm1MHz

単位：MHzAbs[1]

RBW

5≦A<5.2-17dBm30kHz

5.2≦B<6-17〜-29dBm

30kHz

6≦C<15-16dBm1MHz

15≦D≦24.5 P-59dB

1MHz

単位： MHz

[1]

Abs

RBW

5≦A<5.2

P-56dB

30kHz

5.2≦B<6

P-56〜P-68dB

30kHz

6≦C<15

P-55dB

1MHz

15≦D≦24.5 P-59dB

1MHz

単位：MHzAbs[1]

RBW

5≦A<5.2-25dBm30kHz

5.2≦B<6-25〜-37dBm

30kHz

6≦C<15-24dBm1MHz

15≦D≤24.5-28dBm1MHz

151

GSP-930 ユーザーマニュアル

3GPP-TDD UE

注意：

チャンネルスパン：
3.84Mcps： 5MHz.
1.28Mcps：1.6MHz.
7.68Mcps：10MHz.
A、B、C、D、E は、それぞれオフセット 1〜5 を示します。
3.84Mcps

1.28Mcps

7.68Mcps

802.11b*

単位：MHzRel[2]

RBW

2.5≦A<3.5-35〜-50dBc

30kHz

3.5≦B<7.5-35〜 -39dBc

1MHz

7.5≦C<8.5-39〜-49dBc

1MHz

8.5≦D<12.5-49dBc

1MHz

単位：MHzRel[2]

RBW

0.8≦A<1.8-35〜-49dBc

30kHz

1.8≦B<2.4-49〜-59.2dBc 30kHz

2.4≦C<4-44dBc

1MHz

単位：MHzRel[2]

RBW

5≦A<5.75-38〜-46dBc

30kHz

5.75≦B<7-46〜 -53dBc

30kHz

7≦C<15-38〜-42dBc

1MHz

15≦D< 17-42〜-52dBc

1MHz

17≦E < 25-53dBc1MHz

チャンネルスパン：22MHz
注意：A、B はオフセット 1 と 2 を表します。
ここで”ｆ“の初期値は 24MHz です。
この値は、ユーザー定義ができます。

152

単位： MHzRel[2]

RBW

11≦A<22-30dBc100kHz測定
22≦B<ｆ*リファレンス： IEEE Std 802.11b-1999
802.11g

注意：

A、B、C、D はオフセット 1〜4 をそれぞれ意味します。
“ｆ”の初期値は、40MHz (ERP-OFDM/ DSSS-OFDM)
または 25MHz (ERP-DSSS/ ERP-PBCC/ ERP-CCK)です。ユーザー定義の可能です。
Unit： MHzRel[2]

RBW

9≦A<11-0〜-20dBc

100kHz11≦B<20-20〜-28dBc 100kHz

20≦C<30-28〜-40dBc 100kHz

30≦D<f-40dBc100kHzUnit： MHzRel[2]

RBW-30dBc100kHz-50dBc100kHz

ERP-DSSS/
11≦A<22
ERPPBCC/
22≦B<f
ERP-CCK*リファレンス：IEEE Std 802.11a-1999

注意：

100kHzチャンネルスパン：
ERP-OFDM/DSSS-OFDM ： 18MHz
ERP-DSSS/ERP-PBCC/ERP-CCK： 22MHzERPOFDM/DSSSOFDM

802.11n-50dBcチャンネルスパン：
CH BW 20MHz：18MHz
CH BW 40MHz：38MHz
A、B、C、D はオフセット 1〜4 をそれぞれ意味します。
“ｆ”の初期値は、40MHz (CHBW 20MHz)または270MHz(CHBW 40MHz)です。ユーザー定義の可能で
す。
CH BW
20MHz

単位： MHzRel[2]

RBW

9≦A<11-0〜-20dBc

100kHz11≦B<20-20〜-28dBc 100kHz
153GSP-930 ユーザーマニュアル

CH BW
40MHz

20≦C<30-28〜-45dBc 100kHz

30≦D<f-45dBc

Unit： MHz

Rel

[2]

19≦A<210〜-20dBc

21≦B<40-20〜-28dBc 100kHz

40≦C < 60-28〜-45dBc 100kHz

60≦D<f*リファレンス： IEEE Std 802.1n-2009
802.16*

注意：-45dBc100kHzRBW

100kHz

100kHzチャンネルスパン：
CH BW 20MHz：19MHz
CH BW 10MHz：9.5MHz
A、B、C、D はオフセット 1〜4 をそれぞれ意味します。
“ｆ”の初期値は、16.75MHz(CHBW 20MHz)または
31.5MHz(CHBW 10MHz).です。ユーザー定義の可能で
す。
CH BW
20MHz

CH BW
10MHz

単位： MHzRel[2]

RBW

9.5≦A<10.9

0〜-25dBc

100kHz10.9≦B<19.5-25〜-32dBc 100kHz

19.5≦C<29.5-32〜-50dBc 100kHz

29.5≦D<f-50dBc

単位： MHzRel[2]

4.75≦A<5.45

0〜-25dBc

5.45≦B<9.75-25〜-32dBc 100kHz

100kHzRBW

100kHz9.75≦C < 14.75 -32〜-50dBc 100kHz
14.75≦D<f*リファレンス： IEEE Std 802.16-2009
[1]

注意
154

[2]

-50dBc100kHzAbs：Absolute limit（絶対リミット）
Rel：Relative limit(メインチャンネルの準拠に依存し測定たトータルパワーまたはパワースペクトラム密度)[3]
Additional：Additional absolute limit（追加絶対リミッ
ト）Pass と Fail の基準：
ケース 1：

Abs および Rel の両方が使用されている場合、最高値（ABS またはREL）は、PASS/Fail 判定として使用されます。リミット以下のトレース·ポ
イントは、Pass を示します。

ケース 2：

追加リミットが使用された場合、ケース 1 より高い値は追加リミットと比較されます。最小値が Pass/Fail
判定に使用されます。

スペクトルエミッションマスク(SEM)テスト
概要

操作：

スペクトラムエミッションマスクのテストは、3GPP、
802.11x と 802.16 のための事前定義されたテスト
パラメータを用意してあります。
また、ユーザー定義 SEM テストを実行することが
できます。
1.
•

> SEM[F5]>SEM[F2] キーを押し SEM をオンします。
その他の測定モードは、自動的に無効になります。
Meas

2. 画面が 2 分割され上部画面は、絶対または相対マ
スクつきのトレースを表示し下部画面は、SEM 測定結果を表示します。

155

GSP-930 ユーザーマニュアル
Absoluteリミットライン

SEM測定

ユーザー定義パ 1. Setup[F1]>User Define[F6] キーを押し SEM 測定
ラメータ
をユーザー定義パラメータに設定します。

2. Meas Type[F1] キーを押し TotalPwrRef[F1] または PSDRef[F2] を選択します。

3. Ref. Channel[F2] キーを押し以下の項目を設定します：

ChanIntegBW[F1]Chan Span[F2]RBW[F3]
TotalPwrRef[F4]/PSDRef[F4]channel integration
bandwidth を設定します
チャンネルスパンを設定します。
RBW を設定します。
トータルパワー/PSD リファ
レンスレベルを設定します

4. Return[F7] キーを押し、前のメニューへ戻ります。

156

測定
5. Offset/Limit[F3] キーを押しオフセットパラメータを設定します：：

SelectOffset[F1][F2]StartFreq[F3]

StopFreq[F4]RBW[F5]

編集するオフセットを選択します。
選択したオフセットのオン/
オフを切り換えます
選択したオフセットのス
タート周波数を設定します。
選択したオフセットのストッ
プ周波数を設定します。
選択したオフセットの RBWを設定します6. More 1/2[F6] キーを押し、絶対と相対レベルリミッ
トと条件を設定します

Abs Start[F2]

Abs Stop[F3]Rel Start[F4]選択されたオフセットの絶対スタートレベルのリミットを設定します。
選択されたオフセットの絶対ストップレベルのリミットを設定します。
Man：ユーザー定義の Abs
ストップレベルを設定できます
カップル：Abs のスタートレ
ベルに Abs のストップレベ
ルを設定します選択したオフセットの相対的なスタートレベルリミットを設定します。

157

GSP-930 ユーザーマニュアル

Rel Stop[F5]

選択したオフセットの相対的なストップレベルを設定します。
Man：ユーザー定義の Abs
ストップレベルを設定できます。
Couple：Rel スタートレベルに Rel ストップレベルを設定します。

7. Fail Mask[F6] キーを押しフェイルマスク条件を設定します。
•

Absolute[F1]Relative[F2]
Abs AND Rel[F3]

Abs OR Rel[F4]絶対レベルリミットにフェイル条件を設定します。
相対レベルリミットにフェイル条件を設定します。
絶対と相対レベルリミットの両方をフェイルリミットに設定します。
絶対的または相対的なレ
ベルリミットのいずれかにフェイル条件を設定します。

8. Select Offset[F1] キーを押しそのほかのオフセットにも上記ステップを繰り返し設定します。
オフセット：
プリセットテストのパラメータ：3GPP

1〜5

3GPP SEM テストパラメータの詳細は、141 ページの SEM 概要を参照してください。
1. Setup[F1]>3GPP[F1] キーを押し 3GPP 測定を選
択します。

158

測定
2. Ref. Channel[F2] キーを押し以下の設定をします。
•

RBW[F3]分解能帯域幅（RBW）を設定します。

3. 他のすべてのリファレンスチャネルの設定があらか
じめ定義されています。
4. Return[F7] キーを押し前のメニューへ戻ります。
5. Offset/Limit[F3]>Duplexing Mode[F1] キーを押しFDD（周波数分割複信：Frequency Division Duplex)
または TDD（時分割複信 ：Time Division Duplex ）を選択します。
6. FDD では、 FDD Setup[F2] キーを押し FDD パラ
メータを設定します。
TDD では、 TDD Setup[F3] キーを押します。

Transmission[F1]BS と UE テストを切り換えます。

Chip Rate[F2]

Max Out Pwr[F2/F3]

TDD 用のイン-チャネル
パワーを測定するために使用される RRC フィルタの帯域幅を選択します：
3.84MHz、
1.28MHz、
7.68MHzBS テストのための最大出力パワーを設定します：
P>=43
39<=P<=43
31<=P<=39
P<31

159

GSP-930 ユーザーマニュアル

Add.limits[F4]MinOffset/
Limit Value[F5]プリセットテストのパラメータ：
802.XX

FDD 用の操作帯域を選択
します：
None
BandIIBandIV
BandV
BandX
BandX11
BandXIII
BandXIV
スタート/ストップ周波数、
RBW、Abs スタート/ストップ、Rel スタート/ストップを含む各オフセットのパラ
メータを確認することができます。

802.11x と 802.16 用 SEM テストパラメータの詳細は、141 ページの SEM 概要を参照ください。
1. Setup[F1]> キーを押し 802.XX テストを選択します。

802.11b[F2]802.11g[F3]802.11n[F4]802.16[F5]2. Ref. Channel[F2] キーを押しチャネルスパン、RBWと PSD REF のチャネル統合された帯域幅の定義
済み設定を表示します。
3. Offset/Limit[F3] キーを押しスタート/ストップ周波数、RBW、Rel スタート/ストップを含むオフセットの各パラメータを確認できます。

160

測定

第 3 次相互変調歪(TOI)
概要

第 3 次相互変調歪（Third order intermodulation
distortion；TOI）測定は、非線形システムで周波数に接近している 2 つの信号による TOI の積を計算するために使用されます。
上部および下部両方の 3 次インターセプトポイント（IP3）が算出されます。マーカは、TOI 積とそれぞれベース信号の周波数に位置しています。
リミット値は、リミットテストの上限と下限の TOI 積に配置することができます。

パラメータ

Reference Lower

最小ベース信号にリファレンスレベルを設定します

Reference Upper

最高ベース信号にリファレンスレベルを設定します

リミット

PASS/FAIL テストのため に
dBm でリミットを設定します

Pass/Fail Test

PASS/FAIL テストの有効/無効Base Upper

周波数、dBm、dBc

Base Lower

周波数、dBm、dBc

3rd Order Lower

周波数、dBm、dBc 、リミット、Frequency, dBm, dBc, limit,
Intercept point

3rd Order Upper

Frequency, dBm, dBc, limit,
Intercept point

測定項目

161

GSP-930 ユーザーマニュアル
周波数

Δf

Δｆ

例
リミット

3rd Order Upper
Base Lower
Base Upper
3rd Order Lower

操作：> TOI[F6]>TOI[F1] キーを押し TOI オンにします。
• 他の測定モードは自動的に無効になります。
画面は 2 分割され上部は、上部は、マーカつきで上下
周波数と上下の 3 次混変調のトレースを表示します。
下部画面は、TOI 測定値を示し、その pass/fail 結果を表示します。
3rd Order L ower and 3rd Orderlower upper baseuppermarkermarker1.

Meas

TOI測定と結果

2. Reference[F2] キーを押し上または下のベース周波数へのリファレンスを設定します。

162

測定
3. Limit[F3] キーを押し上側と下側の 3 次相互変調
積の振幅の上限リミットを設定します。

4. Pass/Fail Test[F4] キーを押し Pass/Fail テストのオン/オフを切り換えます。

CNR/CSO/CTB 測定
GSP-930 は、CATV システムの測定をするための CNR、CSO と CTB
測定機能を装備しています。
搬送波対雑音比は、キャリア信号と伝送におけるノイズレベル間の振幅差を計算します。
複合 3 次歪みの測定は、ビジュアルキャリアと複合 3 次歪み振幅間の振幅の差を計算します。

搬送波対雑音比 (CNR)
概要

搬送波対雑音比は、キャリア信号と伝送におけるノイズレベル間の振幅差を計算します。
CNR 測定は、アナログとデジタル両方の CATV に使用されます。

パラメータ

ノイズマーカ

2 つのオプションを使用しデル
タマーカ（Δ1）の位置を設定します：
MIN：
デルタマーカは、キャリア周波数とキャリア周波数+4MHz 間の最小値を検索します。
ΔMarker：
ユーザー定義のデルタマーカ
位置163

GSP-930 ユーザーマニュアル

ビジュアルキャリア 周波数、振幅

測定項目

CNR

振幅差

Δｆ

視覚的なキャリアとノイズ·マーカ間の周波数差1

例
CNR dB

Δ1
ΔｆChannelspacing

操作：

1.

