形状測定機

真円度・円筒形状測定機

ラウンドテストRA-1600

Catalog No.15000(8)コンパクトボディーにパワフルな解析力

多彩なワークへ対応

多機能解析部

高精度

高機能

1

コンパクトボディーながら、大きな測定範囲を確保● 最大測定直径 ：ø280 mm● 上下移動量 ：300 mm● 最大積載質量 ：25 kg

自由自在な解析ソフト「ROUNDPAK」を搭載● グラフィカルな測定結果画面● 簡易測定モードが、より使いやすく進化● パートプログラムのシミュレーション機能搭載

コンパクトでも上位機種に匹敵する高精度を実現● 半径方向の回転精度 ：（0.02+6 H/10000）µm● 軸方向の回転精度：（0.02+6 X/10000）µm● Z軸：真直度, 平行度、X軸：真直度, 直角度を精度保証● 検出器にZ軸方向衝突検出機能搭載● 高精度コラムを搭載し、円筒度、真直度評価も可能● 測定効率アップを強力にサポートするD.A.T.機能を標準装備● 操作性の良いリモートボックスを標準装備

測定の効率アップに寄与

測定物の心/水平出しを簡単、正確に行える高精度回転テーブルを搭載
半径方向の回転精度（0.02+6 H/10000）µm、軸方向D.A.T. (Digimatic Adjustment Table) :（0.02+6 X/10000）µmの高精度を実現し、真円度・円 デジマチックマイクロメータヘッドによる心/水平出し機能説明
筒度のみならず平面度等も高精度に測定できます。
また、心 / 水 平 出し作 業を強 力 に サ ポ ートするトプログラム）に組み込むことができます。測定時の心/水平出し忘れのミスを防止でき、パートプログラム測定による測定作業の標準化が図れます。
※心/水平ズレ量を調整する手動作業が必要となります。

回転テブルー

傾き回転中心ル

心ずれ

回転テーブル付属のデジタル式
マイクロメータヘッドをズレ量分だけ送る

心出し調整範囲：±3 mm
水平出し（傾き量）調整範囲：±1゜

予備測定ワーク

D.A.T.※を用いた心/水平出し作業を測定手順（パー回転中心ワークら継承。測定者は、表示された調整量を回転テーブ
ルに取り付けられたデジタル式マイクロメータヘッドで調整するだけで完了。切り欠きのあるワークにも対応します。

回転テーブ

D.A.T.（Digital Adjustment Table）機能を上位機種か心・水平のズレ量表示

簡単調整

心・水平出し完了「A」、「B」2断面を予備測定

内対面測定

部分円測定

内径、外径が混在した測定・解析も、検出器の方向切り替えなしでの連続測定が可能です。

突起、あるいは、円が全周成立していない測定物でも測定が可能です。

スパイラル測定解析

X軸追従測定円筒度や同軸度等、テーブル回転と直動動作を組み合わせたスパイラル測定機能を拡充、多断面測定を1回の測定で実施し、連続的なデータとスケールを内蔵した X 軸が、測定物表面を追従しながら測定が可能です。真円度・円筒形状の変位量が大きな測定物や、直動動作で得られるテーパ量が大きなワークの測定に有効です。

安全機構を標準装備

スライド式検出器ホルダ（オプション）して取り込みます。

検出器部分に安全機構を搭載。
検出器（縦姿勢時）に Z 軸方向からの衝突に対し、衝突検知機能を搭載しました。また、検出器の変位がオーバーレンジした場合に動作を停止するアクシデンタルタッチ機能を搭載しました。アクシデンタルタッチを感知すると、専用解析ソフト（ROUNDPAK）がエラーを感知し、機械を自動停止します。

検出器ホルダ部分にスライド機構を搭載。いままでの標準アーム
では測定が難しかった肉厚の厚い深穴ワークなどに、ワンタッチで簡単に対応することができます。

スライド量：112 mm

Z軸を余裕ある高さでストップ、あとは検出器ホルダを下げて位置決めして測定。

さらに内対面測定※1で内・外径を楽々測定できます。
※1：詳細は本ページの「内対面測定」の説明をご参照ください。

2

真円度・円筒形状測定解析プログラム
アイコン、マウス操作による簡単操作を実現したROUNDPAKを搭載
豊富なパラメータ、解析機能搭載でも簡単操作
真円度、円筒度のみならず、平面度、平行度など多種多彩なパラメータを標準装備しています。
選択は、アイコンから視覚的に選択ができます。
また、特 殊 解 析 機 能として、設 計 値ベスト
フィット解析、ハーモニック解析、円周上のピークボトム検出機能なども有しており、一度取り込んだデータは、再計算やデータの削除なども安易に行えます。

