低 温・恒 温 水 循
環装置（チラー）5

Ultimate standard type – cooling capacity 1200W

冷却能力1200W、スタンダードタイプの決定版

冷却水循環装置 クールエース
Low Temp. Circulation Bath CA-1116A型

1

充実の冷却能力を誇るスタンダードチラー

NEW

乾 燥 器
電 気 炉30℃■−20〜30℃の広い温度設定範囲により、さまざまな使用用途に対応します。冷却能力は液温10℃で1200W（約1030kcal/h）／室温20℃時と充実しています。
■真空コントローラー（P.237・239参照）との接続でシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。
待機中は槽内の温度調節を行ないつつ、定期的に配管へ循環を行なうので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。
■保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱、面倒なバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。
■循環ノズルの向きは360°自由に変更できます。スムーズに変更できるのでチューブに掛かる負荷を軽減できます。
■水系試料の場合は、アスピレーターとエバポレーター（N-1300型・N-1210B型シリーズ、試料フラスコ1L）各2台に接続できます。
■溶媒系試料の場合は、溶媒回収ユニットとエバポレーター（N1300型・N-1210B型シリーズ、試料フラスコ1L）各2台に接続できます。
■RoHS指令に対応した製品です。
■同能力の製品で、純水（イオン交換水を除く）が循環できるCA1115B型、水 道 圧 と ほ ぼ 同 等（0.2MPa）の 循 環 圧 力 を 持 つCA1115C型、アラーム信号出力機能を装備したCA-1115D型があります。
（P.143参照）

＋20℃

2

−

恒 温 器

3
純水製造装置

4
低 温 槽
恒 温 槽

5

低温・恒温
水循環装置
（チラー）

図ア

P.200

揚程（m）

クールエース
CA-1116A■操作部

能通信端子でエバポレーターシステムと連動機

POINTエバポレーター、真空ポンプなど
冷却水循環装置 CA-1116A型

RUN

合成装置

冷凍機・ポンプON、循環開始

STOP

12
振 盪 機

15
培養装置
滅菌装置

16
研究補助準備機器

141■外部循環能力曲線

冷却能力（W）

揚程（m）

14液体クロマト
グ ラ フ

データ■冷却能力曲線

1800
条件・AC100V 50Hz
1600
・循環量 最大1400
室温20℃時1200
室温35℃時
1000
800
600
400
200
0−30 −20 −10010価

14121086

条件・AC100V
・水 20℃時
50Hz
260Hz
42030 40
液温（℃）

0

http://www.eyela.co.jp2468格

真空コントローラー NVC-3000型（P.237参照）との接続により、装置間（エバポレーター・冷却水循環装置・真空ポンプなど）の連動が可能になります。真空コントローラーを停止させると冷却水循環装置も停止（待機）し、エバポレーターの冷却器の冷やし過ぎによる結露を軽減します。

構成 規

循環停止、温調しながら待機

11撹 拌 機
ガラス反 応 容 器
ガラスコーティング

能真空コントローラー
NVC-3000型

1013CA-1116A

品 コ ー ド No.
268440冷却・循環方式
空冷・密閉系向循環4
温度設定範囲－20～30℃（ヒータなし）
2
温度調節精度±2℃
10℃
1200W（1030kcal／h）
冷却能力
02
4 0℃6810 950W
12 （820kcal／h）
1416（at 液温）流量（L/min）−10℃
650W（560kcal／h）
外部循環能力（50/60Hz） 最大流量12／14L／min、最大揚程9.5／13m（吐出圧：0.09／0.13MPa）
温 度 制 御冷凍機ON-OFF制御
温度設定・表示
シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃
漏電・過電流ブレーカ、冷凍機高圧圧力スイッチ、オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、安 全 機 能サービスコンセント用ヒューズ、温度調節器自己診断機能、循環ポンプサーマルプロテクター
付 属 機 能流量ストップバルブ
外 部 入 ・ 出 力 真空コントローラー・エバポレーター（N-1210B型専用）用通信端子
冷凍機・冷媒
空冷式 出力650W・R407C
冷 却 コ イ ル
銅ニッケルメッキ
外部循環ノズル ワンタッチコネクタ 内径10㎜、ワンタッチホースノズル 外径10㎜
水槽材質・寸法（㎜）・容量SUS 304・内径280×270H・16.5L（液量14L）
サービスコンセント
アスピレーター用 AC100V、Max.4A 1個口
5〜35℃
使用周囲温度範囲
340（354）W×384D×851（940）H・約41kg
外 寸 法（㎜）・質 量
電源入力・電源電圧
11A 1.1kVA・AC100V 50／60Hz性8減圧装置定量送液
ポ ン プ式6製

