Keysight Technologies
34450A マルチメータ
5.5桁デュアルディスプレイ、ベンチトップDMM

Data Sheet

02 | Keysight | 34450A マルチメータ 5.5桁デュアルディスプレイ、ベンチトップDMM – Data Sheet

性能– 最高190回/sの高速測定– 0.015 %のDCV測定確度– さまざまなインタフェースオプション：USB 2.0/シリアルインタフェース（RS-232C）/GPIB– 11種類の測定機能：DC電圧／電流、真の実効値AC電圧／電流、2線式/4線式抵抗、周波数、導通テスト、ダイオードテスト、キャパシタンス、温度– デュアルディスプレイ機能搭載、高輝度OLED– 最大50,000ポイントのデータロギング用メモリ– ヒストグラム機能内蔵– Fluke 45/Fluke 8808Aコマンドとの互換性

図1. 高輝度OLEDディスプレイによって明瞭な測定表示が可能です。

最高のスループットを実現
34450Aデジタルマルチメータを使用すれば、 製 造 ラ イ ン の 効 率 を 向 上 で き ま す。

190回/sの高速測定で製造スループットが大幅に向上します。また0.015 %のDCV測定確度により、再現性と信頼性の高い極めて正確な測定が行え、一般的な産業／教育分野のニーズに対応できます。

03 | Keysight | 34450A マルチメータ 5.5桁デュアルディスプレイ、ベンチトップDMM – Data Sheet

使いやすい汎用測定器
34450Aの 操 作 キ ー は 直 観 的 で 使 い や す く、DC電 圧/DC電 流、 真 の 実 効 値、AC電 圧/AC電流、2線式/4線式抵抗、周波数、ダイオー最高190回/sの測定速度、0.015 %のDCV確度により、スループットが画期的に向上

5.5桁OLEDデュアルディスプレイによるクリアでわかりやすい表示

入力端子

ドテスト、導通テスト、キャパシタンス、温度など、幅広い測定機能があります。最大

50,000ポイントのメモリにより最大14時間分のデータをキャプチャー／ロギングすることが可能なため、ユニットにデータをためておいてまとめて処理することができます。ヒストグラムと基本的な統計機能を内蔵しているので、このユニットのみで簡単なデータ解析が行えます。高輝度OLEDディスプレイでは、複数の測定を実行しながら瞬時に測定値を読み取ることができます。

複数のインタフェースによる高い柔軟性
USB 2.0、 シ リ ア ル イ ン タ フ ェ ー ス(RS232C)、GPIB（ オ プ シ ョ ン ）の 複 数 の イ ン タ
フェースにより、データアクセスや解析用デー
タの読み出しに必要なDMMとPC間の接続の11種類の測定機能：DC電圧／電流、真の実効値AC電圧／電流、2端子/4端子抵抗、周波数、導通テスト、ダイオードテスト、キャパシタンス、温度

内蔵演算機能最大50,000ポイントのデータロギング用メモリとヒストグラム機能

柔軟性が向上します。34450AはPCと接続して、キーサイトのコネクティビティーソフトウ ェ ア と 使 用 し た り、SCPIコ マ ン ド やCommand Expertを使用してリモート制御することができます。IVI-COMドライバーも提供され、異なるプログラミング環境でも簡単に実装できます。

簡単な移行
廃止されたDMMを買い替える際に、プログラムの変更が最小限で済むので簡単に移行できます。上位互換性と下位互換性を実現するた
め に、34450AはSCPIの 他 にFluke 45/Fluke
8808Aのコマンドをサポートしています。既存のプログラムを34450A用に簡単に変更できるので、移行も容易になります。

