TGF6200
粉体用マイクロパルスレベル計
IM-F2100-J01

取扱説明書

2版
初版

2024 06 E
2022 09 E

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社－ 目 次－

1 機器概要 ..................................................................... - 5 1.1. 納入形態..............................................................................- 5 1.2. 機器概要説明......................................................................- 6 1.3. 外観確認..............................................................................- 7 1.4. 機器銘板..............................................................................- 8 -2 機器の設置、使用前の準備事項 ................................ - 9 2.1. 設置の一般的注意事項 ......................................................- 9 2.2. 保管 .....................................................................................- 9 2.3. 持ち運び ............................................................................- 10 機器の設置前の確認事項 ................................................- 10 2.5. 機器設置条件....................................................................- 11 2.5.1. 温度、圧力範囲......................................................... - 11 2.5.2. 機器設置の一般要求事項........................................ - 11 2.5.3. コンクリートルーフへの設置方法............................. - 13 2.6. 推奨取付け方法 ................................................................- 14 2.6.1. 円錐形容器のノズル ................................................ - 14 1.6.2. プローブの引張荷重................................................. - 14 2.7. レベル計の設置方法.........................................................- 17 2.7.1. シングルロッドプローブの組立て方 ......................... - 17 2.7.2. フランジ接続機器の設置方法 .................................. - 21 2.7.3. ねじ接続機器の設置方法......................................... - 22 2.7.4. ケーブルプローブの測定容器への設置方法 .......... - 23 2.7.5. コンクリートピット、非金属タンクへの設置方法 ....... - 24 2.7.6. コンバータハウジングの廻し方と取外し方 .............. - 25 2.7.7. 分離コンバータハウジングの壁への取付け方........ - 26 2.7.8. 日除けカバーの取付け方 ........................................ - 26 2.7.9. 日除けカバーの開け方 ............................................ - 29 -

3 電気接続 ................................................................... - 30 3.1. 安全手順............................................................................- 30 3.2. 一般的注意事項 ................................................................- 30 3.3. 接続方法............................................................................- 31 3.3.1. 一体形ハウジング TGF6200C ............................... - 31 3.3.2. 分離コンバータハウジング TGF6200F ................. - 36 3.4. 分離コンバータハウジング バージョン情報.....................- 38 3.4.1. 信号ケーブルに対する要求事項 ............................. - 38 3.4.2. 分離形信号ケーブルの準備 .................................... - 39 3.4.3. 分離形信号ケーブルの機器への接続方法 ............. - 40 3.5. 電流出力ケーブルの結線.................................................- 44 3.5.1. 非防爆品................................................................... - 44 3.5.2. 防爆エリアで使用する機器 ...................................... - 46 3.5.3. 保護等級................................................................... - 46 3.6. ネットワーク .......................................................................- 47 3.6.1. 一般情報................................................................... - 47 3.6.2. 1 対１通信.................................................................. - 47 3.6.3. マルチドロップネットワーク ...................................... - 48 -4.3.1. 機器本体表示ユニットレイアウト ..............................- 50 4.3.2. キーボタンの機能.....................................................- 51 4.4. PACTWARE™を使用した通信機能 ................................. - 51 -

5 操作方法....................................................................- 53 5.1. ユーザーモード................................................................. - 53 5.2. 測定モード ........................................................................ - 53 5.3. 設定モード ........................................................................ - 56 5.3.1. 一般的注意事項........................................................- 56 5.3.2. 自動セットアップ設定への入り方..............................- 56 5.3.3. パラメータメニュー概要 ............................................- 57 5.3.4. キーボタン操作.........................................................- 60 5.3.5. 機能説明 ...................................................................- 63 5.3.5.1 自動セットアップ .................................................- 63 5.3.5.2 上級設定.............................................................- 67 5.3.5.3 スーパーバイザーセットアップ .........................- 72 5.3.6. 自動セットアップの設定方法 ....................................- 82 5.4. 機器のパラメータ構成に関する詳細情報........................ - 86 5.4.1. 電流出力 2 / スイッチ出力 [オプション] ..................- 86 5.4.2. スイッチ出力（リレー）[オプション] ............................- 87 5.4.3. 設定内容の保護........................................................- 89 5.4.4. HART ネットワーク構成 ...........................................- 90 5.4.5. 距離の測定 ...............................................................- 91 5.4.6. レベルの測定............................................................- 92 5.4.7. 容量、質量での測定方法..........................................- 93 5.4.8. 閾値と障害反射信号.................................................- 96 5.4.9. プローブの長さを短くする.......................................- 100 5.5. 状態およびエラーメッセージ .......................................... - 101 5.5.1. 状態表示（マーカー）...............................................- 101 5.5.2. エラーハンドリング..................................................- 103 5.5.3 トラブルシューティング ............................................- 108 -6 メンテナンス.............................................................- 109 6.1. 保守、定期的なメンテナンス .......................................... - 109 6.2. 機器の清掃方法 ............................................................. - 109 -7 テクニカルデータ .....................................................- 110 7.1. 測定原理......................................................................... - 110 7.2. 最小供給電圧 ................................................................. - 112 7.3. 温度、圧力範囲............................................................... - 113 7.4. 計測可能範囲 ................................................................. - 114 7.5. 外形寸法と質量 .............................................................. - 115 7.5.1. 主要コンポーネント .................................................- 115 7.5.2. コンバータハウジングおよびプローブハウジング.- 115 7.5.3 プロセス接続部........................................................- 117 7.5.4 プローブ種類............................................................- 118 7.5.4 日除け ......................................................................- 119 -4 スタートアップ ............................................................ - 49 4.1. 機器のスタートアップ方法.................................................- 49 4.1.1. スタートアップ前確認................................................ - 49 4.1.2. 機器のスタート.......................................................... - 49 4.2. 動作コンセプト ...................................................................- 49 4.3. デジタル表示ユニット ........................................................- 50 -IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計-1-

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社■ 受入および保管について

1）受 入
本計器は次の内容にて納入されます。
マイクロパルスレベル計
設定データシート（1 枚）
取扱説明書（本書：1 冊）

製品受領後ご注文内容に合わせて、内容・数量をご確認ください。
万一内容の相違や不足のあった場合はお買い求め先へご連絡ください。
なお、機器設置用のボルト・ナット・ガスケット、接続用ケーブル等はお客様にてご準備ください。

2）保 管
本品を保管する場合は、以下に示す条件の場所に保管してください。
雨や水のかからない場所
温度が－50～＋85℃(表示付は-40℃～)、湿度が 80%RH 以下の風通しのよい場所
振動の少ない場所
腐食性ガスの少ない場所

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計-2-

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社■ 本書で使用しているマークについて
本書では、安全上絶対にしないでいただきたいことや注意していただきたいこと、また、取扱い上守っていただきたいことの説明に次のようなマークをつけています。
これらのマークの箇所は必ずお読みください。

危険

危険

危険

危険

警告

注意

情報

法的通知

この警告は、電気を使用する際の差し迫った危険を表しています。

この警告は、熱や高温の表面によって引き起こされるやけどの危険を示しています。

この警告は、危険場所（爆発性雰囲気）で本機を使用した場合の緊急の危険を示しています。

この警告は必ず守ってください。この警告を部分的に無視したとしても、使用者が死亡または重症を負う可能性があります。また、製品の破損または付帯設備等の物的損害の発生が想定される内容を示しています。

この安全上の警告を無視すると、製品の破損または付帯設備等の物的損害の発生が想定される内容を示しています。

この安全上の警告を無視すると、製品の破損または付帯設備等の物的損害の発生が想定される内容を示しています。

これらの指示には、製品の取扱いに関する重要な情報が含まれています。

これらの注記には、法的指令および規格に関する情報が含まれています。

この表示は機器の操作手順を示しています。取扱い上、重要な内容を示しています。

この表示は機器の操作による結果を示しています。取扱い上、重要な内容を示しています。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計-3-

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社■ 使用上の一般的注意事項

改造等の禁止警告

本製品は工業用計器として厳密な品質管理のもとに製造・調整・検査を行い納入しております。
みだりに改造や変更を行うと本来の性能を発揮できないばかりか、作動不適合や事故の原因となります。改造や変更は行わないで下さい。
仕様変更の必要がある場合は当社までご連絡ください。

使用条件の厳守
警告

納入仕様書あるいはテクニカルガイダンスに記載された仕様、圧力、温度の範囲内での使用を厳守してください。
この範囲を超えた条件での使用は事故、故障、破損などの原因となります。

用途
注意
本製品は計器としての用途にのみ使用し、その他の用途には使用しないでください。

材質
警告

本製品の材質については納入仕様書に記載されています。当社でもお客様の仕様をお伺いし最適な材質選定に努めておりますが、混入物が含まれる場合もあり、万全でないこともあります。最終的な耐食性、適合性のご確認はお客様の責任でお願いします。

保守・点検
警告
本製品を保守、点検などのためにプロセスから取り外す際は、測定対象物の計器への付着に注意してください。
測定対象物に腐食性や毒性がある場合は、作業者に危険がおよびます。

注意

保守・点検
本製品の保守、点検については使用条件などによりその周期、内容が異なります。取扱説明書を参照するか、お客様が実際の運転状況を確認してご判断願います。

制御の安全性警告

注意

本製品は工業計器として最善の品質管理のもとに製造、調整、検査を行い納入致しておりますが、各種の原因で不測の故障が発生する可能性もあります。安全上の重大な問題が発生する可能性のあるプロセスコントロールなどにおいて本製品を使用する場合は、万一に備えて本製品に加えて同様な機能を果たす機器を併設し、二重化を行うことにより一層の安全性を確保して下さい。

オペレータの為の安全手順
本機器の設置、設定、メンテナンスはトレーニングを受けた人により実施されなければなりません。
本書は機器の使用条件を確立する手助けとなり、安全に、効率よく機器の使用ができるようになります。

注意

電磁界領域での使用
本機器を強い電磁波の発生しているエリアに設置をおこなった場合、精度が悪くなることや、誤動作を発生させる可能性があります。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計-4-

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

1 機器概要1.1. 納入形態
製品が納入された際はご注文いただいた製品と間違いがないか、全ての部品がそろっているか確認してください。
TGF6200 C （一体形ハウジング）

図 1-1 : 納入形態（TGF6200 C 一体形ハウジング）①②③

TGF6200C（コンバータハウジング, プロセス接続部とプローブ）
プローブセグメント(セグメントタイプのみ)
取扱い説明書(本書)、データカード

TGF6200 F（分離形ハウジング）

図 1-2: 納入形態（TGF6200 F 分離形ハウジング）

①
②
③
④
⑤

TGF6200F（コンバータハウジング）
プローブセグメント(セグメントタイプのみ)
取扱説明書(本書)、データカード
RS485 信号ケーブル（コンバータハウジング～プローブハウジング間用）
TGF6200F（プローブハウジング、プロセス接続部とプローブ）
IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計-5-

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

1.2. 機器概要説明
TGF6200 は、粉体、粒体などのレベル、距離、質量、容量測定の為に設計された製品です。
TGF6200 は、TDR(Time Domain Reflectometry)と呼ばれる技術を利用した連続レベル計で、マイクロパルスと呼ばれる電磁波をプローブと呼ばれる導電体に間欠的に発信を行ない、発信されたマイクロパルスは非常に速い速度でプローブに沿った状態で伝搬していき、気体と粉粒体などの境界面で反射します。
また、反射したマイクロパルスは往路と同じようにプローブに沿って戻ってきて、レベル計本体で受信されます。
レベル計は、マイクロパルスが発信されてから受信されるまでの時間を測定し、レベル計から測定面までの空間距離を算出することで、あらかじめ設定された基準位置からレベル値等に換算します。
製品には、幅広いプローブの選択肢がありますので、状況に応じて選定することができます。
製品のコンバータは、標準で 2 種類から選択することができます。
・一体形ハウジング
・分離コンバータハウジング
コンバータは、製品の端子接続部や表示ユニットへのアクセスを簡単にするため、水平タイプのハウジングが標準でラインナップされていますが、特殊仕様で垂直タイプのハウジングも選択可能です。

ハウジングの種類
一体形ハウジング(C）

図 1-3: 一体形ハウジング 垂直タイプ（特殊仕様）
 水平タイプ（標準）
分離コンバータハウジング(F)

図 1-4 : 分離コンバータハウジング（分離コンバータとプローブハウジング間は RS485 信号ケーブルで接続） 分離形コンバータハウジング プローブハウジング（プロセス接続側）

分離コンバータハウジングは、プロセス接続部（プローブハウジング）から離れた場所に接置できます。
（例：センサ部（プローブハウジング）はタンク上部設置で、コンバータハウジングはタンク下に設置）
分離コンバータハウジングとプローブハウジング間の信号ケーブルの最大長は 100m です。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計-6-

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

1.3. 外観確認
機器が納入された場合は梱包に輸送中の損傷がないか注意深く確認を行ってください。
万が一損傷が認められた場合は弊社に連絡をしてください。

図 1-5 : 外観チェック① 機器銘板（詳細は “P- 8 -,1.4. 機器銘板” を参照ください。）② プロセス接続規格 （サイズ、圧力レート、材質）③ プロセスシール材質(図 1-6 参照)

図 1-6 : シール材質表記 (プロセス接続部に刻印)① Kalrez® 6375
② EPDM
FKM/FPM の場合は、プロセス接続部の側面に刻印はありません。

機器が木箱で納入された場合、機器を取出す前に、木枠からすべての添え木を必ず取外してください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計-7-

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

1.4. 機器銘板
機器銘板を見て注文した製品であることを確認してください。
使用する電源電圧が正しい事を確認してください。
非防爆形

図 1-7 : コンバータハウジング銘板 （一体形ハウジング(C)、分離コンバータハウジング(F)）
①
配線接続口
②
基板バージョン
③
出力信号 (電流出力等), 供給電源電圧、最大電流値 )④
保護等級 ( EN 60529 / IEC 60529)⑤
Tag. No⑥
製造年月日.
⑦
シリアル No.
⑧
タイプコード⑨
製品名、形式⑩
会社名、住所、原産地⑪
デバイスが中国 RoHS (電子デバイスの製造に使用される材料による環境汚染を防止するための中国政府の規制)に準拠していることを示すシンボル。 シンボルに示されている値は、デバイスが環境的に安全であることが保証される年数です。

図 1-8 : プローブハウジング銘板 （分離コンバータハウジング(F)）
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

Web アドレス
原産地
保護等級
製造年月日
シリアル No.
タイプコード
製品名、形式
会社名、住所
デバイスが中国 RoHS (電子デバイスの製造に使用される材料による環境汚染を防止するための中国政府の規制)に準拠していることを示すシンボル。 シンボルに示されている値は、デバイスが環境的に安全であることが保証される年数です。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計-8-

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

2 機器の設置、使用前の準備事項
2.1. 設置の一般的注意事項
梱包状態を注意深く確認し、損傷個所やダメージを認めた場合は弊社へ連絡ください。
ご注文いただいた製品が全てそろっている事を確認してください。
機器銘板を確認し、納入された機器がご注文いただいた製品仕様の物である事を確認してください。
銘板に印刷されている正しい供給電圧を確認してください。

2.2. 保管警告

レベル計は立てた状態で保管しないようにしてください。機器にダメージを与え正常な測定ができなくなる事があります。

図 2-1：保管方法① ロッドプローブを曲げないようにしてください。
② 保管温度を守るようにしてください。: -50°C…+85°C （表示器付きの最小温度は-40℃）

 機器の保管は埃がなく、湿度が 80%RH 以下の風通しのよい場所としてください。
 直射日光が当たらない場所で保管を行ってください。
 機器の保管は振動の少ない場所としてください。
 機器は輸送されてきた梱包箱で保管を行ってください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計-9-

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

2.3. 持ち運び

図 2-2：機器の持ち上げ方
①
②
③
警告

ケーブルプローブは 500mm 以上の径になるように巻いてください。
計器を持ち上げるときは、プローブを持たないでください。
分離形の計器の場合、RS485 信号ケーブルは 400mm 以上の径になるように巻いてください。

機器を持ち上げる際には注意深く慎重に持ち上げてください。
プローブが損傷する可能性があります。

機器の設置前の確認事項

機器が正しく設置されているか、次の点を確認してください。
 機器の周囲に十分なスペースがあること。
 コンバータ部分が直射日光、風雨にさらされていないこと。
 最大許容周囲温度： ＋80℃
 最大許容表面温度： ＋80℃
 必要であればオプションの日除けの設置を行ってください。
 コンバータ部分に激しい振動の無いこと。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 10 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

2.5. 機器設置条件注意

機器の正確な測定、故障を防止するために次の点を守ってください。

2.5.1. 温度、圧力範囲
機器の正確な測定、故障を防止するために次の点を守ってください。

図 2-3 : 温度、圧力範囲
①

②
③
④

警告

プロセス接続部温度
下表の “ガスケットの材質による許容温度範囲“ を参照してください。
防爆品を使用する場合は、防爆マニュアルも参照してください。
表示部の周囲温度 : -20 ～ +60℃
周囲温度が上記温度範囲外の場合、表示は自動的に消えます。
周囲温度(表示部の無い機器の場合) : -40 ～ +80℃（非防爆品）
防爆品を使用する場合は防爆マニュアルを確認し、守るようにしてください。
プロセス圧力アンテナ及びプロセス接続部仕様器により異なります。
下表を参照してください。

プロセス接続温度範囲は、ガスケット材質によって変わりますのでガスケット材質の温度の確認が必要です。

ガスケット材質による許容温度範囲
シール材質
FKM / FPM
Kalrez 6375
EPDM

許容温度範囲[℃]-40～+200-20～+200-50～+150

2.5.2. 機器設置の一般要求事項
注意

次の推奨事項は機器が正常に測定を行うための事項です。
これらの内容は機器の測定に影響を与えるので注意してださい。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 11 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

レベル計本体を投入口近くに設置しないでください。投入物がプローブに掛かると正常に測定できなくなります。

注意

図 2-4： 投入口とレベル計の設置位置①レベル計は正しい位置に設置されています。
②レベル計は投入口に近すぎます。
レベル計の設置位置変更ができない場合は、投入方法の変更を実施し投入物がプローブに当たらないようにしてください。

図 2-5: プロセス接続部周りの付着を防ぐ方法①取付けノズル内に付着が発生すると正常に測定を行うことはできません。
②フランジを容器天板に直接取付けることにより、ノズル内の付着の影響を回避できます。
③ソケットを容器天板に設置しねじ込みで取付けることにより、ノズル内の付着を回避できます。

シングルケーブル、シングルロッドプローブの設置

図 2-6: シングルケーブル、シングルロッドプローブの設置場所①ノズル高さ (h) ≦ノズル径 (d) となることを推奨します。
②ノズルの下端は容器内に突出しないようにしてください。
また、長いノズルには設置しないようにしてください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 12 -

TGF6200 取扱説明書

注意

東京計装株式会社

設置場所が変更できずに長いノズルに取付けた場合は、プローブがノズル側面に触れないようにしてください。また、上部不感帯は大きくなります。

図 2-7： ねじ込み接続ソケット① 推奨取付け方法② ソケットの下端が容器内に突出しないようにしてください。

2.5.3. コンクリートルーフへの設置方法

図 2-8 : コンクリートルーフへの設置方法①②

穴径( d )は、コンクリート厚み ( t ) より大きくなるようにしてください。
コンクリート厚み ( t ) が穴径 ( d ) より大きい場合、コンクリート天板の底部に設置を行ってください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 13 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

2.6. 推奨取付け方法
2.6.1. 円錐形容器のノズル
機器の設置は容器内が空のときに行ってください。

危険

静電気放電[ESD]の危険：
静電気の発生により感電の危険または機器を破壊する場合があります。
機器は最大 30kV 静電気放電に耐性がありますが、ユーザー、設置作業者の責任において、静電気放電[ESD]を防止してください。

注意

正しく測定するために過度にプローブがたわまないように、機器を設置してください。

図 2-9： 粉体測定の場合の推奨取付け位置
a ≧ 300mm
d ≧ 300mm

1.6.2. プローブの引張荷重
引張荷重は以下に依存されます：

 サイロの高さと直径
 サイロ内の製品（測定物）の粒子の大きさと密度注意

ケーブルプローブの損傷、切断の危険性
シングルケーブルプローブ（φ8mm）の破断荷重（46.69ｋＮ）を超えないように使用してください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 14 -

TGF6200 取扱説明書

注意

東京計装株式会社

サイロの屋根が高荷重で変形しないことを確認してください。
対象物：セメント

⑥

⑤

④

③

図 2-10： φ8mm シングルケーブルプローブのセメントの参考引張荷重 [kN]
① 引張荷重 [kN]
② プローブ長さ [m]③ 直径 3m の金属製サイロでの引張荷重④ 直径 6 m の金属製サイロでの引張荷重⑤ 直径 9m の金属製サイロでの引張荷重⑥ 直径 12 m の金属製サイロでの引張荷重

対象物：小麦⑥⑤④③

図 2-11： φ8mm シングルケーブルプローブの小麦の参考引張荷重 [kN]
① 引張荷重 [kN]
② プローブ長さ [m]③ 直径 3m の金属製サイロでの引張荷重④ 直径 6 m の金属製サイロでの引張荷重⑤ 直径 9m の金属製サイロでの引張荷重⑥ 直径 12 m の金属製サイロでの引張荷重

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 15 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

対象物：砂
⑥

⑤

④

③

図 2-12： φ8mm シングルケーブルプローブの砂の参考引張荷重 [kN]
① 引張荷重 [kN]
② プローブ長さ [m]③ 直径 3m の金属製サイロでの引張荷重④ 直径 6 m の金属製サイロでの引張荷重⑤ 直径 9m の金属製サイロでの引張荷重⑥ 直径 12 m の金属製サイロでの引張荷重

対象物：ポリエチレン
⑥

⑤

④

③

図 2-13： φ8mm シングルケーブルプローブのポリエチレンの参考引張荷重 [kN]
① 引張荷重 [kN]
② プローブ長さ [m]③ 直径 3m の金属製サイロでの引張荷重④ 直径 6 m の金属製サイロでの引張荷重⑤ 直径 9m の金属製サイロでの引張荷重⑥ 直径 12 m の金属製サイロでの引張荷重

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 16 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

2.7. レベル計の設置方法
2.7.1. シングルロッドプローブの組立て方
この手順は、シングルロッドプローブの組立て方です。
シングルロッドプローブが分解された状態で納入された場合は、本項の手順に従って組立て使用してください。