7950Hz60Hz8型■通信端子部

濃縮装置

凍結・噴霧
乾 燥 機

条件・AC100V
・水 20℃時

12106
冷却トラップ装置1410 12 14 16流量（L/min）

格 2¥235,000※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。
※冷却能力は表示能力の±10％です。
※外部循環能力は表示能力の±10％です。
（P.123参照）
を使用してください。
※液温を10℃以下に設定する場合は低温用熱媒体※室温35℃時の冷却到達温度は−10℃です。
※純水は循環できません。純水（イオン交換水を除く）を循環する場合は、CA-1115B型（P.143参照）をお選びください。
※マイナス温度域で1週間以上の終夜連続運転を行なうことが想定される場合
は、特注にて承りますので、お問合せください。
※金属製循環ノズル（ノズル・エルボ Rc3/8、外径10.5㎜）をご使用の際には、別途ご請求ください。
（無償）※（ ）内の寸法は突起物を含みます。

●表示の価格には消費税は含まれておりません。

関連情報はこちらをご参照ください。

POINT

低温用熱媒体➡ P.123■

オプション➡ P.177■

寸法図
Webにて掲載5

低 温・恒 温 水 循
環装置（チラー）

機能・仕様一覧➡ P.127■

細部にわたる親切設計

向きが自由に変えられる
循環ノズル

工具、バンド不要のホース接続

着霜して溶けた水滴を簡単排水

エバポレーターともワンタッチ接続（オプション）

1
乾 燥 器
電 気 炉

2
恒 温 器

3
純水製造装置

循環ノズルの向きは360°自由に変えられるので、チューブに掛かる負荷を軽 減します。
（ ワンタッチ
ホースノズル 外径10㎜）

ノズル 部は低 温になるため着霜 ロータリーエバポレーターの循環し、これが溶けて水滴ができます。 ホース口がCA-1116A型と同様のこの水滴を受け、本体下部にドレ ホース口（ワンタッチコネクタ）の場合、オプションのワンタッチ保ンチューブで排水できます。
冷ホースセットで簡単に接続できます。

4
低 温 槽
恒 温 槽

5

低温・恒温
水循環装置
（チラー）

多彩な安全機能を搭載●冷凍機保護タイマ
温度調節器に80秒の遅延タイマを組込んでいます。
冷凍機が停止状態で、もし温度上昇が設定温度に対して2℃以上あっても、ガス圧が安定するまで再起動せず、冷凍機の起動不良を起しません。
●冷凍機高圧圧力スイッチ
冷凍機過負荷による圧力異常時に、冷凍機を停止し、アラーム表示します。
●オーバーロードリレー
過激な熱負荷に対し、冷凍機を停止し、アラーム表示します。

クールエースPOINT

保 冷ホースを差 込むだけの簡単接続です。従来のようなバンドによる締付けや、締付け不十分による液漏れがありません。
（ワンタッチコネクタ 内径10㎜）●自己診断機能
温度センサ入力チェック
センサ断線時に冷凍機を停止します。
電源電圧異常チェック
電源電圧が10％以上低下するとすべての制御を停止します。正常値に戻れば自動復帰します。
ウォッチドッグタイマ
常時、一定間隔で回路チェックを行ない、ノイズなどでCPU回路が暴走した場合、すべての制御を停止します。暴走の原因がなくなれば自動復帰します。