ビジュアルキャリアマーカ
ノイズ
マーカ
Aural, audioキャリア
次のメインチャンネルへ> CNR/CSO/CTB[F7]>Setup[F1]>
CNR[F1] キーを押し CNR 測定を選択します。
Meas

2. Noise Marking[F1] キーを押し Min マーカとΔマー
カ間のノイズマーカのタイプを選択します。
3. Min を選択した場合、 Return[F7] キーを押し前のメニューに戻ります。
4. Δマーカを選択した場合、 Marker > Delta[F4] >Delta[F1] キーを押しΔマーカの位置を設定します。
• マーカ移動の詳細に関しては 87 ページを参照ください。
> CNR/CSO/CTB[F7] キーを押し前のメニューへ戻ります。
Meas

164

測定
5. CNR[F2] キーを押し CNR をオンにします。
その他の測定モードは自動的に無効になります。
• CNR がオンする前に音声とカラーサブキャリアのCNR が無効になっていることを確認してください。
•

6. 画面が 2 分割され、上部にビジュアルキャリア
マーカとノイズマーカとトレースが表示され下部にCNR 測定が表示されます。
ビジュアルキャリア
ノイズマーカマーカ

CNR測定

7. CNR CH SP[F2] キーを押し、チャンネルスペースを設定します。

範囲：

0〜3GHz8. Channel Move Down[F4] キーまたは Channel
Move Up [F5] キーを押し、次のチャンネルまたは前のチャンネルへ移動します。

注意

CNR 測定を実行するときに音声とカラーサブキャリ
アがオフになっていることを確認してください。
165

GSP-930 ユーザーマニュアル

複合 2 次歪み（Composite Second Order：CSO）
概要

複合二次測定では、キャリア信号と複合二次ビート
間の振幅差を計算します。

パラメータ

CSO CH SP：チャンネルスペース

測定項目

Visual Carrier：周波数、振幅
Channel Space：周波数
CSO：振幅差
1

例
CS O
dB

2
Δf

Channelspacing

操作：

1.

ビジュアルキャリアマーカ
CSOビートマーカ
Aural, audioキャリア

次のメインチャンネルへ> CNR/CSO/CTB[F7]>Setup[F1]>
CSO[F2] キーを押し CSO を選択します。
Meas

2. CSO[F2] キーを押し CSO をオンにします。
•

その他の測定モードは自動的に無効になります。

3. 画面が 2 分割され、画面上部にビジュアルキャリア
マーカと CSO のビートマーカつきのトレースを表示
し、下部に CSO 測定結果を表示します。

166

測定
ビジュアルキャリア
マーカ

CSOビートマーカ

CSO測定

4. CSO CH SP[F2] キーを押しチャンネルスペースを設定します。

範囲：

0〜3GHz5. Channel Move Down[F4] キーまたは Channel
Move Up [F5] キーを押し前のチャンネルまたは次のチャンネルへ移動します。

複合 3 次歪（Composite Triple Beat：CTB）
概要

複合 3 次歪みの測定は、ビジュアルキャリアと複合 3 次歪み振幅間の振幅差を計算します。

測定項目

Visual Carrier：周波数、振幅
CTB：ビジュアルキャリアと 3 次歪み間の振幅差
Triple Beat：振幅

167

GSP-930 ユーザーマニュアル
1

例

ビジュアルキャリアマーカ

CS O
dB

2

CSOビートマーカ
Aural, audioキャリア

Δf
Channelspacing

操作：

1.

次のメインチャンネルへ> CNR/CSO/CTB[F7]>Setup[F1]>CTB[F2]>Return[F7] キーを押し CTB 測定を選択し前のメニューへ戻ります。
Meas

2. CTB[F2] キーを押し CTB をオンにします。
• その他の測定モードは自動的に無効になります。
3. 画面は 2 分割され上部には、ビジュアルキャリアのマーカつきでトレースが表示されます。
下部には CTB 測定の結果を表示します。
•

ビジュアルキャリア上にマーカ（ ）を配置し、振幅をレコードします。
ビジュアルキャリア
マーカ

CTB測定

168

CTBビートマーカ

測定4. 入力からビジュアルキャリア信号をオフし前面パネ
ルの Ent er キーを押しオンします。
5. CTB 振幅をマークするために第 2 トレースが表示されます。
•

第 2 トレースにマーカ( ) が配置され( - )の差が計算されます。

6. CTB CH SP[F2] キーを押しチャンネルスペースを設定します。
範囲：

0〜3GHz7. Channel Move Down[F4] キーまたは Channel
Move Up [F5] キーを押し、前のチャンネルまたは次のチャンネルへ移動します。

注意

CTB 測定を、再度実行するには Setup[F1] >CTB[F3] > Restart[F1] キーを押してください。

169

GSP-930 ユーザーマニュアル

リミットライン テスト
リミットラインは、全周波数範囲にわたって上部または下部の振幅リミッ
トを設定するために使用します。リミットラインは、入力信号がリミットライ
ンの上下または内であるかどうかを検出するために使用します。
リミットラインは、手動でまたは自動的に作成することができます。
リミットラインは、周波数、トレースデータまたはマーカポイントから手動で編集することができます。
•

リミットの作成 (ポイントごとに) →170 ページから•リミットの作成(トレースデータから) →172 ページから•リミットの作成(マーカデータから) →173 ページから

•

注意

•

この機能を使用すると、リミット機能外のマーカ 1の位置を変更します。

•

リミットラインの削除 →174 ページから•

Pass/Fail テスト →174 ページからリミットの作成 (ポイントごとに)
概要

操作

ポイントごとに手動でリミットを作成します。最大 10
ポイントまでは使用することができます。
1.

Limit
Line

> Edit Limit Lines[F1]>Limit Line [F1] キーを押しリミットラインを選択します。
Limit line：

1〜5

2. Point by Point[F2] キーを押します
画面が 2 分割され上部画面には、トレースとリミッ
トラインを表示し、下部画面には、リミットラインテー
170

リミットライン テスト
ブルを表示します。
スペクトラム表示

リミットラインテーブル

3. Point Num[F1] キーを押し編集するポイント番号を選択します（＃1 で開始する必要があります）。
4. Frequency[F2] キーを押し最初のポイントの周波数を設定します。
5. Limit[F3] キーを押しポイントの振幅レベルを設定します。
すべてのポイントは、下部画面のリミットラインテー
ブルに表示されます。
6. 残りのポイントをステップ 3〜5 を繰り返して設定します（最大 10 ポイント）。
7. 選択したポイントを削除するには Delete Point[F6]キーを押します。
8. Return[F7]>Save Save Limit Line[F5] キーを押し現在選択しているリミットラインを保存します。

注意

リミット·ラインは自動的に周波数（低→高）で並び替えされていることに注意してください。
171

GSP-930 ユーザーマニュアル

リミットの作成(トレースデータから)
概要

操作

トレースデータは、リミットラインを作成するために使用することができます。10 ポイントのリミットライ
ンは、スタートとストップ周波数からもグリッド目盛のトレースデータからも作成できます。
1.

Limit
Line

> Edit Limit Lines[F1]>Limit Line [F1] キーを押しリミットラインを選択します。
リミットライン：

1〜5

2. Trace Data to Limit Line[F3] キーを押します。
画面は 2 分割され上部画面には、トレースとリミッ
ト·ラインを表示し、下部画面には、リミットライン
テーブルを表示します。
スペクトラム表示

リミットラインテーブル

3. Limit Offset[F2] キーを押しオフセットレベルを設定します。
4. Create Limit Line Now[F1] キーを押します 。
• リミット·ラインはトレースとオフセットレベルに基づい
172

リミットライン テスト•て自動的に作成されます。
リミットラインは任意の回数、作成することができます。

5. Return[F7]>Save Save Limit Line[F5] キーを押し現在選択されているリミットラインを保存します。

リミットの作成(マーカデータから)
概要

操作

マーカデータを、リミットラインを作成するために使用することができます。マーカの詳細については、
84 ページのマーカの章を参照してください。最大
10 ポイント作成することができます。
1.

Limit
Line

> Edit Limit Lines[F1]>Limit Line [F1] キーを押しリミットラインを選択します。
リミットライン：

1〜5

2. Mkr Data to Limit Line[F4] キーを押します。
画面は 2 分割され上部画面には、トレースとリミッ
トラインが表示され、下部画面には、リミットライン
テーブルが表示されます。
スペクトラム表示

リミットラインテーブル
173

GSP-930 ユーザーマニュアル
3. Point Num[F1] キーを押し、編集するポイント番号
を選択します（＃1 の開始する必要があります）。
4. Limit Offset[F3] キーを押し、ポイントのオフセット
レベルを設定します。
5. Mkr Data to Point[F2] キーを押し、選択したポイン
トに、現在アクティブなマーカの位置を追加します。
6. マーカ位置は、スクロールノブを使用しこのポイントへ移動することができます。位置を設定するには、Enter キーを押してください。
7. その他のポイントもステップ 3〜5 を繰り返して設定します（最大 10 ポイント）。
8. Return[F7]>Save Limit Line[F5] キーを押し、現在選択されているリミットラインを保存します。
この機能を使用すると、リミット機能外のマーカ 1の位置を変更します。

注意

リミットラインの削除
概要

補正を有効にする

5 個のリミット·ラインいずれも削除することができま
す。
1.

Limit
Line

> Edit Limt Lines[F1]>Limit Line[F1] キー
を押し、削除するリミット多インを選択します（リミットライン 1〜5）

2. Delete Limit Line[F6] キーを押します。選択したリ
ミットラインのデータが削除されます。

Pass/Fail テスト

174リミットライン テスト
概要

操作

Pass/Fail テストを開始する前に、上限と下限リミッ
トを事前に保存する必要があります。126 ページを参照してください。
1.

Limit
Line

>Pass/Fail Test キーを押します。

2. High Limit[F1] キーを押し上限（high）リミットをしてリミットラインを 1 つ選択します。
3. 下限リミットを設定するために Low Limit[F2] キー
を押し、下限リミットとしてリミットラインを一つ選択します。
4. Criterion[F3] キーを押し、パスの基準を選択します。
基準：

All-In、Max-In、Min-In

5. Pass/Fail Test キーを押しテストをオンにします。
6. テスト結果は、画面下部に表示されます。
Pass：
Fail：
アイコン表示アラームアイコンがテストをオンするたびに画面したに表示されます。

175

GSP-930 ユーザーマニュアル

注意

テストを可能にするためには、少なくとも 1 つのリミットライン(high または Low)をオンしなければな
りません。
上限リミットまたは下限リミットがオフになっている
場合、最大値または最小*表示レベルは、それぞれ上限値または下限値として自動的に設定されています。
* +30dBm+Ref level オフセットま たは-120dBm+Ref level オフセット176

シーケンス

シーケンス
シーケンス機能の記録とユーザー定義マクロの呼出しは、最大 5 個のシーケンスが用意され、それぞれ最大 20 ステップまでをリピートまたはシングルモードで実行できます。シーケンス実行中に測定結果を表示す
るには遅延と一時停止をシーケンスに挿入することができます。また、シーケンスをより長いシーケンスにするには、他のシーケンスを呼出すことができます。
シーケンスの編集 →177 ページからシーケンスの実行→181 ページからシーケンスの編集
シーケンスの編集

7.

> Sequence[F1] キーを押し編集/作成するためにシーケンスを選択します。
Sequence

シーケンス：

1〜5

8. Edit[F2]>Start Edit[F1] キーを押し選択したシーケ
ンスを編集を開始します。
9. 画面が 2 分割され、上部画面にはメイン画面が表示されます。下部画面には、シーケンスステップとシーケンスエディタが表示されます。
アイコンがシーケンスエディタウィ•
ンドウに表示されます。

177

GSP-930 ユーザーマニュアル
メイン画面
編集スタート/ストップ
アイコン

シーケンス編集ウィンドウ

ステップの追加

最大 20 ステップをシーケンス毎に追加できます。
パネル操作がステップとして記録されます。
各パネル操作後、キーでステップを記録します（場合によっては、この操作は必要ではありません 。操作がシーケンスエディタウィンドウに表示されているかどうかを確認してください）
以下の例は、センタ周波数とスパンをシーケンスのステップとして追加されます。
1.

>Center Freq[F1]>20MHz> Ent er キーを押Frequency

します。
2.

Span

>Zero Span[F3]>Ent er.キーを押します。

3. 上記 2 つの操作がシーケンスエディタに追加され
ます。

注意

178

希望するステップへカーソルを移動するのに矢印
キーが使用できます。

シーケンス

遅延時間をシーケンスに追加する

遅延機能はステップ間に遅延時間を挿入できます。
1. Delay Time[F2]> キーを押し遅延時間を入力しま
す。
範囲：
2.
•

100ms〜10s

キーを押しシーケンスエディタへ遅延時間を追加します。
遅延時間は、ステップとして挿入されます。
Ent er•注意
シーケンスの一時停止希望するステップへカーソルを移動するのに矢印
キーが使用できます。
Wait to Go 機能は、Continue[F1]キーが押されるまでシーケンスを一時停止します。シーケンス実行中に測定値を確認するのに便利な機能です。
1. Wait to Go[F3]> Ent er キーを押します。
• ステップに Wait to Go が挿入されます

2. シーケンス実行中に Continue[F1] キーを押しシーケンスを再開します。

179

GSP-930 ユーザーマニュアル

シーケンスの挿入

現在のシーケンスに別のシーケンスを挿入します。
1. Do Sequence[F4]> キーを押し現在のシーケンスに挿入するシーケンスを選択します。
• 選択したシーケンスはステップに挿入されます。

現在のシーケンスをそれ自身に挿入することはで
きません。

注意
ステップの削除

シーケンスエディタ内の全てのステップは削除することができます。
1. 前面パネル上の矢印キーを使用し削除したいステップを強調表示します。

2. Delete Step[F5] > キーを押しステップを削除します。
• 選択したステップはしケーンスエディタから削除され
ます。

編集の終了

1. Stop Edit[F6]. キーを押します。
2.

180

アイコンが消灯します。

シーケンス

現在のシーケンスを保存しますシーケンスの編集が終了（または中止）したら、それを保存できます。
1.

