表紙

取扱説明書
AC/DC 電源ASR シリーズ
ASR202-401G
ASR302-401G
ASR402-401G

B71-0504-01

保証についてこのたびは、当社計測器をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用に際し、本器の性能を十分に発揮していただくために、本取扱説明書(以下本説
明書と記します)を最後までよくお読みいただき、正しい使い方により、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。本説明書は、大切に保管してください。
お買い上げの明細書(納品書、領収書等)は保証書の代わりとなりますので、大切に保管してください。
アフターサービスに関しまして、また、商品についてご不明な点がございましたら、当社･
サービスセンターまでお問い合わせください。

保 証
当社計測器は、正常な使用状態で発生した故障について、お買い上げの日より 1 年間無償修理を致します。
保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
1. 火災、天災、異常電圧等による故障、損傷。
2. 不当な修理、調整、改造がなされた場合。
3. 取扱いが不適当なために生じた故障、損傷。
4. 故障が本製品以外の原因による場合。
5. お買上げ明細書類のご提示がない場合。
この保証は日本国内に限り有効です。

日本国内で販売された製品が海外に持出されて故障が生じた場合、基本的には日本国内での修理対応となります。
保証期間内であっても、当社までの輸送費はご負担いただきます。
本説明書中に マークが記載された項目があります。この マークは本器を使用されるお客様の安全と本器を破壊と損傷から保護するために大切な注意項目です。よくお読みになり正しくご使用ください。

■ 商標・登録商標について
TEXIO は当社の産業用電子機器における製品ブランドです。また、本説明書に記載されている会社名および商品名は、それぞれの国と地域における各社および各団体の商標または登録商標です。

■ 取扱説明書について
本マニュアルの内容の一部または全部を転載する場合は著作権者の許諾を必要とします。また、製品の仕様および本マニュアルの内容は改善のため予告無く変更することがあります。
取扱説明書類の最新版が弊社 HP(https://www.texio.co.jp/download/)に掲載されています。
弊社では環境への配慮と廃棄物の削減を目的として、製品に添付している紙または CD の取説類の廃止を順次進めております。
このため本文中に付属 CD の記述があっても付属されない場合があります。
ファイル類は HP よりダウンロードしてください。

■ 輸出について本器は、日本国内専用モデルです。本製品を国外に持ち出す場合または輸出する場合には、事前に当社・各営業所または当社代理店(取扱店)にご相談ください。

■ ファームウェアバージョンについて本書に記載の内容は ASR シリーズ本体のファームウェアのバージョンが 1.36以上に対応します。

目次
製品を安全にご使用いただくために ........................... I
第1章
1-1.
1-1-1.
1-1-2.
1-1-3.
1-1-4.
1-2.
1-2-1.

はじめに .................................................... 1
ASR シリーズの概要 ............................... 1
シリーズ一覧 ...................................................... 1
動作範囲............................................................ 2
特長 ................................................................... 5
付属品とオプション.............................................. 6
各部の名称と機能 ................................... 7
フロントパネル .................................................... 7

1-2-2. リアパネル........................................................ 12
1-2-3.
1-3.
1-3-1.
1-3-2.

ステータス バー アイコン ................................... 14
動作説明 ............................................. 15
用語集 ............................................................. 15
アラーム ........................................................... 17

1-3-3. 注意事項.......................................................... 19
1-3-4. 接地 ................................................................. 21
第2章
操作方法 ................................................. 22
2-1.
セットアップ .......................................... 22
2-1-1. 主電源の投入................................................... 22
2-1-2. パネル面の操作方法 ........................................ 23
2-1-3. 出力端子への接続............................................ 27
2-1-4. ラック マウント キットについて ............................ 30

2-1-5. 工場出荷時設定にリセット ................................. 31
2-1-6. システムバージョン、シリアル番号の確認方法 .... 32
2-1-7. USB ドライバのインストール .............................. 33
2-1-8. エアフィルターの取り付け .................................. 36
2-1-9. ワイヤゲージ .................................................... 38
2-2.
メニューツリー ....................................... 39
2-2-1. Main Page ....................................................... 40
2-2-2. Function Keys................................................. 41
2-2-3. Menu ............................................................... 43
第3章
3-1.
3-1-1.
3-1-2.
3-1-3.
3-1-4.
3-1-5.
3-1-6.
3-1-7.
3-1-8.
3-1-9.

基本操作 ................................................. 44
基本設定 ............................................. 44
出力モードの選択 ............................................. 44
電圧レンジの設定 ............................................. 46
出力波形の設定 ............................................... 47
電圧リミットの設定 ............................................ 49
AC / DC 出力電圧とゲインの設定 ..................... 52
周波数リミットの設定 ......................................... 56
出力周波数と信号の設定 .................................. 59
ピーク電流リミットの設定 ................................... 61
出力電流の設定 ............................................... 64

3-1-10. オン位相の設定 ................................................ 66
3-1-11. オフ位相の設定 ................................................ 68
3-1-12. 同期位相の設定 ............................................... 70
3-1-13. ディスプレイモードの切り替え ............................ 73
3-1-14. 測定機能.......................................................... 76
3-1-15. 測定形式.......................................................... 79

3-1-16. パネルロック ..................................................... 81
3-1-17. アラームクリア .................................................. 82
3-1-18. アウトプットのオン/オフ ...................................... 83
3-2.
その他の機能 ....................................... 84
3-2-1. リモートセンス機能 ............................................ 84
3-2-2. プリセット設定 ................................................... 88
3-2-3. 外部テンキーによる操作 ................................... 94
第4章
4-1.
4-2.
4-2-1.
4-2-2.
4-2-3.

外部制御 ................................................. 95
外部 I/O 制御 ....................................... 95
外部信号入力 ....................................... 97
EXT GAIN - AC+DC-EXT / AC-EXT モード ...... 97
EXT ADD - AC+DC-ADD / AC-ADD モード ...... 98
EXT Sync - AC+DC-SYNC / AC-SYNC モード . 99

4-2-4.
4-3.
4-3-1.
4-3-2.

EXT Voltage - AC-VCA モード ....................... 100
任意波形 ........................................... 101
任意波形を使う............................................... 101
任意波形の編集 ............................................. 108

4-3-3. 任意波形設定の管理 ...................................... 113
第5章
5-1.
5-2.
5-3.
5-4.
5-5.
5-6.
5-7.

その他の設定 ......................................... 116
ピーク電流ホールド時間：T Ipeak, hold ... 116
ピーク電流ホールド値のクリア：IPK CLR .. 118
電源オン時の出力設定：Power ON ......... 119
ブザーの設定：Buzzer ......................... 120
リモートセンス：Remote Sense ............. 121
スルーレートモード：Slew Rate Mode .... 123
出力リレー設定：Output Relay .............. 125

5-8.
5-9.
5-10.
5-11.
5-12.
5-13.
5-14.
5-15.

高調波解析フォーマット：THD Format .... 126
外部コントロール：External Control ....... 128
電圧単位（三角波,任意波）：V Unit(TRI,ARB)129
AC 入力検出：ACin Detection .............. 130
トリガー出力パルス幅：TrgOut Width(ms)132
平均回数の設定（Data Average Count） 135
表示更新設定（Data Update Rate） ....... 137
トリガー出力ソース：TrgOut Source ....... 139

第6章
6-1.
6-1-1.
6-1-2.
6-1-3.
6-1-4.

テストモード機能 ..................................... 140
シーケンスモード：Sequence Mode ....... 140
シーケンスモード概要...................................... 140
シーケンス モードの設定 ................................. 146
シーケンスをローカルメモリーに保存する ......... 151
ローカルメモリーからシーケンスを呼び出す ...... 151

6-1-5.
6-1-6.
6-2.
6-2-1.
6-2-2.

シーケンス設定の管理 .................................... 152
シーケンスの実行 ........................................... 157
シミュレート モード：Simulate Mode ....... 159
シミュレート モードの概要 ................................ 159
シミュレーションの設定 .................................... 163

6-2-3. シミュレーションをローカルメモリーに保存する .. 166
6-2-4. ローカルメモリーからシミュレーションを呼び出す166
6-2-5. シミュレーション設定の管理 ............................. 167
6-2-6. シミュレーションを実行 .................................... 170
第7章
通信インタフェース .................................. 172
7-1.
インタフェース設定............................... 172
7-1-1. イーサネット(LAN)接続の設定 ......................... 172

7-1-2. USB インタフェースの設定 .............................. 174
7-1-3. USB リモートコントロールの動作確認............... 175
7-1-4. RS-232C インタフェース の設定 ...................... 176
7-1-5. RS-232C リモートコントロールの動作確認 ....... 178
7-1-6. Realterm を使ってリモート接続を確認する ....... 179
7-1-7. GP-IB インタフェースの設定 ............................ 183
7-1-8. GP-IB 動作確認 ............................................. 185
7-1-9. Web サーバ制御の動作確認........................... 188
7-1-10. ソケット サーバの動作確認 .............................. 190
第8章

よくある質問集 ........................................ 195

第9章
9-1.
9-2.
9-3.
9-4.
9-4-1.
9-4-2.

付録 ..................................................... 196
ファームウェアの更新 ........................... 196
工場出荷時の設定 .............................. 198
エラーメッセージ/メッセージ ................... 203
仕様一覧 ........................................... 210
電気的仕様 .................................................... 210
一般的仕様 .................................................... 215

9-4-3. 外部信号入力(AC+DC-EXT, AC-EXT モード) . 216
9-4-4. 外部信号入力(AC+DC-ADD, AC-ADD モード) 217
9-4-5. 外部信号またはライン同期(AC+DC-SYNC, ACSYNC) ........................................................... 217
9-5.
ASR シリーズ 寸法図 .......................... 218

製品を安全にご使用いただくために■ はじめに製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に本説明書を最後までお読みください。
製品の正しい使い方をご理解のうえ、ご使用ください。
本説明書をご覧になっても、使い方がよくわからない場合は、取扱説明書の末ページに記載された、当社･サービスセンターまでお問合せください。
本説明書をお読みになった後は、いつでも必要なときご覧になれるように、保管しておいてください。

■ 絵表示について
本説明書および製品には、製品を安全に使用するうえで必要な警告、および注意事項を示す、下記の絵表示が表示されています。

＜絵表示＞
製品および本説明書にこの絵表示が表示されている箇所がある場合は、その部分で誤った使い方をすると使用者の身体、および製品に重大な危険を生ずる可能性があることをあらわします。この絵表示部分を使用する際は、必ず、本説明書を参照する必要があります。

!
!

警告

この表示を無視して、誤った使い方をすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があり、その危険を避けるための警告事
項が記載されていることをあらわします。

注意

この表示を無視して、誤った使い方をすると、使用者が軽度の傷害を負うか、または製品に損害を生ずる恐れがあり、その危険を避けるための注意事項が記載されていることをあらわします。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合、
または、この製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承
ください。

I

製品を安全にご使用いただくために

!

警告

!

注意

■ 製品のケースおよびパネルは外さないでください
製品のケースおよびパネルは、いかなる目的があっても、使用者は絶対に外さないでください。使用者の感電事故、および火災を発生する危険があります。

■ 製品を使用する際のご注意
下記に示す使用上の注意事項は、使用者の身体･生命に対する危険、および製品の損傷･劣化などを避けるためのものです。必ず下記の警告･注意事項を守ってご使用ください。

■ 電源に関する警告事項● 電源電圧について
製品の定格電源電圧は、AC200Ｖから AC240Ｖです。
製品個々の定格電圧は製品背面と本説明書”定格”欄の表示をご確認ください。
日本国内向けおよび AC125V までの商用電源電圧地域向けモデルに付属された電源コードは定格 AC125Ｖ仕様のため、AC125Ｖを超えた電源電圧で使用できません。AC250V 仕様の電源コード以外を使用された場合、感電･火災の危険が生じます。
製品が電源電圧切換え方式の場合、電源電圧の切換え方法は、製品個々に付属している取扱説明書の電圧切換えの章をご覧ください。
● 電源コードについて(重要) 同梱、もしくは製品に取り付けられている電源コードは本製品以外に使用できません。
付属の電源コードが損傷した場合は、使用を中止し、当社･サービスセンターまで
ご連絡ください。電源コードが損傷したままご使用になると、感電･火災の原因となることがあります。
● 保護用ヒューズについて
入力保護用ヒューズが溶断した場合、製品は動作しません。
外部にヒューズホルダが配置されている製品は、ヒューズを交換することができます。交換方法は、本説明書のヒューズ交換の章をご覧ください。
交換手段のない場合は、使用者は、ヒューズを交換することができません。
ヒューズが切れた場合は、ケースを開けず、当社･サービスセンターまでご連絡ください、当社でヒューズ交換をいたします。
使用者が間違えてヒューズを交換された場合、火災を生じる危険があります。

II

製品を安全にご使用いただくために■ 接地に関する警告事項
製品の前面パネルまたは、背面パネルに GND 端子がある場合は、安全に使用するため、必ず接地してからご使用ください。

■ 設置環境に関する警告事項● 動作温度・湿度について
製品は、"定格"欄に示されている動作温度の範囲内でご使用ください。製品の通風孔をふさいだ状態や、周辺の温度が高い状態で使用すると、火災の危険があります。
製品は、"定格"欄に示されている動作湿度の範囲内でご使用ください。湿度差のある部屋への移動時など、急激な湿度変化による結露にご注意ください。また、
濡れた手で製品を操作しないでください。感電および火災の危険があります。
● ガス中での使用について
可燃性ガス、爆発性ガスまたは蒸気が発生あるいは貯蔵されている場所、およびその周辺での使用は、爆発および火災の危険があります。このような環境下では、製品を動作させないでください。
また、腐食性ガスが発生または充満している場所、およびその周辺で使用すると製品に重大な損傷を与えますので、このような環境でのご使用はお止めください。
● 設置場所について
傾いた場所や振動がある場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして破損や怪我の原因になります。

■ 異物を入れないこと
通風孔から製品内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、水をこぼしたりしないでください。

■ 使用中の異常に関する警告事項
製品を使用中に、製品より“発煙”、“発火”、”異臭”、”異音”などの異常を生じた場合は、ただちに使用を中止してください。電源スイッチを切り、配電盤などのブレーカを遮断、電源コードを外すなどして、電源供給を遮断した後、当社･サービスセンターまで、ご連絡ください。

III製品を安全にご使用いただくために■ 入出力端子/出力端子について入力端子には、製品を破損しないために最大入力の仕様が決められています。
本説明書の“定格”欄に記載された仕様を超えた入力は供給しないでください。
また、出力端子へは外部より電力を供給しないでください。製品故障の原因になります。

■ 校正について製品は工場出荷時、厳正な品質管理のもと性能･仕様の確認を実施していますが、部品などの経年変化などにより、その性能・仕様に多少の変化が生じることがあります。製品の性能･仕様を安定した状態でお使いいただくため、定期的な校正をお勧めいたします。
製品校正についてのご相談は、当社･サービスセンターへご連絡ください。

■ 日常のお手入れについて
製品のケース、パネル、つまみなどの汚れを清掃する際は、シンナーやベンジンな
どの溶剤は避けてください。
塗装がはがれ、樹脂面が侵されることがあります。
ケース、パネル、つまみなどを拭くときは、中性洗剤を含ませた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
また、清掃のときは製品の中に水、洗剤、その他の異物などが入らないようご注意ください。
製品の中に液体、金属などが入ると、感電および火災の原因となります。
清掃のときは配電盤のブレーカ遮断など電源供給を遮断してからおこなってください。
以上の警告事項および注意事項を守り、正しく安全にご使用ください。
また、本説明書には個々の項目でも、注意事項が記載されていますので、使用時にはそれらの注意事項を守り正しくご使用ください。
本説明書の内容でご不明な点、またはお気付きの点がありましたら、当社･サービス
センターまでご連絡いただきますよう、併せてお願いいたします。

IV

第1章 はじめに
この章では、本器の主な特長やフロント/リアパネルについて説明します。 操作モード、保護モード及び、その他の安全に関する注意事項について理解して頂き、安全に正しくご使用ください。

1-1. ASR シリーズの概要
1-1-1. シリーズ一覧
ASR シリーズは容量別に ASR202-401G, ASR302-401G,と ASR402401G の３モデルあります。ユーザーマニュアル全体を通して、特に明記しない限り、“ASR”という用語はすべてのモデルを意味します。
モデル

定格電力 最大出力電流

ASR202-401G 2000 VA

ASR302-401G 3000 VA

ASR402-401G 4000 VA

最大出力電圧

インタフェース

20A（100V）

400 Vrms

10A（200V）±570 Vdc

30A（100V）

400 Vrms

USB LAN

15A（200V）±570 Vdc

GP-IB RS-232C

40A（100V）

400 Vrms

20A（200V）±570 Vdc

1

1-1-2. 動作範囲

ASR202-401G AC モード出力動作範囲

ASR202-401G DC モード出力動作範囲2

ASR302-401G AC モード出力動作範囲

ASR302-401G DC モード出力動作範囲3

ASR402-401G AC モード出力動作範囲

ASR402-401G DC モード出力動作範囲

4

1-1-3. 特長

特長

機能

外部
インタフェース

AC 最大出力電圧：400 Vrms



DC 最大出力電圧：±570 Vdc

最高周波数： 999.9 Hz (AC モード)

AC+DC 機能搭載



DC 出力は定格電力の 100％出力可能

出力電圧の全高調波ひずみは全ての周波数で0.5％以下

クレストファクター CF=6

正弦波、方形波、三角波、任意波形（4096 ポイント固定）の波形出力、および DC 出力

可変の電圧、周波数および電流リミッター



100 次までの高調波電圧および電流分析

各電力や力率、波高率など豊富な測定機能

シーケンス機能とシミュレート機能

外部ゲイン、加算、周波数制御



AC ライン同期出力

プリセットメモリーUSB メモリー(FAT32、32GB 以下)使用可能



負荷線の電圧降下を補正するリモートセンシング



OCP、OPP および OTP 保護機能

LAN、USB ホスト、USB デバイス、RS-232C、GPIB を標準装備



外部制御 I/O を標準装備



外部信号入力を標準装備

5

1-1-4. 付属品とオプション
本器を使用する前に、梱包内容を確認して、すべての標準付属品が揃っていることを確認してください。
標準付属品
電源コード
端子カバー
ラックマウント
アダプター
USB ケーブル

オプション

部品番号

説明

62SR-3K0SC101 x 1
62SR-3K0SC201 x 1
GRA-442-E

入力端子カバーセット
出力端子カバーセット
EIA 用

GTL-246

USB 2.0 Type A- Type B
ケーブル, 約 1.2m

部品番号
GTL-137説明
出力ケーブルセット（負荷線 10AWG、
センシング線 16AWG）
RS-232C ケーブル,約 2m
GP-IB ケーブル,約 2m
エアフィルター

GTL-232
CB-2420P
ASR-008
ダウンロード部品番号
説明
texio_cdc_205.inf
USB driver(Win7 用)
ユーザマニュアル
プログラミングマニュアル6

1-2. 各部の名称と機能
1-2-1. フロントパネル

1

2

3

4

5

6

7

8

9 A
B
C
D
E
F

M

L

K

J

I

H

番号

説明

1

パワースイッチ

2

出力ソケット3

USB インタフェースコネクタ (A Type)

4

LCD

5

ファンクションキー(青エリア)

6

Display モード選択キー

7

Menu キー

8

Test キー

9

Preset キー

A

方向キー
7

G

B

Range /Mode キー

C

ツマミ

D

Output キー

E

Shift キーF

Cancel キー

GEnter キーH

Irms/IPK-Limit キー

I

Lock/Unlock キー

J

F/F-Limit キー

K

V/V-Limit キーL

テンキー＋Shift キー（緑エリア）

M

エアインレット

項目

説明

パワー
スイッチ

主電源をオン／オフします。

出力
ソケット

前面出力ソケット
出力モード、レンジに制限があります。詳細は 27 ページを参照してください。

USB A
ポート

USB ポートはデータ転送とソフトウェアのアップグレードに使用されます。 また、ハードコピーキーに関連してスクリーンショ
ットのハードコピーに使用できます。
対応フォーマット形式は FAT32、32GB まで対応します。

8

LCD

設定値、測定値またはメニューシステム
を表示します。

ファンクション
キー

画面右側に表示されている機能が割り当てられます。

Displayキー

標準モード、シンプルモード、高調波解析
モードを選択します。

Menu キーメインメニューに入るか、いずれかの表示
モードに戻ります。

Test キー

シーケンスおよびシミュレーション制御モードにします。

Preset キー

プリセットモードにします。

方向キー

設定値の編集にて選択桁を移動します。

ツマミ

メニュー項目の選択、設定値の増減に使用します。

Outputキー

アウトプット オン/オフします。

Shift キー

シフト状態を ON にして、ショートカット操作を可能にします。ON の状態では、上部のステータスバーにアイコンが表示されます。

9

ショートカット操作を行うときは、Shift キーを押してから別のショートカットファンクシ
ョンキーを押します。 シフトキーとショート
カットファンクションキーの両方を同時に押さないでください。
Cancelキー

機能設定メニューや入力した値をキャン
セルします。

Enter キー

選択/設定を確定します。

Range
キー

電圧レンジ(100V/200V/Auto)を切り替え
ます。

Mode

+

V キー
V-Limit

出力電圧を設定します。
+

F キー

F-Limit

出力電圧リミットを設定します。
出力周波数を設定します。
（DC モードでは機能しません）+

Irms キー
IPK-Limit

AC + DC-INT、AC-INT、DC-INT、AC +DC-EXT、AC-EXT、AC + DC-ADD、
AC-ADD、AC + DC-SYNC および ACSYNC の出力モードを選択します。

出力周波数リミットを設定します。 （DC モードでは機能しません）
出力電流リミットを設定します。

+

出力電流ピーク リミットを設定します。

10

Lock
/Unlockキー

出力キー以外の前面パネルのボタンをロックまたはロック解除するために使用されます。 長押しするとロックを解除します。

テンキー

値を直接入力できます。
キーは小数点やプラスまたはマイナスを入力するときに使用します。

On Phase
Off Phase
Wave

Local

IPK CLR
ALM CLR

+
+
+

+

+
+

Hardcopy
+

エア
インレット

電圧出力のオン位相の設定を行います。
電圧出力のオフ位相の設定を行います。
SINE、Square、Triangle、ARB 1〜16 の波形から選択します。
（DC-INT、AC + DC-EXT、AC-EXT には使用できません）
リモートモードからローカルモードに切り替えます。
電流ピーク値をクリアします。
アラームをクリアします。
スクリーンショットが撮れます。 ルートディ
レクトリに GWDIMCxxx.bmp で保存されます。日付情報はありません。操作の前に USB メモリーが正しく挿入されていることを確認してください。
内部を冷却するための吸気口

11

1-2-2. リアパネル

4

3

5

6

7

2

8

1

番号

説明

1

AC 入力端子2

前面出力ソケット用ブレーカ（15A MAX）

3

出力端子とリモートセンシング端子

4

外部 I/O

5

GP-IB

6

USB インタフェース (B Type)