アイコンビュー
動作機能ビュー
パートプログラムリスト

再計算設定画面

データ削除画面

測定図形・結果などを自由にレイアウト解析結果、図形の表示位置・大きさなどを設定し、お客様のオリジナルフォーマットの結果報告書を作成することできます。
解析結果画面がそのままレイアウト画面として使用できます。
レイアウトを含んで測定手順を保存するので、測定開始から計算、結果保存、印刷までを自動実行できます。

ワークビュー
動作座標確認ビュー

結果画面

シミュレーション機能

多彩なグラフィック機能
円筒度や同軸度などの解析結果を3Dグラフィック表示で視覚的に表現することができます。

ノーマル表示3

ワイヤーフレーム表示 サーフェスマップ表示

シェーディング表示

測定対象物がなくてもパートプログラム（ 測 定 手順 ）を 作 成 できる
オフラインティーチング機能を備え、3Dシミュレーション画面で測定動作を仮想実行することができます。

オプション：替測定子・検出器ホルダ■替測定子

標準測定子（標準付属品）

切り欠き用測定子

深溝用測定子

コーナー用測定子

カッターマーク除去用測定子

12AAL021
ø1.6 mm超硬12AAL022
ø3 mm超硬12AAL023
SR0.25 mmサファイア

12AAL024
SR0.25 mmサファイア

12AAL025

12AAL029
ø0.5 mm超硬5.5146

2倍カッターマーク除去用測定子※112AAL039

2倍小穴用測定子※112AAL040
ø1 mm超硬ø1 超硬ø4ø4

超硬M2スタイラスシャンク
12AAL043

M2スタイラスシャンク（標準溝用）M2スタイラスシャンク（2倍溝用）※112AAL044
12AAL045

ø1.6 mm超硬SR0.25 mmサファイア°105146.3146

三次元測定機スタイラス取付用 三次元測定機スタイラス取付用 三次元測定機スタイラス取付用（取付部ねじ径：M2）（取付部ねじ径：M2）（取付部ねじ径：M2）
M2 深さ53.5226SR0.25（サファイア）

56

M23.5

3.5

ø40.5 ø2ø4

先端形状

ø43倍深溝用測定子※112AAL042

145.9SR0.25（サファイア）9.5
R15146.3SR0.25（サファイア）R13倍測定子※112AAL041

226

9.5R15ø45R166150°

名ø1.6 超硬0.5°105

パーツNo.

外観図
（mm）

9.5

ø1.6 超硬ø4146

ø22倍コーナー用測定子※112AAL038
SR0.25 mmサファイア

7.8

9.5

ø4ø42倍深溝用測定子※112AAL037
SR0.25 mmサファイア

66662倍測定子※112AAL035
ø1.6 mm超硬超硬ø42.5

ø122倍切り欠き用測定子※112AAL036
ø3 mm超硬ø3 超硬ø1超 硬ø0.5 超 硬 66

5.5品

12AAL034

667

外観図（mm）

12AAL032
12AAL033
ø0.5 mm超硬（深さ2.5 mm） ø1 mm超硬（深さ5.5 mm）

ø40.5

平面用測定子

ø412AAL031
ø12 mm超硬

先端形状

2066

クランク形測定子（ø1.0）

ø4パーツNo.

366

ø1.6 超硬ø4クランク形測定子（ø0.5）40

ø1.6ボール測定子
12AAL030
ø1.6 mm超硬ø4ディスク形測定子

名

ø4品

ø466

ø0.5 超硬66.7

ø4

ø1.6 超硬°1050.5 ø2

ø4

ø1 超硬66先端形状

ø4

極小穴用測定子（深さ3 mm）

12AAL028
ø1.6 mm超硬12パーツNo.

ø4ø4

小穴用測定子（ø1.6）

12AAL027
ø1 mm超硬ø4.5

小穴用測定子（ø1.0）

12AAL026
ø0.8 mm超硬ø0.8 超硬名

7.87

小穴用測定子（ø0.8）

外観図
（mm）

品

R166
150°
SR0.25（サファイア）

66

先端形状

外観図
（mm）

超硬66

ø1.2

名

パーツNo.

9.5°
66.7
105
SR0.25（サファイア）

5.5

品

ø1.6 超硬5.5

外観図
（mm）

ø3 超硬9.5

先端形状

ø4名

ø4

品

パーツNo.

