LSG SERIES

取扱説明書
電子負荷装置LSG シリーズ
LSG-175
LSG-350
LSG-1050
LSG-2100S

LSG-175H
LSG-350H
LSG-1050H
LSG-2100SH

B71-0487-11

保 証 について
このたびは、当社計測器をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用に際し、本器の性能を十分に発揮していただくために、本取扱説明書(以下本説
明書と記します)を最後までよくお読みいただき、正しい使い方により、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。本説明書は、大切に保管してください。
お買い上げの明細書(納品書、領収書等)は保証書の代わりとなりますので、大切に保管してください。
アフターサービスに関しまして、また、商品についてご不明な点がございましたら、当社･
サービスセンターまでお問い合わせください。

保証

当社計測器は、正常な使用状態で発生した故障について、お買い上げの日より 1 年間無償修理を致します。
保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
1. 火災、天災、異常電圧等による故障、損傷。
2. 不当な修理、調整、改造がなされた場合。
3. 取扱いが不適当なために生じた故障、損傷。
4. 故障が本製品以外の原因による場合。
5. お買上げ明細書類のご提示がない場合。
この保証は日本国内に限り有効です。

日本国内で販売された製品が海外に持出されて故障が生じた場合、基本的には日本国内での修理対応となります。
保証期間内であっても、当社までの輸送費はご負担いただきます。
本説明書中に マークが記載された項目があります。この マークは本器を使用されるお客様の安全と本器を破壊と損傷から保護するために大切な注意項目です。よくお読みになり正しくご使用ください。

■ 商標・登録商標について
TEXIO は当社の産業用電子機器における製品ブランドです。また、本説明書に記載されている会社名および商品名は、それぞれの国と地域における各社および各団体の商標または登録商標です。

■ 取扱説明書について
本説明書の内容の一部または全部を転載する場合は、著作権者の許諾を必要とします。また、製品の仕様および本説明書の内容は改善のため予告無く変更することがありますのであらかじめご了承ください。
取扱説明書類の最新版は当社 HP (https://www.texio.co.jp/download/)に掲載されています。
当社では環境への配慮と廃棄物の削減を目的として、製品に添付している紙または CD の取説類の廃止を順次進めております。取扱説明書に付属の記述があっても添付されていない場合があります。

■ 輸出について本器は、日本国内専用モデルです。本製品を国外に持ち出す場合または輸出する
場合には、事前に当社・各営業所または当社代理店(取扱店)にご相談ください。

■ ソフトウエアバージョンについて
本取扱説明書の対応するファームウエアバージョンは以下の通りです。
LSG シリーズ：Ver1.32 以後
LSG-H シリーズ
：Ver1.08 以後

目

次

製品 を安 全 にご使 用 いただくために ···························· Ⅰ -Ⅳ
第 1 章 はじめに ................................................................... 1
1-1. シリーズ紹介 ................................................................................ 1
1-1-1. ラインナップ ...................................................................................................................1
1-1-2. 特長 ..................................................................................................................................2

1-2. 付 属 品 ........................................................................................... 3
1-2-1. 付属品 .............................................................................................................................3
1-2-2. パッケージ内容............................................................................................................4

1-3. 外 観 ............................................................................................... 5
1-3-1. 前面パネル....................................................................................................................5
1-3-2. 背面パネル....................................................................................................................8
1-3-3. 表示 ............................................................................................................................... 11

1-4. はじめて使う前に ....................................................................... 12
1-4-1. ラックマウントキットへの組み込み ................................................................... 12
1-4-2. 電源投入とセルフテスト ........................................................................................ 13
1-4-3. 本器の初期設定 ...................................................................................................... 13
1-4-4. 日付と時刻の設定 .................................................................................................. 14
1-4-5. 負荷配線 ..................................................................................................................... 15
1-4-6. 負荷線の接続 ........................................................................................................... 16
1-4-7. 前面パネルの入力端子........................................................................................ 18
1-4-8. 背面パネルの入力端子........................................................................................ 19
1-4-9. 端子カバー(PEL-011)の使用について .......................................................... 19
1-4-10. 端子カバー(PEL-013)の使用について ....................................................... 21
1-4-11. J1、J2 コネクタ端子カバーの使用について ............................................... 22
1-4-12. J3 コネクタ端子カバーの使用について ....................................................... 22
1-4-13. リモートセンス ......................................................................................................... 23
1-4-14. ファームウエアの更新......................................................................................... 24
1-4-15. 表記 ............................................................................................................................. 25
1-4-16. ヘルプメニュー........................................................................................................ 28

第 2 章 操 作 ....................................................................... 29
2-1. 基 本 操作 .................................................................................... 29
2-1-1. CC（定電流）モード ................................................................................................... 29
2-1-2. CR（定抵抗）モード ................................................................................................... 30
2-1-3. CR モードの単位 ....................................................................................................... 31
2-1-4. CV（定電圧）モード ................................................................................................... 31
2-1-5. CP（定電力）モード ................................................................................................... 32
2-1-6. +CV モード ................................................................................................................... 33
2-1-7. ロードオンにする ...................................................................................................... 34
2-1-8. 負荷を短絡する ........................................................................................................ 35
2-1-9. ショートキーの保護機能 ....................................................................................... 35
2-1-10. ショートキーの設定............................................................................................... 36

2-1-11. ショートキー操作の無効設定........................................................................... 36
2-1-12. 前面パネル操作をロックする ........................................................................... 36

2-2. 基 本 設定 .................................................................................... 37
2-2-1. スイッチング機能の選択 ...................................................................................... 37
2-2-2. ダイナミックモードのスイッチング値の設定方法選択 ............................. 39
2-2-3. ダイナミックモードのスイッチング時間の設定方法選択 ........................ 40
2-2-4. スルーレート............................................................................................................... 40
2-2-5. CV、+CV モード応答速度 ..................................................................................... 41
2-2-6. CC、CR、CP モード応答速度 .............................................................................. 42

2-3. 高 度な設 定 ................................................................................ 43
2-3-1. ソフトスタート設定.................................................................................................... 43
2-3-2. Von 電圧の設定....................................................................................................... 44
2-3-2-1. Von 電圧の値 ............................................................................................... 44
2-3-2-2. Von 電圧遅延 ................................................................................................ 44
2-3-2-3. Von ラッチ....................................................................................................... 45
2-3-3. タイマー機能 .............................................................................................................. 46
2-3-3-1. カウントタイム ............................................................................................... 46
2-3-3-2. カットオフタイム ............................................................................................ 46
2-3-4. オートロード設定 ...................................................................................................... 47
2-3-5. ロードオフ設定 .......................................................................................................... 47

2-4. ステップ分 解能 の設 定 ............................................................. 48
2-4-1. カーソルモードの設定............................................................................................ 48
2-4-2. ステップモードの設定 ............................................................................................ 49

2-5. 保 護 設定 .................................................................................... 50
2-5-1. OCP ................................................................................................................................ 50
2-5-2. OPP................................................................................................................................. 51
2-5-3. UVP ................................................................................................................................. 52
2-5-4. UVP アラーム時間 ................................................................................................... 53
2-5-5. OVP................................................................................................................................. 54
2-5-6. UnReg............................................................................................................................. 55
2-5-7. Para ................................................................................................................................. 55
2-5-8. RVP ................................................................................................................................. 56

2-6. システム設 定 .............................................................................. 56
2-6-1. コントロール設定...................................................................................................... 56
2-6-2. 音設定 .......................................................................................................................... 57
2-6-2-1. スピーカー設定 ............................................................................................ 57
2-6-2-2. アラーム音設定 ........................................................................................... 57
2-6-3. 画面設定 ..................................................................................................................... 57
2-6-4. 言語設定 ..................................................................................................................... 57
2-6-5. トリガ設定.................................................................................................................... 58
2-6-5-1. トリガ入力ディレイ....................................................................................... 58
2-6-5-2. トリガ出力時間 ............................................................................................. 58
2-6-6. 平均化設定 ................................................................................................................ 58
2-6-7. RVP 設定...................................................................................................................... 58

2-7. Go-NoGo ..................................................................................... 59
2-7-1. Go-NoGo の設定 ...................................................................................................... 59
2-7-2. Go-NoGo テストの実行 .......................................................................................... 59

2-8. セーブ / リコール .................................................................... 61
2-8-1. ファイル構造 .............................................................................................................. 61
2-8-2. ファイル形式 .............................................................................................................. 62
2-8-3. 内部メモリへのファイルのセーブ ...................................................................... 63
2-8-4. USB メモリへのファイルのセーブ ...................................................................... 64
2-8-5. 内部メモリからのファイルのリコール .............................................................. 65
2-8-6. USB メモリからのファイルのリコール .............................................................. 66
2-8-7. メモリリコールの安全性の設定 ......................................................................... 68
2-8-8. ファイルユーティリティ............................................................................................ 68
2-8-9. プリセット...................................................................................................................... 69
2-8-9-1. プリセットのセーブ ...................................................................................... 69
2-8-9-2. プリセットのリコール .................................................................................. 69
2-8-10. 初期設定 ................................................................................................................... 70
2-8-10-1. 工場出荷時の初期設定 ........................................................................ 70
2-8-10-2. ユーザーの初期設定 .............................................................................. 70

第 3 章 ファンクションメニュー操作 ......................................... 71
3-1. ファンクションメニューの概 要 ................................................... 71
3-1-1. ファンクションキー設定.......................................................................................... 71
3-1-2. ファンクション動作中のロードオン.................................................................... 72
3-1-3. ブザーの持続時間 .................................................................................................. 73
3-1-4. ノーマルシーケンスの時間表示 ........................................................................ 73

3-2. プログラム機 能 .......................................................................... 75
3-2-1. プログラム機能の概要 .......................................................................................... 75
3-2-2. プログラムの作成 .................................................................................................... 77
3-2-3. プログラムチェーンの作成................................................................................... 79
3-2-4. プログラム機能の実行 .......................................................................................... 80

3-3. シーケンス機能 .......................................................................... 81
3-3-1. ノーマルシーケンス機能の概要 ........................................................................ 81
3-3-2. タイミングの設定 ...................................................................................................... 84
3-3-3. データ設定を編集.................................................................................................... 85
3-3-4. ノーマルシーケンス機能の実行 ........................................................................ 86
3-3-5. ファストシーケンス機能概要 ............................................................................... 87
3-3-6. タイミングの構成を編集........................................................................................ 89
3-3-7. データ構成を編集.................................................................................................... 90
3-3-8. ファストシーケンス機能の実行 .......................................................................... 91

3-4. OCP テスト機能 .......................................................................... 92
3-4-1. OCP テスト機能の設定項目 ................................................................................ 93
3-4-2. OCP テスト機能の設定 .......................................................................................... 93
3-4-3. OCP テスト機能の実行 .......................................................................................... 94
3-4-4. OCP テスト機能の結果 .......................................................................................... 95

3-4-5. OCP テスト機能のデータ保存 ............................................................................ 96

3-5. OPP テスト機能 .......................................................................... 98
3-5-1. OPP テスト機能の設定項目 ................................................................................ 99
3-5-2. OPP テスト機能の設定 .......................................................................................... 99
3-5-3. OPP テスト機能の実行 ........................................................................................100
3-5-4. OPP テスト機能の結果 ........................................................................................101
3-5-5. OPP テスト機能のデータ保存 ...........................................................................102

3-6. BATT テスト機 能 ...................................................................... 103
3-6-1. BATT テスト機能の設定項目............................................................................104
3-6-2. BATT テスト機能の設定......................................................................................105
3-6-3. BATT テスト機能の実行......................................................................................106
3-6-4. BATT テスト機能の結果......................................................................................107
3-6-5. BATT テスト機能のデータ保存 ........................................................................1083-7. MPPT 機 能 ................................................................................ 109
3-7-1. トラッキングの設定................................................................................................112
3-7-2. 自動 MPPT テスト ..................................................................................................113
3-7-3. MPPT テスト機能のデータ保存........................................................................116

第 4 章 外 部 コントロール .................................................... 121
4-1. アナログコントロール ............................................................... 121
4-1-1. J1/J3 コネクタの概要...........................................................................................121
4-1-1-1. J1 コネクタ.................................................................................................... 121
4-1-1-2. J3 コネクタ.................................................................................................... 122
4-1-2. 外部電圧コントロールの概要 ...........................................................................123
4-1-3. 外部電圧コントロールの操作...........................................................................124
4-1-4. 可変抵抗によるオフセットとフルスケールの調整 ...................................126
4-1-5. 外部抵抗コントロールの概要 ...........................................................................127
4-1-6. 外部抵抗コントロールの操作 ...........................................................................128
4-1-7. 可変抵抗によるオフセットとフルスケールの調整 ...................................130
4-1-8. 外部コントロールによるロードオン/オフ .....................................................131
4-1-9. ロード オン/オフ ステータス ...........................................................................132
4-1-10. 電流レンジの外部コントロール .....................................................................132
4-1-11. 電流レンジステータス........................................................................................133
4-1-12. 外部トリガ信号 .....................................................................................................133
4-1-13. 外部アラーム入力...............................................................................................134
4-1-14. アラームステータス.............................................................................................134
4-1-15. ショートコントロール ...........................................................................................135
4-1-16. モニター信号出力 ...............................................................................................136
4-1-16-1. トリガ信号出力........................................................................................ 136
4-1-16-2. 電流モニター出力 ................................................................................. 136
4-1-16-3. 電圧モニター出力 ................................................................................. 137

4-2. 並 列 運転 .................................................................................. 138
4-2-1. 直流電子負荷の能力 ..........................................................................................138
4-2-2. 接続 .............................................................................................................................139
4-2-3. 設定 .............................................................................................................................140

4-2-4. ロードオン..................................................................................................................141
4-2-5. 並列運転の解除 ....................................................................................................142
4-2-6. 出力連結プレートの接続....................................................................................142

第 5 章 リモートコントロール ................................................ 143
5-1. インターフェースの設 定 .......................................................... 143
5-1-1. USB リモートインタフェースの設定 .................................................................143
5-1-2. RS-232C インターフェースの設定 ..................................................................143
5-1-3. GP-IB インタフェースの設定 .............................................................................144
5-1-4. LAN インタフェースの設定 ..................................................................................145
5-1-5. RS-232C/USB リモートコントロール機能チェック ....................................146
5-1-6. RealTerm 使用でのリモート接続確認 ...........................................................146
5-1-7. GP-IB 機能チェック ..............................................................................................149
5-1-8. LAN 機能チェック(HTTP) .....................................................................................150
5-1-9. LAN 機能チェック(Socket) ..................................................................................151

第 6 章 FAQ ..................................................................... 154
第 7 章 付 録 ..................................................................... 155
7-1. ダストフィルターの交 換 ........................................................... 155
7-2. オプションカードのインストール ............................................. 156
7-3. 初 期 設定 .................................................................................. 157
7-4. 本 体 コントロールコネクタ ....................................................... 159
7-5. 動 作モードの説明 ................................................................... 164
7-5-1. CC モード....................................................................................................................164
7-5-2. CR モード ....................................................................................................................165
7-5-3. CP モード ....................................................................................................................166
7-5-4. CV モード ....................................................................................................................167

7-6. LSG シリーズ動 作 エリア ......................................................... 167
7-6-1. LSG-175 .....................................................................................................................167
7-6-2. LSG-350 .....................................................................................................................168
7-6-3. LSG-1050...................................................................................................................169
7-6-4. LSG-2100S................................................................................................................170

7-7. LSG-H シリーズ動作 エリア .................................................... 171
7-7-1. LSG-175H ..................................................................................................................171
7-7-2. LSG-350H ..................................................................................................................172
7-7-3. LSG-1050H ...............................................................................................................173
7-7-4. LSG-2100H ...............................................................................................................174

7-8. LSG シリーズ定 格 .................................................................... 175
7-8-1. 入力定格 ...................................................................................................................175
7-8-2. 入力定格(ブースター機) .....................................................................................175
7-8-3. CC モード....................................................................................................................175
7-8-4. CR モード ....................................................................................................................176
7-8-5. CV モード ....................................................................................................................177
7-8-6. CP モード ....................................................................................................................177
7-8-7. スルーレート.............................................................................................................178

7-8-8. メーター ......................................................................................................................179
7-8-9. ダイナミックモード ..................................................................................................179
7-8-10. ソフトスタート .........................................................................................................181
7-8-11. リモートセンシング ..............................................................................................182
7-8-12. 保護機能 .................................................................................................................182

7-9. LSG-H シリーズ定格 ............................................................... 183
7-9-1. 入力定格(マスター機)..........................................................................................183
7-9-2. 入力定格(ブースター機) .....................................................................................183
7-9-3. CC モード....................................................................................................................184
7-9-4. CR モード ....................................................................................................................185
7-9-5. CV モード ....................................................................................................................186
7-9-6. CP モード ....................................................................................................................186
7-9-7. スルーレート.............................................................................................................187
7-9-8. メーター ......................................................................................................................188
7-9-9. ダイナミックモード ..................................................................................................188
7-9-10. ソフトスタート .........................................................................................................191
7-9-11. リノートセンシング ...............................................................................................191
7-9-12. 保護機能 .................................................................................................................191

7-10. LSG/LSG-H 共 通 定 格 ......................................................... 192
7-10-1. シーケンス ..............................................................................................................192
7-10-2. その他 ......................................................................................................................192
7-10-3. アナログ外部コントロール ...............................................................................193
7-10-4. 前面出力端子 .......................................................................................................194
7-10-5. 一般定格 .................................................................................................................194

7-11. 寸 法図 .................................................................................... 196
7-11-1. LSG-175/ LSG-175H/ LSG-350/ LSG-350H .......................................196
7-11-2. LSG-1050/ LSG-1050H ...................................................................................197
7-11-3. LSG-2100S/SH ....................................................................................................197

製品を安全にご使用いただくために■ はじめに製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に本説明書を最後までお読みください。
製品の正しい使い方をご理解のうえ、ご使用ください。
本説明書をご覧になっても、使い方がよくわからない場合は、取扱説明書の末ページに記載された、当社･サービスセンターまでお問合せください。
本説明書をお読みになった後は、いつでも必要なときご覧になれるように、保管しておいてください。

■ 絵表示について
本説明書および製品には、製品を安全に使用するうえで必要な警告、および注意事項を示す、下記の絵表示が表示されています。

＜ 絵 表 示 ＞
製品および本説明書にこの絵表示が表示されている箇所がある場合は、その部分で誤った使い方をすると使用者の身体、および製品に重大な危険を生ずる可能性があることをあらわします。この絵表示部分を使用する際は、必ず、本説明書を参照する必要があります。

!
!

警告

この表示を無視して、誤った使い方をすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があり、その危険を避けるための警告事項が記載されていることをあらわします。

注意

この表示を無視して、誤った使い方をすると、使用者が軽度の傷害を負うか、または製品に損害を生ずる恐れがあり、その危険を避けるための注意事項が記載されていることをあらわします。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合、
または、この製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承
ください。

I

製品を安全にご使用いただくために

!

警告

!