7

LAN

8

RS-232C

9

外部信号入力

12

9

番号

説明

AC
入力端子

AC 入力端子（M4 ネジ）

サーキット
ブレーカ

フロントパネルの出力ソケットの出力
電流が 15A に達すると、自動的に出力を遮断します。 原因を取り除き、ボタンを押してリセットします。

出力端子と
リモート
センシング
端子

L、N、 ：出力端子と＋S,－S ：リモートセンシング端子（M4 ネジ）
リモートセンシングは負荷線によるドロップ電圧を補償します。

外部 I/O

外部 I/O（D-sub 25pin）

GP-IB

GP-IB

USB

USB (B Type)

LAN

LAN

RS-232C

RS-232C (D-sub 9pin)

外部信号
入力

外部信号入力（BNC）

13

1-2-3. ステータス バー アイコン
ステータスバー
Status bar/

ステータスバー
Status bar

アウトプットオン/オフの状態を表示します。
出力のフルスケールに対するパーセンテージを表示します。
100V, 200V ,AUTO の出力レンジを表示します。
出力波形が Sine、Square、Triangle、またはARB 1 - 16 のいずれであるかを表示します。
いずれかの保護機能が作動すると、アラームアイ
コンがステータスバーに表示されます。
シフトキーが押されているとき表示します。
各キーによるショートカット操作が可能になります。
本器がリモートモードになっているとき表示します。
リモートセンス機能が有効になっているとき表示します。
前面パネルのホストポートで USB メモリーが検出されたとき表示します。
LAN インタフェースが有効のとき表示します。
パネルロックが有効のとき表示します。

14

1-3. 動作説明
この章では、用語、保護モード、および使用前に考慮する必要がある重要な事項について説明しています。

1-3-1. 用語集
定格出力電力容量以下の条件の場合、出力電力容量の最大値が連続して供給できます。
出力電圧は 100 V レンジで 100－200 V、200 V
レンジで 200－400 V の範囲となります。
DC モードの出力電圧は 100 V レンジで 100－285 V、200 V レンジで 200－570 V の範囲となります。
出力周波数は AC モードで 40－999.9 Hz、AC +DC モードで 1－999.9 Hz の範囲となります。

定格最大電流以下の条件の場合、出力電流の最大値（rms 値）が連続して提供できます。
出力電圧が 100 V レンジで 100 V 以下、200 V レ
ンジで 200 V 以下の場合です。
出力周波数は AC モードで 40－999.9 Hz、AC +DC モードで 1－999.9 Hz の範囲となります。
注意

DC モードでの最大容量と電流は AC+ DC と AC モードに等しくなります。

式：
定格最大出力電流＝

定格出力電力（VA,W）
出力電圧（V）

15

最大ピーク電流（AC-INT モードのみ）以下の条件の場合、出力電流の最大値（ピーク値）がコンデンサ入力型整流負荷に連続して供給されます。
出力電圧は 100 V レンジで 100－200 V、200 V
レンジで 200－400 V の範囲となります。
出力周波数は AC モードで 40－999.9 Hz、AC +DC モードで 1－999.9 Hz の範囲となります。
注意

定格最大電流（rms 値）x 6 は最大ピー
ク電流と等しい値です。
抵抗負荷

コンデンサ入力型整流負荷

力率（PF）

皮相電力と相関する有効電力の比率を表す力率
は、AC 電流と AC 電圧の位相差から生じる効率
内の劣化レベルを示します。
式：
有効電力力率（PF）＝
皮相電力

クレストファクター
（CF）

クレストファクタは、波形のピーク値（クレスト値）に相関する rms 値の比率を表します。
式：
クレストファクター（CF）
＝
注意

ピーク値
実効値

正弦波のクレストファクターは 1.41です。

16

突入電流容量

負荷に供給できる電流が短時間で定格を超えていることを示します。

出力電力比

定格最大出力電力を 100％としたときの出力電力をパーセントで表示します。

1-3-2. アラーム
ASR シリーズにはいくつかの保護機能があります。 保護アラームの 1
つが作動すると、ディスプレイの ALM アイコンが点灯し、作動したアラー
ムの種類がディスプレイに表示されます。 アラームが作動すると、出力は自動的にオフになります。 アラームの解除方法や保護モードの設定
方法については、203 ページを参照してください。
Abnormal Output
Abnormal Power
Source Block

AbnormalInternal Control

出力過電圧または過電流が検出されると、このアラームが作動し、すぐに出力が無効になります。
内部電源の異常が検出されると、このアラームが作動して直ちに出力が無効になります。 エラーが発生した場合、電源遮断操作以外のすべての操作が無効になることに注意してください。
内部制御の異常を検知すると、このアラームが作動し、直ちに出力を停止します。 エラーが発生した
場合、電源遮断操作以外のすべての操作が無効になることに注意してください。

V-Limit

電圧リミットは、高電圧が負荷を損傷するのを防ぎます。このアラームはユーザーが設定できます。

F-Limit

周波数リミットは、高電圧が負荷を損傷するのを防ぎます。このアラームはユーザーが設定できます。

OCP

過電流保護は、大電流による負荷の損傷を防ぎます。

OTP

内部の過熱保護です。 OTP はハードウェア保護機能です。 装置内部の温度が下がれば過熱保護
アラームをクリアできます。

17

OPP

Remote Sense
Error
Power Input
Anomaly

FAN Fail

PFC Error
DCDC Error

DCAC Error

内部パワー部の過電力保護です。OPP は、電圧、電流値に対応するソフトウェア保護機能です。
負荷が保護ポイント未満の場合、アラームがクリアされます。
このアラームは、センスワイヤが間違った極性に接続されているかどうかを検出します。
このアラーム機能は、AC 入力電圧低下が検出されたときに作動します。このアラームには設定があります。詳しくは 130 ページを参照してください。
ファンの故障 。このアラーム機能は、ファンの回転数が異常に低いレベルに低下したときに作動します。
このアラーム機能は、PFC パワーステージで出力電圧不足や過熱が発生した場合に作動します。
このアラーム機能は、DCDC パワーステージで過出力電圧または不十分な電圧と過電流が発生したときに作動します。 修理が必要です。
このアラーム機能は、DCAC 電源段でハードウェ
ア保護ポイントを超える過渡出力電流と過熱が発生した場合にアクティブになります。

18

1-3-3. 注意事項
電源を直流成分をもって使用するときは、次の点に注意してください。

突入電流

容量性負荷

電源スイッチが最初にオンになると、突入電流が発生します。 特に多数のユニットが同時にオンになっている場合は、最初にオンにしたときの電源に十分な電力があることを確認してください。
本器が容量性負荷、例えばコンデンサを接続するとき、負荷は連続的に充電されており、電圧変化が大きいほど、電流は大きくなります。 また、電流出力内にオーバーシュートが発生する可能性があるため、本器の過電流保護のために出力がオフになることがあります。
容量性負荷の電圧の単位時間当たりの電圧変化が小さくなるように、設定電圧を徐々に上げることが推奨されます。 さらに、電流が電源の出力端子に逆流するのを防ぐために、ブロックダイオードが必要です。 下の図を参照
してください。ここでは、ブロックダイオー
ドが容量性負荷と直列に接続され、電流が本器に逆流するのを効果的に防止しています。
ブロックダイオード
Block
Diode

ASR-2000

L
Capacitive
Load
容量性負荷

N

19

誘導負荷

本器に誘導性負荷、たとえばインダクタが接続されると、出力電流が誤ってオフになったときに逆起電力（EMF）が発生します。本器に不可逆的な損傷を与える可能性があるため、逆起電力を吸収す
る還流ダイオードが必要になります。
次の図を参照してください。還流ダイオードが誘導性負荷と並列に接続され、起こり得る逆起電力を効果的に吸収します。
ASR-2000
還流ダイオード
Backflow
Diode

L
Inductive
Load
誘導性負荷

N

!

注意

負荷（コンデンサまたはインダクタ）と ASR シリー
ズ電源の間で、接続されているダイオードが次の仕様を満たしていることを確認してください。


最大逆電圧：600 V 以上
最大順方向電流： ASR202-401G：100 V レンジで 20A 以上、200 V レンジで 10 A 以上
 ASR302-401G：100 V レンジで 30A 以上、200 V レンジで 15 A 以上
 ASR402-401G：100 V レンジで 40A 以上、200 V レンジで 20 A 以上

20

1-3-4. 接地
ASR シリーズの出力端子は保護接地端子に対して絶縁されています。
保護接地に接続されているとき、またはフローティング接続しているとき、負荷、負荷ケーブル、その他の接続機器の絶縁容量を確認してください。
ニュートラル（N）
出力の接地

!

警告

!

警告

基本的に、ASR シリーズではニュートラル（N）出力への接地が可能です。地域の電気安全規定に基づく接地手順に従わないと、感電する可能性があります。
ニュートラルを接地することにより、機器をグランド
ループの影響から保護し、グランドノイズを減らすことができます。
ニュートラルを接地した場合、シャーシと接続されるため、感電する可能性がありますので、十分確認し、注意してください。

21

第2章 操作方法
2-1. セットアップ
2-1-1.

主電源の投入手順

1. 電源コードをリアパネルのネジ端子に接続します。

Ground Neutral Line

2. 電源コードカバーを取り付
けてから、2 本のネジを締めてカバーを固定します。

3. 電源コードの接続は完了です。

4. パワースイッチをオンします。起動画面に引き続き
通常の画面が表示されます。

!

注意

本器が完全にオンまたは、オフするまでに約 20秒かかります。パワー スイッチを素早くオン/オフしないでください。本器の故障につながります。
22

2-1-2.

パネル面の操作方法

概要

本器は、数値の編集やメニューの選択にツマミ、
方向キー、および Enter キーを使用します。
メニューの表示や設定には、フロントパネルのメニューキーとファンクションキーを使用します。
以下に詳細に説明します。

メニュー選択1. ツマミを回してメニューやリスト内のパラメーターを選択します。 選
択されたパラメーターはオレンジ色で強調表示されます。 ツマミは設定値の増減にも使用されます。
2. Enter キーを押してパラメーターを編集、またはメニューに入ります。

例Menu キー を押した時のメニュー リスト表示例

Selected
parameter
選択したメニュー方向キーとツマミによるパラメーター編集

3. 方向キーを使用して数字の桁を選択し、ツマミを使用してその桁の値を編集します。

23

4. 方向キーを使用して、目的の値の桁にカーソルを移動します。
5. ツマミを回して、選択した桁の値を編集します。

Cursorカーソル

6. 同じ手順で他の桁を編集します。
7. Enter キーを押して確定します。

初期設定ではカーソル位置は最下位桁です。

!

注意

24

各ファンクション キー(F1~F4)には現在のメニューで使用する機能操作や設定が割り当てられています。キーを押すことで機能操作や設定がダイレクトに行えます。

ファンクションキー
の使用

1. 画面に表示された機能のファンクション キーを押します。
2. ダイレクトに設定、操作ができます。
ファンクションキー
Functionkeys

Corresponding
設定・機能の内容
quick settings

3. 上記の手順を繰り返し、値を設定します。
テンキーの使用

方向キーを使用して桁を選択し、テンキーを使用
して値を入力します。
1.

方向キーを使用して、カーソルを目的の桁に移動します。

2.

数値キーを押して、値を入力します。

25

Cursor
カーソル

!

注意

3.

上記の手順を繰り返し、値を設定します。

4.

Enter キーを押して確定します。

初期設定ではカーソル位置は最下位桁です。

26

2-1-3.

出力端子への接続
出力端子はフロント、リア パネルにあります。

概要

DC-INT モードまたは 200V レンジを選択した場
合、フロントパネルから出力することはできませ
ん。

!

警告

危険な電圧を出力します。 電源出力端子を取り扱う前に、本器の電力供給、電源スイッチがオフになっていることを確認してください。感電する恐れがあります。

!

注意

フロントパネルからの出力は AC200V、15A MAXです。

フロント パネル出 1. 本器の電力供給、電源スイッチをオフにします。
力端子への接続
2. AC ケーブルをソケットに差し込みます!

警告

危険な電圧を出力します。 フロントパネルのソケッ
トからプラグを抜く前に、出力がオフになっていることを確認してください。
3. パワー スイッチをオンします。電力を供給する準備が整いました。

27

リア パネル出力
端子への接続

リアパネルの出力は、フロントパネルのような出力制限はありません。
1.

本器の電力供給、電源スイッチをオフにします。

2.

出力ケーブルをリアパネルの出力ネジ端子へ接続します。
Line（L）



Neutral（N）



GND（ ）Line

NeutralGround3.

出力ケーブルカバーを取り付けてから、2 本のネジを締めてワイヤカバーを固定します。

4.

出力ケーブルの接続は完了です。

28

5.

!

注意

!

警告

電源を入れます。 電力を供給する準備が整いました。

ニュートラル出力の接地：
ASRシリーズはニュートラル出力の接地が可能です。 グランドノイズを低減し、グランドループの影響を軽減することができます。
ニュートラル出力の接地はシャーシに接続されるため、感電の可能性があります。十分確認し、注意してください。

29

2-1-4.

ラック マウント キットについて
ASR シリーズには、それぞれ次のオプションのラックマウントキットがあります。

概要

モデル名

ラックマウントキット
部品番号

ASR シリーズ

GRA-442-E（同梱）GRA-442-J（オプション）

GRA-442-E は高さ 4U の EIA ラックに収まるように設計されています。GRA-442-J は高さ 4U のJIS ラックに収まるように設計されています。 ラック
マウントの詳細については、販売店にお問い合わ
せください。
GRA-442-E
シリーズ
GRA-442-E
ラックマウント図

GRA-439-J
シリーズ
GRA-442-J
ラックマウント図!

注意

ラックマウントを使用するときは、十分な換気を確保してください。 前面の吸気口に 50mm 以上の隙間をあけてください。 機器が過熱する恐れがあります。
30

2-1-5.

工場出荷時設定にリセット
工場出荷時のデフォルト設定に戻すには、メニュー設定から復元できます。 工場出荷時のデフォル
ト設定については、198 ページを参照してくださ
い。

概要

手順

1. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
2. ツマミを使って項目 8、Default Setting に進みます。
3. Enter キーを 2 回押すと、ユニットがデフォルト設
定に戻ります。

Default
settings
デフォルト設定!

注意

プリセット、シーケンス、シミュレーション、ARB についてもデフォルト設定に戻りますので注意してく
ださい。

31

2-1-6.
概要
手順

システムバージョン、シリアル番号の確認方法
システム インフォメーション メニューで、シリアル
番号とファームウェア バージョンが確認できます。
1. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
2. 項目 1、System Information を選択すると、シリアルナンバー、バージョン情報が表示されます。
3. メニュー設定を終了するには、Exit[F4]を押します。

SystemInformation
システムインフォメーション

Exit
[F4]
終了[F4]

32

2-1-7.

USB ドライバのインストール
USB は Windows10 ではドライバのインストールが不要です。USB をつないでデバイスマネージャ
で COM ポートが増えていることを確認してください。
Windows7 以前では USB インタフェースによるリ
モートコントロールを行うにはドライバのインストー
ルが必要です。

概要

!
手順

注意

USB ドライバは弊社のウェブサイトからダウンロー
ドすることができます。
USB インタフェースについては、174 ページを参照してください。
1. USB ケーブルを使用して、本器の背面パネルのUSB ポートを PC に接続します。
2. ウィンドウズのデバイスマネージャを開きます。
Windows 7 の場合:スタート > コントロールパネル > ハードウェアとサウンド > デバイスマネージャ
Windows7 以上で使用できます。

33

3. ASR はハードウェアツリーのほかのデバイスの下にあります。 ASRXXX-XXX を右クリックし、ドライ
バソフトウェアの更新を選択します。

4. ハードウェアウィザードから、[コンピュータを参照～]を選択します。

34

5. USB ドライバのファイルパスを設定して[次へ]をクリックし、ドライバのインストールを完了します。

6. ドライバのインストールが正常に行われると、ハードウェアツリーのポートに表示されます。

35

2-1-8.
概要
手順

エアフィルターの取り付け
本器には前面パネルにエアフィルター（部品番号、
ASR-008）があります。
1. 矢印のように外側に引いて、カバーを取り外
します。

下図を確認

See below
して下さい。
fordetails

2. カバーを外します。

3. ネジを外します。

4. プラスチックフレームを矢印で示された方向に動かします。

36

5. プラスチックフレームを取り外します。

6. フィルターを新しいものと交換します。

7. 前の手順を逆に繰り返して、新しいフィルタの付いたプラスチックフレームを再び装置に取り付けます。
8. これでユニットの電源を入れる準備が整いました。

!

注意

エアフィルターは定期的に清掃または、新しいものと交換してください。

!

警告

作業は電気的、機器的知識のある作業者が行ってください。
操作の前に AC 電源コードが電源に接続されていないことを確認してください。

37

2-1-9.

ワイヤゲージ

概要

推奨
ワイヤーゲージ

出力端子を負荷に接続する前に、負荷ケーブルのワイヤゲージを確認してください。
負荷ケーブルの電流容量が十分であることが重要です。 ケーブルの定格は、機器の最大定格出力以上でなければなりません。
ワイヤーゲージ
公称断面
最大電流
（AWG）
（ｍｍ²）
（A）
20
0.5
9
18
0.75
11
16
1.5
18
14
2.5
24
12
4
34
10
6
45
8
10
64
6
16
88
4
25
120
2
32
145
1
50
190
00
70
240
000
95
290
0000
120
340

最大温度上昇は周囲温度より約 60℃高くなります。 周囲温度は 30℃
未満としてください。
ノイズの混入や輻射を最小限に抑えるために、負荷線とリモートセン
シング線は最短の長さのツイストペアにする必要があります。 高ノイズ環境では、センシングリードのシールドが必要になることがあります。シールドを使用する場合は、背面パネルのアースネジを介してシールドをシャーシに接続します。 ノイズが問題にならない場合でも、カップリングを減らすために負荷線とリモートセンシング線をツイストペアにする必要があります。これは電源の安定性に影響を与える可能性があります。リモートセンシング線は負荷線から離してください。

38

2-2. メニューツリー
概要

機能とプロパティの便利なリファレンスとしてメニューツ
リーを示します。 ASR のメニューシステムは、階層ツリーに配置されています。 色分けされた各階層レベル
は、以下の図内の順序で移動します。
例：ブザーをオフに設定するには;
1 Menu キーを押します。
○
2 MISC Configuration に移動します。
○
3 Buzzer に移動します。
○
4 OFF を選択します。
○
Level 1
Menu

Level 2

Level 3

Level 4

1

System Information
MISC Configuration
T Ipeak, hold

2

3
IPK CLRPower ON

EXEC

ON

OFF

ON

SEQ

SIM

OFF

39

BuzzerRemote Sense
ON

4

OFF

2-2-1. Main Page

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5Main Page
MODE
AC+DC-INT
ACV

DCV

FREQ

IRMS

ON phsOFF phs

WAVE

FIXED

FIXED

SIN

Test
SEQ

FREE

FREE

SQU

SIM

TRI
ARB 1~16

AC-INT
ACV

FREQ

IRMS

ON phsOFF phs

WAVE

FIXED

FIXED

SIN

Test
SEQ

FREE

FREE

SQU

SIM

TRI
ARB 1~16

DC-INT
DCV

I

Test
SEQ

AC+DC-EXT
GAIN

IRMS

AC-EXTGAIN

IRMSAC+DC-ADD
ACV

DCV

FREQ

IRMS

GAIN

ON phsOFF phs

WAVE

FIXED

FIXED

SIN

SQU

FREE

FREE

TRI

ARB 1~16

ON phsOFF phs

WAVE

FIXED

FIXED

SIN

SQU

FREE

FREE

TRI

ARB 1~16

AC-ADD
ACV

FREQ

IRMS

GAIN

AC+DC-sync
ACV

DCV

ON phsOFF phs

WAVE

LINE

FIXED

FIXED

SIN

SQU

EXT

FREE

FREE

TRI

ARB 1~16

SIG

IRMS

AC-sync
ACV

ON phsOFF phs

WAVE

LINE

FIXED

FIXED

SIN

SQU

EXT

FREE

FREE

TRI

ARB 1~16

ON phsOFF phs

WAVE

FIXED

FIXED

SIN

SQU

FREE

FREE

TRI

ARB 1~16

FREQ

IRMS

AC-VCA
GAIN

FREQ

IRMS

40

2-2-2. Function Keys
AC+DC-INT, AC+DC-EXT, AC-EXT, AC+DC-ADD, AC-ADD, AC-VCA
Function Keys
F1
V

Vavg

Vamx

P

S

Q

I

Iavg

Iamx

IpkH

PF

CF

P

S

Q

PF

CF

Vmin

F2
Imin

F3
IpkH

F4
RUN
HOLD

AC-INT

Function Keys
F1
V

Vavg

Vamx

Vmin

P

S

Q

THDv

F2
I

Iavg

Iamx

Imin

IpkH

PF

CF

THDi

P

S

Q

IpkH

PF

CF

F3

F4
RUN
HOLD

41

DC-INT

Function Keys
F1
V

Vavg

Vamx

Vmin

Iavg

Iamx

Imin

Vmin

P
F2
I
IpkH
F3
P

IpkH

F4
RUN
HOLD

AC+DC-Sync, AC-Sync
Function Keys
F1
V

Vavg

Vamx

P

S

Q

I

Iavg

Iamx

IpkH

PF

CF

F2
Imin

F3
P

S

Q

PF

CF

Freq

F4
RUN
HOLD

42

IpkH

2-2-3. Menu
Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Menu

System Information
MISC Configuration
T Ipeak, holdSl ew R at e M ode

IPK CLRPower ON

EXEC

ON

OFF

ON

ON

SEQ

SIM

OFF

OFF

Output Relay

THD Format

BuzzerExternal Contr ol

V Unit(TRI, ARB)

Remote Sense

ACin Detection

Time

Enable

IEC

ON

rms

ON

Slope

Disable

CSA

OFF

p-p

OFF

Dat a Aver age
Count

Dat a U pdate
Rate

TrgO ut Sour ce

1~128

Fast
(default )None(default )IP Address

Subnet Mask

Gateway

Databits

ParityStopbits

TrigOUT Width (ms)

ms

LAN
DHCP

DNS

Socket PortSURGE

DST01-22

ONOFF

USB Device
Speed
Full
RS232C *1
Baudrate
9600(defaul t)

8bits(defaul t)

None(defaul t)

1bits(defaul t)

GPIB *1
Address
10 (default)

Arbitrary Edit
TRI

STAIR

CF-1 / CF-2

CLIP

Default SettingSpecial Function

Save / Recall FilesType

ActionPRESET

MEM

USB

SEQUENCE

MEM

USB

SIMULATE

Memory No.
0~9 or 1~16

DeleteARB

Save

All Data

Recal lTESTSEQUENCE
SIMULATE

43

RIPPLE

第3章 基本操作
このセクションでは、本器の操作に必要な基本操作について説明します。本器を操作する前に、1 ページの「はじめに」の章を参照してください。

3-1. 基本設定
3-1-1.
概要
手順

出力モードの選択
本器は、９つの出力モードがあります。さまざまなアプリケーションに対応可能です。
1. Shift + Range キーを押して MODE
選択メニューを表示します。

+

2. ツマミと Enter キーを使用してMODE メニューに入ることもできます。

3. ツマミで出力モードを選択してください。
モード
説明
AC+DC-INT

内部信号による AC + DC

AC-INT

内部信号による AC

DC-INT

内部信号による DC

AC+DC-EXT

外部信号による AC + DC

AC-EXT

外部信号による AC

AC+DC-ADD

内部+外部信号による AC + DC

AC-ADD

内部+外部信号による AC
44

AC+DC-Sync 外部同期信号による AC + DC
AC-Sync

外部同期信号による AC

AC-VCA

外部 DC 電圧による AC

4. Enter キーを押してモード選択を確定します。
例

Mode
モード
menu
メニュー

45

3-1-2.