図 2-14 : シングルロッドプローブの組立てに必要なもの
①
②
③
④
⑤

ユニオンナット
ロックナット 2 個
TGF6200 （コンバータハウジングとプロセス接続部）
シングルロッドプローブ
14mm スパナ、2 本 （納入品外）

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 17 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

手順1：機器の番号確認

図 2-15 : 機器の番号確認

 コンバータハウジングとプローブの組合せを確認してください。
 プローブにシールが貼られている場合は、シールを剥がしてください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 18 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

手順2 ： ロックナットとユニオンナットの取付け

図 2-16 : ロックナットとユニオンナットの取付け
①
②
③
④
⑤

ロックナット 1 個をプロセス接続側のねじに取付けます。
ロックナットが一番奥までスムーズに回ることを確認します。
ユニオンナットをプロセス接続側ねじに取付けます。
14mm スパナを 2 本使用してロックナットとユニオンナットを締め付けます。
次の組立手順に続く・・・

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 19 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

手順3： シングルロッドプローブの取付け

図 2-17: ロックナットとユニオンナットの取付け
注意

シングルロッドプローブをユニオンナットに取付ける際は、お互いが一直線になるように注意し、ねじ部を曲げないように注意して取付けてください。
①
②
③
④
⑤

ロックナット 1 個をシングルロッドプローブ側ねじに取付けます。
ロックナットが奥までスムーズに回ることを確認し、ねじ山の 3/4 までかみ合っていることを確認します。
シングルロッドプローブをユニオンナットに取付けます。
プローブがプロセス接続から下に出ているロッドに当たることを確認してください。
14mm のスパナを使用してシングルロッドプローブを締め付けます。
シングルロッドプローブ側のロックナットを 14mm スパナ 2 本使用して同じ方向に締め付けます。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 20 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

2.7.2. フランジ接続機器の設置方法
必要な機材：
 レベル計本体
 ガスケット（納入品外）
 取付け工具（納入品外）

図 2-18 : フランジ接続

 フランジノズルが水平になっている事を確認してください。
 使用条件に合ったガスケットを使用している事を確認してください。
 ガスケットをフランジ表面の正しい位置においてください。
 プローブに損傷を与えないように測定容器内に入れてください。
ケーブルプローブの詳細な設置方法は “P- 23 - , 2.7.4. ケーブルプローブの測定容器への設置方法”を参照ください。

 フランジボルトを取付付けてください。
ルールに従がってボルトを締め付けてください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 21 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

2.7.3. ねじ接続機器の設置方法
必要な機材：
 レベル計本体
 ガスケット（納入品外）
 36 mm スパナ（納入品外）

図 2-19 ： ねじ接続

 プロセス接続部が水平に製作されていることを確認してください。
 使用条件に合ったシール材を使用していることを確認してください。
 シール材を正しく設置してください。
 金属以外で製作された容器に取付ける場合は “P- 24 - , 2.7.5. コンクリートピット、非金属タンクへの設置方法” を参照ください。
プローブに損傷を与えないように測定容器内に入れてください。
ケーブルプローブの詳細な設置方法は “P- 23 - , 2.7.4. ケーブルプローブの測定容器への設置方法” を参照してください。

 測定容器のプロセス接続部に取付けます。
レベル計本体のねじを取付け、締め付けの際にねじ部に傷をつけないように注意してください。

 36ｍｍのスパナを使用してねじ部分を締め付けます。
ルールにしたがって取付けを行ってください。

設置する場所に十分なスペースがない場合は、コンバータハウジングを取外してプローブ設置後にハウジングを組み付けることも可能です。
詳細は、“ P- 25 -2.7.6. コンバータハウジングの廻し方と取外し方 ”の項を参照してください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 22 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

2.7.4. ケーブルプローブの測定容器への設置方法

図 2-20 ：ケーブルプローブの取扱いは慎重に① ケーブルプローブを巻くときは、直径が 500mm 以下とならないようにしてください。
警告

プローブを必要以上に曲げてしまうと正常に測定できなくなります。

図 2-21 ： ケーブルプローブの設置① 1m 以上ハウジング部を持ち上げてください。

 ケーブルプローブの設置を行う時は 2 名でハウジングとプローブを保持して実施してください。
 ノズルの上 1ｍ以上の位置から垂直に測定容器内に入れるようにしてください。
 ケーブルにキンクができないように注意深くケーブルプローブを容器内へ入れてください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 23 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

2.7.5. コンクリートピット、非金属タンクへの設置方法
 シングルロッドまたはシングルケーブルプローブをねじ込み接続で設置する場合は、以下の処置を行ってください。
 金属板をレベル計本体とプロセス接続部の間に入れてください。
金属板の径は 200mm 以上としてください。
 金属板はレベル計本体のプロセス接続部ねじに最後までねじ込まれていることを確認してください。
 金属板が設置できない場合は、DN≧200 のフランジ接続を推奨します。

図 2-22 ： コンクリートピット、非金属タンクへのねじ接続機器の取付け①②

注意

非金属タンクまたはピット
DN≧200 金属板

レベル計を設置の際は、容器の屋根が変形しないことを確認してください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 24 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

2.7.6. コンバータハウジングの廻し方と取外し方
コンバータハウジングはプロセス接続部に圧力が掛かった状態でも 360°回転、プロセス接続部から取外すことができます。

②③

図 2-23 ： コンバータハウジングの廻し方、取外し方
①
②
③

注意

5mm の六角レンチ（納入品外）を使用して、コンバータハウジングのロックねじを緩めてください。
コンバータハウジングを上側に引き抜いてください。
プロセス接続部上部にカバー（納入品外）をしてください。

コンバータハウジングを取外す場合は、プロセス接続部上部のコンバータ接続用の穴に水分や埃等の異物が浸入しないように保護をしてください。
コンバータハウジングをプロセス接続部に取付ける際は、コンバータハウジングがプロセス接続部に完全に結合されていることを確認してから、ロックねじを締め付けてください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 25 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

2.7.7. 分離コンバータハウジングの壁への取付け方

図 2-24 ： 分離コンバータハウジングの壁取付け方①②③

壁取付け前に壁の取付け位置を決め、壁に印をつけてください。
工具を使用する際は、ルールに従い作業を行ない、けがのないように注意してください。
壁取付けのサポートが正しく取付けられていることを確認してください。

2.7.8. 日除けカバーの取付け方
日除けカバーを御注文いただいた場合、日除けカバーは、レベル計本体に取付けた状態で納入はされません。
レベル計の設置時に取付けてご使用ください。

図 2-25 ： 必要な部品
①
②
③
④
⑤

日除けカバー
レベル計本体
日除けカバー用取付け金具
ロックナット（2 ヶ）10mm ソケットレンチ（納入品外）

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 26 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

日除けカバーの取付け方法 ( 垂直タイプのコンバータハウジングの場合 )図 2-26 ： 日除けカバーの取付け方法（垂直タイプのハウジングの場合）レベル計に配線を接続した後に、日除けカバーを設置してください。
① 配線口の位置を考慮して日除けカバー用の取付け金具をレベル計の上部に取付け、取付け金具のねじにロックナット（2 ヶ）を 10mm ソケットレンチを使用して仮止めしてください。
② 位置が決まったら日除けカバー用取付け金具のねじにロックナット（2 ヶ）をねじ込み、10mm ソケットレンチを使用して締め付けてください。
③ 日除けカバー本体の溝を取付け金具に差し込み、スライドさせて取付けてください。
④ ロックピンを金具の穴に差込んで固定してください。
以上の手順で終わりとなります。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 27 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

日除けカバーの取付け方法 (水平タイプのコンバータハウジングの場合)

図 2-27 ： 日除けカバーの取付け方法 （水平タイプのハウジングの場合）レベル計に配線を接続した後に、日除けカバーを設置してください。
①配線口の位置を考慮して日除けカバー用の取付け金具をレベル計の前面に取付け、取付け金具のねじにロックナット（2 ヶ）をねじ込み、10mm ソケットレンチを使用して仮止めしてください。
②位置が決まったらロックナット（2 ヶ）を 10mm ソケットレンチを使用して締付けてください。
③日除けカバー本体の溝を取付け金具に差し込み、スライドさせて取付けてください。
④ロックピンを金具の穴に差込んで固定してください。
以上の手順で終わりとなります。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 28 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

2.7.9. 日除けカバーの開け方

図 2-28 ： 日除けカバーの開け方

端子カバーを開ける前に、日除けカバーを取外してください。
①②③

日除けカバーを固定しているロックピンを引き抜いて外してください。
日除けカバー本体を取外してください。
端子カバーを開ける場合は、日除けカバー用の取付け金具を取外してください。
以上の手順で終わりとなります。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 29 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

3
電気接続
3.1. 安全手順
危険

危険

結線に関連するすべての作業は電源を切り、電源断を確認した上で実施してください。
供給する電源電圧は機器の銘板で確認してください。
電気接続は当事国内の規則に則って実施してください。

危険

機器を危険場所で使用する場合は、追加の安全上の注意が適用されます。防爆マニュアルを参照してください。

警告

当時国の労働安全衛生法を遵守してください。
作業は有資格者により実施してください。
機器銘板を確認し、注文を行った製品である事を確認してください。
供給可能な電源電圧を機器銘板で確認してください。

3.2. 一般的注意事項
本章では電流出力（DC4-20mA）と HART®通信を備えた本機器に関する電気接続データが含まれています。
本機器は 2 線伝送式レベル計です。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 30 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

3.3. 接続方法
3.3.1. 一体形ハウジング TGF6200C
注意

出力 1 は機器に電源を供給し電流出力および HART 通信にも使用されます。
機器に出力 2 のオプションがある場合、別の電源を接続する必要があります。
機器にスイッチ出力のオプションがある場合、別の電源を接続する必要があります。（電源をスイッチ出力用電源端子に接続します）
接続端子（電流出力 [ １出力 ] 仕様の場合）

図 3-1 : 接続端子（電流出力 [ １出力 ] 仕様の場合）①電源端子（機器動作、電流出力 1 用）
②ハウジング内部接地端子（電線がシールドケーブルの場合シールドを接続）③アース端子（コンバータハウジング下部）

注意・ケーブルグランドに合う仕様のケーブルを使用してください。
・機器への供給電流は 4A を超えないようするか、機器に通電する電気回路に定格 4A のヒューズがあることを確認してください。
・電源の極性が正しいことを確認してください。極性を間違えて接続しても機器が故障することはありません
が、動作しません。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 31 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

接続端子（電流出力 [ 2出力 ] 仕様の場合） [オプション]

図 3-2: 接続端子（電流出力 [ 2 出力 ] 仕様の場合）
①
②
③
④
注意

電源端子（機器動作、電流出力 1 用）
電源端子（電流出力 2 用）
アース端子（コンバータハウジング下部）
ハウジング内部接地端子（電線がシールドケーブルの場合シールドを接続）

・ケーブルグランドに合う仕様のケーブルを使用してください。
・機器への供給電流は 4A を超えないようするか、機器に通電する電気回路に定格 4A のヒューズがあることを確認してください。
・電源の極性が正しいことを確認してください。極性を間違えて接続しても機器が故障することはありません
が、動作しません。
・表示部側にある電源端子（ 図 3-1 ）のコネクタには接続しないでください。
接続端子（電流出力 [1出力] とスイッチ出力仕様の場合） [オプション]

図 3-3: 接続端子（電流出力 [ １出力 ] とスイッチ出力仕様の場合）
①
②
③
④
⑤

電源端子（機器動作、電流出力 1 用）
電源端子（スイッチ出力用）
スイッチ出力端子
アース端子（コンバータハウジング下部）
ハウジング内部接地端子（電線がシールドケーブルの場合シールドを接続）

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 32 -

TGF6200 取扱説明書

注意

東京計装株式会社

・ケーブルグランドに合う仕様のケーブルを使用してください。
・電流出力：機器への供給電流は 4A を超えないようするか、機器に通電する電気回路に定格 4A のヒューズがあることを確認してください。
・スイッチ出力：機器への供給電流は 6A を超えないようにするか、機器に通電する電気回路に定格 6A のヒューズがあることを確認してください。
・電源の極性が正しいことを確認してください。極性を間違えて接続しても機器が故障することはありません
が、動作しません。
・表示部側にある電源端子（図 3-1）のコネクタには接続しないでください。

端子箱蓋の開け方（電流出力 [ １出力 ] 仕様の場合）①

図 3-4 : 端子箱蓋の開け方 (電流出力 [ 1 出力 ] 仕様の場合)
2.5mm の六角レンチを使用して廻り止めの固定ビスを緩め、廻止めを取外します。
端子箱蓋を反時計方向に廻します。
端子箱蓋を取外します。

①②③

端子箱蓋の開け方（電流出力 [ 2出力 ] 仕様、電流出力 [ 1出力 ] とスイッチ出力仕様の場合）

図 3-5 : 端子箱蓋の開け方 (電流出力 [ 2 出力 ] 仕様、電流出力 [ 1 出力 ] とスイッチ出力仕様の場合)①②③

2.5mm の六角レンチを使用して廻り止めの固定ビスを緩めます。
端子箱蓋を反時計方向に回します。
端子箱蓋を取外します。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 33 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

配線接続方法（電流出力 [ 1出力 ] 仕様の場合）

図 3-6 : 電気接続方法 (電流出力 [ 1 出力 ] 仕様の場合）

必要機材：
 小さなマイナスドライバー（納入範囲外）
手順:① 蓋の脱落防止コードを外さないでください。
② 基板からコネクタを取外してください。
③ コネクタに配線を接続しマイナスドライバーを使用してコネクタのねじを締め付けてください。
④ コネクタを基板に取付け、ケーブルグランドを締め付けてください。

配線接続方法（電流出力 [ 2出力 ] 仕様、電流出力 [ 1出力 ] とスイッチ出力仕様の場合）③

図 3-7 : 電気接続方法（電流出力 [ 2 出力 ] 仕様、電流出力 [ 1 出力 ] とスイッチ出力仕様の場合）

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 34 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

必要機材：
 小さなマイナスドライバー（納入範囲外）
手順:① 外した端子蓋カバーを置いてください。
② 基板からそれぞれのコネクタを取外してください。
③ ケーブルは配線口を通してハウジング内に引き込み、コネクタに配線を接続しマイナスドライバーを使用しコネクタのねじを締め付けてください。
スイッチ出力がある場合は、4 線のケーブルを使用し、電源線、出力線を各コネクタに接続してください。
それぞれのコネクタを基板に取付け、ケーブルグランドを締め付けてください。

端子箱蓋の閉め方（電流出力 [ 1出力 ] 仕様の場合）

図 3-8 : 端子箱蓋の閉め方（電流出力 [ 1 出力 ] 仕様の場合）① 端子箱蓋を本体部に押し込みます。
② 端子箱蓋を時計方向に廻しマーク位置を合わせます。
③ 廻り止め、固定ビスを取付けます。
固定ビスを 2.5mm の六角レンチで締め付けます。

端子箱蓋の閉め方（電流出力 [ 2出力 ] 仕様、電流出力 [ 1出力 ] とスイッチ出力仕様の場合）

図 3-9 : 端子箱蓋の閉め方（電流出力 [ 2 出力 ] 仕様、電流出力 [ 1 出力 ] とスイッチ出力仕様の場合）①②③

端子箱蓋を本体部に押し込みます。
端子箱蓋を時計方向に廻しマーク位置を合わせます。
廻り止め、固定ビスを取付けます。
固定ビスを 2.5mm の六角レンチで締め付けます。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 35 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

3.3.2. 分離コンバータハウジング TGF6200F
注意

出力 1 は機器に電源を供給し電流出力および HART 通信にも使用されます。
機器に出力 2 のオプションがある場合、別の電源を接続する必要があります。
機器にスイッチ出力のオプションがある場合、別の電源を接続する必要があります。
（電源をスイッチ出力用電源端子に接続します）
接続端子（電流出力 [ １出力 ] 仕様の場合）

図 3-10: 接続端子（電流出力 [ １出力 ] 仕様の場合）
①
②
③

注意

電源端子（機器動作、電流出力 1 用）
ハウジング内部接地端子（電線がシールドケーブルの場合）
アース端子（取付サポート部）

・ケーブルグランドに合う仕様のケーブルを使用してください。
・機器への供給電流は 4A を超えないようするか、機器に通電する電気回路に定格 4A のヒューズがあることを確認してください。
・電源の極性が正しいことを確認してください。極性を間違えて接続しても機器が故障することはありません
が、動作しません。

接続端子（電流出力 [ 2出力 ] 仕様の場合）

図 3-11: 接続端子（電流出力 [ 2 出力 ] 仕様の場合）①②③④

電源端子（機器動作、電流出力 1 用）
電源端子（電流出力 2 用）
アース端子（取付サポート部）
ハウジング内部接地端子（電線がシールドケーブルの場合シールドを接続）

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 36 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

接続端子（電流出力 [ 出力１ ] とスイッチ出力仕様の場合）

図 3-12: 接続端子（電流出力 [ 出力 1 ] とスイッチ出力仕様の場合）

①
②
③
④
⑤

注意

電源端子（機器動作、電流出力 1 用）
電源端子（スイッチ出力用）
スイッチ出力端子
アース端子（取付サポート部）
ハウジング内部接地端子（電線がシールドケーブルの場合・ケーブルグランドに合う仕様のケーブルを使用してください。
・電流出力：機器への供給電流は 4A を超えないようするか、機器に通電する電気回路に定格 4A のヒューズがあることを確認してください。
・スイッチ出力：機器への供給電流は 5A を超えないようにするか、機器に通電する電気回路に定格 5A のヒューズがあることを確認してください。
・電源の極性が正しいことを確認してください。極性を間違えて接続しても機器が故障することはありません
が、動作しません。
・表示部側にある電源端子（図 3-10）のコネクタには接続しないでください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 37 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

3.4. 分離コンバータハウジング バージョン情報
3.4.1. 信号ケーブルに対する要求事項
非防爆品の分離ケーブルはオプション扱いになります。
機器に付属して納入されない場合は、以下の要求に合ったケーブルを使用してください。

標準仕様：
 ツイストペア×2、個別シールドケーブル
信号線の長さ： Max.. 100m
温度：
 使用環境に合った温度仕様を持った信号ケーブルを使用してください。
 周囲温度：-40℃～＋80℃
 難燃性のケーブルを使用することを推奨します。
芯線の寸法：
 芯線の最小、最大径： 4 × 0.326 ～4 × 2.5 mm2 （22 ～ 14 AWG）のシールドケーブルを使用してください。
 ケーブルグランドに合った外径のケーブル（φ6～10mm）を使用してください。
 ケーブル接続口に合ったケーブルグランドを使用してください。
電気特性：
 耐電圧テスト： 芯線―シールド ≧ 500VAC
 抵抗値： ＜ 55Ω / km
 EN 60811 （低電圧指令）に適合したケーブル

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 38 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

3.4.2. 分離形信号ケーブルの準備

図 3-13: 分離形信号ケーブルの準備に必要な機材
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

信号ケーブル（オプション）
熱収縮チューブ×2（納入品外）
圧着端子×8（納入品外）
差込みコネクタ×2（納入品外）
シールドワイヤ被覆チューブ×2（納入品外）
ワイヤーストリッパー（納入品外）
ペンチ（納入品外）

圧着端子は仕様に合ったものを使用してください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 39 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

図 3-14 分離形信号ケーブルの準備
①
②
③
④
⑤
⑥

両端のケーブルの外皮を図のように剥がします。a=50mm
芯線の被覆を剥がします。電気接続の規則を守って行ってください。
芯線の端末部に圧着端子を取付けてください。
両端のシールド線に被覆チューブを取付けてください。
シールド線の端末部に差込みコネクタを付けてください。
ケーブル外皮の端末部に熱収縮チューブを付けてください。

3.4.3. 分離形信号ケーブルの機器への接続方法
危険ケーブルの接続は、電源を切った状態で行ってください。

危険

感電から人員保護のために機器は規則に従って接地する必要があります。

警告

当事国の労働安全衛生法を遵守してください。
作業は適切に訓練を受けた有資格者により実施してください。

注意

信号ケーブルは巻いた状態で使用せず、延ばした状態にしてください。巻いた状態では、電気ノイズの要因となり通信障害の発生の可能性があります。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 40 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

必要な機材

図 3-15: 必要な機材①②③④

分離コンバータハウジング（分離形変換器）
分離プローブハウジング（分離形検出器）
分離信号ケーブル（非防爆品はオプション）
小さいマイナスドライバー（納入品外）

分離コンバータハウジングと分離プローブハウジングの接続

図 3-16: 分離コンバータハウジングとプローブハウジングの接続
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

分離コンバータハウジング
分離プローブハウジング
電源供給線 ( - )電源供給線 ( + )デジタル通信線 ( B )デジタル通信線 ( A )シールド（ 分離形コンバータハウジングと分離形プローブハウジング内アースコネクタに接続 ）IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 41 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

信号ケーブルの分離コンバータハウジンへの接続

図 3-17: 信号ケーブルの分離コンバータハウジングへの接続

注意

信号ケーブルの曲げ半径 ≧ 50mm
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

端子箱の蓋を取外してください。
4 ピンのコネクタを基板から取外してください。
信号ケーブルをケーブルグランドに挿入してください。
コネクタ端子にケーブルの芯線を差し込んでください。小さいマイナスドライバーで端子ねじを締め付けてください。
端子に合った配線であることを確認してください。
コネクタを基板側の 4 ピンソケットに差し込んでください。
シールド線の差込みコネクタをハウジング側の端子に差し込んでください。
端子箱の蓋を取付けてください。
ケーブルグランドを締め付けてください。
分離コンバータハウジングが正しく密封されていることを確認してください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 42 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

信号ケーブルのプローブハウジンへの接続

図 3-18: 信号ケーブルのプローブハウジングへの接続

注意

信号ケーブルの曲げ半径 ≧ 50mm

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

端子箱の蓋を取外してください。
4 ピンのコネクタを基板から取外してください。
信号ケーブルをケーブルグランドに挿入してください。
コネクタ端子にケーブルの芯線を差し込んでください。小さいマイナスドライバーで端子ねじを締め付けてください。
端子に合った配線であることを確認してください。
コネクタを基板側の４ピンソケットに差し込んでください。
シールド線の差込みコネクタをハウジング側の端子に差し込んでください。
端子箱の蓋を取付けてください。
ケーブルグランドを締め付けてください。
プローブハウジングが正しく密封されていることを確認してください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 43 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