●サーマルプロテクター
循環ポンプにサーマルプロテクターを内蔵しています。

6冷却
トラップ装置

7
濃縮装置

オプション

ワンタッチ保冷ホース

高圧ポンプ（適用温度−20〜40℃）
循環ホース口にワンタッチ接続ができる、専用の樹脂製保冷ホースです。
チューブ内径6.5×外径10㎜ 2m
製品コードNo.244940
価 格 ¥ 7,600 5 1
チューブ内径6.5×外径10㎜ 5m
製品コードNo.244950
価 格 ¥17,900 5 1

密閉蓋

循環先が開放系の場合に使用します。
製品コードNo.112780
価 格 ¥58,400 5 1

CA-1AS型

アスピレーターを取付けることにより、エバポレーターなどの濃縮装置の減圧・冷却装置として使用できます。
製品コードNo.210570
価 格 ¥135,000 2

高圧ポンプ用ベース

CA-10型

製品コードNo.180520
価 格 ¥18,700 5 1※高圧ポンプHPP-1100型をセットする際に必要です。
製品名（循環装置用）高圧ポンプ型式
HPP-1100製 品 コ ー ド No.
158750
最大流量24／26L／min
外部循環能力最大揚程
24／34m（吐出圧：0.23／0.33MPa）(50／60Hz)
水流量
10／20L／min at 0.2MPa（2kgf／cm）
安全機
能モータカバー、サーキットプロテクター
モータ
出力250Ｗ外 部 循 環 ノ ズ ル 吐出口、戻り口共 外径10.5、12、16㎜ホース口（Rc3／8）
使用液温度範囲−10〜80℃
ポンプ ヘッド材 質
SUS 304
使用周囲温度範囲
5〜35℃
252W×220（241）D×525H
外寸法 HPP 型 本 体（㎜） CA-1116A型 搭 載 時
352W×373D×1170H
質量約11kg
電源
入力3.5／3.7A、0.35／0.37kVA
電源
電圧AC100V 50／60Hz
価格 2¥240,000
規格

アスピレーター

HPP型

水道と同程度の吐出圧（10L／min、196kPaが得られます。圧損失の高い流（2kg／cm2）
路など、標準ポンプでは能力不足の場合にご使用ください。

※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、液温20℃、50Hz、無負荷時での値です。
※このポンプを使用すると、モータの発熱により循環装置の冷却能力は約230W（200kcal／h）程度低下します。
※（ ）内の寸法は突起物を含みます。
製品のご使用の前には「取扱説明書」を必ずお読みください。

●表示の価格には消費税は含まれておりません。

製品に関するお問合せはアイラ・カスタマーセンター

8
減圧装置

9
凍結・噴霧
乾 燥 機

10
合成装置

11

撹 拌 機
ガラス反 応 容 器
ガラスコーティング

12
振 盪 機

13
定量送液
ポ ン プ

14
液体クロマト
グ ラ フ

15
培養装置
滅菌装置

16
研究補助準備機器

142

低 温・恒 温 水 循
環装置（チラー）

5Optionオプション

低温・恒温水循環装置■保冷ホースセット（適用温度−30〜80℃）■ワンタッチ保冷ホースセット（適用温度−20〜40℃）
CA-1116A型、CA-1115C・D・E型、CCA-1112A（S）型、NCA型用

1
乾 燥 器
電 気 炉

2
恒 温 器

3
純水製造装置

4
低 温 槽
恒 温 槽

5

低温・恒温
水循環装置
（チラー）

冷却水を循環する場合に結露を防止します。
チューブ内径 循環水耐圧 長さ 製品コードNo.
1m 112690
9.0（㎜） 0.15MPa 2m 112700
5m 174420
1m 113280
12.0（㎜）
2m 143330
5m 174440
0.1MPa1m 113290
15.0（㎜）
2m 143340
5m 174460