電圧レンジの設定
設定範囲は一般的な出力電圧の規格に対応しま
す。

概要
手順

1. Range キーを押して Range メニューを表示します。
2. F1〜F4 のソフトキーで電圧範囲を設定します。
F1: AUTO
ソフトキー F3: 200V
F4: 100V
3. Enter キーを押して確定します。
レンジ設定
Range
setting

例

F1

F3
F4

!

注意

設定した出力電圧値は高域レンジ（200V、
AUTO）と低域レンジ（100V）それぞれ別に値が記憶されます。 たとえば、200V レンジで 5 Vrms を設定し、100V レンジで 3 Vrms を設定した場合、電圧レンジを 200V から 100V に切り替えると、設定が 5Vrms から 3Vrms に変更されます。
出力がオンのときに電圧レンジが変更されると、出力は自動的にオフになります。

46

3-1-3.
概要
手順

出力波形の設定
本器は、正弦波、方形波、三角波、ARB 波形を出力することができます。
1. Shift + 1 キーを押して Wave メニュ
ーを表示します。

ツマミと Enter キーを使用して Wave メ
ニューに入ることもできます。

2. ツマミで波形を選択してください。
モード

説明

SIN

サイン波

SQU

方形波

TRI

三角波

ARB 1 ~ 16

任意波形 1 ~ 16

3. Enter キーを押して波形設定を確定します.

波形
Wavesetting
設定

47

+

!

注意







波形選択は DC-INT、AC + DC-EXT および
AC-EXT 出力モードでは利用できません.
任意波形の詳細については、99 ページを参照
してください。
他の波形の上限よりも高い設定の波形に変更した場合、他の波形の設定は強制的にゼロに調整されます。 たとえば、150 Vrms（V-Limitの場合は 200 Vrms）で ACV を使用した SIN
出力の場合、出力波形が TRI に変更された
後、ACV は 0 Vrms（V-Limit の場合は164.5Vrms）に変更されます。
電圧単位の rms 設定値と p-p 設定値はそれぞれ別の値を持ちます。サイン波から三角波など波形の変更を含め、設定単位を変更すると設定値が変わりますので注意が必要です。電圧単位の詳細については、129 ページを参照して
ください。

48

3-1-4.

電圧リミットの設定
V-Limit を設定し、その制限範囲内で出力電圧レベルを設定できます。

概要
手順

1. Shift + V キーを押して電圧制限メニ
ューを表示します。

2.

+

AC + DC-INT、DC-INT、AC + DC-ADD、またはAC + DC-Sync モードの場合ツマミを使って VPK +（上）と VPK-（下）の設定を切り替え、Enter を押してパラメーターに入ります。
セットアップのためにステップ 3 に進みます。

VPK+
設定

VPK設定

49

AC-INT、AC-ADD,AC-Sync モードのときツマミを使用して直接 Vrms リミットの値を設定するか、F3（MAX）および F4（MIN）ソフトキーを使用してリミットを最大値と最小値に設定します。
AC –INT, AC-ADD, AC-Sync
レンジ
Vrms

レンジ最大電圧の10% ~ 100%

ソフトキー MAX, MIN

Vrms
設定

!

注意

設定した Vrms 制限値は、通常、同じ電圧レンジの下で AC-INT、AC-ADD、AC-Sync モードに適用されます。このモードは、AUTO および
200V を含む HI レンジと 100V をカバーする
LOW レンジの 2 つのレベルに分かれます。
3. ツマミまたは F3（MAX）ソフトキーと F4（MIN）ソフ
トキーを使用して電圧制限（VPK +と VPK-）を設定し、それぞれ制限を最大値と最小値に設定します。
AC+DC-INT, DC-INT,
AC+DC-ADD, AC+DC-Sync

VPK+

レンジ

レンジ最大ピーク電圧の3.5% ~ 100%

ソフト
キー

MAX, MIN

50

VPK-

レンジ

レンジ最大ピーク電圧の3.5% ~ 100%

ソフト
キー

MAX, MIN

VPK+
設定

VPK設定

!

!

注意

注意

設定した VPK +と VPK-の両方の制限値は、通常、同じ電圧範囲の下で AC + DC-INT、DCINT、AC + DC-ADD、AC + DC-Sync モードに適用されます。このモードは、AUTO および
200V を含む HI レンジと 100V をカバーする
LOW レンジの 2 つのレベルに分かれます。
4. Enter を押して電圧リミット設定を確定します。
 電圧制限設定は、AC + DC-EXT と AC-EXTの出力モードでは使用できません。
 各電圧レンジとモードには独立した電圧リミットがあります。
 電圧リミットの最小値は電圧設定と相対的な関係があり、 電圧設定が電圧リミットを超えることはありません。
 電圧リミットの範囲は、出力電圧設定に従って特定の最小値内に制限されます。

51

3-1-5.
概要

手順AC / DC 出力電圧とゲインの設定
ACV、DCV、および GAIN 設定は、出力電圧レベルを設定します。 電圧レベルを設定する前に、電圧レンジと電圧リミットを設定してください。また、三角波と任意波は電圧単位が Vrms と Vpp が選べます。電圧単位の詳細については、129 ページを参照してください。
1. V キーを押します。 ACV パラメーターが設定可能になります。右上に別の電圧単位（Vrms または Vpp）設定値が表示されます。
ツマミと Enter キーを使用して ACV
パラメーターを設定可能にすることもできます。

AC + DC-INT、AC + DC-ADD、または AC +DC 同期モードのとき
さらにツマミを使って DCV パラメーターに移動
し、Enter キーを押して DCV パラメーターを設DCV 定可能にします。
DC-INT モードのとき
直接 V キーを押すか、ツマミと Enter キーを使って DCV パラメーターを設定可能にします。
AC + DC-EXT、 AC-EXT モードまたは ACVCA モードのとき
GAIN

V キーを直接押すか、ツマミと Enter キーを使って GAIN パラメーターを設定可能にします。
AC-ADD モードのとき
52

さらにツマミを使って GAIN パラメーターに移動し、Enter キーを押して GAIN パラメーターを設定可能にします。
2. ツマミまたは F1〜F4 ソフトキーを使って ACV /DCV / GAIN 値を設定します。
AC+DC-INT, AC-INT, DC-INT
ACV

範囲

0 V ~ レンジの最大電圧

DCV

ソフトキー DEF1, DEF2, MAX, MIN

AC+DC-EXT, AC-EXT,AC-VCA
範囲
GAIN

0 倍 ~ レンジの最大値

ソフトキー MAX, MIN

AC+DC-ADD, AC-ADD
ACV

範囲

DCV

ソフトキー DEF1, DEF2, MAX, MIN
範囲

GAIN

0 V ~ レンジの最大電圧

0 倍 ~ レンジの最大値

ソフトキー MAX, MIN

AC+DC-Sync, AC-Sync
ACV

範囲

0 V ~ レンジの最大電圧

DCV

ソフトキー DEF1, DEF2, MAX, MIN

3. Enter キーを押して電圧またはゲイン設定を確定します。
プリセット設定

DEF1 と DEF2 のプリセット設定はユーザー定義の設定です。 デフォルトでは、それぞれ 0.0 と100.0 ボルト（100V の範囲）、200.0 ボルト（200Vの範囲）に設定されています。 MAX および MIN ソ
フトキーは、電圧またはゲインパラメーターをそれぞれ最大値および最小値に設定します。

53

4. ツマミを使って AC / DC 電圧値を設定するには、前のステップ 1〜2 を繰り返します。
5. "Saved to DEF1 / 2"が表示されるまで DEF1 ま
たは DEF2 ソフトキーを押したままにすると、電圧設定が DEF1 または DEF2 ソフトキーに個別に保存されます。

!



電圧単位の rms 設定値と p-p 設定値はそれぞれ別の値を持ちます。サイン波から三角波など波形の変更を含め、設定単位を変更すると設定値が変わりますので注意が必要です。電圧単位の
詳細については、129 ページを参照してください。



電圧を電圧リミット/レンジ外に設定しようとすると、画面に電圧設定エラーが表示されます。



スルーレートモードの設定が出力に影響します。
スロープモードでは、設定した波形や周波数により出力電圧に電圧降下が発生します。 より正確な電圧出力が必要な場合は、時間モードに設定
してください。スルーレートモードの詳細については 123 ページを参照してください。



各出力モードでの ACV と DCV の両方の設定には、それぞれ独自の DEF1 と DEF2 の保存値が
あります。

注意

ACV
ACV設定
setting 別の単位の設定表示
Defined setting
例：ACV 設定F1
F2

AC+DC-INT
モード

F3
F4

54

プリセット
設定

DCVsetting
設定
DCV

プリセット設定
Definedsetting

例：DCV 設定

F1

DC-INT
モード

F2
F3
F4

ゲイン設定
GAIN
setting Definedsetting
プリセット設定
例：ゲイン設定F1

AC-EXT
モード

F2
F3
F4

!

i.

Vrms は、三角波形の場合、164.5 Vrms /329.0Vrms までしか設定できません。

ii.

メニュー-> MISC-> V Unit に移動して、電圧設定値の単位を選択します。

注意55

3-1-6.
概要
手順

周波数リミットの設定
F-Limit を設定すると、周波数出力を制限範囲内の任意のレベルに設定できます。
1. Shift + F キーを押して Freq Limit メ
ニューを表示します。

+

2. ツマミを使用して、Freq Hi（上部）設定と Freq Lo（下部）設定を切り替え、Enter キーを押してパラメーターに入ります。

Freq
Hi
設定

Freq
Lo
設定

3. ツマミまたは F3〜F4 ソフトキーを使って周波数制限を設定します。 MAX ソフトキーと MIN ソフトキーは、それぞれ周波数制限を最大と最小に設定します。
AC+DC-INT, AC+DC-ADD
Freq
Hi
Limit

範囲

Freq

範囲

1.00 ~ 999.9 Hz

ソフトキー MAX, MIN

56

1.00 ~ 999.9 Hz

Lo
Limit

ソフトキー MAX, MIN

Freq
Hi
設定

Freq
Lo
設定

AC-INT, AC-ADD,AC-VCA
Freq
Hi
Limit

範囲

Freq
Lo
Limit

範囲

40.00 ~ 999.9 Hz

ソフトキー MAX, MIN
40.00 ~ 999.9 Hz

ソフトキー MAX, MIN

Freq
Hi
設定

Freq
Lo
設定

57

4. Enter キーを押して周波数リミット設定を確定します。
Freq
Limit setting
周波数リミット設定

例：周波数リミット
設定

MAX/MIN
Min/Max
設定
settings

AC+DC-INT
モード

F3
F4



!

注意





周波数リミット設定は、DC-INT、AC + DC-EXT、
AC-EXT、AC + DC-Sync および AC-Sync 出力
モードでは使用できません。
周波数リミット設定を変更する前に、周波数設定
値が目的の周波数リミットより大きい場合、周波数リミットをそれに応じて変更することはできません。
周波数リミットの範囲は、出力周波数設定に従って特定の最小値内に制限されます。
合計で 2 セットの周波数制限があります。

58

3-1-7.

出力周波数と信号の設定

概要

FREQ および SIG 設定は、出力の周波数を設定します。 周波数を設定する前に、周波数制限を設定します。

手順

1. F キーを押して、各モードに応じてFREQ または SIG パラメーターにアクセスします。
また、ツマミと Enter キーを使用して、FREQ または SIG パラメーターを選択可能にすることもできます。

2. ツマミまたは F1〜F4 ソフトキーを使用して、周波数または信号を設定します。
AC+DC-INT, AC+DC-ADD
範囲
FREQ

1.00 ~ 999.9 Hz

ソフトキー DEF1, DEF2, MAX, MIN

AC-INT, AC-ADD,AC-VCA
範囲
FREQ

40.00 ~ 999.9 Hz

ソフトキー DEF1, DEF2, MAX, MIN

AC+DC-Sync, AC-Sync
SIG

OptionLINE, EXT

3. Enter キーを押して、周波数または信号設定を確定します。
プリセット設定

DEF1 および DEF2 設定は、ユーザー定義の設定です。 デフォルトでは、それぞれ 50.00 Hz と 60.00 Hzに設定されています。 MAX および MIN ソフトキーは、周波数をそれぞれ最大および最小に設定します。
4. 前の手順 1〜2 を繰り返して、ツマミで周波数を設
定します。
59

5. 「Saved to DEF1 / 2」が表示されるまで、DEF1 ま
たは DEF2 ソフトキーを押し続けます。 これにより、周波数設定が DEF1 または DEF2 ソフトキーに個別に保存されます。
周波数設定
プリセット設定
Frequency
setting Definedsetting例）
周波数設定
AC + DC-INT
モード

F1
F2
F3
F4

Signalsetting
信号設定

例）
信号設定
AC + DC-EXT
モード

!



周波数制限外の周波数を設定しようとすると、画面に周波数設定エラーが表示されます。



各出力モードでの FREQ 設定には、それぞれ独自の DEF1 および DEF2 保存値があります。

注意60

3-1-8.

ピーク電流リミットの設定
IPK-Limit を設定すると、本器が供給できる電流の制限が設定できます。

概要

出力電流が設定値に達すると、出力は制限またはオフとなります。

!
手順

注意

ピーク電流リミットが作動すると、アラームが鳴ります。 Shift + Cancel を押して IPK アラームをクリアします。
1. Shift + I rms キーを押して IPK リミッ
トメニューを表示します。
+
2. ツマミを使って IPK +（上限）と IPK-（下限）の設定を切り替え、Enter を押してそれぞれのパラメータ
ー設定に入ります。
IPK+

IPK-

61

3. ツマミまたは F3（MAX）と F4（MIN）のソフトキーを使ってピーク電流（IPK +と IPK-）を設定します。
AC+DC-INT, AC –INT, DC-INT, AC+DC-EXT,AC –EXT, AC+DC-ADD, AC –ADD, AC+DCSync, AC -Sync,AC-VCA
範囲
IPK+

ソフトキー IPK Limit On/Off, MAX,
MIN
範囲

IPK-

定格ピーク電流の50 ~ 105%

定格ピーク電流の-105 ~ -50%

ソフトキー IPK Limit On/Off, MAX,MIN

IPK+Limit
設定
IPK+
Limit setting

ソフトキー設定
Soft-keys
setting

例：IPK+ リミット
設定

F1

AC+DC-INT
モード

F3
F4

IPK-Limit
設定
IPKLimit setting

ソフトキー設定
Soft-keys
setting

例：IPK- リミット
設定

F1

AC+DC-INT
モード

F3
F4

IPK Limit
On/Off

ON にすると、設定値に達したときに IPK の制限（+と - ）範囲内に維持する機能です。 オフの場合、IPK の制限（+と - ）に達すると出力がオフになります。

62

4. Enter キーを押して、ピーク電流設定を確定しま
す。

!

注意

IPK リミットの初期設定は ON です。

63

3-1-9.

出力電流の設定概要

手順

IRMS と I 設定は出力の電流を設定します。 RMS
または AVG 電流を設定すると、電源から供給できる電流に制限が設定されます。 出力電流が設定値を超えると、出力はオフに設定されます。
1. Irms キーを押して、IRMS または I パ
ラメーターを設定可能にします。
ツマミと Enter キーを使用して、IRMS
または I パラメーターを設定可能にすることもできます。

2. ツマミまたは F3〜F4 ソフトキーで IRMS / I レベ
ルを設定します。 MAX および MIN ソフトキーは、それぞれ IRMS または I レベルを最大および最小に設定します。
AC+DC-INT, AC –INT, DC-INT, AC+DC-EXT,AC –EXT, AC+DC-ADD, AC –ADD, AC+DCSync, AC -Sync,AC-VCA
範囲
IRMS/I

定格電流の 5% ~ 105%

ソフトキー IRMS Limit ON, MAX, MIN
IRMS
IRMS setting
設定

Soft-keys
setting
ソフトキー設定

例：IRMS 設定

F1

AC+DC-INT
モード

F2
F3
F4

64

IIsetting
設定

例：I 設定ソフトキー設定
Soft-keys
setting
F1
F2

DC-INT
モード

F3
F4

IRMS / I Limit
On/Off!

注意

前の項目の IPK リミットとほぼ同じですが、IRMS / I
制限機能は、設定された値に達すると、IRMS / I 値を
実効値(RMS)の制限内に保ちます。一方、この機能がオフになっていると、IRMS / I リミットオフレベルに達するとすぐに出力が無効になります。
IRMS 制限の初期設定はでオンです。 IRMS の最小値は 1A 以上になります。

65

3-1-10.

オン位相の設定概要

手順

On Phase 設定は、電圧出力の開始位相を設定します。
1. Shift + 7 キーを押して ON Phs パラ
メーターを設定可能にします。

+

ツマミと Enter キーを使用して、ON
Phs パラメーターを設定可能にすることもできます。

2. ツマミ、または F3（MAX）と F4（MIN）ソフトキーを使って ON Phs 設定を設定します。
AC+DC-INT, AC-INT, AC+DC-ADD,
AC-ADD, AC+DC-Sync, AC-Sync,AC-VCA
ON
Phs

範囲

0.0° ~ 359.9°

ソフトキー Fixed/Free, MAX, MIN

3. Enter を押して On Phase 設定を確定します。
On
On Phase
Phase 設定
setting

ソフトキー設定
Soft-keys
setting
F1

例：On Phase
設定
F3
F4

66

FIXED / FREE
モード

F1 キーを押すと FIXED(設定有効)と FREE(任意)が切り替わります。FREE を選択すると、F3-MAXと F4-MIN の両方のキーがグレー表示され、使用できません。
On Phase 設定
setting

例： On Phase
設定

FREE
FREE
選択
selected

FREE モード67

3-1-11.

オフ位相の設定概要

Off Phase 設定は、電圧出力の終了位相を設定します。
1. Shift + 4 キーを押して OFF Phs パラ
メーターを設定可能にします。

手順+

2. ツマミと Enter キーを使用して OFF
Phs パラメーターを設定可能にします。

3. ツマミ、または F3（MAX）と F4（MIN）のソフトキー
で OFF Phs を設定します。
AC+DC-INT, AC-INT, AC+DC-ADD,
AC-ADD, AC+DC-Sync, AC-Sync,AC-VCA
OFF
Phs

範囲

0.0° ~ 359.9°

ソフトキー Fixed/Free, MAX, MIN

4. Enter を押して、Off Phase 設定を確定します。
Off PhaseOFF
Phase設定
setting

ソフトキー設定
Soft-keys
setting
F1

例：Off Phase
設定

F3
F4

68

FIXED / FREE
モード

F1 キーを押すと FIXED(設定有効)と FREE(任意)が切り替わります。FREE を選択すると、F3-MAXと F4-MIN の両方のキーがグレー表示され、使用できません。
Off PhaseOFF
Phase設定
setting

例： Off Phase
設定

FREE
FREE
選択
selected

FREE モード69

3-1-12.

同期位相の設定概要

AC+DC-Sync および AC-Sync モードの出力モードでのみ使用できます。
SIG が LINE に設定されている場合、この機能は出力波形の同期位相と入力商用電源の位相を調整するために使用されます。
SIG が EXT に設定されている場合、この機能は出力波形の同期位相と外部入力信号の位相を調整するために使用されます。

手順

5. ツマミと Enter キーを使用して Syｎ
Phs パラメーターを設定可能にします。

6. ツマミ、または F3（MAX）と F4（MIN）のソフトキー
で Syn Phs を設定します。
AC+DC-Sync, AC-Sync
Syn
Phs

範囲

0.0° ~ 359.9°

ソフトキー MAX, MIN

7. Enter を押して、Off Phase 設定を確定します。
Sync Phase 設定

ソフトキー設定

例：Sync Phase
設定

F3
F4

70

実際の波形
ACV：100 Vrms
DCV：100Vdc
Syn Phs：0 °
出力 ON

実際の波形
ACV：100 Vrms
DCV：100Vdc
Syn Phs：0 °
定常状態

実際の波形
ACV：100 Vrms
DCV：100Vdc
Syn Phs：0 °出力 OFF71実際の波形
ACV：100 Vrms
DCV：100Vdc
Syn Phs：120 °
出力 ON

実際の波形
ACV：100 Vrms
DCV：100Vdc
Syn Phs：120 °
定常状態

実際の波形
ACV：100 Vrms
DCV：100Vdc
Syn Phs：120 °出力 OFF

72

3-1-13. ディスプレイモードの切り替え
本器には 3 つの表示モードがあります。
標準モードでは、中央に設定が表示され、右側に 3 つの測定項目が表示されます。これらは左側の測定値に対応しています。
簡易モードでは、本器で使用可能なすべての測定項目と 3 つの測定フォーマットがいつでも切り替え可能に表示されます。
高調波モードでは、高調波電圧と高調波電流の関連測定値が表示されます。
手順

1. Display キーを押します。
2. キーを押すたびにディスプレイモードが切り替わります。

標準モード

測定値
Measurement

設定
Setting

Configurable
設定可能な
measurements
測定
Hold
実行/保持
measurement

標準モード測定の設定

1. F1（ITEM1）、F2（ITEM2）、またはF3（ITEM3）のソフトキーを押して、各メニューに入ります。

2. ツマミを使って測定項目を選択し、Enter キーを押して確定します。 測
定パラメーターの詳細については、
70 ページを参照してください。

73

簡易モード測定項目 Items
Measurement
簡易/高調波
Simple/Harm

Measuremt
測定形式
formtsHold
実行/保持measurement

簡易モード測定の設定

1. F2（RMS / AVG / PEAK）ソフトキーを押すと、測定形式を切り替えることができます。
2. ディスプレイには各形式の測定パラメーターが表示されます。 詳細は 76 ページを参照ください。

高調波モード測定項目 Items
Measurement
簡易/高調波
Simple/Harm

THDv/THDi
全高調波歪 電圧/電流
Page
Up
ページアップ
Page
Down
ページダウン

高調波モード測定の設定

1. まず簡易モードに切り替え、続いて
F1（Simple / Harm）ソフトキーを押して Harm 表示モードに入ります。
2. F2（THDv / THDi）ソフトキーを押すと、全高調波歪み電圧（THDv）と全高調波歪み電流（THDi）の測定値を切り替えることができます。

!

注意

高調波モードは AC-INT モードおよび 50 / 60Hzの出力周波数でのみ利用可能です。 SIN、
SQU、TRI、ARB 1 - 16 波形も利用できます。

74

3. 測定値が最大 10 項目からなる 1 ページを超える場合は、F3（Page Up）
および F4（Page Down）のソフトキーを押してページをめくってください。

測定値ホールド!