複数のインタフェースとデータ解析用
トリガ入力／出力機能

ユニットのセキュリティーを高めるケンジントンロック

04 | Keysight | 34450A マルチメータ 5.5桁デュアルディスプレイ、ベンチトップDMM – Data Sheet

仕様
DC仕様

仕様の条件は、ウォームアップ時間90分、Slowモード、校正温度が18 ℃〜 28 ℃です。

表1. DC確度：±（読み値の%＋レンジの%）

機能

レンジ1

テスト電流／
負担電圧

入力インピーダンス

1年間
23 ℃±5 ℃

温度係数
0 ℃〜 18 ℃
28 ℃〜 55 ℃

DC電圧100.000 mV−10 MΩまたは＞10 GΩ

0.018＋0.008

0.0020＋0.0008

1.00000 V−

10 MΩまたは＞10 GΩ

0.015＋0.005

0.0015＋0.0008

10.0000 V

−

10 MΩ

0.015＋0.005

0.0020＋0.0008

100.000 V

−

10 MΩ

0.015＋0.005

0.0020＋0.0008

1000.00 V

−

10 MΩ

0.015＋0.005

0.0020＋0.0008

100.000 Ω

1 mA−

0.050＋0.008

0.0060＋0.0008

1.00000 kΩ

500 μA−

0.050＋0.008

0.0060＋0.0005

10.0000 kΩ

100 μA−

0.050＋0.005

0.0060＋0.0005

100.000 kΩ

10 μA

−

0.050＋0.005

0.0060＋0.0005

1.00000 MΩ

1 μA−0.060＋0.005

0.0060＋0.0005

10.0000 MΩ

100 nA−

0.250＋0.005

0.0250＋0.0005

100.000 MΩ

100 nA/10 MΩ

−

2.000＋0.005

0.3000＋0.0005

100.000 μA＜0.02 V−

0.05＋0.015

0.007＋0.0015

1.00000 mA＜0.2 V−

0.05＋0.007

0.007＋0.0010

10.0000 mA＜0.02 V−

0.05＋0.015

0.008＋0.0015

100.000 mA＜0.2 V−

0.05＋0.007

0.008＋0.0010

1.00000 A＜0.2 V−

0.10＋0.015

0.012＋0.0015

抵抗2（2線式）
抵抗（4端子）2DC電流導通テスト3ダイオードテスト

410.0000 A＜0.6 V−

0.25＋0.0070.015＋0.0010

1000 Ω

0.5 mA−

0.05＋0.030.005＋0.005

1.0000 V

0.5 mA−

0.05＋0.03

0.005＋0.005

仕様に関する注記：
1. 1000 Vdcおよび10 Aのレンジを除くすべてのレンジで20 %のオーバーレンジ。
2. 4線式抵抗測定またはヌル演算を使用した2端子抵抗に対する仕様です。ヌル演算を使用しない場合は0.2 Ωの誤差を追加してください。
3. 導通テストのしきい値は固定（10 Ω未満固定）です。
4. 仕様は、入力端子で測定された電圧にのみ適用されます。