価格5 1¥ 3,600¥ 6,900¥16,200¥ 4,200¥ 8,300¥20,000¥ 5,000¥ 9,900¥23,700

ホースセット一覧

チューブ内径 循環水耐圧 長さ 製品コードNo. 価 格 5 12m 244940 ¥ 7,600
6.5（㎜） 0.8MPa5m 244950 ¥17,900■耐圧保冷シリコンホースセット（適用温度−30〜80℃）
チューブ内径 循環水耐圧 長さ 製品コードNo.
9.0（㎜）
23390012.0（㎜） 0.5MPa 5m 234170
15.0（㎜）234200価格5 1¥42,000¥49,000¥58,000

チューブ内径 循環水耐圧 長さ 製品コードNo.
9.0（㎜）
23512012.0（㎜） 0.5MPa 5m 235150
15.0（㎜）
235180価格5 1¥25,000¥30,000¥35,000

オプション
C-300

対象機種CTP-1000型
C-100
113200 ¥22,000（外径10.5㎜）CTP-1000＋NTS-4000A・B・C型
CTP-3000型
C-300
113220 ¥22,000（外径16.0㎜）
CTP-3000＋NTS-4000型

8
減圧装置■外部温度センサ

9
凍結・噴霧
乾 燥 機

10
合成装置

11

撹 拌 機
ガラス反 応 容 器
ガラスコーティング

13
定量送液
ポ ン プ

14
液体クロマト
グ ラ フ

15
培養装置
滅菌装置

16
研究補助準備機器

177■記録計（P.531参照）
打点式、ペン式など各種備えています。
対象機種 CTP型
・2600C・2600F（F2）・CA-2610（S）
3110（S）
・3310（S）
・4110（S）
・4310
（S）型

STP-100

槽外部へ循環し、循環先の温度に対応して水槽の温度をコントロールするために使用します。
センサ部

径φ3.2 （SUS 304）

150
※単位 a40仕様

製品コードNo.

価格4¥285,000¥275,000

ノズル径が変えられます。

濃縮装置

振 盪 機

CA-3110・3110S・3310・3310S・4110・4110S・4310・4310S型用
チューブ内径 循環水耐圧 長さ 製品コードNo. 価 格 5 119.0（㎜）5m 161280 ¥10,00025.0（㎜） 0.5MPa 5m 161290 ¥12,50012.0（㎜）5m 160340 ¥ 8,300

U-228-1P-500 1ペン250㎜幅 187250
μR-10000 6打点100㎜幅 217060

型 式 製品コードNo. 価格 5 112■ブレードホース（適用温度0〜50℃）■耐圧保冷ブレードホースセット（適用温度0〜50℃）■循環ノズルA型（A-1〜5 真鍮製、A-6〜9 SUS製）

バスに循環用ホースを固定できます。

7

チューブ内径 循環水耐圧 長さ 製品コードNo. 価 格 5 19.0（㎜） 0.15MPa 5m 112720 ¥11,00012.0（㎜） 0.1MPa 5m 144170 ¥19,100

型式
C-100

冷却
トラップ装置チューブ内径 循環水耐圧 長さ 製品コードNo. 価 格 5 19.0（㎜） 0.15MPa 5m 112730¥5,60012.0（㎜） 0.1MPa 5m 150820¥8,800■シリコンホース（適用温度−50〜180℃）■循環ホースクランプ

6■ゴムホース（適用温度−30〜80℃）

1500

型式

ノズル径

外径10.5R3／8A-1
外径13.5R3／8A-2
外径16.0R3／8
A-3
外径20.5R1／2
A-4
外径13.5R1／2
A-5
外径10.5R3／8
A-6
外径16.0R1／2
A-7
外径14.0R3／8
A-8
外径16.0R3／8A-9※各1個入