注意

■ 製品のケースおよびパネルは外さないでください
製品のケースおよびパネルは、いかなる目的があっても、使用者は絶対に外さないでください。使用者の感電事故、および火災を発生する危険があります。

■ 製品を使用する際のご注意
下記に示す使用上の注意事項は、使用者の身体･生命に対する危険、および製品の損傷･劣化などを避けるためのものです。必ず下記の警告･注意事項を守ってご使用ください。

■ 電源に関する警告事項● 電源電圧について
製品の定格電源電圧は、AC100Ｖから AC240Ｖです。
製品個々の定格電圧は製品背面と本説明書”定格”欄の表示をご確認ください。
日本国内向けおよび AC125V までの商用電源電圧地域向けモデルに付属された
電源コードは定格 AC125Ｖ仕様のため、AC125Ｖを超えた電源電圧で使用される
場合は電源コードの変更が必要になります。電源コードを AC250V 仕様のものに変更しないで使用された場合、感電･火災の危険が生じます。
製品が電源電圧切換え方式の場合、電源電圧の切換え方法は、製品個々に付属している取扱説明書の電圧切換えの章をご覧ください。
● 電源コードについて(重要) 同梱、もしくは製品に取り付けられている電源コードは本製品以外に使用できません。
付属の電源コードが損傷した場合は、使用を中止し、当社･サービスセンターまで
ご連絡ください。電源コードが損傷したままご使用になると、感電･火災の原因となることがあります。
● 保護用ヒューズについて
入力保護用ヒューズが溶断した場合、製品は動作しません。
外部にヒューズホルダが配置されている製品は、ヒューズを交換することができます。交換方法は、本説明書のヒューズ交換の章をご覧ください。
交換手段のない場合は、使用者は、ヒューズを交換することができません。
ヒューズが切れた場合は、ケースを開けず、当社･サービスセンターまでご連絡ください、当社でヒューズ交換をいたします。
使用者が間違えてヒューズを交換された場合、火災を生じる危険があります。

II

製品を安全にご使用いただくために■ 接地に関する警告事項
製品の前面パネルまたは、背面パネルに GND 端子がある場合は、安全に使用するため、必ず接地してからご使用ください。

■ 設置環境に関する警告事項● 動作温度・湿度について
製品は、"定格"欄に示されている動作温度の範囲内でご使用ください。製品の通風孔をふさいだ状態や、周辺の温度が高い状態で使用すると、火災の危険があります。
製品は、"定格"欄に示されている動作湿度の範囲内でご使用ください。湿度差のある部屋への移動時など、急激な湿度変化による結露にご注意ください。また、
濡れた手で製品を操作しないでください。感電および火災の危険があります。
● ガス中での使用について
可燃性ガス、爆発性ガスまたは蒸気が発生あるいは貯蔵されている場所、およびその周辺での使用は、爆発および火災の危険があります。このような環境下では、製品を動作させないでください。
また、腐食性ガスが発生または充満している場所、およびその周辺で使用すると製品に重大な損傷を与えますので、このような環境でのご使用はお止めください。
● 設 置 場 所 について
傾いた場所や振動がある場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして破損や怪我の原因になります。

■ 異 物 を入 れないこと
通風孔から製品内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、水をこぼしたりしないでください。

■ 使用中の異常に関する警告事項
製品を使用中に、製品より“発煙”、“発火”、”異臭”、”異音”などの異常を生じた場合
は、ただちに使用を中止してください。電源スイッチを切り、電源コードのプラグをコンセントから抜くなどして、電源供給を遮断した後、当社･サービスセンターまで、
ご連絡ください。

■ 前面パネルについて
製品のフロントグリルに手が触れた状態で持ち上げないでください。

III製品を安全にご使用いただくために■ 入出力端子/出力端子について入力端子には、製品を破損しないために最大入力の仕様が決められています。
本説明書の“定格”欄に記載された仕様を超えた入力は供給しないでください。
また、出力端子へは外部より電力を供給しないでください。製品故障の原因になります。

■ 校正について製品は工場出荷時、厳正な品質管理のもと性能･仕様の確認を実施していますが、部品などの経年変化などにより、その性能・仕様に多少の変化が生じることがあります。製品の性能･仕様を安定した状態でお使いいただくため、定期的な校正をお勧めいたします。
製品校正についてのご相談は、当社･サービスセンターへご連絡ください。

■ 日常のお手入れについて
製品のケース、パネル、つまみなどの汚れを清掃する際は、シンナーやベンジンなどの溶剤は避けてください。
塗装がはがれ、樹脂面が侵されることがあります。
ケース、パネル、つまみなどを拭くときは、中性洗剤を含ませた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
また、清掃のときは製品の中に水、洗剤、その他の異物などが入らないようご注意ください。
製品の中に液体、金属などが入ると、感電および火災の原因となります。
清掃のときは電源コードのプラグをコンセントから抜くなどして、電源供給を遮断してからおこなってください。
以上の警告事項および注意事項を守り、正しく安全にご使用ください。
また、本説明書には個々の項目でも、注意事項が記載されていますので、使用時にはそれらの注意事項を守り正しくご使用ください。
本説明書の内容でご不明な点、またはお気付きの点がありましたら、当社･サービス
センターまでご連絡いただきますよう、併せてお願いいたします。

IV

第1章 はじめに
この章では、LSG/LSG-H シリーズの概要、パッケージの内容、初めて使用するための手順と、前面パネル、背面パネル、表示について説明します。

LSG-H シリーズ

LSG シリーズ

1-1. シリーズ紹介
LSG/LSG-H シリーズは、さまざまなパワーソースの広い範囲をテストするために用意された高性能 DC 電子負荷のシリーズです。 この DC 電子負荷は基本的な静的負荷から複雑な動的負荷に対し、さまざまなシミュレートをプログラム可能です。単独または並列に動作する機能により、あらゆるテスト環境に対応することが可能です。
モデル指定のない場合、この取扱い説明書に記載されている "LSG"は、シリーズのラインナップのモデルのいずれかを示します。

1-1-1. ラインナップ
本体モデルが 3 機種、ブースターモデルが 1 機種あります。
本体モデル
動作電圧 (DC)
電流
LSG-175
1.5V~150V
35A
LSG-350
1.5V~150V
70A
LSG-1050
1.5V~150V
210A
LSG-175H
5V~800V
8.75A
LSG-350H
5V~800V
17.5A
LSG-1050H
5V~800V
52.5A

ブースターモデル
LSG-2100S
LSG-2100SH

動作電圧 (DC)
1.5V~150V
5V~800V

1

電流
420A
105A

電力
175W
350W
1050W
175W
350W
1050W

電力
2100W
2100W

1-1-2. 特長
性能

16A/us の高スルーレート （LSG-1050）
高電圧入力対応(800V)
16 bit の高分解能並列接続による大容量対応（LSG）
5250W, 1050A (LSG-1050 x 5)
9450W, 1890A (LSG-1050 + LSG-2100S x 4)

特長

インターフェース

並列接続・ブースターによる大容量対応 LSG-H
875W, 43.75A(LSG-175H x 5)
1750W, 87.5A(LSG-350H x 5)
5250W, 262.5A (LSG-1050H x 5)
9450W, 472.5A (LSG-1050H + LSG-2100SH x 4)
7 つの動作モード:
CC, CV, CR, CP, CC+CV, CR+CV, CP+CV
単独運転、並列運転
通常および高速シーケンスプログラム可能
ソフトスタート
ダイナミック動作
OCP、OVP 、その他保護機能
リモートセンシング機能
多彩な画面表示ラックマウント対応
USB、RS-232C
GP-IB(オプション)、LAN（オプション）
外部電圧、外部抵抗コントロール
前面パネルのトリガ出力（BNC）
前面パネルの電圧モニター出力(H タイプのみ)
前面パネルの電流モニター出力
背面パネルの電圧/電流モニター出力
外部アナログコントロール

21-2. 付属品
1-2-1. 付属品
標準付属品

品名
電源コード
PEL-011

内容説明
国内仕様：AC100V
背面入力端子カバー x1
M3 ネジ
M3
screw

端子接続ねじ: 2 個セット(M8 サイズ,
ボルト/ナット/スプリング/ ワッシャ)
端子カバー :2 種‘（どちらか 1 個）

PEL-012M8 x 20
Spring washer
Flat washer
M8 nut61SF-062104N1
PEL-013(LSG-2100S/SH のみ)

前面入力端子用ワッシャ(M6):2 個
背面入力端子カバー
束線バンド：4本

ゴムシート：2枚制御用コネクタ：2 個Strain relief

PEL-014（本体装着済）Connector
GTL-255(LSG-2100S/SH のみ)

3

フレームリンクケーブル
マスタースレーブ用

オプション品

部品番号
GRA-413-E

GRA-414-E
GRA-414-J
GTL-248
GTL-246
PEL-010
PEL-004
PEL-018

説明
ブースター用ラックマウント
LSG-2100S/SH EIA 用
ブースター用ラックマウント
LSG-2100S/SH JIS 用
ラックマウントフレーム/EIA 用
ラックマウントフレーム/JIS 用
GP-IB ケーブル, 2.0m
USB ケーブル, Type A - Type B
ダストフィルター
GP-IB オプションボード
LAN オプションボード

部品番号
PEL-005
PEL-006
PEL-007
PEL-008
PEL-009

説明
背面端子接続用銅板 L 型
背面端子接続用銅板 出力側
背面端子接続用銅板 段付直線
背面端子接続用銅板 三角プレート
背面端子接続用銅板 段無直線

GRA-413-J

オプション品
出力連結プレート

1-2-2. パッケージ内容
本器を使用する前に内容を確認してください。
開梱形態

梱包内容(単品)

本体
ねじセット
端子カバー

電源コード

4

1-3. 外観
1-3-1. 前面パネル
LSG-175 / LSG-175H /LSG-350 / LSG-350H
吸入口 プリセットキー

LCD 表示 ファンクションキー

電源/スタンバイ
メイン/ローカル
機能/ファイル

Local

Main

ヘルプ/ユーティリティ

File
FUNC
Utility

ショート

Help
Short

Preset

P7

P8

P9

7

8

9

P4

Shift

175W
5 – 800V
0 – 8.75A

P5

Load

ロード オン/オフ

On/
Off

P6

4

5

6

P3

P2

P1

1

2

3

P0

CAL

0

Clear

設定ノブ
数字(10)キーEnter.
V MON OUT

I MON OUT

TRIG OUT

エンターキー
トリガ USB ポート
電流
前面入力
電圧
端子
モニター モニター モニター

クリアキー
シフトキー

LSG-1050/LSG-1050H
Local

Main
File

FUNC
Utility

Help

Short

Preset

P7

P8

P9

7

8

9

P4

Shift

4
P1

1050W
5 - 800V
0 – 52.5A

P5

5
P2

V MON OUT

I MON OUT

P6

6
P3

1

2

3

P0

CAL.

Lock

0

Clear

TRIG OUT

LSG-2100S/LSG-2100SH ブースター

LINK

5

Load On/
Off

STBY

Enter

名称説明
吸入口
(フロントグリル)
LCD 表示ファンクション
キー
電源/スタンバイ

メイン/ローカル

吸入口のダストフィルターは取り外すことができます。
製品のフロントグリルに手が触れた状態で持ち上げないでください。
3.5 インチ LCD
ファンクションキーは LCD 表示下部にあるソフトメニューに対応しています。
電源オンまたはスタンバイモードにします。また、背面パネルの電源スイッチを使用して本器をオフにします。

Shift

Main: 動作モードを設定します。
CC, CV, CR, CP mode.
Local
Local (Shift > Main):リモート
モードからローカルモードに戻
Main
ります。
FUNC:プログラム機能、シーケンス機能
やその他の特殊機能を設定します。
File
File (Shift > FUNC):ファイル・
メニューになります。
FUNC

Help

Help: ヘルプ･メニューが表示されます。

Main

Shift

機能/ファイル

ヘルプ/
ユーティリティ>

FUNC

Utility

Shift

ショート
ロード オン/オフ

Help>

ショートキーを押すと、入力端子を短絡します。動作時は点灯します。
本器ロードをオン／オフします。
動作時は点灯します。
メニュー項目を移動します。
設定ツマミを押すと、粗調整と微調整が切り替わります。

Short

Load On/
Off

設定ツマミ

エンターキーEnter

クリア/ロック

Lock

Utility (Shift > Help):ユーティリティ·メニューになります。

メニュー項目を選択します。
Clear: 現在のパラメータ値をクリアします。
Lock (Shift + Clear):
前面パネルのキーと選択機能をロックし
ます。

Clear

6

数字(10)キー

P7

P8

7

8

P9

9

P4

P5

P6

4

5

6

P1

P2

P3

1

2

3

P0

CAL.

Lock

0

シフト
PresetUSB ポート

Clear

数字キー: 数字キーで数値を選択します。
P0~P9 (Preset + 数字キー):
プリセットの数値を設定することができます。
Shift: 他のキーと組み合わせて使用し
Shift
ます。
数字キーと組み合わせて、P0 から P9
Presetにプリセットの設定を保存したり、読み出したりします。
USB メモリを使用して保存したり、読み出したりすることができます。

前面入力端子

175W
5 - 800V
0 – 8.75A

マイナス端子プラス端子
モニター電流を監視するために使用する出力コネクタ。
フルスケール電流に対し、H と L のレンジについては 10V、M レンジについては
1V になります。
モニター電圧を監視するために使用する出力コネクタ。
フルスケール電圧に対し 8V になります。

電流モニター出力I MON OUT

電圧モニター出力(LSG-175H/350H/
1050H)V MON OUT

トリガ出力

シーケンスまたは動的な動作時にパルス信号を出力します。
トリガ信号は最小パルス幅 2us、インピーダンス 500Ω、出力は 4.5V になります。
電源 ON/スタンバイで STBY が点灯、
ロードオンで LINK が点灯します。

TRIG OUT

LINK/STBY
インジケータ(LSG-2100S/HS)

LINK STBY7

1-3-2. 背面パネル
LSG-175 / LSG-175H / LSG-350 / LSG-350H
電流/電圧モニター出力
コネクタ J3

本体コントロール
コネクタ J1,J2

リモートセンシング
端子

背面入力
端子

可変抵抗器

RS232C ポート
USB ポート
USB デバイスポート

AC インレット
スイッチ

GP-IB ポート

可変抵抗器および J3 コネクタは LSG-175H/LSG-350H/LSG-1050H のみ

LSG-1050/LSG-1050H

LSG-2100S/LSG2100SH ブースター

8

ファン

名称説明
USB B ポート
RS-232C ポート
GP-IB ポート
(オプション)LAN ポート(オプション)USB B ポート, RS-232C,GP-IB,LAN を使ってリモートコン
トロールします。
LAN

USB B
ポート
本体コントロール
コネクタ, J1, J2

RS-232C 9 ピン
D-Sub オス

GP-IB
24 ピンメス

LAN
RJ-45

FRAME CONTJ1

J2

J1: 外部コントロール用コネクタ
J2: 並列接続用コネクタ
電流/電圧モニター
出力コネクタ J3
LSG-175H/LSG-350H/LSG-1050H のみ
電流/電圧モニター出力
可変抵抗器
LSG-175H/LSG-350H/LSG-1050H のみ

ファン

外部電圧/抵抗コントロール調整用可変抵抗器
本器からの熱を排出します。周辺機器とファンの間は20cm 以上離れていることを確認してください。

背面入力端子背面パネルの入力端子です。電気的には前面パネルの入力端子と接続されています。 M8 または M4/M3 サイズのネジで取り付けます。接続の詳細については、19 ページ(1-4-8.背面パネルの入力端子) をご参照ください。

9リモートセンシング
端子

AC インレット

リモート·センスするための端子です。 接続の詳細については、23 ページ(1-4-11.リモートセンス)を参照してください。
M3 サイズのネジに取り付けます。
入力：100~120V, 200~240V /47~63Hz.

AC スイッチ

本器の主電源を ON/OFF します。

USB ポート

USB A ポート（スレーブ）です、USB メモ
リ専用です。USB 1.1/2.0

101-3-3. 表示

メインステータス表示

日付
01/Oct/2017

計測
エリア

設定
エリア

RS232 LOAD

0.00 V
0.0000 A

0. 00W

CC A ValueCC B Value
SlewRate

0. 0000 A
0. 0000 A
140 . 00 mA/ us

Mode
CC

V Range
H800V

I Range
H8.75A

Function
Static

Fine

操作状態
表示

A Value

Configure

ソフトメニュー

設定エリア
計測エリア
日付
メインステータス

操作状態表示ソフトメニュー

現在のモード/機能の設定を表示・編集するために使用します。
電圧、電流、電力値を表示します。
日付を表示します。
ロード状態、リモートコントロールおよび短期機能のステータスを表示します。
アイコンの機能が無効の場合は緑色に、有効の場合はオレン
ジ色に点灯します。
現在のモードの状態を表示します。
機能やパラメータを選択するために使用します。
キーによる設定項目・ない世を表示します。

11

1-4. はじめて使う前に最初に LSG/LSG--H シリーズを使うとき、“ラックマウントキットへの組み込み”、“電源投入とセルフテスト”、“本器の初期設定”、“日付と時刻の設定”、“電力源と本器の接続”、“ファームウエアのバージョン”を確認(1-4-1～12 の内容)して下さい。
本取扱い説明書では、基本的な操作方法を記載しています。

1-4-1. ラックマウントキットへの組み込み
説明

LSG/LSG--H シリーズには組込用のラック·マウント·オプシ
ョンがあります。
GRA-413-E/J ラックマウントは、LSG-2100S/SH のブース
ター用です。GRA-414-E/J ラックマウントには
LSG-1050/1050H が 1 台、LSG-175/175H、/LSG-350/350H が 2 台組み込めます。詳細については、
GRA-413 と GRA-414 ラックマウントの組立説明書をご参照ください。アプリケーションに応じたラックマウントの選定については販売店へお問い合わせください。

EIA ラック用は高さ128mm
JIS ラック用は高さ
149mm

(149)
128

GRA-413-E
GRA-413-J(LSG-2100S/SH 用)

48

2.

532

.5

6

EIA ラック用は高さ132mm
JIS ラック用は高さ
149mm

132

LSG-175/175H、/LSG-350/350H、LSG-1050/1050H
用

(149)

GRA-414-E
GRA-414-J

47

7.6

12

2 .5
38

1-4-2. 電源投入とセルフテスト
操作

1.
2.

AC インレットに電源コードを差し込みます。
背面 AC スイッチを ON にします。
(O → —)

3.

ON/STBY キーを長押しして電源を投入します。
ON/STBY キーの色がスタンバイ（赤）から電源オン（緑）に点灯します。

本器の LCD 表示は、最後に電源をオフした時の設定値が表示されます。
5. 電源オフは再度 ON/STBY キーを長押しします。
本器が正常動作しない、あるいは電源がオンにならない場合
は、お近くの販売店にお問い合わせください。
4.

注意

1-4-3. 本器の初期設定
説明

はじめて本器を使用する場合は、本器は工場出荷時の初期値に設定にされています。
初期値の内容については、157 ページ(7-3.初期値設定) を参照してください。
File

操作
Shift

>

FUNC

の順に押し、Media/Default [F1] または、Factory Default [F2]を押して設定します。
RS232 LOAD

01/Oct/2017

CC

Load Default Setup

8.75A
800V
StaticWarning!!!
Pressing F2 Again will
Recall The Default Settings!
Media
Default

Factory
Default

13

Save

RecallA Value1-4-4. 日付と時刻の設定
説明

日付と時刻の設定は、ファイルを保存するタイムスタンプ·ファ
イルに使用されています。
日付と時刻は LCD 表示の上部に表示されます。
Utility

操作
Shift

>

Help

> Time Set [F4]の順に押し、

日付と時間を設定します。
設定: Month, Day, Year, Hour, Minute
RS232 LOAD

01/Oct/2017

Date
日付と時間

Date/Time
Month
Day
Year
Hour
MinuteSystem
Info

Load

14

10
1
2017
9
0
Interface

Time Set

Other1-4-5. 負荷配線
負荷線について電力源に接続する前に、負荷線を考慮する必要があります。
負荷線は、短絡状態時に良好なレギュレーションを維持するためだけでなく、短絡時に発生する過熱に対し、十分な太さでなければなりません。太さ、極性、線の長さは、負荷線が短絡に耐えられるかどうかを判断するのに重要です。
負荷線は短絡時、片側 2V 以下の電圧降下になるように十分な太さを選定してください。以下の表を参考にして適切な負荷線を選択してください。
AWG

負荷線のインダクタ
ンスについて

導体直径[mm] 抵抗値[Ω/km]

最大電流[A]0000
11.6840.16072
380000
10.40380.2027328
00
9.26592
0.25551283
08.25246
0.32242245
1
7.348220.40639211
2
6.543040.51266181
35.82676
0.64616158
45.189220.81508135
54.62026
1.02762118
64.11481.29593101
73.665221.634189
83.26392.060573
92.90576
2.5980964
10
2.58826
3.2763955
112.30378
4.132847
122.05232
5.2086441
131.82886.5698435
141.628148.282
32
151.45034
10.4435228
161.29032
13.1724822
171.15062
16.60992
19
18
1.02362
20.942816190.9118626.40728
14200.812833.29211
210.723941.9849
本器に負荷電流が流れた時、負荷線のインダクタンスと負荷電流の変化によって発生する電圧降下およびサージ電圧を考慮する必要があります。
極端な電圧の変化は、最小または最大電圧リミットを超える場
合があります。また、最大入力電圧値を超えると機器を損傷する恐れがあります。

15

発生する電圧は以下の式を使用して計算することができます。
E = L x (∆ I / ∆ T)
E= 発生電圧
L= 配線のインダクタンス∆ I= 負荷電流(A)∆ T= 時間 (us)
配線のインダクタンス(L) は 1m で約 1uH と近似できます。
(∆ I / ∆ T) は A/us のスルーレートです。
電流
∆I
時間
∆T
電圧
最少
動作
電圧

負荷線のインダクタ
ンスを制限する
方法 1

E時間

上記の図は、電流の変化が電圧に影響を与えることを示しています。
負荷線のインダクタンスは二つの方法で減らすことができます。
負荷線をできるだけ短くし、一緒に正と負の負荷線を撚ります。負荷線を撚り合わせる場合、図に示すように負荷線を"ツイストペア"として下さい。
被測定物
電力源

+

+

電子負荷

+

電子負荷

ツイストペア

被測定物
電力源

方法 2

+

CR と CC モードでは、スルーレートや応答速度を制限することで電流変化を制限することができます。

1-4-6. 負荷線の接続
説明

本器には前面と背面パネルに 2 系統の入力端子があります。
電力源との接続については、以下の手順に従ってください。
安全を確保し、損傷から本器を保護するために、次の注意事

16

項に従ってください。
本器を接続するときは、必ず、電力源との間の極性を確認してください。
最大入力電圧を超えないことを確認します。最大入力電圧は800V です。

接続

被測定物
電力源

注意

警告
警告
警告

+

+

電子負荷

入力端子の極性が逆になっていると、逆電圧保護機能が作動します。 また、約-0.3V を超える逆電圧が検出されたときに逆電圧保護機能が作動します。
入力端子に電圧が印加されている時、入力端子には手を触れないでください。
極性が逆に入力端子を接続すると、電力源または本器を損傷することがあります。
前面パネルと背面パネルの入力端子は物理的に接続されています。いずれかの端子に入力されている任意の電圧は、他の端子にも入力されていることになります。

17

1-4-7. 前面パネルの入力端子
説明

注意
手順

前面パネルの入力端子には、M6 サイズの圧着端子を取り付けることができます。
本器の前面パネルの入力端子は、物理的に背面パネルの入力端子と接続されています。
1. 本器の背面パネルの電源を切るか、スタンバイモードにします。
2. 電力源の電源をオフにします。
3. 入力端子に負荷線を接続します。
電力源の正極側と本器のプラス（+）入力端子を接続します。
マイナス(-)入力端子には、電力源の負極側を接続しま
す。

マイナス
端子

プラス
端子
負極

正極

前面入力端子は約 77A の最大入力電流の制限があります。
(F.ROCP)18

1-4-8. 背面パネルの入力端子
説明

注意
手順

背面パネルの入力端子は M8 サイズの圧着端子まで取り付け可能です。背面の入力端子は安全のためカバーが付属しています。
本器の前面パネルの入力端子は、物理的に背面パネルの入力端子と接続されています。
1. 本器の背面パネルの電源を切るか、スタンバイモードにします。
2. 電力源の電源をオフにします。
3. 入力端子に負荷線を接続します。
電力源の正極側と本器のプラス（+）入力端子を接続します。
マイナス(-)入力端子には、電力源の負極側を接続します。

正極

負極

1-4-9. 端子カバー(PEL-011)の使用について説明

注意

感電防止のため背面パネル端子カバーを必ず使用してください。
背面パネル端子に負荷線を接続するときには背面パネル端
子カバーを必ず使用する必要があります。
電力源が接続されている際は前面、背面に関係なく、端子カ
バーは安全対策として必ず使用してください。
本器に装着する前に電源が切れていることを確認してください。
以下の図は、分かりやすくするために、ケーブル自体を表示していません。

19

手順(1/2)

1.

端子カバーのトップカバーを固定しているネジを外しま
す。

1

2.
3.

出力端子のノッチにボトムカバーを合わせます。
位置を合わせながらトップカバーを置きます。

2

3

手順(2/2)4.

