Электронные средстваТехническаяизмерения давленияинформацияПрисоединение к процессу по стандарту EN 837
WIKA Типовой лист IN 00.03

Сферы применения■■ Для технологических соединений, используемых приСоединительный
штуцер с параллельнойрезьбойВариантыПлоская прокладкасогласно EN 837 илиуплотнение WIKA

подключении приборов измерения давления производства WIKA■■ Соединения с параллельной резьбой■■ Соединения с конусной резьбой■■ Специализированные промышленные соединенияОтверстие с внутренней параллельнойрезьбой

Пример монтажа с параллельной резьбойСоединительный
штуцер с конуснойрезьбой

Описание
Компания WIKA предлагает широкий ассортимент
манометров, оснащенных различными технологическими соединениями и отвечающих самым разнообразнымпотребностям заказчика.
Для приборов измерения давления с параллельнойили конусной резьбой предусмотрены технологические
соединения различных типоразмеров.

Отверстие с внутренней конуснойрезьбой

Пример монтажа с конусной резьбой

Допустимое максимальное давление соединениязависит от комбинации размера резьбы и материалаштуцера. Таблица на странице 3 показывает сравнениеразличных технологических соединений.

WIKA Типовой лист IN 00.03 ∙ 12/2015

Стр. 1 из 4Соединительный штуцер с параллельной резьбойЦентрирующийвыступПараллельнаярезьбаGРазмеры, ммd2d3

G ⅛ 1)

2)

M10 × 1Нерж.
стальg-0,2l1+0,3l2±0,1l3+0,38fсЛатунь2)

2)

2)

102)

82)

82)

2)

2)

102)

8G ¼ 1)

59,52

3

11132

11M12 × 1,5

59,52

3

9,713211G⅜

5,5132

314,5163

13G ½ 1)

617,53

41820

3

17

M20 × 1,5617,5

3

417,7203171) Рекомендуется использовать со стандартными моделями WIKA2) Используется с приборами WIKA, без центрирующего выступа, вместо подрезанного сбега резьбыСоединительный штуцер с конусной резьбой

SW:Квадратная,шестиграннаяформа или гранипод ключ,размеры указаны всоответствующем
типовом листеКонусная
резьбаGРазмеры, ммl1
Мин.

⅛ NPT, R ⅛

10¼ NPT, R ¼

13⅜ NPT, R ⅜

15½ NPT, R ½

19Отверстие с внутренней параллельной резьбойПараллельная
Внутренняя резьба
GРазмеры, ммG ⅛ 1)

t1
-0,5

t2
Мин.

7,54,5 3)

10

13

10

5,5

13

16,59,55,51316,5b
Мин.

d4

7,54,4 3)

M10 × 1G ¼ 1)
M12 × 1,5

1013G⅜

126,516

19,5G ½ 1)

1571924,5M20 × 1,515,571924,51) Рекомендуется использовать со стандартными моделями WIKA3) Неприменимо для приборов WIKA, поскольку нет центрирующего выступаСтандарты резьбыПараллельная резьба:Трубная резьба, код G, согл. ISO 228-1
Метрическая резьба ISO, код M, согл. DIN 13Коническая резьба:Стр. 2 из 4Трубная резьба, код NPT, согл. ANSI/ASME B1.20.1
Трубная резьба, код R, согл. ISO 7

WIKA Типовой лист IN 00.03 12/2015

Макс. допустимое давлениеРезьба 1)

Макс. допустимое давление 2)Медный сплавНержавеющая стальMonel®

G⅛

400

6000

400

6000

400

G¼

600

8600

1000

15 0001000

15 000

G⅜

600

8600

1000

15 0001000

15 000G½

1000

15 0002500

36 0002500

36 000

M10 × 1

400

6000

400

6000

4006000

M12 × 1,5400

6000

400

6000

400

6000

M20 × 1,51000

15 0002500

36 0002500

36 000⅛ NPT, R ⅛

400

6000

400

6000

400

6000

¼ NPT, R ¼

600

8600

1000

15 0001000

15 000⅜ NPT, R ⅜

600

8600

1000

15 0001000

15 000½ NPT, R ½

1000

15 0001600

23 0001600

23 000

7/16-20 UNF

400

6000

800

12 000800

12 000барфунты/кв.
дюймбар

фунты/кв.
дюймбар

фунты/кв.
дюйм60001) Применимо для стандартов резьбы для соединительных штуцеров и монтажных отверстий с внутренней резьбой, указанных на странице 2.
2) Значения максимального давления указаны округленно и привязаны к ближайшему стандартному диапазону шкалы.

Примеры специализированных технологических соединенийГидравлическое соединениес уплотняющим конусом 74°
SAE J 514

Соединение для холодильнойтехники с уплотняющим конусом
90° SAE J 513Технологическое соединение высокого давления (ВД), используемоесовместно с линзообразным уплотнительным кольцом согласно EN 837

Шланговое соединениеТехнологическое соединениевысокого давления по стандарту
Autoclave Engineering или Nova
Swiss M16 × 1,5, внутренняя резьбаДругие технологическиесоединения поставляютсяпо отдельному заказуWIKA Типовой лист IN 00.03 12/2015

Стр. 3 из 4

© 2000, компания WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, все права защищены.
Технические характеристики, указанные в данном документе, были актуальны на момент его публикации.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и материалы своей продукции.

WIKA Типовой лист IN 00.03 12/2015
12/2015 RU

Стр. 4 из 4АО «ВИКА МЕРА»127015, Россия, г. Москва,ул. Вятская, д. 27, стр. 17
Тел.:+7 (495) 648-01-80
Факс:+7 (495) 648-01-81
info@wika.ru ∙ www.wika.ru