製品コードNo. 価 格 5 1113110¥1,800113120¥2,000113130¥1,800
161260¥4,700161270¥4,500227630¥2,800229280¥4,600235330¥3,000235340¥3,800■流量調整バルブ
対象機種：CAE-1020A・1020S・1310A・1310S、NCC-3000A・3000B・3000C・3000D・3100A・3100B・3100C・3100D型
製品コードNo.255420 価 格￥13,200 5 1■流量スイッチ
CA-FS2型（流量範囲3〜30L/min）
CA-2610・2610S・2600C・3110・3110S・3310・
3310S・4110・4110S・4310・4310S型用（水、低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲−5〜60℃）※流量調節範囲の上限・下限：最大流量の50〜90％・20〜50％
製品コードNo.199430 価 格￥88,000 5 1■圧力スイッチ
CA-PS4型（調節範囲−0.06〜0.6MPa）
CA-2610・2610S・2600C・3110・3110S・3310・3310S・4110・4110S・4310・4310S型用（水、低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲−20〜120℃）
製品コードNo.199420 価 格￥41,800 5 1■流量計
CA-F型（測定範囲2〜30L/min）
CA-2610・2610S・2600C・3110・3110S・3310・3310S・4110・4110S・4310・4310S型用（水、無色の低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲0〜50℃）
製品コードNo.161250 価 格￥43,600 5 1■圧力計
CA-P型（測定範囲0〜0.98MPa）
CA-2610・2610S・2600C・3110・3110S・3310・3310S・4110・4110S・4310・4310S型用（水、低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲0〜60℃）
製品コードNo.161240 価 格￥20,000 5 1

NCC-F2型（測定範囲2〜30L/min）
NCC型全機種用（水、純水、無色の低温用熱媒体専用、結露なきこと、使用温度範囲5〜50℃）
製品コードNo.255400 価 格￥55,600 5 1※低温熱媒体をご使用の場合の流量値は参考値になります。

NCC-P2型（測定範囲0〜0.4MPa）
NCC型全機種用（水、純水、低温用熱媒体専用、結露なきこと、使用温度範囲5〜50℃）
製品コードNo.255410 価 格￥46,000 5 1（60）
STP-200型

型 式 製品コードNo. 価 格 5 1

対象機種

STP-100 114220 ¥21,200 CTP型、CA-1330型

5-003

オプション

STP-200 113620 ¥28,000 PCC型
STP-300 196730 ¥28,000

P91

CA-2610（S）・2600C・2600F（F2）
・3110（S）・3310（S）・4110（S）
・4310（S）型

http://www.eyela.co.jp●表示の価格には消費税は含まれておりません。Option

5冷却水循環装置（チラー）■ホースセット

ホースセット
一覧

保冷ホースセット（適用温度：－30～80℃）

耐圧保冷シリコンホースセット（適用温度：－30～80℃）

規格（内径） 長さ 循環水耐圧 製品コードNo. 価 格 5 1対応機種（チラー）1m112690 ¥ 3,600 CCA-1112A・S型、9.0㎜ 2m 0.15MPa 112700 ¥ 6,900 CA-1116A・1330型、5m
174420 ¥16,200 CA-1115B・D・E型
1m
12.0㎜

2m
5m

0.1MPa

1m
2m
5m

15.0㎜

113280143330174440113290143340174460¥ 4,200¥20,000

CA-1115F・F2型※純水循環時のみ使用可
NCC型シリーズ

¥ 5,000¥ 9,900¥23,700

CA-2610・2610S型
CA-2600F・F2※純水の循環時の使用可¥ 8,300

規格（内径） 長さ 循環水耐圧 製品コードNo. 価 格 5 1対応機種（チラー）
9.0㎜
233900 ¥42,000 CA-1115C型
CA-1115F・F2型
12.0㎜
234170 ¥49,000
5m0.5MPa
NCC型シリーズ
CA-2600C型
15.0㎜
234200 ¥58,000
CA-2600F・F2型