次の図に示すように、親指を使って端子カバーをスライドさせてください。

4

20

5.

トップとボトムのカバーが揃っていることを確認し、手順 1
で取り外したネジを再び取り付けます。

5

1-4-10. 端子カバー(PEL-013)の使用について
説明

注意
手順

PEL-013 は負荷線が太く PEL-011 の背面カバーが使用できない場合に使用します。特に並列運転時は負荷線が太くなりますのでこちらを使用してください。
背面端子だけでなく、前面端子を使う場合でも感電防止のた
めに PEL-011 または PEL-013 のどちらかのカバーをつけてください。
端子カバーの取付け・取外しの作業をする前に電源がオフになっていることを必ず確認してください。
1. 以下の図のように端子・負荷線の金属部分を覆うようにゴ
ムシートを巻きます。

1
Insulation sheet

2.

それぞれ 2 個の束線バンドでゴムシートを固定します。

Fasteners
221

1-4-11. J1、J2 コネクタ端子カバーの使用について説明

J1、J2 コネクタは感電防止にため、端子カバーを取り付けてください。
ブースターとの接続の際は、電源をオフしてください。
注意

手順

下図のように、J1、J2 コネクタに端子カバーを取り付けてくだ
さい。

LSG-H シリーズ

LSG シリーズ

1-4-12. J3 コネクタ端子カバーの使用について注意
説明

本コネクタは LSG-175H/350H/1050H のみとなります
J3 コネクタは感電防止にため、端子カバーを取り付けてください。

手順

下図のように、J3 コネクタに端子カバーを取り付けてください。

22

1-4-13. リモートセンス
説明

手順

リモート·センスは、ケーブル長を補償するために使用します。
ケーブル長による高い抵抗値とインダクタンスの改善には、
短いケーブルが最適です。ケーブルをツイストすることで誘導
インダクタンスを減らすことができます。またリモートセンシン
グ端子を使用すると、負荷リード線による電圧降下を補償することができます。 CV、CR または CP モードで使用する場合に便利です。
1. 本器の背面パネルの電源を切るか、スタンバイモードにします。
2. 電力源の電源をオフにします。
3. リモートセンシング端子にツイストペアの線を接続します。
電力源の正極にプラスのセンス（+ S）の端子を接続します。
電力源の負極にマイナスのセンス（-S）の端子を接続しま
す。
DUT
電力源

+

+
-S
+S

Twisted

ツイスト
pair
ペア

23

Programable
電子負荷
Electronic
Load1-4-14. ファームウエアの更新
説明

注意

本器のファームウエアは、更新することができます。最新のファームウエアについては弊社のウェブサイトを確認してください。
ファームウエアを更新する前に、ファームウエアのバージョンを確認してください。LSG シリーズと LSG-H シリーズで異なりますので注意してください。

システムバージョン
確認操作
1.
2.
3.

4.

Utility

Shift

>

Help

の順に押します。

System/Info [F1]を選択します。
システム情報は、LCD 表示に表示されています。
Model: 本器のモデル名。
Serial Number: 本器のシリアル番号。
Firmware Ver: 本器のファームウエアバージョン。
*** Ver:その他のバージョン（オプション用）
http: Texio ホームページアドレス。
その他のシステム情報を表示するには、System [F1]を押して、Memo を選択します。
RS232 LOAD

01/Oct/2017

Model: LSG-xxxxH
Serial Number: xxxxxxxx
Firmware Ver: x.xx.xxx
http://www.texio.co.jp
SystemInfo

ファームウエア
更新操作

1.

Load

Interface

Time Set

Other

USB メモリのルート・ディレクトリにファームウェア・ファイルがあることを確認し、USB ポートに USB メモリを差し込みま
す。
File

2.

Shift

>

の順に押します。

Media [F1] で USB を選択します。
File Utility [F5] を押します。
Select [F1]を 2 回押して、***.UPG の更新用ファイルを選択します。再度ファイルを選択し、もう一度確認します。
6. プロンプトが表示されたあと、更新が完了し電源がリセットされるまで待ちます。
ファームウエアの読込中またはアップグレードされているときは、電源をオフにしたり、USB メモリを抜いたりしないでくださ
い。
3.
4.
5.

注意

FUNC

24

1-4-15. 表記
次の表記は、取扱い説明書全体で使用されます。前面パネルキーを使用した基本的な操作方法については以下の説明を参考にしてください。
ソフトメニュー
LCD 表示の下部にある、F1 から F5 のファンクションキーは上のソフトメニューに直接対応しています。

01/Oct/2017

RS 232 LOAD

0.00 W

0.00 V
0.0000 A
Mode
CC

PresetShift

F1 ~ F5
ﾌｧﾝｸｼｮﾝｷｰ
175W
1.5 - 150V
0 - 35A

サブメニュー選択I MON OUTFile

CC A Value 0.0000 A
CC B Value 0.0000 A
SlewRate
140.00 mA/us

ソフトメニュー

I Range
H 8.75A

V Range
H 800V

FUNC
UtilityFine

A Value
Function
Configure
Static

P7

P8

P9

7

8

9

P4

P5

P6

4

5

6

P1

P2

P3

1

2

P0

CAL.

0

Local

Main

Help

Short

Load On/
Off

3
Lock

Clear

Enter

TRIG OUT

Configure

このキーを押すと、サブメニューに入ります。
パラメータおよび
動作モード（トグル表示）

機能/項目
Mode
CC

パラメータ/状態

ソフトメニューアイコン内には、上部に機能/項目とラベルの下部に選択した設定やモードを持っています。
関連するファンクションキー（F1〜F5）を繰り返し押すことで、各設定をトグル表示します。例えば、F1 キーを押すと CR、CV と CP モードが順番に繰り返されます。
Mode
CC

Mode
CR

25

Mode
CV

Mode
CP

一部のパラメータについては、ポップアップウィンドウにも表示
01/Oct/2017
RS 232 LOADされます。設定の選択方法は同じです。ファンクションキー（F1〜F5）を押すごとに、各設定が繰り返し表示され、ポップ
VW
アップウィンドウまたは、ラベルに反映されます。

0.00
0.00
ポップアップウインドウ
0.0000A
High8.750ACC A Value
0.0000 A
Middle0.875ACC B Value
0.0000 A
パラメータ設定
LOW
87.5mA
SlewRate
140.00 mA/us
Mode
CC

I Range
H 8.75A

V Range
H 800VFine

A Value
Function
Configure
Static

ラベル
パラメータ入力

設定ツマミまたは、数字キーを使用してパラメータ値を編集することができます。

数字キー
P7

P8

P9

7

8

9

P4

P5

P6

4

5

6

P1

P2

P3

1

2

3

P0

CAL.

Lock

0

1.

設定ツマミ

Clear

Enter

入力キー

設定ツマミを使って目的のパラメータにカーソルを移動します。スクロールバー表示されている場合は、表示の外側にパラメータが隠れていることを表します。
01/Oct/2017

RS232 LOAD

0.00V 0.00W
0.0000Aカーソル
Level 1
Level 2Timer1ModeCP

2.

I Range
H8.75A

0. 00 W
0. 00 W
0. 025 ms
V Range
H800V

Function
Dynamic

スクロールバー
Fine

Configure

パラメータを選択し、入力キーを押して入力します。変更可能なパラメータが反転表示されます。

26

3.

パラメータ値を編集するには、数字キーまたは設定ツマミを使用します。
01/Oct/2017

RS232 LOAD

0.00 V 0.00W
0.0000A

Parameter

CC A Value 0. 000 A
CC B Value 1. 000 A
SlewRate
140 . 00 mA/ us
Mode
CC

4.

設定ツマミを用いた
値の変更

ステップモードI Range
H8.75A

V Range
H800V

Function
StaticFine
A Value
Configureクリアキーを押すと、パラメータ値はキャンセルされます。
パラメータ値の編集を終了するには、もう一度 Enter キーを押します。

値の変更は設定ツマミを使用します。右に回すと値が大きくなります。設定ツマミを押すと変化量が変わります。
変化量については粗調・微調のステップモードと桁指定のカーソルモードがあります。
パラメータがハイライト表示されている時、設定ツマミを押すと、粗調整か微調整に切り替わります。
01/Oct/2017

RS232 LOAD

0.00 V 0.00W ハイライト
表示の0.0000A
パラメータ
03/09/12+

CC A Value 0. 000 A
CC B Value 1. 000 A
SlewRate
140 . 00 mA/ us

0.000 V
0.000 A
Mode
CC

カーソルモードI Range
H8.75A

V Range
H800V

Function
StaticFine
A Value

粗調整/ LOAD
RS232
微調整

0.00 w

Configure

設定ツマミによって変化する桁はオレンジのアンダーラインが表示されます。設定ツマミを押すごとに変化する桁の位置が左に移動します。
01/Oct/2017

RS232

0.00 V
0.0000 A

LOAD

0.00
W
反転表示

CC A Value 0.0000 A
CC B Value 1.0000 A
SlewRate
140.00 mA/ us

CC A Value+
0.000 A カーソル
モード
CC B Value 桁位置1.000 A
CursorSlewRate
2500.00 mA/us
Mode
CC

I Range
H 8.75A

V Range
H800V

Function
StaticCursorA Value

Configure

A ValueMode
CC

I Range
H 35A
27

V Range
L 15V

Function
StaticConfigure英数字入力

ファイル名の変更、メモや注意事項の作成するときには、文字入力画面の表示で英数字入力にする必要があります。
使用できる文字は英数字だけでなく、スペース[ ]、アンダー
スコア[ _ ]およびマイナス[ - ]があります。
1. 目的の文字にカーソルを移動するには、設定ツマミを使用します。
Rename:FilenameA B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
_ 1

カーソル
Enter

2.

キーを押すか、Character [F1] で文字を選択して入力します。

Enter

3.
4.

OR Character
Back Space [F2]を押すと、文字を消すことができます。
Save [F3]を押してファイル名やメモを保存します。

1-4-16. ヘルプメニュー
任意のファンクションキーが押されていたり、メニューが開かれた場合、HELP キー
は、詳細な説明を表示するために使用することができます。
ヘルプメニュー
1. 任意のファンクションキーや、ソフトメニューキーを押します。
2. 特定のファンクションキーやメニューのヘルプ内容を参照
するには
3.
4.

Help

キーを押します。

スクロールを使用して、ヘルプの内容を移動します。
Exit [F5] キーを押すとヘルプニューから抜け出します。
RS232 LOAD

01/Oct/2017
HELP
Press F5 to exit the Help mode.
Rotate the VARIABLE knob to scroll all
the contents.
-End-

Exit

28

第2章 操作
2-1. 基本操作
7 つの主要な動作モードをサポートしています。
CC, CC+CV, CR, CR+CV, CV, CP, CP+CV

2-1-1. CC（定電流）モード
説明

警告
操作

CC モードでは、設定された電流値を流します。電圧に関係な
く、電流は一定です。
CC モードの詳細については、164 ページ(7-5-1.CC モード)を参照してください。
本器がロードオンになっている時にモードまたはレンジを変更
すると、本器は自動的にロードオフになります。
1. ロードオフになっていることを確認します。
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Main

キーを押します。

Mode [F1] キーで CC モードを選択します。
I Range [F2] キーで電流レンジを選択します。
I Range:High, Middle, Low
V Range [F3] キーで電圧レンジを選択します。
V Range: High, Low
設定ツマミと数字キーを使ってパラメータを設定します。
スタティックモードでは, CC A Value と CC B Value の値を設定します。
ダイナミックモードでは, Level1 と Level2 の値を設定します。電流値の最大値と最小値は、選択した電流レンジに依存します。
CC モードに CV モードを追加する（CC + CV）には、
33 ページ(2-1-6.+CV モード)を参照してください。
スルーレート、スイッチング機能の設定など、他の項目を設定します。
詳細については、37 ページ(2-2.基本設定)を参照してくだ
さい。

29

表示

RS232 LOAD

01/Oct/2017

0.00 W
0.000 V アクティブな
電流設定A
A 設定
0.0000
電流設定B

CC A ValueCC B Value
モード SlewRate
ModeCC

I Range
H 8.75A

0.0000 A
0.0000 A
電圧レンジ
140.00mA/uS
VRangeL 80V

Function
StaticFine
A Value
Configure

電流レンジ
基本的な CC モードの設定は完了です。
設定オプションの詳細については、37 ページ(2-2.基本設定)を参照してください。
電流レンジと電圧レンジは、すべての操作·モードに適用されます。

注意2-1-2. CR（定抵抗）モード
説明

警告
操作

定抵抗（CR）モードでは、電流を変化させることによって、一定の抵抗値を維持していきます。CR モードでは、設定単位についてコンダクタンス（S）または抵抗(Ω)を使用しています。
CR モードの詳細については、165 ページ(7-5-2.CR モード)を参照してください。
本器がロードオンになっている時にモードまたはレンジを変更
すると、本器は自動的にロードオフになります。
1. ロードオフになっていることを確認します。
2.
3.
4.
5.
6.

Main

キーを押します。

Mode [F1] キーで CR モードを選択します。
I Range [F2] キーで電流レンジを選択します。
I Range: High, Middle, Low
V Range [F3] キーで電圧レンジを選択します。
V Range: High, Low
設定ツマミと数値キーを用いて、抵抗またはコンダクタンスのパラメータを設定します。
スタティックモードでは、CR A Value の値と CR B Value の値を設定します。ダイナミックモードでは, Level1 と Level2の値を設定します。
コンダクタンス/抵抗の最大値と最小値は、選択された電流
レンジに依存します。

30

7.
8.

表示

CR モードへ CV モードを追加（CR+CV）するには、
33 ページ(2-1-6.+CV モード)を参照してください。
スルーレート、スイッチング機能の設定など、他の項目を設定します。詳細については、37 ページ(2-2.基本設定)を参照
してください。
RS232 LOAD

01/Oct/2017

0.000 V
0.00000.00 W

アクティブな
コンダクタンス/抵抗のA 設定
設定A
コンダクタンス/抵抗の設定BCR A Value 0.54422 Ω

CR B Value 0.54422 Ω
電圧レンジ14.000mA/uS

モード SlewRate
ModeCR

I Range
H 8.75A

V Range
L 80V

Function
StaticFine
A Value
Configure

電流レンジ

注意

基本的な CR モードの設定は完了です。
設定オプションの詳細については、37 ページ(2-2.基本設定)を参照してください。電流レンジと電圧レンジは、すべての操作
モードに適用されます。

2-1-3. CR モードの単位
CR の設定単位は Ω また mS で設定することができます。
1. 本器のロードがオフになっていることを確認します。

説明
操作

2.

Main

> Configure [F5] > Other [F2] の順に押し、CR Unit を設定します。
CR Unit: Ω、mS

2-1-4. CV（定電圧）モード
説明

警告
操作

定電圧（CV）モードでは、一定の電圧値を設定し、維持するよ
うに動作します。
CV モードの詳細については、167 ページ(7-5-4.CV モード)を参照してください。
本器がロードオンになっている時にモードまたはレンジを変更
すると、本器は自動的にロードオフになります。
1. ロードオフになっていることを確認します。
2.
3.
4.
5.

Main

を押します。

Mode [F1] キーで CV モードを選択します。
I Range [F2] キーで電流レンジを選択します。
I Range:High, Middle, Low
V Range [F3] キーで電圧レンジを選択します。
V Range: High, Low

31

6.

7.
表示

設定ツマミと数値キーを用いて、電力値のパラメータを設定します。
CV A Value の値と CV B Value の値を設定します。
電圧値の最大値と最小値は、選択された電圧レンジに依存します。
応答の設定など、他の項目を設定します。 詳細について
は、37 ページ(2-2.基本設定)を参照してください。
RS232 LOAD

01/Oct/2017

0.000 V 0.00 W
アクティブな
A 設定
0.0000
電圧設定A
電圧設定B

モード

CV A Value
CV B Value

80.000 V
80.000 V

電圧レンジ

Fine
A ValueModeCV

I Range
H 8.75A

V Range Response
Configure
L 80V
Slow

電流レンジ
注意

基本的な CV モードの設定は完了です。
設定オプションの詳細については、37 ページ(2-2.基本設定)を参照してください。
電流レンジと電圧レンジは、すべての操作モードに適用されます。

2-1-5. CP（定電力）モード
説明

警告
操作

定電力（CP）モードでは、一定の電力値を設定し、維持する
ように動作します。
CP モードの詳細については、166 ページ(7-5-3.CP モード)を参照してください。
本器がロードオンになっている時にモードまたはレンジを変更
すると、本器は自動的にロードオフになります。
1. ロードオフになっていることを確認します。
2.
3.
4.
5.

Main

を押します。

Mode [F1]キーで CP モードを選択します。
I Range [F2]キーで電流レンジを選択します。
I Range:High, Middle, Low
V Range [F3]キーで電圧レンジを選択します。
V Range: High, Low

32

6.

7.
8.

表示

設定ツマミと数値キーを用いて、電力値のパラメータを設定します。
スタティックモードでは, CP A Value の値と CP B Valueの値を設定します
ダイナミックモードでは, Level1 と Level2 の値を設定します。
電力値の最大値と最小値は、選択された電流レンジに依存します。
CP モードに CV モードを追加（CP + CV）するには、33
ページ (2-1-6. +CV モード)を参照してください。
スイッチング機能の設定など、他の項目を設定します。
詳細については、37 ページ (2-2.基本設定)を参照してくだ
さい。
RS232 LOAD

01/Oct/2017

0.00 V 0.00 W
アクティブな
A 設定
0.0000
電力設定A
電力設定B

CP A Value
CP B Value
モード +CVModeCP

I Range
H 8.75A

0.00 W
0.00 W
電圧レンジ
OFF
V Range
H 800V

Function
StaticFine
A Value
Configure

電流レンジ
基本的な CP モードの設定は完了です。
設定オプションの詳細については、37 ページ(2-2.基本設定)を参照してください。
電流レンジと電圧レンジは、すべての操作モードに適用されます。

注意2-1-6. +CV モード
説明操作+CV モードは、CC、CR と CP モードで追加することができます。+CV 設定は、該当するすべてのモードに適用されます。
1. ロードオフになっていることを確認します。
2.
3.

Main

を押します。

そして、Mode, I Range, V Range を選択してください。
+CV 値を設定します。（スクロールにより、+CV メニューを選んで下さい。）+CV: OFF ~ 設定電圧レンジ+5%

33

表示

RS232 LOAD

01/Oct/2017

0.00 W

0.000 V
0.0000 A

Timer1+CV 設定 0.025 ms
Timer20.025 ms
+CV
5.500 VMode
CP + CV

注意

注意

I Range
H 8.75A

V Range
L 80V

Function
Dynamic

Configure+ CV 設定は、適用されるすべての操作モードに適用されます。CR モードで作成した+ CV の設定は、CC と CP モードで+ CV の設定に適用されます。
低圧モデルでは+ CV 設定での外部コントロールはできません。LSG-H モデルでは外部コントロールができます。
詳細は、124 ページ(4-1-3.外部電圧コントロールの操作)をご覧く
ださい。

2-1-7. ロードオンにする
説明

On/

本器は、 Load Off キーを押してロードオンとオフを切り替えることができます。
Load On/Off

キーはロードオンの時オレンジ色に変わります。

ロードオンになっているとき、メインステータス表示のロードのアイコンがオレンジ色に点灯します。
表示

ロード オン
RS232 LOAD

01/Oct/2017

注意5.000 V
1.000

5.00 W

本器は電源投入時に、ロードオンになるように設定することができます。詳細は、47 ページ(2-3-4.オートロード設定)を参照
A
してください。
外部コントロール操作は、131 ページ(4-1-8.外部コントロールに
Level110.00 W
よるロードオン/オフ)を参照してください。
Level20.00 W
初期状態では、レンジ(電流、電圧)、又は、モードが変わると
Fine
Timer10.025 mS
自動的にロードオフになります。レンジ、又は、モードの変化
によるロードオフ設定ができます。詳細は、47
ページ(2-3-5.
ModeIRangeVRange Function
Configure
ロードオフ設定CPH)を参照してください。
8.75A
L 80V
Dynamic34

2-1-8. 負荷を短絡する
説明ショートキーを使用して、本器の入力端子を短絡オン（短絡状態）することができます。
CC モードでは電流を最大値に設定します。
CR モードでは抵抗値を最小値に設定します。
CV モードでは電圧を最小値に設定します。
CP モードでは電力を最大値に設定します。
入力端子が短絡オンで、J1 コネクタから外部リレーを駆動する信号が出力されます。
詳細については、135 ページ(4-1-15.ショートコントロール)を参照してください。

操作

ショート機能は、

Short

キーを押して短絡オンとオフを切り替えることができます。
Short

キーは短絡オンになったとき赤色に点灯します。

短絡オンのとき、メインステータス表示に SHORT アイコンが表示されます。
表示ショート オンSHORT RS232 LOAD

01/Oct/2017

0.100

注意

0.10

V
W
本器がロードオフでショートキーを押すと、本器の入力端子は短絡オンとなります。その状態から、ショートキーを押すと、本器はロードオフとなります。
本器のロードオンでショートキーを押し、再度ショートキーを押すとロードオンのままとなります。本器は、ショートキーが押される前の状態となります。
ショートキー操作が無効の時、ショートキーは操作できません。詳細は、36 ページ(2-1-11.ショートキー操作の無効設定)をご覧ください。

2-1-9. ショートキーの保護機能
説明

ショートキーの保護機能は、本器がロードオンときのみショー
トキー操作を有効にする物です。

操作

Main

注意

> Configure [F5] > Other [F2]の順に押し、Short Safety を設定します。
OFF 設定では、いつでも入力端子を短絡オンすることができます。ON 設定では、ロードオンでないと入力端子を短絡オンすることができません。
Short(Safety): OFF,ON
ショートキー操作が無効設定では、Short 表示されません。
ショートキー操作については、36 ページ(2-1-11.ショートキー操
作の無効設定)をご覧ください。

35

2-1-10. ショートキーの設定
説明

ショートキー操作を、トグルとするかホールドとするかの選択ができます。初期状態ではトグルするように設定されています。
トグル: ショートキーを押すたびに、ショート機能をオンまたはオフに切り替えます。
ホールド: ショートキーを押している間、入力端子を短絡状態とします。

操作

Main

注意

> Configure [F5] > Other [F2]の順に押し、Short Key を設定します。
Short Key:
Toggle, Hold
ショートキー操作が無効設定では、Short 表示されません。
ショートキー操作については、36 ページ(2-1-11.ショートキー操
作の無効設定)をご覧ください。

2-1-11. ショートキー操作の無効設定
説明
操作

ショートキーはワンタッチで操作するため、操作ミスによって入力端子が短絡状態になる可能性があります。
Main> Configure [F5] > Other [F2]を押し、Short Function を設定します。
OFF 設定では、ショートキーの操作は無効です。
ON 設定では、ショートキー操作が有効です。
Short Function:
OFF,ON

2-1-12. 前面パネル操作をロックする
説明

キーと前面パネルの設定ツマミを設定が変更されないようにロックすることができます。
Lock

操作

>

Shift

Clear

の順に押すと、

ロックとロック解除ができます。
Load On/Off

表示

キーはロードオンとき、はロックされません。

ロック状態では、LOCK 文字がメインステータス表示中央に表示されます。

ロック状態
LOCK

01/Oct/2017

0.000 V36

RS232 LOAD

0.00 W

2-2. 基本設定
基本的設定は、各動作モードのために使用される共通の設定です。 基本的な動作モード（CC、CR、CV、CP モード）、スルーレート、スイッチング機能、応答速度やその他の一般的なパラメータを選択し設定します。

2-2-1. スイッチング機能の選択
説明

本器のスイッチング機能は、スタティックモードとダイナミック
モードを選択できます。スイッチング機能は、2 つの値を切り替えることができます。
スタティックモード：手動で 2 つの値(A Value, B Value)をス
SHORT イッチングすることができます。
RS232 LOAD
ダイナミックモードは、自動的にタイマーに基づいて、2 つの値(Level1,
WLevel2)をスイッチングします。
スタティックモードに設定されている場合、値は一つだけ（ A
Value または B Value）アクティブにすることができます。アクティブ値が操作状態表示に表示されます。

0.00

アクティブな
設定

W
W

Fine
A Value

Function
StaticConfigure

ダイナミックモードに設定されている場合、以下のようにTimer1 と Timer2 のパラメータに基づいて、Level1 と Level2の間で切り替わります。
値

ダイナミックモード

Level2

Level1

時間
Timer1 Timer2 Timer1

ダイナミックモードでは CV モードは使用できません。
注意

37

操作

1.
2.