3.5. 電流出力ケーブルの結線
3.5.1. 非防爆品

電流出力 [2 出力] 仕様、電流出力 [１出力] とスイッチ出力仕様はオプション仕様となります。
オプション仕様で納入した場合のみ使用できます。

非防爆品の接続端子 （電流出力 [ 1出力 ] 仕様の場合）⑥

図 3-19 : 非防爆品の電気接続（電流出力 [ 1 出力 ] 仕様の場合）① 機器動作、出力 1 用電源② HART 通信用抵抗（HART 通信時必要）③ アース④ 機器動作電源、出力 1 用ライン： 2 線伝送式（ DC24V 供給、DC4～20mA 出力 ）⑤ レベル計端子部⑥ 機器動作電源、出力 1 用端子

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 44 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

非防爆品の接続端子 （電流出力 [ 2出力 ] 仕様の場合）

⑥

⑨
⑦

⑧

図 3-20 : 非防爆品の電気接続（電流出力 [ 2 出力 ] 仕様の場合）① 機器動作、出力 1 用電源② HART 通信用抵抗（HART 通信時必要）③ アース④ 機器動作電源、出力 1 用ライン：2 線伝送式（DC24V 供給、DC4～20mA 出力）⑤ レベル計端子部⑥ 機器動作電源、電流出力１用端子⑦ 出力 2 用電源⑧ 出力 2 用ライン 2 線伝送式（DC24V 供給、DC4～20mA 出力）⑨ 出力 2 用端子

非防爆品の接続端子 （電流出力 [ 1出力 ] とスイッチ出力仕様の場合）

⑥

⑤
⑨
⑧

⑦

⑪
⑩
⑫

図 3-21 : 非防爆品の電気接続（電流出力 [ 1 出力 ] とスイッチ出力仕様の場合）① 機器動作、電流出力 1 用電源② HART 通信用抵抗（HART 通信時必要）③ アース④ 機器動作電源、出力 1 用ライン：2 線伝送式（DC24V 供給、DC4～20mA 出力）⑤ レベル計端子部⑥ 機器動作電源、出力 1 用端子⑦ スイッチ出力用電源⑧ スイッチ出力用電源ライン： DC24V 供給⑨ スイッチ出力用電源端子⑩ スイッチ出力用ライン⑪ スイッチ出力用端子⑫ PLC、シーケンサなど

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 45 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

3.5.2. 防爆エリアで使用する機器

危険防爆エリアでの機器の動作に関する電気データについては、関連する適合証明書および防爆マニュアルを参照
してください。

3.5.3. 保護等級
機器の保護等級は IP66/68 を満足しており、NEMA タイプ 4X/6（ハウジング）、タイプ 6P（プローブ）も満足しています。

危険

ケーブルグランドが防水性を有している事を確認してください。

図 3-22 :ケーブルの設置の仕方

 パッキンに損傷が無い事を確認してください。
 電気ケーブルに損傷が無い事を確認してください。
 電気ケーブルは規格に合ったものを使用してください。
 ケーブルはケーブルグランドの手前で一度垂れ下がるようにしてください。
水がケーブルを伝って内部に侵入するのを防ぐ事が出来ます。①

 ケーブルグランド②がきちんと締付けられている事を確認してください。
 未使用の配線口にはブラインドプラグを入れてください。③
使用するケーブルの外径は下表を参照してください。

ケーブル
電源供給 / 出力 1 用

出力 2 またはスイッチ出力用

分離形信号ケーブル ②①②

認証

ケーブルの最小 / 最大外径

非防爆／本質安全防爆機器[mm]
6…7.5 ①

耐圧防爆機器

7…10

非防爆／本質安全防爆機器

6…12 ①

耐圧防爆機器

7…12

非防爆／本質安全防爆機器

6…12 ①

耐圧防爆機器

7…12

ステンレス製ケーブルグランドを使用する場合、最小径は 7mm となります。
このケーブルは、分離コンバータハウジングとプローブハウジング間用となります。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 46 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

3.6. ネットワーク
3.6.1. 一般情報
TGF6200 は HART® 協会に認められた HART® 通信を使用します。
機器は 1 対 1 またはマルチドロップでの通信が可能でマルチドロップの場合は最大 63 台まで接続する事が出来ます。
工場出荷時通信仕様は 1 対 1 通信となっています。マルチドロップ通信に変更する方法は設定変更を行ってください。

3.6.2. 1 対１通信

図 3-23: 1 対 1 通信（非防爆）
①
②
③
④
⑤
⑥

機器アドレス（0： 1 対 1 通信の場合）
4...20 mA + HART®
HART® 用通信抵抗
電源供給
HART® モデム
HART® 通信機器

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 47 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

3.6.3. マルチドロップネットワーク

図 3-24: マルチドロップネットワーク（非防爆）
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

機器アドレス ( n+1 マルチドロップネットワークの場合、全ての機器に別のアドレスを設定します )機器アドレス （1 マルチドロップネットワーク用）
4 mA + HART®
HART®通信用抵抗
電源供給
HART® モデム
HART® 通信機器

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 48 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

4 スタートアップ
4.1. 機器のスタートアップ方法
4.1.1. スタートアップ前確認
以下の項目を電源供給前に確認してください。:

 すべての接ガス部（プローブ、プロセス接続部、ガスケット）が容器内の物質に耐食性があり使用可能であること。
 コンバータの機器銘板の記載内容が使用環境に合致していること。
 正しい機器を容器に取付けていること。
 電気接続が規則に則っていること。
危険防爆エリアで使用する場合は使用環境が防爆規格と合っていることを確認してください。

4.1.2. 機器のスタート
 機器に電源を接続する。
 コンバータに電源を供給する。
本体に LCD 表示が付いている製品： 電源投入 5 秒後に表示部に機器名とメーカーのロゴが表示されます。約 10 秒後に測定値が表示されます。

本章および次章の初めの部分は機器の表示および設定変更について記載してあります。機器の操作方法を熟知している場合は、自動セットアップ手順の項に進んでください。

4.2. 動作コンセプト
機器の測定値の確認、設定変更は以下の方法にて実施可能です。:

 本体表示器 コンピュータに専用ソフトウェアーPACTware™.及び機器の DTM をインストールする事により通信ができるようになります。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 49 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

4.3. デジタル表示ユニット
4.3.1. 機器本体表示ユニットレイアウト
測定モード時の表示

距離

図 4-1 : 測定モード時の本体表示ユニットレイアウト
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

出力パーセント値（バーグラフおよびデジタル値：電流出力の種類と表示の種類が同一の場合に表示）
測定表示値の種類（図の例では距離）
機器の状態（NE107 のシンボル表示）
Tag No.（要設定）またはシリアル No.等
データ更新シンボルマーク（データ更新毎に点滅）
測定値および単位
機器状態表示（マーカー）
キーボタン

出力のバーグラフ表示は、測定種類と表示種類が同一の場合に表示されます。
（例：メニュー2.4.1 出力種類で“レベル”を選択し、測定モードでの表示を“レベル”とした場合に バーグラフと% 値が表示されます）

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 50 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

設定モード時の表示

タンク高さ

図 4-2 : 設定モード時の本体表示ユニットレイアウト①②③

パラメータメニュー名称
設定モードシンボルマーク
パラメータのメニューNo.

4.3.2. キーボタンの機能
キーボタンについては、“ P- 60 -5.3.4. キーボタン操作 ”を参照してください。

4.4. PACTware™を使用した通信機能

PACT-ware™ を使用した遠隔通信
PACT-ware™ を使用するとフィールド機器から離れた位置で機器の動作内容、設定変更を行う事が出来ます。
PACT-ware™はフィールド機器用のソフトウェアーでフィールド デバイス ツール（FDT）と合わせて使用します。
FDT はフィールド機器とシステムの情報送信の規格です。
この規格は IEC62453 準拠のものでインストールはユーザーフレンドリー ウィザードにより簡単にできます。

インストールソフトウェアーおよび機器:
Microsoft® .NET Framework バージョン 1.1 または最新バージョン
PACT-ware ™
HART® コンバータ (USB, RS232 )デバイス タイプ マネジャー(DTM)

ソフトウェアーは DVD-ROM などにより供給可能です。ソフトウェアーが必要な場合は弊社に連絡してくだ
さい。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 51 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

PACT-ware™ の表示画面

図 4-3 : PACT-wareTM の表示画面①②③

DTM メニュー
機器情報
設定結果

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 52 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

5 操作方法5.1. ユーザーモード

測定モード

このモードでは測定値の表示を行います。詳細は ” P- 56 - , 5.3. 設定モード” を参照ください。

設定モード

このモードでは設定しているパラメータの確認、調整、容量テーブルの作成、難しいアプリケーシ
ョンにおける設定内容の変更ができます。
スーパーバイザーモードの操作を行うためには、パスワードの入力が必要となります。
詳細は “ P- 89 -5.4.3. 設定内容の保護 ” の項目を参照ください。
パラメータの詳細については “ P- 63 -5.3.5. 機能説明 ” の項を参照ください。

5.2. 測定モード
このモードでは測定値の表示が行われます。以下の内容を選択する必要があります。

 測定種類の選択（レベル、距離、センサ温度、コンバータ温度、出力、出力パーセント、変換テーブルなど）
 測定単位の選択
測定種類によっては設定モードにおいて必要なパラメータを入力しないと使用できないものもあります。

キーボタンを 2 秒未満で押すと標準動作で使用できます。
キーボタンを 2 秒以上押すと「ホットキー」動作で使用できます。
詳細については、下表を参照してください。
キーボタン操作
キーボタン

名称

標準動作

"ホットキー" 動作

設定モードへの移行

機器にインストールされているソフトウェアーver.
とシリアルNo.が表示されます。

測定単位の変更

自動セットアップメニューに入ります。
スーパーバイザーパスワードを入力する必要があります。詳細は、”P- 63 - , 5.3.5.1 自動セットアップ”の手順を参照してください。

下キー

測定種類の変更

設定の概要（設定結果、インストール結果、アプ
リケーション結果、プローブサマリ）が確認できます。
右キーで各概要を選択し、下キーまたは上キーを押して、リストを上下にスクロールできます。右キーをもう一度押すと、測定モードに戻ります。

上キー

測定種類の変更

表示言語メニューに入ります。スーパーバイザーパ
スワードを入力。
表示言語の変更ができます。
エンターキーで測定モードに戻ります。

右キー

エンターキー /エスケープキーIM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 53 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

測定種類
測定名称

内容

レベル

表示と出力の種類の１つです。
ゼロ指示位置から測定面までの高さを表したものです。
（タンク高さ－計測距離）

m,cm,mm,in(inches), ft (feet)

レベル変換

表示と出力の種類の１つです。
タンクの容量または質量を表したものです。この値は、設定モードで容量または質量の変換テーブルを準備し入力する必要があります。入力の方法は、” P- 93 - , 5.4.7.
容量、質量での測定方法 ”の項を参照ください。

kg, t, Ston, Lton, m, cm, mm, in,ft, m3, L, gal, Imp, ft3, bbl,
m3/h, ft3/h

距離表示と出力の種類の１つです。
レベル計の基準位置（ネジまたはフランジ）から液面までの距離を表したものです。

m,cm,mm,in(inches), ft (feet)

アレージ変換

距離変換。 表示と出力の種類の１つです。タンクに入れることができる空の容量または残りの質量を表したものです。この値は、設定モードで容量または質量の変換
テーブルを準備し入力する必要があります。入力の方法
は、 “ P- 93 - , 5.4.7. 容量、質量での測定方法 ” の項を参照ください。
表示と出力の種類の1つです。
容器内の被測定物の誘電率（ε r）を表したものです。
レベル計の出力値

kg, t, Ston, Lton, m, cm, mm, in,ft, m3, L, gal, Imp, ft3, bbl,
m3/h, ft3/h

測定物比誘電率
電流出力 Ｉ
出力 %コンバータ温度
センサ温度
リレー状態

時間

日付

電流出力のパーセンテージ
0% = 4 mA. 100% = 20 mA.
表示と出力の種類の１つです。
コンバータハウジング内の温度を表したものです。

使用可能単位—mA%℃℃
表示と出力の種類の１つです。
センサの電子機器の温度を表したものです。
表示と出力の種類の１つです。
開、 閉
スイッチ出力仕様で納入され、出力２の出力種類が“リレー”に設定されている場合、リレー機能の状態を表しています。
—
表示の種類の１つです。
時間表示方法と時刻は自動セットアップ手順と設定モードのメニューNo. 2.0.0 スーパーバイザーメニューで設定できます。
—
表示の種類の１つです。
日付表示方法と日付は自動セットアップ手順と設定モードのメニューNo. 2.0.0 スーパーバイザーメニューで設定できます。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 54 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

本体表示内容測定モード状態の本体表示は、エンターキーで表示単位の変更、上下キーで測定種類の変更を行うことができます。
[●] キーで単位を切り替え

●

レベル

レベル

0.400 m●レベル

40.0 cm●レベル

400 mm157.4 in

1.312 ft

20%

20%

20%

20%

●

●

●

●

距離

距離

1.600 m

20%
●

距離

距離

距離

160.0 cm●レベル

5.248 ft

629.6 in1600 mm●

測定物比誘電率
2.300
・
・
・

[
][
] キーで測定種
類の表示内容を切り替え

・・・

電流出力 I、出力％、コンバータ温度、センサ温度、時間など●

日付
15 – 07 - 2021

変換テーブルを入力すると容量、質量単位なども表示

●

レベル変換

0.950 m3

レベル変換

0.050 m30.950 tなど●

アレージ変換●レベル変換

950 kg950 L●

アレージ変換

●

●

レベル変換

●

アレージ変換

50 L

50 kg

●

アレージ変換0.050 tなど

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 55 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

5.3. 設定モード
5.3.1. 一般的注意事項
設定モードにおいて機器のパラメータ変更ができます。

 自動セットアップメニューを使用して、機器の設定のための基本的なパラメータ（タンク高さなど）を設定します。
 メニューNo. 1.0.0 上級設定を使用して、難しいアプリケーションに応じた設定変更を行ないます。
上級設定メニューの詳細は、”P- 67 - , 5.3.5.2 上級設定” を参照してください。

 メニューNo. 2.0.0 スーパーバイザーメニューを使用して、機器の診断、変換テーブルの作成、機器リセット、基本設定
パラメータ等のほとんどのパラメータの設定変更が可能です。
スーパーバイザーメニューの詳細は、 “ P- 72 - , 5.3.5.3 スーパーバイザーセットアップ ” を参照してください。

注意

注意

自動セットアップの手順は必ず実施してください。

SIL 承認機器は、認証のために重要なパラメータがあるので設定には注意が必要です。

メニューNo. 3.0.0 、メニューNo. 4.0.0 は工場での設定および技術者向けの内容となります。

5.3.2. 自動セットアップ設定への入り方
次の手順で実行してください。
[]キーを 2 秒以上押します。

画面にラインが表示されパスワードを入力する必要があります。
キーボタンを 6 回（指定された順番で）押すことによりパスワードを入力し、設定モードへ移行できます。

 パスワードを入力します。
工場出荷時のパスワードは、[

[

]、[

]、[

]、[

]、[

]、[

]です。

]キー（はい）を押して自動セットアップ手順を開始します。（詳細は P.63 を参照 ）スーパーバイザーパスワードの“有効”と“無効”の設定について
スーパーバイザーパスワードは工場出荷時には有効（ON）に設定されています。
設定変更方法は、スーパーバイザーセットアップの ”メニューNo.2.7.4 パスワード 有効／無効” を参照してください。

スーパーバイザーパスワードの設定方法
スーパーバイザーパスワードは変更可能です。
パスワード変更方法は、スーパーバイザーセットアップの ”メニューNo.2.7.5 パスワード” を参照してください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 56 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

5.3.3. パラメータメニュー概要
1.0.0 上級設定
測定
モード

設定モード
サブメニュー

>


>


↓↑
1.0.0 上級設定>
↓↑
1.1.0 設置関連設定

設置方法
タンク高さ
長さ単位
変換単位
テーブル入力1.3.1 出力 I 1 設定

1.2.0 変換設定

1.3.0 デバイス設定

1.3.2 出力 I 2 設定 ①

出力種類Ｉ1
出力レンジＩ1
4mA スケーリング I1
20mA スケーリング I1
エラー出力遅延
タンク名称
オプション出力モード ①
出力種類 I2 ②
4mA スケーリング I2 ②
20mA スケーリング I2 ②スイッチ機能 ③
セットポイント／閾値 ③
警報モード ③
ヒステリシス ③
エラーリスト ④

測定物比誘電率 R
コンバータバージョン（分離ケーブル長さ）
プロセスタイプ
プローブタイプ

1.4.0 アプリケーション設定
1.6.0 メンテナンス設定

2.0.0 スーパーバイザー
測定
モード

設定モード
サブメニュー>

↓↑
2.0.0 スーパーバイザー

>


>


↓↑
2.1.1 識別2.2.0 テスト

2.3.0 ベーシックパラメータ

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8

シリアル No.
変換部ファームウェアーVer..
センサファームウェアーVer.
HMIファームウェアーVer.
電子基板レビジョン
メカニカル履歴
電流出力 1 設定
診断
電流出力 2 設定 ①
スイッチ出力テスト ②
タンク高さ
ブロッキング距離
時定数
プローブ長さタンク名称
検知除外
レファレンスオフセット
タンク底オフセット

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 57 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

測定
モード

設定モード
サブメニュー>>
2.0.0 スーパーバイザー>
2.4.0 出力

2.5.0 アプリケーション

2.6.0 通信2.7.0 表示2.8.0 変換テーブル

2.9.0 リセット

2.4.1 出力種類I 1
2.4.2 出力レンジI 1
2.4.3 4mAスケーリングI 1
2.4.4 20mAスケーリングI 1
2.4.5 エラー出力遅延
2.4.6 オプション出力モード
2.4.7 出力種類I 2 ②
2.4.8 出力範囲I 2 ②
2.4.9 4mAスケーリングI 2 ②
2.4.10 20mAスケーリングI 2 ②
2.4.11 スイッチ機能 ③
2.4.12 セットポイント／閾値 ③（エラーリスト ④）
2.4.13 警報モード ③
2.4.14 ヒステリシス ③（遅延 ④）
2.5.1 追従速度
2.5.2 ガス比誘電率R2.5.3 測定物比誘電率R2.5.4 レベル閾値
2.5.6 プローブ端末閾値
2.5.7 測定モード
2.5.8 スナップショットモード
2.6.1 ポーリングアドレス
2.6.2 SV機能
2.6.3 TV機能
2.6.4 FV機能
2.7.1 言語
2.7.2 長さ単位
2.7.3 変換単位
2.7.4 パスワード有効／無効
2.7.5 パスワード
2.7.6 コントラスト
2.7.7 時刻設定
2.7.8 表示モード
2.8.1 長さ単位
2.8.2 変換単位
2.8.3 テーブル入力
2.8.4 テーブル消去
2.9.1 機器リスタート
2.9.2 工場設定リセット

2.10.0 履歴① 電流出力2またはリレー出力仕様のオプションがある場合に表示される。
② 電流出力2またはリレー出力仕様のオプションがあり、メニュー項目1.3.2 で電流を選択した場合に表示される。
③ 電流出力2またはリレー出力仕様のオプションがあり、メニュー項目1.3.2 でリレーを選択した場合に表示される。
④ 電流出力2またはリレー出力仕様のオプションがあり、メニュー項目1.3.2 でリレーを選択し、スイッチ機能でエラーリストを選択した場合に表示される。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 58 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

3.0.0 サービス
n/a

工場での設定、サービス員向けの設定項目です。
確認、変更にはパスワードが必要になります。

4.0.0 マスター
n/ a

工場での設定、サービス員向けの設定項目です。
確認、変更にはパスワードが必要になります。

自動セットアップは、測定モードで[]キーを 2 秒以上押して手順を開始します。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 59 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

5.3.4. キーボタン操作

タンク高さ

図 5-1 : 設定モード時の本体表示①②③

パラメータメニュー名称
設定モードシンボルマーク
パラメータメニューNo.