M266146※1：測定方向は縦方向のみです。
（切り欠き用/深溝用/小穴用（ø1.0）
をセットにした替測定子5本セット（パーツNo.12AAL020）も用意※汎用的に使われるオプション測定子5種類/ø1.6ボール/2倍）しています。
※ご注文により特殊測定子を製作いたします。対応可能な仕様等につきましては、弊社各営業所へお問い合わせください。

■検出器ホルダ2倍深穴用ホルダ：12AAF203

大物径用ホルダ：12AAF204
単位：mm137.5

スライド式検出器ホルダ：12AAL090
単位：mm

単位：mm

137.5137.5

185
19.4

95112

177105 20260

15 22.5 30

1743
82.5 301715160

175

30

30

77.3

1570.5 424

オプション：チャック・その他■円筒スコヤパーツNo.350850■三爪チャック（ハンドル固定） ■心出しチャック（ローレットリング固定）
コードNo.：211-014
クランクシャフトやピンシャ コードNo.：211-032
フトなどのような長軸部品を測定する場合、ハンドルで確実に固定することができます。
●保持範囲：
内爪での外径ø2〜ø35 mm
内爪での内径ø25〜ø68 mm
外爪での外径ø35〜ø78 mm●外観寸法（D×H）：ø157×70.6 mm●質量：3.8 kg■マイクロチャック

コードNo.：211-031

小物部品の測定で、操作性が良くローレットリングで容易に固定できます。
●保持範囲：
内爪での外径ø1〜ø36 mm
内爪での内径ø16〜ø69 mm
外爪での外径ø25〜ø79 mm●外観寸法（D×H）：ø118×41 mm●質量：1.2 kg

心出しチャックでは保持できない ø1 mm 以下の極小径の部品を固定できます。
●保持範囲：外径 ø0.2〜ø1.5 mm●外観寸法（D×H）：ø107×48.5 mm●質量：0.6 kg■倍率校正器

コードNo.：211-045

検 出 器 の 感 度 調 整 を 行う校正器です。マイクロメータ
ヘッドの送りで基準面を極微小な量だけ上下させ、検出器のキャリブレーションを行います。
●最大校正範囲：400 µm●目量：0.2 µm●外観寸法（W×D×H）：×185×70 mm
235（max）●質量：4 kg

●真直度：1 µm●円筒度：2 µm●外観寸法（D×H）：ø70×250 mm●質量：7.5 kg■倍率校正キット

コードNo: 997090■基準半球※

コードNo: 211-016※ RA-1600 標準付属品です。

■薄物用台

コードNo: 356038

除振台
真円度/円筒形状測定機は、外乱の振動等が測定に大きな影響をおよぼす要因になります。テーブルタイプ、もしくはデラックスタイプ（除振台にモニタアーム、サイドテーブルを組み合わせる）の除振台からお選びいただけます。

■テーブルタイプ※
No.178-025■デラックスタイプ

除振台（架台一体形、エア供給式）
No.178-188

組み合わせ例※2：モニタアーム付、サイドテーブル無し※3※測定機本体、コントローラは含みません。

モニタアーム※1
No.12AAK120

サイドテーブル※1
No.178-181

組み合わせ例※2：モニタアーム無し、サイドテーブル有り

モニタアーム除振台※1：除振台（No.178-188）と併用になります。
コントローラ、解析部は含みません。
※2：測定機本体、※3：プリンタ用テーブルは別途ご手配ください。

5サイドテーブル

仕様・寸法図■RA-1600 仕様

符号

回転精度

回転テーブル部

上下動部（Z軸コラム部）

半径方向
移動量

検出器

その他

半径方向軸方向

回転速度
テーブル有効径心/水平出し調整機構
心出し調整範囲
水平出し調整範囲
最大積載質量
最大測定径
最大積載径
運動の真直度（λc2.5）
回転軸心との平行度（母線基準）
移動速度
上下移動量
最大測定高さ最大測定深さ真直度
回転軸心との直角度
移動量
移動速度
測定力
測定子先端形状、材質
標準
検出範囲
追従
その他
電源
消費電力
使用空気量
空気消費量
本体重量

RA-1600（mm） JIS B7451-1997（0.02+6 H/10000）µm H：測定高さ（0.02+6 X/10000）µm X：回転中心からの距離（mm）

4, 6, 10 rpm
ø150 mm
D.A.T.
±3 mm±1 °25 kg
ø280 mm
ø560 mm
狭範囲：0.20 µm / 100 mm, 広範囲：0.30 µm / 300 mm
1.5 µm / 300 mm
最大15 mm/s（測定時：0.5 / 1.0 / 2.0 / 5.0 mm/s）
300 mm
300 mm※1
ø32 mm以上：深さ91 mm, ø7 mm以上：深さ50 mm（標準測定子使用時）
2.7 µm / 140 mm（λc2.5）
1.6 µm / 140 mm（母線基準）
165 mm（回転中心より-25 mm移動可能）
最大8 mm/s（測定時：0.5 / 1.0 / 2.0 / 5.0 mm/s）
10〜50 mN（5段階切り替え）ø1.6 mm 超硬球±400 µm / ±40 µm / ±4 µm±5 mm）
IN/OUTワンタッチ切替機構付き / Z軸方向衝突検出機能 / スタイラス角度目盛付き（±45 °100 V〜240 V
80 W（PC、プリンタ類を含まず）
0.39 MPa
標準状態にて22 L/min【空気源としては80 L/min以上】
本体：170 kg※1：テーブル上面より20 mm以下の測定には、薄物台が必要です。