本器がロードオフになっていることを確認します。
Mainを押します。

Function [F4] キーで Dynamic か Static を選択します。
スイッチング機能は、CC、CR と CP モードで設定することができます。
4. スタティックモードを使用する場合、38 ページ(スタティック
モード操作)をご覧ください。
ダイナミックモードを使用する場合、39 ページ(ダイナミック
モード操作)をご覧ください。
スタティックモードでは、A 値または B 値を「アクティブ」設定にするかを選択します。
3.

スタティックモード
操作

Shift

> Presetの順に押すと、アクティブな設定がLCD 表示に表示されます。
ロードオン時も A Value と B Value を切り替えることができます。
RS232 LOAD

01/Oct/2017

0.00 W
0.00 V アクティブな
0.0000
B 値A 設定

A値

CP A Value
0.00 W
CP B Value スタティック
0.00 W+CV
モードOFF VModeCP

I Range
H 8.75A

38

V Range
H 800V

Function
StaticFine
A Value
Configureダイナミックモード
操作

ダイナミックモードでは、設定ツマミとテンキーを使ってTimer1 と Timer2 のパラメータを設定します。
Timer1 は Level1 のオン時間を設定します。
Timer2 は Level2 のオン時間を設定します。
Timer1 と Timer2 を設定するときに、スルーレート設定を考慮して行ってください。
RS232 LOAD

01/Oct/2017

0.000 V 0.00 W
A
0.0000
レベル2

レベル1

時間1
0.00 W

Level1
Level2Timer1Mode
CP

0.00 W
0.025
mS
ダイナミックモード
I Range
H 8.75A

V Range
L 80V

Function
Dynamic

Fine

Configure

ダイナミックモードでロードオンのとき、トリガ出力 BNC 端子
からパルス信号が出力されます。

2-2-2. ダイナミックモードのスイッチング値の設定方法選択
説明

操作

ダイナミックモードが選択時、スイッチングする 2 つの値をLevel1 と Level2 の値(Value)とするか、設定値の割合(Percent)にするかを選択することができます。
設定は、該当するすべての動作モードに適用されます。
初期設定では、Value に設定されます。
Percent を選択した場合、100%=設定された電力、電流または抵抗値の 100%となります。
1. 本器がロードオフになっていることを確認します。
2.

Main

> Configure [F5] > Other [F2]の順に押し、Dyna. Level を設定します。
Dyna. Level:
Value, Percent
注：CV モードは、“Dyna. Level”選択はできません。
Value 設定

Value
Level1/ Level2
Level2/ Level1Time

39

Percent 設定

Value
Set
Level
Time

2-2-3. ダイナミックモードのスイッチング時間の設定方法選択
説明

ダイナミックモードのスイッチング時間は、Timer1 と Timer2
設定（T1/T2）と、スイッチング周波数とデューティ·サイクル設定(Freq,Duty)を選択できます。

操作

Main

> Configure[F5] > Other [F2]の順に押し、Dyna. Time を設定します。
Dyna. Time: T1/T2 Freq,Duty
注：CV モードは、“Dyna. Time”選択はできません。
T1/T2 設定

Value

Timer1 Timer2

Freq,Duty 設定

Time

Value

Duty
Frequency

Time2-2-4. スルーレート
説明

操作

電流のスルーレートは、CC と CR モードで設定することができます。スルーレート設定は、スイッチング機能の電流の変化
速度を設定します。
スタティックモードでは、1 つのスルーレートを設定することができます。
1. 本器がロードオフになっていることを確認します。
2.

Main

を押します。

40

設定ツマミとテンキーを使ってスルーレートを設定します。
スタティックモードでは、1 つのスルーレートを設定することができます。ダイナミックモードでは、立ち上がりと立ち
下がりスルーレートの両方を設定します。
スルーレートを設定する際に、Timer1 と Timer2 設定を考慮してください。
注：CP、CV モードは、スルーレート設定はできません。

3.

Dynamic mode

Value
Slew Rate
Slew Rate
Time

Static mode

Value

Slew RateTime

2-2-5. CV、+CV モード応答速度
説明

操作

応答速度設定は CV、+CV モードで使用される負荷電流の負帰還制御の応答速度です。応答速度設定は CV、+CV モードにのみ適用されます。
+CV モードの応答速度設定は、CV モードの応答速度設定と同じとなります。+CV モードでは、応答速度の設定は表示されません。CV モードと+CV モードでは、負帰還制御の応答速度が違います。応答速度が速すぎると、動作が不安定になる恐れがあります。応答速度を下げると、安定性を向上させることができます。
1. 本器がロードオフになっていることを確認します。
2.
3.

Main

を押し,Mode [F1] を使用して CV モードにしてください。
Response [F4] で応答速度を選択します。
Response: Fast, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Slow
(LSG-H)Fast,Slow(LSG)
CV モード: 応答速度設定 Fast,6,5,4 の負帰還制御の応答速度は同じです。
+CV モード: 応答速度設定 5 と 4 の負帰還制御の応答速度は同じです、また 1 と Slow の負帰還制御の応答速度は同じです。

41

画面

RS232 LOAD

01/Oct/2017

0.000 V
0.0000 A
CV A Value
CV B Value

0.00 W

80.000 V
80.000 V

応答設定

Fine
A ValueModeCV

I Range
H 8.75A

V Range Response
Configure
L 80V
Slow

2-2-6. CC、CR、CP モード応答速度
説明

操作

初期設定では、応答速度は 1/1 に設定されます。応答速度は、1/2、1/5、1/10 に低減することができます。
応答速度を下げると、スルーレートおよびソフトスタートの設定など、他の設定に影響を与えることがあります。
1. 本器がロードオフになっていることを確認します。
2.

Main

> Configure [F5] > Other の順に押し、Response を設定します。
Response:
1/1, 1/2, 1/5, 1/10

42

2-3. 高度な設定
基本設定の章に記載されている以外の高度な設定を使用します。

2-3-1. ソフトスタート設定
説明

ソフトスタート設定は、0A から設定電流値に到達する時間を設定します。
ソフトスタート設定は、CC モード、CR モード、CP モード(LSG-H は除く)に適用されます。
入力電流Soft Start = ON

電圧立上り
電流立上り
時間

入力電流

Soft Start= OFF

電流立上り
電圧立上り
時間

操作

Main

> Configure [F5] > Other [F2]の順に押し、Soft Start 時間を設定します。
Soft Start:
OFF, 1~200ms

OFF, 3~200ms

43

(LSG)
(LSG-H)

2-3-2. Von 電圧の設定
2-3-2-1. Von 電圧の値
説明

本器は、入力電圧が Von 電圧より高い状態で電流が流れます。
Von voltage
電圧

Von
入力電圧
時間
電流

ロードオン
入力電流
時間

操作

Main

> Configure [F5] > Other [F2]の順に押して、

Von Voltage の値を設定します。
Von Voltage: 0.00 ~ 定格電圧2-3-2-2. Von 電圧遅延
説明

操作

入力電圧が Von 電圧より高くなった後に、本器の電流が流れ始めるまでの時間を設定します。
Von 電圧しきい値に影響を与える電流のオーバーシュートを
防ぎます。
Main

> Configure [F5] > Other [F2]の順に押し、Von Delay 時間を設定します。CR モードでは独立した設定
値となります。
Von Delay:
OFF, 2.0~60ms (LSG/LSG-H)
Von Delay-CR OFF, 5.0~60ms (LSG)
OFF, 2.0~60ms (LSG-H)

44

2-3-2-3. Von ラッチ
説明ラッチが OFF の場合
入力電圧が Von 電圧より低い電圧になると、本器はロードオ
フとなります。再び、入力電圧が Von 電圧より高くなると、本器は電流を流します。
Von ラッチが ON 設定の場合
入力電圧が Von 電圧より低い電圧になっても、本器は電流を流し続けます。
初期設定は、Von ラッチが OFF に設定されます。
Von Latch: OFF
電圧
Von
入力電圧
時間
電流

ロードオフ
ロードオン
入力電流
時間

電圧

Von Latch: ON

Von
入力電圧
時間
電流

ロードオン
入力電流
時間

操作

Main

> Configure [F5] > Other [F2]の順に押し、Von Latch を設定します。
Von Latch: OFF, ON

45

2-3-3. タイマー機能
2-3-3-1. カウントタイム
説明

操作

カウントタイムが ON に設定されている場合、本器がロードオンになったときからロードオフになるまでの経過時間をカ
ウントします。
この機能は、手動および自動ロードオフ（UVP などの保護機能など）にも適用可能です。
経過時間は、LCD 表示の計測エリアで表示されます。
Main> Configure [F5] > Other [F2]の順に押し、Count Time のオンまたはオフを設定します。
Count Time: ON, OFF
画面

RS232 LOAD

01/Oct/2017

0.000 V 経過時間0.00 W
0:00:05
0.0000 A
Level10.00 W

2-3-3-2. カットオフタイム
説明

操作

カットオフタイムを設定すると、本器は設定時間後にロードオ
フとなります。ロードオフ後、LCD 表示のポップアップ画面に、ロードオフになったときの電圧値を表示します。
Main> Configure [F5] > Other [F2]の順に押し、Cut Off Time を設定します。
Cut Off Time:OFF, 1 秒~999 時間 59 分 59 秒
画面

RS232 LOAD

01/Oct/2017

V
0.00 W
0.000カットオフ時間
カットオフ時の電圧
0:00:05A
0.0000
Time0.00
Up W
Level1
5.1223V
Level2 Voltage :0.00
W
Timer10.025 mS
Enter
Mode
CP

I Range
H 8.75A

46

V Range
L 80V

Function
Dynamic

Fine

Configure2-3-4. オートロード設定
説明

本器は電源投入時に、操作方法や機能を選択しロードオンする事ができます。選択できる操作方法や機能は、手動操作、プログラム機能、ノーマルシーケンス機能、ファストシーケンス機能です。
初期設定では、手動操作でロードオフです。
Utility

操作
Shift

1.

>

Help

> Load [F2]の順に押します。

2.

Auto Load を OFF または ON にします。
OFF 設定で、本器は電源投入後ロードオフです。
Auto Load :OFF, ON

3.

Auto Load On で機能を設定します。
本器がどの機能で、ロードオンするかを選択します。
Auto Load On: Load : ロードオン
Prog : プログラム機能
NSeq : ノーマルシーケンス機能
FSeq : ファストシーケンス機能
01/Oct/2017

RS 232 LOAD

Load Setting For Power On
Auto Load
Auto Load On
Load Off(Mode)
Load Off(Range)

SystemInfo

Load

Interface

ON
Load
OFF
ON

Time Set

Other

2-3-5. ロードオフ設定
説明

本器の負荷モードまたは負荷レンジを切替えるときに、本器をロードオフするかどうかを設定できます。
負荷モード（CC/CV/CR/CP）を切替えるときの設定は Load
Off(Mode)を設定します。電流レンジ・電圧レンジを切替える
ときの設定は、Load Off(Range)を設定します。
設定が ON のときにモードまたはレンジを変更すると、本器はロードオフになります。
初期設定では両方とも ON の設定となっています。

47

Utility

操作
1.
2.

3.

Shift

Help

+

> Load [F2]の順に押します。

Load Off (Mode) を ON または OFF にします
ON に設定すると、負荷モード変更時にロードがオフになります。
Load Off(Mode):
OFF,ON
Load Off Range）を ON または OFF にします。
ON に設定すると、電流レンジ・電圧レンジ変更時にロードがオフになります。
Load Off(Range):
OFF,ON

2-4. ステップ分解能の設定
設定ツマミで設定値を変更するときの分解能設定は、2 つの方法(カーソルモードとステップモード)があります。
初期設定は、カーソルモードです。分解能設定は、何れか 2 つの方法の内、1 つの方法でしか動作しません。

2-4-1. カーソルモードの設定
説明

操作

カーソルモードは、設定値を任意の桁で設定できます。設定
ツマミを押し、設定する桁を選んでください。そして、設定つまみを回し、値を設定してください。
桁選択操作については、27 ページ(1-4-15.表記のカーソルモード)を参照してください。
Main> Configure [F5] > Next Menu [F4] > Knob

[F2] の順に押し、Status を Cursor に設定します。
画面

RS232 LOAD

01/Oct/2017

Configure
StatusCCH Step
CCM Step
CCL Step
CRH Step
ParallelCursor
0.0300 A
0.00300 A
0.300 mA
3.00 mS

Knob

48

External

CC
8.75A
80V
StaticPreviousMenu

2-4-2. ステップモードの設定
説明

設定

操作

ステップモードでの各設定(電流値、抵抗値、電圧値、電力値)のステップ分解能は、個別に設定できます。ステップ分解
能は、粗調が設定できますが、微調は設定できません。
粗調と微調の切り替え操作については、27 ページ(1-4-15.表
記_ステップモード)を参照してください。
ステップ分解能の設定は、自動的に基本分解能の最も近い倍数となります。
設定
説明
CCH Step
CC mode, I Range = HighCCM Step
CC mode, I Range = Middle
CCL Step
CC mode, I Range = Low
CRH Step
CR mode, I Range = HighCRM Step
CR mode, I Range = Middle
CRL Step
CR mode, I Range = Low
CVH Step
CV mode, V Range = HighCVL Step
CV mode, V Range = Low
CPH Step
CP mode, I Range = HighCPM Step
CP mode, I Range = Middle
CPL Step
CP mode, I Range = Low
1.
2.

画面

Main

> Configure [F5] > Next Menu [F4] > Knob

[F2]の順に押し、ステップ分解能設定を行います。
任意のステップ分解能を設定してします。
(ステップ分解能は、ステップモードの時のみに適応されます。)
例えば、CCL ステップのステップ分解能を 0.300mA に設定した場合、その後 0.300mA ステップで変更することができます。
RS232 LOAD

01/Oct/2017

Configure
StatusStep (coarse/fine)
CCH Step
0.0300 A
CCM Step 0.00600 A
CCL Step
0.300 mA
CRH Step
3.00 mS
Parallel

Knob

49

External

CC
8.75A
80V
StaticPreviousMenu

2-5. 保護設定
保護設定は、過大な電流、電圧または電力による電力源または本器への損傷を防ぐために使用します。
保護設定が動作すると、メッセージが LCD 表示に表示されます。保護設定が動作すると、ロードオフまたは制限動作となり、背面パネルの J1 コネクタ（16 ピン）のア
ラームステータスピンがオンになります（フォトカプラによるオープンコレクタ出力）。
保護設定はリモートセンシング接続の使用、不使用に関係なく使用することができます。

2-5-1. OCP
説明

操作

アラーム

画面

OCP が動作した場合、本器は、電流制限動作またはロードオ
フに設定することができます。
OCP 値は定格電流の 110%まで設定することができます。
Main> Configure [F5] > Protection [F1]の順に押し、

OCP Level と OCP Setting を設定します。
OCP Level:
定格電流の 110%OCP Setting: LIMIT, Load Off
OCP Setting を Load Off に設定されている場合、OCP が動作すると、OCP が LCD 表示に表示されロードオフします。 アラームメッセージをクリアするには Enter キーを押します。
LIMIT 設定の時に OCP が動作すると、OCP が LCD 表示に表示され、電力が OCP Level の設定に制限されます。
01/Oct/2017

OCPによる負荷
オフ時のアラーム

RS232 LOAD

OCP表示
W
8.653 V 0.4327
OCP
mA
50.006OCP
Alarm

Please Press Enter
CV A Value 80.000 V
To Clear Alarm
CV B Value 80.000 V

Fine
A ValueModeCV

I Range
L87.5mA

50

V Range Response
Configure
L 80V
Fast

2-5-2. OPP
説明

操作

アラーム

画面

OPP が動作した場合、本器は、電力制限動作またはロードオ
フに設定することができます。OPP 値は定格電力の 110%まで設定することができます。
Main> Configure [F5] > Protection [F1] を押し、

OPP Level と OPP Setting を設定します。
OPP Level:
定格電力の 110%OPP Setting: LIMIT, Load Off
OPP Setting を Load Off に設定されている場合は、OPP が動作すると、OPP が LCD 表示に表示されロードオフします。
アラームメッセージをクリアするには Enter キーを押します。
LIMIT 設定の時に OPP が作動すると、OPP が LCD 表示に表示され、電力が OPP Level の設定に制限されます。
01/Oct/2017

OPPによる負荷
オフ時のアラーム

RS232 LOAD

OPP表示
W
8.653 V 0.4327
OPP
mA
50.006OPP
Alarm

Please Press Enter
CV A Value 80.000 V
To Clear Alarm
CV B Value 80.000 V

Fine
A ValueModeCV

I Range
L87.5mA

51

V Range Response
Configure
L 80V
Fast

2-5-3. UVP
説明

操作

アラーム

画面

UVP が動作した場合は、本器は、ロードオフになります。
UVP 値は 0V から定格電圧の 105%まで設定することができ
ます。
Main

> Configure [F5] > Protection [F1]の順に押し、UVP Level を設定します。
UVP Level:
OFF, 0 ~ 定格電圧の 105%
入力電圧が UVP 値以下のとき、UVP 表示が LCD 表示に表示されます。
入力電圧が UVP 値を超えるとアラーム表示と UVP 表示は
LCD 表示から消えます。また、Enter キーを押すとアラーム表示は消えます。
01/Oct/2017

UVPによる負荷
オフ時のアラーム

RS232 LOAD

8.653 V 0.4327W
UVP
mA
50.006
UVP
Alarm
UVP表示

Please Press Enter
CV A Value 80.000 V
To Clear Alarm
CV B Value 80.000 V

Fine
A ValueModeCV

I Range
L87.5mA

52

V Range Response
Configure
L 80V
Fast

2-5-4. UVP アラーム時間
説明

操作

アラーム

画面

UVP が作動し、UVP アラームが鳴り続ける時間を設定します。
入力電圧が UVP 値より高くなっても、アラーム音は手動操作により停止させない限り、アラーム音は設定された時間鳴り
続けます。
Main

> Configure [F5] > Protection [F1] 押し、

UVP Ring Time を設定します。
UVP Ring Time:OFF, 1~600 秒, Infinity
入力電圧が UVP 値以下のときに UVP 表示と UVP アラーム
メッセージが LCD 表示に表示されます。UVP アラーム音は、
設定時間鳴り続けます。
エンターキーを押すと、UVP 表示は消え、アラーム音は停止します。UVP 表示は、入力電圧が UVP 値より高くなるまで、表示し続けます。
UVP Ring Time が経過すると、UVP アラーム音は止まります。しかし、入力電圧が UVP 値より高くなるまで、UVP 表
示と UVP アラームメッセージは LCD 表示に表示されたままとなります。
入力電圧が UVP 値より高くなれば、UVP 表示は LCD 表示
から消えます。しかし、UVP Ring Time が経過するまで、
UVP アラーム音は鳴り続けます。その後に、UVP アラーム
メッセージが消えます。
01/Oct/2017

UVPによる負荷
オフ時のアラーム

RS232 LOAD

UVP表示
W
8.653 V 0.4327
UVP
mA
50.006UVP
Alarm

Please Press Enter
CV A Value 80.000 V
To Clear Alarm
CV B Value 80.000 V

Fine
A ValueModeCV

I Range
L87.5mA

53

V Range Response
Configure
L 80V
Fast

2-5-5. OVP
説明

操作

アラーム

画面

OVP が動作した場合は、本器は、ロードオフになります。
OVP 値は 0V から定格電圧の 110%まで設定することができ
ます。
Main

> Configure [F5] > Protection [F1]の順に押し、

OVP Level を設定します。
OVP Level:
OFF, 0 ~ 定格電圧の 110%
注意:OFF 設定では、選択 V Range の 110%が OVP 値となります。
入力電圧が OVP 値を超えると、OVP 表示と OVP アラーム
メッセージが LCD 表示に表示されます。
入力電圧が OVP 以下になるとアラーム表示と OVP 表示は
LCD 表示から消えます。また、Enter キーを押すとアラーム表示は消えます。
注意:本器への入力電圧は、800V 以下でご使用下さい。
01/Oct/2017