Sequence>Save Sequence[F4] > キーを押しシーケンスを保存します。
2. 選択したシーケンスが保存されます。
現在のシーケンスを削除する

1.

>Delete Sequence [F5] > キーを押し現在のシーケンスを削除します。
Sequence

シーケンスの実行
実行モード

1.

> Sequence[F1] キーを押し、実行するシー
ケンスを選択します。
Sequence

2. Run Mode[F6] キーを押し実行モードを切り換えます。
SingleCont.

シーケンスを一度だけ実行します。
Stop Running
Sequence[F7]キーが押されるまでシーケンスを連続して実行します（注意：Stop Running
Sequence[F7]オプションはシーケンス実行中のみ表示されます）。

181

GSP-930 ユーザーマニュアル

シーケンスの実
行

3. Run Now[F7] キーを押し選択したシーケンスをスタートします。
4. Stop Running Sequence[F7] キーを押しシーケンス
をストップします。
• シングルモードでは、シーケンスは、全てのステップを終了すると実行を停止します。

182

トラッキングジェネレータ

トラッキングジェネレータ
トラッキングジェネレータは、工場出荷オプションです。GSP-930 のスイープと一致する掃引時間と周波数範囲でスイープ信号を生成します。
振幅は、周波数範囲全体にわたって一定値に維持されます。この機能は、DUT（被測定物）の周波数応答をテストするのに便利です。
•

トラッキングジェネレータを有効にする →183 ページから•トラッキングジェネレータのノーマライズ →184 ページからトラッキングジェネレータを有効にする
操作>More 1/2[F7]>Option[F1]>T racking
Generator[F1]>TG[F1] キーを押しトラッキング
ジェネレータをオンにします。
• TG OUTPUT が有効になります。

1.

Syste m

2. TG Level[F2] キーを押しトラッキングジェネレータ
の出力レベルを設定します。
範囲：-50dBm〜0dBm

3. TG Lvl Offset[F3] キーを押しシステム·ゲ イン/ロスを補正するために、トラッキングジェネレータのオフ
セットレベルを設定します。
範囲：-10dB〜10dB

4. TG Lvl Step[F4] キーを押し TG レベルのステップ
分解能を設定します。
範囲：

0.5dB〜50dB、0.5dB ステップ

5. Power Sweep[F5] キーを押しスイープレートに TG
183

GSP-930 ユーザーマニュアルの出力パワーを変化させます。出力パワーは、ス
イープ開始時は TG 設定レベルで、終了時は電力
スイープ設定にリニアに増加/減少します。
範囲：-5dB〜+5dB

トラッキングジェネレータのノーマライズ
概要

操作

ノーマライズ機能は、リファレンストレースと各掃引
後のトレースを減算します。演算結果トレースがノーマライズされたリファレンスレベルに追加されます。
1.

>More 1/2[F7]>Option[F1]>T racking
Generator[F1]>TG[F1] キーを押しトラッキングジェ
ネレータをオンに切り換えます。
Syste m2. Normalize[F6] キーを押しノーマライズメニューに入ります。
3. Norm. Ref. Level[F2] キーを押しノーマライズする
垂直レベルを設定します。
範囲：

0dB〜100dB

4. Norm. Ref. Position[F3] キーを押し画面上のノーマ
ライズされたトレースをオフセットします。
範囲：

184

10〜0 グリッド目盛(上から下まで)

トラッキングジェネレータ
5. Norm.[F5] キーを押しノーマライズしたデータのオン/オフを切り換えます。
別の方法として、EXE を押してください。Norm.[F1]で再度ノーマライズを実行することができます。

注意

X 軸に関連するパラメータを変更したり、TG 出力レベルを変更した場合、ノーマライズしたデータは自動的にオフになります。
このような場合、警告メッセージ“Execute
Normalization again!”（ノーマライズを再実行してください）が表示されます。

185

GSP-930 ユーザーマニュアル

パワーメータオプションのパワーメータを使用すると、本器で動作周波数範囲 1MHzから 6.2GHz にわたって-32dBm から+20 dBm までの DUT の平均信号
電力レベルを測定し記録することができます。
•

パワーメータモードを有効にする →186 ページから•パワーメータ測定のデータログ →188 ページからパワーメータモードを有効にする
操作

1.

> Power Meter[F2] キーを押しパワーメータ
モードに入ります。
Mode

2. 画面が 2 分割され上部画面には dBm または W で電力測定が表示され下部画面には測定グラフが表示されます。
パワーメータバー表示
パワーメータ測定

パワーメータ測定 のデータログ

3. Power Unit[F1] キーを押し単位を選択します。
単位

dBm、 W

4. Frequency[F2] キーを押し測定周波数を選択します。
186パワーメータ
周波数：
分解能：

1MHz〜6200MHz
1MHz

5. Sensor Mode[F3] キーを押し、パワーメータの測定
スピード（精度にしたがって）を選択します。
Low Noise：
Fast：

100ms/sample、代表値
30ms/sample、代表値

6. Pass/Fail テストを作成するには Pass/Fail
Test[F4] キーを押し以下のパラメータを設定します。

High Limit[F1]：
Low Limit[F2]：Pass/Fail Test[F3]：Pass Icon：
Fail Icon：-100dBm〜20dBm-100dBm〜20dBm
オン、オフ

7. Trigger[F5] キーを押しフリーラン（内部）トリガと外部トリガを切り換えます。
トリガ：

Free、 Ext

外部トリガ入力：

3.3V CMOS

8. MAX/MIN HOLD[F6] キーを押しパワーメータバーの MAX/MIN ホールド測定のオン/オフを切り換えます。
• MIN/MAX 測定は、画面中央にパワーバーメータとして表示されます。

187

GSP-930 ユーザーマニュアル

MIN HOLD測定MAX HOLD測定

スペクトラムモードに戻るには Mode >Spectrum[F1] キーを押します。

注意

パワーメータ測定のデータログ
概要

操作

パワーメータモードでは、ユーザー定義時間のあいだユーザー定義間隔でパワーメータ測定値の記録をすることができます。
1.

Save

キーを押し SAVE メニューへ入ります。

2. Type[F2] と Power Meter[F7] キーを押します。
3. Data Source[F3] と Power State[F1] キーを押します。
4. PMET Record Option[F4] キーを押し記録オプションを設定します。

RecordStop[F1]：

RecordStep[F2]：

自動データログのための記録
時間を設定します：
00：00：00 (continuous)または
00：00：01〜 23：59：59
1sec〜 999sec

5. Save To[F1] キーを押し保存先を選択します。
レジスタ 1〜6：
ローカル：
188

内部メモリレジスタは、ローカル
メモリの一部ではありません。I
内部メモリ

パワーメータ
SD カード：外部マイクロ SD カード

マイクロ SD カードを前面パネルのポートに挿入したときマイクロ SD カードのオプションが利用可能になります。

注意

6. Destination（保存先）が選択された後、記録オプシ
ョンが表示されます。
7. ログファイルに名前をつけるにはName[F1] キーを押します。以下に示
すように、F1〜F7 キーを使用して、選択したファイルの名前を指定またはテンキーを使用して番号を入力しま
す。
•
•

制限事項：
空白なし
使用可能文字は 1〜9, A〜Z, a〜z のみです。

8. ファイル名が画面下に表示されます。

189

GSP-930 ユーザーマニュアル

ファイル名
Ent er

注意

キーを押しファイル名設定を確定します。

ユーザー定義のファイル名を使用しない場合、ファイル名は以下のフォーマットで自動的に生成されます。
ファイル名：タイプ̲データソース̲ファイル番号、ファイル拡張子
ファイル番号のパラメータは、同じファイルの種類が生成されるたびに増加します。
9. パワーメータ測定の記録を開始するには Record
Now[F3] キーを押します。
記録が終了すると “SaveFinish‼”メッセージが画面下に表示されます。

記録の停止

190

手動で記録を停止する場合には、 Record Stop[F2]キーを押します。

ファイル操作の概要

ファイル操作
ファイル操作の概要
ファイル機能は、コピー、削除、ソート、ナビゲーションなどの基本的なファイル関連の操作に使用します。トレースデータ、リミットライン、振幅補
正、シーケンスおよびその他パネル操作のためのさまざまなファイル形
式を持っています。ファイルのソースおよび保存先の場所（ローカル、USB フラッシュメモリまたはマイクロ SD）は、ファイル機能を使って選択することができます。
•

ファイルの保存場所 →192 ページから•ファイルの種類 →193 ページから•ファイルエクスプローラを使用する →194 ページから•ファイルのコピー →197 ページから•ファイルの移動 →197 ページから•ファイルの削除 →198 ページから•ファイル名の変更→199 ページから•ファイルの保存 →202 ページから•ファイルを呼出す →205 ページから•クイック保存 →ページから 208 ページから191

GSP-930 ユーザーマニュアル

ファイルの保存場所
Local

データを保存するために 16MB メモリを持っています。

USB

外部 USB フラッシュメモリへ保存することができます。
USB の種類：

Micro SD

マイクロ SD カードに保存できます。
フォーマット：192

1.1/2.0

SDSC、 SDHC

ファイル操作の概要

ファイルの種類
概要

ファイルに記載されているファイルの種類が順に記載されています情報

ステータスデータには、パネルの各操作の状態が含まれています：周波数• シーケンス
スパン
• トリガ
振幅
• マーカ
BW/Avg• マーカ->
スイープ• ピーク検索トレース• プリセット
ディスプレイ設定• モード
測定• システムリミットライン

•
•
•
•
•
•
•
•
•

トレース
•
•
•
•
•
•
•

画面イメージ

トレースデータは、トレースデータ(CSV)が含まれています。
センタ周波数
スパン
RBW(分解能帯域幅)
VBW(ビデオ帯域幅)
リファレンスレベル
スイープ時間ポイント番号(トレースデータポイント)
画面(800X600)の JPEG ファイル

193

GSP-930 ユーザーマニュアル

Limit Line••••

Correction••••

Sequence

リミットラインデータ(CSV)は、以下の項目を含んで
います：
ポイント数
ポイントの周波数値
ポイントの振幅値
振幅単位
補正データは、以下の補正（ライン）データを含んで
います：
ポイント数
ポイントの周波数値
ポイントのゲインオフセット
単位
シーケンスファイルには、そのシーケンスのシーケ
ンス番号とステップの操作が含まれています。
このデータは編集ができません。

Power Meter•••

パワーメータのデータが含まれています：
Date（日付）
Time（時間）
パワー：dBm 単位

ファイルエクスプローラを使用する
外部メモリを挿入する

ファイルの選択USB フラッシュドライブまたはマイクロ SD カード上のファイルを表示するには、前面パネルのポートに適切なデバイスを挿入してください。
1.

Save
File

>File Explorer を押します。

2. メモリ場所を選択します：

Local[F1]：USB[F2]：
194

内部メモリ
USB メモリ（前面パネル）

ファイル操作の概要

SD Card[F3]：Micro SD カード.

3. 上下矢印キーまたはスクロールノブを使用してファイル一覧を上下します。

4. 左右矢印キーでファイル一覧のファイ
ルページを前へ/次へ移動します。
ファイルタイプで表示

ファイルエクスプローラは、特定のタイプのファイルを表示するように設定できます。ファイルの種類の詳細については、192 ページを参照してください。
1. Type[F2] キーを押し、表示するファイルタイプを選
択します：
All
State
Trace
ScreenLimit Line
Correction
Sequence
Power Meter

全てのファイルタイプを表示する
ステートファイルのみを表示する
トレースファイルのみを表示する
画面イメージファイルのみを表示
する
リミットラインファイルのみを表示
する
補正データファイルのみを表示する
シーケンスファイルのみを表示する
パワーメータファイルを表示する

ファイルタイプを選択した後、選択したファイルタイ
プのみがエクスポローラに表示されます。

195

GSP-930 ユーザーマニュアル

ファイルの並び替え

ファイルは、名前順または日付順で並べ替えができます。初期値は、名前順で並びます。
1. Sort By[F3] キーを押し並べ替えの種類を選択しま
す：
Name：
Date：

注意

196

アルファベット順に並べ替えます
日付順に並べ替えます

USB フラッシュメモリとマイクロ SD カード用のオプ
ションは前面パネルのポートにメモリカードが挿入されると有効になります。

ファイル操作の概要

ファイルのコピー
概要

内部メモリにあるファイルを USB フラッシュメモリやSD カードなど外部メモリへコピーできます。

外部メモリを挿入する

USB フラッシュメモリまたは SD カードを前面パネルへ挿入します。

ファイルの選択

1.

Save
File

>File Explorer キーを押します2. ローカルまたは外部メモリを選択します
3. Copy to[F4] キーを押します。
4. Media [F1] キーを押しコピー先(local、USB、マイクロ SD カード)選択します。
5. Copy Now [F2] キーを押します。
6. ファイルは、選択先のディレクトリへコピーされます。

注意

USB フラッシュメモリとマイクロ SD カード用のオプ
ションは前面パネルのポートにメモリカードが挿入されると有効になります。

ファイルの移動
概要

ファイルは、ローカルメモリから USB フラッシュメモ
リやマイクロ SD カードへ、またはその逆で外部メ
モリカードからメモリへ移動することができます。

外部メモリを挿入する

USB フラッシュメモリとマイクロ SD カードのいずれかを前面パネルのポートへ挿入します。

197

GSP-930 ユーザーマニュアル

ファイルの選択

1.