05 | Keysight | 34450A マルチメータ 5.5桁デュアルディスプレイ、ベンチトップDMM – Data Sheet

AC仕様

仕様の条件は、ウォームアップ時間90分、Slowモード、校正温度が18 ℃〜 28 ℃です。

表2. AC確度：±（読み値の%＋レンジの%）機能レンジ1周波数

1年間
23 ℃±5 ℃

温度係数0 ℃〜 18 ℃
28 ℃〜 55 ℃

真の実効値AC電圧2100.000 mV

20 Hz 〜 45 Hz

1.0＋0.1

0.02＋0.02

45 Hz 〜 10 kHz

0.2＋0.1

0.02＋0.02

10 kHz 〜 30 kHz

1.5＋0.3

0.05＋0.02

30 kHz 〜 100 kHz

3.0＋0.3

0.10＋0.02

20 Hz 〜 45 Hz

1.0＋0.14

0.02＋0.02

45 Hz 〜 10 kHz

0.2＋0.1

0.02＋0.02

10 kHz 〜 30 kHz

1.5＋0.3

0.05＋0.02

30 kHz 〜 100 kHz3

3.0＋0.35

0.10＋0.02

20 Hz 〜 45 Hz

1.5＋0.1

0.02＋0.02

45 Hz 〜 1 kHz

0.5＋0.1

0.02＋0.02

2.0＋0.2

0.02＋0.02

31.00000 V 〜 750.00 V

真の実効値AC電流210.0000 mA 〜 10.0000 A

1 kHz 〜 10 kHz

6

仕様に関する注記：
1. AC電圧750 VおよびAC電流10 Aのレンジを除くすべてのレンジで20 %のオーバーレンジ。
2. 750 Vレンジを除くレンジで、正弦波入力時、レンジの5 %以上における仕様。750 Vレンジでは入力信号が50 Vrms以上の場合。
フルスケールでは最大クレストファクターは3。入力インピーダンス1 MΩ（並列容量120 pF未満）、最大400 VdcのAC結合の場合。
3. 周波数＞30 kHzおよび信号入力＜レンジの10 %の場合に加算する追加誤差。30 kHz 〜 100 kHz：フルスケールの0.003 %/kHz。
4. 入力＜200 V rmsの場合。
5. 入力＜300 V rmsの場合。
6. 5 kHzを超える周波数については、すべてのレンジで代表値。

表3. 周波数確度：±（読み値の%＋3カウント）

機能

レンジ1

周波数

1年間
23 ℃±5 ℃

温度係数0 ℃〜 18 ℃
28 ℃〜 55 ℃

周波数100.000 mV 〜 750.00 V1

20 Hz 〜 300 kHz 2

0.02＋30.005

10.0000 mA 〜 10.0000 A

20 Hz 〜 10 kHz 30.02＋30.005

仕様に関する注記：
1. 100 mV/1 Vレンジで0.5 V信号入力時に最大1 MHzまでの周波数を測定可能。
2. 注記のレンジを除いたすべてのレンジでフルスケール入力に対してレンジの10 %。100 mVレンジ仕様は、フルスケール以上の入力時。
10 mV 〜 100 mV入力の場合、読取り%誤差を10倍する。
3. 注記のレンジを除いたすべてのレンジでフルスケール入力に対してレンジの10 %。10 mAレンジ仕様は、フルスケール以上の入力時。
1 mA 〜 10 mA入力の場合、読取り%誤差を10倍する。

表4. 周波数分解能

機能

レンジ

周波数分解能周波数100.000 mV 〜 750.00 V1119.999 Hz

0.001 Hz1.19999 kHz

0.00001 kHz

11.9999 kHz

0.0001 kHz

119.999 kHz

0.001 kHz1.19999 MHz

0.00001 MHz

1.

100 mV/1 Vレンジで0.5 V信号入力時に最大1 MHzまでの周波数を測定可能。

06 | Keysight | 34450A マルチメータ 5.5桁デュアルディスプレイ、ベンチトップDMM – Data Sheet

温度／キャパシタンス仕様

仕様の条件は、ウォームアップ時間90分、Slowモード、

表5. 温度／キャパシタンス測定確度：±（読み値の%＋レンジの%）校正温度が18 ℃〜 28 ℃です。

機能

レンジ1

プローブタイプ／テスト電流

1年間
23 ℃±5 ℃

温度−80.0 ℃〜 150 ℃

5 kΩサーミスタープローブ

プローブ確度＋0.2 ℃

0.002 ℃

−110.0 °F 〜 300.0 °F

5 kΩサーミスタープローブ

プローブ確度＋0.4 °F

0.0036 °F

1.000 nF

100 nA−−

キャパシタンス

温度係数
0 ℃〜 18 ℃
28 ℃〜 55 ℃

10.00 nF

100 nA

1＋0.5

0.02＋0.001

100.0 nF

1.0 μA

1＋0.5

0.02＋0.001

1.0000 μF

1.0 μA

1＋0.5

0.02＋0.001

10.000 μF

10 μA

1＋0.5

0.02＋0.001

100.00 μF

100 μA

1＋0.5

0.02＋0.001

1000.0 μF

0.5 mA

1＋0.5

0.02＋0.001

10,000 μF

1.0 mA2＋0.5

0.02＋0.001

仕様に関する注記：
1. すべてのレンジに対して20 %のオーバーレンジ。

07 | Keysight | 34450A マルチメータ 5.5桁デュアルディスプレイ、ベンチトップDMM – Data Sheet

動作仕様
表6. シングルディスプレイ時の動作仕様（近似値）

機能分解能機能変更（s）1レンジ変更（s）2オートレンジ（s）3 測定速度（回/s）4AC電圧

Slow(5.5)