“ 設定モード ”の時に表示される内容を記載しています。
キー操作による機能は以下に示した内容となります。

キーボタンの設定モードでの機能
キー操作

説

明

右キー

エンターキー /エスケープキー

下キー

上キー

機

能

•サブメニューレベルへの移行（例：パラメータメニューNo.1.0.0 から
1.1.0 への移行）• メニュー項目に入る• メニュー階層の上昇（例：パラメータメニューNo.1.1.0 から 1.0.0 への移行）.
• 測定モードへの移動。設定モードにおいてパラメータの変更を行った
際は設定モードから測定モードに移動するときに保存する/保存しな
いを選択する必要があります。
• メニューリストのスクロールダウン（例：パラメータメニューNo 2.0.0 から 1.0.0 への変更）• サブメニューリストのスクロールダウン（例：パラメータメニューNo 2.2.0 から 2.1.0 への変更）• メニューリストのスクロールアップ（例：パラメータメニューNo 1.0.0 から 2.0.0 への変更）•サブメニューリストのスクロールアップ（例：パラメータメニューNo 2.1.0 から 2.2.0 への変更）

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 60 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

パラメータメニューリスト項目

電流出力 I 1
距離

図 5-2 : パラメータメニューリスト項目①パラメータ項目②パラメータメニュー名称

ここではリストから選択するパラメータ項目を表しています。
キー操作による機能は以下に示した内容となります。

リスト選択を行うパラメータのキーボタン機能
キーボタン

説

明

機

能

動作なし
右キー
パラメータ選択、メニューへ戻る
エンターキー／
エスケープキー
リストの下方向移動
下キー
リストの上方向移動
上キー





IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 61 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

パラメータメニュー数値入力項目

タンク高さ

タンク高さ

図 5-3 : パラメータメニュー数値入力項目①②③④

パラメータメニュー名称とパラメータ項目の内容表示（最初の画面）[]キーボタンを押すと変更可能となります。カーソルは最初の桁を示します。
パラメータメニュー名称
選択桁のカーソル表示

ここでは数値を変更するパラメータ項目を表しています。
キー操作による機能は以下に示した内容となります。

数値入力を行うパラメータのキーボタン機能
キーボタン

説

明

右キー

機

能

・パラメータメニュー項目への移動、設定されている値の確認
・パラメータメニュー項目への移動、設定されている値の変更
・桁送り、最後の桁まで移動後にキーボタン操作を行うと最初の桁に移動。
数値の決定後サブメニューへ戻る。

エンターキー／
エスケープキー
カーソルのある位置の数値を減少させます。
下キー

カーソルのある位置の数値を増加させます。
上キー

上級設定（メニューNo. 1.0.0）とスーパーバイザー（メニューNo. 2.0.0）で変更された設定を保存する方法。
 パラメータ設定内容を変更した場合、[]キーを押して設定内容を決定する必要があります。
[]キーを数回押して “保存“ 画面に移行します。

[]キー又は[
選択して[]キーを押して “保存する” または “保存しない” を選択してください。
]キーにより決定すると、測定モードの表示に戻ります。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 62 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

5.3.5. 機能説明
5.3.5.1 自動セットアップ
基本的なパラメータの設定を行います。
機器を必ず測定容器に設置してから自動セットアップを開始してください。
自動セットアップは、測定モードの状態で[]キーを 2 秒以上押して手順を開始します。
スーパーバイザーパスワードを入力します。（初期パスワードは”P- 56 - , 5.3.2. 自動セットアップ設定への入り方 ”を参照）
自動セットアップを開始してよい場合は、“はい“[]キーを押します。
キャンセルしたい場合は、”いいえ“[]キーを押します。
標準の電流１出力仕様の場合の手順を、 “ P- 82 - , 5.3.6. 自動セットアップの設定方法 ”の項に示しますので参考にしてください。
注意

機器を使用する前に、必ず自動セットアップの手順を実行してください。
製品をご注文時に、レベル計に関するパラメータのデータ設定をご指定いただいた場合のみ、工場出荷時に設定が行われますが、パラメータの設定を弊社で行っている場合でも、内容の確認をしてください。
この手順での設定は、機器のパフォーマンスに影響を与えます。
自動セットアップ
表示内容

選択項目、入力範囲

内容説明

デフォルト

自動セットアップメニューを使用して機器の設定を行います。手順に従い各ステップで正しい値を指定してください。機器が計測を開始する前に、この手順を実行する必要があります。
手順の最後に、機器は一連の確認（プロセス接続の識別（フランジ部 診断）およびプローブ信号（プローブ診断）を行います。また、プローブに沿って障害となる反射信号のスキャン（スナップショット）も行います。
日付／時間
表示方法

時刻設定

日付と時間の表記を設定します。
年 / 月/ 日 24h,
機器に2週間以上電源が入っていない場合は、時刻と日 日 / 月/ 年 12h,付を再設定する必要があります。
日 / 月/ 年 24h,
年 / 月/ 日 12h
時間を設定します。
—
機器に2週間以上電源が入っていない場合は、時刻と日付を再設定する必要があります。
—

日付設定

日付を設定します。
機器に2週間以上電源が入っていない場合は、時刻と日付を再設定する必要があります。

プローブ長さプローブ長さは、レベル計の基準位置（プロセス接続 min-max:
ねじ上端またはフランジ面）からプローブ下端まで プローブ長さは、プローブの種類にの長さを入力。
（ケーブルプローブの場合はウェイト より異なります。
も含みます）
プローブ長さを変更した場合は、ここで新しい値を入力します。詳細については、 “ P- 100 - , 5.4.9. プローブの長さを短くする ”の項を参照してください。

タンク高さ

レベル計の基準位置（プロセス接続ねじ上端またはフランジ面）からゼロ位置までの長さを入力。

min-max:
0.0...99999 mm

日 / 月 / 年 24h——

仕様により変わります。

仕様による。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 63 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

表示内容
測定物比誘電率 R

内容説明

選択項目、入力範囲

容器内の上面測定物の比誘電率が既知であるか不明であるかを選択します。

既知、不明

容器内の測定物の誘電率が“既知”の場合

min-max:
1...115
鉱物類、樹脂類、穀物類、その他

容器内の測定物の誘電率が“不明”の場合
測定物属をリストから選択。

デフォルト

2.5
その他

出力種類 I1

レベル、レベル変換、距離、アレージ レベル
電流出力1の出力種類をリストから選択。
電流出力値は測定モードではバーグラフで表示さ 変換、測定物比誘電率、コンバータ温れます。（選択した出力種類と同じ表示の場合） 度、センサ温度 ①
レベル変換、アレージ変換 などのパラメータは、”
メニューNo. 1.2.0 変換設定” で入力を行うと表示され選択することができます。

4mAスケーリング I1

4 mA (電流出力1)の出力位置を決めます。
min-max:
基準の位置は “タンク高さ” で設定した位置がゼロとなり、ゼロ位置からの距離を入力します。

②

➂

②

➂

20mAスケーリング I1 20 mA (電流出力1)の出力位置を決めます。
基準の位置は “タンク高さ” で設定した位置がゼロとなり、ゼロ位置からの距離を入力します。

min-max:

オプション出力モード

無効、電流、リレー ④

出力2（オプションがある場合）の機能をリストから選択。
“電流” に設定した場合、[出力2] は”4-20mA”を出力します。”電流出力I2” 、”4mAスケーリング
I2”、”20mAスケーリング I2”で電流出力の設定を行ないます。
“リレー“ に設定した場合、[出力2] は”スイッチ
出力”を出力します。”スイッチ機能”、”セットポ
イント／閾値” 、”警報モード”、”ヒステリシス”
でスイッチ出力の設定を行います。

IM-F2100-J01➂

マイクロパルスレベル計- 64 -

TGF6200 取扱説明書

表示内容
出力種類 I2

東京計装株式会社

内容説明

選択項目、入力範囲

出力2の ”出力種類” をリストから選択。
電流出力値は測定モードではバーグラフで表示されます。
（選択した出力種類と同じ表示の場合）
レベル変換、アレージ変換 などのパラメータは、”メニューNo. 1.2.0 変換設定” で入力を行うと表示され選択することができます。

デフォルト

レベル
レベル変換
距離
アレージ変換
測定物比誘電率コンバータ温度
センサ温度 ①

距離

min-max:②③

min-max: ②③

この機能は、オプション出力モードが “電流” に設定されている場合に利用できます。
4mAスケーリング I2

4 mA ( 出力2 )の ”出力位置” を決めます。
基準の位置は ”タンク高さ” で設定した位置がゼロとな
り、ゼロ位置からの距離を入力します。
この機能は、オプション出力モードが “電流” に設定されている場合に利用できます。

20mAスケーリング I2

20 mA ( 出力2 ). の ”出力位置” を決めます。
基準の位置は “タンク高さ” で設定した位置がゼロとな
り、ゼロ位置からの距離を入力します。
この機能は、オプション出力モードが “電流” に設定されている場合に利用できます。

スイッチ機能出力2のスイッチ機能の内容をリストから選択。
スイッチ機能の詳細は、“スイッチ出力”の項を参照してください。
この機能は、オプション出力モードが”リレー”に設定されている場合に利用できます。

セットポイント /閾値

レベル、レベル変換、距離、アレージ変換、測定物 比誘電率、コ
ンバータ温度、センサ温度、電流
mA、電流 %、エラーリスト ①

機器がスイッチ信号を出力するポイントまたは閾値（レ min-max:
ベル、距離など）を入力。

②—

レベル低 警報、レベル高 警報—

この機能は、オプション出力モードが ”リレー” に設定されていて、スイッチ機能が ”エラーリスト” に設定されていない場合に利用できます。
警報モード“レベル低 警報” は、容器内の測定物の量が閾値を下回った場合にスイッチ出力信号を出力します。
“レベル高 警報”は、容器内の測定物の量が閾値を越えた場合にスイッチ出力信号を出力します。
この機能は、オプション出力モードが “リレー” に設定されていて、スイッチ機能が ”エラーリスト” に設定されていない場合に利用できます。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 65 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

表示内容
ヒステリシス

内容説明
スイッチ出力のヒステリシスを設定します。

選択項目、入力範囲

デフォルト

min-max:②—

オーバーフロー、タンク空、コンバータ温度＞最低、コンバータ温度＞最大、センサ温度＜最低、
センサ温度＞最大、誘電率演算停止、
レベルロスト—

例えば、警報モードが “レベル低 警報” で使用し、“セットポイント/閾値” が500mmでヒステリシスを20mmとした場
合、レベル値が480mm以下で警報ONとなり、レベル値が500mm以上で警報OFFとなります。
注意） “レベル低 警報“を使用し、ヒステリシスを設定する
場合は、上記の設定例をよくご確認ください。

エラーリスト

プロセス診断プローブ診断内容物の量は？
空ですか？

また、警報モードが “レベル高 警報” で使用し、“セットポイ
ント/閾値” が3000mmでヒステリシスを 20mmとした場合、レベル値が3000mm以上で警報ONとなり、レベル値が2980m
以下で警報OFFとなります。
この機能は、オプション出力モードが “リレー” に設定されていて、スイッチ機能が ”エラーリスト” に設定されていない場合に利用できます。
スイッチ機能が “エラーリスト” に設定されている場合に設定できます。
エラーリストは、セットポイント／閾値、警報モード、ヒステ
リシスの手順を置き換えます。
エラーリストで指定されたエラー条件が発生した場合に機器はスイッチ出力を出します。
機器は、この手順を自動的に実行します。
診断中は、しばらくお待ちください。
プローブに沿って障害となる反射信号のスキャン（スナップショット）を行うため、容器内の測定物の状態を確認します。
容器内が空の場合は “空” を選択してください。機器はプロー
ブの末端までスキャンします。
容器内が部分的に満たされている場合は “部分的” を選択してください。機器はすぐにスナップショットを実行しスキャンを開始します。
機器が測定物または物体の表面を検知すると、距離（レベル計の基準位置 : プロセス接続ねじ上端またはフランジ下面から検知
した表面までの距離）とメッセージ “測定物の距離ですか？” が表示されます。
測定物の表面までの距離が正しい場合は “イエス” のキーを押します。測定物の表面までの距離が適切でない場合（不要反射など） ”ノー” のキーボタンを押してください。

部分的、空イエス、ノー

スキャン（スナップショット）を行う場合、容器内を空で行うことを推奨します。

フランジ部診断

診断中は、しばらくお待ちください。
診断中は、しばらくお待ちください。

スナップショット

機器は、この手順を自動的に実行します。
しばらくお待ちください。

設定の保存

表示画面には、自動セットアップ手順の概要が表示されます。ボタンを押して設定を確定します。

①”レベル変換“、”アレージ変換“ は変換テーブルを作成した場合にのみ使用できます。
② 単位と範囲は、選択した出力機能、長さの単位、容量の単位によって異なります。
③ 仕様によります。
④ “電流” と “リレー” は、出力 2 のオプション仕様がある場合にのみ使用できます。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 66 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

5.3.5.2 上級設定
難しいアプリケーション向けの設定が必要な場合の設定パラメータとなります。
上級設定メニューの内容は、自動セットアップよりも多くのパラメータがあります。

[]キーボタンを押して、設定モードに入ります。
スーパーバイザーパスワードを入力してください。
（初期パスワードは “ P- 56 - , 5.3.2. 自動セットアップ設定への入り方 ” を参照）

1.0.0 上級設定
メニュー
No.

表示内容

内容説明

選択項目、入力範囲

デフォルト

1.1.0 設置関連 設定
この操作により、クイックセットアップ手順が開始されます。
設置方法

レベル計の設置方法

タンク

タンク

タンク高さ

レベル計の基準位置（プロセス接続ねじ上端またはフランジ面）からゼロ位置までの長さを入力。

min-max:
0.0...99999 mm仕様による。

1.2.0 変換 設定
容量または質量を測定するための変換テーブルを作成します。
機器は、変換テーブルを使用して測定値を容量または質量に変換します。測定値は測定モードで表示されます。
このメニュー項目で、長さの単位を指定してから、変換単位を指定します。
次に最初のポイントの変換テーブルを入力します。
次に、次のポイントを入力します。機器にすべての変換テーブルを入力するまで続けます。
詳細については、 “ P- 93 - , 5.4.7. 容量、質量での測定方法 ” を参照してください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 67 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

メニュー
No.

表示内容

内容説明

選択項目、入力範囲

デフォルト

1.3. デバイス 設定
1.3.1 出力１と出力２またはスイッチ出力の設定を行ないます。
1.3.1

出力 I1 設定

出力１の電流出力設定を行ないます。

出力種類 I1

出力種類をリストから選択します。
電流出力値は測定モードではバーグラフで表示されます。（選択した出力種類と同じ表示の場合）レベル変換、アレージ変換などのパラメータは ”メニューNo. 1.2.0 変換設定” で入力を行うと表示され、選択することができます。
また、仕様により選択できる項目が異なりま
す。

レベル、
レベル変換
距離
アレージ変換
測定物比誘電率コンバータ温度
センサ温度
①

レベル

4-20/HOLD

出力レンジ I1

電流出力値の出力範囲の選択します。
電流出力範囲は、“4...20 mA ”または
“3.8… 20.5mA” (NAMUR NE 43準拠) から選択することができます。
また、エラー発生時出力 “22Ｅ (22 mA) ”
または“3.6Ｅ（3.6 mA）” から選択することができます。
“4...20 mA/HOLD” を選択した場合、エラー発生時はエラー発生直前の電流出力値で保持されます。

4-20/3.6E,
3.8-20.5/22E,
3.8-20.5/3.6E,
4-20/HOLD,
4-20/22E

4mAスケーリング I1

4 mA (出力1)の出力位置を決めます。
基準の位置は “タンク高さ” で設定した位置がゼロとなり、ゼロ位置からの距離を入力します。

min-max:②③

20mAスケーリング I1 20mA (出力1)の出力位置を決めます。
基準の位置は “タンク高さ” で設定した位置がゼロとなり、ゼロ位置からの距離を入力します。

min-max:②③

エラー出力遅延

エラー発生後、電流出力が変化するまでの遅れ時間を設定します。
MN＝分、S＝秒

0 S , 10S , 20S , 30S,
1 MN , 2 MN , 5 MN ,
15 MN

タンク名称

機器を識別するためのタンク名称を設定できます。
最大8文字まで入力できます。

IM-F2100-J01

10 S

TGF6200

マイクロパルスレベル計- 68 -

TGF6200 取扱説明書

メニュー
No.
1.3.2

表示内容

東京計装株式会社

内容説明

選択項目、入力範囲

デフォルト

出力 I2 設定

出力2の電流出力設定またはスイッチ出力設定を行ないます。

オプション出力モード

出力2（オプションがある場合）の機能をリストから選択します。
“電流” に設定した場合、出力２は4-20mAを出力します。”電流出力Ｉ２”、”4mAスケーリング
I2”、”20mAスケーリング I2” で電流出力の設定を行ないます。
“リレー“ に設定した場合、出力２はスイッチ出力を出力します。”スイッチ機能”、”セットポイント／閾値”、”警報モード”、”ヒステリシス”でスイッチの設定を行ないます。

無効、電流、リレー➃③

出力種類 I2

出力2の出力種類をリストから選択します。
電流出力値は測定モードではバーグラフで表示されます。（選択した出力種類と同じ表示の場合）
レベル変換、アレージ変換などのパラメータは、2
メニューNo. 1.2.0 変換設定”で入力を行うと表示され、選択することができます。

レベル、
レベル変換、
距離、
アレージ変換、測定物 比誘電率、コンバータ温度、
センサ温度
⑤

距離

4-20/HOLD

この機能は、オプション出力モードが “電流” に設定されている場合に利用できます。
仕様により選択できる項目が異なります。
電流範囲 I2

電流出力値の出力範囲の選択。
電流出力範囲は、“4...20 mA ” または“3.8… 20.5mA” (NAMUR NE 43準拠) から選択することができます。
また、エラー発生時出力 “22Ｅ (22 mA)” または“3.6Ｅ（3.6 mA）” から選択することができます。
“4...20 mA/HOLD” を選択した場合、エラー発生時
はエラー発生直前の電流出力値で保持されます。

4-20/3.6E,
3.8-20.5/22E,
3.8-20.5/3.6E,
4-20/HOLD,
4-20/22E

4mAスケーリング I2

4 mA (出力 2)の出力位置を決めます。

min-max:②③

min-max:②③

この機能は、オプション出力モードが“電流”に設定されている場合に利用できます。
20mAスケーリング I2 20mA (出力 2)の出力位置を決めます。
この機能は、オプション出力モードが“電流”に設定されている場合に利用できます。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 69 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

メニュー
No.
1.3.2

表示内容

内容説明

選択項目、入力範囲

デフォルト

スイッチ機能出力2のスイッチ出力機能の内容をリストから選択。
スイッチ機能の詳細は、“スイッチ出力” の項を参照
してください。
この機能は、オプション出力モードが “リレー” に設定されている場合に利用できます。
仕様により選択できる項目が異なります。

レベル、レベル変換、距離、 仕様による。
アレージ変換、測定物比誘電率、コンバータ温度、センサ
温度、エラーリスト、電流
mA、電流 % ⑥

セットポイント／閾値

機器がスイッチ信号を出力するポイントまたは閾
値（レベル、距離など）を入力。
この機能は、オプション出力モードが “リレー” に設定されていて、スイッチ機能が ”エラーリスト”に設定されていない場合に利用できます。

min-max:

エラーリストスイッチ機能が “エラーリスト” に設定されている場合、エラーリストは、”セットポイント／閾
値”、”警報モード”、”ヒステリシス” の手順を置き換えます。
エラーリストで指定されたエラー条件が発生した
場合に機器は接点出力を出します。

遅延

—

②

オーバーフロー、
タンク空、
コンバータ温度＜最低
コンバータ温度＞最大、センサ温度＜最低、
センサ温度＞最大、誘電率演算停止、
レベルロスト
エラー発生後、出力が変化するまでの遅れ時間を設定 0～99 Secします。

—

この機能は、オプション出力モードが “リレー” に設定されていて、スイッチ機能が ”エラーリスト”に設定されている場合に利用できます。
警報モード“レベル低 警報” は容器内の測定物の量が閾値を下回った場合にスイッチ出力信号を出力します。
“レベル高 警報”は容器内の測定物の量が閾値を越えた場合にスイッチ出力信号を出力します。
この機能はオプション出力モードが “リレー” に設定されていて、スイッチ機能が ”エラーリスト” に設定されていない場合に利用できます。

レベル低 警報、レベル高 警報—

ヒステリシス

スイッチ出力のヒステリシスを設定します。
例えば、警報モードが “レベル低 警報” で使用
し、“セットポイント/閾値” が500mmでヒステリ
シスを20mmとした場合、レベル値が480mmi以下で警報ONとなり、レベル値が500mm以上で警報OFFとなります。

min-max:―②注意） “レベル低 警報“を使用し、ヒステリシ
スを設定する場合は、上記の設定例をよくご確認ください。
また、警報モードが “レベル高 警報” で使用
し、“セットポイント/閾値” が3000mmでヒステリシスを 20mmとした場合、レベル値が3000mm以上で警報ONとなり、レベル値が2980mm以下で警報OFFとなります。
この機能は、オプション出力モードが “リレー” に設定されていて、スイッチ機能が ”エラーリスト”に設定されていない場合に利用できます。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 70 -

TGF6200 取扱説明書

メニュー
No.

東京計装株式会社

表示内容

内容説明

選択項目、入力範囲

デフォルト

1.4.0 アプリケーション 設定
誘電率に関する設定を行ないます。
測定物比誘電率Ｒ

1.6.0 メンテナンス 設定
コンバータタイプ

容器内の上面測定物比誘電率が既知であるか不明 既知、不明
であるかを選択します。
容器内の測定物の誘電率が既知の場合、誘電率を入力します。

min-max: 1.0 ～.115

2.5

容器内の測定物の誘電率が不明の場合、測定物属をリストから選択します。

鉱物類、樹脂類、穀物類、その他

その他

コンバータ（変換器）の種類を選択します。

C：一体形、
F：分離形、③

標準粉体ネジ、
標準粉体フランジ、
ユニバーサルプロセス③

C： 一体形ハウジング
F：分離コンバータハウジング

①
②
③
④
⑤
⑥

プロセスタイプ

機器のプロセスシールを選択します。

プローブタイプ

プローブタイプをリストから選択します。

メトリック単位の時：
ユニバーサルプローブ、測定画面の単位がメトリックの場合、プローブの寸 シングルロッドφ16、
ケーブルφ8、重錐12×100、
法はミリメートルで表示されます。
ケーブルφ8、重錐38×245、ケーブルφ8、オープン端末、測定画面の単位がインペリアルの場合、プローブのインペリアル単位の時：
寸法はインチで表示されます。
ユニバーサルプローブ、
シングルロッド0.6”、ケーブル 0.32”、重錐.47×3.94”、
ケーブル 0.32” 、重錐 1.5×9.65”、ケーブル 0.32”、オープン端末③“レベル変換”、“アレージ変換”は、変換テーブルを作成した場合のみ利用できます。
単位と範囲は、選択した”出力機能”、”長さ単位”、”容量単位”によって異なります。
仕様によります。
“電流” と “リレー”は、出力 2 のオプションがある場合にのみ使用できます。
“レベル変換”、“アレージ変換”は、変換テーブルを作成した場合のみ利用できます。
“レベル変換”、“アレージ変換”は、変換テーブルを作成した場合のみ利用できます。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 71 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

5.3.5.3 スーパーバイザーセットアップ
基本設定を含むほとんどのパラメータの設定が行える項目となります。
スーパーバイザーセットアップの内容は、自動セットアップや上級設定よりも多くのパラメータがあります。
[]キーボタンを押して、設定モードに入ります。
スーパーバイザーパスワードを入力してください。（初期パスワードは、” P- 56 - , 5.3.2. 自動セットアップ設定への入り方”
を参照）

2.0.0 スーパーバイザーセットアップ
メニュー
No.

表示内容

内容説明

選択項目、入力範囲

デフォルト

2.0.0 スーパーバイザ－セットアップ
2.1.0 識別2.1.1

シリアルNo.

機器のシリアルNo.

