試験機の定義

規格で決められた周波数までカバーする一定間隔の周波数を、測定したいLAN配線に流し、規定されている項目を測定する。
測定値はテスタ内部の規格値と比較され、自動的に合否判定がなされる。

COPYRIGHT © 2016 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED
No reproduction or republication without written permission.

ワイヤーエキスパートの特徴【目的】ケーブル認証試験をサポート【規格】・ANSI/TIA- 568-C2に基づく,Cat5e,6,6A, Cat8
ＩSO/IEC 11801-2010に基づくClass D,E,EA,FA
・EN50173
・JIS X5150-2016
・パッチコードANSI/TIA- 568-C2,Cat5e,6,6A,Cat8
ＩSO/IEC 11801-2010,【試験パラメータ】TIA1152、IEC61935の規定通り（ワイヤマップ含む）【測定確度】TIA レベルⅢe、Ⅳ、Ⅴに準拠（ETL認定済）※測定確度：製造者業者が明示した誤差の限界値【性能】試験時間はCat6Aで14秒以内【機能】リモートユニットで試験開始・データ保存と閲覧可
ローカル・リモートユニットで断線位置の距離をそれぞれ表示
ANSI：米国規格協会 IEC11801：ネットワークケーブルの規格
COPYRIGHT © 2016 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED
No reproduction or republication without written permission.

測定器に求められる条件（測定確度）
Cat.5e/6/6A 認証試験
ISO/IEC 61935-1より抜粋：レベルⅢe以上の測定器が必要
5 Field test measurement requirements for electrical properties
5.1 Introduction
This clause applies to field test specifications for post-installation performance measurements of installed cabling
designed in accordance with ISO/IEC 11801 (or equivalent).
The information contained in this clause uses the links defined in ISO/IEC 11801 (or equivalent),and specifies parameters for field testers, test methods and interpretations of test results,
leading to a practical solution to the issues related to field testing. Classes of twisted pair cabling links referred to hereincorrespond with those described in ISO/IEC 11801 (or equivalent).
Field test equipment is classified by performance level.
Currently Levels I, II, IIE, III, IIIe and IV are used in the industry.
This clause specifies requirements for field test equipment used to certify class D, E, EA, F and FA
cabling as defined in ISO/IEC 11801.

• Level IIE test equipment or better is required to test class D cabling;• Level III test equipment or better is required to test class E cabling;• Level IIIe test equipment or better is required to test class EA cabling;• Level IV test equipment or better is required to test class F and FA cabling.
This clause specifies in detail

COPYRIGHT © 2016 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED
No reproduction or republication without written permission.

測定確度の認定
ワイヤーエキスパート WX-500は第三者機関であるIntertek ETLより
Level Ⅲeの測定確度を持っている事を認定されています。

COPYRIGHT © 2016 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED
No reproduction or republication without written permission.

ソフティング社のご紹介
Softing AG
本社 ドイツ設立 1979年
従業員 430名（2017年）
事業：①車載関連エレクトロニクス②産業オートメーション③ITネットワークス

Softing Singapore

ワイヤーエキスパート

LANエキスパート ピンガーシリーズ

LANマスタ ケーブルマスタ

Softing社のITネットワークツール部門 主幹
本社 シンガポール
製造 マレーシア
事業：ケーブル認証測定器の開発・輸出・販売
拠点：（販売）シンガポール、中、米、独 他（代理店）世界30か国に展開

COPYRIGHT © 2016 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED
No reproduction or republication without written permission.

ソフティング社のご紹介
主要な産業規格・協会に参加、貢献

COPYRIGHT © 2016 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED
No reproduction or republication without written permission.

測定器認定会社様 一覧◎JEITA（電子情報技術産業協会）でも、テスタによる検証が実施、性能にお墨付き（写真上） 認定書類の一部

COPYRIGHT © 2016 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED
No reproduction or republication without written permission.

原田産業株式会社
業態:
貿易商社
設立:
1923年（大正12年）3月4日
資本金:3億円
since1923

年商：138億円 (2015年度)
従業員数:194名
事業内容:
半導体、液晶、情報通信、医療、介護、造船、建築、環境、食品、コンシューマープロダクト等の業界向け機器・資材の輸出入及び国内販売
COPYRIGHT © 2016 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED
No reproduction or republication without written permission.