注意

F4（RUN / HOLD）ソフトキーを押して、ホールドのオンとオフを切り替えます。 この機能はディスプレイに現在の測定値を「保持」します。この機能が解除されるまで測定値は更新されません。
HOLD は、標準表示モードと簡易表示モードでのみ使用可能です。

75

3-1-14.

測定機能

標準表示モード内の右端にある 3 つの設定可能な測定値は、さまざまな単位でのリアルタイム測定値を示し、いつでも電力出力の過程で切り替えることができます。
手順

1. Display キーを押して標準表示モードに切り替えます。

2. F1（ITEM1）、F2（ITEM2）、または F3（ITEM3）のソフトキーを押して、各メニ
ューに入ります。

3. ツマミを使って測定項目を選択し、Enter キーを押して確定します。

ITEM 1
V
Vavg
Vmax
Vmin
P
S
Q
THDv

実効値（RMS）電圧
平均電圧
正のピーク電圧負のピーク電圧
実電力
皮相電力(DC-INT モードでは該当なし)
無効電力(DC-INT モードでは該当なし)
全高調波歪み電圧(AC-INT モードでのみ利用可能)76

例： ITEM1

ITEM1
ITEM1
項目
options

AC+DC
-Sync
モード
ITEM 2
I
Iavg
Imax
Imin
IpkH
PF
CF
THDi

実効値（RMS）電流
平均電流
正のピーク電流負のピーク電流
ピーク電流保持力率(DC-INT モードでは該当なし)
波高率（クレストファクター）(DC-INT モードでは該当なし)
全高調波歪み電流(AC-INT モードでのみ利用可能)

例：ITEM2
ITEM2
ITEM2
項目
options

AC+DCSync
モード

77

ITEM 3
P
実電力
S
皮相電力
(DC-INT モードでは該当なし)
Q
無効電力(DC-INT モードでは該当なし)
IpkH
ピーク電流保持PF
力率(DC-INT モードでは該当なし)
CF
波高率（クレストファクター）(DC-INT モードでは該当なし)
Freq
周波数(AC+DC-Sync、AC-Sync モードでのみ利用可能)
例：ITEM3
AC+DCSync
モード

!

注意

ITEM3
ITEM3
項目
options

各出力モードにはさまざまな測定機能表示があります。 詳細な項目については上記の表を参照してください。

78

3-1-15. 測定形式
簡易表示モード内の右側にある 3 つの測定形式、RMS、AVG、およびPEAK は、いつでもユーザーが切り替えることができます。
手順

1. Display キーを押し、簡易表示モードします。

2. F2（RMS / AVG / PEAK）ソフトキーを押すと、形式の各モードを切り替えることができます。

例RMS

実効（RMS）値

AVG

平均値

PEAK

ピーク値

DC-INT モード
V/I
V&I
実効値表示
RMS

実効値
RMS
表示
Display

ValuesVavg &
Vavg/Iavg
Iavg
平均値表示

平均値
AVG
表示
Display

Values79

Vmax/
Vmax/Vmin
Vmin
Imax/Imin&
ピーク値表示
Imax/

ピーク値
PEAK
表示
Display

Imin
Values

全てのモード（ DC-INT モードを除く）
V/IV & I
RMS
実効値表示

実効値
RMS
表示
Display

ValuesVavg &
Vavg/Iavg
Iavg
平均値表示

平均値
AVG
表示
Display

ValuesVmax/
Vmin
Vmax/Vmin
Imax/Imin&
Imax/
ピーク値表示

ピーク値
PEAK
表示
Display

Imin
Values!

注意

選択した測定フォーマットは、簡易表示モード
でのみ表示されます。詳細は 74 ページを参照してください。
3. F3（IPK CLR）ソフトキーを押すと、Ipkh の値をクリアすることができます。
80

3-1-16.

パネルロック

パネルロック機能は、設定が誤って変更されるのを防ぎます。 有効にす
ると、Lock / Unlock キーと Output キー（有効な場合）を除くすべてのキーとノブが無効になります。
本器が USB / LAN / RS-232 / GP-IB インタフェースを介してリモート制
御されている場合、パネルロックは自動的に有効になります。 リモート制御の詳細については 183 ページを参照してください。
パネルロックの有効Lock キーを押してパネルロックを有効にします。 ディスプレイに“ Keys
locked”と表示されます。
パネルキーがロックされると、ロックア
イコンが右上に表示されます。

パネルロックの無効

例

パネルロックを無効にするには、Lock
キーを 3 秒間押し続けます。 ディスプ
レイに”Keys unlocked”と表示され、ロックアイコンが消えます。
メッセージ
Message81

ロックアイコンLockicon

3-1-17.
概要

手順例

アラームクリア
ALM CLR（アラームクリア）機能は、過電流、過ピーク電流、過熱、AC 障害、ファン障害、リモートセ
ンスエラーなどのアラームをクリアします。 詳しくは
203 ページを参照してください。
1. アラームをクリアするには、Shift + 6
キーを押します。

アラームインジケーター
ALM indicator

Alarmmessage
アラームメッセージ82+3-1-18.

アウトプットのオン/オフ

被試験物（DUT） は本器のリアパネル出力またはフロントパネル出力の一方に接続できます。

フロント/リアの出力は、電気的に接続されています!

警 告 が、いずれか一方に接続して使用してください。
フロント/リア出力を同時に使用することは保証しておりません。同時に両方の出力を使用することは危険ですので行わないでください。
出力端子またはソケットの使用方法については、27
ページを参照してください。

アウトプットオン

アウトプットオフ

Output キーを押します。 Output キーがオレンジ色に点灯し、ステータス
バーに ON が表示されます。
Output キーを押します。Output キーが消灯し、ステータスバーに OFF が表示されます。

83

3-2. その他の機能
3-2-1.

リモートセンス機能

本器は、ローカルまたはリモートのセンス（電圧検出）を使用できます。
デフォルトでは、本器はローカルセンスに設定されています。

!

警告

センシングコネクタを取り扱う前に、出力がオフになっていることを確認してください。
本器の出力電圧に対し、十分余裕を持った耐電圧のセンシングケーブルを使用してください。
出力がオンのときはセンシングケーブルを接続しないでください。 感電や本器の損傷を招く恐れがあります。

SENSING
コネクタ外観

センシングコネクタは、本器の背面パネルにあります。

ローカルセンス

ローカルセンス
動作

ローカルセンスの場合は、センシング端子は使用されません。 負荷ケーブルに発生する可能性のある電圧降下の補正は行われません。 ローカル
センスは、電圧降下が問題にならない場合に推奨されます。 デフォルトでは、本器はローカルセンスに設定されています。
リモートセンス設定が無効になっていることを確認してください。(121 ページ)84

リモートセンス

リモートセンス
動作!

警告

リモートセンスは、負荷ケーブルの抵抗成分によって発生する電圧降下を補償するために使用されます。リモートセンス機能は、最大5％の出力電圧を補償することができます。
センシングコネクタを取り扱う前に、出力がオフになっていることを確認してください。
本器の出力電圧に対し、十分余裕を持った耐電圧のセンシングケーブルを使用してください。
出力がオンのときはセンシングケーブルを接続しないでください。 感電や本器の損傷を招く恐れがあります。
1. リモートセンス設定を ON に設定します。
(121 ページ)
2. センシング端子台の-S 端子を負荷の N(ニュートラル)端子に接続します。
3. リモートセンシング端子台の+S 端子を負荷のL(ライブ)端子に接続します。

85

接続例

Sensing
terminal

センシング端子台

OUTPUTterminal

出力端子台

Load
負荷線
cables

負荷

センシング
Sensing
ケーブル
cablesSensing
センシング
pointsポイント

4. 接続後、保護カバーをセンシング端子台に被せます。

865. 下図のようにネジを締めま。

87

3-2-2.

プリセット設定

プリセット設定をローカルメモリに保存します。



内部メモリに設定を 10 個まで保存できます。

手順

1. Preset キーを押し、続いて
F1〜F4 のソフトキーまたは、テンキーの 0~9 を押し続けると、現在の設定が対応するメモリー番号に保存されます。
メモリー番号とテンキーの数字は共通です。
例）M1=テンキーの 1
Presets

または+(押し続ける)M0 ~ M3 または 0~9

2. Preset キーをもう一度押すと、プリセットモードが終了します。
例

Preset キーを押し、F1 を押し続けると、現在の設定がメモリスロット 0 に保存されます（M0 に保存さ
れます）。

!

注意





プリセット設定用のメモリー番号は全部で 10 グループ（M0〜M9）あります。 ソフトキーで使用できるのは M0〜M3 ですが、テンキーの 0~9 または残りのグループ M4〜M9 はメニューシステムの下のSave / Recall Files ユーティリティで保存できます。 詳しくは 89 ページを参照してください。
アクティブになるとプリセットキーが緑色に点灯します。 設定が保存されると、ビープ音が鳴り（ブザーがオン設定の場合）、メッセージが表示され
ます。

88



プリセット設定をローカルメモリに呼び出します

内部メモリの 10 個のプリセット設定から呼び出しできます。

手順

1. Preset キーを押してから
F1〜F4 のソフトキーを押して、対応するメモリー番号を呼び出します。
メモリー番号とテンキーの数字は共通です。

+

または例）M1=テンキーの 1
M0 ~ M3 または 0~9

Presets

2. Preset キーをもう一度押すと、プリセットモードが終了します。
例

3. Preset キーを押し、 F1 を押すと、保存されている設定がメモリースロット 0 から呼び出されます（M0から呼び出されます）。

!

注意





プリセット設定用のメモリー番号は全部で 10 グ
ループ（M0〜M9）あります。 ソフトキーで使用できるのは M0〜M3 だけですが、テンキーの 0～9
または残りのグループ M4〜M9 はメニューシス
テムの下の Save / Recall Files ユーティリティで呼び出すことができます。 詳しくは 89 ページを参照してください。
アクティブになるとプリセットキーが緑色に点灯します。 設定を呼び出すと、ビープ音が鳴り（ブザーがオンに設定されている）、メッセージが表示さ
れます。

89



プリセット設定を管理する



Menu システムの Save / Recall Files ユーティリティを使用して、プ
リセット設定を USB メモリーに簡単に保存したり、そこから呼び出すことができます。 ユーティリティを使用して設定をローカルメモリから削除することもできます。

ファイル形
式

ファイルを USB に保存すると、次の形式で保存されます。
presetX.set、ここで X はメモリー番号
M0〜M9 ファイルは USB：/ texio に保存されます。
USB からファイルをリコールするときは、同じメモリー番号からファイルをリコールする必要があります。 たとえば、ファイル preset0.set は、メモリー番
号 M0 にしか呼び出せません。 ファイルは USB：/
texio ディレクトリからのみ呼び出せます。
USB メモリーはフォーマット形式 FAT32、32GB 以
下のものが使用できます。

手順

1. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
2. ツマミを使用して項目10 ”Save/Recall file”に進み、Enter
キーを押します。
3. Type 設定に移動し、Enter キーを押します。 Preset を選択し、Enter キーを押して確定します。
4. “Action”設定に進み、ファイル操作を選択してから Enter キーを押します。
選択したプリセットメモリーをローカルメモリーから USB メモリ
ーに保存します。

MEMUSB90

MEMUSB

USB メモリーから選択したロー
カルメモリーにプリセットメモリ
ーを呼び出します。

Delete

選択したプリセットメモリーをローカルメモリーから削除しま
す。

Save

選択したプリセットメモリーをローカルメモリーに保存します。

Recall

選択したプリセットメモリーをローカルメモリーから呼び出します。

5. Memory No.に進み、プリセットメモリ
ー番号を選択します。 Enter キーを押して確定します。

Memory No.

0 ~ 9 (M0 ~ M9)

ファイル操作の実 6. Exe [F1]を押して、選択したファイル操行
作を実行します。
ファイル操作の終 7. Save /Recall Files 設定を終了するに
了は、Exit [F4]を押します。

91USB メモリーから選択したロー
Load file from USB
カルメモリーにプリセットメモリー
to Local memoryを呼び出します。

例

メモリーNo.1
を選択
MemoryNo.
1 selected

すべてのデータの操作

8. ツマミを使用してタイプ設定に戻り、Enter キーを押します。 All Data を選択し、Enter キーを押して確認します。

9. Action 設定に移動し、ファイル操作を選択して、Enter キーを押します。
MEMUSB

プリセット、シーケンス、シミュレ
ート、ARB すべてのファイルを
ローカルメモリーから USB メモ
リーに保存します。

MEMUSB

USB メモリーからプリセット、シーケンス、シミュレート、ARB す
べてのファイルを呼び出します。

Deleteプリセット、シーケンス、シミュレ
ート、ARB すべてのファイルを
ローカルメモリーから削除します。

92

すべてのデータを選択
All
Data option selected

ローカルメモリーからSave all data USB
fromメモリーに全てのデータを保存します。
Local memory to USB93

3-2-3. 外部テンキーによる操作
ASR シリーズは、フロントパネルの USB ポートに外部テンキーを接続し、設定や出力などの操作をすることができます。
外部テンキーからの各キーの機能については、以下の表を参照してくだ
さい。
キー

機能

TAB

桁移動 （→）

/

電圧設定

*

周波数設定

0～9、00、.

数値入力+

数値の上昇または項目の移動 （↑）-

数値の下降または項目の移動 （↓）

Enter

決定

Back Space

出力 ON/OFF!

注意

この機能は、V1.20 より前のファームウェアバージ
ョンでは使用できません。 この機能を有効にするには、ファームウェアを更新してください。ファーム
ウェアの更新については 196 ページを参照してください。
全てのテンキーの動作保証をするものではありません。

動作確認済み株式会社バッファロー BSTK100 シリーズ

94

第4章 外部制御
背面パネルには 3 つの信号出力または入力コネクタがあります。
これらのコネクタは外部トリガ、同期およびテスト状態判定に使用されます。 この章では、これらの各コネクタについて説明します。

!

警告

!

注意

外部制御の GND はシャーシです。必要な場合は、外部回路との絶縁処理を行ってくだ
さい。 たとえば、本器の I/O 信号に接続する
場合は、事前に活電部の二重絶縁処理を行います。
状態出力は常にオンです。

4-1.

外部 I/O 制御

概要

仕様

外部 I / O は、主にロジック信号で本器を外部から制御するために使用されます。 また、シーケンス
機能の状態をリモートで監視することができます。
入力High レベル: +2.2 V 以上



Low レベル: +1.0 V 以下



絶対最大入力: +7V / -5V

入力インピーダンス:
プルアップ+5V / 47kΩステータス 出力

ピン配置

出力レベル: 0 / +5 V
出力インピーダンス: 100Ω

各ピンの機能は、次の表を確認してください。

95ピン番号 I/O
1
Output2
Output3
Output4
Output5
Output6
Output7
Output8
Output
9
GND
10
Input
11
Input
12
Input
13
Input
14
Input
15
Input
16
Input
17
Input
18
GND
19
Output20
Output21
Output22
Output23
Output24
Output25
Output!

注意機能
電源オン/オフ状態
出力オン/オフ状態
リミッター動作状態
ソフトウェア動作状態
シーケンス同期出力 0シーケンス同期出力 1
トリガー出力未定義の出力 1

備考
0: OFF, 1: On
0: OFF, 1: On
0: OFF, 1: On
0: Normal, 1: Busy

シャーシに接続
未定義の入力 0
出力オフ
出力オン
シーケンス スタート
シーケンス ストップ
シーケンス ホールドシーケンス 分岐 1
シーケンス 分岐 2
+5V
予備
予備
予備
予備
予備
予備

立ち下がりエッジ検出
立ち下がりエッジ検出
立ち下がりエッジ検出
立ち下がりエッジ検出
立ち下がりエッジ検出
立ち下がりエッジ検出
立ち下がりエッジ検出
シャーシに接続
50mA 以下

以下の条件に該当する場合、リミッター動作はオンとして認識されます。


出力ピーク電流制限（正）が作動している。
出力ピーク電流制限（負）が作動している。
出力平均電流制限が作動している。
出力電力制限が作動している。

96

4-2. 外部信号入力
外部信号入力ポートは、AC + DC-EXT、ACEXT、AC + DC-ADD、AC-ADD、AC + DCSync、AC-Sync、AC-VCA の出力モードに使用さ
れます。

概要

外部同期付きの信号ソースとして外部入力信号を使用する場合は、BNC コネクタ付きの同軸ケーブ
ルを介して背面パネルの外部信号入力ポートに接続します。
外部信号入力端子4-2-1.

EXT GAIN - AC+DC-EXT / AC-EXT モード

概要

外部入力ゲイン範囲式

本器を背面パネルの外部信号入力端子からの入力専用のアンプとして使用するには、AC + DCEXT または AC-EXT モードを選択します。 入力のインピーダンスは 1MΩ です。入力の周波数範囲
は DC から 999.9 Hz です。
外部入力ゲイン
設定

100V レンジ

200V レンジ

設定範囲

0.0 to 285.0

0.0 to 570.0

分解能

0.1

0.1

初期値

100.0

200.0

出力電圧 (V) =外部入力信号(V) x ゲイン (V/V)

97

External Input
Signal

説明図

OutputADC!

4-2-2.



出力電圧のクリッピングを防ぐために、±2.5V 以下の入力電圧を使用することを推奨します。



さらに、入力ブロックからの問題を回避するために、入力電圧が±5.5V を超えないよ
うにしてください。

注意

EXT ADD - AC+DC-ADD / AC-ADD モード

概要とコンセプト

AC + DC-ADD または AC-ADD モードを選択した
場合、倍率に応じた外部信号を内部信号に追加して電力を出力します。入力の周波数範囲は DC から 999.9 Hz です。入力のインピーダンスは 1MΩ
です。

984-2-3.

EXT Sync - AC+DC-SYNC / AC-SYNC モード
AC + DC-Sync または AC-Sync モードを選択した
場合、本器に内蔵されている外部同期発振機能
は、出力周波数、具体的には外部同期 TTL 信号の周波数に同期します。 同期位相差を設定することはできません。また、出力周波数は 40〜999.9
Hz の周波数に同期させることができます。

概要

説明図とコンセプト

SIG オプションの場合は、外部同期信号ソースに
EXT（信号同期）または LINE（ライン同期）を選択します。 LINE が選択されている場合、同期は電源周波数と同期することに注意してください。 操作手
順については、59 ページを参照してください。
OutputWaveform

出力波形

1External
Sync
外部同期
Signal(TTL)
信号（TTL）

0!

注意

同期 TTL 信号の周波数範囲は 40Hz〜1kHz に限られます。

99

4-2-4. EXT Voltage - AC-VCA モード
リアパネルの外部信号入力ポートからの DC 入力
による、AC 出力アンプとして ASR を使用するには、AC-VCA モードを選択します。 入力の入力電
圧範囲は DC0〜2.5V です。 入力のインピーダン
スは 1MΩ です。この機能はファームウェア V1.20以降に搭載されます。

概要

External Input Signal

説明図

AMP

Output

2.5V

ADC

Input voltage 0 ~2.5 Vdc x Gain (0~250/0~500 times)
is corresponding to output voltage 0 ~ full voltage scale!

注意

最大 DC 電圧値を超える場合、出力は制限されます。

100

4-3. 任意波形
4-3-1. 任意波形を使う

任意波形は、PC でソフトウェアを使用して編集を行います。PC で編集後、USB インタフェースを介し、本器メモリーにデータを転送します。

概要

編集ソフトウェアは弊社のウェッブサイトからダウンロードできます。
https://www.texio.co.jp/

!

仕様

注意



出力オン時は任意波形を変更することはできません。 任意波形を変更するには、出力がオフになっていることを確認してください。



本器から直接登録済みの任意波形メモリーを編集することはできません。 108 ページの組み込
み済の波形編集機能や、USB インタフェースを介し PC からソフトウェアにて編集し、任意波形メ
モリーに登録します。
任意波形メモリー数：16
波形長：4096 ワード
任意波形データ：16 ビットバイナリ（2 の補数形式）
波形データの有効範囲：-32767〜32767
32767 より大きい値を入力すると、波形データは 32767 にクリップされます。また、-32767 より小さい値を入力すると、波形データは-32767 にクリップされます。






任意波形の出力 1. Shift + 1 キーを押して Wave メニューを表示します。

101+

ツマミと Enter キーを使用してWave メニューに入ることもできます。

2. ツマミで ARB 波形（ARB 1 から ARB
16）を選択します。

デフォルトの ARB 波形設定
ARB1

ランプ（上昇）ARB2

ランプ（下降）

102

ARB3

サイン波 半波 正極

ARB4

サイン波 半波 負極

ARB5

サイン波 半波整流 正極

103

ARB6

サイン波 半波整流 負極

ARB7

サイン波 全波整流 正極

ARB8サイン波 全波整流 負極

104

ARB9

2 次ステップ応答（減衰係数 0.1）

ARB10

2 次ステップ応答（減衰係数 0.2）

ARB11

2 次ステップ応答（減衰係数 0.7）

105

ARB12

2 次インパルス応答（減衰係数 0.1）

ARB13

2 次インパルス応答（減衰係数 0.2）

ARB14

2 次インパルス応答（減衰係数 0.7）

106

!

注意

ARB15

指数関数（上昇）

ARB16

指数関数（下降）

ARB1〜16 を削除すると、ARB1〜16 のデフォルトに戻ります。 すべてのデータを削除すると、すべての ARB がデフォルトに戻ります（113 ページ）。
3.

Enter キーを押して波形を確定し
ます。

例
ARB
16 を
ARB16
selected
選択

107

!

ARB 波形の入力ピーク値がフルスケールの32768 より小さいときは、ARB 波形の電圧出力の最大値はその比率に応じて減少します。

注意

4-3-2. 任意波形の編集
任意波形編集機能は、組み込まれた任意波形を選択し、パラメーターを編集する機能です。編集後、ARB NO（1〜16）に登録し、選択した波形を出力し
ます。

概要

手順

1. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
2.

ツマミを使って項目 7、Arbitrary Edit に進み Enter
キーを押します。任意波形の編集ページに進みます。
組み込み波形

3.