表示のみ

2.1.2

変換部のファームウェアーバージョン

表示のみ

センサ部のファームウェアーバージョン

表示のみ

表示部のファームウェアバージョン

表示のみ

2.1.5

変換部ファーム
ウェアーVer.
センサファーム
ウェアーVer.
HMI ファーム
ウェアーVer.
電子基板レビジョン

表示のみ

2.1.6

メカニカル履歴

電子基板レビジョンは、機器に組み込まれたソ
フトウェアの改訂状況を記録するために使用される一連の番号です。
プローブ及びプロセス接続部情報です。

2.1.3
2.1.4

表示のみ

2.2.0 テスト
2.2.1

電流出力1 設定リストから選択した電流出力1のテスト出力[mA]を実施します。出力は測定値とは関係なく、選択した値を出力します。

3.5, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22 mA

2.2.2

診断

機器診断が開始されます。[上キー]または[下キー]を連続で押すと、Function Time(起動時間)、Temperature Conv.(コンバータ温度)、
Temperature Sens.(センサ温度)、Current on
Loop(ループ電流)、Voltage 5.3V(電圧5.3V)、
Voltage on Capacitors(コンデンサー電圧)、
Voltage 3.3V(電圧3.3V)、Reference Pulse
Amp.(基準信号パルス)、Flange Pulse Amp.(フランジ信号パルス)、Level Pulse Amplitude(レベル信号パルス)、Probe End Pulse AMP.(プローブ端末パルス)、Reset Counter(リセットカウンター)、Warning(警告)、Error(エラー)が表示
されます。

表示のみ

2.2.3

電流出力2 設定リストから選択した電流出力２のテスト出力[mA]を実施します。出力は測定値とは関係な
く、選択した値を出力します。

3.5 , 4.0 , 6.0 , 8.0 , 10.0 , 12.0 , 14.0 ,16.0 , 18.0 , 20.0 , 22.0 mA

2.2.4

スイッチ出力テスト

スイッチ出力（開、閉）のテスト信号を出力しま 開、閉
す。

2.2.5

保護テスト

機器にSILオプションがある場合、安全機能が測定範囲全体に適用可能であることを確認するために保護テストを実行する必要があります。機器を設置して起動した直後に、保護テストを実行することをお勧めします。

IM-F2100-J01

3.5 mA

3.5 mA開

マイクロパルスレベル計- 72 -

TGF6200 取扱説明書

メニュー
No.

表示内容

東京計装株式会社

機能説明

選択項目、入力範囲

デフォルト

2.3.0 ベーシックパラメータ
2.3.1

タンク高さ

レベル計の基準位置（プロセス接続ねじ上端またはフランジ面）からゼロ位置までの長さを入力します。

min-max:
0…99.999 m

仕様による。

2.3.2

ブロッキング距離

プローブ上部の非測定範囲です。
プローブ種類および設置条件により必要な値は変わります。

min.-max:
0 m m ～ (2.3.4 プローブ長さ)仕様による。

5S

デフォルト値は、この章の最後に記載されている“P-80- , メニューNo. 2.3.2 ブロッキング距離のデフ
ォルト値“ を参照してください。
2.3.3

時定数

時定数を増加させると表示値は安定傾向になります。
時定数を減少させると表示値の変化が速くなります。

min-max:
0～100S (秒)2.3.4

プローブ長さmin-max:
仕様による。
プローブ長さは、プローブの種類により異なります

2.3.5

タンク名称

プローブ長さは、レベル計の基準位置（プロセス
接続ねじ上端またはフランジ面）からプローブ下端までの長さを入力。（ケーブルプローブの場合はウェイトも含みます）
プローブ長さを変更した場合は、ここで新しい値を入力します。
詳細については、 “ P- 100 - , 5.4.9. プローブの長さを短くする ” の項を参照してください。
機器を識別するためのタンク名称を設定できます。
最大8文字まで入力できます。

2.3.6

検知除外

2.3.7

2.3.8

機器のプロセス接続部下に反射信号を検出しない範囲を設定します。
“メニューNo. 2.3.2 ブロッキング距離” の値より、50mm小さい値を設定することを推奨します。
リファレンス オフ レベル計の基準位置(距離)のオフセット
セット
基準位置はプロセス接続ねじ上端またはフランジ下面となります。
距離測定値をオフセットします。
この数値がプラスの場合、基準位置がレベル計の上方向にオフセットされ、マイナスの場合は下方向にオフセットされます。
詳細は、 “ P- 92 - , 5.4.6. レベルの測定 ” を参照
してください。
タンク底オフセット タンク下部”メニューNo. 2.3.1 , タンク高さ”で設定した基準位置（レベル）のオフセットです。
レベル測定値をオフセットします。
この数値がプラスの場合、タンク下部の基準位置
より下方向にオフセットされ、マイナスの場合は上方向にオフセットされます。
詳細は、 “ P- 92 - , 5.4.6. レベルの測定 ” を参照してください。

TGF6200

min.-max.:
0 mm ～(2.3.4 プローブ長さ)

0 mm

min-max:－(タンク高さ)～＋3000 m

0mm

min-max:－(プローブ長さ)～＋3000 m

0mm

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 73 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

メニュー
No.

表示内容

機能説明

選択項目、入力範囲

デフォルト

2.4.0 出力
2.4.1

出力種類 I1

出力１の出力種類をリストから選択します。
通常は、レベル計の基準位置（プロセス接続部
またはゼロ基準位置）から出力種類に対応した値をスケーリングします。
電流出力値は測定モードではバーグラフで表示されます。（選択した出力種類と同じ表示の場
合）レベル変換、アレージ変換などのパラメータ
は、” メニューNo. 1.2.0 変換設定 ”で入力を行うと表示され、選択することができます。
仕様により選択できる項目が異なります。

レベル、レベル変換、距離、
アレージ変換、測定物 比誘電率、コンバータ温度、
センサ温度
①

レベル

2.4.2

出力レンジ I1

出力1の電流出力値の出力範囲を選択します。
電流出力範囲は、“4...20 mA ”または
“3.8… 20.5mA” (NAMUR NE 43準拠)から選択することができます。
また、エラー発生時出力 “22Ｅ (22 mA)” または “3.6Ｅ（3.6 mA）” から選択することができます。
“4...20 mA/HOLD” を選択した場合、エラー発
生時はエラー発生直前の電流出力値で保持されます。

4-20/3.6E,
3.8-20.5/22E,
3.8-20.5/3.6E,
4-20/HOLD,
4-20/22E

4-20/HOLD

2.4.3

4mAスケーリング I1

4 mA ( 出力1 )の出力位置を決めます。
基準の位置は “P- 73 - , タンク高さ ”で設定した位置がゼロとなり、ゼロ位置からの距離を入力します。

min-max: ②

③

2.4.4

20mAスケーリング I1 20 mA ( 出力1 )の出力位置を決めます。
基準の位置は “ P- 73 - , タンク高さ” で設定した位置がゼロとなり、ゼロ位置からの距離を入力します。

min-max: ②

③

2.4.5

エラー出力遅延

エラー発生後、電流出力が変化するまでの遅れ時 0 S, 10 S, 20 S, 30 S,
1 MN, 2 MN, 5 MN,15 MN間を設定します。
MN＝分、S＝秒

2.4.6

オプション出力モード

出力2（オプションがある場合）の機能をリストから選択します。
“ 電流 ”に設定した場合、出力2は4-20mAを出力します。” 電流出力I 2 ”、” 4mAスケーリン
グ I 2 ”、” 20mAスケーリング I 2 ”で電流出力の設定を行ないます。
“リレー“に設定した場合、出力2はリレー出力を出力します。” スイッチ機能 “、” セットポ
イント／閾値 “、” 警報モード ”、” ヒステリ
シス “でスイッチの設定を行ないます。

IM-F2100-J01

無効、電流、リレー

10 S

③

④

マイクロパルスレベル計- 74 -

TGF6200 取扱説明書

メニュー
No.
2.4.7

表示内容
出力種類 I2

東京計装株式会社

機能説明
出力2の出力種類をリストから選択します。
通常は、レベル計の基準位置（プロセス接続部
またはゼロ基準位置）から出力種類に対応した値をスケーリングします。

選択項目、入力範囲

デフォルト

レベル、レベル変換、距離、 距離
アレージ変換、測定物 比誘電率、コンバータ温度、
センサ温度 ⑤レベル変換、アレージ変換などのパラメータは、メニューNo. 1.2.0 変換設定で入力を行うと表示され選択することができます。
この機能は、メニューNo.2.4.6 オプション出力モードが“電流”に設定されている場合に利用できます。
仕様により選択できる項目が異なります。
2.4.8

出力範囲 I2

出力2の電流出力値の出力範囲を選択します。
電流出力範囲は、“4...20 mA ”または
“3.8… 20.5mA” (NAMUR NE 43準拠)から選択することができます。
また、エラー発生時出力を“22Ｅ (22 mA)”または“3.6Ｅ（3.6 mA）”から選択することができます。
“4...20 mA/HOLD”を選択した場合、エラー発
生時はエラー発生直前の電流出力値で保持されます。

4-20/3.6E,
3.8-20.5/22E,
3.8-20.5/3.6E,
4-20/HOLD,
4-20/22E

4-20/HOLD

2.4.9

4mAスケーリング I2

4 mA ( 出力2 )の出力位置を決めます。

min-max: ②③

min-max: ②③

この機能は、”メニューNo.2.4.6 , オプション出
力モード ”が“ 電流 ”に設定されている場合に利用できます。
2.4.1020mAスケーリング I2 20 mA ( 出力2 )の出力位置を決めます。
この機能は、”メニューNo.2.4.6 , オプション出
力モード ”が“ 電流 ”に設定されている場合に利用できます。

2.4.11スイッチ機能レベル、レベル変換、距離、 仕様による
アレージ変換、測定物 比誘電率、コンバータ温度、スイッチ機能の詳細は、 “ P- 87 - , 5.4.2. スイッ センサ温度、電流 mA、
チ出力（リレー）[オプション] ” の項を参照して 電流 %、エラーリスト⑤
ください。
この機能は、”メニューNo.2.4.6 , オプション出
力モード” が ” リレー ”に設定されている場
合に利用できます。
出力2のスイッチ出力機能の内容をリストから選択します。
仕様により選択できる項目が異なります。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 75 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

メニュー
No.
2.4.12

表示内容

機能説明

選択項目、入力範囲

セットポイント／閾値 機器がスイッチ信号を出力するポイント（レmin-max: ②
ベル、距離など）を入力します。
この機能は、”メニューNo.2.4.6 , オプション出
力モード ”が” リレー ”に設定されていて、” メニューNo.2.4.11 , スイッチ機能 “が” エラーリスト ”に設定されていない場合に利用できます。
エラーリスト“メニューNo.2.4.11 , スイッチ機能 ”が“ エラーリスト ”に設定されている場合に利用できます。
エラーリストで指定されたエラー条件が発生した場合に機器はスイッチ出力を出します。

2.4.13警報モード

2.4.14

ヒステリシス

遅延“レベル低 警報”は、容器内の測定物の量が閾値を下回った場合にスイッチ出力信号を出力します。
“レベル高 警報”は、容器内の測定物の量が閾値を越えた場合にスイッチ出力信号を出力します。
この機能は、”メニューNo.2.4.6 , オプション出
力モード” が“ リレー ”に設定されていて、”
メニューNo.2.4.11 , スイッチ機能 ” が“エラーリスト ”に設定されていない場合に利用できます。
スイッチ出力のヒステリシスを設定します。
例えば、警報モードが“レベル低 警報”で使用し、“セットポイント/閾値”が500mmでヒステリシスを20mmとした場合、レベル値が480mm以下で警報ONとなり、レベル値が500m以上で警報OFFとなります。
注意） “レベル低 警報“を使用し、ヒステリシスを設定する場合は、上記の設定例をよくご確認ください。
また、警報モードが“レベル高 警報”で使用
し、“セットポイント/閾値”が3,000mmでヒステリシスを 20mmとした場合、レベル値が3,000mm以上で警報ONとなり、レベル値が2,980mm以下で警報OFFとなります。
この機能は、”メニューNo.2.4.6 , オプション出
力モード “が“ リレー ”に設定されていて、”
メニューNo.2.4.11 , スイッチ機能 ”が“ エラーリスト ”に設定されていない場合に利用できます。
レベル計がエラーを検出した場合、この機能はスイッチ機能（”開”から”閉”または”閉”から”開”が働くまでの遅延時間を設定できます。
遅延時間の設定時間内にエラー状態でなくな
るとレベル計はエラーを認識しません。
この機能は、” ニューNo.2.4.6 , オプション出力
モード “が“ リレー ”に設定されていて、” メニューNo.2.4.11 , スイッチ機能 ”が“ エラーリ
スト ”に設定されている場合に利用できます。

IM-F2100-J01

オーバーフロー、
タンク空、
コンバータ温度＜最低、コンバータ温度＞最大、センサ温度＜最低、
センサ温度＞最大、誘電率演算停止、
レベルロスト
レベル低 警報、レベル高 警報

デフォルト
仕様による

—

—

min-max: ②

min-max:
0…99 s (秒)1秒 または仕様によるマイクロパルスレベル計- 76 -

TGF6200 取扱説明書

メニュー
No.

表示内容

東京計装株式会社

機能説明

選択項目、入力範囲

デフォルト

2.5.0 アプリケーション
2.5.1

追従速度

追従速度は、容器内の液体の最大レベル変化スピ
ードを満足できる値を設定します。

min-max:
0.1～100 m/min

1.0 m/min2.5.2

ガス比誘電率R

容器内のガスの比誘電率の設定を行います。

min-max:
1.0...115.00

1

TDRを使用して測定を行う場合に重要なパラメー
タ。容器内にあるガスの比誘電率が標準で設定されている値( εr =空気)と大きく違う場合にガスの比誘電率の設定を行います。
2.5.3

測定物比誘電率R

このメニューを使用して、容器内の測定物の比誘電率を自動または手動で計算します。手動または自動の切り替えは、[]キーを押します。

手動、自動自動セットアップの手順で設定されたパラメータによって異なります

2.5.4

レベル閾値

レベル信号閾値の設定を行います。
この値は1～1000の間で設定できます。
実際の測定物からの反射信号の検出ができない場合に設定を行います。
例えば、粉面反射以外の障害反射信号が発生し検知してしまっている場合は閾値の値を増加させます。
粉面反射信号が小さくて検知できない場合は閾値の値を減少させます。
詳細は、 “ P- 96 - , 5.4.8. 閾値と障害反射信号 , “ を参照ください。

min-max:
0...1000

プロセス接続の種類、プローブの種類、コンバータの種類および粉体の比誘電率によって異なります。

2.5.6

プローブ端末閾値

プローブ端末信号閾値の設定を行ないます。
“メニューNo. 2.5.7 , 測定モード” で” 自動モード”を選択した場合に有効になります。
プローブ端末からの信号を検知できない場合に設定を行います。
例えばプローブ端末以外の多くの障害反射が発生し検知してしまっている場合は閾値の値を増加させます。
詳細は、 “ P - 96 - , 5.4.8. 閾値と障害反射信号 “ を参照ください。

min-max:
0...1000

プロセス接続の種類、プローブの種類、コンバータの種類によって異な
ります。

2.5.7

測定モード

測定モードの変更を行います。
“ダイレクトモード”では測定面からの反射信号を検出して測定を行います。”ダイレクトモード”では通常、比誘電率1.6以上の物質を対象とします（プローブ形式による）“自動モード”は、”ダイレクトモード”と”TBFモード”を切り替えて測定を行います。
“TBFモード”は比誘電率の低い物質の測定に使用し、プローブ先端からの信号を検出して測定を行います。

ダイレクト、自動

自動

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 77 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

メニュー
No.
2.5.7

表示内容
スナップショット
モード

機能説明

選択項目、入力範囲“スタティックモード”では、自動セットアップ スタティック,無効の手順のクイックセットアップで取得したデータを使用します。
このモードでは容器内の変化しない障害反射信号のフィルタリングを行います。
“スタティックモード”のデータは電源を切っても保存されています。

デフォルト
スタティック注意！
クイックセットアップ手順を実行する前に、このメニュー項目をスタティックモードにしないでください。
2.6.0 通信
2.6.1

ポーリング
アドレス

ここの数値を”0”に設定するとHART®通信は1対1通信で動作します。
HART®マルチドロップモード使用する場合
は、”0”より大きい値を設定してください。
この際、電流出力は4mAで固定されます。

min-max:
0…63

0

2.6.2

SV機能

HART®コントローラに表示される２番目の測定タイプです。
リストから選択できます。

レベル、
レベル変換
距離、アレージ変換
測定物比誘電率コンバータ温度
センサ温度 ⑤

距離

レベル
レベル変換
距離
アレージ変換
測定物比誘電率コンバータ温度
センサ温度 ⑤

レベル

レベル
レベル変換
距離
アレージ変換
測定物 比誘電率コンバータ温度
センサ温度 ⑤距離

仕様により選択できる項目が異なります。

2.6.3

TV機能

HART®コントローラに表示される３番目の測定タイプです。
リストから選択できます。
仕様により選択できる項目が異なります。

2.6.4

FV機能

HART®コントローラに表示される４番目の測定タイプです。
リストから選択できます。
仕様により選択できる項目が異なります。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 78 -

TGF6200 取扱説明書

メニュー
No.

表示内容

東京計装株式会社

機能説明

選択項目、入力範囲

デフォルト

2.7.0 表示2.7.1

言語

表示言語をリストから選択できます。

日本語、中文、Pyccknn、
Turkce、Cestina、Polski、English、Deutsch、Francais、
Italiano、Espanol、Portugues

日本語またはEnglish

2.7.2

長さ単位

測定モードで表示される長さの単位を選択できます。

m, cm, mm, in (inches), ft (feet)

仕様による。

2.7.3

変換単位

変換単位は変換テーブルにおける変換単位を設定します。
設定した単位は測定モードで表示されます。

kg, t, Ston, Lton, m, cm, mm,in(inches),ft(feet), m3, L (litre),gal (US gallon), Imp (imperial
gallon), ft3, bbl

仕様による。

2.7.4

パスワード
有効 / 無効スーパーバイザーモードの設定をパスワードで保護する必要がある場合は、ここの設定を” はい ” にします。

はい、いいえ

はい

2.7.5

パスワード

パスワードを変更する事ができます。6個のキーの組み合わせを設定します。最初に現在のパス
ワードを入力します。
新しいパスワードを入力し、2回目の入力で確認になります。
新しいパスワードを設定した場合は必ず記録し、大切に保管しておいてください。正しいパスワードが入力できないとパラメータ操作が出来なくなります。

2.7.6

コントラスト

表示のコントラストの設定です。
“0” ～”9” の間で濃淡を選択できます。

min-max:
0…9

6

2.7.7

時刻設定

時間、日付の表示形式を設定します。
機器に2週間以上電源が入っていない場合は、時刻と日付を再設定する必要があります。

日付／時間 表記方法：
年／月／日 24h、
日／月／年 12h、
日／月／年 24h、
年／月／日 12h
時刻設定

日／月／年 24h

—

日付設定

—

無効、レベル、レベル変換、距離、アレージ変換、
測定物 比誘電率、ガス比誘電率、電流出力I、出力％、リレー状態、コンバータ温度、センサ温度、時間、日
付⑥

無効

2.7.8

表示モード

測定モードで表示される測定種類を選択します。
このメニューでレベルなどの測定種類を設定した場合、測定モードで表示種類を変更しても15分を過ぎると、ここで設定した表示に戻ります。
このメニューで “無効“ に設定した場合は、15分を過ぎても表示は変更されません。

[
[
[

]、[
]、[
]、[

]、
]、
]

仕様により選択できる項目が異なります。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 79 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

メニュー
No.