Save
File

>File Explorer キーを押します。

2. ローカルまたへ外部メモリのファイルを選択します。
3. Move to[F4] キーを押します。
4. Media [F1] キーを押し保存先(local、USB、マイクロ SD カード)を選択します。
5. Move Now [F2].キーを押し
6. ファイルは保存先へ移動します。

注意

USB フラッシュメモリとマイクロ SD カード用のオプ
ションは前面パネルのポートにメモリカードが挿入されると有効になります。

ファイルの削除
概要

ローカルメモリまたは USB フラッシュメモリやマイク
ロ SD カードなどの外部メモリ内の任意のファイルを削除することができます。

外部メモリを挿入する

USB フラッシュメモリやマイクロ SD カード上のファ
イルを削除するには、前面パネルのポートへメモリ
カードを挿入します。

198

ファイル操作の概要

ファイルの削除

1.

Save
File

>File Explorer キーを押します。

2. ローカルまたは外部メモリのファイルを選択します。
3. Delete[F5] キーを押します。
4. Delete Now[F1] キーを押します。
5. Delete Now が押されるとファイルは削除されます。
警告の削除

1. ファイルの削除の確認プロンプトが表示できるようにするには、 Delete Warning[F2 キーを押しとオプションを選択します。
Don’ t Ask

Ask

注意

ファイルが削除されたときに確認
ダイアログボックスが表示されません。
ファイルを削除するかどうかを確認プロンプトが表示されます。

USB フラッシュメモリとマイクロ SD カード用のオプ
ションは前面パネルのポートにメモリカードが挿入されると有効になります。

ファイル名の変更
概要

ローカルメモリ、外部メモリ（USB フラッシュメモリやマイクロ SD カード）内の任意のファイル名を変更することができます。

外部メモリを挿入する

USB フラッシュメモリやマイクロ SD カード上のファ
イル名を変更するには前面パネルのポートに適切なメモリカードを挿入します。

ファイル名の変更 1.

Save
File

>File Explorer キーを押します。
199

GSP-930 ユーザーマニュアル
2. ローカルまたは外部メモリのファイルを選択します。
3. Rename[F6] キーを押します。
4. 選択したファイル名を変更するには
F1〜F7 キーを使用するか、以下に示
すように、テンキーを使用し番号を入力するます。

••

制限事項：
空白文字なし使用できる文字は、1〜9、A〜Z、a〜z のみです。
A

B

Ren ame >

C

a

ABCDE

D

b

FGHI J

E

c

KLMNO

L owercased

PQRS T

Returne

UVWXYReturnZ

Return名前の変更
完了

5. 変更したファイル名が一覧に表示されます。

200

ファイル操作の概要

ファイル名

6.

注意

Ent er

キーを押しファイル名の変更を確定します。

USB フラッシュメモリとマイクロ SD カード用のオプ
ションは前面パネルのポートにメモリカードが挿入されると有効になります。

201

GSP-930 ユーザーマニュアル

ファイルの保存概要

本体に設定した任意機能や構成を S ave
用して保存することができます。

外部メモリを挿入しますUSB フラッシュドライブまたはマイクロ SD カードにファイルを保存するには、フロントパネルのポートに適切なメモリカードを挿入します。

ファイルの保存

1.

S ave

キーを使

キーを押し保存（Save）メニューへ入ります。

2. Type[F2] キーを押し保存するファイルの種類を選択します。ファイルの種類についての詳細は 192
ページを参照ください：
State：
Trace：
Screen：Limit Line：
Correction：
Sequence：
Power meter

ステートのデータトレースのデータ
画面イメージ
リミットラインデータ
補正データ
シーケンスファイル
パワーメータのデータ

3. Data Source[F3] キーを押し必要に応じてファイルの種類のデータソースを選択します：
state data 用： ローカルのステートデータ
trace data 用： トレース 1〜4
screen shots 用： Normal： 画面の通りイメージを保存します。
Save Toner：背景色の白黒を反転します。
limit line 用：
リミットライン 1〜5
Correction 用： 補正データ 1〜5
Sequence 用：
シーケンス 1〜5202

ファイル操作の概要
power meter 用： パワーメータ 1〜5
4. トレースデータでは Format[F4]キーを押し保存する
フォーマットの種類を選択します：
Trace：
Trace+State：

トレースデータのみを選択します。
トレースとステートデータを保存します。

5. Save To[F1] キーを押し保存先ソースを選択しま
す：
Register 1〜6：

Local：USB：
SD Card：内部メモリレジスタ、これらの内部レジスタはローカルメモリと別ではありません。
内部メモリ
外部メモリ
外部マイクロ SD カード

6. 保存先が選択された後、ファイルはすぐに保存またはファイル名をつけることができます。
7. 選択したファイルに名前をつけるにはName[F5] キーを押し以下に示すように F1〜F7 キーを使用しファイル名をつけるかキーパッドで数値を入力しま
す。

•
•

制限事項：
空白文字なし使用できる文字は、1〜9, A〜Z, a〜z のみです。

203

GSP-930 ユーザーマニュアル

8. 作成したファイル名が画面下に表示されます。

ファイル名

9.

注意

204

ファイルの名前を確定させます。
ファイル名を変更しない場合、デフォルトのファイル
名規則が適用されます。詳細は以下を参照ください。

ファイル操作の概要

10. 選択したファイルの種類を保存するには Save
Now[F3] キーを押します。
保存が完了すると “SaveFinish!!” メッセージが画面下に表示されます。
ファイル名を変更しない場合、ファイル名は、以下のフォーマットに従って自動的に生成されます：

注意

ファイル名：Type̲data source̲XX.拡張子
イメージファイル名は、以下のフォーマットに従って自動的に生成されます：
ファイル名：NowPicture̲XX.jpg
XX パラメータは、同じファイルの種類が作成されるたびに増加します。
USB フラッシュメモリとマイクロ SD カード用のオプ
ションは前面パネルのポートにメモリカードが挿入されると有効になります。

注意

ファイルを呼出す概要

すでに保存しているイメージファイル以外のファイ
ルは、 Recall キーを使用して呼出すことができます。

外部メモリを挿入する

USB フラッシュドライブまたはマイクロ SD カードにファイルを保存/呼出しするには、フロントパネルのポートに適切なメモリカードを挿入します。
1.

Recallキーで Recall メニューを呼出します。

2. Type[F2] キーを押し保存するファイルの種類を選
205

GSP-930 ユーザーマニュアル
択します。詳細は、192 ページを参照ください：
State：
Trace：
Limit Line：
Correction：
Sequence：
Power meter

ステートのデータトレースのデータ
リミットラインのデータ
補正データ
シーケンスのファイル
パワーメータのデータ

3. Destination[F3] キーを押し保存するファイルの種類を選択します：State data 用： ローカルステートのデータ
Trace data 用： トレース 1〜4
Limit Lines 用： リミットライン 1〜5
Correction 用： 補正データ 1〜5
Sequence 用：
シーケンス 1〜5
Power Meter 用： パワーメータ 1〜5
ファイルを呼出す 1. Recall From[F1] キーを押しソースの場所を選択します。
レジスタ 1〜6：

ローカル：
USB
SD カード：内部メモリレジスタ、この内部レ
ジスタはローカルメモリと分割で
きません。
内部メモリ
外部 USB フラッシュメモリ
外部マイクロ SD カード

2. 選択したファイルの種類を呼出すには Recall
Now[F1] キーを押します。
3. 呼出しが完了すると “Finish!!”メッセージが画面下に表示されます。

206

ファイル操作の概要

注意USB フラッシュメモリとマイクロ SD カード用のオプ
ションは前面パネルのポートにメモリカードが挿入されると有効になります。

207

GSP-930 ユーザーマニュアル

クイック保存概要

Quic kSave

キーを押すと、直ちにファイルを保存できる
ホットキーです 。
保存されるファイルの種類は、 S ave キーで事前設
定されたものです。
Quic k初期値では、 Save キーは、本体メモリまたは外部
メモリカード（挿入されていれば）画面を保存します。
サポートしているファイルの種類

画面、トレース、ステート、リミットライン、補正、シーケンス

外部メモリの挿入

USB フラッシュドライブまたはマイクロ SD カードにファイルを保存するには、フロントパネルのポートに適切なメモリカードを挿入します。

クイック保存の設 1. S ave キーを押しファイルの種類、データソースとフ定ォーマットを構成します。詳細は、202 ページを参照してください。
ck
クイック保存キー 1. Qui
Save
キーを押すと上記の設定を使用し、選択しを使用する
たファイルを保存します。

2. 保存が完了すると “Save Finish!!”メッセージが画面下に表示されます。

208

ファイル操作の概要

注意

ファイル名は、データファイルの次の形式で自動的に作成されます：
ファイル名：データソースの種類̲XX.ファイル拡張子
画像ファイル名が自動的に次の形式で作成されます。
ファイル名：Nowpicture̲XX.jpg
XX パラメータは、同じファイル·タイプが作成される
たびに番号が増加します。

注意

USB フラッシュメモリとマイクロ SD カード用のオプ
ションは前面パネルのポートにメモリカードが挿入されると有効になります。

209

GSP-930 ユーザーマニュアル

リモートコントロール
この章では、リモートコントロールの基本的な設定について説明します。コマンドリストについては、弊社のウェブサイトから、プログラミングマニュアルをダウンロードし参照してください。

インターフ ェースの構成..................................................211
USB リモートインターフェースの構成....................................................................211
GP-IB インターフェースの構成................................................................................211
LAN と LXI インターフェースの構成.......................................................................212
RS-232C の構成............................................................................................................215
RS-232C リモートコントロールの機能チェック..................................................216
LXI ブラウザインターフェースと機能チェック .....................................................218

210

インターフェースの構成

インターフェースの構成
USB リモートインターフェースの構成
USB の構成

パネル操作

Type A, ホストポート

GSP 側の接続

背面パネル Type B、スレーブ

スピード

1.1/2.0 (フル/ハイスピード)

USB クラス

USB TMC (USB T&M class)

1. USB ケーブルを背面パネルの USB
B ポートへ接続します。
2.

注意

PC 側の接続>More 1/2[F7]>RmtInterface
Config[F2]>USB Mode キーを押し USB モードをDevice.に切り換えます。
Syst emUSB モードを切り替えるのにしばらく時間がかかる場合があります。

GP-IB インターフェースの構成
GP-IB を使用するにはオプションの GP-IB が組み込まれている必要があります。
GPIB の構成

1. 設定を進める前に、電源がオフであることを確認してください。
2. 背面にある GPIB ポート（オプション）に GPIB コントローラからのケーブルを接続します。
3. 電源を投入します。

211

GSP-930 ユーザーマニュアル

4.

Syst em >More 1/2[F7]>RmtInterface
Config[F2]>GPIB Addr キーを押し GPIB アドレスを設定します。

GPIB アドレス
GPIB の制約

0〜30•

デバイス数は最大 15 台まで。合計のケーブル長は20m 以下、各デバイス間は 2m 以下•

各デバイスに個別アドレスを割り当て•

少なくとも 2/3 のデバイスがアクティブ
ループ、並列接続は禁止•

LAN と LXI インターフェースの構成
GSP-930 は、LXI Class C 準拠の測定器です。 LXI 仕様は、LAN 経由
で基本的なリモート制御または監視のための機器設定をすることができます。
LXI 規格とコンプライアンス クラスに関する詳細については、LXI のウェブサイト@ http：//www.lxistandard.org を参照してください。
概要

LAN インターフェイスは、ネットワーク経由でリモー
トコントロールするために使用します。自動的に既存のネットワークに接続できるように、DHCP 接続をサポートしています。また、ネットワークの設定
は、手動で設定することができます。

LAN 構成の設定

IP アドレス

初期ゲートウエイ

サブネットマスク

DNS サーバ

DHCP オン/オフ
接続

212

ネットワークからのイーサネットケー
ブルを背面パネルの LAN ポートに接続します。

インターフェースの構成
設定

1.

Syst em >More 1/2[F7]>RmtInterface>
LAN[F2]>LAN Config[F1] キーを押し LAN の設定
をします：

IP Address[F1] IP アドレスの設定
Subnet Mask[F2] サブネットマスクの設定
Default
デフォルトゲートウェイの設定
Gateway[F3]
DNS Server[F4] DNS サーバアドレスの設定
LAN Config[F5] DHCP と手動設定を切り替えます。
2. Apply[F6] キーを押し LAN 構成設定を確定します：
表示アイコン

LXI のアイコンが LAN に接続すると緑色に変わり、"識別"の設定がオンになっている
場合は点滅します、218 ページを参照してください。

パスワードの設定

LXI ウェブページのパスワードは、本器から設定することができます。パスワードは、システム情報に表示されます。
パスワードの初期値： lxiWNpwd
1.

>More 1/2[F7]>RmtInterface
Config[F2]>LAN[F2]>LXIPassword[F2] キーを押しパスワードを設定します。
Syst em

2. F1〜F7 キーを使用し以下に示すようにパスワードを入力します。
またはキーパッドで数値を入力しま
す。

•

制限事項：
空白文字なし213

GSP-930 ユーザーマニュアル•

使用できる文字は、1〜9, A〜Z, a〜z のみです。

パスワード入力のメニューツリー
3. パスワードを作成すると画面下に表示されます。

パスワード

4.

214

キーを押しパスワードを確定させます。

インターフェースの構成

LAN のリセット

LAN の設定をリセットすることができます。
1.

>More 1/2[F7]>RmtInterface
Config[F2]>LAN Reset[F3] キーを押し LAN をリセットします。
Syst em

2. 本器は自動的に再起動（リブート）します

注意

LAN がリセットされるたびに、デフォルトのパスワードが復元されます：
デフォルトパスワード： lxiWNpwd

RS-232C の構成
概要

RS-232C インターフェースは PC からリモートコント
ロールをするのに使用します。

RS-232C 構成の
設定

ボーレート

ストップビット：1 (固定)

パリティ(固定)

データビット： 8 (固定)接続

背面パネルにある RS-232C ポー
トへ PC からの RS-232C ケーブ
ルを接続します。

215

GSP-930 ユーザーマニュアル
PC との接続

以下のように、ストレートケーブルを使用します。
GSP-930側
P in 2 R x D

Tx D P i n 2

P in 3 T x D

R x D P in3

P in 5 G N D

G N D P in5

メス

1.