TRI, STAIR, CLIP, CF-1, CF-2,
SURGE, DST01-22

ツマミと Enter キーを使用して波形を選択し、パラメーターを設定します。F1 ソフトキーSave を押して設定を登録します。

設定画面

F1 Save
Built-in
波形タイプ
waveform type
F4 Exit
Visual representation
選択された波形のof the waveform shape
形状
and its attributes

ARB 波形Attributes for the
波形のパラメーター等
selected waveform

以下、各組み込み波形について説明します。
108

TRI

三角波のシンメトリーをパーセンテージ
で設定可能です。
パラメーター:
Sym: 0 ~ 100%
ARB NO: 1 ~ 16

STAIR

階段波形のステップレベルが設定可能です。
パラメーター:
Stairs: 1 ~ 100
ARB NO: 1 ~ 16

CLIP

正弦波のクリップレベルが設定可能です。
パラメーター:
Ratio: 0.00 ~ 1.00
ARB NO: 1 ~ 16

109

CF-1

クレストファクター（CF-1）が設定可能です。
パラメーター:
CF: 1.1 ~ 10.0
ARB NO: 1 ~ 16

CF-2

クレストファクター（CF-2）が設定可能です。
パラメーター:
CF: 1.5 ~ 2.0
ARB NO: 1 ~ 16110

SURGE

サージ波形の ACV ベースレベル、サイトレベル、およびサイト波形が設定可能です。
パラメーター:
Type: SQU, SIN (サイト波形)
ACV: 0 ~ 100% (べースレベル)
Site: 0 ~ 100% (サイトレベル)
ARB NO: 1 ~ 16

DST01-22 ひずみ波形を選択できます。
パラメーター:
Type: 1 ~ 22
ARB NO: 1 ~ 16111

RIPPLE

リップル波形の回数、電圧、レベルの設定が可能です。
パラメータ：
Times：1 ~ 6（1 周期の回数）
VDC：1 ~ 100（DC 電圧）
Level：1 ~ 30％（VDC に対するレベル）SAVE
SAVE＆APPLY

4. F1 キーを押して編集した任意波形を登録します。
RIPPLE のみ F２キーSAVE＆APPLY を押すと VDC および Levelで設定した電圧が反映され、
AC+DC-INT モードとなります。

RIPPLEF2 SAVE&
APPLY

EXIT

5. 任意波形編集ページを終了するには F4 キーを押します。

112

4-3-3. 任意波形設定の管理
メニューシステムの Save / Recall Files ユーティリティを使用して、任意の波形設定を USB メモリーとの間で簡単に保存できます。 ユーティリティを使用して、ローカルメモリーからファイルを削除することもできます。
ファイルフォーマ
ット

ファイルを USB に保存すると、次の形式となります。
ARBX.ARB
X はメモリー番号 1〜16（ARB0～ARB16）
USB：/ texio ディレクトリに保存されます
USB からファイルを呼び出す場合、同じメモリ番号からファイルを呼び出す必要があります。 たとえば、ファイル ARB1.ARB は、メモリ番号 ARB1 にのみ呼び出すことができます。 ファイルは、USB：/
texio ディレクトリからのみ呼び出すことができます。
USB メモリーはフォーマット形式 FAT32、32GB 以
下のものが使用できます。

手順

1. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
2. ツマミを使って項目 10 のSave/Recall files に進み、Enter キ
ーを押します。

3. ツマミを使って Type 設定に進み、Enter キーを押します。ARB を選択
し、Enter キーで確定します。
4. Action 設定に進み、ファイル操作を選択して Enter キーを押します。

113

MEM→USB

選択した ARB をローカルメモリ
ーから USB へ保存します。

MEM←USB

ARB を USB から選択されたローカルメモリーへ呼び出します。

Deleteローカルメモリーから選択した
ARB を消去します。

5. Memory No.設定に移動し、Enter キーを押します。ARB 番号を選択し、Enter キーを押して確定します。
Memory No.

1~16(ARB1~ARB16)

ファイル操作の実 6. Exe [F1]を押して、選択したファイル操行
作を実行します。
操作の終了

例

7. Save /Recall Files 設定を終了するには、Exit [F4]を押します。
Load file from USB
ローカルメモリーから
to Local memoryUSB へ

Memory No.
1 selected
メモリーNo.1
を選択

すべてのファイル 8. ツマミを使用して Type 設定に戻り、の操作
Enter キーを押します。All Data を選択
し、Enter キーで確定します。

114

9. Action 設定に移動しファイル操作を選択し、Enter キーで確定します。

例

MEM→USB

プリセット、シーケンス、シミュレ
ート、ARB を含むすべてのファ
イルをローカルメモリーから
USB メモリーへ保存します。

MEM←USB

プリセット、シーケンス、シミュレ
ート、ARB を含むすべてのファ
イルを USB メモリーからローカ
ルメモリーへ呼び出します。

Deleteプリセット、シーケンス、シミュレ
ート、ARB を含むすべてのファ
イルをローカルメモリーから消去します（デフォルトに戻ります）。

All option
Data を選択
All Data
selected

Save all data from
すべてのデータをローカル
Local
memoryメモリーから
USBtoへUSB

一つの任意波形をデフォルト設定に戻す

前の手順 4 から、Action の Delete を実行して、選択した ARB メモリをデフォルト設定に戻します。

すべての任意波
形をデフォルトに戻す

前の手順 9 から、Action の Delete を実行して、ARB メモリ全体をデフォルト設定に戻します。
ARB の他、プリセット、シーケンス、シミュレーショ
ンのファイルもデフォルトに戻ります。
115

第5章 その他の設定
MISC Configuration メニューでは、その他のパラメーター設定を行います。

5-1. ピーク電流ホールド時間：T Ipeak, hold
T Ipeak,hold 機能は、ピーク電流測定の開始遅延時間を設定します。
出力がオンになった後、本器はこの設定時間だけピーク電流測定の開始を遅らせます。
ピーク電流
Hold thepeak current
測定開始valuemeasurement
測定開始遅延時間=T Ipeak,
Ipeak
Holdholdtime

概要図

OutputOutputオン
on

I

!

注意





手順

T

新しい測定値が前の値より大きい場合、ピーク
電流ホールド値が更新されます。 これとは対照的に、新しい測定値がピーク電流ホールド値より小さいときは更新されません。
T Ipeak,hold 時間は、出力機能がオンのときだ
けカウントされます。

1. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
2. ツマミを使って項目 2 の MISC
Configuration に進み、Enter キーを
押します。

116

3. ツマミを使って T Ipeak、hold（msec）
を選択し、Enter キーを押します。 時間を設定し、Enter キーを押して確定します。
T Ipeak

1 ~ 60,000 ms

4. Exit [F4]を押して MISC
Configuration 設定を終了します。
例

Holdtime of current
測定遅延時間をpeakvalue setting
1ｍｓに設定117

5-2. ピーク電流ホールド値のクリア：IPK CLR
出力中に測定されたピーク電流ホールド値は、この機能でクリアすることができます。 必要に応じて、ピーク電流値の測定を再開することができます。
手順

1. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
2. ツマミを使って項目 2 の MISC
Configuration に進み、Enter キーを押します。
3. ツマミを使用して IPK CLR を選択し、EXEC で Enter キーを押します。 測定されたピーク電流ホールド値はゼロになります。
IPK CLR

EXEC

4. Exit [F4]を押して MISC
Configuration 設定を終了します。
ピーク電流ホールド値をクリアします。

例

!

注意

ピーク電流ホールド値は IPK CLR の実行直後に”0”にされますが、出力処理中に”0”より大きい新
しい測定値が発生するとすぐに更新されます。

118

5-3. 電源オン時の出力設定：Power ON
Power ON 設定では、起動後に自動的に出力オンまたは他の機能をオンにすることができます。 読み込まれる設定は、装置が最後にオフにされる前の標準モードの設定です。
手順

1. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
2. ツマミを使って項目 2 の MISC
Configuration に進み、Enter キーを押します。
3. ツマミを使用して Power ON を選択
し、Enter キーを押します。 設定を選択して Enter キーを押して確定します。
ON

出力をオンにします。

OFFPower ON 機能を無効にします。

SEQ

最後に電源を切る前にロードされたシーケンスを実行します。

SIM

最後に電源を切る前にロードされたシ
ミュレーションを実行します。

4. Exit [F4]を押して MISC
Configuration 設定を終了します。
例

電源投入時の出力設定
Power
ON setting

119

5-4. ブザーの設定：Buzzer
Buzzer 設定は、キーを押したときのブザー音をオンまたはオフにします。
手順

1. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
2. ツマミを使って項目 2 の MISC
Configuration に進み、Enter キーを押します。
3. ツマミを使用して Buzzer を選択し、Enter キーを押します。 設定をオンまたはオフにして、もう一度 Enter キー
を押して確定します。
BuzzerON, OFF

4. Exit [F4]を押して MISC
Configuration 設定を終了します。
例

Buzzer setting
ブザー音の設定!

注意

オフに設定すると、アラーム発生時のブザー音もオフになります。

120

5-5. リモートセンス：Remote Sense
リモートセンス機能は、センシング端子の電圧を検出します。 この機能
は、負荷ケーブルで発生する電圧降下を補償します。

!
手順

注意

リモートセンス機能は最大 5％の出力電圧を補償することができます。 補償を使用した場合の最大出力電圧は定格電圧によって制限されます。
1. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
2. ツマミを使って項目 2 の MISC
Configuration に進み、Enter キーを押します。
3. ツマミを使用して Remote Sense を選択し、Enter キーを押します。 設定をオンまたはオフにして、もう一度 Enter
キーを押して確定します。
Remote Sense

Exit

ON, OFF

4. Exit [F4]を押して MISC
Configuration 設定を終了します。

例

RemoteSense setting
リモートセンス設定

121

!

注意

表示

リモートセンス機能は AC-INT、DC-INT、ACSYNC モードおよび 100V、200V 範囲、およびSIN 波形およびスルーレートモードの Time 設定のみです。
リモートセンス機能がオンの場合、表示される電圧値はセンス端子で測定された電圧です。標準モードと簡易モード表示ではステータスバーに記号「SENS」が表示されます。
リモートセンス表示
SENS
displayed!

警告

リモートセンスケーブルを接続する前に、出力と周辺機器の電源を切ってください。 リモートセンス配線手順の詳細については 84 ページを参照してください。
リモートセンスワイヤが緩んでいるか外れている場合（特にリモートセンス端子+および負荷端子 L＆ N ）、ディスプレイには次のような警告メッセー
ジが表示されます。

122

5-6. スルーレートモード：Slew Rate Mode
単位時間あたりの電圧の変動量として説明されるスルーレートは、以下の 2 つのモードで選択することができます。
手順

1. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
2. ツマミを使って項目 2 の MISC
Configuration に進み、Enter キーを押します。
3. ツマミを使って Slew Rate Mode を選択し、Enter キーを押します。 スルー
レートモードを選択し、もう一度 Enter
キーを押して確定します。
Time

出力電圧スケールに関係なく、スルーレ
ートの立ち上がり時間は 100μs 以下です。

Slope 立ち上がりスルーレートは 1.5V / us に固定されており、出力電圧スケールの違いに応じて立ち上がり時間が変わります。

4. Exit [F4]を押して MISC
Configuration 設定を終了します。

123

!

注意

スロープモードでは、設定した波形や周波数により出力電圧に電圧降下が発生します。 より正確な電圧出力が必要な場合は、時間モードに設定してくだ
さい。

例

Slew
Rate setting
スルーレートモード設定

124

5-7. 出力リレー設定：Output Relay
Output Relay 機能は、デフォルトは有効で、出力がオンのとき、出力リレーが作動し、出力がオフのときには作動しません。したがって、オフ時は出力端子をオープンの状態にできます。一方、Output Relay 機能無効では、出力リレーが導通状態を保持しているため、出力のオン／オフ
を短い間隔で行う場合に適しています。
手順

1. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
2. ツマミを使って項目 2 の MISC
Configuration に進み、Enter キーを押します。
3. ツマミを使って Output Relay を選択
し、Enter キーを押します。 出力リレー
モードを有効または無効にし、Enter
キーを押して確定します。
Output Relay

Exit

Enable, Disable

4. Exit [F4]を押して MISC
Configuration 設定を終了します。

例

OutputRelay setting
OutputRelay 機能設定125

5-8. 高調波解析フォーマット：THD Format
THD（Total Harmonic Distortion）の式を選びます。 2 つのフォーマット
（デフォルトは IEC）の方程式があります。
測定は高調波次数の 100 次までです。
手順

1. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
2. ツマミを使って項目 2 の MISC
Configuration に進み、Enter キーを押します。
3. ツマミを使用して THD Format を選択
し、Enter キーを押します。 高調波フォーマットを選択し、Enter キーを押して確定します。
IEC 式

2 次～100 次の高調波成分の rms
値と基本波の rms 値の比を計算しま
す。

CSA 式

2 次～100 次の高調波成分の rms
値と 1 次～100 次の高調波成分のrms 値の比を計算します。

126

パラメーター

Exit

F1：基本（1 次高調波）成分

FO：基本成分または高調波成分

O：測定された高調波次数N：測定された高調波次数の上限。基本周波数によって異なります。

4. Exit [F4]を押して MISC
Configuration 設定を終了します。

例

THD Format setting
高調波解析フォーマット設定

127

5-9. 外部コントロール：External Control
外部制御 I / O 入力を有効または無効にできます。外部制御 I / O 入力
が無効に設定されている場合、本器のステータスは出力されたままになります。
手順

1. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
2. ツマミを使って項目 2 の MISC
Configuration に進み、Enter キーを押します。
3. ツマミを使用して External Control を選択し、Enter キーを押します。 有効にするか無効にするかを選択し、Enter キーを押して確定します。
ON

外部制御 I / O のピン 11 からピン 17 に信号が入力された場合、本器は外部入力信号を受信して制御アクションを実行できます。

OFF 外部制御 I / O のピン 11 からピン 17 に信号が入力されても、本器は外部入力信号を受信できません。
4. Exit [F4]を押して MISC
Configuration 設定を終了します。
例

外部コントロール設定
External
Control setting

128

5-10.

電圧単位（三角波,任意波）：V Unit(TRI,ARB)

三角波（TRI）、任意波（ARB）の設定電圧の単位を選択することができます。選択できるのは実効値（rms）とピーク-ピーク（p-p）です。サイン波と方形波は p-p を選択していても実効値での設定になります。
手順

1. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
2. ツマミを使って項目 2 の MISC
Configuration に進み、Enter キーを押します。
3. ツマミを使用して V Unit(TRI,ARB)を選択し、Enter キーを押します。 rmsにするか p-p にするかを選択し、Enter キーを押して確定します。
rms

全ての波形の設定を実効値で行います。

p-p

三角波（TRI）、任意波（ARB）の設定をピー
ク-ピーク値で行います。

4. Exit [F4]を押して MISC
Configuration 設定を終了します。
例

V電圧単位設定
unit setting!

rms 設定値と p-p 設定値はそれぞれ別の値を持ちま

注 意 す。サイン波から三角波など波形の変更を含め、設定単位を変更すると設定値が変わりますので注意が
必要です。
129

5-11.

AC 入力検出：ACin Detection

AC 入力検出機能の有効または無効を選択できます。

手順

5. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
6. ツマミを使って項目 2 の MISC
Configuration に進み、Enter キーを押します。
7. ツマミを使用して ACin Detection を選
択し、Enter キーを押します。 有効または無効を選択し、Enter キーを押して確定します。
有効

出力がオンで入力電源異常を検出すると、「電源入力異常」のメッセージが表示されます。 ブザーがオンのときはブザーが鳴り、ALM ステータスが表示されます。

出力がオフで、入力電源の異常を検出す
ると、「システムシャットダウン」というメッセージが表示されます。 ブザーがオンのときでも、ブザーが鳴らず、ALM ステータスも表示されません。

130

無効

ブザーの設定に関わらず、入力電力の異常を検出した場合でも、ブザーが鳴らず、警告メッセージも表示されません。

8. Exit [F4]を押して MISC
Configuration 設定を終了します。
例

AC 入力検出設定「電源入力異常」または「システムシャットダウン」メッ!

注 意 セージが表示された場合、ボタンの操作や SCPI コマ
ンドの実行はできません。 また、システムエラーの状態で SCPI エラーメッセージが表示されます。

131

5-12. トリガー出力パルス幅：TrgOut Width(ms)
出力波形に同期した TTL パルス信号のパルス幅を設定できます。
信号は、外部制御 I/O の 7 番ピンから出力されます。
トリガー出力ソースを設定する必要があります。139 ページ トリガー出
力ソース：TrgOut Source を参照してください。

!

手順

注意



パルス幅の設定時間が出力周波数の周期時間よりも大きい場合、出力パルスはハイレベルを維
持します。



トリガー信号はトリガーソース設定に従って生成
されます。



この機能は、DC オフセットが構成されている場
合でも、AC+DC モードで実行できます。



この機能は、DC-INT、AC + DCEXT、および
AC-EXT モードでは使用できません。

9. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
10. ツマミを使って項目 2 の MISC
Configuration に進み、Enter キーを押します。
11. ツマミを使用して TrgOut Width(ms)を選択し、Enter キーを押します。 パル
ス幅の時間を設定し、Enter キーを押して確定します。
TriOut Width

0.1～60.0ms

12. Exit [F4]を押して MISC
Configuration 設定を終了します。

132

例

トリガー出力パルス幅設定

使用できないモードではグレー表示になりますが、値は設定できます。

実際の波形–
AC-INT モード、
周波数 900Hz、
TrgOut 幅 0.1ms

実際の波形–
AC-INT モード、
周波数 900Hz、
TrgOut 幅 1ms

133実際の波形–
AC-INT モード、
周波数 900Hz、
TrgOut 幅 1.1ms

134

5-13. 平均回数の設定（Data Average Count）
測定値の平均回数を設定します。平均化の方式は移動平均です。

!

注意

平均設定が適用される項目は
Vrms/Vmax/Vmin/Irms/Imax/Imin/PF/CF/P/
S/Q になります。
次の項目は適用されません。
Vavg/Iavg/Ipkh/Freq/THDv/THDi
また、項目別の設定は出来ません。

手順

1. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
2. ツマミを使って項目 2 の MISC
Configuration に進み、Enter キーを押します。

3. ツマミを使用して、Data AverageCount を選択し、Enter キーを押します。

135

4. ツマミを使用して回数を設定します。
Data Average Count 1~128
デフォルトは 1 です。
5. Enter キーを押して、決定します。
6. EXIT キーで MENU を終了します。

136

5-14. 表示更新設定（Data Update Rate）
測定値の表示更新レートを設定します。

!

注意

表示更新設定が適用される項目は
Vrms/Vmax/Vmin/Irms/Imax/Imin/PF/CF/P/
S/Q になります。
次の項目は適用されません。
Vavg/Iavg/Ipkh/Freq/THDv/THDi
また、項目別の設定は出来ません。

手順

1. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
2. ツマミを使って項目 2 の MISC
Configuration に進み、Enter キーを
押します。

137

3. ツマミを使用して、Data Update Rateを選択し、Enter キーを押します。

4. ツマミを使用して更新レートを設定します。
Fast | 0.1s | 0.25s | 0.5s | 1s | 2s |5s | 10s | 20s
デフォルトは Fast
5. Enter キーを押して、決定します。
6. EXIT キーで MENU を終了します。

138

5-15. トリガー出力ソース：TrgOut Source
トリガー出力は、出力波形に同期または出力オフに同期した TTL パル
ス信号を選択できます。
パルス幅の設定については、132 ページ トリガー出力パルス幅：
TrgOut Width(ms)を参照してください。
信号は、外部制御 I/O の 7 番ピンから出力されます。
手順

1. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
2. ツマミを使って項目 2 の MISC
Configuration に進み、Enter キーを押します。

3. ツマミを使用して TrgOut Source を選択し、Enter キーを押します。 トリガー
ソースを設定し、Enter キーを押して確
定します。

None

パルス出力無し。

Zero-Cross

ゼロクロス（0°）でパルスを出力。

Output-off

出力オフ時にパルスを出力。位相は OFF 位相設定に従います。

4. Exit [F4]を押して MISC
Configuration 設定を終了します。
139

第6章 テストモード機能
シーケンスモードとシミュレートモードの 2 つのテストモードがあります。 詳細は以下の章を参照してください。

6-1. シーケンスモード：Sequence Mode
6-1-1.
概要

シーケンスモード概要
シーケンス機能は、正弦波、方形波、三角波、任意波を含む AC 波形に対応し、DC-INT、AC-INT、および AC + DC-INT モードで動作します。
後で紹介されるように、利用可能なパラメーター
は、選択された出力モードによって異なります。
シーケンス機能は、最大 999 ステップで構成され
ます。

設定画面

Jump
To
ジャンプ先
DCVoltage
電圧設DC
定 Voltage
AC
電圧設
AC
定
ステップ番号
Step
Number

Step
Time
ステップ時間Frequency
周波数設定
波形
Waveform
ジャンプカウント
Jump
Count
レンジ
VVRANGE
テストモード
Test
Mode
呼び出し
RecallTest
保存 TestSave

OnPhase位相On
ターミネーション
Step
Termination
分岐 1 1
Branch140

Run
実行TestBranch分岐 2 2Sync
Code
I/O 同期コード
OffPhase
位相Offシーケンスパラメ
ーター

シーケンスは、最小 2 つのステップから構成されます。
各ステップには、時間、電圧、開始および停止位
相、周波数、波形が設定できます。.
注：ステップ 0 は「Standby」ステップとして割り当てられています。 テスト終了時に、本器はスタンバイ
ステップに移行します。
Step

ステップ番号を割り当てます。

Time

ステップの時間を設定します。 このステップ時間は、開始位相の遷移時間は含みません。
詳細については、144 ページの図を参照してください。
AC 電圧レベルと出力の 2 次（遷移）特性を設定します。2 次（遷移）特性には次の 3 パターンがあ
ります。

ACV

CT(Constant):ステップの電圧レ
ベルを ACV 値に設定します。
KP(Keep):前のステップの電圧を「維持」するように電圧レベルを設定します。
SP(Sweep):前のステップの終わりから現在のステップの終わりまで値を直線的に増減します。

!

注意AC + DC-INT および AC-INT モードでのみ利用可能です。

141

DC 電圧レベルと出力の 2 次（遷移）特性を設定します。2 次（遷移）特性には次の 3 パターンがあ
ります。

DCV

CT(Constant):ステップの電圧レ
ベルを DCV 値に設定します。
KP(Keep):前のステップの電圧を「維持」するように電圧レベルを設定します。
SP(Sweep):前のステップの終わりから現在のステップの終わりまで値を直線的に増減します。

!

注意AC + DC-INT および DC-INT モードでのみ利用可能です。

AC/DC Voltage
Range(ACV/DCV)

2 つの電圧範囲設定があります。
HI 200V と LO 100V で、それぞれ ACV と DCV の値の設定範囲が異なります。

Fset(Frequency)

ステップの周波数と周波数の 2 次（遷移）特性を設定します。2 次（遷移）特性には次の 3 パターンがあります。
CT(Constant): ステップの周波数レベルを Fset 値に設定します。
KP(Keep): 前のステップの周波数を「維持」するように周波数レベルを設定します。
SP(Sweep): 前のステップの終わりから現在のステップの終わりまで周波数を直線的に増減します。

!

注意AC + DC-INT および AC-INT モードでのみ利用可能です。

142

ステップの出力波形を設定します。 正弦波、方形波、三角形、任意の波形（1〜16）を含む最大 4つの波形を使用できます。

Wave

!

注意

AC + DC-INT および AC-INT モードでのみ利用可能です。

Jump To

ステップ後のジャンプ先ステップを指定します。 ジャンプ先がオフになっている場合、本器はステップの期間（ステップ終了）設定に従います。

Jump Cnt

ジャンプステップの繰り返し回数を指定します。

Branch1/
Branch2

シーケンス動作中または一時停止中に、シーケンス内に選択可能な分岐を設定します。
Branch1/Branch2 動作は、F1 ま
たは F2 キーを押すか、または：TRIG：SEQ：SEL：EXEC リモー
ト制御コマンドで有効になります。
分岐ステップ終了後は分岐元ステップに戻り、ステップを続行します。

143

ステップの最後にターミネーションを設定します。

Term(Termination)

CONTI 設定は、次のステップに進みます。
HOLD 設定は、ステップの終わり
で出力を一時停止し、CONT [F3]が押されたとき、次のステップに進みます。
END 設定は、シーケンスが終了
し、Step0（スタンバイステップ）に進みます。
Sync Code

各ステップの LL、LH、HL、HH を含む同期コードを設定します。

ON/OFF Phs

交流波形の開始、停止位相を設定します。 ON Phs 設定はステッ
プの開始位相を設定します。OFF
Phs は、出力がオフの場合の出力のオフ位相を設定します。

!