表示内容

機能説明

選択項目、入力範囲

デフォルト

2.8.0 変換テーブル
2.8.1

長さ単位

変換テーブルで使用する長さの単位の選択

m, cm, mm, in (inches), ft (feet)

2.8.2

変換単位

変換テーブルで使用する変換後の単位の選択

kg, t, Ston, Lton, m, cm, mm,in(inches),ft(feet), m3, L, gal(US gallon), Imp (imperial
gallon), ft3, bbl

2.8.3

テーブル入力変換テーブルを作成します。
（最大50ポイントまで入力可能）
入力ポイント“01”から始まり、レベル値と変換後の数値（レベル、容量、質量等）を入力します。この作業を繰り返し、変換テーブルにデータを入力します。
詳細については、 “ P- 93 - , 5.4.7. 容量、質量での測定方法” を参照してください。

min.- max.:
2 ポイント～50ポイント(レベル / 容量または質量)0 entries

2.8.4

テーブル消去変換テーブルのデータを消去することができます。

はい、いいえいいえ

2.9.0 リセット
2.9.1

機器リスタート

機器を再起動させるこができます。

はい、いいえいいえ

2.9.2

工場設定リセット

このメニュー項目で“はい”に設定すると機器は初期設定値に戻ります。

はい、いいえいいえ

2.10.0 履歴
エラー発生履歴を確認することができます。[]キーを押すとエラー内容が表示されます。
[]キーまたは[]キーでスクロールすることができます。
[]キーを1回押すと、エラーはコード番号で表示され、エラーの回数と最後のエラーからの経過時間が、日、時、分、秒の順に表示されます。
詳細については、 “ P- 101 -, 5.5. 状態およびエラーメッセージ ” の項を参照してください。
①
②
③
④
⑤
⑥

"レベル変換", "アレージ変換"は、変換テーブルを作成した場合に選択できるようになります。
設定範囲と単位は、選択した出力機能、長さの単位、容積の単位によって異なります。
仕様によって異なります。
“電流”と“リレー”は、出力 2 のオプション仕様がある機器のみ使用できます。
"レベル変換", "アレージ変換"は、変換テーブルを作成した場合に選択できるようになります。
"レベル変換", "アレージ変換"は、変換テーブルを作成した場合に選択できるようになります。
“リレー状態”は、メニューNo. 2.4.6 が”リレー”に設定されている場合にのみ選択できるようになります。

メニューNo. 2.3.2

ブロッキング距離のデフォルト値
ブロッキング距離（不感帯）

プローブの種類[mm]

Ø16 mm シングルロッド50

Ø8 mm シングルケーブル

50

特殊 ①

50

①このリストに記載されていないプローブの場合注意

自動セットアップを実行した場合の値となります。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 80 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

メニューNo. 2.4.3 4mA スケーリング とメニューNo. 2.4.4 20mA スケーリングのデフォルト値
4mAスケーリング
プローブの種類
各プロープ

20mAスケーリング

[mm]

[mm]

仕様書に基づいた値①

仕様書に基づいた値 または（メニューNO.2.3.1 タンク高さ）－（メニューNo.2.3.2 ブロッキング距離）－50②① 変換テーブルを使用する場合、最初に入力するポイントの値となります。（メニューNo. 2.8.0）② 変換テーブルを使用する場合、最後に入力するポイントの値となります。（メニューNo. 2.8.0）

3.0.0 サービスメニュー
メニュー
No.
3.0.0

表示内容
サービス

機能説明

選択項目

デフォルト

選択項目

デフォルト

このメニューはパスワードによって保護されています。
高度な設定内容になっていますので、このメニューの設定変更は弊社サービス員のみ
変更できます。

4.0.0 マスターメニュー
メニュー
No.
4.0.0

表示内容
マスター

機能説明
このメニューはパスワードによって保護されています。
高度な設定内容になっていますので、このメニューの設定変更は弊社サービス員のみ
変更できます。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 81 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

5.3.6. 自動セットアップの設定方法
標準の電流 1 出力仕様の場合の自動セットアップの手順を参考に示します。

操作手順
表

示

キーボタン操作TGF6200
レベル

内容説明• [E（エンター）]キー2 秒以上長押し測定モードから自動セットアップモードに変更し、ログイン画面を表示させる。

デフォルトパスワードの場合
・[＞], [E], [▼], [▲], [＞], [E]キー

6 文字のパスワードを入力します。

・“はい”の場合： [＞]キーを押す
・“いいえ”の場合： [▲]キーを押す

自動セットアップを開始する場合は [＞] キーボタンを押します。
“いいえ“の[▲]キーを押すと測定モードに戻ります。

・[▼]キーまたは[▲]キーで選択項目を変更できます。
・決定する場合は、[E]キーを押します。

表記方法を選択します。
・年/月/日 24h
・日/月/年 12h
・日/月/年 24h
・年/月/日 12h
変更がない場合は、[E]キーを押します。

・[＞]を押すと、時の数字が反転し、[▲]または[▼]キーで数字を変更できます。
・[＞]を押すと分の 10 の位の数字が反転し、[▲]または[▼]キーで数字を変更できます。
・[＞]を押すと分の 1 の位の数字が反転し、[▲]または[▼]キーで数字を変更できます。
・時刻の設定を確定する場合は、[E]キーを押します。

時刻の設定を行います。
変更がない場合は、[E]キーを押します。

・[＞]を押すと、年の数字が反転し、[▲] 又は[▼]のキーボタンを押して数字を変更できます。
続けて同じ要領で、[＞]を押すと月の数字、日の数字を同じように変更できます。
最後に[E] キーボタンで決定します。

日付の設定を行います。
変更がない場合は、[E]キーを押します。

+ 1400.0 mm
45%

TGF6200

パスワード入力______

自動セットアップはい

いいえ

TGF6200

日付/時間 表記方法
日 / 月 / 年 24h

TGF6200

時刻設定
10：32

TGF6200

日付設定2021-01-05

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 82 -

TGF6200 取扱説明書

表

東京計装株式会社示

キーボタン操作・[＞]キーでカーソルを移動。[▲] 又は [▼]のキーボタンで数字を増減します。
・[E] キーボタンで決定します。

TGF6200

プローブ長さ内容説明
プローブ長さの設定を行います。
変更がない場合は、[E]キーを押します。

3 0 0 0 . 0 mm

TGF6200

タンク高さ
2 7 0 0 . 0 mm

プロセス接続フランジ下面又はネジの上端部からゼロ位置までの長さを入力します。
ここで設定した位置がレベル計測の基点となります。
変更がない場合は、[E]キーを押しま設置方法で“タンク”と表示されます。
[E] キーボタンを押してください。
タンク高さの設定となります。
・[＞]キーでカーソルを移動。[▲] 又は [▼]のキーボタンで数字を増減します。
・[E] キーボタンで決定します。
す。

TGF6200
測定物比誘電率 Ｒ
上面測定物
比誘電率

既知

・“既知”の場合： [＞]キーを押す
・“不明”の場合： [▲]キーを押す

容器内の測定物の比誘電率が既知であるか不明であるかを選択します。

測定物比誘電率Ｒで“既知”を選択した場合：
・[＞]キーでカーソルを移動。[▲] 又は [▼]のキーボタンで数字を増減します。
・[E] キーボタンで決定します。

容器内の測定物の比誘電率の値を入力します。

測定物比誘電率Ｒで“不明”を選択した場合：
・[▲] 又は [▼]キーボタンで選択項目を変更できます。
・[E] キーボタンで決定します。

測定物属をリストから選択します。
・鉱物類
・樹脂類
・穀物類
・その他
変更がない場合は、[E]キーを押します。

・[▲] 又は [▼]キーボタンで電流出力の対象を選択します。
・[E] キーボタンで決定します。

電流出力 1 の出力種類をリストから選択します。
・レベル・距離・測定物比誘電率
・ガス比誘電率・コンバータ温度
・センサ温度※設定や仕様により表示される選択項目が異なります。
変更がない場合は、[E]キーを押します。

不明

TGF6200
測定物比誘電率 Ｒ

2 ．5 0 0

TGF6200

測定物属
その他

TGF6200

出力種類 I1
レベル

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 83 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

表示

キーボタン操作TGF6200

4mA スケーリング I1

・[＞]キーボタンでカーソル位置を移動
・[▲] 又は [▼]キーボタンで数値を増減
・[E] キーボタンで決定します。

0 . 0 mm

TGF6200

20mA スケーリング I1
9 0 0.0

プロセス診断4mA（0%）の位置を入力します。
出力種類 I1 で “レベル“ を選択した場合は①のように”タンクの高さ“で設定したレベル基点位置からの距離を入力します。
出力種類 I1 で “距離” を選択した場合は②のようにレベル計のプロセス接続フランジ下面又はネジの上端のレベル計基準位置からの距離を入力します。

・[＞] キーボタンでカーソル位置を移動
・[▲] 又は [▼]キーボタンで数値を増減
・[E] キーボタンで決定します。

20mA（100%）の位置を入力します。
出力種類 I1 で “レベル“ を選択した場合は①のように”タンクの高さ”で設定したレベル基点位置からの距離を入力します。
出力種類 I1 で“距離”を選択した場合は②のようにレベル計のプロセス接続フランジ下面又はネジの上端のレベル計基準位置からの距離を入力します。

キー操作はする必要はありません。
しばらくお待ちください。

機器はこの手順を自動的実行します。
診断中は、しばらくお待ちください。

・“部分的”の場合： [＞]キーを押します。

プローブに沿って障害となる反射信号のスキャン（スナップショット）を行うため、容器内の測定物の状態を確認します。
容器内が空の場合は、“空”を選択してください。
機器はプローブの末端までスキャンを行います。
容器内が部分的に満たされている場合は、“部分的”を選択してください。

mm

TGF6200

内容説明〇

プローブ診断内容物の量は？
空ですか？
部分的・“空”の場合： [▲]キーを押します空

スキャン（スナップショット）を行う場合、容器内を空で行うことを推奨します。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 84 -

TGF6200 取扱説明書

表

東京計装株式会社示

キーボタン操作“空“ を選択した場合：

TGF6200

キー操作はする必要はありません。
しばらくお待ちください。

プローブ診断内容説明
機器はプローブ診断、スナップショット、設定の保存の手順を自動的実行します。
実行中は、しばらくお待ちください。

〇〇〇
TGF6200

スナップショット
〇〇〇TGF6200

設定の4mA スケーリング I1

プローブ診断とスナップショットの概要が表示され
ます。
✖： NG
✔： OK

TGF6200

自動セットアップ

いずれかのキーを押します。

いずれかのキーボタンを押すと自動セットアップを終了し測定モードに戻ります。

“部分的“を選択した場合：
レベル計の基準位置（プロセス接続ねじ上端またはフランジ面）から測定物の表面までの距離が正しい場合は、“イエス （ [＞]キー ）”を押します。
測定物の表面までの距離が適切でない場合は、“ノー （ [▲]キー ）”を押します。

“部分的“を選択した場合：
機器はスキャン（スナップショット）を実行し、レベル計の基準位置（プロセス接続ねじ上端またはフランジ面）から測定物の表面までの距離が表示されます。
“イエス“または”ノー”を選択してください。

キー操作はする必要はありません。
しばらくお待ちください。

機器はスナップショット、設定の保存の手順を自動的実行します。
実行中は、しばらくお待ちください。

いずれかのキーを押します。

スナップショットの概要が表示されます。
✖： NG
✔： OK
いずれかのｷｰボタンを押すと自動セットアップを終了し測定モードに戻ります。

プローブ診断✔
スナップショット ✔
TGF6200

測定物の距離ですか？
1234.5イエスｍｍ
ノー

TGF6200

スナップショット
〇〇TGF6200

設定の保存〇〇
TGF6200

自動セットアップ
スナップショット ✔

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 85 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

5.4. 機器のパラメータ構成に関する詳細情報
5.4.1. 電流出力 2 / スイッチ出力 [オプション]
一般的注意事項
電流出力 2 / スイッチ出力は、この機器のオプション仕様となります。
機器の仕様にこのオプションがある場合は、以下の出力モードから選択できます。

 無効 （機能無効）
 電流出力 2 （DC4-20mA 出力） スイッチ出力 （Non-Ex、Ex d：DC24V/6A、AC48V/6A

Ex i：DC24V/1.1A、AC24V/1.1A）

電気接続
電流出力 2 / スイッチ出力の電気接続の詳細については、 “- 30 - , 電気接続“ を参照してください。

出力モードを変更する方法
出力モードは以下の項目で変更できます。

 自動セットアップ手順のオプション出力モード
 上級設定メニューのメニューNo. 1.3.2 出力 I2 セットアップ / オプション出力モード
 スーパーバイザーメニューのメニューNo. 2.4.6 オプション出力モード
電流出力
出力 2 のオプション出力モードが“ 電流 ”に設定されている場合、電流出力設定は” 出力１ ”と同じ手順で使用できます。
 . “ P- 92 - , 5.4.6. レベルの測定 ” の項を参照してください。
 “ P- 91 - , 5.4.5. 距離の測定 ” の項を参照してください。
 “ P- 93 - , 5.4.7. 容量、質量での測定方法 ” の項を参照してください。

スイッチ出力出力 2 のオプション出力モードが“ リレー ”に設定されている場合、 “ P- 87 - , 5.4.2. スイッチ出力（リレー）[オプション] ”の項を参照してください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 86 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

5.4.2. スイッチ出力（リレー）[オプション]
一般的注意事項
スイッチ出力（リレー）は、出力 2 の出力モードとして使用できます。
スイッチ出力（リレー）は、スイッチ機能（レベル、距離、容量、電流出力、コンバータ温度など）が指定された値になると接点信号を出力します。
エラーが発生した場合に接点信号を出力をさせることもできます。

出力モードを変更する方法
出力モードの“ リレー ”は以下の項目で変更できます。
・自動セットアップ手順のオプション出力モード
・上級設定メニューの”メニューNo. 1.3.2 , 出力 I2 セットアップ / オプション出力モード ”・スーパーバイザーメニューの”メニューNo. 2.4.6 , オプション出力モード”

リレー容量
Non-Ex、Ex d : DC24V／6A (IEC 60947-5-1 による)
Ex i
: DC24V／1.1A (IEC 60947-5-1 による)
0.04～288W(VA)

電圧範囲
DC2～24V

電気接続
スイッチ出力の電気接続の詳細については、” P- 30 - , 電気接続 “ を参照してください。

閾値閾値は、機器が接点を “閉“ に設定して信号を出力する値です。
閾値を設定するにはスイッチ機能のパラメータ（レベル、距離、容量など）を設定してから、“設定値／閾値”に値を指定する必要があります。

警報モード
警報モードには、“上限警報”と“下限警報”の２種類あります。
“下限警報”は、容器内の液の量が閾値より低くなった場合、リレー出力信号を出力します。
“上限警報”は、容器内の液の量が閾値を越えた場合、リレー出力信号を出力します。

警報モードは以下の項目で変更できます。
 自動セットアップ手順の警報モード
 上級設定メニューの”メニューNo. 1.3.2 出力 I2 , セットアップ / 警報モード ”
 スーパーバイザーメニューの”メニューNo. 2.4.13 , 警報モード ”

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 87 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

ヒステリシス
ヒステリシスは、リレーの動作が開(OFF)に戻る条件を指定します。
警報モードが“レベル高 警報”に設定されている場合、”セットポイント/閾値”－“ヒステリシス”の値を下回ると接点の動作が開(OFF)に戻ります。
警報モードが“レベル低 警報”に設定されている場合、“セットポイント/閾値”を越えると接点の動作が開(OFF)に戻ります。

[例１]：
スイッチ機能が “レベル”、セットポイント／閾値が “3000mm”、ヒステリシスが ”50mm”、警報モードが“レベル高 警報” に設定されている場合、表示値が 3000mm 以上となった時点でスイッチ動作が閉(ON)となり、その後ヒステリシスが 50mm あるので、一度表示値が 2950mm 以下となるまで上限値を越えていると判断します。
（スイッチ動作が閉（ON）：レベル 3000mm、スイッチ動作が開（OFF）：レベル 2950mm）[例２]：スイッチ機能が “レベル”、セットポイント／閾値が “500mm”、ヒステリシスが ”40mm”、警報モードが“レベル低 警報” に設定されている場合、表示値が 460mm（“セットポイント/閾値”－“ヒステリシス”）以下となった
時点でスイッチ動作が閉(ON)となり、一度表示値が 500mm（セットポイント/閾値）以上となるまで下限値を越えていると判断します。
（スイッチ動作が閉（ON）：レベル 460mm、スイッチ動作が開(OFF)：レベル 500mm）

図 5-4 : リレー出力、警報モード、閾値、ヒステリシス
①
②
③
④
⑤

スイッチ出力を“レベル高 警報“の設定にした場合スイッチ出力を“レベル低 警報”の設定にした場合スイッチ出力が開（OFF）の範囲
スイッチ出力が閉（ON）の範囲
実線： スイッチ出力が閉（ON）に変わる位置
スイッチ機能が“レベル”、警報モードが“レベル高 警報”に設定されている場合、
この閾値の位置は、“セットポイント／閾値”で指定します。
スイッチ機能が“レベル”、警報モードが“レベル低 警報”に設定されている場合、
この閾値の位置は、[“セットポイント／閾値”－“ヒステリシス”] で指定します。
⑥ 点線： スイッチ出力が開（OFF）に戻る位置
スイッチ機能が“レベル”、警報モードが“レベル高 警報”に設定されている場合、
この閾値の位置は、[“セットポイント／閾値”－“ヒステリシス”]で指定します。
スイッチ機能が“レベル”、警報モードが“レベル低 警報”に設定されている場合、
この閾値の位置は、“セットポイント／閾値” で指定します。
⑦ リレー動作のヒステリシスの幅

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 88 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

5.4.3. 設定内容の保護
メニューNo. 2.7.5 パスワード でスーパーバイザーメニューのパスワードを変更できます。
スーパーバイザーパスワードの変更方法

 測定モードで[]キーを押して、設定モードに移行した後に、[]キーを押して“スーパーバイザー”に移行後、[]キーを押します。パスワード入力を求められた場合は、現在のパスワードを入力します。
工場出荷時のパスワードは、[]キー、 [
]キー、[
]キー、[
]キー、[
]キー、[
]キーです。
[]キーを 6 回、[]キーを 1 回、[]キーを押して”メニューNo. 2.7.5 , パスワード”に移動します。
[]キーを押して手順を開始します。
 変更前（現在）の 6 文字のパスワードを入力します。工場出荷時のパスワードは、[]キー、 [
]キー、[
]キー、[
]キー、[
]キー、[
]キーです。
 次に新しい６文字のパスワードを入力します。（4 つのキーを任意の順序で押します）
 新しい 6 文字のパスワードをもう一度入力します。
2 回目に入力した新しいパスワードが 1 回目に入力したものと同じであれば、メニューNo. 2.7 に戻ります。
2 回目に入力した新しいパスワードが 1 回目に入力したものと相違している場合は、再度パスワードを入力し直してください。

[]キーを何度か押し、“保存しない” 画面に移行します。
保存しない場合は、[]キーを押すと設定変更はキャンセルされます。
[]または[]キーを押して “保存する” を選択し、[]キーを押すと設定変更が反映されます。
新しいパスワードが保存され測定モードに戻ります。

新しく設定したパスワードは記録して大切に保管してください。
正しいパスワードが入力できないと、パラメータの操作ができなくなるので注意してください。
スーパーバイザーパスワードを 「有効」 または 「無効」 にする方法
スーパーバイザーパスワードは初期設定で「有効」に設定されています。
この機能を「無効」に設定する必要がある場合は、”メニューNo. 2.7.4 , パスワード 有効／無効” の機能説明を参照してください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 89 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

5.4.4. HART ネットワーク構成

詳細は、” P- 47 - , 3.6. ネットワーク “の項を参照してください。
本機器は HART®通信により機器の情報を送る事が出来ます。
HART®通信可能な機器と 1 対 1 またはマルチドロップモードにおいて通信可能で、マルチドロップモードはアドレスの設定を変更する事により、通信が可能になります。
注意

他のマルチドロップモードで通信を行う機器と異なるアドレスを使用している事を確認してください。

・1 対 1 通信からマルチドロップモードへの変更方法

 スーパーバイザーメニューに移行します。
[[]キーを押し、[]キーを 5 回押して、[] キーを押してメニューNo. 2.6.1 ボーリングアドレス に移行します。

]キーを押して “ボーリングアドレス” の表示にして 001～063 のアドレスを設定します。
アドレスを設定したら[]キーを押して決定します。

 再度[]キーを押して ”保存しない” 画面にします。
保存しない場合は、[]キーを押すと設定変更はキャンセルされます。

[] または [

] キーを押して”保存する“を表示させ、[]キーを押します。

出力は HART マルチドロップ通信に設定され、電流出力は”4mA“に固定されます。
マルチドロップモードでは電流出力は変動しません。
マルチドロップモードから 1 対 1 通信への変更方法

 スーパーバイザーメニューに移行します。
[]キーを押し、[]キーを 5 回押して、[] キーを押して” メニューNo. 2.6.1 , ボーリングアドレス “にします。
[]キーを押して “ボーリングアドレス” の表示にしてアドレスを ” 000 ” に設定します。
アドレスを設定したら[]キーを押して決定します。

 再度[] キーを押して” 保存しない ” 画面にします。
保存しない場合は、[]キーを押すと設定変更はキャンセルされます。

[] または [

] キーを押して”保存する“を表示させ、[]キーを押します。

出力は 1 対 1 通信にセットされ電流出力は 4～20mA または 3.8～20.5mA に変化します。
（電流出力は”メニューNo. 2.4.2 , 出力レンジ ”で設定されたレンジに応じて出力されます。）

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 90 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

5.4.5. 距離の測定
出力種類 I 1, (2)を “距離” に設定すると機器の電流出力は測定距離に応じて出力されるようになります。
距離測定の場合は以下のパラメータを設定します。

 2.4.1 出力種類 I 1 (出力 1) 2.4.7 出力種類 I 2 (オプションの出力 2) 2.3.1 タンク高さ
4mA ,20mA の出力位置の設定の基準位置はレベル計本体のプロセス接続ネジ部上端またはフランジ下面になります。
4mA,20mA の設定位置は測定範囲の下限、上限になります。

注意

ブロッキング距離（不感帯）内に 4mA 位置が設定されている場合、全電流出力範囲を使用することができません。
（ブロッキング距離（不感帯）内は電流出力が変化しませんので、不感帯に入らないように設定値を考慮してください。）

距離を測定する基準点を変更することができ、メニューNo. 2.3.7 リファレンスオフセットを使用します。
基準点をフランジの上に移動する場合は、オフセット距離を正の値で入力します。
基準点をフランジの下に移動する場合は、オフセット距離を負の値で入力します。

図 5-5 : 距離測定
①2.3.1 タンク高さ②2.3.7 リファレンスオフセット③2.3.2 ブロッキング距離④2.4.3 4mA スケーリング I1 （出力１の 4mA 設定）
2.4.9 4mA スケーリング I2 （オプションの出力 2 の 4mA 設定）⑤2.4.4 20mA スケーリング I1 （出力 1 の 20mA 設定）
2.4.10 20mA スケーリング I2 （オプションの出力 2 の 20mA 設定）⑥最大計測測定範囲⑦非測定範囲メニュー項目の詳細は、 “ P - 63 - , 5.3.5. 機能説明 “ の項を参照してください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 91 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

5.4.6. レベルの測定
出力種類 I 1 , (2)を “レベル” に設定すると機器の電流出力は測定レベルに応じて出力されるようになります。
レベル測定の場合は以下のパラメータを設定します。

 2.4.1 出力種類 I1 (出力 1) 2.4.7 出力種類 I2 (オプションの出力 2) 2.3.1 タンク高さ
 2.3.2 ブロッキング距離

4mA ,20mA の出力位置の設定の基準位置は、レベル計本体のプロセス接続ネジ部上端またはフランジ下面より下側にタンク高さで指定した距離だけ離れた位置となります。
4mA,20mA の設定位置は測定範囲の下限、上限になります。
注意

ブロッキング距離（不感帯）内に 20mA 位置が設定されている場合、全電流出力範囲を使用することができません。
（ブロッキング距離（不感帯）内は電流出力が変化しませんので、不感帯に入らないように設定値を考慮してください。）
レベルを測定する基準点を変更でき、メニューNo. 2.3.8 タンク底オフセットを使用します。
基準点をタンク下部の基準点（タンク高さ）より下に移動する場合は、オフセット距離を正の値で入力します。
基準点をタンク下部の基準点（タンク高さ）より上に移動する場合は、オフセット距離を負の値で入力します。

図 5-6: レベル測定
2.3.8 タンク底オフセット
2.3.1 タンク高さ
2.3.2 ブロッキング距離
最大計測測定範囲
2.4.4 20mA スケーリング I 1 （出力 1 の 20mA 設定）
2.4.10 20mA スケーリング I 2 （オプションの出力 2 の 20mA 設定）⑥ 2.4.3 4mA スケーリング I 1 （出力 1 の 4mA 設定）
2.4.9 4mA スケーリング I 2 （オプションの出力 2 の 4mA 設定）⑦ 非測定範囲①②③④⑤

メニュー項目の詳細は、 “ P - 63 - , 5.3.5. 機能説明 ” の項を参照してください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 92 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