PC側

オス

>More 1/2[F7]>RmtInterface Config>RS232
BaudRate[F4] キーを押しボーレートを設定します。
300
600
1200
2400
4800
9600
19200
38400
57600
115200RS-232C リモートコントロールの機能チェック
機能チェックMTTTY（マルチスレッド TTY）などのターミナルアプ
リケーションを起動します。
COM ポート番号を確認するには、PC のデバイスマネージャを参照してください。Windows XP の場
合、コントロールパネル→システム→ハードウェア
タブをクリックします。
RS-232C リモートコントロール（213 ページ）の設定
し接続した後、下記のクエリコマンドを実行します。
*idn?
本器から次の形式で返します。
メーカー、モデル番号、シリアル番号、ファームウェ
アのバージョン
•216

GW-INSTEK,GSP-930, XXXXXXXXXXXX, V.X.X.X.X

インターフェースの構成
製造者： GW-INSTEK
モデル名： GSP-930
シリアル番号： XXXXXXXXXXXX
ファームウェアバージョン： V.X.X.X

注意

詳細については弊社ウェブサイトにあるプログラミ
ングマニュアルを参照ください。

217

GSP-930 ユーザーマニュアル

LXI ブラウザインターフェースと機能チェック
機能チェック

本器の設定をした後、LAN に接続された後、（212
ページ）ウェブブラウザにスペクトラム·アナライザのIP アドレスを入力します。
http：// XXX.XXX.XXX.XXX
ウェブブラウザインターフェースが表示されます。

ウエルカムページ

注意218[Welcome Page]では、機器の識別と同様にすべての LXI と LAN 構成の設定を表示します。機器の識別を、このページから無効にすることができます。

識別の設定がオンになっているとき画面のLXI のアイコンが点滅します。

インターフェースの構成
構成を表示·変更
する

構成を表示・変更は、ブラウザから LAN の設定を変更することができます。設定を変更するにはパス
ワードを入力する必要があります。TPassword： lxiWNpwd[注意：パスワードでは大文字と小文字が区別されます。]

注意"工場出荷時のデフォルト設定"オプションが選択されている場合、パスワードはデフォルトのパスワー
ドにリセットされます。
また、Web ブラウザ上でメッセージがそうするように求められたときに手動でスペクトラム·アナライザをリセットする必要があります。

219

GSP-930 ユーザーマニュアルSCPI コマンドSCPI コマンドのページでは、フルリモートコントロー
ル用のブラウザから直接 SCPI コマンドを入力する方法を説明しています。詳細についてはプログラミ
ングマニュアルを参照してください。リモートコマンドを使用する前にパスワードを入力する必要があります。
Password： lxiWNpwd[注意：パスワードでは大文字と小文字が区別されます.]

画像の取得

注意

220

取得画像ページは、GSP-930 画面のスクリーン
ショットを自動的にブラウザがキャプチャすることができます。

詳細については、弊社ウェブサイトにあるプログラ
ミングマニュアルを参照してください。http：//www.instek.co.jp

インターフェースの構成

GPIB/LAN コントロールのチェック
機能チェックGPIB/ LAN の機能を確認するために、ナショナル
インスツルメンツの Measurement＆Automation
Controller ソフトウェアを使用してください。
ナショナルインスツルメンツのウェブサイトを参照してください。
http：//www.ni.com for details.

注意詳細については、弊社ウェブサイト
www.instek.co.jp のプログラミングマニュアルを参照してください。

221

GSP-930 ユーザーマニュアル

PC ソフトウェア
PC ソフトウェアは、USB、RS-232 または GPIB ポート経由で PC との通信をサポートします。
GSP-930 からトレースデータや画面イメージをキャプチャし保存することができます。キャプチャしたト
レースデータは、テキストファイルとして保存することができます。
本 LAN / LXI アプリケーションのリモートコントロールも同様にこの PC ソフトウェアで行うことができます。
この PC ソフトウェアに加えて、LabVIEW および
LabWindows/CVI プログラミングを可能にするために、IVI ドライバをサポートしています。

注意

222

詳細については、弊社ウェブサイト
www.instek.co.jp をご覧下さい。

インターフェースの構成

FAQ• 信号を接続したが、画面に表示されません• オプション装備した内容を確認したい• 性能が仕様と一致していません

信号を接続したが、画面に表示されません。
Autoset を実行してみてください。本器は、入力信号を最適な表示スケ
ールを自動で設定します。Autoset キーを押し、オートセット[F1]キーを押します。詳細については、59 ページを参照してください。

オプション装備した内容を確認したい。
システム情報ウィンドウ内のオプション項目を確認してください。
System キー→システム情報[F1] を押します。
詳細については、114 ページを参照してください。

性能が仕様と一致していません。
本器は+20℃から+30℃以内で、電源投入後少なくとも 30 分以上エージ
ングした状態にしてください。仕様に一致するように本体を安定化する必要があります。
より詳細な情報については弊社までお問い合わせくださ い。
www.instek.co.jp

223

GSP-930 ユーザーマニュアル

付録
時計用バッテリーの交換
概要

システムクロックとウェイクアップクロックは、ボタン電池を使用しています。
電池の種類

交換

CR2032、3V、210mAh

1. GSP-930 の電源をオフし、バッテ
リーカバーとバッテリー（使用している場合）を取り外します。

2. 同じ種類および仕様のバッテリーと交換します。

224

略語について略語について
略語
3GPP
ACPR
BS
CF
CH BW
CH SPC
CNR
CSO
CTB
DANL
Def.
DL
DSSS-OFDMEMI
ERP-CCK
ERP-DSSSERP-OFDM
ERP-PBCC
ETSI
FDD
IF
LOI
LPF
LXI
OCBW
PSD
RBW
REF

名称・定義
3rd Generation Partnership Project
Adjacent Channel Power Ratio
Base Station
Center Frequency
Channel Bandwidth
Channel Space
Carrier to Noise Ratio
Composite Second Order
Composite Triple Beat
Displayed Average Noise Level
Default
Down Link
Direct Sequence Spread Spectrum- Orthogonal
Frequency Division Multiplexing
Electromagnetic Interference
Extended Rate Physical layer- Complimentary CodeKeyingExtended Rate Physical layer- Direct Sequence
Spread Spectrum
Extended Rate Physical layer- Orthogonal
Frequency Division Multiplexing
Extended Rate Physical layer- Packet Binary
Convolutional CodeEuropean Telecommunications Standards Instit ute
Frequency-Division Duplexing
Intermediate Frequency
Local Oscillator
Low Pass Filter
LAN eXtensions for Instrumentation
Occupied Channel BandwidthPower Spectral Density
Resolution Bandwidth
Reference
225

GSP-930 ユーザーマニュアル
SEM
SINAD
TDD
TG
TOI
UE
UP
VBW

226

Spectrum Emission Mask
Signal to Noise and Distortion Ratio
Time-Division Duplexing
Tracking Generator
Third Order Intercept
User Equipment
Up Link
Video Bandwidth

GSP-930 初期設定

GSP-930 初期設定
以下のデフォルト設定は、本器（機能の設定/テスト設定）の工場出荷時の構成設定です。

周波数
センタ周波数： 1.5GHz
ストップ周波数： 3GHz
周波数オフセット： 0Hz

スタート周波数： 0Hz
CF ステップ： Auto

スパン
スパン： 3GHz
振幅
リファレンスレベル： 0.00dBm アッテネータ： Auto
スケール目盛： 10
スケールの種類： Log
スケール：オフ
Y 軸： dBm
リファレンスレベル オフセッ
補正：オフ
ト： 0.00dBm
Input Z： 50Ω
入力 Z 補正： 0.000dB
プリアンプ： Bypass
Autoset振幅フロア： Auto

スパン： Auto

RBW： Auto
VBW/RBW： N/A

VBW： Auto
Average： オフ

平均パワー： Log PowerEMI フィルタ： オフ

スイープ時間： Auto
ゲートスイープ： オフ

スイープ：連続ゲート遅延： 50ms

BW/Avgスイープ

ゲート時間： 540ms
トレース
アクティブなトレース： trace 1
トレース演算： オフ

トレースの種類： Clear andWrite
検出： Auto, Normal

227

GSP-930 ユーザーマニュアル

ディスプレイウィンドウ設定：スペクトラム
LCD バックライト： オン

LCD 輝度： Hi
画面ライン, -50.0dBm, オフ

ACPR： オフ
AM Analysis： オフ
Ear phone Out： オフ
Phase Jitter： オフ
TOI： オフ

OCBW： オフ
FM Analysis： オフ
NdB BW：オフ
SEM： オフ
CNR/CSO/CTB： オフ

Limit lines： オフ

Pass/Fail テスト：オフ

Meas

リミットラインシーケンス
シーケンス： オフ
トリガ
フリーラン
ファイル
Type： All

Sort by： Name

種類：画面イメージ

データソース：ノーマル

種類：画面イメージ

データソース：ノーマル

種類： State

保存先：ローカル

マーカ：オフデータソース：ノーマル

クイック保存保存
呼出し
マーカ
Marker->N/A
Peak Search
Peak Track： オフ
Peak Threshold： 50dBm
モード
モード：スペクトラム

228

Peak Excursion： 10dB
Peak Table： オフ

GSP-930 初期設定
システム
言語：出荷地域によるプリセットの種類：工場出荷状態
オプション
トラッキングジェネレータ：
Off

電源オン：プリセット
アラーム出力： オフ
リモートインターフェース構成
GPIB Add ress： 2
LAN： DHCP
RS232 Baud Rate： 115200
USB Mode： Host

229

GSP-930 ユーザーマニュアル

メニューツリー
振幅（Amplitude）
Amplit ude

Ref Level-30 dBY Axis>dBm

dBm

Attenuation
10dB
Auto
Man

RefLvlOffset
0.000dB

dBmV

10

Scale/Div
5 2 1

C orrection>

dBuV

Log

Scale Type
Lin

Input Z
75

Watts

On

Scale
Off

Input Z Cal
0.000dB

Volts

Scale Pos.
Left Cent. Right

On

50

Auto

PreampBypassMore
1/2

Return2/2

SelectCorrection>
1

Correction 1

Point Num
15

Correction
Off

Correction 2

Frequency
1.2345 GHz

Edit>

Correction 3

Gain Offset
10.00 dB

Correction 4
Save
Correction

230

Correction 5

DeleteCorrection

Delete Point

ReturnReturnメニューツリー
Y Axis>
dBm

dBm

dBm

dBmV

dBmV

W

V

dBuV

mW

mV

Watts
Volts

uV
nW

dBm

pW

dBuV

W

V

V

mW

mV

mV

uW

uV

uV

nW

dBmV

dBm

pW

dBuV

dBm

dBm

231

GSP-930 ユーザーマニュアル

周波数、スパン、Autoset、BW Avg、スイープ
Fr equen cy

S pan

Center Freq
1.2345 GHz

Span
1. 2345 GHz

Start Freq
1.2345 GHz

Full Span

Stop Freq
1.2345 GHz

Zero Span

CF Step
1.00000 MHz
Auto
Man

Last Span

Aut oset

AutosetAmp . F loor
-80 .00dBm
Auto
Man
Span
3.000000 MHz
Auto
Man

F req Offset
0.00HzBW /Avg

Auto
Auto

RBW
1 MHz
Man
VBW
1 MHz
Man

VBW /RBW
1.00000

Sweep

LOG Power

Sweep Time
50 .00 ms
AutoMan

Volt Average

Sweep Single

Power Average

Sweep Cont

Average
20
Off

Gated Sweep
Mode
On
O ff

Average Type >Log Power

Gate Delay
50 .0 ms

EMI F ilter
Off

Gate Length
540 ms

On

On

232

メニューツリー

リミットライン
Limit
Line

Edit
Select Limit >Limit Line >1

Point Num1

Lim it 1

Pas s /Fail
Test>

Point by Point >Frequency
0Hz

Lim it 2

T race Data to
Limit Line >Limit 0.00 dBm

Lim it 3

M kr Data to
Limit Line >Lim it 4

Save Limit LineLim it 5

Delete Limit
Line

Delete Point

ReturnReturnHigh Limit >Of f

Lim it 1

Point Num
1

Create Limit Line
Now

Low Limit >Of f

Lim it 2

M kr Data to
Point

Limit Off set
0 .000 dB

Pass Criterion
All-In M an -In
Min -In

Lim it 3

Limit Off set

Pas s /Fail Tes t
On
Of f

Lim it 4
Lim it 5
OFF

ReturnReturnReturn233

GSP-930 ユーザーマニュアル

トリガ、シーケンス
T r igge r

Free Run
Trigger
Condition >VideoVideo >

Pos

Ext. Edge
Neg

Trigger Mode
Nor. Sgl . Cont.