■RA-1600 寸法図

390105655Max.890

230

70490

350

単位：mm840

130ø1506座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム

仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所
伊勢崎営業所
さいたま営業所
新潟営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所

仙台市若林区卸町東1-7-30〒984-0002 電話 (022)231-6881 ファクス(022)231-6884
仙台市若林区卸町東1-7-30（※1） 〒984-0002 電話 (024)931-4331 ファクス(022)231-6884
宇都宮市平松本町796-1〒321-0932 電話 (028)660-6240 ファクス(028)660-6248
水戸市元吉田町260-3〒310-0836 電話 (029)303-5371 ファクス(029)303-5372
伊勢崎市宮子町3463-13〒372-0801 電話 (0270)21-5471 ファクス(0270)21-5613
さいたま市北区宮原町3-429-1〒331-0812 電話 (048)667-1431 ファクス(048)667-1434
新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972 電話 (025)281-4360 ファクス(025)281-4367
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-1611 ファクス(044)813-1610
川崎市高津区坂戸1-20-1（※1）
〒213-8533 電話 (03)3452-0481 ファクス(044)813-1610
厚木市岡田1-7-1 ヴェルドミールSUZUKI 105 〒243-0021 電話 (046)226-1020 ファクス(046)229-5450
富士駐在所
電話 (0545)55-1677
諏訪営業所
諏訪市中洲582-2〒392-0015 電話 (0266)53-6414 ファクス(0266)58-1830
上田駐在所
電話 (0268)26-4531
浜松営業所
浜松市東区和田町587-1〒435-0016 電話 (053)464-1451 ファクス(053)464-1683
安城営業所
安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
名古屋営業所
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
金沢営業所
金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田〒920-0057 電話 (076)222-1160 ファクス(076)222-1161
大阪営業所
大阪市住之江区南港北1-4-34〒559-0034 電話 (06)6613-8801 ファクス(06)6613-8817
神戸営業所
兵庫県神戸市西区丸塚1-25-15〒651-2143 電話 (078)924-4560 ファクス (078)924-4562
京滋営業所
草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F〒525-0032 電話 (077)569-4171 ファクス(077)569-4172
岡山営業所
岡山市北区田中134-107〒700-0951 電話 (086)242-5625 ファクス(086)242-5653
広島営業所
東広島市八本松東2-15-20〒739-0142 電話 (082)427-1161 ファクス(082)427-1163
福岡営業所
福岡市博多区博多駅南4-16-37〒812-0016 電話 (092)411-2911 ファクス(092)473-1470
センシング営業課 川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-8236 ファクス(044)822-8140
地震機器課
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)455-5021 ファクス(044)822-8140（※1）営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

お求めは当店で̶

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。
あらかじめご了承ください。
●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
●本カタログに掲載されている仕様は 2022年 5 月現在のものです。

M3 Solution Center …商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
宇都宮市下栗町 2200
〒321-0923 電話 (028) 656-1607 ファクス (028) 656-9624
UTSUNOMIYA
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-1611 ファクス (044) 813-1610
TOKYO
諏訪市中洲 582-2〒392-0015 電話 (0266) 53-6414 ファクス (0266) 58-1830
SUWA
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072 電話 (0566) 98-7070 ファクス (0566) 98-6761
ANJO
大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話 (06) 6613-8801 ファクス (06) 6613-8817
OSAKA
呉市広古新開 6-8-20〒737-0112 電話 (082) 427-1161 ファクス (082) 427-1163
HIROSHIMA
計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業所にご連絡ください。
〒213-8533 電話 (044) 822-4124 ファクス (044) 822-4000
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸 1-20-1
キャリブレーションセンタ…商品の検査・校正・保守・修理をお受けしています。
宇都宮市下栗町2200〒321-0923 電話 (028) 656-1432
宇都宮川崎
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-8214
広島呉市郷原町一ノ松光山10626番62 〒737-0161 電話 (0823) 70-3820

ファクス (028) 656-8443
ファクス (044) 813-8223
ファクス (0823) 70-3833

カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
電話 (0570) 073214
ファクス (044) 813-1691

最寄りの営業所をご確認いただけます。

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/domestic/list.html#sale

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533
https://www.mitutoyo.co.jp

129 2205(8)B-(CH)NE143