注意AC + DC-INT および AC-INT モードでのみ利用可能です。

ステッップ時間

シーケンス例

ステップ時間次ステップ時間ON PhsOFF Phs

ON
Phs

Step 1
Jump Cnt=0

シーケンスフローの例

144

Step 1
Jump Cnt=1

ON Phs
完了時間
Output off

Output

No SweepOff

On

Sweepable

Step 0

Push
RUN
On

Off

Step 1
Jump To

On

Jump to StepX

Off
Off

Jump To

Cnt > 0On
Cnt = 0Jump Cnt

On

Push
BRN1
Off

On

On

Push
BRN2
Off

On

Off

Push
HOLD
Off

On

Push
CONTI
On

Push
STOP
Off

On

Push
OutputOff

On

Branch 1
Off

Branch 2

Wait foruser input
Off

Push
CONTI
On

HOLD

Term

END

Go to StepX

Go to StepX

Wait foruser input
Off

Stop test

Output OFF

Stop test

CONTI

Go to the next
step

!

注意

SEQ モードに入ると、リモートセンスが OFF になり、スルーレートモードが Time に設定されます。
SEQ モードを終了すると、自動的に前の設定に戻
ります。

145

6-1-2.
手順シーケンス モードの設定
1. Test キーを押します。
または、ツマミを使用して TESTSEQ…オプションに移動し、Enter キー
を押してシーケンスメニューに移動することもできます。

!

AC + DC-INT、AC-INT、および DC-INT モードのみ利用可能です。

注意

2. Seq / Sim [F1]キーを押して、
SEQUENCE モードに切り替えます。
シーケンスモード
SequenceMode
F1soft-key
ソフトキー
F1

!

AC + DC-INT モードのみ利用可能です。

注意

3. ツマミを使用して Step 設定を選択し、Enter を押します。
4. ツマミを使用して、ステップ番号を選択します。 0 は常にシーケンスの開始ステッ
プです。
Step

0 ~ 999146

5. Time 設定に移動して、ステップ時間を設定します。
Time

0.0001 ~ 999.9999s

6. HI と LO の間で ACV と DCV の両方の電圧レンジを設定するには、SEQUENCE メニューの外で設定する必要があります。 詳細については、46 ページを参照
してください。 選択したレンジが右上に表示されます。
レンジ
Range

Range

LO - 100V, HI - 200V

7. ACV 設定に移動し、ステップの出力電圧を設定します。 電圧範囲内にない ACV 値を入力した場合、入力値は無視されます。以下の警告メッセージが表示さ
れます。

(V

次に、二次（遷移）特性を設定します。
ACV

0.0 ~ 400.0V (Range 200V)
0.0 ~ 200.0V (Range 100V)

二次特性

CT (Constant), KP (Keep), SP(Sweep)
注：Step0 は、CT または SP のみです。

147

8. DCV 設定に移動し、ステップの出力電圧を設定します。 電圧範囲内にない DCV 値を入力した場合、入力値は無視されます。以下の警告メッセージが表示さ
れます。

(V

次に、二次（遷移）特性を設定します。
DCV

0.0 ~ 570.0V (Range 200V)
0.0 ~ 285.0V (Range 100V)

二次特性

CT (Constant), KP (Keep), SP(Sweep)
注：Step0 は、CT または SP のみです。

!

注意

!

注意

ステップ 0 は、CT または SP いずれかの設定です。

Wave が TRI または ARB1〜16 の場合、
ACV の設定範囲が異なります。V ユニット設定が p-p の場合、 設定範囲は 0〜570 V、0〜1140V です。

9. Fset 設定に移動し、ステップの周波数を設定します。
範囲外の周波数値を入力すると、以下の警告メッセージが表示されます。

(V

次に、二次（遷移）特性を設定します。
Fset

1.0 ~ 999.9Hz

二次特性

CT (Constant), KP (Keep), SP(Sweep)
注：Step0 は、CT または SP のみです。
14810. Wave 設定に移動し、出力する波形を選択します。
Wave

SIN, SQU, TRI, ARB1 - 16

11. Jump 設定に移動し、ジャンプするステップを選択するか、設定をオフにします。
Step

ON, OFF, 0 ~ 999

12. JumpCnt 設定に移動し、現在のステップがループする回数を設定します。
Jump Cnt

1 ~ 9999, 0
注：設定：0 にすると、無限に設定されます。

13. Branch 1/2 設定に移動し、分岐するステップを設定します。
Branch 1, 2 ON, OFF, 0 ~ 999
14. Term 設定に移動し、ステップ終了設定をします。
CONTI は、ステップの終わりに自動的に次のステッ
プに進みます。 END はステップ 0 に戻ります。シーケ
ンスが次のステップに進むまで、HOLD は現在のステップのままになります。
Term

CONTI, END, HOLD

15. Sync Code 設定に移動し、ステップが開始したときのトリガー出力ピンの出力状態を設定します。
Sync Code LL, LH, HL, HH
16. ON Phs 設定に移動し、ステップの開始位相を設定します。
ON Phase

Free, Fixed

ON Phase

0.0 ~ 359.9º

分解能

0.1º
149

17. OFF Phs 設定に移動し、ステップの終了位相を設定します。
OFF Phase Free, Fixed
OFF Phase 0.0 ~ 359.9º
Resolution 0.1º
Output Voltage

10S

テスト例

15S

30S

20S
Hold

Const

+150V
+100V

0V

Sweep

Sweep

+50V
Keep

Step0

Step1

Step2

Step0

Step3

Output On
STOP

RUN

上記の例は、二次（遷移）特性が各ステップでの電圧の出力にどのように関連するかを示しています。
Step no.

0

1

2

3

Step Time

30 s

10 s

15 s

20 s

DCV

0V

50 V

100 V

150 V

二次特性

SP

KP

SP

CT

Term

---

CONTI

CONTI

HOLD

150

6-1-3.

シーケンスをローカルメモリーに保存する
シーケンス設定は、10 個のメモリスロット（SEQ0〜
SEQ9）のいずれかに保存できます。

手順

1. Save [F3]を押します。
2. プロンプトが表示されたらツマミを使用
して SEQ 番号を選択し、Enter キーを押します。
3. 保存が成功すると、メッセージが表示
されます。
Save

SEQ0 ~ SEQ9

※SEQ6~9 にデフォルトでサンプルが登録されています。
6-1-4.

ローカルメモリーからシーケンスを呼び出す
シーケンス設定は、10 個のメモリスロット（SEQ0〜
SEQ9）のいずれかから呼び出すことができます。

手順

1. Recall [F2]を押します。
2. プロンプトが表示されたらツマミを使用
して SEQ 番号を選択し、Enter キーを押します。
3. 設定が正常に呼び出されると、メッセージが表示されます。
Recall

SEQ0 ~ SEQ9

※SEQ6~9 にデフォルトでサンプルが登録されています。
151

6-1-5.

シーケンス設定の管理

メニューシステムの Save / Recall Files ユーティリティを使用して、シーケンス設定を USB メモリーに保存できます。 ユーティリティを使用してファイルをローカルメモリーから削除することもできます。
ファイル形式

ファイルを USB に保存すると、次の形式で保存されます。
seqX.seq、ここで X はメモリ番号
０〜９（ＳＥＱ０〜ＳＥＱ９）。 ファイルは USB：/ texioに保存されます。
USB からファイルを呼び出すときは、同じメモリー
番号からファイルを呼び出す必要があります。たと
えば、ファイル seq0.seq はメモリ番号 SEQ0 にのみ呼び出せます。 ファイルは USB：/ texio ディレク
トリからのみ呼び出せます。
USB メモリーはフォーマット形式 FAT32、32GB 以
下のものが使用できます。

手順

1. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
2. ツマミを使って項目 10 の Save /Recall Files に進み、Enter キーを押します。
3. ツマミを使用して Type 設定を選択し、Enter キーを押します。 SEQUENCE
を選択して Enter キーを押して確定します。
4. Action 設定に進み、ファイル操作を選択してから Enter キーを押します。

152

MEMUSB

選択したシーケンスメモリをロー
カルメモリーから USB メモリーに保存します。

MEMUSB

シーケンスメモリを USB メモリーから選択したローカルメモリーにロードします。

Delete

選択したシーケンスメモリをロー
カルメモリーから削除します（デフォルトに戻ります）。

5. メモリ番号の設定に行き、シーケンス
メモリ番号を選択して操作を実行します。 Enter キーを押して確定します。
Memory No.

0 ~ 9 (SEQ0 ~ SEQ9)

6. Exe [F1]を押してファイル操作を実行します。
7. Save /Recall Files 設定を終了するには、Exit [F4]を押します。

153

ローカルメモリーから
Loadfile from USB
USB
メモリーへ保存
to Localmemory例

メモリーNo.”0”を選択
MemoryNo. 0 selected

すべてのファイル 8. ツマミを使用して Type 設定に戻り、の操作
Enter キーを押します。All Data を選択
し、Enter キーで確定します。

9. Action 設定に移動しファイル操作を選択し、Enter キーで確定します。
MEM→USB

プリセット、シーケンス、シミュレ
ート、ARB を含むすべてのファ
イルをローカルメモリーから
USB メモリーへ保存します。

MEM←USB

プリセット、シーケンス、シミュレ
ート、ARB を含むすべてのファ
イルを USB メモリーからローカ
ルメモリーへ呼び出します。

Deleteプリセット、シーケンス、シミュレ
ート、ARB を含むすべてのファ
イルをローカルメモリーから消去します（デフォルトに戻りま
す）。

154

例

All option
Data を選択
All Data
selected

Save all data from
すべてのデータをローカル
Local
memoryUSB
メモリーから
USBtoへ保存

シーケンスのデフォルト設定
SEQ6

供給電圧の瞬間的な低下

SEQ7

12V のレベル 1 システムのリセットテスト

155

SEQ8

開始プロファイル

SEQ9

テスト 2 Tr：10ms、Td：40ms

156

6-1-6.
概要

実行画面

シーケンスの実行
シーケンスを実行すると、表示がシーケンス実行画
面に変わります。
設定
Settings

Step
X of YX/Yステップ
Branch分岐 11Branch分岐 22
HOLD/CONTI
test
HOLD/CONTI
STOP/RUN
test
RUN/STOP

Readback
測定measurements

手順

1. Output キーを押します。

Output

2. RUN[F2]キーを押してテストをスタートします。
現在のステップの設定は画面の上部に表示され、測定値は画面の下部に表示されます。
画面右上に現在のステップ数と総ステップ数（現在のステップ数／合計ステップ数）が表示されます。
3. 最後のステップが実行されるか、STOP [F4]キーが押されるまでテストは実行され続けます。 テストが終了または停止すると、画面は元の設定画面に戻ります。
4. 条件分岐（ブランチ）が設定されているステップがある場合は、実行時に BRN1 [F1]（分岐 1）キーまたは BRN2 [F2]キー（分岐 2）を押すことによって分岐を手動で呼び出すことができます。
あるいは、：TRIG：SEQ：SEL：EXEC コマンドを使用して条件付き分岐を呼び出すこともできます。
157

一時停止

5. 途中で一時停止するには、HOLD [F3]キーを押します。

一時停止解除

6. CONTI[F3]キーを押して一時停止を解除します。

158

6-2. シミュレート モード：Simulate Mode
6-2-1.

シミュレート モードの概要

概要

シミュレートモードは、電源変動テストに使用されます。 電圧/位相/周波数の変動など、電源の一般的な異常をシミュレートすることができます。 これらのシミュレーションは、一時的な異常または周期的な異常として実行できます。シミュレーションモードはAC+DC-INT モードのみで動作します。
レンジ
VVRANGE
Test
Mode
モード

設定画面

Recall
Test
呼び出し
Vrms

保存 TestSave

Run
実行 Test
Step
Wave
波形（SIN
固定）
Step
Frequency
周波数Step
電圧 Voltage
Step
ステップ名

手順の概要

Numberof Repeat
リピート回数Step
Time
ステップ時間
ON/OFF
Phase
ON/OFF 位相
Sync Code
同期コード

シミュレート機能は 6 つのステップで構成されています。 各ステップは、Initial、Normal1、Trans1、Abnormal、Trans2、Normal2、Initial の順に実行されます。
Initial

波形シミュレーションの最初と最後の条件を設定します。テストスタート前とテスト終了後の待機ステップです。

Normal1

異常状態に入る前の通常状態を設定
します。

159

Trans1

正常状態から異常状態への遷移を設定します。 正常な設定を異常な設定に線形補間します。 このステップをスキップして急峻に状態を移行することもできます。

Abnormal 異常状態を設定します。
Trans2

異常状態から正常状態への遷移を設定します。

Normal2

異常状態後の通常状態を設定します。

Init Normal1 Trans1

パラメーターの概要
StepParameterTime
ACVON PhsFset
OFF Phs
Wave
Code
RepeatAbnormalTrans2 Normal2 Init

次の表は、各ステップで使用できるパラメーターを示しています。

InitialNormal1 Trans1 Abnormal Trans2 Normal2

X
✓
✓
✓
✓
SIN
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
SIN
✓
✓

✓
X
X
X
X
X
✓
✓

160

✓
✓
✓
✓
✓
SIN
✓
✓

✓
X
X
X
X
X
✓
✓

✓
X
✓
X
✓
X
✓
✓

Time

ステップの継続時間を設定します。
ON Phs = ON の場合、ステップの合計時間は Time 設定+ ON Phs =ON になります。

ACV

ステップの電圧を設定します。
Trans1/2 ステップには適用されません。

ON Phsステップの波形のオン位相を設定します。 Trans1/2 ステップには適用さ
れません。

Fset

ステップの周波数を設定します。
Trans1/2 ステップには適用されません。

OFF Phs

出力オフ後のオフ位相を設定します。 Trans1/2 ステップには適用され
ません。

Wave

SIN 固定です。 Trans 1/2 ステップには適用されません。

Code

ステップの期間中、LL、LH、HL、および HH を含む同期コードを設定します。

Repeatシミュレーションが実行される回数（Normal 1 から Normal 2）を示します。
値 0 は無限の繰り返しを示します。
繰り返し設定は各ステップで同じです。

161

次の図は、ステップ内の各パラメーター間の関係を示します。
ON Phs
追加時間

OFF Phs
追加時間
Time

ON PhsVset
OFF Phs

Fset
Trigger
出力!

注意

Outputオフ

シミュレーションモードに入ると、リモートセンスのOFF とスルーレートが Time に設定されます。

162

6-2-2.
手順

シミュレーションの設定
1. Test キーを押します。

Test

または、ツマミを使用して TEST
SIM...オプションに移動し、Enter キーを押して SIMULATE メニューを表示することもできます。
AC + DC-INT モードでのみ使用できます。
2. Seq / Sim [F1]キーを押して、SIMULATE モードに切り替えます。
シミュレーションモード
Simulate
Mode

F1
F1 soft-key
ソフトキー

Vrms

3. ツマミを使って Step 設定に移動し、Enter を押します。
4. ツマミを使用してシミュレーションステ
ップの 1 つを選択し、Enter を押しま
す。
Steps

Initial, Normal1, Trans1,
Abnormal, Trans2, Normal2

5. Time 設定に行き、ステップの持続時間を設定して
ください。

163

Time

0.0001 ~ 999.9999s (Normal1,
Normal2, Abnormal)
0.0000 ~ 999.9999s (Trans1,
Trans2)
注：Trans1 と Trans2 では 0 を設定すると、このステップはスキップされます。

6. HI と LO の間で ACV と DCV の両方の電圧レンジを設定するには、SIMULATE メニューの外で設定する必要があります。 詳細については、46 ページを参照してください。 選択したレンジが右上に表示されます。
レンジ
Range

Range

LO-100V, HI-200V

7. ACV 設定に進み、ステップの Vrms レベルを設定します。 電圧範囲外の ACV 値を入力した場合、以下の警告メッセージが表示されます。
注：Trans1/Trans2 には適用されません。

ACV

0.0 ~ 200.0V (100V レンジ)
0.0 ~ 400.0V(200V レンジ)

8. ON Phs 設定に進み、ステップのオン位相を設定します。
注：Trans1/Trans2 には適用されません。
ON Phase

Free, Fixed

ON Phase

0~ 359.9º
164Resolution

0.1º

9. Fset 設定に進み、ステップの周波数を設定します。範囲外の周波数値を入力すると、以下の警告
メッセージが表示されます。
注： Trans1/Trans2 には適用されません。

Vrms

Fset

1.0 ~ 999.9Hz

10. OFF Phs 設定に進み、ステップのオフ位相を設定
してください。
注：Trans1/Trans2 には適用されません。
OFF Phase

Free, Fixed

OFF Phase

0~ 359.9º

Resolution

0.1º

11. Wave 設定は SIN 固定です。
注：Trans1/Trans2 には適用されません。
Wave

SIN 固定12. Code 設定に進み、ステップの同期コードを設定し
ます。
Code

LL, LH, HL, HH

13. 最後に、繰り返しパラメーターに移動して、シミュレーションがステップの Normal1-Trans1Abnormal-Trans2-Normal2 シーケンスを繰り返す回数を選択します。 値が 0 の場合、繰り返し回数は無限に設定されます。
Repeat1 ~ 9999, 0(infinite)165

6-2-3.

シミュレーションをローカルメモリーに保存するシミュレーション設定は、10 個のメモリスロット（SIM0〜SIM9）のいずれかに保存できます。

手順

14. Save [F3]を押します。
15. プロンプトが表示されたらツマミを使用
して SEQ 番号を選択し、Enter キーを押します。
16. 保存が成功すると、メッセージが表示
されます。
Save

6-2-4.

SIM0 ~ SIM9

ローカルメモリーからシミュレーションを呼び出す
シミュレーション設定は、10 個のメモリスロット（SIM0〜SIM9）の 1 つから呼び出すことができます。

手順

17. Recall [F2]キーを押します。
18. プロンプトが表示されたらツマミを使用
して SEQ 番号を選択し、Enter キーを押します。
19. 設定が正常に呼び出されるとメッセー
ジが表示されます。
RecallSIM0 ~ SIM9166

6-2-5.

シミュレーション設定の管理

Menu の Save / Recall Files ユーティリティを使用して、シミュレーション
設定を USB メモリーに保存できます。 ユーティリティを使用してファイル
をローカルメモリーから削除することもできます。
ファイル形式

ファイルを USB メモリーに保存すると、次の形式で保存されます。
simX.sim、X はメモリ番号
0〜9（SIM0〜SIM9） ファイルは USB メモリーに保存されます：/ texio
USB メモリーからファイルを呼び出すときは、同じ
メモリー番号からファイルを呼び出す必要があります。 たとえば、ファイル sim0.sim は、メモリ番号
SIM0 にのみ呼び出せます。 ファイルは USB：/
texio ディレクトリからのみ呼び出せます。
USB メモリーはフォーマット形式 FAT32、32GB 以
下のものが使用できます。

手順

1. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
2. ツマミを使って項目 10 の Save /Recall Files に進み、Enter キーを押します。
3. ツマミを使って Type 設定に移動し、Enter を押します。 SIMULATE を選択して、Enter を押して確認します。
4. Action 設定に進み、ファイル操作を選択してから Enter キーを押します。
MEMUSB

167

選択したシミュレーションメモリを
ローカルメモリーから USB メモリ
ーに保存します。

MEMUSB

シミュレーションメモリを USB メ
モリーから選択したローカルメモ
リーにロードします。

Delete

選択したシミュレーションメモリを
ローカルメモリーから削除します。

5. メモリ番号の設定に行き、操作を実行するシミュレーションメモリ番号を選択します。 Enter キーを押して確定します。
Memory No.

0 ~ 9 (SIM0 ~ SIM9)

6. Exe [F1]キーを押してファイル操作を実行します。
7. Save /Recall Files 設定を終了するには、Exit [F4]キーを押します。
例

ローカルメモリーから
Load file from USB
USB
メモリーへ保存
to LocalmemoryメモリーNo.”0”を選択
MemoryNo. 0 selected

すべてのファイル 8. ツマミを使用して Type 設定に戻り、の操作
Enter キーを押します。All Data を選択
し、Enter キーで確定します。
9. Action 設定に移動しファイル操作を選択し、Enter キーで確定します。

168

例

MEM→USB

プリセット、シーケンス、シミュレ
ート、ARB を含むすべてのファ
イルをローカルメモリーから
USB メモリーへ保存します。

MEM←USB

プリセット、シーケンス、シミュレ
ート、ARB を含むすべてのファ
イルを USB メモリーからローカ
ルメモリーへ呼び出します。

Deleteプリセット、シーケンス、シミュレ
ート、ARB を含むすべてのファ
イルをローカルメモリーから消去します。

All option
Data を選択
All Data
selected

Save all data from
すべてのデータをローカルメモリーから
USB memory
メモリーへ保存
Local
to USB

169

6-2-6.
概要

実行画面

シミュレーションを実行
シミュレーションを実行すると、表示がシミュレーショ
ン実行画面に変わります。
Settings
設定
Step
X of YX/Y
ステップ

HOLD/CONTI
test
HOLD/CONTI
STOP/RUN
test
RUN/STOP
Readback
測定値
measurements

手順

1. Output キーを押します。

Output2. Run [F4]を押し、テストを始めます。
現在のステップの設定は画面の上部に表示され、測定値は画面の下部に表示されます。
画面の右上にシミュレーションの現在のステップ
番号が表示されます。
1/5 = Normal1

2/5 = Trans1

3/5 = Abnormal

4/5 = Trans2

5/5 = Normal2
3. 最後の繰り返しステップが実行されるか、Stop[F4]が押されるか、または出力がオフになるまで、テストは実行され続けます*。 テストが終了または停止すると、画面は元の設定画面に戻ります。
* OFF 位相が設定されている場合、出力はOFF 位相設定が満たされるまで続きます。
170

一時停止

4. テストを途中で一時停止するには、HOLD [F3]キーを押します。

一時停止の解除 5. 一時停止したテストを続けるには、CONTI[F3]を
押します。

171

第7章 通信インタフェース
この章では、IEEE488.2 ベースのリモートコントロールの基本構成について説明します。 コマンドリストについては、プログラミングマ
ニュアルを参照してください。マニュアルは弊社のウェブサイトから
ダウンロードできます。
https://www.texio.co.jp!

注意

本器が USB / LAN / RS-232 / GP-IB インタフェー
スを介してリモート制御されている場合、パネルロッ
クは自動的に有効になります。

7-1. インタフェース設定
7-1-1.