Pos

Video Edge
Neg

Video Level
10.00dBm
Trigger F req
1.12345 M Hz

Trigger Delay
50 .0 ms
Action Now

ReturnReturnシーケンスモードで”Wait to go”を使用したときのみS equen ce

Sequence >1

Start Edit

Sequence 1

Edit >

Delay Time
100 msSequence 2

Wait to Go

Sequence 3

Save Sequence

Do Sequence >1

Sequence 4

Delete Sequence

Delete Step

Sequence 5

Run ModeCont.
SingleStop Edit

Run Now

Return234

Continue

Stop Running
Sequenceメニューツリー

トレース、ディスプレイ
T raceSelect T race>
1

Trace M ath >TR 1>
Trace 2

Trace 1

Clear & W rite

Detection >Norm al
Auto
Man

TR 2>
Trace 2

Trace 2

Power Diff
TR1-TR2

Trace 3

Max Hold-130 .0dBm

Log Dif f-50.00dBm
TR1-T R2+ Ref
Log Of fs et
0.00 dB
T R1 + Of fs et

Min Hold
View
Blank

Trace 4
Trace 4

OFF

More
1/2

ReturnReturnWindow Setup >S pectrum

Active W in .
Lower
Upper

Auto

LCD Brightness
Mid
Lo
Hi

Split Spectrum >Alternate
Sweep

NormalLCD Backlight
Off
On

Spectrogram

Peak +Dis play Line-50 .00dBm
OffOn

T opog raphic

Peak -

Display

Spectrogram+
S pectrum
T opog raphic+
S pectrum
ReturnSampleAverage
Return235

GSP-930 ユーザーマニュアル

マーカ（Marker）
M ar ker

S elect Marker >1

M ark er 1

Delta

on

off

M ark er 2

Move Ref

Normal

M ark er 3

Move Delta

Delta>

M ark er 4

M ove Pair
S pan

Function >M ark er 5

M ove Pair
CenterAll Of f

M ark er 6

More
1/2

ReturnMarker Trace >T race 1
M an

Auto

Freq Counter>F req CounterOn
Off

M ark er TableOn
Off

T race 1

Marker NoiseOn
OffRes olution
1kHz
Man
Auto

ReturnReturnAuto

T race 2
T race 3
T race 4

Return 2/2

236

メニューツリー

ピーク検索、マーカ->
P eak
S ear chPeak Search
Mkr>C enter
Next PeakOn

Peak Track
Off

Peak Excursion
10 .00 dB

On

Peak Table
O ff

Freq

Peak Sort
Amp

Peak Threshold-50 .00 dBm
OffOn

Next Peak Right
Next Peak Left

Peak Table >Min Search
More
1/2

Return2/2

ReturnMar ker ->Mkr>C enter
Mkr >Start
Mkr> Stop
Mkr>C F Step
Mkr> RefLvl

237

GSP-930 ユーザーマニュアルシステム
Sys tem

Sy st em
Inf ormat ion

Show Errormes sage

Pow er On
Last Pr eset

Fact or y

Err or mess age >Prev Page

Pr eset Typ e >Fac tory Prese tLangu age >En glish

Ne xt Page

Save Use r
Prese tDat e /Time>Pw r On /pr eset >Alarm Out put
OnOff

Cle ar Err orque ueMor e
1 /2

R etu rn

Re tu rn

Option >Set D ate >

Year
20 11

Hou r
5

Rm t Int erf ace
Config >Set Time >Mont h10

Min ute11

Up grade

Wake -U p Cloc k
Edit >Day
5

Sec ond52

R etu rn

Re tu rn

Ret ur nServ ic e >Ret ur n
2 /2238メニューツリー
Sys tem >Date/
T im e> W ak e-Up Clock E dit >から

Select Clock>1

Clock 1

M onday

S tateOff

Clock 2T ues dayHour
13

Clock 3

W ednes day

M inute08

Clock 4Thurs dayR ept. S ing le

Clock 5

FridayDate>
M onday

Clock 6

S aturday

ReturnClock 7

SundayGPIB Addr
2

LAN Config

I P Addres s
172.16.20. 68

OK

LAN>

LXI Pas sw ord

Subnet M as k
255.255.255.0

CancelOn

S ys tem >M ore 1/2>
Rm t Interf ace Config >から

LAN Reset

D ef ault
Gatew ay
172 .16 .0.1

RS 232
Baud Rate>
115200DNS Server
172.16.1.248

USB M ode
Host
DeviceLAN Conf ig
DHC P M anual
Apply

ReturnReturn239

GSP-930 ユーザーマニュアル
System > M ore 1 /2
> Op tion からTrac kingGenera tor>

TG
Of f

E xe. Norm.

TG Level
0.00 dBm

Norm R ef Lvl
0 .000 dB

TG Lvl O ff set
0. 000 dB

N or Ref Pos.
10

On

TG Lvl Step
0. 000 dB
AutoManPower Sw eep
0. 000 dB
Of f
On

On

N orm
O ff

Normalize>
ReturnR eturn

F rom : System>M ore 1/2>
Rmt Interf ace C on fig >R S232 Baud R ateから

300

19200

600

38400

1200

57600

2400

1152004800
9600
M ore 1/2

240

R eturn

R eturnメニューツリー

モード、ファイル
Mode

SpectrumPower UnitmVHigh Limit-10 dBm

Frequency
3 M HzLow Lim it-10 dBm

S ens or Mode
LowNoise Fas t

Pas s Fail T es t
On
Of f

dBm

Power M eter

Pas s /FailT es t>Free

Trigg erExt

Max /Min Hold
Of f
On
ReturnReturnFile Explorer >Local

M edia >Local

Media >
Local

Local

T ype>All

Copy Now

M ove NowUSB

F il eNameSort byDate

SD Card

Copy to>Delete >Renam e >M ove to>ReturnReturn241

GSP-930 ユーザーマニュアル
F ile> Typeから

All

. sta
. tra
. jpg

File > DeleteからSequen ce

D elete N ow

Pow er M eter

Delete W arning
D onʼt Ask Ask

R eturn 2/2

R eturn

ABC D EAa

FG HI JBb

KLMN OCc

PQR STDd

U VW XYEe

Z

Lowercase

ReturnR eturn

State

.seq
.pm etTrace
ScreenLimit Line. cor

C orrec tion
More 1/2

F ile> Renam eから242

R eturnメニューツリー

保存（Save）(モード =パワーメータ)
Save>Save To> Localを見てください
S ave

Save To>
Local

State

T ype>
S tateData Source>
Local S tate

Record Stop
00: 00: 00

Hour
06

Record Step
1s

M inute07
Second08

S creenPMET
Record Option>
Nam e>
Record S top
Record Now

Power Meter

ReturnLocal State

NormalReturnFile> Renameを見てくださいタイプに従って：Power M eter
State

Save Toner

243

GSP-930 ユーザーマニュアル
Sa ve > Sa ve T o > Lo ca lから

R eg is te r>

R eg ister 1

Loc alR eg ister 2USB

R eg ister 3

SD CardR eg ister 4
R eg ister 5
R eg ister 6

R e tu rn

244

M o re 1/2

メニューツリー(モード = スペクトラム)
S ave > Save To> Localを参照して下さい。
Save

Save T o>
Local

State

Trace

T ype>
Trace

Trace

Trace + State

Data S ource >Trace 1

ScreenForm at>
Trace

Line Linenam e >

Correction
Sequence

S ave Now

File >Renam eを参照してく ださい。

Local State

Trace 1

NormalLimit 1

Correction 1

Sequence 1

Trace 2

Save Toner

Limit 2

Correction 2

Sequence 2

Trace 3

Limit 3

Correction 3

Sequence 3

Trace 4

Limit 4

Correction 4

Sequence 4

Limit 5

Correction 5

Sequence 5245

GSP-930 ユーザーマニュアル

呼出し（Recall）(モード = パワーメータ)
Re ca ll

R ecall From>
Local

Register>

Register 1

Type>
State

Local

Register 2

Destination>
Local StateUSB

Register 3

Recall N ow

SD Card

Register 4
Register 5
Register 6

R eturnMore 1/2

タイプによって：. sta. pmet246

State

Po wer Meter

Local StatePo wer Meterメニューツリー(モード = スペクトラム)
Rec all

Recall From >
Local

.s ta

T ype>
Trace

.tra

State

Regis ter>

Register 1

Trace

Local

Register 2

US B

Register 3

SD Card

Register 4

Destination>
Trace 1
Recall Now

.lmt
.cor
.s eq

Line Line
Correction

Register 5

S equence

Register 6
ReturnLocal State

Trace 1

Limit 1

Correction 1

Sequence 1

Trace 2

Limit 2

Correction 2

S equence 2

Trace 3

Limit 3

Correction 3

S equence 3

Trace 4

Limit 4

Correction 4

S equence 4

Limit 5

Correction 5

S equence 5

More 1/2

247

GSP-930 ユーザーマニュアル

測定（Measure）
M eas >Dem odを見てください
M eas

ChannelAnalysis>

ACPR Setup>

Dem od>On

NdB
Bandwidth>

Main CHBW
2.000000 M Hz
M ain CH
HLim it0.00dBm
M ain CH
LLim it0.00dBm

ACPR
Of f

OCBW Setup>

Phas eJitter>

OCBW
Of f

CH SPC
2.000000 M Hz

S EM >

ChannelMove Up

ADJCH
Setup>TOI>

ChannelM ove Down

CNR/CS O/CTB>

ReturnPhase Jitter
On
Off
Start Offset
0 Hz

On

On

On

Def. Help
Of f
ReturnNdB BW
Off

CH BW
2. 00000 0 MHz

Sel ect Adj C h >1

AdjCh1

N dB
0.000 dB

CH SPC
2. 00000 0 MHz

on

off

AdjCh 2

OC BW %
90. 0%ADJ CH BW
2. 00000 0 MHz

AdjCh 3

OC BW SPAN
3. 00000 0 MHz

ADJ CH Offset
2. 00000 0 MHz

Stop Offset
0 Hz

ADJ CH
H Lim i t
0. 00 dBm
ADJ CH
L Li m it
0. 00 dBm
R eturn248

R eturn

Retur nRetur n

メニューツリー
M eas ure>Dem odから

M eas ure>TOIから

AM Analys is>

Earphone OutOffOn

FM Analys is>

Volum e10

Reference
Lower Upper

Sound >

Digital Ga in
C ontrol
0.000dB

Lim it 30.00 dBm

Dem od TypeAMFM

Pas s/F ail Tes t
On
OffReturnR eturn

Return

On

T OI
Off

M eas ure >CN R/CSO /CT BからOn

S etup>
CN R

CN R>

CN R
Of f

CSO

CN R
CH SPC
6.000 MH z

CTB>

Nois e M ark ing
ΔM arker
M in

Res tart

R eturn

ReturnC hanne lM ove Down
C hanne lM ove Up

ReturnReturn249

GSP-930 ユーザーマニュアル
Measure >Dem od> AM AnalysisからAM Analysis
Of f

IF Bandw idth
300kH zBypass

Setup>LPF >Bypass

3kH z

M in/Max ResetTime Axis>

5kH z

D epth Axis>

23kH zAF Trigger>

150kH zOn

D ecim ation
f requency*

200kH zReturnOn

R ef . Value
0.0ns

Ref . Value
30H z

F ree RunR ef. Pos
5

R ef . Pos
5

Edge Slope
R ising F alling

Scale/D iv
10. 00ms

Scale /Div
10 %Trigger Mode
N or. Sgl. Cont.

Auto Scale
Of fAuto Scale

Trigger Level
10 %Trigger D elay
50 ms
R un N ow

ReturnR eturn

R eturn* LPF フィルタの帯域幅については 129 ページを参照ください。

250

メニューツリー
M ea s ure>Dem od> FM
Ana lys isから

F M Analys is
O ff

IF Bandw idth
300k H z

Bypas sS etup >L PF >
Bypas s

3k Hz

M in/M ax Res et

T im e Ax is>

5k Hz

D eviation Ax is>

23k Hz

AF T rigg er>

150 k HzOn

D ecim ation
frequency*

200 k Hz
ReturnOn

Ref. Value
0.0ns

Ref. Value
30H z

F ree R un

R ef. P os
5

R ef. P os
5

Edge S lope
Ris ing Falling

S cale/Div
10 .00 m s

S cale/Div
10 H zT rigg er M ode
Nor. Sg l . Cont.

Auto Scale
O ff

Auto Scale

T rigg er Level
10 H zT rigg er Delay
50 m sRun Now

ReturnReturnReturn* 選択可能な LPF 帯域幅については 133 ページを参照ください。

251

GSP-930 ユーザーマニュアル
M eas ure>SEM から

S E M Setup>
3GPP

3GPP >

M eas T ype
Total pwr Ref

M eas T ype
PSD Ref

On

SEM
O ff

802. 11b >Ref. C hannel >Ref. C hannel >On

Def. Help
Off802. 11g >Of fs et/Lim it>

Of fs et/Lim it>

R eturn

Return802. 11n >802. 16n >Us er D ef ine>
R eturn

M eas ure>SEM > 3GPP >REF . Channel から

R eturn

M eas ure> SEM >3 GPP>
Off set/Lim itから

Chan Integ BW
3.84 M Hz

D uplexing
T ableFD D
T DD

Chan Span
3.96 M Hz

FDD S etup>

RBW
10k HzAuto
M an
T otal Pwr Ref-74 .3dBm
M an
Auto

R eturn

252

T DD S etup>

R eturnメニューツリー
M eas ure >S EM >3GPP >Offs et/Limit>FDD Setupから

BS モードTrans miss ion
UEBS

P> =43None

Max Out Pwr>
P>=43

39<=P<43

6<=P<=20

Additional M ax
Out Pwr>
None

31<=P<39

P<6Add. Limits
None

P<31

M in Off set/Lim it
Value>

Return1
On

2

Of fset
4 5

None

Band XIIIOff

Abs Start-22 dBm

Band I I

Band XIV

S tart Freq
27 MHzAbs Stop-22 dBm

Band IV

3

Offset
4 5

1

2

3

Stop Freq
27 MHzBand V

RBW

Band X

M ore 1/2

Band XI I

ReturnReturn2/2More 1/2

253

GSP-930 ユーザーマニュアル
M ea sure >SE M > 3G PP >O f fset/ Lim it >F D D Se tup からTran sm is sion
BSUE