2.6

2.5

4.6

DC電圧

2線式抵抗

4線式抵抗

周波数5AC電流

DC電流

USBGPIB

シリアル

1.9

1.9

1.9Med(4.5)

1.2

1.2

1.5

191919Fast(4.5)

1.1

1.1

1.2

160

99

33

Slow(5.5)

1.3

1.3

1.6

1.7

1.7

1.7

Med(4.5)

0.6

0.7

0.8

4949

24

Fast(4.5)

0.6

0.7

0.7

190

117

34

Slow(5.5)

1.2

1.3

1.6

1.4

1.4

1.4Med(4.5)

0.4

0.5

0.6

4949

24

Fast(4.5)

0.4

0.5

0.5

165

110

32

Slow(5.5)

1.2

1.4

1.9

11

1Med(4.5)

0.6

0.6

1.1

5.2

5.3

4.7

Fast(4.5)

0.6

0.6

15.9

5.9

5.3

Slow(5.5)

2.1

2.1

2.6

0.9

0.9

0.9

Med(4.5)

1.2

1.2

1.7

0.9

0.9

0.9

Fast(4.5)−−−−−−

Slow(5.5)

2.6

2.6

6.2

1.9

1.9

1.9

Med(4.5)

1.2

1.2

1.7

191933Fast(4.5)

1.1

1.2

1.3

160

99

33

Slow(5.5)

1.3

1.3

1.9

1.7

1.7

1.7

Med(4.5)

0.6

0.7

0.9

49

49

24

Fast(4.5)

0.6

0.70.719011636

ダイオード

4.50.1−−190

11738

導通

4.50.1−−

165

111

33

温度

4.50.5−−

4.2

4.2

3

仕様に関する注記：
1. 2線式抵抗測定から他の測定に切り替わるまでの時間。SCPIの"FUNC"コマンドおよび"READ?"コマンドで1データ読み込むのにかかる時間。
2. レンジが1つ上のレンジに切り替わるまでの時間。SCPIの"FUNC"コマンドおよび"READ?"コマンドで1データ読み込むのにかかる時間。
3. 自動的に1回レンジが切り替わるのにかかる時間。SCPIの"CONF AUTO"コマンドおよび"READ?"コマンドで1データ読み込むのにかかる時間。
4. "DISP OFF"コマンドでフロントパネルのディスプレイをオフにし、SCPIの"READ?"コマンドを使用した場合の測定回数。
5. 測定速度は信号周波数≧20 Hzの場合です。

08 | Keysight | 34450A マルチメータ 5.5桁デュアルディスプレイ、ベンチトップDMM – Data Sheet

補足特性表7. 補足特性

測定

DC電圧

抵抗

DC電流

概要
測定手法：

シグマデルタA/Dコンバーター

入力抵抗：（100 mV、1 Vレンジで選択可能）＞10 GΩ±2 %10 MΩ±2 %（代表値）

入力保護：（HI端子）
すべてのレンジで1000 V

測定手法：

2端子抵抗または4端子抵抗

オープン電圧：2.8 V未満に制限

入力保護：（HI端子）
すべてのレンジで1000 V

シャント抵抗：1 Ω(10 mA/100 mA)
90 Ω(100 μA/1mA)
0.01 Ω(1 A/10 A)

入力保護：

100 mA以下のレンジ：0.4 A/500 Vヒューズ（リアパネルから取り替え可能）
1 A以上のレンジ：11 A/1000 Vフューズ（内蔵）導通／ダイオードテスト