1※CA-1115F・2600F型は純水循環時のみ使用可能です。

2耐圧保冷ブレードホースセット（適用温度：0～50℃）

恒 温 器

規格（内径） 長さ 循環水耐圧 製品コードNo. 価 格 5 1対応機種
9.0㎜
235120 ¥25,000 CA-1115C型
CA-1115F・F2型
12.0㎜
235150 ¥30,000
5m0.5MPa
NCC型シリーズ
CA-2600C型
15.0㎜
235180 ¥35,000
CA-2600F・F2型

バイトンホース（適用温度：－10～200℃）
規格（内径） 長さ 循環水耐圧 製品コードNo. 価 格 5 1対応機種
13.0㎜ 2m0.1MPa265490 ¥23,000 CA-1115F・2600F型

流量調節バルブ（グローブバルブ）
Rc3/8
真鍮－188370¥5,200

Rc1/2
SUS 304
対応

Rc3/8
SUS 304
対応

188380266140¥9,500¥13,200¥13,200
CCA-1112A・S型
CA-1116A・1330型
CA-1115B・C・D・E・F・F2型
NCC型シリーズ

Rc3/8×Rc3/8
銅ニッケルメッキSUS 304
対応
対応

255420CA-2610・2610S型
CA-2600C・F・F2型

247190¥4,000純水製造装置

45

低温・恒温
水循環装置
（チラー）

224000¥7,700

CCA-1112A・S型
CA-1116A・1330型
CA-1115C・D・E型
NCC型シリーズ

NCC型シリーズ

3CCA-1112A・S型CA-1116A・1330型
CA-1115B・C・D・E・F・F2型
NCC型シリーズ

チラー
オプション

CCA-1112A・S型
CA-1116A・1330型
CA-1115C・D・E型
NCC型シリーズ

対応機種
（チラー）

流量ストップバルブ

Rc3/8
SUS 304－乾 燥 器
電 気 炉

低 温 槽
恒 温 槽

※CA-1115F・2600F型は純水循環時のみ使用可能です。

■バルブ類
製 品 名
規格材
質
RoHS指令製品コードNo.
価格 5 1

低 温・恒 温 水 循
環装置（チラー）オプション※CCA型でボールバルブを使用する際は、標準装備の継手使用時のバルブ操作用としてご使用ください。

■金属配管
製 品 名 金属ノズルセット
詳
細2組
外径10.5㎜
規格
ノズル・エルボRc3/8
製品コードNo.
価 格 5 1242420¥6,000

CCA-1112A・S型
対応機種
CA-1116A・1330型（チラー）
CA-1115B・C・D・E型

フレキ配管継手

SUS製フレキ配管セット－
呼び径13㎜（G1/2メネジ）
1m2m（耐圧0.75MPa） （耐圧0.75MPa）

回転エルボ

配管を延長する
場合にバイパスライン

バイパスラインセット

流 量 を1L/minま で 絞－
循環水の圧力調整る場合や循環液が少なや、配管径が細い流い場合に流量を絞って路に循環する場合にPT3/8（メネジ） 循環したい場合にG1/2×R3/8265500¥7,500265510¥15,400265450¥7,100247180¥3,800CA-1115F・F2型
CA-2600F・F2型