U E モー ド

N one

Band X II I

Band II

Band XI V

Band I V
Add . Lim its
N one

Ban d V

M in O f f set/Lim it
Value >

Ban d X

Band XIIR e turn

1

2

3

O ff set
4 5

1

M ore 1 /2

2

3

O ff set
4 5

Abs Start-22 dBm
Start F req
27 MH zAbs Stop-2 2 dBm

Stop F req
27 MH zR e l Start-35dBcR BW

R e l Stop
-50dBcMo re 1/2
R eturn

254

R eturnメニューツリー
Meas ure>S EM >3GPP >Of fset/Lim it >TDD Setupから

BS
モード

Trans m iss ion
BSUE

Chip Rate = 3.84/7.68M
Offset
4 5

P>=43

Off

Abs Start-22dBm39< =P<43

M ax Out Pwr>
P>=43

Start F req
2.7M Hz

Abs Stop-22dBm31< =P<39

Min Of fset/Limit
Value>

Stop F req
2.7M Hz

3.84M

Chip Rate
1.28M
7.68M

1

2

3

Of fset
4 5

On

1

2

3

P<31

RBW
3M Hz
More 1/2
ReturnChip Rate = 1.28M
P>=34
26<= P<34

ReturnReturnM easure>SEM >3 GPP>
Of fset/Lim it> TDD SetupからTrans miss ion UE
BS
UE モードChip Rate
3.84M
1.28M
7.68M

1
On

2

3

Offset
4 5

1

2

3

Offset
4 5

OffS tart Freq
2.7MHzP<26
Min Of fset/Lim it
Value>

S top Freq
2.7MHzRel S tart
-22dBmRBW
3MHz

Rel Stop-22dBmM ore 1/2
ReturnReturnReturn255

GSP-930 ユーザーマニュアル
Meas ure>S EM >3GPP >Of fset/Lim it>TDD Setupから

BS
モード

Trans m iss ion
BSUE

Chip Rate = 3.84/7.68M
Offset
4 5

P>=43

Off

Abs Start-22dBm39< =P<43

M ax Out Pwr>
P>=43

Start F req
2.7M Hz

Abs Stop-22dBm31< =P<39

Min Of fset/Limit
Value>

Stop F req
2.7M Hz

3.84M

Chip Rate
1.28M
7.68M

1

2

3

Of fset
4 5

On

1

2

3

P<31

RBW
3M Hz
More 1/2
ReturnChip Rate = 1.28M
P>=34
26<= P<34

ReturnReturnM eas ure>SEM >3GPP>
Of fset/Lim it> TDD SetupからTrans miss ion UE
BS
UE モードChip Rate
3.84M
1.28M
7.68M

1
On

2

3

Offset
4 5

1

2

3

Offset
4 5

OffS tart Freq
2.7MHzP<26
Min Of fset/Lim it
Value>

S top Freq
2.7MHzRel S tart
-22dBmRBW
3MHz

Rel Stop-22dBmM ore 1/2
Return256

ReturnReturnメニューツリー
M easure >SEM > 802. 11g >O ff set/Lim it>M in O f f set/Lim itから
802 . 11g m od ulation = DSSS

1

O f f set
2

On

Off

O f fset
2

1

Start F req
2.7 M H z
Stop F req
2.7 M H z

R el Start-22dBcR BW

R el Start-22dBcM ore 1 /2

R eturn

R eturn

M ea sure > SE M > 802 . 11g >O ff set/Lim it>M in O f f set/Lim itから
802 . 11g m od ulation = OF D M

1
On

2

O f f set
3
4

1

2

O f fset
3
4

Off
Start F req
2.7 M H z
Stop F req
2.7 M H z

R el Start-22dBcR BW

R el Start-22dBcM ore 1 /2
R eturn

R eturn257

GSP-930 ユーザーマニュアル
M ea sure> SEM >U ser D efine > からM ea s T ype>
Total P w r R ef

Total Pw r R ef

C han Integ BW
3.84 MH z

R ef. C hanne l >PSD R ef

C han Span
3.96 MH z
R BW
10k H zA uto
Man
To ta l Pw r R ef
-74 .3dBm
A uto
Man

Offset/L im it>

R eturn

1

2

On

Au to

258

Offset
4 5

A bsoluteOff

Abs Start-22 dBm

R elative

Start F req
2 .7 MH z

Abs Stop-22 dBm

Ab s A ND R el

Sto p F req
2 .7 MH z

R e l Start-22 dBc

A bs OR R el

R BW
10kH z
M an

R el Stop-22 dBc
C ou ple
M an

M ore 1 /2

F ail M ask>
Ab solute

R eturn

R eturn3

O f f set4
5

R eturn

1

2

3

GSP-930 仕様

GSP-930 仕様
仕様は、特に指定のない限り本器が有効な校正期間内で 20℃〜30℃の温度で少なくとも電源を投入後、30 分以上ウォームアップした状態のときに適用されます。

周波数
周波数
レンジ
設定分解能
周波数リファレンス
確度

9kHz〜3.0GHz
1Hz± [(最終調整の周期×エージングレート) +温度の安定度 + 供給電源安定度]
最後の調整からエージング
最大± 2 ppm/年
1 年間
レート
全温度範囲での ± 0.025 ppm
0℃〜50℃
周波数安定性
供給電圧安定 ± 0.02 ppm
周波数リードアウト確度
スタート、ストッ ± (マーカ周波数表示 X 周波数リファレンス
プ、センタ、
確度 + 10％ x RBW + 周波数分解能) [1]マーカ
スパン > 0
スイープポイント 601
数6〜601
スパン = 0マーカ周波数カウンタ
分解能
1Hz、10Hz、100Hz、1kHz± (マーカ周波数表示 X RBW/Span >=0.02；
確度
周波数リファレンス確度 Mkr レベル〜
+ カウンタ分解能)
DANL>30 dB
周波数スパン
範囲
0Hz (ゼロスパン)、
100Hz〜3GHz
分解能
1Hz
確度
± 周波数 分解能 [1]
位相ノイズ
259

GSP-930 ユーザーマニュアル
キャリア信号か ｆc =1GHz；RBW= 1kHz、VBW=10Hz；
らのオフセット 平均 ≥ 40
10kHz<-88 dBc/Hz
代表値 [2]100kHz<-95 dBc/Hz
代表値
1MHz<-113 dBc/Hz
代表値
分解能帯域幅 (RBW) フィルタ
フィルタ帯域幅 10Hz〜3kHz、1-3-10 帯域幅-3dB
ステップ：6 フィルタ
10kHz〜1MHz、帯域幅-3dB；
10％ステップ
最小 RBW = 10
kHz @ゼロスパン：49 フィルタ
200Hz、9kHz、120kHz 帯域幅-6dB
確度± 8％、RBW ≥ 750 kHz 公称値 [3]± 5％、RBW < 750 kHz 公称値
シェープファクタ < 4.5：1
Normal Bandwidth
ratio： -60dB：-3dB
ビデオ帯域幅 (VBW)フィルタ
フィルタ帯域
1Hz〜1MHz、1-3-10 ス 帯域（-3dB）
テップ[1] 周波数分解能=スパン/(スイープポイント - 1)[2]このデータシート上の代表値は、性能が温度範囲 20℃〜30℃、信頼レベル 95%で製品の 80%が示す性能を意味します。それらは製品保証の対象ではありません。
[3] 公称値は、性能の期待値を示します。性能保証の対象ではない製品
性能を示します。

振幅
振幅範囲
測定範囲

100kHz〜1MHz
1MHz〜10MHz
10MHz〜3GHz

表示平均雑音レベル(DANL)〜18dBm
DANL〜21dBm
DANL〜30dBm

入力アッテネータ
入力アッテネー 0〜50dB、1dB ステップ 自動または 手動
タ範囲
設定可能
260

GSP-930 仕様
最大損傷入力レベル
平均全パワー≧ +33 dBm

DC 電圧
最大± 50 V
1dB 利得圧縮
1st Mixer での > 0 dBm
全パワー
プリアンプでの > -22 dBm
全パワー

入力アッテネータ≥ 10 dB

代表値、ｆc≧50MHz、
プリアンプ オフ
代表値；fc≧50MHz、
プリアンプ オンミキサパワーレベ
ル (dBm)= 入力電力 (dBm)-アッテネータ(dB)

表示平均雑音レベル（DANL)
プリアンプ アッテネータ 0dB；RBW 10Hz；VBW 10Hz； span 500Hz；リファ
オフ
レンスレベル= -60dBm； トレースの平均回数 ≥ 40
9kHz〜100kHz < -93 dBm,
100kHz〜1MHz < -90 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB
公称値
1MHz〜10MHz< -122 dBm
10MHz〜3GHz< -122 dBm
プリアンプ アッテネータ 0dB； RBW 10Hz；VBW 10Hz； スパン 500Hz；リオン
ファレンスレベル= -60 dBm； トレースの平均回数≧40
100kHz〜1MHz < -108dBm - 3×(f/100kHz) dB
1MHz〜10MHz< -142dBm
公称値
10MHz〜3GHz< -145dBm + 3×(f/1 GHz) dB
レベル表示範囲
スケール
ログ、リニア単位
dBm、dBmV、dBuV、V、W
マーカレベル
0.01dB
ログスケール
読み値
リファレンスレベルの リニアスケール
0.01％
レベル表示
トレース、トポログラフィ 単一 / 2 分割画面
モード
ック、スペクトログラム
261

GSP-930 ユーザーマニュアル
トレース数
ディテクタ

トレース機能4
正ピーク、負ピーク、それぞれのサンプル、ノーマル、トレースに設定
RMS(not Video)
可能
クリア/書き込み、
最大/最小ホールド、
ビュー、ブランク、平均

絶対振幅確度
絶対
センタ=160MHz；RBW 10kHz；VBW 1kHz；スパン 100kHz；
ポイント
ログスケール；1dB/div； ピーク検出；20〜30℃；信号 0 dBm
プリアンプ オフ ± 0.3dB
Ref レベル 5 dBm；
RF アッテネータ
10 dB
プリアンプ オン ± 0.4dB
Ref レベル 5dBm；
RF アッテネータ
0 dB
周波数応答
プリアンプ アッテネータ：10dB；リファレンス：160MHz；20℃〜30℃
オフ
100kHz〜2.0GHz± 0.5dB
2.0GHz〜3.0GHz± 0.7dB
プリアンプ アッテネータ：10 dB；リファレンス：160MHz； 20℃〜30℃
オン
1 MHz〜2.0GHz± 0.6 dB
2.0GHz〜3.0GHz± 0.8dB
アッテネータスイッチングの不確かさ
アッテネータ0〜50dB、1dB ステップ
設定
不確かさ
± 0.15dB
リファレンス：
160MHz、
アッテネータ 10dB
RBW フィルタスイッチングの不確かさ± 0.15dB
リファレンス：
10Hz〜1MHz
RBW 10 kHz
レベル測定の不確かさ

262

GSP-930 仕様
全体の振幅確度± 1.5dB

20℃〜30℃；周波数> 1MHz
信号入力 0〜-50dBm
リファレンスレベル 0〜-50dBm
入力アッテネータ 20dB
RBW 1kHzVBW 1kHz；校正後プリアンプ オフ
代表値

± 0.5dB
スプリアス応答2 次高調波歪み プリアンプ オフ、信号入力 -30dBm、アッテネータ 0dB+35 dBm 代表値；10MHz < fc < 775 MHz+60 dBm 代表値；775MHz ≦ fc < 1.5 GHz
3 次相互変調歪 プリアンプ オフ、信号入力-30dBm、みアッテネータ； 0dB> 1dBm
300MHz〜3GHz
入力に関連した < -60 dBc 1st mixer での信号レベル
スプリアス-30dBm、20〜30℃
残留応答(固有) <-90 dBm 入力終端、0dB アッテネータ、
プリアンプ オフ

スイープ
スイープ時間範囲

22ms〜1000s
50μs〜1000s

スイープモード 連続、シングル
トリガソースフリーラン、ビデオ、
外部トリガ
トリガスロープ 正または負エッジ

スパン > 0 Hz
スパン = 0 Hz、
最小分解能=10μs

選択可能

RF プリアンプ（標準装備）
周波数範囲
ゲイン

1MHz〜3GHz
18 dB

公称値

263

GSP-930 ユーザーマニュアル

前面パネル 入力/出力
RF 入力端子コネクタタイプ N 型メス
インピーダンス 50Ω 公称値
VSWR<1.6 ：1

オプション用電源端子
コネクタタイプ
電圧/電流
USB ホストポート
コネクタタイプ
プロトコル

SMB メス
最大 DC +7V/500mA
A タイプ
バージョン 2.0マイクロ SD ソケット
プロトコル
SD 1.1
サポートカード microSD、microSDHC

背面パネル 入力/出力
リファレンス出力
コネクタタイプ BNC メス
出力周波数
10 MHz
出力振幅3.3V CMOS
出力インピーダ 50Ω
ンス
リファレンス入力
コネクタタイプ BNC メス
入力リファレン 10MHz
ス周波数
入力振幅
-5dBm〜+10dBm
周波数ロック
入力リファレンス周波数範囲の± 5 ppm 以内
アラーム出力コネクタタイプ BNC メス；オープン
コレクタ
264

300kHz〜3GHz；
入力アッテネータ≥ 10 dB

短絡保護機能付き

Full/High/Low
スピードをサポート

最大 32GBGSP-930 仕様
トリガ 入力/ ゲートスイープ入力
コネクタタイプ BNC メス
入力振幅
CMOS 3.3V
スイッチ
機能により自動選択
LAN TCP/IP インターフェース
コネクタタイプ RJ-45
Base
10Base-T； 100Base-Tx； Auto-MDIX
クラス C LXI 準拠
USB デバイス
コネクタタイプ B タイプ
リモートコントロー
ル用； USB TMC
サポート
プロトコル
バージョン 2.0
Full/High スピード
をサポート
IF 出力
コネクタタイプ SMA メス
インピーダンス 50Ω
公称値
IF 周波数
886 MHz
公称値
出力レベル-25dBm10dB アッテネー
タ； RF 入力：0dBm@ 1GHz；
イヤホン出力コネクタタイプ 3.5mm ステレオジャック
モノラル結線
ビデオ出力
コネクタタイプ DVI-I ( integrated
アダプタを介して
analog and digit al) ,VGA または HDMI
Single Link
規格とコンパチブル
RS-232C インターフェース
コネクタタイプ D サブ 9 ピン、メス
Tx,Rx,RTS,CTS
GPIB インターフェース(オプション)
コネクタタイプ IEEE-488 バスコネクタ
IEE-488.2 コンパチブル
AC 電源入力
電源電圧
AC100V〜240V, 50 / 自動切換え
60 Hz
265