測定手法：
応答時間：

温度

測定のノイズ除去比

0.5 mA±0.2 %の定電流源– 導通：165サンプル/s、電子音で通知– ダイオード：190サンプル/s、電子音で通知

導通しきい値：10 Ω固定入力保護：1000 V（HI端子）測定手法：

5 kΩサーミスターセンサ(YSI 4407)の2線式抵抗測定を計算によって変換

入力保護：1000 V（HI端子）

1 kΩ不平衡LOリード使用時のCMR（コモンモード除去比）

DC 140 dB
AC 70 dB

オートレンジ測定、レンジの手動設定なし

電源周波数60 Hz(50 Hz)±0.1 %のSlowモード5½桁 90 dB
場合のNMR（ノーマルモード除去比） Mediumモード4½桁 55 dB
Fastモード4½桁 0 dB

AC電圧

AC電流

測定手法：

AC結合時の真の実効値：すべてのレンジで400 Vdc以下のバイアス入力でAC

クレストファクター：（フルスケール）
最大3:1

入力インピーダンス：

1 MΩ±2 %（100 pF未満の並列容量）、すべてのレンジで入力保護：（HI端子）
すべてのレンジで750 Vrms

測定手法：

ヒューズと電流シャントに対してDC結合、AC結合の真の実効値測定（AC成分のみ測定）

シャント抵抗：1 Ω(10 mA/100 mA)0.01 Ω(1 A/10 A)

入力保護：

100 mA以下のレンジ：0.4 A/500 Vヒューズ（リアパネルから取り替え可能）

成分を測定

1 A以上のレンジ：11 A/1000 Vフューズ（内蔵）09 | Keysight | 34450A マルチメータ 5.5桁デュアルディスプレイ、ベンチトップDMM – Data Sheet

表7. 補足特性（続き）

測定
周波数

概要
測定手法：

レシプロカルカウント法。AC電圧機能を使用したAC結合入力。

信号レベル：

注記のレンジを除いたすべてのレンジでフルスケール入力に対してレンジの10 %。
オートレンジ／手動レンジ設定

ゲート時間：0.1秒または入力信号の1周期。

入力保護：（HI端子）
すべてのレンジで750 Vrms

演算機能

ヌル、dBm、dB、最小／最大／平均、ホールド、リミットテスト

データログ

リスト、ヒストグラム

トリガおよびメモリ

1トリガあたりのサンプル数：

トリガ出力

3.3 Vロジック出力

トリガ遅延：
極性：
パルス幅：

1 〜 5,000（代表値）、1 〜 50,000（オプション）
0 〜 3600 （s ステップ幅100 μs）
負パルス
約3 μs

不揮発性メモリ

50,000個の読み値

サンプルタイマーレンジ：

リモートインタフェース

USB 2.0（標準）、GPIB IEEE-488（オプション）

プログラミング言語

SCPI-1994.0、IEEE-488.2

最大3600秒（100 μsステップ）

10 | Keysight | 34450A マルチメータ 5.5桁デュアルディスプレイ、ベンチトップDMM – Data Sheet

一般仕様
表8. 一般仕様

測定
電源消費電力動作環境

概要– 100 V/120 V(127 V)/220 V(230 V)/240 V±10 %– AC電源ライン周波数：45 Hz 〜 66 Hz、360 Hz 〜 440 Hz（100 V/120 V動作時）– 電源オン時に自動検出（平均）
最大45 VA、＜11 W
温度（確度保証）：0 ℃〜 55 ℃
（30 ℃、非結露）
相対湿度（確度保証）：最大80 %
高度：最高3000 m

保管温度
安全規格

−40 ℃〜 70 ℃– IEC 61010-1:2001/EN 61010-1:2001（第2版）– カナダ：CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04– 米国：ANSI/UL規格番号：61010-1:2004

