Información técnica

Montaje eléctrico de sensores de presión y presostatos
electrónicos
Hoja técnica WIKA IN 00.50

Descripción
WIKA ofrece instrumentos de medición de presión con una
variedad de salidas eléctricas con el fin de satisfacer losdiversos requisitos de aplicación específicos del cliente.
Básicamente, las conexiones eléctricas se dividen en dos
categorías: conexión eléctrica mediante conectores y conexión
eléctrica mediante cables con hilos trenzados abiertos. Paraeste último son posibles dos variantes: cable conectado directamente al sensor de presión o cable conectado al sensor depresión mediante un conector.
Además, para las conexiones eléctricas de los sensores depresión, se hace una distinción básica entre las dos características de las conexiones de 2 y 3 hilos. Los presostatos eléctricos están disponibles en versiones con uno o dos contactos
de conmutación.
En el caso de los sensores de presión con señal de salida
digital, también es posible duplicar la salida de señal y separarla salida de señal y la alimentación de tensión.
En función de las características y el diseño detallado de lacategoría de conexión eléctrica, existen diferentes asignaciones de los hilos trenzados o los contactos del conector correspondiente.
Este documento describe los pasos y requisitos básicos parala instalación eléctrica. Encontrará información sobre cadaproducto en los respectivos manuales de instrucciones.

Hoja técnica WIKA IN 00.50 ∙ 09/2023

Exigencias referentes al lugar de montaje
El lugar de montaje debe cumplir con las condicionessiguientes:■ Humedad del aire: ≤ 80 % h. r. (sin condensación).
■ Protegido de las inclemencias meteorológicas.
■ Suficiente espacio para una instalación eléctrica.
■ Las temperaturas ambiente y del medio admisibles
se mantienen dentro de los límites de rendimiento delinstrumento de medición. Tener en cuenta eventuales
limitaciones del rango de temperatura ambiente debido
al conector de acoplamiento hembra.

Página 1 de 4

Establecer la conexión eléctrica.
Preparación:■ Utilizar únicamente accesorios originales.

■ Para conectar el aparato, es necesario montar previamente el conector de acoplamiento o la salida de cable.

■ Utilice únicamente cables con características adecuadas para las condiciones de funcionamiento particulares.
■ Seleccionar el correcto diámetro de cable para la entrada de cable del conector.

→ Para los accesorios, véase la hoja técnica de los respectivos sensores de presión o presostatos electrónicos.
Montaje eléctrico:Conector de acoplamiento
Realice la conexión al conector de acoplamiento, véase “Montaje de un conector angular DIN 175301-803” en la página 3.
1. Prestar atención a que el prensaestopa del conector montado esté correctamente fijado.
2. Compruebe si las juntas existentes están dañadas.
3. Establecer la conexión macho-hembra. Apriete los prensaestopas y compruebe el correcto asiento de la junta, si la hay, paragarantizar la protección contra la penetración.
Sólo la combinación correcta del conector y el conector de acoplamiento asegurará el tipo de protección IP deseado.
Salida de cable
1. Seleccione la opción de montaje.
2. El cable con tubos de ventilación debe ventilarse a la atmósfera.
3. Si se especifica, con versiones de cable, coloque alivio de tensión.
4. Con salida de cable, asegurarse de que no penetre humedad en las salidas en el extremo del cable.
Montaje del conector angular DIN 175301-803
1. Aflojar el tornillo (1).

(D)

2. Afllojar el prensaestopa (2).

3. Desenchufar el conector angular (5) + (6) del instrumento.
4.

¡CUIDADO!
Montaje incorrecto
Daños en la junta de la caja angular.
▶ No desmontar el bloque de terminales (6) ejerciendo presión a través delorificio del tornillo (1) o con el prensaestopas (2).

Quitar el bloque de terminales (6) del conector angular (5) sacándolo de la ranura demontaje (D).

5. Pasar el cable por el prensaestopas (2), el anillo (3), la junta (4) y el conector angular (5).
6. Conectar los extremos de los cables en el bloque de terminales (6) según el esquema deconexión.
7. Montar a presión la carcasa angular (5) en el bloque de terminales (6).

8. Asegurarse de que las juntas no estén dañadas y que el prensaestopa y las juntas esténmontados correctamente para garantizar el tipo de protección.
9. Cerrar el prensaestopa (2).

10. Colocar la junta plana (7) sobre los terminales de conexión del instrumento.

(2)
(3)

(4)
(1)
(5)

(6)
(7)
(8)

11. Enchufar el conector angular (5) + (6) en el instrumento.
12. Apretar el tornillo (1).

Hoja técnica WIKA IN 00.50 ∙ 09/2023

Página 2 de 4

Tipos de conexión: Ejemplo de conector M12 y DIN-A
Toma acodada, DIN 175301-803 A
Conexión de 3 hilos

Conexión de 2 hilos

U+

U+

S+

1
31
322U-

U-Conector circular M12 x 1, 4 hilos
Conexión de 2 hilos

Conexión de 3 hilos

U+

U+

2

12

1

34

3

4

U-

Leyenda
U+
U-

S+

S+
U-

Alimentación positiva
Terminal de alimentación negativa
Salida analógica
Salida tensión
Carga→ La asignación de pines debe tomarse de la etiqueta del producto correspondiente.

Hoja técnica WIKA IN 00.50 ∙ 09/2023Página 3 de 4

09/2023 ES based on 09/2023 EN© 03/2023 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, reservados todos los derechos.
Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicación.
Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales.

Hoja técnica WIKA IN 00.50 ∙ 09/2023

Página 4 de 4

Instrumentos WIKA S.A.U.

C/Josep Carner, 11-1708205 Sabadell (Barcelona)/España
Tel .+34 933 938 630
info@wika.es
www.wika.es