GSP-930 ユーザーマニュアル
バッテリーパック (オプション)
バッテリーパッ Li-Ion2 次電池
ク
6 セル、3S2P
電圧
DC 10.8V
容量5200mAh / 56Wh

With UN38.3
Certification

一般仕様
内部データメモリ 16 MB 公称値
消費電力
約 65 W
ウオームアップ < 30 分
時間
+5℃〜+45℃
温度範囲-20℃〜+70℃
質量
約 4.5 kg

操作温度
保存温度
フルオプション
(本体+TG+GPIB+バッ
テリー)
寸法（突起物を含 350（W）× 210（H）×100 mm
まず）

トラッキングジェネレータ(オプション)の仕様
周波数範囲
出力パワー
絶対確度

100kHz〜3GHz-50dBm〜0dBm、0.5dB ステップ
± 0.5 dB
@160MHz, -10dBm、Source attenuation 10
dB、20℃〜30℃
出力フラットネス リファレンスから 160 MHz、-10dBm
100kHz〜10MHz± 1dB
10MHz〜3GHz± 1dB
出力レベルスイッ ± 0.8dB
リファレンスからチングの不確か-10dBmさ
高調波< -30dBc
代表値、
出力レベル= -10dBm
逆電力
最大+30dBm
コネクタのタイプ N-type メス
266

GSP-930 仕様
インピーダンス
Output VSWR

50Ω
< 1.6：1

公称値
300kHz〜3GHz、ソース
アッテネータ ≧12 dB

USB パワーセンサ PWS-06 の仕様 (別売)
タイプ
メータのインター
スェース
コネクタのタイプ
Input VSWR

平均パワーセンサ モデル名： PWS-06
前面パネルの USB ホストポートに接続して使用
N-type メス；50Ω公称値
1.1： 1
代表値
1.3： 1最大
1〜 6200MHz-32〜+20dBm≧27 dBm

入力周波数
センサレベル
最大入力ダメー
ジパワー
パワー測定の不 -30 dBm〜+5 dBm：
確かさ
1 MHz〜3GHz： ± 0.10 dB 最大± 0.30dB
@ 25℃
代表値
3 GHz〜6 GHz： ± 0.15 dB 最大± 0.30dB.
代表値+5 dBm〜+12 dBm：
1 MHz〜3GHz： ± 0.15 dB 最大± 0.30dB
代表値
3 GHz〜6 GHz： ± 0.15 dB 最大± 0.30dB.
代表値+12 dBm〜+20 dBm：
1 MHz〜3GHz： ± 0.20 dB 最大± 0.40dB
代表値
3 GHz〜6 GHz： ± 0.20 dB 最大± 0.40dB
代表値

267

GSP-930 ユーザーマニュアル
パワー測定の不 -30dBm〜+5dBm：
確かさ
1MHz〜3GHz： ± 0.25dB@ 0〜25℃
代表値
3GHz〜6GHz：± 0.25dB
代表値+5dBm〜+12dBm：
1MHz〜3GHz：± 0.20dB
代表値
3GHz〜6GHz：± 0.20dB
代表値+12dBm〜+20dBm：
1MHz〜3GHz：± 0.35dB
代表値
3GHz〜6GHz：± 0.30dB
代表値
直線性@ 25℃± 3％
測定スピード100ms（ローノイズモードに 代表値て）30ms（高速モードにて）268

GSP-930 寸法

GSP-930 寸法
単位 : mm

9

k
H z

A

C ON T
R OL

n
al y
zer
3 GH z

Fr q
eu
ency

B W/A v
g

pan
S

Sw
eep

A mp lit u
de

r ac
T
e

Au
t os
et

D is
p la yF IL E

Me a
s

ile
F
M A RKERS

T AT E

L imitu ic kQ

L in e

ave
S

Se
que
nce

ave
S

Ma r ke r- >Mo d er ig g
T
er

Re
cal

Pe
ak
S a rc h
e

Sy
st em

Pr e
set

Ma rk e r

L OC A L

F1

F2

F3

7

8

9

4

5

6

1

2

F4

F5

3

K
B

/

E n te r

SP

F6

0

213.0

Sp e c
t r m
u

200.0

GS P - 93 0

F7

TG

OU P
T UT
DC± 5 0 V

RE V

350.0

P WR +

50
Ω
M AX
.
3
0 d Bm

0 0 mA
5
C
D

M A
X.
7
V

O UT
P UT

R F IN P U T 50Ω
C ±50VD
MA X .
3 0 d Bm
+

M A
.
X

100.0
105.7

269

GSP-930 ユーザーマニュアル

Declaration of Conformity
We
GOOD WILL INST RUMENT CO., LT D.
No. 7-1, Jhongsing Rd, Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan
GOOD WILL INST RUMENT ( SUZHOU) CO., LT D.
No. 69 Lushan Road, Suzhou New District Jiangsu, China.
declare that the below mentioned product
Type of Product： Spectrum Analyzer
Model Number： GSP-930
is herewith confirmed to comply with the requirements set out in theCouncil Directive on the A pproximation of the Laws of the Member States
relating to the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and Electromagnetic
Compatibility (2004/108/EC).
For the evaluation regarding the Electromagnetic Compatibility and Low
Voltage Directive, the following standards were applied：◎ EMC
EN 61326-1 ：EN 61326-2-1：
EN 61326-2-2：

Electrical equipment for measurement, control andlaboratory use –– EMC requirements (2006)

Conducted and Radiated Emissions
EN 55011： 2009+A1： 2010
Current Harmonic
EN 61000-3-2： 2006+A1： 2009+A2：
2009
Voltage Fluctuation
EN 61000-3-3： 2008-------------------------------------------------------------------------------------------------

Electrostatic Discharge
EN 61000-4-2： 2009
Radiated Immunity
EN 61000-4-3： 2006+A1： 2008+A2 ：2010
Electrical Fast Transients
EN 61000-4-4： 2004+A1： 2010
Surge Immunity
EN 61000-4-5： 2006
Conducted Susceptibility
EN 61000-4-6： 2009
Power Frequency Magnetic Field
EN 61000-4-8： 2010
Voltage Dips/ Interrupts
EN 61000-4-11： 2004

Low Voltage Equipment Directive 2006/95/EC
Safety Requirements
EN 61010-1： 2010
EN 61010-2-030： 2010270

GSP-930 寸法

索引
ACPR............................................... 117
AM 解析.......................................... 122
AM/FM 復調オーディオ出力 ..... 130
Autoset...............................................59
垂直軸設定........................................60

CNR.................................................. 156
CSO.................................................. 159
CTB .................................................. 160
Declaration of conformity....... 263
EMI フィルタ .......................................67
EN61010
汚染度..................................................6
測定カ テゴリ........................................5

実行..................................................174
概要..................................................170
編集..................................................170

システム
アラーム出力...................................110
ウェ ィクアップ 時クロック..................110
エラーメッセージ表示......................107
システム情報 ...................................107
日付と時間.......................................108
言語の設定......................................108

スイープ
ゲートスイ ープ ...................................69
シン グルスイープ...............................68
スイ ープ 時間.....................................67
連続スイ ープ .....................................69

FAQ.................................................. 216
FM 解析........................................... 126
Measurement

スケール

Overview..........................................115

スパン

NdB 帯域幅.................................... 131
OCBW .............................................. 120
Phase Jitter.................................... 132
RBW.....................................................61
SEM
3GPP ................................................151
802.XX..............................................153
ユーザー定義..................................149
概要..................................................134

TOI.................................................... 154
VBW.....................................................63
VBW/RBW レシオ............................63
アクセサリ ..........................................11
アラーム出力 ................................. 110
イギリス用電源コード........................ 7
ウェ ブサーバ機能チェック211, 214, 215
クイック保存 ................................... 201
クリーニング ........................................ 5サービス
コン タクト ..........................................216

シーケンス

ビュースケール..................................49
ゼロ スパン .........................................44
フルスパン .........................................44
ラ ストスパン .......................................45
設定....................................................43

スペクトラムエミッショ ンマスクテス
ト........................................................ 148
チルトスタンド....................................24
ディスプレイ
スペクトラ ム表示の分割.................105
ディスプ レイ モード
スペクトログラム.........................103
トポグラフィク..............................104
ディスプ レイ モードの設定...............102
バックライ ト......................................100
ビ デオ出力.......................................101
リファ レン スレベルライン.................101
輝度..................................................100

ディスプレイ図 ..................................20
トラッキングジェ ネレータ
ノーマライズ.....................................177
有効にする.......................................176

トリガ
271

GSP-930 ユーザーマニュアル
ビ デオトリガ.......................................80
フリーラン...........................................80
モード .................................................83
外部トリガ ..........................................82
遅延....................................................84

トレース
アイ コン ..............................................74
トレースの選択 ..................................73
検出モード .........................................76
演算....................................................75
種類....................................................73

パッケージ内容 ................................12
バッテリ
安全上の注意......................................5

バッテリの挿入.................................25
パワーメータ
データロ グ........................................181
有効にする.......................................179

ピークテーブル .................................98
ピーク検索 .........................................95
ビデオ出力ポート .......................... 101
ファ ームウェ アのアップデート .......30
ファイル
クイ ック保存.....................................201
シーケン スデータ.............................187
ステートデータ .................................186
トレースデータ..................................186
パワーメータのデータ......................187
ファ イルエクスポロ ーラ ...................187
ファ イルのコピ ー..............................190
ファ イルの保存................................195
ファ イルの削除................................191
ファ イルの呼出し.............................198
ファ イルの移動................................190
ファ イルの種類................................186
ファ イル名の変更............................192
リミットラインデータ..........................187
概要..................................................184
画面ファ イル....................................186
補正データ.......................................187

プリアンプ...........................................57
プリセット......................................... 112
設定..........................................112, 113
電源投入設定..................................113

マーカ
デルタマーカ ......................................88272

デルタマーカを 移動する................... 89
トレースへ移動.................................. 93
ノーマルマーカ .................................. 86
ピ ークテーブ ル.................................. 98
ピ ークの構成..................................... 97
ピ ーク検索......................................... 95
マーカ テーブ ル.................................. 94
マーカをプリセット位置へ移動する .. 87
リファ レン スマーカを 移動する .......... 89
手動でマーカを 移動する .................. 87

マーカ機能 ........................................ 90
周波数カウン タ.................................. 91

メニューツリー
Autoset............................................ 225
BW Avg ............................................ 225
シーケン ス....................................... 227システム........................................... 231
スイ ープ........................................... 225
スパン .............................................. 225
ディスプ レイ..................................... 228
トリガ................................................ 227
トレース............................................ 228
ピ ーク検索....................................... 230
ファ イル............................................ 234
マーカ .............................................. 229
マーカ >............................................ 230
モード............................................... 234
リミットライン.................................... 226
保存 ................................................. 236
周波数 ............................................. 225
呼出し .............................................. 239
振幅 ................................................. 223
測定 ................................................. 241

リミットライン
Pass/fail テスト................................ 168
作成 ................................................. 163
概要 ................................................. 163

リモートコントロール......................203
GPIB の構成.................................... 204
LAN の構成 ..................................... 205
RS-232C の構成 ............................ 208
USB の構成..................................... 204

リモートコントロール 機能チェ ック209
一般注意事項
安全上の注意 ..................................... 4仕様 ..................................................252
RF アン プ......................................... 256

GSP-930 寸法
スイ ープ ...........................................256
トラ ッキン グジェ ネレータ.................259
パワーセン サ...................................260
一般仕様..........................................259
周波数..............................................252
寸法..................................................262
振幅..................................................253

仕様/出力 ...................................... 257
先ず初 めに........................................24
初期設定......................................... 220
初期設定に戻す......................31, 112
前面パネル図 ...................................13占有帯域幅 .................................... 120
周波数
スタート周波数...................................40
ストップ 周波数...................................40
セン タ周波数......................................39
セン タ周波数ステップ........................41
周波数オフセット ................................42

帯域
VBW/RBW レシオ..............................63

帯域幅
RBW....................................................61
VBW....................................................63

平均
タイプ..................................................66
トレース..............................................64

性能....................................................... 9
情報アイコン......................................22
振幅
アッテネータ .......................................47
スケール.............................................48スケール/div......................................48
プ リアンプ...........................................57
リファ レン スレベル.............................46
リファ レン スレベルのオフセット.........50
入力インピーダン ス...........................56
垂直スケール単位.............................50
振幅補正............................................51
水平軸設定........................................60

補正セット...........................................52

接地
記号......................................................3

搬送波対雑音比 ........................... 156
日付,時間, ウェイクアップクロック27
時計用電池の交換....................... 217
注意記号.............................................. 3
測定
ACPR................................................117
AM/FM 復調オーディオ出力 ..........130
AM 解析 ...........................................122
CNR ..................................................156
CSO..................................................159
CTB ..................................................160
FM 解析 ...........................................126
NdB 帯域幅 .....................................131
OCBW...............................................120
Phase Jitter.....................................132
SEM..................................................148
3GPP..........................................151
802.XX........................................153
ユーザー定義.............................149
概要...........................................134
TOI....................................................154

環境
安全上の注意......................................6

用語集 ............................................. 218
第 3 次相互変調歪....................... 154
背面パネル図 ...................................18
表記について....................................32
複合 2 次歪み................................ 159
複合 3 次歪 .................................... 160
言語.................................................. 108
警告記号.............................................. 3
隣接チャネル漏洩電力 ............... 117
電源オン......................................26, 27
電源オン/オフ
安全上の注意......................................5

電源投入............................................26273

製品についてのご質問等につきましては下記までお問
い合わせください。
株式会社テクシオ・テクノロジー
本社：〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13
藤和不動産新横浜ビル 7F
お問合せ先[ HOME PAGE ] ：http://www.instek.jp/
E-Mail：info@texio.co.jp
アフターサービスに関しては下記サービスセンターへ
サービスセンター：〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13
藤和不動産新横浜ビル 8F
TEL. 045-620-2786

FAX.045-534-7183