OVPによる負荷
オフ時のアラーム

RS232 LOAD

OVP表示
W
8.653 V 0.4327
OVP
mA
50.006OVP
AlarmPlease Press Enter
CV A Value 80.000 V
To Clear Alarm
CV B Value 80.000 V

Fine
A ValueModeCV

I Range
L87.5mA

54

V Range Response
Configure
L 80V
Fast

2-5-6. UnReg
説明
アラーム

画面

本器の動作が不安定になった場合に、LCD 表示に UnReg
表示を行います。
UnReg 表示は、電力源の電流供給能力に対して本器の電流に対する設定が大きな場合に表示します。
電力源の電流供給能力を増やすか、本器の電流に対する設定を減少させると UnReg 表示は表示されなくなります。
RS232 LOAD

01/Oct/2017

0.4327W
8.653 VUnReg表示
UnReg
50.006 mA
CV A Value
CV B Value

80.000 V
80.000 V

Fine
A ValueModeCV

I Range
L87.5mA

V Range Response
Configure
L 80V
Fast

2-5-7. Para
説明
アラーム

画面

並列運転時にエラーとなった場合に Para 表示を行います。
並列運転時に OTP、ROCP、UnReg の状態になると、LCD
表示に Para 表示します。
解消方法はそれぞれの項目を参照してください。
RS232 LOAD

01/Oct/2017

0.4327W
8.653 V Para表示
Para
50.006 mA
CV A Value
CV B Value

80.000 V
80.000 V

Fine
A ValueModeCV

I Range
L87.5mA

55

V Range Response
Configure
L 80V
Fast

2-5-8. RVP
説明
アラーム

RVP が動作した場合は、本器はロードオフになります。
本器入力端子電圧の入力電圧が負電圧の場合、LCD 表示に RVP 表示されます。
負電圧の電圧印加がなくなれば RVP 表示はなくなります。
アラーム表示は Enter キーでキャンセルしてください。

画面

RS232 LOAD

01/Oct/2017

RVPによる負荷
オフ時のアラーム

RVP表示
W
8.653 V 0.4327
RVP
mA
50.006RVP
Alarm

Please Press Enter
CV A Value 80.000 V
To Clear Alarm
CV B Value 80.000 V

Fine
A Value

Mode
CV

注意

I Range
L87.5mA

V Range Response
Configure
L 80V
Fast

Utility メニューの Other にある RVP LOAD Off 設定を OFFにすることで RVP 検出時にロードオフにならない設定ができます。

2-6. システム設定
このセクションでは、その他のシステム設定などを説明しています:
コントロール設定
つまみ操作の更新条件を設定
音設定
操作音・アラーム音の設定
画面設定
輝度・コントラスト設定
トリガ設定
トリガ入力遅延・出力幅設定
平均化設定
モニター平均回数設定
RVP 設定逆説保護動作設定
すべてのシステム設定は、ユーティリティメニューで行います。

2-6-1. コントロール設定
説明

つまみで設定値を変える場合に、設定値が更新される操作を選択できます。
Updated 設定は、リアルタイムで設定値が更新されます。
Old 設定は、Enter キーが押された後にのみ、設定値が更新されます。
Utility

操作
Shift

>

Help

> Other [F5]の順に押し、Knob type を設定します。
Knob type: Updated, Old56

2-6-2. 音設定
2-6-2-1. スピーカー設定
説明

キー入力音とスクロール音などのスピーカー音のオンまたはオフを設定します。
Utility

操作
Shift

>

Help

> Other [F5]の順に押し、Speaker 設定します。
Speaker: ON, OFF
注意：スピーカーの設定を OFF に設定しても、Go-Nogo またはアラーム音は OFF になりません。

2-6-2-2. アラーム音設定
説明

ユーティリティメニュー内のアラーム音をオンまたはオフに設定します。アラーム音は、個別に設定できます。
Alarm Tone：OCP, OPP, UVP, OVP 動作時のアラーム音
UnReg Tone：UnReg 動作時のアラーム音
Go_NoGo Tone：Go-NoGo テストのアラ－ム音
Utility

操作
Shift

>

Help

> Other [F5]の順に押し、Alarm tone 、UnReg Tone 、Go_NoGo Tone の設定をします。
Alarm Tone:
ON, OFF
UnReg Tone:
ON, OFF
Go_NoGo Tone: ON, OFF
注意：Alarm Tone と Go_NoGo Tone 設定は、スピーカー設定と関連しません。

2-6-3. 画面設定
説明
操作

LCD 表示のコントラストと輝度を設定します。
Utility

Press

Shift

>

Help

> Other [F5]の順に押し、Contrast と Brightness を設定します。
Contrast:
3 ~ 13 (low ~ high)
Brightness: 50 ~ 90 (low ~ high)2-6-4. 言語設定
説明
操作

英語のみサポートしています。
Utility

Press

Shift

>

Help

> Other [F5]の順に押し、Language を設定します。
Supported languages:
English57

2-6-5. トリガ設定
2-6-5-1. トリガ入力ディレイ
説明

トリガ入力の遅延時間を設定します。
初期値 0.01ms
Utility

操作
Shift

>

Help

> Other [F5]の順に押し、Trig In Delay を設定します。
Trig In Delay
0.01 – 100ms

2-6-5-2. トリガ出力時間
説明

トリガ出力のパルス幅を設定します。
初期値10.0us

操作

Utility

Shift

>

Help

> Other [F5]の順に押し、Trig Out Width 設定します。
Trig Out Width
2.5– 5000us

2-6-6. 平均化設定
説明

測定値の平均回数を指定します。
初期値 Slow
Utility

操作

Help

Shift

+
> Other [F5]の順に押し、Measure Average を設定します。

Slow
NormalFast
初期値1024 回平均
64 回平均4 回平均Slow

2-6-7. RVP 設定
説明

RVP(負電圧)検出時の Load Off 動作を指定します。
初期値 Slow
Utility

操作

Help

Shift

+
> Other [F5]の順に押し、
RVP Load Off を設定します。
On
RVP 検出時に Load をオフします。
Off
RVP 検出時に Load をオフしません。

初期値

On

58

2-7. Go-NoGo
Go-NoG 設定は、電圧または電流入力のパス/フェイルリミットを設定します。電圧/
電流のパス/フェイルリミットを超えた場合、アラームが出力されます。
Go-NoGo 設定は複雑なパス/フェイルを作成するプログラム操作と一緒に使用し、テストすることができます。

2-7-1. Go-NoGo の設定
説明

Go-NoGo 設定の制限値は、上限下限を個別の値で設定するか、または、中心値と中心値からの割合で上限下限値設定をするかの選択ができます。
CC、CR、CP モードの制限値は電圧値とです。
CV モードの制限値は電流値となります。
電圧/電流の制限値の設定範囲は、電圧/電流レンジ H の定格電圧/電流値です。

操作

1.

Main

> Configure[F5] > Go-NoGo [F3]の順に押します。

Entry Mode を選択し、制限値を設定する方法を選択します。
Value は上限下限を個別の値として、制限値を設定します。
Percent は中心値と中心値からの割合で、制限値を設定します。
3. Entry Mode が Value に設定した場合、High & Low の制限値を設定します。
High: 0 ~ 定格電流/電圧Low:
0 ~ 定格電流/電圧
4. Entry Mode を Percent に設定した場合、Center 電圧/電流とHigh, Low %の値を設定します。
Center: 0~定格電流/電圧
High:
Center + 0~100% of Center
Low:
Center - 0~100% of Center
5. Delay Time を設定します
Delay Time の設定は、Go-NoGo テストを指定された時間で遅らせます。遅延設定は、起動時の振動や他の不安定性を補うことができます。
Delay Time
0.0~1.0 s (分解能 0.1s )設定をセーブ/リコールする場合、Go-NoGo の設定もセーブ/リコー
ルされます。詳細については、61 ページ(2-8.セーブ/リコール)を参照
してください。
2.

注意

2-7-2. Go-NoGo テストの実行
説明

Go-NoGo テストの結果は、LCD 表示の測定エリアに表示されます。
GO の表示はパス（合格）です。
NG の表示はフェイル（不合格）です。

59

操作

1.
2.

3.
画面:
GO

Main

> Configure [F5] > Go-NoGo [F3]の順に押します。
SPEC Test を ON に設定します。
SPEC のテストが ON のときは、SPEC は、LCD 表示の操作状態表示に表示されます。これは、ユニットがGo-NoGo テストのための準備ができていることを意味します。
ロードオンにします。ロードをオンにした時+遅延時間からテストを開始します。
01/Oct/2017

試験結果

0.000 V 0.00 W
GO
0.0000 A性能試験=オン
Level1
Level2

画面:
NG

RS232 LOAD

01/Oct/2017

0.00 W
0.00 W
試験結果

SPEC

RS232 LOAD

0.000 V 0.00 W
NG
0.0000 A性能試験=オン
Level1
Level20.00 W
0.00 W60

SPEC

2-8. セーブ / リコール
本器は内部メモリまたは USB メモリへシステム設定、プリセットデータ、メモリデー
タ、Go-NoGo の設定だけでなく、ノーマルとファストシーケンスをセーブし、呼び出すことができます。

2-8-1. ファイル構造説明

ファイルシステムは、内部メモリ（メディア|メモリ）、外部メモリ（メディア| USB）にファイルをセーブすることができます。
メモリ、セットアップまたはプリセットデータをセーブし、リコールするために、ファイル構造は 3 層になっています。
Active settings <> Internal memory <> USB については、下図を参照してください。
ActiveLocal Memory
Settings
MemoryMemorydata
datax1
Setup data x1
Preset data x1
Nseq. data x1
Fseq. data x1
Media | Memory
Memory data (M001 ~ M256)
Setup data (001 ~ 100)
Preset data (P0 ~ P9)
Media | USB
Memory data (M001 ~ M256)
Setup data (001 ~ 100)
Preset data (P0 ~ P9)
Nseq. data x1
Fseq. data x1

例:

USB からのプリセットデータ P7 を呼び出すには、まず、内部メモリにプリセットデータ "P0〜P9"を呼び出する必要があります。その後 内部メモリからプリセット P7 を呼び出します。
ノーマルと高速シーケンスの場合は、USB メモリから直接ファ
イルをセーブし、リコールすることができます。

61

2-8-2. ファイル形式
Memory Data

Setup Data

Preset Data

NSeq Data

FSeq Data

メモリデータは、一般的な構成設定が含まれており、プログラ
ムを作成するために使用されます。メモリデータは、負荷モー
ド、負荷レンジ、レスポンス、Go-NoGo 設定がセーブされます。メモリデータは内部と外部 USB メモリの両方でセーブすることができます。プリセットデータとメモリのデータは同じ内容がセーブされます。
M001 ~ M256
内部形式
外部形式
モデル No_file No.M
例: 1050H_01.M
セットアップデータは、すべての一般的な構成の設定、保護設
定、プログラム及びプログラムチェーンの設定だけでなく、パラレル構成設定がセーブされます。
1 ~ 100
内部形式
外部形式
モデル No_file No.S
例: 1050H_00.S
プリセットデータはメモリデータと同じ構成設定が含まれています。プリセットデータは、動作モード、レンジ、レスポンス、
Go-NoGo 設定がセーブされます。
P0 ~ P9
内部形式
外部形式
モデル No_file No.P
example: 1050H_00.P
NSEQ データは、ノーマルシーケンス設定がセーブされます。
内部形式
なし
外部形式
モデル No_file No.N
例: 1050H_00.N
FSEQ データは、ファストシーケンスの設定がセーブされま
す。
内部形式
なし
外部形式
モデル No_file No.F
例: 1050H_00.F62

2-8-3. 内部メモリへのファイルのセーブ
説明

セットアップまたはプリセットデータが内部のメモリスロットのいずれかにセーブされます。
メモリデータは、256 のメモリスロットがあります。
設定データは、100 のメモリスロットがあります。
プリセットデータは、10 個のメモリスロットがあります。

メモリデータの例

Media | Memory
M001
:
MXXX
:
M256

Active setting

画面

RS232 LOAD

01/Oct/2017

CC

保存ファイルの種類

Data Type

MemoryMemoryM256

87.5mA
80V
Static

保存ファイルのロケーションメモリ
A ValueMedia
MemorySave

Recall

File

操作
1.

Shift

>

の順に押します。

Media [F1] ソフトキーをで、メモリを選択します。
Data Type を選択し、セーブするファイルの種類を選択します。
Data Type: Memory Data,
Setup Data,
Preset Data
4. ファイルをセーブする内部メモリを選択します。
Memory:M001 ~ M256
Setup Memory:
1 ~ 100
Preset:P0 ~ P9
5. Save [F3] を押してセーブします。セーブが完了したときに Save Ok が表示されます。
ノーマル、ファストシーケンスデータを内部のメモリにセーブまたはリコールすることはできません。
2.
3.

注意

FUNC

63

2-8-4. USB メモリへのファイルのセーブ
説明USB メモリにファイルをセーブするときには、選択したデータ形
式からすべてのメモリ位置は USB ファイルパスディレクトリに 1
つのファイルとしてセーブされています。

メモリデータの例

Media | Memory

Media | USB

M001
:
MXXX
:
M256

Save file

例えば、メモリデータ M001 ～M256 は USB メモリ上の単一のファイルにセーブされます。
画面

RS232 LOAD

01/Oct/2017

CC

保存ファイルの種類

Data Type

Memory175H_01.M
175H_02.M
保存ファイル名USBのパス

USB
Media
USB

1.

80V
StaticSave File
Recall FilePath: usb:

操作(1/2)87.5mA

Save

RecallA Value
File
Utility

USB ポートに USB メモリを差し込みます。
File

2.
3.
4.

5.

Shift

>

FUNC

の順に押します。

Media [F1] のソフトキーを使用して USB を選択します。
Data Type を選択し、セーブするファイルの種類を選択します。
Data Type: Memory Data, Setup Data,
Preset Data, NSeq, FSeq
Save File を選択し、セーブファイル名を選びます。
設定ツマミを回してファイル番号を選びます。
Memory:Model_file number.M
Setup Memory:
Model_file number.S
Preset:Model_file number.P
NSeq:
Model_file number.N
FSeq:
Model_file number.F

64

操作(2/2)

ファイル
ユーティリティ

Save [F3] を押してセーブします。
ファイルは USB ファイルパスにセーブされます。セーブが完了したときに Save Ok が表示されます。
既存のファイルの上にセーブする場合はセーブを確認する
メッセージが表示されます。
もう一度 Save[F3] を押します。
File Utility [F5] を押して、ファイルユーティリティにアクセスします。詳細については、68 ページ(2-8-8.ファイルユーティリティ)を参照してください。ファイルの名前を変更したり、ディレクトリを作成できます。

6.

2-8-5. 内部メモリからのファイルのリコール
説明

内蔵メモリスロットからメモリ、セットアップまたはプリセットデー
タをリコールすると、そのファイルは、アクティブな設定になります。
メモリデータは、256 のメモリスロットがあります。
設定データは、100 のメモリスロットがあります。
プリセットデータは、10 個のメモリスロットがあります。

メモリデータの例

Media | Memory
M001
:
MXXX
:
M256

Active setting

画面

RS232 LOAD

01/Oct/2017

CC

保存ファイルの種類

Data Type

MemoryMemoryM256

87.5mA
80V
Static

保存ファイル
ロケーションメモリ
A ValueMedia
MemorySave

65

Recall

File

操作
1.
2.
3.

4.

5.

Shift

>

FUNC

確認するには、 Enter
注意の順に押します。

Media [F1] のソフトキーを使用してメモリを選択します。
Data Type を選択し、リコールするファイルのタイプを選択します。
Data Type: Memory Data, Setup Data, Preset Data
リコールするメモリスロットを選択します。
Memory:M001 ~ M256
Setup Memory:
1 ~ 100
Preset:P0 ~ P9
Recall [F4]を押してリコールします。
メモリデータとプリセットデータについては、ポップアップウィ
ンドウが LCD 表示に表示されます。
キーを押します。

ノーマルとファストシーケンスデータを内部のメモリスロットからリコールしまたはセーブすることはできません。
それらは、USB メモリからは直接リコールすることができます。
詳細については次のセクションを参照してください。

2-8-6. USB メモリからのファイルのリコール
説明

注意
メモリデータの例

USB メモリからリコールしたメモリ、セットアップまたはプリセッ
トファイルは、選択したデータ形式のすべてのメモリスロットを上書きします。
ノーマルまたはファストシーケンス·ファイルの場合、内部のメ
モリスロットを持っていないので、リコールしたファイルがアクティブな設定になります。
ファイルをリコールすることができるのは同じモデルです。
Media | Memory

Media | USB

Recall file

M001
:
MXXX
:
M256

例えば、ファイル 175H_01.M がリコールされた場合は、すべてのメモリデータは M001 から M256 へ上書きされます。

66

画面

RS232 LOAD

01/Oct/2017

CC

保存ファイルの種類

Data Type

Memory175H_01.M
175H_02.M
保存ファイル名USBのパス

Media
USB

操作

1.

80V
StaticSave File
Recall FilePath: usb:USB

87.5mA

Save

RecallA Value
File
Utility

USB ポートに USB メモリを差し込みます。
File

2.

Shift

>

注意

の順に押します。

Media [F1]ソフトキーを使用して USB を選択します。
Data Type を選択し、リコールするファイルのタイプを選択します。
Data Type: Memory Data, Setup Data, Preset Data,
NSeq, FSeq
5. Recall File を選択し、ファイル名を選択します。
設定ツマミを回してファイル番号を選びます。
Memory:Model_file number.M
Setup Memory:
Model_file number.S
Preset:Model_file number.P
NSeq:
Model_file number.N
FSeq:
Model_file number.F
6. Recall[F4] を押してリコールします。
リコールが完了した時、Recall Ok が表示されます。
File Utility [F5]を押して、ファイルユーティリティにアクセスします。
詳細については、68 ページ(2-8-8.ファイルユーティリティ)を参照
してください。
USB のパスを変更します。
ファイルの名前を変更したり、ディレクトリを作成したりします。
“Machine Type Error” が表示される場合は、ファイルが別のモデルの可能性があります。
同じモデルのみファイルをリコールすることができます。
3.
4.

ファイル
ユーティリティ

FUNC

67

2-8-7. メモリリコールの安全性の設定
説明

初期設定では、メモリからファイルや設定をリコールししようとすると、確定するために Enter キーを押すように要求されます。これは、間違ったファイル/設定がリコールされていないことを確認するための安全対策です。この安全対策を無効にす
るには、MEM. Recall を“Direct”に設定してください。

操作

Main

注意

> Configure [F5] > Other [F2]の順に押して、Mem. Recall を設定します。
Mem. Recall:
Safety, Direct
内部メモリからプリセット設定をリコールするだけなら、プリセットキー(P0 - P9)やファイルメニューを使用してください。
プリセットキー: 69 ページ(2-8-9-2.プリセットのリコール)をご覧ください。
ファイルメニュー: 65 ページ(2-8-5.内部メモリからのファイ
ルのリコール)をご覧ください。.

2-8-8. ファイルユーティリティ
説明

操作

ファイルユーティリティを使用すると、以下の設定ができます。
新しいフォルダを作成
ファイル名変更ファイルまたはフォルダを削除
外部 USB メモリのみ使用可能です。
1. USB ポートに USB メモリを差し込みます。
File

2.

Shift

+

FUNC

> File Utility [F5]の順に押すと、ファイルユーティリティ画面が表示されます。
画面

01/Oct/2017

RS232 LOAD

USBパス

カーソル

Path: usb:\Test
Folder1
Folder2

16-Feb-17 13:46
18-Feb-17 11:16

Folder3

19-Feb-17 08:32

175H_01.M

01-Mar-17 10:12

175H_02.M

03-Mar-17 13:13

175H_03.M

23-Mar-17 09:02

3 folder(s), 15 file(s)SelectNew
Folder68

RenameDeletePrevious
Menu新しいフォルダを作成
ファイル名変更

1.
2.

ファイルまたはフォルダを削除

1.
2.
3.

New Folder [F2]を押して 新しいフォルダを作成します。
ファイル名を入力するには、画面上の表示を使用してください。最大 8 文字です。
設定ツマミを使用し、名前を変更したいファイル/フォルダにカーソルを移動します。
Rename [F3]を押します。
ファイル名を入力するには、画面上の表示を使用してください。最大 8 文字です。
設定ツマミを使用し、削除したいファイル/フォルダにカーソルを移動します。
Delete [F4]を押します。
削除を確定するには、もう一度 Delete [F4] を押します。

2-8-9. プリセット
プリセットキーは、前面パネルからプリセット設定を、素早くセーブやリコールするために使用されます。
プリセットは、動作モード、レンジ、構成設定と Go-NoGo 設定についてメモリデータと同じ内容を持っています。

2-8-9-1. プリセットのセーブ
説明

P0〜P9 Preset キーと数字キーパッドを使用して、現在の設定をセーブすることができます。

操作

1.

を押します。

PresetP02.

ビープ音が鳴るまで

0

P9

~

9

を押します。

ビープ音は、設定が選択したプリセットにセーブされたことを示しています。

2-8-9-2. プリセットのリコール
説明

プリセットは P0〜P9 プリセットキーとテンキーを使って、リコールすることができます。

操作

1.
2.

Presetを押します。

P0

P9

0

~

9

を押します。

3.

ポップアップウィンドウが表示され、確定するときにEnter を押します。

4.

プリセットキーを無効にするには、もう一度 Preset
押します。

69

を

2-8-10. 初期設定
2-8-10-1. 工場出荷時の初期設定
説明

工場出荷時の初期設定はいつでもリコールすることができます。
工場出荷時の初期設定のリストについては、157 ページ(7-3.
初期設定)を参照してください。
File

操作
1.
2.
3.
4.

Shift

>

FUNC

の順に押します。

Media [F1] ソフトキーを使用して、Default を選択します。
Factory Default [F2]を押します。
確定するにはもう一度 Factory Default [F2] を押します。

2-8-10-2. ユーザーの初期設定
設定

現在の設定を、"ユーザーの初期設定"とすることができます。

ユーザーの初期設
定をセーブ
1.
2.
3.
ユーザーの初期設
定のリコール
1.
2.
3.
4.