イーサネット(LAN)接続の設定

イーサネット(LAN)は、ウェブ サーバ接続やソケット接続により、本器の状態モニタリングや基本的なリモート制御に使用できます。
本器は DHCP 接続をサポートしているため、自動的に既存ネットワークに接続できます。 また、ネットワーク設定を手動で構成することもできます。
イーサーネット
パラメーター

MAC アドレス

DHCP(表示のみ)IP アドレス

サブネット マスク

ゲートウェイアドレス DNS アドレス
DNS サーバ

ソケット ポート:2268 固定

イーサネット設定 1. LAN ケーブルを本器リアパネルのイーサネットポートに接続します。
2. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
172

LAN

3. ツマミを使って項目 3、LAN に移動し、Enter キーを押します。

4. LAN ケーブルが正しく接続され、接続がアクティブになると、”Connection Status”に”Online”と表示されます。
5. ネットワークに自動的に IP アドレスを割り当てるには、DHCP を ON に設定します。 手動でイーサ
ネット設定を行うためには DHCP を OFF に設定
します。
DHCP

ON, OFF

6. DHCP が OFF に設定されている場合は、残りのLAN パラメーターを設定します。
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
固定値：2268

Socket Port
LAN 設定 1

LAN configuration - 1

LAN 設定 2

LAN configuration - 2

7. LAN 設定を終了するには、Exit [F4]
キーを押します。

173

7-1-2.

USB インタフェースの設定

USB 設定PC 側コネクタ

Type A, host(ホスト)

ASR 側コネクタ リアパネル Type B,
slave(スレーブ)

手順

速度1.1/2.0 (full speed)

USB クラス

CDC 通信デバイスクラス(communications device class)

1. PC からの USB ケーブルを背面パネ
ルの USB B ポートに接続します。
2. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
3. ツマミを使用して項目 4 の USB デバ
イスに移動します。

4. 接続が成功すると、”Connection Status”
が”Offline”から”Online”に変わります。
5. USB インタフェース設定を終了するには、Exit [F4]キーを押します。

174

7-1-3.

USB リモートコントロールの動作確認
Realterm などの端末アプリケーションを起動しま
す。

動作確認

ASR シリーズは PC の COM ポートとして表示されます。
Windows で COM 設定を確認するには、デバイスマネージャを参照してください。コントロールパネル→システム→ハードウェアの順に選択します。
Realterm の詳細は、179 ページを参照してください。
機器が USB リモートコントロール用に設定された後、ターミナル経由でこのクエリコマンドを実行してください(174 ページ).
*IDN?
製造元、モデル番号、シリアル番号、およびソフト
ウェアのバージョンが次の形式で返れば通信が成立しています。
TEXIO TECHNOLOGY, ASRXXX-XXX,XXXXXXXXX, XX.XX
メーカー名: TEXIO TECHNOLOGY
製品型名: ASRXXX-XXX
シリアル番号: XXXXXXXXX
ソフトウェアバージョン : XX.XX!

注意

詳細については、プログラミングマニュアルを参照
してください。弊社のウェブサイトから入手できます。
https://www.texio.co.jp

1757-1-4.

RS-232C インタフェース の設定

RS-232C 設定

ピン配置

コネクタ

Dsub-9, オス

パラメーター

Baud rate, data bits, parity,
stop bits.

123 452: RxD (Receive data)
3: TxD (Transmit data)
5: GND4, 6 ~ 9: 未接続

6 789
ピン接続

図のヌルモデム(クロス)ケーブルを使用します。
APS

PC

Pin2 RxD

手順

RxD Pin2

Pin3 TxD

TxD Pin3

Pin5 GND

GND Pin5

1. PC からの RS-232C ケーブルをリア
パネルの RS-232C ポートに接続します。
2. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
3. ツマミを使用して項目 5 の RS232Cに移動し、Enter キーを押します。

4. RS-232C の設定を行います。
ボーレート(Baud rate)

1200, 2400, 4800,
9600(初期設定), 19200,
38400, 57600, 115200,
176

データービット(Data bits)

7 bits, 8 bits(初期設定)

パリティ(Parity)

None(初期設定), Odd,
Even

ストップビット(Stop bits)

1 bit(初期設定), 2 bits

RS-232C
設定
RS232C
Configuration

5. RS-232C の設定を終了するにはExit [F4]キーを押してください。

!

注意

標準アクセサリには RS-232C データケーブルは含
まれていません。 オプションケーブルとして GTL232 を用意しています。

177

7-1-5.

RS-232C リモートコントロールの動作確認
Realterm などの通信アプリケーションを起動しま
す。

動作確認

RS-232C の場合は、COM ポート、ボーレート、ス
トップビット、データビット、パリティを設定してください。
Windows で COM 設定を確認するには、デバイスマネージャを参照してください。コントロールパネル→システム→ハードウェアタブの順に選択します。
Realterm の詳細は、179 ページを参照してください。
本器を RS-232C リモートコントロール用に設定した後にクエリコマンドを実行してください。(176 ペー
ジ).
*IDN?
製造元、モデル番号、シリアル番号、およびソフト
ウェアのバージョンが次の形式で返れば通信が成立しています。
TEXIO TECHNOLOGY, ASRXXX-XXX,XXXXXXXXX, XX.XX
メーカー名: TEXIO TECHNOLOGY
製品型名: ASRXXX-XXX
シリアル番号: XXXXXXXXX
ソフトウェアバージョン : XX.XX!

注意

詳細については、プログラミングマニュアルを参照
してください。弊社のウェブサイトから入手できます。
https://www.texio.co.jp/1787-1-6.
概要

Realterm を使ってリモート接続を確認する
Realterm は、PC のシリアルポートまたは USB 経
由でエミュレートされるシリアルポートを介して通信を行うソフトです。
次の手順は、バージョン 2.0.0.70 に対応します。
Realterm を例に説明しますが、他の同様機能のプログラムも使用できます。
Realterm は Sourceforge.net 上で無料ダウンロ
ードができます。
詳細は、http://realterm.sourceforge.net/ を参照
してください。

操作

1. Realterm をダウンロードし、ウェブサイト上の指示に従ってインストールしてください。
2. ASR シリーズを USB（174 ページ）または RS232C（176 ページ）経由で接続します。
3. RS-232C を使用する場合は、設定されているボーレート、ストップビット、およびパリティをメモしておきます。
4. Windows のデバイスマネージャを開き、接続する
COM ポート番号を確認してください。
ポートアイコンをダブルクリックし、接続されたシ
リアルポートデバイスまたは USB の仮想 COMの接続された COM ポートを開きます。
USB を使用している場合は、接続されているデバイスを右クリックして[プロパティ]オプションを選択すると、ボーレート、ストップビット、およびパリティの設定を確認できます。
179

5. 管理者として Realterm を実行します。
Click:Start menu>All Programs>RealTerm>realterm
管理者として実行するには、Windows のスター
トメニューの Realterm アイコンを右クリックし、”管理者として実行”を選択します。
6. Realterm が起動したら、Port タブをクリックします。
Baud, Parity, Data bits, Stop bits,Port の設定を入力します。
ハードウェアフロー制御、ソフトウェアフロー制
御オプションは初期設定設定のま使用できます。
Open を押して ASR シリーズに接続します。

180

USB の場合、ボーレートは 115,200 に固定です。
7. Send タブをクリックします。
EOL の構成では、+CR と+LF のチェックボック
スにチェックしてください。
クエリを入力します：*idn?
Send ASCII をクリックします。
TEXIO TECHNOLOGY,ASR402-401,XXXXXXXXX,XX.XX181

8. ASR シリーズは以下を返します。
TEXIO TECHNOLOGY, ASRXXX-XXX,XXXXXXXXX, XX.XX(メーカー, モデル, シリアル番号, バージョン)
9. 接続に失敗した場合は、すべてのケーブルと設定を確認して、もう一度実行してください。

182

7-1-7.

GP-IB インタフェースの設定

GP-IB 設定

1. PC からの GP-IB ケーブルを本器リアパネルの GP-IB ポートに接続します。
2. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
3. ツマミで項目 6 の GPIB に進み、Enter キーを押します。

4. GP-IB アドレスを設定します。
GPIB Address

0 ~ 30 (10 by default)

設定
GPIB GPIB
Configuration!

注意

一度に使用できる GP-IB アドレスは 1 つだけです。
5. GPIB 設定を終了するには、Exit [F4]
キーを押します。

183

GP-IB 使用の制
限

!

注意



最大 15 台、ケーブル長さの合計 20m 以下、各機器間ケーブル長は 2m です。



アドレスを各デバイスに割り当てます。重複設定はできません。



接続装置数の 2/3 以上を主電源オンとしてください。



ループ接続、並列接続はできません。
標準アクセサリには GP-IB データケーブルは含まれていません。 オプションケーブルとして CB2420P を用意しています。

184

7-1-8.

GP-IB 動作確認
GP-IB 機能を確認するには、National
Instruments Measurement＆Automation
Controller ソフトウェアを使用してください。

動作確認

National Instruments の Web サイト
https://www.ni.com にて NI-488.2 を検索してくだ
さい。

!

注意



詳細はプログラミング マニュアルを参照してください。
プログラミング マニュアルは弊社のウェブ サイト
から入手できます。
https://www.texio.co.jp


手順

対応 OS: Windows XP, 7, 8, 10

1. NI Measurement and Automation
Explorer (MAX) を起動します。
スタート>すべてのプログラム>NI MAX を押します。

185

2. コンフィギュレーション パネルからアクセスします。
My System>Devices and Interfaces>GPIB0
3. Scan for Instruments ボタンを押します。
4. Connected Instruments パネルに ASR シリーズが設定された Instrument 0 と同じアドレスでInstrument 0 として認識されています。
5. Instrument 0 アイコンをダブル クリックします。

2
3

4
5
TEXIO TECHNOLOGY,ASR402-401,TT1234567,V1.00

3

6. Communicate with Instrument をクリックします。
7. Communicator タブ、Send String： エリアの
* IDN？を確認します。
8. Query ボタンをクリックし、 *IDN? クエリを送ります。
9. 本器の識別文字列が String Received：エリアに返されます。
TEXIO TECHNOLOGY, ASRXXX-XXX,XXXXXXXXX, XX.XX

186

(メーカー, モデル, シリアル番号, バージョン)

6

TEXIO TECHNOLOGY,ASR402-401,,V1.00

78
9

TEXIO TECHNOLOGY,ASR402-401,,V1.00

10. 動作確認が完了しました。

187

7-1-9.

Web サーバ制御の動作確認
LAN 設定（172 ページ）した後、Web ブラウザにて本器の IP アドレスを入力してください。
（例：http：// XXX.XXX.XXX.XXX）

動作確認

Web ページでは以下のことが可能です。:


システム情報、ネットワーク構成表示

アナログ制御ピン配置



本器の寸法情報

動作範囲表示Measurement：測定の他、以下のことが可能
Basic Controller 基本設定と出力 ON/OFF
Sequence シーケンスの呼び出しと実行
Simulate シミュレーションの呼び出しと実行

Welcome Page!

注意

Measurement 機能は、V1.30 より前のファームウェアバージョンでは使用できません。 ファームウェ
アの更新につては 196 ページを参照してください。

188

Measurement
Basic Controller
測定エリア

基本設定と出力ON/OFF ができ
ます。

設定エリア

出力 ON/OFF

Measurement
Sequence
測定エリア

登録済みのシーケンスの呼び出しと実行ができます。

操作エリア

出力 ON/OFF

Measurement
Simulate
測定エリア

登録済みのシミュレーションの呼び出しと実行ができます。

操作エリア
出力 ON/OFF189

7-1-10.
概要

ソケット サーバの動作確認
ソケットサーバー機能をテストするには、National
Instruments Measurement and Automation
Explorer を使用できます。
National Instruments の Web サイト
https://www.ni.com で NI VISA を検索してくださ
い。

動作要件
動作確認

OS: Windows XP, 7, 8, 10
1. NI Measurement and Automation Explorer(MAX) を起動します 。
スタート→すべてのプログラム→NI MAX

2. 設定パネルからアクセスします。
My System>Devices and Interfaces>Network
Devices
3. ネットワークデバイスを追加から
Visa TCP/IP Resource…を選択します。

190

3

2

4. Manual Entry of Raw Socket を選択します4

5. ASR シリーズの IP アドレスとポート番号を入力します。 ポート番号は 2268 に固定されています。
6. 検証ボタンをダブルクリックし、Next をクリックま
す。

191

5
6

7. 次に ASR シリーズ接続のエイリアス（名前）を設定します。 この例では、エイリアスは ASR です。
8. Finish をクリックします。

789. これで、本器の IP アドレスが設定パネルのネット
ワークデバイスの下に表示されます。 このアイコンを選択してください。

192

10. Open VISA Test Panel をクリックします10

9

11. Configuration アイコンをクリックします。 IO
Settings タブの Enable Termination Characterをチェックします。 Termination character は Line
Feed -\n を設定します。

11

12. Input/Output をクリックします。 Basic I/O タブのSelect or Enter Command のドロップボックスに*IDN?\n が入力されていることを確認します。
13. Query をクリックします。
本器の識別文字列がバッファ領域に返されます。
TEXIO TECHNOLOGY, ASRXXX-XXX,XXXXXXXXX, XX.XX

193

12

13

TEXIO TECHNOLOGY,ASR501-351,TT1234567,V1.00!

注意

詳細はプログラミング マニュアルを参照してください。
プログラミング マニュアルは弊社のウェブ サイト
から入手できます。
https://www.texio.co.jp

194第8章 よくある質問集
Q 精度が仕様と一致しない。
A 周囲温度が＋18°C ～＋ 28°C の範囲内にて、パワー投入後 30 分
以上経過してください。これらの条件は本器を安定させ、仕様を満たすために必要です。
Q 交流出力の時、電圧設定値よりも低い電圧になります。
A 交流電圧の出力にはスルーレートモードの設定が影響します。スロー
プモードでは、設定した波形や周波数により出力電圧に電圧降下が発生します。 より正確な電圧出力が必要な場合は、時間モードに設定してください。詳しくは 123 ページを参照してください。
Q 単相 3 線式または 3 相 4 線式の出力にするために 2 つまたは 3 つのユニットを組み合わせることは可能ですか？
A 不可能です。 ASR シリーズは単相 3 線または 3 相 4 線の出力機能をサポートしません。 単相 2 線の出力タイプのみをサポートしています。
その他、詳細については販売店、または当社ホームページまでお問
い合わせください。

195

第9章 付録
9-1. ファームウェアの更新
ASR シリーズのファームウェアは、前面パネルのUSB ポートを使ってアップグレードできます。 最新のファームウェア情報については、販売店、または当社営業所までお問い合わせください。

概要

!
手順

注意



DUT が接続されていないことを確認してください。



本器の出力がオフを確認してください。

USB メモリーはフォーマット形式 FAT32、32GB 以
下のものが使用できます。

1. USB メモリーを本器の前面パネルの USB ポートに差し込みます。
USB ドライブは、texio.sb3 ファイルをディレクトリ
名「texio」（USB \ texio :)に含める必要があります。

2. Menu キーを押します。 メニュー設定
がディスプレイに表示されます。
3. ツマミを使用して項目 9、Special
Function を選択し、Enter キーを押し
ます。

196

パスワード
Enterの入力
Password

Special Function

4. プロンプトにパスワードを入力し、Enter
キーを押します。
パスワード： 5004

5. ツマミを使用して項目 1、Update
Firmware を選択し、Enter キーを押します。

Update Firmware

Exit [F4]Exit

ファームウェアの更新設定を終了するには、
Exit [F4]キーを押します。
6. 更新が正常に行われると、本器は自動的に再起
動します。

197

9-2. 工場出荷時の設定
次の設定は、ASR シリーズの工場出荷時の設定です。 工場出荷時の設定に戻す方法については、31 ページを参照してください。
AC+DC-INT Mode
Range
Wave Shape
ACV
DCV
FREQ
IRMS
V Limit
F Limit Lo
F Limit Hi
IPK Limit
ON PhsOFF Phs

ASR202-401G ASR302-401G ASR402-401G
100V
SIN
0.0 Vrms+0.0 Vdc
50.00 Hz21.00 A
31.50A
42.00A+/- 285.0 Vpp
1.00Hz999.9 Hz+/- 126.0 A+/- 189.0 A+/- 252.0 A
0.0°
0.0°

AC-INT Mode
Range
Wave Shape
ACV
FREQ
IRMS
V Limit
F Limit Lo
F Limit Hi
IPK Limit
ON PhsOFF Phs

ASR202-401G ASR302-401G ASR402-401G
100V
SIN
0.0 Vrms
50.00 Hz21.00 A
31.50A
42.00A
200.0 Vrms
40.00Hz
999.9 Hz+/- 126.0 A+/- 189.0 A+/- 252.0 A
0.0°
0.0°

DC-INT Mode
Range
DCV
I
V Limit
IPK Limit

ASR202-401G ASR302-401G ASR402-401G
100V
0.0 Vdc
21.00 A
31.50A
42.00A+/- 285.0 Vpp+/- 126.0 A+/- 189.0 A+/- 252.0 A

198

AC+DC-EXT Mode
Range
GAIN
IRMS
IPK Limit

ASR202-401G ASR302-401G ASR402-401G
100V
100.0
21.00 A
31.50A
42.00A+/- 126.0 A+/- 189.0 A+/- 252.0 A

AC-EXT Mode
Range
GAIN
IRMS
IPK Limit

ASR202-401G ASR302-401G ASR402-401G
100V
100.0
21.00 A
31.50A
42.00A+/- 126.0 A+/- 189.0 A+/- 252.0 A

AC+DC-ADD Mode
Range
Wave Shape
ACV
DCV
GAIN
FREQ
IRMS
V Limit
F Limit Lo
F Limit Hi
IPK Limit
ON PhsOFF Phs

ASR202-401G ASR302-401G ASR402-401G
100V
SIN
0.0 Vrms+0.0 Vdc
100.0
50.00 Hz21.00 A
31.50A
42.00A+/- 285.0 Vpp
1.00Hz999.9 Hz+/- 126.0 A+/- 189.0 A+/- 252.0 A
0.0°
0.0°

AC-ADD Mode
Range
Wave Shape
ACV
GAIN
FREQ
IRMS
V Limit
F Limit Lo
F Limit Hi
IPK Limit
ON PhsOFF Phs

ASR202-401G ASR302-401G ASR402-401G
100V
SIN
0.0 Vrms
100.0
50.00 Hz21.00 A
31.50A
42.00A
200.0 Vrms
40.00Hz
999.9 Hz+/- 126.0 A+/- 189.0 A+/- 252.0 A
0.0°
0.0°

199

AC+DC-SYNC Mode ASR202-401G ASR302-401G ASR402-401G
Range
100V
Wave ShapeSIN
ACV
0.0 Vrms
DCV+0.0 Vdc
SIG
LINE
IRMS
21.00 A
31.50A
42.00A
V Limit+/- 285.0 Vpp
F Limit
999.9 HzIPK Limit+/- 126.0 A+/- 189.0 A+/- 252.0 A
ON Phs0.0°
OFF Phs
0.0°
AC-SYNC Mode
Range
Wave Shape
ACV
SIG
IRMS
V Limit
F Limit
IPK Limit
ON PhsOFF Phs

ASR202-401G ASR302-401G ASR402-401G
100V
SIN
0.0 Vrms
LINE
21.00 A
31.50A
42.00A
200.0 Vrms
999.9 Hz+/- 126.0 A+/- 189.0 A+/- 252.0 A
0.0°
0.0°

AC-VCA Mode
Range
Wave Shape
GAIN
IRMS
F Limit
IPK Limit
ON PhsOFF Phs

ASR202-401G ASR302-401G ASR402-401G
100V
SIN
100.0
21.00 A
31.50A
42.00A
999.9 Hz+/- 126.0 A+/- 189.0 A+/- 252.0 A
0.0°
0.0°

Menu
T ipeak, hold(msec)
IPK CLRPower ON
Buzzer

ASR202-401G ASR302-401G ASR402-401G
1 ms
EXEC
OFF
ON
200

Remote Sense
Slew Rate Mode
Output Relay
Harmonic Analysis
Standard
External Control
V Unit(TRI,ARB)
Data Average Count
Data Update Rate
TrigOut Source

OFF
Slope
Enable
IEC
OFF
rms
1
Fast
None

LAN
DHCP

ASR202-401G ASR302-401G ASR402-401G
ON

USB Device
Speed

ASR202-401G ASR302-401G ASR402-401G
Full(Fix)

RS232C
Baudrate
Databits
ParityStopbits

ASR202-401G ASR302-401G ASR402-401G
9600
8bit
None
1bit

GPIB
Address

ASR202-401G ASR302-401G ASR402-401G
10

Sequence Mode
ASR202-401G ASR302-401G ASR402-401G
Step
0
Time
0.1000 s
ACV
0.0，CT
DCV
0.0，CT
Fset
50.0，CT
Wave
SIN
Jump toOFF
Jump Cnt
1
Branch1
OFF
Branch2
OFF
Term
CONTI
Sync CodeLL
ON PHSFree
OFF PHSFree※SEQ6~9 にサンプルが登録されています。
201

Simulation Mode
Step
Repeat
Time
ACV
Fset
ON PHS
OFF PHSWave
Code

ASR202-401G ASR302-401G ASR402-401G
InitialOFF
0.1000 s
0.0
50.00
Free
Free
SIN
LL

ARB 1～16

ASR202-401G ASR302-401G ASR402-401G
デフォルト波形は 102 ページを参照してください。

202

9-3. エラーメッセージ/メッセージ
さまざまな操作中に、ASR シリーズの画面に次のエラーメッセージ/メッ
セージが表示されることがあります。
エラーメッセージ
Over Ipeak+ Current

説明
保護動作
正出力ピーク電流保護
出力オフ
このアラームをクリアするには、「Shift +キャンセル」を押します。
Over Ipeak- Current
負出力ピーク電流保護
出力オフ
このアラームをクリアするには、「Shift +キャンセル」を押します。
DCAC Power Unit
内部 DCAC 電源ユニットのエラ 出力オフ
Errorーです。 このアラームをクリアするには、「Shift +キャンセル」を押します。 アラームが続く場合は、
サービスセンターにお問い合わ
せください。
Over Irms Current
出力 RMS または平均電流保護 出力オフ
「Irms」を押して、設定を確認してください。
Power Input Anomaly 電源入力電圧が不足していま
システムロック
す。ユニットを再起動する前に、入力電源を確認してください。主
電源スイッチをオフにする際にも発生します。
Fan Failure
ファンの故障システムロック
サービスセンターにお問い合わ
せください。
Output Over-Power
過電力保護（定格電力の
出力オフ
110％）
このアラームをクリアするには、「Shift +キャンセル」を押します。
Output Short
出力端子のショート
出力オフ
Output Overvoltage
過電圧保護（定格電圧の
出力オフ
110％）
このアラームをクリアするには、「Shift +キャンセル」を押します。

203

Calibration Data Error 校正データ異常か許容範囲外
システムロック
サービスセンターにお問い合わ
せください。
DCDC Power Unit
内部 DCDC 電源ユニットのエラ 出力オフ
Errorーです。 このアラームをクリアするには、「Shift +キャンセル」を押します。 アラームが続く場合は、
サービスセンターにお問い合わ
せください。
PFC Power Unit Error 内部 PFC 電源ユニットのエラー 出力オフです。 このアラームをクリアするには、「Shift +キャンセル」を押します。 アラームが続く場合は、サービスセンターにお問い合わせく
ださい。
Sensing Voltage Error リモートセンス接続ワイヤが異常 出力オフであるか、最大補償電圧を超えています。 このアラームをクリアするには、「Shift +キャンセル」を押します。
Startup Anomaly
起動異常です。 サービスセンタ システムロック
ーにお問い合わせください。
External Sync
外部同期信号の入力周波数が 出力オフ
Frequency Error
許容範囲外です。(40Hz ~999.9Hz)SCPI Error
SCPI コマンドエラー
メッセージのみ
電源 ON 時にモードまたはレン メッセージのみ
Power ON Failジが違います。
IRMS Limit
RMS 電流リミッターが作動しています。 「Irms」を押して、設定範囲を確認してください。
IPK Limit
ピーク電流リミッターが作動します。 「Shift + Irms」を押して、設定範囲を確認してください。
Remote Sensing
センシング電圧リミッターが作動 メッセージのみ
Voltage Out of Range しています。
System Error (#)
システムエラー（1〜15）。 サービ メッセージのみ
スセンターにお問い合わせください。
Power Limit
電力制限が動作中

204

Preset Data Error

ARB Data Error!