CA-1115F・F2型
CA-2600F・F2型

CA-1115F・F2型
CA-2600F・F2型

CCA-1112A・S型
CA-1116A・1330型
CA-1115C・D・E型

260590265470¥56,000¥26,300

NCC型シリーズCA-1115F・F2型
CA-2600F・F2型

製 品 名

ROL-100

出力リード線
ROL-500

ROL-1000

温度出力とアラーム出力兼用の接続リード線です。
1m5m
10m

114230¥13,700

225890¥17,600

225900¥18,100

外部温度センサ
STP-100
STP-300
3線式
白金測温抵抗体

サーミスタ

114220¥21,200

196730¥28,000

遠隔操作リード線 5m
RC-110

記録計出力付
温度センサ

温度調節・循環ポンプ・電源 計測したチラー水温度を記録
ON-OFFを遠隔操作します。 計にアナログ出力します。

234340¥19,800

257570¥28,000

CCA-1112A・S型
CA-1115D・Ｅ型
対応機種
CA-1116A・1330型
CA-2610・2610S型
CA-1330型
CA-2610・2610S型
CA-2600C・F・F2型
CA-1115B・C・D・E・F・F2型（チラー）
CA-2600C・F・F2型NCC型シリーズ※ROL-500・1000型のリード線は長いので、誤動作を防止するため、ノイズを発生させる装置などを近くに設置しないようにしてください。
CA-1115D・Ｅ型
CA-2610・2610S型
CA-2600C・F・F2型■流量・圧力計測
製 品 名
流量計
圧力計
流量スイッチ
圧力スイッチ
型
式
CA-F
CA-F2
NCC-F2CA-P
CA-P2
NCC-P2
CA-FS2
CA-PS4
水、無色の低温用熱媒体専用、純水不可(NCC-F2・NCC-P2型は純水可)、結露なきこと条
件
水、無色の低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと
仕様
調節範囲
2～20L/min
2～30L/min
2～30L/min
0～0.98MPa0～0.4MPa
2～30L/min
2～30L/min
0～0.98MPa0～0.25MPa－0.06～0.6MPa（測定範囲）
使用温度範囲
0～50℃
0～50℃
5～50℃
0～60℃
0～60℃
5～50℃
－5～50℃－20～120℃
製品コードNo.
161250210600255400161240210610255410199430199420
価格 5 1¥43,600¥42,900¥55,600¥20,000¥19,800¥46,000¥88,000¥41,800
対応機種 CA-2610・2610S型 CA-1116A・1330型
CA-2610・2610S型 CA-1116A・1330型
CA-2610・2610S型 CA-2610・2610S型
NCC型シリーズ
NCC型シリーズ（チラー） CA-2600C・F・F2型 CA-1115C・D・E型
CA-2600C・F・F2型 CA-1115C・D・E型
CA-2600C・F・F2型 CA-2600C・F・F2型※流量計は低温用熱媒体をご使用の場合の流量値は参考値になります。※CA-FS2型の流量調節範囲の上限・下限：最大流量の50～90％・20～50％です。

高圧ポンプ

製 品 名式HPP-1100

HPP-2100

密閉蓋バッファータンク（5Ｌ）

ブライン濃度調整用ジョッキ

水道と同程度の吐出圧（10L/min、196kPa（2kg/cm ））が得
本タンクを装置上部に設置する循環先が開放系の場合に使ブラインの濃度調整の際にられます。圧損失の高い流路など、標準ポンプでは能力不足ことで、循環ポンプ停止時の液用してください。
使用する5Lのジョッキです。の場合にご使用ください。
（詳細はP.142・148参照）
戻りを回収することができます。
製品コードNo.
価格対応機種
（チラー）

濃縮装置

8
減圧装置

9
凍結・噴霧
乾 燥 機

10合成装置11撹 拌 機
ガラス反 応 容 器
ガラスコーティング

12
振 盪 機

13
定量送液
ポ ン プ

14

■その他型

冷却
トラップ装置7■外部出力用型式
詳
細長さ
製品コードNo.
価格 5 162158750

158770112780263900256090¥240,000 2
CA-1116A型
CA-1115D型¥238,000 2¥58,400 5 1
CA-1116A・1115B・D型
CA-2610・2610S・2600C型¥60,000 5 1¥6,500 5 1

CA-2610・2610S型

製品のご使用の前には「取扱説明書」を必ずお読みください。

●表示の価格には消費税は含まれておりません。

製品に関するお問合せはアイラ・カスタマーセンター

NCC型シリーズ

液体クロマト
グ ラ フ

15
培養装置
滅菌装置

16
研究補助準備機器

176