File

Shift

>

FUNC

の順に押します。

Media [F1] ソフトキーで Default を選びます。
Save[F3]を押します。
ユーザーの初期設定がセーブされます。
File

Shift

>

FUNC

の順に押します。

Media [F1] ソフトキーで Default を選びます。
Recall [F4]を押します。
確定するには Recall [F4] を、もう一度押します。
ユーザーの初期設定は、最初にセーブする必要があります。

70

第3章 ファンクションメニュー操作
3-1. ファンクションメニューの概要
Functionメニューは、プログラム機能、ノーマルシーケンス機能、ファストシーケンス
機能、OCPテスト機能、OPPテスト機能、BATTテスト機能、MPPT機能のクイック・
アクセスとして使用できます。
ファンクションメニューではFuncキーの機能選択、ブザー時間の設定、ノーマルシー
ケンスの時間表示の設定を行います。

3-1-1. ファンクションキー設定
説明

操作

ファンクションキーを押し、プログラム機能、ノーマルシーケン
ス機能、ファストシーケンス機能、幾つかのテスト機能(OCP,
OPP, BATT)、そして機能オフを選択します。それらの機能をオンする前に、それらの機能の設定をして下さい。
それらの機能は以下を参照してください。
プログラム機能：75 ページ(3-2.プログラム機能)
シーケンス機能：81 ページ(3-3.シーケンス機能)
OCP テスト機能：92 ページ(3-4.OCP テスト機能)
OPP テスト機能：98 ページ(3-5.OPP テスト機能)
BATT テスト機能：103 ページ(3-6.BATT テスト機能)
MPPT 機能：109 ページ(3-7.MPPT 機能)
1.
2.

画面

FUNC

を押します。

Function Select を選択し項目を選びます。
OFF の場合は最後に使った機能が選択されます。
OFF,
OCP
Function Select：
PROG,
OPP
NSEQ,
BATT
FSEQ,
MPPT
RS232 PROG

01/Oct/2017

FUNCTION
PROG
Function SelectComplete Ring Time
5 s
NSEQ Timer
Elapsed

Program

NormalFast
Sequence Sequence

71

OCP

注意

Function Select を選択すると機能もオンとなります。
PROG , NSEQ , FSEQ , OCP , OPP , BATT , MPPTから選択された機能が LCD 表示の右上に表示されます。
機能が有効な場合、手動操作ができません。

選択ファンクション

手動操作にする場合は、ファンクション機能をオフにしてください。

3-1-2. ファンクション動作中のロードオン
説明

ファンクション機能にてロードオンする場合、Shift キーと Load
キーを使用します。
1. ファンクション機能(PROG, NSEQ, FSEQ, OCP, OPP or
BATT, MPPT)を選択してください。

操作

2.

>

Shift

Load On/
OffLoad On/
Offの順に押します。

キーは、ロードオンでオレンジ色に点灯します。

ロードオンにて、ファンクション表示(PROG , NSEQ ,FSEQ, OCP, OPP, BATT, MPPT) も、オレンジ色となり
ます。
3.
画面

Load On/Offを押すと、ロードオフとなります。

ファンクション動作中のロードオン

注意

手動操作にする場合は、ファンクション機能をオフにしてください。

72

3-1-3. ブザーの持続時間
説明プログラム、シーケンス、OCP の各機能の実行終了した時に、ブザーを鳴らす時間を設定します。

操作

1.
2.

画面

FUNC

を押します。

Complete Ring time を選択し、時間を設定します。
この時間設定は、全てのファンクション機能に適応されます。
Complete Ring Time: OFF (初期値),
1 – 600s, Infinity
RS232 PROG

01/Oct/2017

FUNCTION
PROG
Function SelectComplete Ring Time
5 s
NSEQ Timer
Elapsed

Program

注意

NormalFast
Sequence Sequence

OCP

Alarm Tone設定がオフ (57ページ参照)なら、ブザー音はな
りません。

3-1-4. ノーマルシーケンスの時間表示
説明操作

ノーマルシーケンス実行中の時間表示を、経過時間または残り時間に設定します。
1.
2.

FUNC

を押します。

NSEQ Timer を選択し、Elapsed(経過時間)または、
Remaining(残り時間)を選択します。
NSEQ Timer:
Elapsed (初期値) ,Remaining73

画面

RS232 PROG

01/Oct/2017

FUNCTION
PROG
Function SelectComplete Ring Time
5 s
ElapsedNSEQ Timer

Program

実行例

NormalFast
Sequence Sequence

OCP

RS232 NSEQ

01/Oct/2017

0.000 V
0.0000 A
Run N.Seq.
0:00:05

0.00 W
0:00:05

Seq. No:

01

Loop:

0001

全ステップの時間
Step
0003

1ステップの時間
Continue注意

ノーマルシーケンスの合計時間が1000時間以上の時は常に経過時間の表示となります。

74

3-2. プログラム機能
本器は、最大 16 のプリセット負荷操作のプログラムを作成することができます。プ
ログラム機能は、連続して多数の異なる操作を行うことができることができる強力な機能です。
各ステップの実行時間は、ユーザーが定義します。
プログラムでは、大規模なプログラムを作るためにプログラムを繋げる(チェーンする)ことができます。
最大 16 プログラムを、プログラムチェーン用に作成することができます。
負荷操作をセーブするためには、61 ページ(2-8.セーブ/リコール)を参照してください。

3-2-1. プログラム機能の概要
説明

プログラムを実行中は、基本的に連続して 16 個の異なる負荷設定が実行されます。各々の異なる負荷操作は、プログラ
ムにおける「ステップ」です。プログラムはステップ 01 で開始
し、ステップ 16 で終了します。
プログラムは、負荷モード、負荷レンジ、ダイナミック/スタティックモード、応答速度、Go-NoGo 設定と各ステップの他の設定を保存されたメモリから呼び出します。
同じメモリの設定は、複数のステップに使用することができます。
各ステップの実行時間が設定できます。
各ステップに Go-NoGo 設定ができます。
各ステップを順番に実行しますが、各ステップは自動的に次のステップに行くか、次のステップに進む前に、ユーザーからの確認を待機するように設定することができます。
個々のステップをスキップすることもできます。
プログラムは、プログラムチェーンにより、互いに関連することができます。
プログラムチェーンは、順番に実行する必要はありません。
プログラムには 16 のステップがあります。
最大 16 のプログラムチェーンができます。

75

説明図

PROGRAM 1

STEP 01
STEP 02:
STEP 16

PROGRAM 2

STEP 01
STEP 02:
STEP 16

PROGRAM 3

STEP 01
STEP 02:
STEP 16

設定概要

プログラムでは、各ステップの次の設定が含まれます。
Memory:
選択したステップ（M001〜M256）で使用する、負荷操作のメモリ番号です。
Run:
選択したステップ（オート、マニュアル、スキップ）の実行設定を指定します。
On-Time:
Step test time の On-time を設定します。
Off-Time:
Step test time の Off-time を設定します。
P/F-Time:
合格/不合格の Go-NoGo テストの遅延時間を設定します。
Short-Time: 必要ならば、ステップの短絡時間を設定します。
以下に、ステップのタイミング図を示します。
ステップのタイミング図
P/ F Start Test Time ( 固定 )P/ F End Test Time ( 固定 )0 .06 sP/ F Time
Short - Time
開始ステップOn - Time

0 .04 sOff - Time

Step test time76

終了ステップ3-2-2. プログラムの作成
注意プログラムを作成する前に、各ステップに使用する内部メモリ（M001〜M256）に負荷操作を設定しセーブする必要があります。
詳細については、61 ページ(2-8.セーブ/リコール)を参照してく
ださい。

プログラム
設定画面の概要

プログラムの01/Oct/2017
番号選択されたプログラムのRS232 LOAD
ステップ番号

Timing Edit for Program
PROG: 01 STEP: 01
Memory M001
Run:
Skip
On-Time:0.1

操作(1/2)

1.

2.
3.
4.

5.

Off-Time:
Off
P/F-Time:
Off
Short-Time: Off

Program
Off

プログラムの
Chain
設定

FUNC

を押します。

RecallPrevious
プログラムのDefault
Menu

設定

Program [F1]は初期値ではオフになっていることに注意
してください。
PROG を選択し、編集するプログラム番号を選択します。
PROG:
01 ~ 16
選択したプログラムの STEP を選択してください。
STEP:
01 ~ 16
Memory を選択し、選択したステップのために呼び出すメ
モリ番号を選択します。
メモリから呼び出された負荷設定は、選択したステップに使用されます。
同じメモリ番号は別のステップでも使用できます。
Memory:M001 ~ M256
ステップの Run の設定をします。
初期値では RUN はスキップに設定されています。
マニュアル設定を行うときはステップを実行する前にNext [F2]を押してください。
Run:
Skip, Auto, Manual77操作(2/2)

初期値のリコール

On-Time を秒単位で指定します。
オン時間設定は、選択したステップのオン時間です。
オン時間は、総試験時間からオフ時間を引いた値として定義されます。
On-Time: 0.1 ~ 60 seconds
7. Off-Time を秒単位で指定します。
オフ時間設定は、選択したステップが終わり、次のステッ
プの開始までの間にオフになっている期間です。
オフ時間は、総試験時間からオン時間を引いた値として定義されます。
Off-Time:
Off, 0.1 ~ 60 seconds
8. P/F-Time(pass/fail time)を秒単位で指定します。
P / F-Time は P / F の遅延時間を指します。
この遅延時間は、前頁のタイミング図(76 ページ)に示す
ように 0.06 P / F 開始試験時間が含まれています。
P/F-Time:
Off, 0.0 ~ 119.9 seconds
9. Short-Time 秒単位で設定します。
Short キーと同じ機能です。
詳細については、36 ページ(2-1-10.ショートキーの設定)の設定を参照してください。
Short-Time:
Off, 0.1 seconds ~ On-Time
10. すべてのプログラムに手順 3〜9 を繰り返します。
プログラムあたり最大 16 ステップを作成することができます。
設定されていないステップは、初期値では"スキップ"に設定されています。
11. Save [F3] を押してプログラムと、プログラム内のすべてのステップをセーブします。
プログラムは、内蔵メモリにセーブされます。
Recall Default [F4] を押すと各プログラム/ステップの初期値設定をリコールします。
詳細は、157 ページ(7-3.初期設定)をご覧ください。
6.

78

3-2-3. プログラムチェーンの作成
注意
チェーン設定画面の概要

プログラムチェーンを作成する前に、プログラムはすでにセーブされていることを確認してください。
RS232 LOAD

01/Oct/2017開始プログラム
Program Chain Set

Start P01
P01
Off
P02
Off
P03
Off
P04
Off

操作

1.

SelectStart

RecallDefault

Previous
Menu

FUNC

> Program[F1] > Chain [F2]の順に押します。

ここでプログラムが無い場合、セットアップメモリからプログラムを呼び出す必要がある場合があります。
2. Select Start [F1]を押して、プログラムチェーンを開始するために使用されるプログラムを選択します。
Start:
P01 ~ P16
3. P01 を選択し、P01 にリンクするプログラムを選びます。
OFF を選択すると、P01 の後でチェーンを終了します。
P01 を選択すると、無限のチェーンが作成されます。
チェーンは順番にリンクされる必要はありません。
P01:
OFF, P01 ~ P16
4. チェーン内の他のプログラムのために手順 3 を繰り返します。
5. 内部メモリへのプログラムチェーンをセーブするために
Save を押します。
Recall Default [F4]を押すと初期設定にチェーンをリセットします。
詳細は、157 ページ(7-3.初期設定)をご覧ください。
Recall Default [F4]はプログラムチェーンをクリアします。

79

3-2-4. プログラム機能の実行
説明
操作プログラム機能は、ロードオンで実行されます。
1.
2.

3.

4.

5.

プログラム/の
実行中画面

FUNC

> Program [F1]の順に押します。

Program [F1] を On に設定することにより、プログラムモー
ドをオンにします。
PROG は Program がオンの時、LCD 表示上部に表示されます。
ロードオンにします。
ロードオンについては、72 ページ(3-1-2.ファンクション動作中のロードオン)をご覧ください。
プログラムがすぐに開始されます。 PROG はロードオンの時、オレンジ色になります。
プログラムが実行されている場合、画面には、プログラム、
ステップおよびメモリは、現在アクティブになっているかが表示されます。
Pause [F1] を押すと試験を中断し、再開するには、Continue [F1]を押します。
Run の設定が Manual に設定されていた場合は、Next [F2]を押して次のステップを実行します。
プログラム/チェーンは、実行が完了すると、各ステップの
Go-NoGo 結果の一覧が表示されます。
終了するには Exit [F5] を押します。
RS232 PROG

01/Oct/2017

0.000 V
0.0000 A
Run Program
Program No:
Step(Memory)

0.00 W
現在実行中のプログラム番号01
01(001) GO

現在実行中のContinue

Go-NoGo
判定結果

ステップ番号

現在のステップのメモリ番号

プログラムの終了画面

RS232 PROG

01/Oct/2017

Run Program Detail Result
Program
1
1
1

Step
1
2
3

Result
GO
GO
NG
Exit

80

3-3. シーケンス機能
本器は、プログラム機能とシーケンス機能が使用できます。
プログラムとシーケンスの違いは、プログラムは、ステップごとに異なる動作モードを使用することができますが、シーケンスは、シーケンス全体を通して同じ動作モードを使用しています。
シーケンスは複雑な負荷シミュレーションを作成するために使用されます。ノーマル
シーケンス機能とファストシーケンス機能の2つの異なるタイプがあります。
ノーマルシーケンス機能は、実行時間、各ステップのスルーレートを定義することができます。一方、ファストシーケンス機能での各ステップの実行時間は、ユーザによって設定されたレート（タイムベースの設定）に固定されています。

3-3-1. ノーマルシーケンス機能の概要
説明

ノーマルシーケンスはユーザー定義されたステップの数で構成され、そのシーケンスを実行することにより DC 負荷をシミュレートす
ることができます。
ノーマルシーケンスは最大 1000 個の個別のステップを用いて構成することができます。それぞれのノーマルシーケンスは、メモノートを持つことができます。
ノーマルシーケンスは、最大 9999 回または制限なしで繰り返し(ループ)動作させることができます。
ノーマルシーケンスは、終了時に設定された電圧、電流、電力または抵抗を保持するように構成することができます。
ノーマルシーケンスは、繋げる(チェーンする)ことができます。

説明図

Start Sequence

Sequence 1

Sequence 2::::
Sequence 10

81

STEP 01
STEP 02:
STEP NSTEP 01
STEP 02:
STEP NSTEP 01
STEP 02:
STEP N

編集の説明タイミング編集の
概要
設定
Start

Seq.No
Memo
Mode
Range

Loop
Last Load
Last
Chain

データ編集の概要
設定
Step

Value

ノーマルシーケンス設定はタイミング編集構成やデータ編集
構成に分割されます。タイミングの編集構成は、モード、レンジ、ループやチェーンなどの実際のシーケンスを構成するために使用されます。データ編集設定は、各シーケンスで使用される実際の手順を作成するために使用されます。それぞれの説明は以下を参照してください。
ノーマルシーケンスは、各シーケンスの次のタイミング設定が含まれます。
設定項目
説明
S01 ~ S10
スタートシーケンス番号
ノーマルシーケンスのチェーンを開始するために使用される順序を設定します。
S01 ~ S10
編集する現在のシーケンスを設定します。
12 characters
現在選択されているシーケンスのためにユーザーが作成したメモ。
CC, CR, CV, CP
シーケンスの負荷モード。
+ CV モードも使用できます。
ILVL
Low I range, Low V range
IMVL
Middle I range, Low V range
IHVL
High I range, Low V range
ILVH
Low I range, High V range
IMVH
Middle I range, High V range
IHVH
High I range, High V range
Infinite,
シーケンスのループ回数を設定しま
01 ~ 9999
す。
OFF, ON
シーケンス終了後の負荷条件を設定
します。
Value
Last Load = ON の時の設定値
Off, S01~S10
設定がオフでないとき、次のシーケンスを設定します。
ノーマルシーケンス内の各ステップは、以下の設定パラメータが含まれています。
設定項目
説明0001 ~ 1000
現在のステップを選択し、表示します。
Insert Point[F1]を使用して、新しいス
テップ番号を追加します。
選択された負荷モードで値を設定します。CR モードはジーメンス指定となり
ます。

82

Time
Load

0.05ms 999h:59m
ON, OFFRAMP

ON, OFF

入力電流

ステップ時間を設定します。
選択したステップのロードオンまたはオ
フを設定します。
電流値の遷移を選びます。オンでラン
プ動作、オフで階段的な変化になります。
Ramp: ON時間

入力電流

ステップ時間Ramp: OFF時間

TRIG OUT

ON, OFF

入力電流

ステップ時間TRIG OUT がオンに設定されている
場合、トリガ信号は、ステップの開始時にトリガ出力 BNC 端子から出力されます。
詳細は、136 ページ(4-1-16-1.トリガ信号出力)をご覧ください。
TRIG OUT: ON

時間
ステップ スタート

PAUSE

ON, OFF

83

TRIG OUT
選択されたステップ終了時に、一時停止するかを設定します。
オフ設定で、ステップ終了後に次のステップを実行します。
オン設定で、選択された負荷モードの値のまま、一時停止します。
Next[F2] を押す、または外部トリガ信号を使用すると、一時停止を解除されます。
詳細は、133 ページ(4-1-12.外部トリガ
信号)をご覧ください。

3-3-2. タイミングの設定
タイミング編集画面

RS232 LOAD

01/Oct/2017

Timing Edit for Fast Sequence
Memo:
001
Mode: CC
Last Load: OFF
Range: ILVL
Last 0.000 mA
Loop: Infinity
RPTSTEP 0004
Time Base: 600.00 ms

操作

1.

F. Seq.
Off

Edit
Sequence

FUNC> Normal Sequence [F2]の順に押します。

シーケンス設定

Previous
Menu

注意：N. Seq.の初期設定はオフとなっています。
2. Start を選び、スタートシーケンス番号を選択します。
Start:
S01 ~ S10
3. Seq. No.を選び、編集するシーケンス番号を選択します。
Seq. No.:
S01 ~ S10
4. 現在選択されているシーケンスの次のパラメータを設定します。詳細は、82 ページを参照して下さい。
Memo, Mode, Range, Loop
Last Load, Last, Chain
5. Save [F3] を押して現在選択されているシーケンスのタイミ
ングの設定をセーブします。
シーケンスのタイミング設定は完了です。
ノーマルシーケンスのデータ設定をする場合、85 ページ(3-3-3. データ設定編集)を参照して下さい。
ノーマルシーケンスを実行する場合、86 ページ(3-3-4.ノーマル
シーケンスの実行)を参照して下さい。

84

3-3-3. データ設定を編集
データ編集
画面

ステップの総数
実行中のステップ番号
01/Oct/2017

RS232 LOAD

Data Edit for Fast Sequences
Step: 0001 / 0005 RPT:0004
Value:
0.000 mA
TRIG OUT: OFF
ステップの設定
Insert
Point

操作

1.

FUNC

Delete
Point

Save

Fill

Previous
Menu> Normal Sequence [F2]の順に押します。

2. Seq.No. を選択し、編集したいシーケンスを選択します。
Start: S01 ~ S10
3. Edit Sequence [F2] を押してデータ設定メニューの編集に入ります。
注意：”データ編集画面“が、空白（ブランク）になっています。
4. Insert Point [F1] を押して、シーケンスのステップを追加します。
Insert Point が押されるたびに、新しいステップが追加されます。
挿入ポイントは、現在のステップになります。
5. 現在選択されているステップは、次のパラメータを設定します。詳細は、82 ページを参照して下さい。
Value, Time, LOAD, RAMP, TRIG OUT, PAUSE
6. 以前に挿入したステップを編集したい場合は、"Step:"パラメータでステップ番号を選んでください。
すでに挿入されたステップのみ選択できます。
Steps:
0001 ~ 1000
7. 現在選択されているステップは、Delete Point[F2] を使用して削除することができます。
8. シーケンスのすべてのステップ設定が完了した後、Save [F3]を押してステップをセーブしてください。
ノーマルシーケンスのデータ編集設定は完了です。
ノーマルシーケンスのタイミング設定を行う場合、84 ページ（3-3-2.
タイミング設定）を参照して下さい。
ノーマルシーケンスを実行する場合、86 ページ(3-3-4.ノーマルシーケ
ンスの実行)を参照して下さい。

85

3-3-4. ノーマルシーケンス機能の実行
説明
操作

ロードオンで、ノーマルシーケンス機能は実行されます。
1.

FUNC

> Normal Sequence [F2]を押します。

2.