5.4.7. 容量、質量での測定方法
レベル計は容量や質量で表示、出力する事ができます。
レベル、容量（質量）変換テーブルは、”メニューNo. 1.2.0 , 変換設定 ” または “ メニューNo. 2.8.0 , 変換テーブル ” に入力することにより、容量または質量とレベルの変換テーブルを作成する事ができます。
テーブルへの入力は( レベル ： 容量 )または( レベル ： 質量 )の組み合わせで入力を行います。
テーブルは最低“ 2 ”ポイント、最大 “50”ポイントまで設定する事ができます。
テーブルの基点はタンク底（ “メニューNo. 2.3.1 タンク高さ” で設定した位置）になります。
注意

テーブルに入力を行う際は、数値を順番に入力してください。(テーブル No. 01,02,03 ....の順番に入力)
入力設定値に矛盾が生じると設定ができなくなるので、事前に変換テーブルを準備の上、入力を行ってください。

テーブル入力

テーブル入力図 5-7: 変換テーブルの入力方法①変換テーブルに入力ポイントがない場合は、「＋」記号が表示されます。
カーソルがこの記号であるときに[]キーを押すと、テーブルに入力ポイントが追加されます。
②変換テーブルで 2 ポイント目であることを表示しています。
③カーソルの位置で数字を変更できます。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 93 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

変換テーブルの作成方法
 1.0.0 上級設定メニューに入った後、[]キーを押します。
パスワード入力を求められた場合は、パスワードを入力します。
[]キーと押して、1.2.0 変換設定まで移行し[]キーを押して手順を開始します。

[]キーまたは[]キーを押して、テーブルで使用する長さ単位を選択し、[]キーで次の手順に進みます。

[]キーまたは[]キーを押して、テーブルで使用する変換単位を選択し、[]キーで次の手順に進みます。

 変換テーブルの最初のポイントを作成します。（入力ポイント[ + ]記号が表示されます）[]キーを押して入力を開始します。

 入力ポイント [ 01 ] と表示され、カーソルが長さの値（初期値：0000.00）に移動します。
[[]キーを押してカーソルの位置を変更し、[]キーで次の手順に進みます。

]キーまたは[]キーを押して各桁の値を変更します。

 カーソルが変換値（初期値：00000.000）に移動します。
[[]キーを押してカーソルの位置を変更し、[]キーまたは[]キーを押して各桁の値を変更します。
]キーを押します。[]キー、[]キーと押して、変換テーブルの 2 番目のポイントを作成します。

 入力ポイント [ 02] と表示され、カーソルが長さの値（初期値：0000.00）に移動します。
[[]キーを押してカーソルの位置を変更し、[]キーで次の手順に進みます。

]キーまたは[]キーを押して各桁の値を変更します。

カーソルが変換値（初期値：00000.000）に移動します。
[]キーを押してカーソルの位置を変更し、[]キーまたは[]キーを押して各桁の値を変更します。
[]キーを押します。次のポイントを作成する場合は、[]キー、[]キーと押します。
この手順を繰り返して、テーブルにポイントを追加します。（最大 50 ポイント）
変換テーブルが完成したら、[]キーを押して手順を完了します。

[]キーを何度か押して、「保存しない」 画面へ戻ります。
保存しない場合は、[]キーを押すと設定変更はキャンセルされます。
[]キーまたは[]キーを押して、画面を 「保存する」 に設定し、[]キーを押します。

レベル計は変換テーブルのデータを保存し、測定モードに戻ります。

出力機能の設定が 「レベル変換」 となっている場合、変換測定値に応じて出力します。
変換テーブルを使用する測定に関連するメニュー項目は次のとおりです。

 1.3.1 出力 I 1 設定 と 2.4.1 出力種類 I 1（出力１） 1.3.2 出力 I 2 設定 と 2.4.7 出力種類 I 2（オプションの出力２） 2.3.1 タンク高さ
 2.3.2 ブロッキング距離

出力種類の設定が 「アレージ変換」 となっている場合、変換測定値に応じて出力します。
変換テーブルを使用する測定に関連するメニュー項目は次のとおりです。

 1.3.1 出力 I 1 設定 と 2.4.1 出力種類 I 1（出力１） 1.3.2 出力 I.2 設定 と 2.4.7 出力種類 I 2（オプションの出力２） 2.3.1 タンク高さ
 2.3.2 ブロッキング距離

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 94 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

容量などの出力値に正確さが必要な場合は下記の範囲に細かくテーブルの入力を行ってください●容器の曲線部分●容器形状が急激に変化する部分

図 5-8: 容量、質量テーブルの入力ポイント① タンク底の基準ポイント② 入力の必要なポイント

変換テーブルの値を変更する方法
 1.0.0 上級設定メニューに入った後、[]キーを押します。
パスワード入力を求められた場合は、パスワードを入力します。
[]キーと押して、1.2.0 変換設定に移行し[]キーで手順を開始します。
[]キーを 2 回押して、テーブル入力に移動します。
[]キーまたは[]キーを押して、テーブル内の変更したいポイントを探します。
[]キーを押すと、カーソルが長さの値に移動します。
[]キーを押して、カーソルの位置を変更し、[]キーまたは[]キーを押して各桁の値を変更します。
[]キーを押して次の手順に移動します。
 カーソルが変換値に移動します。
[]キーを押して、カーソルの位置を変更し、[]キーまたは[]キーを押して各桁の値を変更します。
[]キーを押します。他に変更したいポイントがあれば[]キーまたは[]キーと押して、テーブル内の変更したい
ポイントを探します。まだ変更するポイントがある場合は、この要領を繰り返します。
変換テーブルへの変更が完了したら、[]キーを押して手順を完了します。
[]キーを何度「保存しない」画面が表示されるまで押します。
保存しない場合は、[]キーを押すと設定変更はキャンセルされます。
[]キーまたは[]キーを押して、画面を「保存する」に設定し、[]キーを押します。
レベル計は変換テーブルのデータを保存し、測定モードに戻ります。

容量、質量テーブルの消去方法
 2.0.0 スーパーバイザーメニューに入ります。
[]キーを押した後、パスワード入力を求められた場合は、パスワードを入力します。
]キーを 7 回、[]キーを 1 回、[ ]キーを 3 回押して 2.8.4 テーブル消去に進みます。
]キー、[]キーを押して、パラメータを 「はい」 に設定します。
]キーを「保存しない」画面が表示されるまで押します。
]キーまたは[]キーを押して、画面を 「保存する」に設定し、[]キーを押します。
レベル計は変換テーブルのデータを保存し、測定モードに戻ります。
測定モードでは、テーブルを消去したため、レベル変換、距離変換の測定値は表示しません。

[
[
[
[

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 95 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

5.4.8. 閾値と障害反射信号
一般的注意事項
マイクロパルス信号がレベル計本体より発信され、プローブに沿って進んでいきます。気体と粉体の境界面や容器内の構造物などで反射信号が発生します。ここで発生した反射信号はプローブに沿って戻ってレベル計本体で受信され、信号変換されます。
したがって、構造物などからの反射信号は、不要反射信号となります。
注意

レベル計がレベルを正しく測定できない場合は、自動セットアップ手順にあるスナップショットを使用して障害反射信号を除去してください。
スナップショットを使用しても引き続きレベルを誤計測する場合は、閾値を変更してください。
スナップショットの詳細については、“ P- 63 - , 5.3.5.1 自動セットアップ ” を参照してください。

レベル信号閾値の動作内容
信号閾値は小さい反射信号を除外し、正しいレベル信号を検知する事ができます。
レベル計は以下のメニューを使用します。

 “メニューNo. 2.5.4 “は、測定物の上面で反射した信号を検知する為の閾値を設定します。（レベル閾値） “メニューNo. 2.5.9 “は、プローブ端末で反射した信号を検知する為の閾値を設定します。（プローブ端末閾値）“メニューNo. 2.5.7 “測定モードが 「自動」 の設定で誘電率（εr）が低い物質を測定する場合に、適切なプローブ末端信号が必要となります。

本機器では、測定物の表面で反射した信号増幅率を確認することができます。

メニュー2.5.4 レベル閾値
レベル閾値は、レベル計が容器内の測定物の反射信号を検知して測定できるようにする値です。
この値は、レベル信号増幅率よりも低く設定する必要があります。→次ページ “ 信号閾値の使用方法 ” を参照
レベル信号増幅率の数値は、反射信号と基準信号を比較したもので 1～1,000 で表されます。
レベル計はレベル計の基準位置から液面で発生した反射信号までの距離を測定すると同時に信号増幅率を計測します。
信号増幅率の数値は、このメニューで設定を行う際の参考値となります。

メニュー2.5.6 プローブ末端閾値
プローブ末端閾値は、レベル計がプローブ端末を検知して測定できるようにする値です。
この値は、プローブ末端信号増幅率よりも低く設定する必要があります。→ 次ページ “ 信号閾値の使用方法 ”を参照
プローブ末端信号増幅率の数値は反射信号と基準信号を比較したもので 1～1,000 で表されます。
レベル計はレベル計の基準位置からプローブ末端で発生した反射信号までの距離を測定すると同時に信号増幅率を計測します。
信号増幅率の数値は、このメニューで設定を行う際の参考値となります。

メニュー項目の詳細は、 “ P - 63 - , 5.3.5. 機能説明 ” の項を参照してください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 96 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

信号閾値の使用方法
以下の内容は、レベル閾値についての説明ですが、プローブ末端閾値にも適用されます。
液面の上側に不要反射信号があり、設定している信号閾値が低すぎると、間違ってこの信号をレベル信号として誤検知する場合があります。

レベル閾値

レベル閾値

図 5-9: 閾値の使用方法① 信号増幅率：（上図の左側の例だと、210）[実際の反射信号の大きさ]② 閾値：（上図の左側の例だと、117） [反射信号を検知させるための閾値]③ []キーを押すと、閾値を変更できます。
[]キーを押してカーソルの位置を変更し、[]キーまたは[]キーを押して各桁の値を変更します。
[]キーを押して値を設定し、”2.5.4 レベル閾値”の画面に戻ります。
④ []キーを押すと、一つ階層が戻ります。
⑤ 信号増幅率と閾値の関係が “良い” 場合のマーク。レベル計は、測定面反射信号を捉えることができます。
⑥ 信号増幅率と閾値の関係が “悪い“ 場合のマーク。レベル計は、測定面反射信号ではなく、不要反射信号を捉えます。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 97 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

図 5-10: 信号強度／距離グラフ：閾値
① 信号強度は基準信号パルスに対する値として表される。（0 ～1,000 で表される）② プロセス接続部からの距離③ 不要反射信号：プローブの周囲にあるマイクロパルスの影響範囲内にあるレベルスイッチ等の障害物からの信号④ 測定面反射信号（粉面反射信号）⑤ 閾値が正しい例：レベル計は、不要反射信号を無視し測定面レベルを正しく測定します。
⑥ 閾値が良くない例：閾値が低すぎるため、不要反射信号を検知します。
閾値を再設定してください。
“メニューNo. 1.4.0 アプリケーション設定” の手順を実行して、レベル信号が検知できるように設定することをお勧めします。

 メニューNo.1.0.0 上級設定メニューに入った後、[]キーを押します。
パスワード入力を求められた場合は、パスワードを入力します。
[]キーを３回押して、メニューNo. 1.4.0 アプリケーション設定 に移行します。
[]キーを押して、手順を開始します。
[]を押して次の手順のステップＡまたはステップＢに進みます。

 ステップＡ：
タンクの内容物の誘電率値がわかっている場合は、[]キー(既知)を押して値を入力します。
[]キーを押して、カーソルを右側の次の桁に移動します。カーソルが最後の桁にある場合は、もう一度[して最初の桁に戻ります。
[]キーを押すと桁数が小さくなり、[]キーを押すと桁数が大きくなります。
[]キーを押して次の手順に移動します。

]キーを押 ステップＢ：
タンクの内容物の誘電率値がわからない場合は、[]キー(不明)を押して測定物属を指定します。
測定物属は、[]キーまたは[]キーを押して変更し設定できます。
[]キーを押して次の手順に進みます。
[]キーを数回押すと、“ 保存しない “画面になります。
[]キーまたは[]キーを押して画面を“ 保存する ”に設定し、[]キーを押します。
レベル計は、新しい設定を保存し、測定モードに戻ります。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 98 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

メニューNo. 1.4.0 アプリケーション設定を実行した後、レベル計がレベル信号を検知することができない（不要反射信号を計測している）場合は、手動で閾値を変更して信号を検知させることもできます。以下の手順を実行してください。

 メニューNo. 2.5.4 レベル閾値の最初の画面の左側にある信号増幅率値を確認します。
信号増幅率値を記録（メモ）します。この値を使用して、レベル閾値の新しい値を設定します。
現在設定されている閾値は、画面の右側（信号増幅率のとなり）に表示されます。
[]キーを押して、レベル閾値を変更します。
 レベル閾値の値を大きくします。[]キーを押して、カーソルを右側の次の桁に移動します。
カーソルが最後の桁にある場合は、もう一度[]キーを押して最初の桁に戻ります。

[]キーを押すと桁数が小さくなり、[]キーを押すと桁数が大きくなります。
この値は、変更前の値より大きくしなければなりません。
レベル閾値は、信号増幅率値の半分程度の値に設定することを推奨します。

[[]キーを数回押すと、“保存しない” 画面になります。
]キーまたは[]キーを押して画面を“保存する”に設定し、[]キーを押します。

レベル計は、新しい設定を保存し、閾値を超える最初の信号を検出するようになります。

プローブ端末閾値
レベル計は、TBF モードを使用して誘電率の低い測定物のレベルを測定します。
TBF モードではプローブ端末で発生する信号を基準として使用します。
プローブ端末からの信号が非常に弱い場合は、”プローブ端末閾値”を変更してプローブ端末信号を測定できるようにする必要があります。
レベル閾値を変更する方法と同じ手順で設定できますが、プローブ端末閾値は” メニューNo. 2.5.6 , プローブ端末閾値”で設定できます。
プローブ端末閾値メニュー項目の詳細は、 “ P- 63 - , 5.3.5. 機能説明 ” の項を参照してください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 99 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

5.4.9. プローブの長さを短くする

以下の形式のプローブに対しての情報を記載しています。
 Ø16 mm シングルロッドプローブ Ø8 mm シングルケーブルプローブ （φ38×245mm ウェイト付き）
注意Ø8 mm シングルケーブルプローブ（φ12×100mm ウェイト付き）は、プローブを短くできません。

シングルロッドプローブの短縮方法
 レベル計の基準位置であるプロセス接続部のフランジ下面またはネジの基準位置から必要なプローブの長さを計測し、切断したい位置に目印をつけます。

 ロッドを目印のつけた位置で切断します。 切断後、プローブ長さが正しいことを確認してください。
 本体表示部で測定モードから設定モードに変更し、” メニューNo. 2.0.0 , スーパーバイザーメニュー ”に移行します。
[]キーを押し, パスワード入力を求められた場合は、パスワードを入力します。
]キーを 2 回押して、[]キーを押し 、[]キーを 3 回押して” メニューNo. 2.3.4 , プローブ長さ ”に移行します。[]キーを押してプローブ長さのパラメータに入ります。
[]キーで桁送り、[]キーまたは[]キーで数値を変更し、新しいプローブ長さになったら、[]キーを押して数値を決定し、階層を一つ戻ります。
[]キーを数回押して “ 保存しない ”画面 に移行します[]キーまたは[]キーを押して画面を“ 保存する を表示させ、[]キーを押します。

[注意

プローブ長さを短くした後、自動セットアップ手順を実行します。
手順の詳細については、 “ P- 63 - , 5.3.5. 機能説明 ” の項を参照してください。

シングルケーブルプローブの短縮方法
シングルケーブルプローブは短縮できません。
新しいケーブルプローブの手配が必要になります。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 100 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

5.5. 状態およびエラーメッセージ
5.5.1. 状態表示（マーカー）
機器が動作状態の変化を検知した場合に本体の表示部の右下に 1 つまたは複数の状態表示マーカーが表示されます。
本体表示の左上側には NAMUR 規格による ( NE107 ) フィールド機器における自己監視及び診断に準拠したシンボルマークが表示されます。
メンテナンス用のソフトウェアー：PACTware™ を使用し、コンピュータにより計測機器本体と通信を行い、データ収集を行う事により詳しい情報を得る事が出来ます。
メニューNo. 2.2.2 :診断 （設定モードのスーパーバイザーメニュー）を確認する事によってもさらに詳しい情報を得る事ができます。

状態表示マーカー（ＮＡＭＵＲ ＮＥ 107 シンボルマーク）

図 5-11: 状態表示
① シンボルマーク表示個所② シンボルマーク内容： 故障③ シンボルマーク内容： 機器チェック④ シンボルマーク枚葉： 機器仕様外⑤ シンボルマーク枚葉： メンテナンス⑥ 状態マーカーライン（表示例： マーカー3 が表示）
⑦ 状態マーカーがオンの場合、番号が表示されます。

エラーメッセージの種類
NE 107 状態表示
故障

機器仕様外
メンテナンス

エラーの種類エラー

内容“ メニューNo. 2.10.0 , 履歴 ” にエラーのメッセージが表示された場合は、”メニューNo.
2.4.2 , 出力レンジ I 1 ”、オプションの出力 2 がある場合は”メニューNo. 2.4.8 , 出力範囲 I 2“で設定したエラー発生時出力（3.6mA/22mA/HOLD） を” メニューNo. 2.4.5 , エラー出力
遅延 ” で設定した時間が経過した後に動作させます。

警告

警告のメッセージが表示された場合、電流出力のエラー動作は発生しません。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 101 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

NE107
シンボルマーク

NE107
状態
故障

内容
機器は正常に動作していない状態です。
測定モードで表示されている
状態表示のシンボルマークは削除することはできません。

機能チェック

状態表示
マーカー
1
3
1
1
1
1
2
2
3
2
3
1
1
1
1
1
3
2,4
1

エラーコード（種類）
101 (エラー)
102 (エラー)
103 (エラー)
103 (エラー)
103 (エラー)
104 (エラー)
200 (エラー)
202 (エラー)
203 (エラー)
204 (エラー)
205 (エラー)
206 (エラー)
207 (エラー)
207 (エラー)
207 (エラー)
208( エラー)
209 (エラー)
210 (エラー)
211 (エラー)
501 (エラー)

―

―

4
4
4
4
4
5
4
4
4
3
3
6

(警告)
(警告)
(警告)
(警告)
(警告)
(警告)
(警告)
(警告)
(警告)
(警告)
(警告)
(警告)

エラー
電流出力変動温度仕様範囲外
コンバータ EEPROM
コンバータ RAM
コンバータ ROM
コンバータ 電圧
基準ロスト
ピークロスト (レベルロスト)
センサ処理故障
オーバーフロー
内部通信
プローブ未検出センサ EEPROM
センサ RAM
センサ ROM
オシレータ周波数
センサ不一致空センサハードウェア故障
オプション出力故障

機器は動作している状態です
が測定した値は正しくない場

機器仕様外

メンテナンス

合があります。
このメッセージは一時的に発生するもので、HART 通信を使用している間も表示されます。
動作条件が機器仕様と一致しない場合、測定値が不安定になる可能性があります。

環境条件が良くないため、機器は正常に動作していない場
合があります―――① 注意：この温度では、機器の表示画面は動作しません。

―

ピークロストオーバーフロー空温度仕様範囲外
日付、時間未設定
スナップショット無効
フランジロスト
基準位置範囲外
オーディオ信号オフセット範囲外
温度 <-35°C ①
温度 <75°C ①
プローブ末端診断無効「機器仕様外」のシンボルマークが表示された場合、詳細については、” メニューNo. 2.2.2 , 診断 ” を参照してください。
エラー履歴およびエラーコードに関する内容については、次項の ”エラーハンドリング” を参照してください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 102 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

5.5.2. エラーハンドリング

図 5-12: エラー履歴① エラーコード② エラー発生回数③ 最終エラー発生からの時間 （表示例： 2 日、18 時間 16 分 43 秒）

エラー履歴の確認方法
[]キーを押して、測定モードから設定モードに入ります。”メニューNo.1.0.0 , 上級設定 ”の表示で[ ]キーを押します。
 “メニューNo. 2.0.0 , スーパーバイザー ”で[]キーを押し, パスワード入力を求められた場合は、パスワードを入力します。
[]キーを 9 回押して、” メニューNo. 2.10.0 , 履歴 “に移行します。
[]キーを押して、機器に記録されたエラーを確認します。
複数のエラーが発生している場合は、[]キーまたは[]キーを押すと別のエラーが確認できます。

エラー履歴は、エラーが発生した回数と最後のエラー発生からの経過時間を示します。

エラーが発生してからの時間は、日（D）、時間（H）、分（′）、秒（″）で表示されます。
この経過時間は、機器に電源が供給されている時間のみです。
電源が切れた場合、エラーは機器の内部メモリーに記録され、電源再投入後に経過時間は再びカウントされます。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 103 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

エラー内容と対処方法
バックエンドエラー
エラー
コード

エラーメッセージ

ERR 100

機器リセットDevice reset

ERR 101

電流出力ドリフト
Current output drift

状態
表示
マーカー
1

ERR 103

ERR104仕様温度範囲外
Temperature out of range
変換器メモリー不良
Converter memory failure

コンバータ電圧不良
Converter voltage failure

機器は内部エラーを検出している

電流出力キャリブレーション不良
1
1

ERR 102

発生要因

3

1

1

機器故障.
周囲温度が仕様温度範囲外となっている。
データ消失または破損を引き起こす可能性がある。
機器のハードウェアーが正常に動作していない。

機器のハードウェアーが正常に動作してい
ない。

対処方法
[ メニューNo. 2.2.2 診断 ]で記録されている内容を確認する(設定モード/スーパーバイザーメニュー)
電流のキャリブレーションが必要です。詳細は弊社にお問い合わせくだい。
機器の交換が必要です。
周囲温度の計測を行ってください。
周囲温度が仕様温度範囲内になるまで電源を OFF としてください。
変換部の交換が必要です。
交換方法は “ P- 25 - , 2.7.6. コンバータ
ハウジングの廻し方と取外し方 ” を参照ください。
変換部の交換が必要です。
交換方法は “ P- 25 - , 2.7.6. コンバータ
ハウジングの廻し方と取外し方 ” を参照ください。