測定カテゴリーCAT II、300 V：CAT I 1000 Vdc、750 Vac rms、2500 Vpkトランジェント過電圧、汚染度2

EMC規格\\\IEC61326-1：2005/EN61326-1:2006
CISPR 11:2003/EN 55011:2007 Group 1 Class A
カナダ：ICES/NMB-001:Issue 4,June 2006
オーストラリア／ニュージーランド：AS/NZS CISPR 11:2004

衝撃および振動IEC/EN 60086-2に基づいてテスト済み

寸法（高さ×幅×奥行き）

ラック：88.5 mm×212.6 mm ×272.3 mm
ベンチ：103.8 mm×261.1 mm×303.2 mm

質量3.75 kg

ウォームアップ時間90分

寸法

標準付属品
– テスト・リード・セット– 電源コード– USBインタフェースケーブル– クイック・スタート・ガイド– 製品リファレンスCD– Keysight IOライブラリスイート

CD-ROM

261.1 mm

アップグレード可能なオプション– 3445GPBU：GPIBイ ン タ フ ェ ー ス
アップグレード

103.8 mm

– 3445MEMU： デ ー タ ロ ギ ン グ 用、50,000ポイント・メモリ・アップグ
レード

303.2 mm

11 | Keysight | 34450A マルチメータ 5.5桁デュアルディスプレイ、ベンチトップDMM – Data Sheet

キーサイトのオプションのアクセサリ：

34138A テスト・リード・セット

34191A 2Uデュアル・フランジ・キット：
ラックの前面に測定器を固定します。34194A
デュアル・ロック・リンクと組み合わせれば、高さ2U、1/2幅の測定器を2台横に並べてマウントできます。

E2308A サーミスター温度プローブ

82350B 高性能PCI GPIBインタフェース
カード

10833D/A/B/C/F/G GPIBケーブル(0.5 m/1 m/2 m/4 m/6 m/8 m)
34194A デュアルロック・リンク・キット：
複数の測定器を並べて連結する場合に使用します。奥行きの異なる測定器を連結する金具が付属します。34191A 2Uデュアル・フランジ・キットと組み合わせれば、高さ2U、1/2幅の測定器を2台横に並べてマウントできます。

34190A ラックマウントキット：
ラックの右半分または左半分に1台の測定器をマウントするために使用します。

82357B USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応

12 | Keysight | 34450A マルチメータ 5.5桁デジタル・デュアル・ディスプレイ、ベンチトップDMM – Data Sheet

myKeysight
www.keysight.co.jp/find/mykeysight
ご使用製品の管理に必要な情報を即座に手に入れることができます。

www.axiestandard.org
AXIe（AdvancedTCA® Extensions for Instrumentation and Test）は、AdvancedTCA®を汎用テストおよび半導体テスト向けに拡張したオープン規格です。Keysightは、AXIeコンソーシアムの設立メンバーです。
www.lxistandard.org
LXIは、ウェブへのアクセスを可能にするイーサネットベースのテストシステム用インタフェースです。Keysightは、LXIコンソーシアムの設立メンバーです。
www.pxisa.org
PXI（PCI eXtensions for Instrumentation）モジュラー測定システムは、PCベースの堅牢な高性能測定／自動化システムを実現します。
www.keysight.com/go/quality
Keysight Technologies, Inc.
DEKRA Certified ISO 9001:2008
Quality Management System
契約販売店

www.keysight.co.jp/find/channelpartners
キーサイト契約販売店からもご購入頂けます。
お気軽にお問い合わせください。

www.keysight.co.jp/find/34450A

キーサイト・テクノロジー合同会社
本社〒192-8550 東京都八王子市高倉町9-1
受付時間 9：00-18：00（土・日・祭日を除く）

TEL
0120-421-345 (042-656-7832)
FAX0120-421-678 (042-656-7840)
Email contact_japan@keysight.com
www.keysight.co.jp© Keysight Technologies, 2014 - 2015
Published in Japan, December 21, 2015
5991-1133JAJP
0000-00DEP
www.keysight.co.jp