N. Seq. [F1] to On.をオンへ設定することによって、ノーマルシー
ケンスモードをオンにします。
NSEQ は N. Seq.がオンになっているときに、LCD 表示の上部に表示されます。
3. ロードオンにします。
ロードオンについては、72 ページ(3-1-2.ファンクション動作中のロードオン)をご覧ください。
ノーマルシーケンス機能が、すぐに実行されます。
ロードオンになっているときに、 NSEQ アイコンがオレンジ色になり、Load キーがオレンジになります。
4. ノーマルシーケンス機能が実行されている場合、LCD 表示には、
現在実行中のシーケンス番号、ステップ番号、ループ（繰り返し）
回数を表示します。それと、現在のステップの経過時間または、
残りの時間を表示します。
シーケンスは Pause [F1]を押して一時停止し、Continue [F1]を押して、再開することができます。
ステップが作成されていない場合は、" No N.Seq."が表示されます。
シーケンスが終了すると、“Sequence Complete”が表示されます。
シーケンス
実行中画面

モニタデータRS232 NSEQ

01/Oct/2017

0.000 V
0.0000 A

0.00 W
0:00:46

Run N.Seq.全ステップの時間
Seq. No: 01
Step
0003
0:00:05
Loop:
0001
1ステップの時間

Continue

現在のステップと繰返し回数注意

ノーマルシーケンスの合計時間が1000時間以上の時は常に経過時間の表示となります。それ以外は、残り時間表示となります。

86

3-3-5. ファストシーケンス機能概要
概要

ファストシーケンスは、高速で実行できるステップで構成されています。ノーマルシーケンスとは異なり、ファストシーケンス
内の各ステップは、同じ実行時間（タイムベース）を持っています。
このモードでは、CC と CR モードでのみ使用できます。
最大 1000 個のステップを、ファストシーケンスに設定することができます。
各ファストシーケンスには、メモを付けられます。
ファストシーケンスは最大 9999 回または無限回数のループをさせることができます。
ファストシーケンス終了時に設定された電流や抵抗を保持するように構成することができます。
ランプ機能は、ファストシーケンス機能と一緒に使用することはできません。

説明図

Fast Sequence

説明

STEP 01
STEP 02:
STEP N

Loop:

ファストシーケンス設定はタイミング編集構成やデータ編集構成に分割されます。
タイミングの編集構成は、ファストシーケンスのすべてのステップに共通するすべての設定を構成するために使用されます。これには、負荷モード、負荷レンジ、ループやタイムベースと設定が含まれています。
データ編集設定は、各ステップで使用される実際のステップを作成するために使用されます。
それぞれの説明は以下を参照してください。

87

タイミング編集の
概要
設定
Memo
Mode
Range

ファストシーケンスは、次のタイミングの設定があります。
設定項目
12 characters

説明
現在選択されているシーケンスメ
モ。
シーケンスの負荷モード。
Low I range, Low V range
Middle I range, Low V range
High I range, Low V range
Low I range, High V range
Middle I range, High V range
High I range, High V range
選択したシーケンスのループ回数を設定します。
シーケンスの終了後の Last Load を設定します。
Last Load が ON に設定されているときの設定値。
ループの最後のステップ番号
ステップ実行時間

Last Load

CC, CR
ILVL
IMVL
IHVL
ILVH
IMVH
IHVH
Infinity,
01 ~ 9999
OFF, ON

Last

0.000000 A

RPTSTEPTime Base

0001 ~ 1000
0.025 ~600ms

データ編集の概要

ファストシーケンス内の各ステップは、以下の設定パラメータがあります。
設定項目
説明
0001 ~ 1000
現在のステップ番号の選択と表示がされます。
Insert Point [F1]を使用して、ステップを追加します。
最小 3 ステップが必要です。
選択した負荷モードの電流設定値またはジーメンス値。
ON, OFF
TRIG OUT が ON に設定されている
場合、トリガ信号は、ステップの開始時にトリガ出力 BNC 端子から出力されます。
詳細は、136 ページ(4-1-16-1.トリガ信号出力)をご覧ください。
TRIG OUT: ON
入力電流

Loop

設定
Step

Value
TRIG OUT

時間
ステップ スタート

88

TRIG OUTFILL の概要

FILL 機能は、この機能の開始ステップから終了ステップまで、設定値変化が均一に設定されます。
FILL 機能は、ファストシーケンスにステップが追加される前でも後でも設定することができます。
前：新しいステップが追加されたとき、FILL レンジ内の各値をあらかじめ記入します。
後：FILL レンジ内の各値を後から記入します。
設定値

設定例

End_Value
Fill
設定値
Start_Value

Step
Step
01

Step
02

Step
03

Start_Step Fill ステップ

設定
Start_Value

設定項目

End_Step

説明
開始ステップの電流または抵抗値を設定します。
終了ステップの電流または抵抗値を設定します。
開始ステップ番号を設定します。
終了ステップ番号を設定します。

End_Value
Start_Step
End_Step

Step
040001 ~ 1000
0001 ~ 1000

3-3-6. タイミングの構成を編集
タイミング編集画面

RS232 LOAD

01/Oct/2017

Timing Edit for Fast Sequence
Memo:
001
Mode: CC
Last Load: OFF
Range: ILVL
Last 0.000 mA
Loop: Infinity
RPTSTEP 0004
Time Base: 600.00 ms
F. Seq.
Off

操作

1.

FUNC

Edit
Sequence

シーケンス設定

Previous
Menu> Fast Sequence [F3]の順に押します。

注意：F. Seq. [F1] の初期設定はオフになっています。

89

ファストシーケンスでは、次のパラメータを設定します。
詳細は、88 ページを参照して下さい。
Memo, Mode, Range, Loop, Time Base
Last Load, Last, RPTSTEP
Save [F3] を押してファストシーケンスのタイミング編集設定
をセーブします。
シーケンスのタイミング設定は完了です。
ファストシーケンスのステップを編集する場合、90 ページ(3-3-7.データ編集)を参照して下さい。
ファストシーケンスを実行する場合、91 ページ(3-3-8.ファスト
シーケンス)を参照して下さい。

2.

セーブ

3-3-7. データ構成を編集
データ編集画面

ステップの総数
実行中のステップ番号
01/Oct/2017

RS232 LOAD

Data Edit for Fast Sequences
Step: 0001 / 0005 RPT:0004
Value:
0.000 mA
TRIG OUT: OFF
ステップの設定
InsertPoint

操作(1/2)

1.
2.

3.

4.

5.

FUNC

Delete
Point

Save

Fill

Previous
Menu

Fast Sequence [F3] > Edit Sequence [F2]の順に押して、データ編集設定メニューに入ります。
Insert Point [F1] を押してシーケンスにステップを追加します。Insert Point が押されるたびに、新しいステップが増加します。
新しく挿入された"ポイント"が、アクティブなステップになります。
現在選択されているステップには、次のパラメータを設定します。詳細は、88 ページを参照してください。
Value, TRIG OUT
以前に追加したポイント/ステップを編集したい場合は、
Steps パラメータを使用します。既存ステップのみ選択できます。
Steps:
0001 ~ 1000(RPTSTEP)
選択されているステップは、Delete Point[F2]で削除することができます。
ファストシーケンスは、最小 3 つのステップが必要です。

90操作(2/2)

6.

FILL 編集画面

FILL [F4] を押して、Fill 機能を使用します。 Fill パラメー
ターを設定します。詳細は、89 ページを参照してください。
Fill 機能は何度でも使用することができます。
Start_Value, End_Value, Start_Step, End_Ste
RS232 LOAD

01/Oct/2017

Fill Edit for Fast Sequences
Start_Value: 0.000 mA
End_Value: 10.002 mA
Start_Step
0001
End_Step
0010
Save

セーブ

Previous
Menu

シーケンスのすべてのステップが完了した後、ステップをセーブするには Save [F3]を押してください。
ファストシーケンス構成のデータ編集は完了です。
ファストシーケンスのタイミングを編集する場合、89 ページ(3-3-6.タイミングの構成を編集)を参照して下さい。
ファストシーケンスを実行する場合、91 ページ(3-3-8.ファスト
シーケンス)を参照して下さい。

3-3-8. ファストシーケンス機能の実行
説明
操作

ロードオンで、ファストシーケンスは実行されます。
1.
2.

3.

4.

FUNC

> Fast Sequence [F3]の順に押します。

Seq. [F1] を ON に設定します。
FSEQ は F SEQ が ON のときに、LCD 表示上部に表示されます。
ロードオンにします。
ロードオンについては、72 ページ(3-1-2.ファンクション動作
中のロードオン)をご覧ください。
ファストシーケンス機能がすぐに実行されます。
FSEQ がロードオンの時にオレンジ色になり、Load キーがオレンジ になります。
高速シーケンスが実行されている場合、現在のステップとループが表示されます。
“Sequence Complete” が、シーケンス終了時に表示さ
れます。

91

ファストシーケンス
実行画面

RS232 FSEQ

01/Oct/2017

7.498 V 0.0825 W
mA
11.001
現在のステップ番号
Run F.Seq.
Step
Loop:

0023
0001

現在のループ番号3-4. OCP テスト機能
説明

OCP テスト機能は、電源装置の過電流保護自動テストを作成できます。このテストは、電源装置の過電流保護が動作するかの確認と、その時の電圧と電流測定値を確認できます。
LSG で電源装置の過電流保護が動作しない場合のテスト終了
条件を設定できます。
下図に、OCP テスト機能の例を表します。
電流設定は、開始電流(Start C) から終了電流(End C) までをステップ(Set by
Step C、Set by Step T) ごとに変化します。電源装置の過電流保護が動作する
か、終了電流になると OCP テスト終了します。

92

3-4-1. OCP テスト機能の設定項目
設定項目

テストパターンを選択します。1～12
選択中の OCP テスト機能で、ユーザー作成メモ
電流レンジを選択します。High/Mid/Low
開始電流値を設定します。設定範囲はレンジによります。
終了電流値を設定します。設定範囲はレンジによります。
End C 値は、テストする電源装置の過電流保護
電流値より高く設定して下さい。
電源装置の過電流保護が正常に動作しない時のフェールセーフとして、このパラメータは使用されます。
電源装置からの電流値が End C 値以上となる場
合、電源装置の過電流保護が正常動作していません。
Step Current 電流ステップ値(増加分)を設定します。設定範囲(Step C)
はレンジによります。
Step Time
電流ステップの実行時間を設定します。(5ms ~(Step T)
16000s)Delay Time
Load キーが押されてから、テスト開始までの遅延(Delay)を設定します。(5ms ~ 160ms)
Trig Voltage
電源装置の過電流保護が正常動作したかの判定(Trig V)
用の電圧値を設定します。
電源装置の過電流保護が正常動作した時、電源装置の出力電圧は、リセット(電圧低下または電圧無し)となります。
Trig V 値は、電源装置の出力電圧がリセットされたかのテストのために使用します。
Last Current
試験完了後の電流値を設定します。
(last C)
電源装置の過電流保護が正常動作しない場合の保護となります。
OCP テスト機能は、CC モードのみで使用できます。
No.
Memo
Range
Start Current(Start C)
End Current(End C)注意

3-4-2. OCP テスト機能の設定
操作

1.
2.
3.

FUNC

> OCP [F4] > OCP ON [F1]の順に押します。

No.を選択し、テストパターンを選択します。
No:
1 ~ 12
以下の設定項目を、設定します。
設定項目は、93 ページをご覧ください。

93Memo, Range, Start C, End C, Step C
Step T, Delay, Trig V, last C
各設定項目は、内部メモリに保存されます。
画面

3-4-3. OCP テスト機能の実行
OCP テストの実行 1.
2.

テスト実行中表示

FUNC> OCP [F4] > OCP ON [F1]の順に押します。

ロードオンにします。
ロードオンについては、72 ページ(3-1-2.ファンクション動作
中のロードオン)をご覧ください。
電源装置の電圧が Trig V 電圧より大きいとき、OCP テス
トが開始されます。
OCP テストの電流は、Start C 値から End C 値まで Step
T 時間間隔で Step C 値ずつ増加します。

現在の測定値
RS232

01/Oct/2017

1.15 W

7.498 V
0.1531 A
OCP Test
Running.

OCP

Set Curr:

Fetch Volt:

2.000
1.500
1.000

6.91
6.92
6.91

最後の3点の設定電流
最後の3点の測定電圧
結果はステップごとに下にスクロールします94

3-4-4. OCP テスト機能の結果
正常終了時表示

電源装置の過電流保護が正常動作したとき、OCP テスト終了します。LCD 表示部に、テスト終了時ステップの状態が表示されます。

OCP認識時の測定値
RS232

01/Oct/2017

0.00 W

7.498 V
0.0000 A
OCP Test
Current：

OCP

Set Curr:

Fetch Volt:

2.000
1.500
1.000

6.91
6.92
6.91

2.500A

OCPを認識した電流値
タイムアウト時表示

電源装置の過電流保護が正常動作しないとき OCP タイムア
ウトとなります。
電源装置の電圧が Trig V より小さかったり、電流が End C より大きかったりすると OCP タイムアウトとなります。
RS232

01/Oct/2017

OCP

0.00 W

7.498 V
0.0000 A
Set Curr:
OCP Test
OCP time out 2.000
1.500
1.000

Fetch Volt:
6.91
6.92
6.91

OCPを認識できなかった場合の表示

95電圧設定エラー

OCP テストが始まって、電圧装置電圧が Trig V 電圧より小さ
いとき、Config Error となります。
これは、電源装置が動作していなかったり、電源装置またはTrig V が誤って設定されたりしている事を、示しています。
RS232 FSEQ

03/Oct/2018

0.00 V
0.000 AOCP Test
Config Error

0.00 w
Set Curr:

Fetch Volt:

Config Error indicates that upon
電圧装置電圧が Trig V 電圧より小starting the power supply voltage is
さいときの表示less than the Trig V voltage.

Note

Trig V 設定は、電圧装置の出力電圧を考慮して行ってください。

3-4-5. OCP テスト機能のデータ保存
操作

1.

OCP テストが終了した後、TEST Result [F1]を押すと、LCD 表示にテスト結果波形が表示されます。
Esc [F1]を押すと、テスト結果波形は終了します。

前面パネルの USB ポートに USB メモリを差し込み、Save [F3]を押すと USB メモリにデータが保存されます。
データ数は 65536 個までとなります。
USB メモリに保存されたデータ名は、“RESULTxx.CSV”とし
て下さい。

2.

96

CSV データを表計算アプリで開くと以下のようになります。

97

3-5. OPP テスト機能
OCP テスト機能は、電源装置の過電力保護自動テストを作成できます。
このテストは、電源装置の過電力保護が動作するかの確認と、その時の電圧と電流測定値を確認できます。
LSG で電源装置の過電力保護が動作しない場合のテスト終了
条件を設定できます。

Description

下図に、OPP テスト機能の例を表します。
電力設定は、開始電力(Start W) から終了電力(End W) までをステップ(Set by
Step W、Set by Step T) ごとに変化します。電源装置の過電力保護が動作する
か、終了電力になると終了です。

Trig Voltage
OPP Watt
Trig Delay Time
Step Watt

Step Time
Last Watt
Start Watt98

3-5-1. OPP テスト機能の設定項目
設定項目

テストパターンを選択します。1～12
選択中の OPP テスト機能で、ユーザー作成メモ
電力レンジを選択します。High/Mid/Low
開始電力値を設定します。設定範囲はレンジによります。
終了電力値を設定します。設定範囲はレンジによります。
End W 値は、テストする電源装置の過電力保護
電力値より高く設定して下さい。
電源装置の過電力保護が正常に動作しない時のフェールセーフとして、このパラメータは使用されます。
電源装置からの電力値が End W 値以上となる場
合、電源装置の過電力保護が正常動作していません。
Step Watt
電力ステップ値(増加分)を設定します。設定範囲(Step W)はレンジによります。
Step Time
電流ステップの実行時間を設定します。(10ms ~(Step T)
50s)
Trig Delay
Step Watt による電力増加の後、Trig Voltage をTime検出しないように Trig Delay Time を設定します。
(Delay)(Trig Delay Time は、Step Time より小さくしてく
ださい)
Trig Voltage
電源装置の過電力保護が正常動作したかの判定(Trig V)
用の電圧値を設定します。
電源装置の過電力保護が正常動作した時、電源装置の出力電圧は、リセット(電圧低下または電圧無し)となります。
Trig V 値は、電源装置の出力電圧がリセットされたかのテストのために使用します。
Last Watt
試験完了後の電力値を設定します。
(last W)
電源装置の過電力保護が正常動作しない場合の保護となります。
OPP テスト機能は、CP モードのみで使用できます。
No.
Memo
Range
Start Watt
(Start W)
End Watt(End W)注意

3-5-2. OPP テスト機能の設定
操作

1.
2.

FUNC

> Next Manu [F5] > OPP [F1]の順に押します。

No.を選択し、テストパターンを選択します。
No.:
1 ~ 1299

以下の設定項目を、設定します。
設定項目は、99 ページをご覧ください。
Memo, Range, Start W, End W, Step W
Step T, Delay, Trig V, last W
各設定項目は、内部メモリに保存されます。

3.

画面

USB

01/Oct/2018

OPP

OPP Function NO.: 01
Memo: No Memo
0.10
Low StepT:
Range:Start W: 0.0000 Delay:
0.00
2.50
End W: 0.0001 Trig V:
Step W: 0.0001 last W: 0.0000
OPP
ON

PreviosMenu

3-5-3. OPP テスト機能の実行
OCP テストの実行 1.
2.

テスト実行中表示

FUNC> Next Manu [F5] > OPP [F1]の順に押し

そして、OPP ON [F1]を押し OPP ON とします。
ロードオンにします。
ロードオンについては、72 ページ(3-1-2.ファンクション動作
中のロードオン)をご覧ください。
電源装置の電圧が Trig V 電圧より大きいとき、OPP テス
トが開始されます。
OPP テストの電力は、Start W 値から End W 値まで Step
T 時間間隔で Step W 値ずつ増加します。
USB

01/Oct/2018

OPP

10.03W
4.88 V 50.61
4.142 A
0:00:01
OPP Test
Running.

Fetch Watt: Fetch Volt:
10.03
4.91
0.00
4.92

Exit

100

3-5-4. OPP テスト機能の結果
正常終了時表示

電源装置の過電力保護が正常動作したとき、OPP テスト終了します。LCD 表示部に、テスト終了時ステップの状態が表示されます。
USB

01/Oct/2018

OPP

50.72W
4.81 V 50.61
10.530 A
0:00:07
OPP Test
Watt:

50.71 W
TEST
Result

タイムアウト時表示

Fetch Watt: Fetch Volt:
60.76
4.79
50.71
4.82
40.57
4.83
30.40
4.85
Exit

Save

電源装置の過電流保護が正常動作しないとき OPP タイムア
ウトとなります。
電源装置の電圧が Trig V より小さかったり、電力が End W より大きかったりすると OPP タイムアウトとなります。
USB

01/Oct/2018

OPP

4.81 V 50.61W
10.525 A
0:00:15
OPP Test
Time Out

Fetch Watt: Fetch Volt:
91.21
4.76
81.01
4.76
70.91
4.77
60.73
4.79
Exit

101

電圧設定エラー

OCP テスト始まって、電圧装置電圧が Trig V 電圧より小さい
とき、Config Error となります。
これは、電源装置が動作していなかったり、電源装置またはTrig V が誤って設定されたりしている事を、示しています。
USB

01/Oct/2018

4.90 V
0.000 AOPP Test
Config Error

OPP

0.00 W
Fetch Watt: Fetch Volt:
0.00

4.91

Exit

注意

Trig V 設定は、電圧装置の出力電圧を考慮して行ってください。

3-5-5. OPP テスト機能のデータ保存
操作

1.

OPP テストが終了した後、TEST Result [F1]を押すと、LCD 表示にテスト結果波形が表示されます。
Esc [F1]を押すと、テスト結果波形は終了します。

前面パネルの USB ポートに USB メモリを差し込み、Save [F3]を押すと USB メモリにデータが保存されます。
データ数は 65536 個までとなります。
USB メモリに保存されたデータ名は、“RESULTxx.CSV”とし
て下さい。

3.

102

CSV データを表計算アプリで開くと以下のようになります。

3-6. BATT テスト機能
説明

BATT テスト機能は、バッテリー放電の自動テストを作成できます。テストは、一定のモード(CC, CR, CP)で放出し、設定した停止点(discharge time, battery AH, battery WH)で、テストは終わります。放電テスト(discharge time, battery AH, battery WH)
は、LCD 表示上で確認する事ができます。
LSG でバッテリー・テストが失敗する場合のテスト終了条件を設定できます。
下図に、BATT テスト機能の例を表します。
テストは設定した値のモードで動作し、設定した停止点達で止まります。
例： 放電 CC モード

VinStop Volt
Setting
CC modeBegin Discharge

Current
AH

t
0

SlewRate =Stop Time
Stop AH

103

SlewRate ?

例： 放電 CR モード

Begin Discharge

VinStop Volt
Setting
CR modeCurrent
AH

t
0

SlewRate =Stop Time
Stop AH

SlewRate ?

例： 放電 CP モード

Begin Discharge

VinStop Volt
Current

Setting
CP modeAHt0

SlewRate =Stop Time
Stop AH

SlewRate ?

3-6-1. BATT テスト機能の設定項目
設定項目

BATT No.
Memo
Mode
Range

テストパターンを選択します。1～12
選択中の BATT テスト機能で、ユーザー作成メモ
放電モードを選択します。 (CC, CR, CP)
電流レンジ(High/Mid/Low)と電流レンジ(High/Low)を選択します。
例：ILVL(電流レンジ Low, 電圧レンジ Low)

104

Setting
Slew Rate=
Slew Rate?
Stop Volt
Stop Time
Stop AH
Datalog timer

選択された放電モードの値を設定します。 (CC
モード：A、CR モード：mS、CP モード：W)
立ち上がりスルーレートを設定します。
単位：mA/us、CP モードは設定できません。
立ち下がりスルーレートを設定します。
単位：mA/us、CP モードは設定できません。
テスト終了電圧を設定します。バッテリー放電
開始電圧より、低く設定してください。
テスト終了時間を設定します。
(最大設定； 999h:59m:59s).
テスト終了放電エネルギーを設定します。
(最大設定：9999.99Ah).
データ測定間隔を設定します(1～120 秒)。デー
タロギング機能動作にて、最大 65,535 個のデータが保存できます。
データ保存がいっぱいになった時、データは保存されず、無視されます。

3-6-2. BATT テスト機能の設定
操作

1.

FUNC

> Next Manu [F5] > BATT [F2]の順に押します。

以下の設定項目を、設定します。
設定項目は、104 ページをご覧ください。
BATT No., Memo, Mode, Range, Setting
Slew Rate=, Slew Rate?
Stop Volt, Stop Time, Stop AH, Datalog timer
各設定項目は、内部メモリに保存されます。

2.

105

画面

USB

01/Oct/2018

BATT

BATT Function
BATT NO.:01
Memo:
No MemoMode:
CC
Range:
IHVH
Setting:
5.0000 A
BATT
ONPrevios
Menu

USB

01/Oct/2018

BATT

BATT Function
SlewRate
SlewRate
Stop Volt:
Stop Time:
Stop AH:

25.000 mA/us
25.000 mA/us
3.00 VOFF
0.20AhBATT
ONPrevios
Menu
USB

01/Oct/2018

BATT

BATT Function
SlewRate
25.000 mA/us
Stop Volt:
3.00 V
Stop Time:OFF
Stop AH:
0.20AhDatalog timer
1s
BATT
ON

PreviosMenu

3-6-3. BATT テスト機能の実行
OCP テストの実行 1.
2.