センサエラー
エラー
コード

エラーメッセージ

ERR 200

基準パルスロスト
Reference pulse lost

ERR 201

センサ電圧不良
Sensor voltage failure

状態
表示
マーカー
2

1

発生要因

対処方法

基準パルスが設定した基準信号の閾値に達していません。
機器のハードウェアー部分に問題がある可能性があります。

機器が正常に動作している場合は弊社に御連絡ください。
静電気対策が取られている事を確認してください。

ハードウェアー不良

機器に正常に電源が供給されている事を確認してください。
“メニューNo. 2.2.2 , 診断 ”(設定モード/
スーパーバイザーメニュー)で電圧を確認してください。
電圧が正常な場合はコンバータの交換が必要です。コンバータの交換方法の
詳細は “ P- 25 - , 2.7.6. コンバータハウ
ジングの廻し方と取外し方 ” を参照ください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 104 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

センサエラーエラー
コード
ERR 202

エラーメッセージ
レベルロストエラー
Level lost error

状態
表示
マーカー
2, 4
2, 4

発生要因

対処方法

測定面を検出することができない。
測定は中断され最終測定値となっている。
測定面からの反射信号もプローブ端末からの反射信号も検出する事が出来ない。

他の方式を使用して容器内の実レベルを確認してください。
容器内が空か、プローブより低い位置にしか測定物が無い場合には測定範囲内に測定物が来るように補給を行ってください。
容器内にいっぱいに測定物が入っている（実レベルが不感帯内に入っている）場
合には測定可能範囲に実レベルが入るよ
うに抜き出しを行ってください。
測定可能範囲に実レベルが入った後はレベル検知ができるまで待ってください。
比誘電率が 1.6 以上の物質を測定している場合、” メニューNo. 2.5.4 , レベル閾値 ”で画面左側の信号増幅率（反射信号）の大きさを確認し、画面右側の閾値の再設定を行ってください。
比誘電率が 1.6 以下の物質であり、尚且つ、”メニューNo.2.5.7 , 測定モード ”が“ 自動 ”で測定している場合、” メニュ
ー No. 2.5.6 , プローブ端末閾値 ”で画面左側のプローブ端末信号増幅率（反射信号）の大きさを確認し、画面右側の 閾
値 の設定を行ってください。
詳細は、 “ P- 96 -, 5.4.8. 閾値と障害反射信号” を参照してください。
本体の変換部と検出器が正常に接続されている事を確認してください。
オーバーフローの危険があります。測定可能となるまで容器の内容物を抜き出して実レベルを下げてください。
機器の電源を切り、信号ケーブルが確実に接続されている事を確認し、端子のビスをきちんと締めた後に電源を投入してください。
設置環境により自動セットアップが正常に機能していない可能性があります。プロー
ブの周囲に障害物などが無いか確認してください。
問題が解決しない場合は機器の交換が必要になる場合があります。
“P - 25 - , 2.7.6. コンバータハウジングの廻し方と取外し方 ” を参照ください。
コンバータの交換の必要があります。コンバータの交換方法の詳細は “P- 25 - ,2.7.6. コンバータハウジングの廻し方と取外し方 ” を参照ください。
コンバータの交換の必要があります。コンバータの交換方法の詳細は “P - 25 - ,2.7.6. コンバータハウジングの廻し方と取外し方 ” を参照ください。
コンバータの交換の必要があります。コンバータの交換方法の詳細は “ P- 25 - ,2.7.6. コンバータハウジングの廻し方と取外し方 ” を参照ください。

ERR 204

オーバーフローエラー
Overfill error

2, 4

ERR 205

内部コミュニケーショ
ンInternal communication

3, 4

レベルは不感帯内にあります。
測定容器が満量状態となっており、オーバーフ
ローを起こす恐れがあります。
機器のハードウェアー部分またはソフトウェア
ー部分に故障が発生している。コンバータ側がセンサ側と信号の送受信ができなくなっている。

ERR 206

センサ未検出No sensor detected2

ハードウェアーが故障している可能性がある。

ERR 207センサメモリー不良
Sensor memory failure1

ハードウェアーが故障している可能性がある。

ERR 208

オシレータ周波数
Oscillator frequency

1

ハードウェアーが故障している可能性がある。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 105 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社エラー
コード
ERR 209

エラーメッセージ
センサ不一致Sensor not compatible

状態
表示
マーカー
1

発生要因

対処方法

センサ側のソフトウェアーバージョンとコンバータ側のソフトウェアーバージョンの不一致

設定モードで、” メニューNo. 2.1.0 , 識
別 ”に移行します。”メニュー No. 2.1.2 ,
2.1.3 および 2.1.4 ”に表示される機器のソフ
トウェアーバージョンを記録し、弊社にご連絡ください。
下部計測不可範囲よりレベルが上になるよ
うにしてください。

1

接続不良

ERR 210

空
Empty

2, 4

実レベルが下部計測不可範囲にあります。
容器が空になる恐れがあります。

ERR 211

センサハードウェア不良
Sensor Hardware failure1

ハードウェアーが故障している可能性がある。

ERR 501

オプション電流出力不良
Option output failure

1

電流出力キャリブレーション不良

1

機器故障

コンバータの交換の必要があります。コン
バータの交換方法の詳細は” P- 25 - , 2.7.6.
コンバータハウジングの廻し方と取外し方”
を参照ください。
電流のキャリブレーションが必要です。詳細は弊社にお問い合わせくだい。
機器の交換が必要です。

メンテナンス
エラー
コード

エラーメッセージ

状態
表示
マーカー
5

発生要因

対処方法

機器に保存されている“スタティック（静的）”のスナップショットデータと設置条件が一致しません。設定モード（プローブ長さなど）を変更すると、このメッセージが表示されます。このメッセージが表示されている間、保存された“スタティク（静的）”のスナップショットデータは機器では使用されません。①
コンバータは、フランジ下のプローブを検知できません。
コンバータはプロセス接続部（センサー）に接続されていますか？

再度、自動セットアップ手順を実行してください。
設置環境によりスナップショットが機能しない場合があります。設置環境を確認してください。

コンバータの交換の必要があります。コン
バータの交換方法の詳細は“ P- 25 - , 2.7.6.
コンバータハウジングの廻し方と取外し方 ”
を参照ください。
コンバータの交換の必要があります。コン
バータの交換方法の詳細は“ P- 25 - , 2.7.6.
コンバータハウジングの廻し方と取外し方 ”
を参照ください。
周囲温度を確認してください。
周囲温度が仕様温度範囲内になるようにしてください。
周囲温度を確認してください。
周囲温度が仕様温度範囲内になるようにしてください。

―

スナップショット無効
Snapshot invalid―

フランジロスト
Flange lost4―

基準位置範囲外
Reference position
outside range

4

ハードウェアーが故障している可能性があ
ります。①

―

オーディオ信号オフセット範囲外
Audio signal offset
outside range
温度 <－35°C ②
Temperature < -35℃

3

ハードウェアーが故障している可能性があ
ります。①

3

周囲温度が－35℃以下です。①3

周囲温度が＋75℃以上です。①――

温度 >+75°C ②
Temperature > +75℃

IM-F2100-J01

コンバータがプロセス接続部（センサ）に接続されていることを確認してください。
接続されている場合、弊社にご連絡ください。

マイクロパルスレベル計- 106 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

他のエラー
エラー
コード
―

エラーメッセージ
プローブ末端診断無効Probe end analysis not
valid

状態
表示
マーカー
6

発生要因

対処方法

この警告は、プローブ長さを短くしても、
機器のパラメータ設定値 ”メニューNo.
2.3.4 , プローブ長さ ”と同じでない場合に表示されます。
このエラーメッセージが表示されている間は、保存された“ プローブ長さ ”の演算の値は使用されません。

容器内が空の状態で、自動セットアップ手
順を実行してください。

この警告は、” メニューNo. 2.5.2 , ガス比誘電率 R “で設定された値が容器内のガス誘電率と異なる場合に表示されます。
このエラーメッセージが表示されている間は、保存された“プローブ長さ”の演算の値は使用されません。
①②

このエラーメッセージは、電流出力信号には影響しません。
注意：この温度では、機器の表示画面は動作しません。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 107 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

5.5.3 トラブルシューティング症

状表示、出力がでない。

容器内が空なのにレベ
ル出力値がゼロになら
ない。

原

因

処

電源は供給されているか？

電源を供給する。

結線はされているか？

正しく結線をする。

供給電源は正常か？

正しい電源電圧を供給する。

置

容器内が空のときに電源投入をし メニュー [ 2.3.2 : ブロッキング距離 ] を変更する。
ていないか？
メニュー [ 2.5.4 : レベル閾値 ]を変更する。
レベル設定は正しいか？

メニュー [ 2.3.1 : タンク高さ ] および、
メニュー [ 2.4.3 : 4mA スケーリング I 1 ]、メニュー [ 2.4.4 : 20mA スケーリング I 1 ] を確認する。

プローブに付着物はないか？

清掃を行う。

プローブ、ノズルに付着物はない プローブ、ノズルを清掃する。
か？
ノズルを基準とおりに変更する。

測定値が正しくない。

実レベルより高く表示、出力されている。

取付けノズルは基準値以内か？

メニュー [ 2.5.7 : レベル閾値 ] を変更する。
取付けノズル、またはレベルスイッ
チ、温度計などの反射障害を起こす物はないか？

実レベルより低く表示、出力されている。

実レベルと指示レベルに差がある。

メニュー [ 2.3.2 : ブロッキング距離 ] を変更する。

レベル計の設置場所を変更する。
メニュー [ 2.5.7 : レベル閾値 ] を変更する。

実レベルは不感帯内に入っていな 実レベルを下げる。
いか？
供給電源は正常か？
正しい電源電圧を供給する。
” スーパーバイザーモード ” で、メニュー [ 2.3.1 : タンク高さ ] および、
メニュー [ 2.4.3 : 4mA スケーリング I 1 ]、レンジ設定は正しいか？
メニュー [ 2.4.4 : 20mA スケーリング I 1 ] を確認、変更する。
換算表を使用している場合は設定内容を確認する。
エラーメッセージは出ているか？
投入物の影響は受けていないか？

指示値が変動する。

エラー履歴を確認し、エラーの対処方法に従い対処する。
取付け位置を変更する。
投入物の経路を変更する。
メニュー [ 2.5.7 : レベル閾値 ] を変更する。

障害物はないか？

取付け位置を変更する。

粉面変動はないか？

IM-F2100-J01

メニュー [ 2.3.3 : 時定数 ] を変更する。

マイクロパルスレベル計- 108 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

6 メンテナンス
6.1. 保守、定期的なメンテナンス
定期的なメンテナンスは、通常必要ありません。

防爆に関する詳細なデータは、防爆マニュアルを参照してください。

注意
変換器の清掃には漂白剤を使用しないでください。

6.2. 機器の清掃方法
次の手順で実施してください。

 端子箱蓋のねじ山部分はきれいな状態を保つようにしてください。
 機器に汚れが付着した場合は、湿らせた布でふき取ってください。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 109 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

7 テクニカルデータ
7.1. 測定原理
マイクロパルスレベル計 は Time Domain Reflectometry (TDR)と呼ばれる技術を使用したレベル計です。
レベル計は低出力のマイクロパルス信号(電磁波)をプローブと呼ばれる導電体に間欠的に発信を行います。
発信されたマイクロパルスは光速でプローブに沿って伝搬していき、気体と粉体などの境界面で反射します。
反射したマイクロパルスは、再びプローブに沿って戻ってきてレベル計で受信されます。
パルスが発信されてから受信されるまでの時間を測定し、1/2 にしたものがレベル計から被測定物の表面までの移動に要した時間であり、マイクロパルスの移動速度はほぼ一定しているので移動時間からレベル計と測定面の空間距離を算出することができます。
測定された空間距離は、あらかじめ設定されたタンクデータよりレベル値に換算され、4～20mＡの電流出力が出力されます。
測定対象物の圧力変化や温度変化による影響は非常に少なく、比誘電率の変化、密度変化も測定に影響を及ぼしません。

レベル測定（ダイレクトモード）

図 7-1 : レベル測定原理
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

t0 : コンバータからマイクロパルスが発信されます。
t1: 空気中をプローブに沿って測定物に向かって進みます。
t2 : マイクロパルスは測定物の表面で反射します。
t3 : 空気中をプローブに沿ってコンバータに戻っていきますt4 : コンバータはマイクロパルスを受信し信号を記録します。
マイクロパルスは速度 V1 で移動します。
発信信号
発信信号と受信信号の時間差
受信信号

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 110 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

レベル測定（TBFモード）
製品の比誘電率が非常に低い場合（εr<1.6）、マイクロパルスのごく一部のみが測定物の表面で反射されます。
マイクロパルスの大部分は測定物を透過してプローブ端で反射されます。
TBF モードでは測定物のレベルが増加するとマイクロパルスが測定物中を進む移動速度が遅くなるため、プローブ端で反射してくる時間も長くなります。
このような原理を利用して TBF モードは、測定物の表面までの距離を測定します。

TBFモードの比較
・容器内が空の場合のマイクロパルスの発信から受信までの時間
・容器内が満杯または部分的に満たされている場合のマイクロパルスの発信から受信までの時間→ 容器内の測定物のレベル値は、これらの時間差により計算されます。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 111 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

7.2. 最小供給電圧
このグラフは信号ループ内の負荷による最小電圧の参考としてください。

非防爆及び本質安全防爆（Exi）機器

図 7-2 : 22mA 出力時の最小必要電圧（スイッチ出力（リレー）は 30mA 時）：非防爆及び本質安全防爆(Exi)機器
X: 供給電圧 : U [VDC]
Y: ループ負荷抵抗 : RL [Ω]①②

電流出力 1 : DC4-20mA/HART
電流出力 2 : DC4-20mA （注：電流出力 2 を使用する場合、別電源が必要です）
スイッチ出力（リレー）[オプション]

耐圧防爆（Ex d）機器

図 7-3 : 22mA 出力時の最小必要電圧（スイッチ出力（リレー）は 30mA 時）：耐圧防爆(Ex d)機器
X: 供給電圧 : U [VDC]
Y: ループ負荷抵抗 : RL [Ω]①②③

電流出力 1 : DC4-20mA/HART
電流出力 2 : DC4-20mA （注：電流出力 2 を使用する場合、別電源が必要です）
スイッチ出力（リレー）[オプション]

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 112 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

7.3. 温度、圧力範囲
機器には使用可能な温度、圧力範囲がありますが、温度範囲はシール部の材質により変わります。

図 7-4 : 温度／圧力グラフ① 圧力 P [bar]② 温度 T [℃]③ プロセス接続部の圧力／温度範囲

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 113 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

7.4. 計測可能範囲
シングルケーブルおよびシングルロッドプローブ

図 7-5 : 計測可能範囲（シングルケーブル、シングルロッド）
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

TGF6221 シングルケーブルプローブ
TGF6211 シングルロッドプローブ
上部不感帯（ブロッキング距離）：プローブ最上部の測定不可範囲
上部ノンリニア測定範囲：プローブ上部測定精度範囲外部分
下部ノンリニア測定範囲：プローブ下部測定精度範囲外部分
下部不感帯：プローブ最下部の測定不可範囲
ガス（空気）
被測定物
プローブ長さ
容器底までの距離
プローブと容器壁までの最小距離：シングルケーブルおよびシングルロッド:Min.. 300mm

計測制限範囲（不感帯）εr ＞40プローブ形式

εr≦40

上部③

下部⑥

上部③

下部⑥

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

シングルケーブル φ8mm
φ12×100mm ウェイト付き
シングルケーブル φ8mm
φ38×245mm ウェイト付き
シングルロッド φ16mm

50

20

50

60

50

270

50

370

50

20

50

60

計測制限範囲（ノンリニア計測範囲）
εr ＞40プローブ形式シングルケーブル φ8mm
φ12×100mm ウェイト付き
シングルケーブル φ8mm
φ12×100mm ウェイト付き
シングルロッド φ16mm

εr≦40

上部④

下部⑤

上部④

下部⑤

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

150

0

150

0

150

0

150

0

150

0

150

0

計器を容器に設置した後に自動セットアップを実行した場合の数値となります。
自動セットアップを実行しない場合は、不感帯とノンリニア測定範囲の値は増加します。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 114 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

7.5. 外形寸法と質量
7.5.1. 主要コンポーネント

図 7-6 主要コンポーネント①

コンバータハウジング
左側：一体形コンバータハウジング
右側：分離コンバータハウジング、プローブハウジング
プロセス接続部
ネジまたはフランジ接続
プローブ部

②
③

7.5.2. コンバータハウジングおよびプローブハウジング
一体形ハウジング（TGF6200C）

図 7-7 : 一体形ハウジング(TGF6200C)①②

一体形／横形ハウジング（標準）
一体形／縦型ハウジング（オプション）

機器に電流出力 2 またはスイッチ出力のオプションがある場合は、耐圧防爆機器の寸法を参照してください。

寸法
[mm]
a

一体形 / 横形ハウジング
非防爆/
耐圧防爆機器本質安全防爆機器[Ex d][Ex i]
191
258

一体形 / 縦形ハウジング
非防爆/
本質安全防爆機器[Ex i]

耐圧防爆機器[Ex d]

147

210

b

175

175

218

218

c

127

127（153）①

127

127（153）①① 機器に電流出力 2 またはスイッチ出力のオプションがある場合は括弧内の数値
IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 115 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

分離コンバータハウジング(TGF6200F) ／コンバータハウジング

図 7-8 : 分離コンバータハウジング(TGF6200F)／コンバータハウジング

機器に電流出力 2 またはスイッチ出力のオプションがある場合は、耐圧防爆機器の寸法を参照してください。
寸法[mm]

分離コンバータハウジング
非防爆/
本質安全防爆機器[Ex i]

耐圧防爆機器[Ex d]

d

195

195

e

146

209

f

100

100

g

130

130

分離コンバータハウジング(TGF6200F) ／プローブハウジング

図 7-9 : 分離コンバータハウジング(TGF6200F)／プローブハウジング

寸法
[mm]

プローブハウジング
非防爆/
本質安全防爆機器[Ex i]

耐圧防爆機器[Ex d]

a

104

104

b

142

142

c

129

129

コンバータおよびプローブハウジングの質量
質量
ハウジングの種類

アルミニウムハウジング（標準品）
非防爆/
本質安全防爆機器[Ex i]

耐圧防爆機器[Ex d]

ステンレスハウジング（オプション）
非防爆/
耐圧防爆機器本質安全防爆機[Ex d]
器[Ex i]

一体形ハウジング

2.8 kg

3.2 kg

6.4 kg

7.5 kg

分離形コンバータハウジング

2.5 kg

2.9 kg

5.9 kg

7.1 kg

分離形プローブハウジング

1.8 kg

1.8 kg

3.9 kg

3.9 kg

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 116 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

7.5.3 プロセス接続部

図 7-10 : プロセス接続部の種類① フランジ接続 （PTFE プロセスシールシステム）② ネジ接続 （PTFE プロセスシールシステム）

プロセス接続プロセスシールシステム

寸法 [mm]hL

フランジ接続PTFE プロセスシール[標準品]126

プローブ長さネジ接続

PTFE プロセスシール[標準品]94

プローブ長さIM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 117 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

7.5.4 プローブ種類
シングルロッドおよびシングルケーブルプローブの寸法

図 7-11 : シングルケーブルおよびシングルロッド①②③

シングルケーブル(φ8mm) φ38×245mm ウェイト付き
シングルケーブル(φ8mm) φ12×100mm ウェイト付き
シングルロッド(φ16mm)

プローブ長さ ( L ) は、ウェイト長さも含みます。

寸法 [mm]プローブ
L min

L max.

mt

シングルケーブル φ8mm
φ38×245mm ウェイト付き

1,000

40,000245

φ38

シングルケーブル φ8mm
φ12×100mm ウェイト付き1000

40,000100

φ12

シングルロッド φ16mm

600

3,000

―

―

プローブの質量プローブの種類

シングルケーブル φ8mm

シングルロッド φ16mm①

プロセス接続部の質量

プローブの質量[kg][kg/m]

ネジ接続

2.5

フランジ接続

4.0 – 36.5

0.4
①

ネジ接続

2.5

フランジ接続

4.0 – 36.5

プロセス接続

1.6

プローブの質量にはウェイトの質量は含まれていません。

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 118 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

7.5.4 日除け
横形ハウジング（標準品）

図 7-12 : 日除け（横形ハウジング）
①
②
③
④
⑤
⑥

非防爆 または 本質安全防爆機器： 正面
非防爆 または 本質安全防爆機器： 左側面
非防爆 または 本質安全防爆機器： 背面
オプション出力（電流出力２またはスイッチ出力）がある機器 または 耐圧防爆機器： 正面
オプション出力（電流出力２またはスイッチ出力）がある機器 または 耐圧防爆機器： 左側面
オプション出力（電流出力２またはスイッチ出力）がある機器 または 耐圧防爆機器： 背面

寸法 [mm]
日除け

横形ハウジング
（標準）

バージョン

質量
[kg]

a

b

c

d

非防爆、
本質安全防爆機器

243

118

96

77

1.3

オプション出力がある機器、耐圧防爆機器

243

118

166

77

1.5

IM-F2100-J01

マイクロパルスレベル計- 119 -

TGF6200 取扱説明書

東京計装株式会社

縦形ハウジング（オプション）

図 7-13 : 日除け（縦形ハウジング）
①
②
③
④
⑤
⑥

非防爆 または 本質安全防爆機器： 背面
非防爆 または 本質安全防爆機器： 左側面
非防爆 または 本質安全防爆機器： 正面
オプション出力（電流出力 2 またはスイッチ出力）がある機器 または 耐圧防爆機器： 背面
オプション出力（電流出力 2 またはスイッチ出力）がある機器 または 耐圧防爆機器： 左側面
オプション出力（電流出力 2 またはスイッチ出力）がある機器 または 耐圧防爆機器： 正面
質量[kg]

寸法 [mm]
日除け

縦形ハウジング（オプション）

バージョン

非防爆、
本質安全防爆機器
オプション出力がある機器、耐圧防爆機器IM-F2100-J01

a

b

c

d

241

118

96

77

1.3

241

118

166

77

1.5

マイクロパルスレベル計- 120 -

■ サービスネット
製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。
営業所については弊社ホームページをご覧ください。

■ 製品保証弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2023 TOKYO KEISO CO., LTD.
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

https://www.tokyokeiso.co.jp