注意

プリセットデータエラー（範囲を超 メッセージのみえるデータまたはデータがありません）
ARB データエラー（ARB データ
がありません）
エラー状態が解消されるまで、システムは自動的にロックされるか、出力がオフになります。

205メッセージ
Setting Voltage
Limited説明
保護動作
設定電圧を制限します。「Shift + メッセージのみ
V」を押して許容設定範囲を確認
してください。
Setting Frequency
設定周波数を制限します。「Shift メッセージのみ
Limited+ F」を押して許容範囲設定範囲を確認してください。
Keys Locked
キーロックが有効です。
メッセージのみ（出力キーを除く）
解除するには「Lock」キーを長押しします。
Keys Unlocked
キーロックが解除されました。
メッセージのみ
Screen Saved toスクリーンショットは USB メモリー メッセージのみ
USB:/GWDIMC###.bに保存されましたmp
Hardcopy Fail!
ハードコピーが失敗しました。
メッセージのみ(Too Many Files in
USB でファイルが 1000 を超えて
USB)
います。
USB Memory
USB メモリーを検出できませんで メッセージのみ
Unconnected
したPreset Mode
プリセットモードです。
メッセージのみ
Exit Preset Mode
プリセットモードを終了します。
メッセージのみ
Invalid with
出力キーとシフト+プリセットキーを メッセージのみ
Remote Control
除いて、すべてのキーがロックされています。 「Shift +プリセット」を押して、リモートコントロールを解除できます。
Invalid with
出力キーとローカルキーを含むすべ メッセージのみ
Remote Lockてのキーがロックされます。
Control
Invalid in This
メーターの更新無効中は、無効な操Meter Frozen
作です。 「F4」を押して、メーターの更新を可能にしてください。
Invalid in This
このページの無効な操作です。
メッセージのみ
Page
プリセットモードが有効なページは標準と簡易モードです。高調波モードでは無効です。
Recalled From M# M0〜M9 からプリセットを呼び出しま メッセージのみす。
Saved To M#
プリセットを M0〜M9 に保存します。 メッセージのみ
206

Reseting...
Failed Factory
Default
Error Password
No File([Filename]) in[directory]
Saved to DEF1
Saved to DEF2
Meter Frozen

工場出荷時に戻します。
工場出荷時のデフォルトの呼び出しに失敗しました
パスワードの入力エラー
USB のファイルが見つかりません

メッセージのみ
メッセージのみ
メッセージのみ
メッセージのみ

DEF1 に設定を保存しました。
メッセージのみ
DEF2 に設定を保存しました。
メッセージのみ
Meter Frozen モードでの操作では、 メッセージのみ
すべての測定値の更新を停止します。
Only AC Mode And 高調波ページの制限のメッセージ
メッセージのみ
50/60Hz Active[Filename] Saved USB への保存成功
メッセージのみ
Success[Filename] 例
Preset0.Set ,SEQ0.SEQ,SIM0.SI
M ,ARB1.ARB[Filename] Save
USB への保存失敗
メッセージのみ
Fail[Filename]
ファイルの呼び出し成功
メッセージのみ
Recalled Success[Filename] Recall ファイルの呼び出し失敗
メッセージのみ
Fail (No File in（USB のファイルが見つかりません）[directory])[Filename] Recall ファイルの呼び出し失敗 （Preset、 メッセージのみ
Fail (Model
Seq、および Sim ファイルは、異なる([Model]) Error
モデル間で呼び出すことができません。たとえば、ASR501-351 のファイルは、ASR102-351 では呼び出すことができません。）[Filename] Recall ファイルの呼び出し失敗（ファイルフ メッセージのみ
Fail (File Formatォーマットエラー）
Error)
Preset M# Deleted Preset M0~M9 を削除
メッセージのみ
ARB# Deleted
ARB1~ARB16 を削除
メッセージのみ
USB Memory
USB メモリーを検出しました。
メッセージのみ
Connected
USB Memory
USB メモリーが FAT32 形式でない メッセージのみ
Access Error
か、読み取りが異常です。

207

Valid Only AC-INT, リモートセンス設定制限
メッセージのみ
DC-INT and ACSync Mode
Valid Only 100V
リモートセンス設定制限
メッセージのみand 200V Range
Valid Only SIN
リモートセンス設定制限
メッセージのみ
Wave Shape
Valid Only Time
リモートセンス設定制限
メッセージのみ
Slew Rate ModeUSB File Write
USB にファイルを保存できません
メッセージのみ
Error!
Invalid in This
このモードは、SEQ または SIM をサ メッセージのみ
Output Mode
ポートしていません。
SEQ は AC+DC-INT, AC-INT ,DC-INT モードのみ
SIM は AC+DC-INT モードのみ
Invalid For Auto
オートレンジでは SEQ / SIM を使用 メッセージのみ
Range
できません。出力レンジを変更してください
Invalid with Output 出力オフ状態では実行できません。 メッセージのみ
OFF, Turn ON the 最初に出力をオンにします。
Output First
Invalid with Output 出力オン状態では実行できません。 メッセージのみ
ON, Turn OFF the 最初に出力をオフにします。
Output First
Invalid in This
このシーケンスでは無効な操作でメッセージのみ
Sequence
す。
SEQ# Deleted
SEQ0~SEQ9 を削除しました。
メッセージのみ
SIM# Deleted
SIM0~SIM9 を削除しました。
メッセージのみ
Cleared SEQ#
SEQ0~SEQ9 をクリアしました。
メッセージのみ
Cleared SIM#
SIM0~SIM9 をクリアしました。
メッセージのみ
Recalled from
SEQ0~SEQ9 を呼び出しました。
メッセージのみ
SEQ#
Recalled from
SIM0 ~ SIM9 を呼び出しました。
メッセージのみ
SIM#
Recall Fail!
SEQ0 ~ SEQ9 または SIM0 ~メッセージのみ
SIM9 の呼び出しに失敗しました。
Saved to SEQ#
SEQ0 ~ SEQ9 を保存しました。
メッセージのみ
Saved to SIM#
SIM0 ~ SIM9 を保存しました。
メッセージのみ
Save Fail!
SEQ0 ~ SEQ9 または SIM0 ~メッセージのみ
SIM9 の保存に失敗しました。

208

Sequence
シーケンスの準備中です。しばらくお メッセージのみ
preparation...
待ちください。
Sequence is ready. シーケンスの準備ができました。
メッセージのみ
Simulation
シミュレーションの準備中です。しば メッセージのみ
preparation...
らくお待ちください。
Simulation is
シミュレーションの準備ができましメッセージのみ
ready.
た。
Save All Data
すべてのデータを保存する準備がで メッセージのみきました。(Preset0~9 + SEQ0~9 +SIM0~9 + ARB1~16)
All Data Saved
すべてのデータの保存が成功しまし メッセージのみ
Success
た。(Preset0~9 + SEQ0~9 +SIM0~9 + ARB1~16)
Recall All Data
すべてのデータを呼び出す準備がで メッセージのみきました。(Preset0~9 + SEQ0~9 +SIM0~9 + ARB1~16)
All Data Recall
すべてのデータの呼び出しに成功し メッセージのみ
Successました。(Preset0~9 + SEQ0~9 +SIM0~9 + ARB1~16)
Delete All Data
すべてのデータを削除する準備がで メッセージのみきました。(Preset0~9 + SEQ0~9 +SIM0~9 + ARB1~16)
All Data Deleted
すべてのデータの削除に成功しまし メッセージのみた。(Preset0~9 + SEQ0~9 +SIM0~9 + ARB1~16)

通信
説明
保護動作
インタフェース
メッセージ
Rear USB Port背面 USB ポートに PC が接続され メッセージのみ
Connected To PC ました。
Rear USB Port背面 USB ポートから PC が切断さ メッセージのみ
Disconnected From れました。
PC209

9-4. 仕様一覧
この仕様は、本器の電源投入 30 分経過以降に適用されます。
9-4-1.
モデル名

電気的仕様
ASR202-401G ASR302-401G ASR402-401G

AC 入力
定格電圧
200 Vac ～ 240 Vac
電圧範囲
180 Vac ～ 264 Vac
位相単相 二線式
定格周波数
50 Hz ～ 60 Hz
周波数範囲
47 Hz ～ 63 Hz
2500 VA
3750 VA
5000VA
最大消費電力200Vac 0.95 (typ.)
力率*1
200Vac 15A
22.5 A30A
最大電流*1 出力電圧が 100 V / 200 V（100 V / 200 V レンジ）、最大電流、および負荷力率 1 の
場合

210

モデル名

ASR202-401G ASR302-401G ASR402-401G

AC モード 出力 (AC rms)
設定範囲*1

電圧
設定分解能
確度*2
位相
最大電流*3

100 V
200 V
最大ピーク電流 100 V
200 V
*4
負荷力率
電力容量
周波数
設定範囲
設定分解能

0.0 Vrms ～ 200.0 Vrms / 0.0 Vrms ～ 400.0 Vrms
(サイン波および方形波)
0.0 Vrms～ 164.5 Vrms / 0.0 Vrms ～ 329.1Vrms
または 0.0Vpp～570.0Vpp/0.0Vpp～1140Vpp(三角波および任意波形)
0.1 V±(1 % of set + 1V / 2V)
単相,二線 (1P2W)
20A
30 A
40A
10 A
15 A
20A
120 A
180 A
240A
60 A
90 A
120A
0 ～1 (進みまたは遅れ位相)
2000 VA
3000 VA
4000 VAAC Mode: 40.00 Hz to 999.9 Hz, AC+DC Mode: 1.00
Hz to 999.9 Hz
0.01 Hz (1.00 to 99.99 Hz), 0.1 Hz (100.0 to 999.9
Hz)
0.02% of set (23℃±5℃)± 0.005%
0° ~ 359° (設定分解能： 1°)± 20 mV (TYP)

設定確度
負荷変動*5出力 ON/OFF 位相
DC オフセット*6*1 100 V / 200 V レンジ*2 出力電圧 20 V〜200 V / 40 V〜400 V、正弦波、出力周波数 45 Hz〜65 Hz、無負
荷、DC 電圧設定 0V（AC + DC モード）、周囲温度 23°C±5° C の時
*3 出力電圧が 1 V〜100 V / 2 V〜200 V の場合。出力電圧が 100 V〜200 V / 200 V〜400 V のときの電力容量によって制限されます。
*4 コンデンサ入力の整流負荷にたいしては、 最大電流によって制限されます。
*5 45 Hz〜65 Hz、定格出力電圧、最大電流に対する抵抗負荷と無負荷の場合、および動作温度。
*6 AC モードおよび 23℃±5℃の場合。

211

モデル名

ASR202-401G ASR302-401G ASR402-401G

DC モード出力
電圧
最大電流*3

設定範囲*1
設定分解能
確度*2
100 V
200 V
100 V
200 V

-285.0 V ～ +285.0 V / -570.0 V ～ +570.0 V
0.1 V±(|1 % of set |+ 1 V / 2V)
20A
30 A
40A
10 A
15 A
20A
120 A
180 A
240A
60 A
90 A
120A
3000 W
4000 W
2000 W

最大ピーク電流*4
電力容量*1 100 V / 200 V レンジ*2 出力電圧が-285 V〜-28.5 V、+ 28.5 V〜+285 V / -570 V〜-57 V、+ 57 V〜+570 V、無負荷 、23℃±5℃の時*3 出力電圧が 1.4 V〜100 V / 2.8 V〜200 V の場合。出力電圧が 100 V〜285 V / 200
V〜570 V のときの電力容量によって制限されます。
*4 5ms 以内、最大電流によって制限されます。
モデル名

ASR202-401G

ASR302-401G

ASR402-401G

出力電圧安定度
入力変動*1±0.2% 以下
負荷変動*2±0.5% (0-100%、背面出力端子にて)
1 Vrms / 2 Vrms (TYP)
リップルノイズ*3*1 電源入力電圧を 200 V、220 V、または 240 V に変化させたとき。無負荷、定格出力電圧時。
*2 100 V〜200 V / 200 V〜400 V の出力電圧、負荷力率 1 の場合、背面出力端子を使用して、出力電流 0 A から最大電流（またはその逆）に段階的に変化*3 DC モード、背面パネルの出力端子にて。5 Hz〜1 MHz フィルター使用。
モデル名

ASR202-401G

ASR302-401G

ASR402-401G

出力電圧波形歪み率、出力電圧応答時間、効率
全高調波歪（THD）*1
0.2 % 以下 50Hz / 60Hz
0.3 % 以下 ≦ 500Hz
0.5 % 以下 500.1Hz～999.9Hz
100 us (TYP)
出力電圧応答時間*2
効率*3
80 % 以上*1 AC および AC + DC モードにて、出力電圧 50 V〜200 V / 100 V〜400 V、負荷力率1 のとき。
*2 出力電圧が 100 V / 200 V の場合。出力電圧の 10％〜90％の時間。負荷条件：0 A
から最大電流、負荷力率 1。
*3 AC モードにて、出力電圧 100 V / 200 V、最大電流、負荷力率 1、正弦波の時。

212

モデル名

ASR202-401G

ASR302-401G ASR402-401G

測定
注:
電圧

測定機能の精度は、周囲温度が 23°C±5°C の時に適用されます。
0.1 V
RMS（実効値 分解能）, AVG（平均 確度*2
45 Hz ～ 65 Hz および DC: ±(0.5 % of reading+ 0.5 V / 1 V)値）*1
上記以外: ±(0.7 % of reading + 1 V / 2 V)
0.1 V
PEAK （ピー 分解能ク値）
確度
45 Hz ～ 65 Hz および DC: ±(|2 % of reading|+ 1 V / 2 V)
0.01 A
電流
RMS（実効値 分解能）, AVG（平均 確度*3
45 Hz ～ 65
45 Hz ～ 65
45 Hz ～ 65値）*1
Hz および DC: Hz および DC: Hz および DC:±(0.5 % of±(0.5 % of±(0.5 % ofreading + 0.1 reading + 0.15 reading + 0.2
A / 0.05 A)
A / 0.08 A)
A / 0.1 A)
上記以外:
上記以外:
上記以外:
±(0.7 % of±(0.7 % of±(0.7 % ofreading + 0.2 reading + 0.3 reading + 0.4
A / 0.1 A)
A / 0.15 A)
A / 0.2 A)
0.1 A
PEAK（ピーク 分解能値）
確度*4
45 Hz ～ 65
45 Hz ～ 65
45 Hz ～ 65
Hz およびHz および DC: Hz および DC:
DC:±(|2 % of ±(|2 % of±(|2 % ofreading| + 0.5 reading| + 0.8 reading| + 1 A
A / 0.25 A)
A / 0.4 A)/ 0.5 A)
1W
電力
有効電力
分解能
(W)
±(2 % of±(2 % of±(2 % of
確度*5
reading + 2 W) reading + 3 W) reading + 4 W)
1 VA
皮相電力
分解能
(VA)
±(2 % of±(2 % of±(2 % of
確度*5*6
reading + 2
reading + 3
reading + 4
VA)
VA)
VA)
1 VAR
無効電力
分解能
(VAR)
±(2 % of±(2 % of
確度*5*6*7 ±(2 % ofreading + 2
reading +3
reading +4
VAR)
VAR)
VAR)
0.000 to 1.000
負荷力率
範囲
0.001
分解能
0.00 to 50.00
負荷波高率（クレストファ 範囲
0.01
クター）
分解能
高調波電圧
範囲
基本波の 100 次まで
有効値（rms）
フルスケール 200 V / 400 V, 100%パーセント（％）
0.1 V, 0.01%
分解能

213

（AC-INT および 50/60
Hz のみ）

確度*8

20 次まで±(0.2 % of reading + 0.5 V / 1 V)
20 次 ～ 100 次±(0.3 % of reading + 0.5 V / 1 V)
高調波電流
範囲
基本波の 100 次まで
30 A / 15 A,
40 A / 20 A,
有効値（rms）
フルスケール 20 A / 10 A,
100%
100%
100%
パーセント（％）
0.01 A, 0.1%
（AC-INT および 50/60 分解能
Accuracy*3 20 次まで
20 次まで20 次まで
Hz のみ）±(1 % of±(1 % of±(1 % ofreading + 0.4 reading + 0.6 reading + 0.8
A / 0.2 A)
A / 0.3 A)
A / 0.4 A)
20 次～100 次 20 次～100 次 20 次～100 次±(1.5 % of±(1.5 % of±(1.5 % ofreading + 0.4 reading + 0.6 reading + 0.8
A / 0.2 A)
A / 0.3 A)
A / 0.4 A)*1 表示は、AC / AC + DC モードでは RMS に、DC モードでは AVERAGE に設定されます*2 AC モード：出力電圧が 20 V〜200 V / 40 V〜400 V および 23°C±5°C の時。 DC モ
ード：28.5 V〜285 V / 57 V〜570 V および 23°C±5 の出力電圧の時。
*3 最大電流の 5％〜100％の範囲、および 23°C±5°C の時。
*4 AC モードでの最大ピーク電流の 5％から 100％の範囲、DC モードでの最大瞬間電流の 5％から 100％の範囲、および 23°C±5°C の時。 ピーク値の精度は、DC または正弦波の波形に対するものです。
*5 出力電圧が 50 V 以上、最大電流の 10％〜100％の範囲、DC または 45 Hz〜65 Hzの出力周波数、および 23°C±5°C の時。
*6 DC モードでは、皮相電力と無効電力は表示されません。
*7 無効電力は、力率 0.5 以下の負荷に対するものです。
*8 出力電圧 20 V〜200 V / 40 V〜400 V および 23°C±5°C の時。
モデル名

ASR202-401G

その他
保護機能
表示
メモリー数
任意波形（
ARB）機能UVP, OCP, OTP, OPP, Fan Fail
TFT-LCD, 4.3 インチ
10
16 (不揮発性)
4096 ワード

メモリー数
波形長

ASR302-401G

ASR402-401G



製品の仕様は予告なく変更される場合があります。



前述の仕様は、スルーレートモードが時間モードの場合に適用されます。

214

9-4-2.

一般的仕様

インタフェー 標準
ス

USB
LAN

RS-232C
GP-IB
外部コントロ
ール

絶縁抵抗

絶縁耐圧

入力とシャーシ間、出力とシャーシ間、
入力と出力間入力とシャーシ間、出力とシャーシ間、
入力と出力間

EMC

安全規格
環境

輸送
寸法(mm)
質量

動作環境
動作温度範囲
保存温度範囲動作湿度範囲保管湿度範囲高度Type A:ホスト×1, Type B: デバイス×1,
Speed: 1.1/2.0, USB-CDC
MAC アドレス, DNS IP アドレス, ユーザーパスワード, ゲートウェイ IP アドレス, 機器の IP アドレス
, サブネットマスク
対応規格 100base-TX,AUTO-MDX,DHCP,IPv4
EIA/TIA-232 準拠
IEEE 488.2 準拠
外部信号入力 9-4-4～6 参照
外部制御 I/O
High レベル: +2.2 V 以上
Low レベル: +1.0 V 以下
絶対最大入力: +7V / -5V
入力インピーダンス: プルアップ+5V / 47kΩ
500 Vdc, 30 MΩ 以上

1500 Vac, 1 分間

EN 61326-1
EN 61326-2-1
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-4-2/-4-3/-4-4/-4-5/-4-6/-4-8/-4-11/-434
EN 55011(Class A)
EN55032
EN 61010-1
屋内, 過電圧カテゴリ II
0 °C ～ 40 °C-10 °C ～ 70 °C
20 %rh ～ 80 % RH (結露なし)
90 % RH 以下 (結露なし)
2000 m まで

ISTA 2A
430(W)×176(H)×550(D) (突起を含まず)
約 25 kg215

9-4-3.

外部信号入力(AC+DC-EXT, AC-EXT モード)仕様
工場出荷時の設定
100
100 V レンジ: 0.0 to 285.0 倍
200
200 V レンジ: 0.0 to 570.0 倍
入力ターミナル
BNC コネクタ
1 MΩ
入力インピーダンス±2.5 V (A/D resolution 12 bit)
入力電圧範囲±10 V
絶対最大入力電圧
ゲイン分解能
0.1 倍
±5 %
確度
(DC, または 45Hz ~ 65 Hz, ゲインは 100/200 倍, 定格電圧出力、無負荷)
EXT: 出力電圧 (V) = 外部信号電圧 (V) x ゲイン (V/V)
ゲイン設定範囲216

9-4-4.

外部信号入力(AC+DC-ADD, AC-ADD モード)

ゲイン設定範囲仕様

工場出荷時の設定

100 V レンジ: 0.0 to 285.0 倍

100
200

200 V レンジ: 0.0 to 570.0 倍
入力ターミナル
入力インピーダンス
入力電圧範囲絶対最大入力電圧
入力周波数範囲

BNC コネクタ
1 MΩ
±2.5 V (A/D resolution 12 bit)
±10 V
DC to 999.9 Hz (sine wave)
DC to 100 Hz (other than sine wave)
0.1 times
ゲイン分解能±5 %確度(DC, または 45Hz ~ 65 Hz, ゲインは 100/200 倍, 定格電圧出力、無負荷)
ADD: 出力電圧 (V) = 外部信号電圧 (V) x ゲイン (V/V) + 内部信号源 (V)9-4-5.

外部信号またはライン同期(AC+DC-SYNC, AC-SYNC)

同期信号源

仕様
外部同期信号（EXT）または電源入力（LINE）

同期周波数範囲
入力ターミナル
入力インピーダンス
入力電圧のしきい値
最少パルス幅絶対最大入力電圧
分解能
確度

40.0 Hz ～ 999.9 Hz
BNC コネクタ
1 MΩ
TTL レベル
500 us±10 V
0.1 Hz±0.2 Hz217

工場出荷時の設定
LINE9-5. ASR シリーズ 寸法図
Scale = mm

218

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13 藤和不動産新横浜ビル
https://www.texio.co.jp/
アフターサービスに関しては下記サービスセンターへ
サービスセンター 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13
藤和不動産新横浜ビル TEL.045-620-2786