FUNC

> Next Manu [F5] > BATT [F2]の順に押し

そして、BATT ON [F1]で BATT ON とします。
ロードオンにします。
ロードオンについては、72 ページ(3-1-2.ファンクション動作
中のロードオン)をご覧ください。
テストは、設定した放電モードと設定値で行われ、設定した停止点まで実行されます。

106

テスト実行中表示

USB

01/Oct/2018

BATT

24.47W
4.90 V 50.61
4.994 A
0:00:01
0.0024 Ah

0.0019 Wh

Discharging:

CC, IHVH, 5.0000 A
Stop: 3.00V, 0.20Ah
Exit

3-6-4. BATT テスト機能の結果
stop voltage、stop time、stop AH の何れかの条件
でテストは終了します。その時の状態は、LCD 表示に表示さ

説明

れます。
テスト終了
stop voltage

stop timestop AH

USB

01/Oct/2018

BATT

0.00W
2.95 V 50.61
0.000 A
0.0418 Ah

0.1778 Wh

Complete Discharging:

CC, IHVH, 5.0000 A
Stop Volt: 3.00V
TEST
Result

テスト終了

stop time

Exit

Save
USB

01/Oct/2018

BATT

0.00W
4.92 V 50.61
0.000 A
0.0832 Ah

0.4077 Wh

Complete Discharging:

CC, IHVH, 5.0000 A
Stop Time: 0:01:00
TEST
Result

Save

107

Exit

テスト終了USB

01/Oct/2018

stop AH

BATT

0.00W
4.90 V 50.61
0.000 A
0:00:120.1000 Ah

0.4880 Wh

Complete Discharging:

CC, IHVH, 5.0000 A
Stop AH: 0.10Ah
TEST
Result

注意

Save

Exit

Stop Volt 設定は、電圧装置の出力電圧を考慮して行ってください。

3-6-5. BATT テスト機能のデータ保存
操作

2.

BATT テストが終了した後、TEST Result [F1]を押すと、LCD 表示にテスト結果波形が表示されます。
Esc [F1]を押すと、テスト結果波形は終了します。

前面パネルの USB ポートに USB メモリを差し込み、Save [F3]を押すと USB メモリにデータが保存されます。
USB メモリに保存されたデータ名は、“RESULTxx.CSV”として下さい。CSV データを表計算アプリで開くと以下のようにな
ります。

3.

108

3-7. MPPT 機能
説明

注意
機能

MPPT 機能は、ソーラーパネルの最大電力測定を行う機能です。（本機能は保証外です）
本機能はファームウエア Ver1.32 以上(LSG)、Ver1.08 以上(LSG-H)が必要です。また動作についてはサポート外となります。
本機能ではソーラーパネルの出力特性を自動測定できます。測定は I-V 特性、P-V 特性となります。

トラッキング動作を行うことで最大電力点の確認ができます。

109

設定項目

2GByte 以下のパーテーションの USB メモリに測定結果を保存できます。
No.
テストパターンを選択します。1～12
Memo
テスト内容のメモが入力できます。
Mode
放電モードを CC,CV~選択します。
Range
電流レンジ(High/Mid/Low)と電流レンジ(High/Low)を選択します。
例：ILVL(電流レンジ Low, 電圧レンジ Low)
Response
反応速度を設定します。
CV mode: Slow, Fast
CC mode: 1, 1/2, 1/5, 1/10
Sweep Range 変動範囲を設定します。
CV mode: 値または%CC mode: 値
Start VCV 動作時の開始電圧を指定します。
(開始電圧)
0~最大電圧End V
CV 動作時の終了電圧を指定します。
(終了電圧)
0~最大電圧Step VCV 動作時のステップを指定します。
(ステップ電圧)Start CCC 動作時の開始電流を指定します。
(開始電流)
0~最大電流
End C
CC 動作時の終了電流を指定します。
(終了電流)
0~最大電流Step CCC 動作時のステップを指定します。
(ステップ電流)Step Timeステップの時間を 0.01 秒から 50 秒で指定しま(ステップ時間)す。
Detect Short
現バージョンでは検出なし(短絡検出)

110

パネル操作1.

FUNC> Next Manu[F5] > MPPT[F4]を押します

CV モード時の設定
一覧111

CC モード時の設定

2. 設定項目.
 MPPT No.
 Mode Response Start C (Start V) Step C (Step V) Detect Short (Disable only)







Memo
Range
Sweep Range
End C (End V)
Step Time

3-7-1. トラッキングの設定
概要
設定項目

トラッキング機能の設定を行います。
Tracking
トラッキング機能の On/off をします。
Track Step
トラッキングの範囲を指定します。
0.01% ~ 5.00%
Track Step Time ステップ時間を指定します。
0.01s ~ 2.00 s
Pmax Detection Pmax（最大電力点）の検出時間を指定します(検出時間)（OFF、1m〜60m）。再検出を行うとピークが 2点の場合でも検出できます。

112

Measure Interval 測定時間を指定します。
(測定時間)
1.0s ~ 60.0s
パネル操作
1.

FUNC

> Next Manu[F5] > MPPT[F4] > Edit Tracking[F2]を押します。

2. 設定項目 Tracking
 Track Step Time Measure IntervalTrack Step
Pmax Detection

3-7-2. 自動 MPPT テスト
概要
設定項目

カレンダーを設定して自動で MPPT テストを開始・終了します。
Auto Load on/off 自動テストを以下で指定します。
Disable
通常動作を行います。
Only Start
開始のみ指定します
Only Stop
終了のみ指定します。
Enable開始・終了を指定します。

パネル操作
1.

FUNC

> Next Manu[F5] > MPPT[F4] >Time Set[F3]を

押します。

113

114

2. 設定項目
 Auto Load on/off Start Time
 Stop Time
MPPT テストの開始 1. データ保存用の FAT32 フォーマットの USB メモリを装着します。
2. 自動テストが Disableno 場合は、
FUNC

> Next Manu[F5] > MPPT[F4] >MPPT ON[F1]でテストを有効にします。
3. Shift + Load キーでテストを開始します。
終了条件が満足されるとテストが終了します。
動作例

115

結果例

3-7-3. MPPT テスト機能のデータ保存
TEST Result [F1]を押すと、LCD 表示にテスト結果波形が表示されます。テスト結果データを保存するには、[F3]を押します。
最大電力点追跡テストのグラフを表示するには、Detect
P'max [F1]を押します。

116

MPPT 試験のグラフを表示するには、MPPT 結果[F2]を押します。

スクリーンショットを撮りたい場合は、[F3]を押します。 Esc[F1]を押して終了します。

117

CSV ファイルに保存した結果は以下のようになります。
テスト結果例<DATE><Pmax Detection Method><Hill Climbing Method Tracking><Measurement condition><MPPT TEST RESULTS>(1)Start Time
(2)
End Time(3)
MAX No.
(4)
MAX Time(5)
MAX Voltage(6)
MAX Current(7)
MAX Power

試験日
最大電力検出設定
トラッキング設定
測定間隔
テスト結果
開始日時
終了日時
測定ポイント数
最大点日時
最大点電圧
最大点電流
最大点電力

118

I-V、P-V テスト例

< PMAX DETECTION RESULTS >(1) Start Time
(2) MAX No.
(3) MAX Voltage(4) MAX Current(5) MAX Power(6) Short Circuit(7) Open Circuit(8) DATA Lists
No
VOLT(V)CURR(A)
POWER(W)

最大点測定結果
開始日時
最大点インデックス
最大点電圧
最大点電流
最大点電力
ショートあり・なし
開放電圧
個別データ
インデックス
測定電圧
測定電流
測定電力

119

自動テスト例

開始日時
終了日時
測定電圧
測定電流
測定電力

(1) Start Time
(2) Stop Time
VOLT(V)CURR(A)
POWER(W)120

第4章 外部コントロール
4-1. アナログコントロール
ここでは、背面パネルにある外部電圧や外部抵抗による本器制御用 J1 コントロー
ルコネクタ、電流/電圧モニター出力用の J3 コネクタを使用する方法について説明します。
J1 コントロールコネクタの下の位置にある J2 コネクタは、並列制御のために使用されます。
J1、J2、J3 の各コネクタの詳細は、159 ページ(7-4.本体コントロールコネクタ)を参照して下さい。

4-1-1. J1/J3 コネクタの概要
4-1-1-1. J1 コネクタ
説明

警告

J1 コネクタは、標準の mil 20 ピンコネクタ （オムロン XG4A
IDC:圧接タイプのプラグ）です。コネクタは、アナログ制御のために使用されます。J1 コネクタのコンタクトピンの割り当ては、159 ページを参照してください。
フレーム制御コネクタの一部のピンは、前面または背面の入力端子に接続されています。
感電防止のため、J1 と J2 コネクタの両方にカバーをして、ご使用ください。

ピン配列

19 FRAME CONT 1
J120

J1 コネクタピンアサイン
No Name1
Ext-V In / Ext-R In (+)
3
A COM
5
PRL In(+)
7
Ext-Load On(+)
9
I RangeCont0(+)
11 Ext Trigger In(+)
13 Load On Out(+)
15 I Range Status0(+)
17 STATUS COM
19 Short Signal Our(+)

2

No
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

121

Name
Ext-V In (+) for +CV
SUM I Mon Out
PRL In(-)
I RangeCont1(+)
Ext Alarm In(+)
A COM
I Range Status1(+)
Alarm Out(+)
NC
Short Signal Our(-)

4-1-1-2. J3 コネクタ
説明

警告

J3 コネクタに接続する線材は、AWG24~28 をご使用下さい。
線材の被覆を約 10mm 剥いて下さい。J3 コネクタの端子穴上のボタンを押しながら、端子穴に線材を差し込んで下さい。
J3 コネクタのコンタクトピンの割り当ては、161 ページを参照してください。
本コネクタは LSG-175H/350H/1050H のみとなります。
線材は、J3 コネクタの端子穴に深く差し込んで下さい。
線材の導体部が筐体や他の線材の導体部に接触しない様にして下さい。
感電防止のため、J3 コネクタにカバーをして、ご使用くださ
い。

ピン配列

J3 コネクタピンアサイン
No Name1
I MON OUT
3
A COM

No
2
4

122

Name
V MON OUT
A COM

4-1-2. 外部電圧コントロールの概要
説明

CC、CR、CV、CP と Cx+CV モードの外部電圧コントロール
は、背面パネルの J1 コネクタを使用します。入力電圧 0～
10V に対して 0%〜100%の定格電流（CC モード）、定格電圧（CV、Cx+CV モード）、または定格電力（CP モード）に対応しています。CR モードの場合は、0V〜10V に対して最大抵抗〜最小抵抗に対応しています。
J1 コネクタに外部電圧源を接続する場合は、フェライトコアを使用し、ツイストペア線を使用します。

接続

EXT-V

LSG
１

＋
－

Pin1 → EXT-V (+)

J1
connector

Pin3 → EXT-V (-)

3
Ferrite Core andtwisted wiring

CC,CV,CR,CP
EXT-V

Input
Terminals

LSG-H
2

＋
－

J1
connector

Pin2 → EXT-V (+)
Pin3 → EXT-V (-)

3
Ferrite Core andtwisted wiring+ CV only
注意
警告

Input
Terminals

外部電圧コントロール用の入力インピーダンスは 10kΩ です。
外部電圧制御のための安定した電圧を供給してください。
外部電圧コントロールを使用する場合は、ピン 1 と 3 の間が±11V を超えないことを確認してください。この電圧を超えると、本器を損傷する恐れがあります。
入力が 11.8V 以上になると EXT.OV エラーが表示され、11.8V 未満になるまで続きます。
ピン 3 を使用するときは注意してください。ピン 3 は直接負の入力端子に接続されています。

123

4-1-3. 外部電圧コントロールの操作
説明

CC モード

外部電圧コントロールは、CC、CV、CR、CP および Cx+CV
モードの電流、電圧、抵抗、電力を制御することができます。
各負荷モードの設定は同じです。
入力電流=定格電流×（外部電圧/10）
電流
設定値

フルスケール
調整

定格値

調整後

0A
オフセット調整

0V

10V

外部入力
電圧

調整前

CR モード

入力コンダクタンス=
定格コンダクタンス×（外部電圧/10）
コンダクタンス
設定値

フルスケール
調整

定格値

調整後

0S
オフセット調整

0V

10V

外部入力
電圧

調整前

CV モードCx+CV モード

入力電圧=定格電圧×（外部電圧/10）
電圧
設定値

フルスケール
調整

定格値

調整後

0V
オフセット調整

0V

10V
調整前

124

外部入力
電圧

CP モード

入力電力=定格電力×（外部電圧/10）
電力
設定値

フルスケール
調整

定格値

調整後

0W
オフセット調整

0V

10V

外部入力
電圧

調整前

操作

1.
2.
3.
4.

5.

本器の電源をオフにします。
J1 コネクタのピン 1 (またはピン 2、+CV の場合)と 3 に外部電圧を接続します。
本器の電源をオンにします。
動作モードとレンジを設定します。
各放電モードとレンジについては、29 ページ(2-1.基本操作)をご覧ください。
Main> Configure [F5] > Next Menu [F4] >External [F3]の順に押します。
CC,CR,CV,CP モードを外部電圧制御する場合、Control のパラメータを V に設定します。
Cx+CV モードを外部電圧制御する場合、Control のパ
ラメータを V/R/Rinv(OFF 以外)に設定して下さい。そして、+CV Control のパラメータを ON に設定します。
Control のパラメータを OFF に設定した場合、Cx+CV モードの外部電圧制御は動作しません。
これで J1 コネクタは、外部電圧制御のための準備ができま
した。

6.

注意

125

4-1-4. 可変抵抗によるオフセットとフルスケールの調整
背面パネルの可変抵抗器
LSG-175H/350H/10
50H のみとなります。

VR1

VR2

VR3

VR4

FS

OS

FS

OS

CC/CR/CV/CP

操作
CC, CR, CV, CP
モード

Cx+CV モード+CV

J1-1(+)、3(-)間に 1V を入力します。
負荷モード定格の 10%入力になるように VR2 で調整します。
3. J1-1(+)、3(-)間に 10V を入力します。
4. 負荷モード定格の 100%入力になるように VR1 で調整します。
5. J1-1(+)、3(-)間に 1V を入力します。
6. 負荷モード定格の 10%入力になるように VR2 で調整します。
注)本調整は、使用する負荷モード、電流レンジ、電圧レン
ジが変わった場合、再調整が必要です。
1. J1-2(+)、3(-)間に 1V を入力します。
2. +CV モード定格の 10%入力になるように VR4 で調整します。
3. J1-2(+)、3(-)間に 10V を入力します。
4. +CV モード定格の 100%入力になるように VR3 で調整します。
5. J1-2(+)、3(-)間に 1V を入力します。
6. +CV モード定格の 10%入力になるように VR4 で調整します。
注)本調整は、電圧レンジが変わった場合、再調整が必要
です。
1.
2.

126

4-1-5. 外部抵抗コントロールの概要
説明

CC、CR、CV、CP モードの外部抵抗コントロールは、背面パネルの J1 コネクタを使用します。
0kΩ〜10kΩ の抵抗は入力電流、電圧、抵抗又は電力を制御するために使用されます。
抵抗コントロールは比例と負の比例に設定できます。詳細は、128 ページ(4-1-6.外部抵抗コントロールの操作)を参照してください。
J1 コネクタに外付け抵抗を接続するときは、フェライトコアを使用し、ツイストペア線を使用します。
EXT-R
LSG

接続

1

J1
connector

Pin3 → EXT-R

3
Ferrite Core andtwisted wiring

注意

Pin1 → EXT-R

Input
Terminals

50Ω 以下の最小残留抵抗の抵抗を使用してください。
注意：切換えスイッチによる固定抵抗の切換は不安定になりますので使わないでください。連続的な可変抵抗を使用してください。
入力抵抗が 11.8ｋΩ 以上になると EXT.OV エラーが表示され、11.8ｋΩ 未満になるまで続きます。

127

4-1-6. 外部抵抗コントロールの操作
説明

CC モード

外部抵抗コントロールは、CC、CV 、CR および CP モードの電流、電圧、抵抗、電力を制御することができます。各負荷モードの設定は同
じです。
比例制御：
入力電流=定格電流×（外部抵抗 / 10）
負の比例制御:入力電流=定格電流×（1 - 外部抵抗 / 10）
電流
設定値

負の比例制御フルスケール
調整

定格値

比例制御
調整後
0A
オフセット調整 0Ω

10kΩ

外部入力
抵抗

調整前

CR モード比例制御：
入力コンダクタンス=定格コンダクタンス×（外部抵抗 / 10）
負の比例制御:入力コンダクタンス=定格コンダクタンス×（1 - 外部抵抗 / 10）コンダクタンス
設定値

負の比例制御フルスケール
調整

定格値

比例制御
調整後
0S
オフセット調整 0Ω

10kΩ
調整前

128

外部入力
抵抗

CV モード

比例制御：
入力電圧=定格電圧×（外部抵抗/10）
負の比例制御：入力電圧=定格電圧×（1 - 外部抵抗/10）
電圧
設定値

負の比例制御フルスケール
調整

定格値

比例制御
調整後
0V
オフセット調整 0Ω

10kΩ

外部入力
抵抗

調整前

CP モード比例制御：
入力電力=定格電力×（外部抵抗 / 10）
負の比例制御：入力電力=定格電力×（1 - 外部抵抗 / 10）
電力
設定値

負の比例制御フルスケール
調整

定格値

比例制御
調整後
0W
オフセット調整 0Ω

10kΩ

外部入力
抵抗

調整前

安全上の理由から負の比例制御をお勧めします。ケーブルのいずれかが偶発的に切断された場合でも、電圧/電流/電力設定は最小限に
注意低下します。比例制御を使用した場合、同様の状況下では、予想外に高い設定となります。
操作
1. 本器の電源をオフします。
2. J1 コネクタのピン 1 と 3 に外部抵抗を接続します。
3. 本器の電源をオンします。
4. 負荷モードと負荷レンジを設定します。各放電モードとレンジについては、29 ページ(2-1.基本操作)をご覧ください。
5.

Main

> Configure [F5] > Next Menu [F4] > External [F3]の順に押します。
6. Control のパラメータを R （比例制御）または Rinv （反比例制御）に設定します。
これで J1 コネクタは、外部抵抗コントロールの準備ができました。

129

4-1-7. 可変抵抗によるオフセットとフルスケールの調整
背面パネルの可変抵抗器
LSG-175H/350H/1
050H のみとなりま
す。

VR1

VR2

FS

OS

CC/CR/CV/CP

操作
比例制御

負の比例制御J1-1(+)、3(-)間に 1kΩ をつなぎます。
負荷モード定格の 10%入力になるように VR2 で調整します。
3. J1-1(+)、3(-)間に 10kΩ をつなぎます。
4. 負荷モード定格の 100%入力になるように VR1 で調整します。
5. J1-1(+)、3(-)間に 1kΩ をつなぎます。
6. 負荷モード定格の 10%入力になるように VR2 で調整します。
注)本調整は、使用する負荷モード、電流レンジ、電圧レンジが変わった場合、再調整が必要です。
1. J1-1(+)、3(-)間に 9kΩ をつなぎます。
2. 負荷モード定格の 10%入力になるように VR2 で調整します。
3. J1-1(+)、3(-)間に 1kΩ をつなぎます。
4. 負荷モード定格の 90%入力になるように VR1 で調整します。
5. J1-1(+)、3(-)間に 9kΩ をつなぎます。
6. 負荷モード定格の 10%入力になるように VR2 で調整します。
注)本調整は、使用する負荷モード、電流レンジ、電圧レンジが変わった場合、再調整が必要です。
1.
2.

130

4-1-8. 外部コントロールによるロードオン/オフ
説明
ピン入力

J1 コネクタのピン 7 と 12 に接続された外部スイッチで、本器のロードオンとオフができます。
J1 コネクタの 7 番ピンは内部で 10kΩ の抵抗で 5V にプルアップされています。したがって、外部スイッチがオープン状態で、7 番ピンは論理的には High となります。外部スイッチがクローズ状態で、7番ピンは A Low(COM のレベルにプルダウン)となります。

接続

LSG
+5V
Switch10kΩ
7Pin7→Ext-Load On(+)

Analogconnector

Pin12→A COM

12
A COM

例

外部スイッチがオープン（High）またはクローズ（Low）されているとき、本器のロードオンを設定できます。

High
LoadOn In = HighLow
High
LoadOn In = Low
Low
On

Load off
Load

OffLoad on
操作

Main

注意

> Configure [F5] > Next Menu [F4] > External [F3]の順におして、 LoadOn IN を設定します。
外部スイッチがクローズ状態でロードオンする場合、[Low]に設定します。
外部スイッチがオープン状態でロードオンする場合、[High]に設定します。
外部スイッチで本器がロードオフの時、Load キーで本器をロードオ
ンする事はできません。外部スイッチで本器がロードオンの時、Load キーで本器をロードオフする事はできます。

131

4-1-9. ロード オン/オフ ステータス説明
ピン配置

J1 コネクタのピン 13、17（ロードオンステータス）はロード状
態（オンまたはオフ）をモニターできます。
ロードステータスピンはフォト
13
カプラのオープンコレクタ出力です。

17
フォトカプラ入力：30Vmax、8mAmax

4-1-10. 電流レンジの外部コントロール
説明

電流レンジが H レンジに設定されているときに、現在の負荷モードの電流レンジを外部から切り換えることができます。
電流レンジは、J1 コネクタの 8、9（Range Cont 1、0）との 12（A COM）ピンで制御できます。

操作

1.

ピン入力

Main

> Configure [F5] > Next Menu [F4] >External [F3] を押し、Control を V、 R 又は Riv の何れかに設定します。
2. 外部から電流レンジを制御する場合は、ピン 8、9 の組み
合わせでレンジを決定します。
I Range
Pin 9
Pin 8
H
High
High
M
High
Low
L
Low
High
J1 コネクタのピン 8 と 9 は、オープン状態で内部で 10kΩ の
抵抗で 5V にプルアップされます。クローズ状態でピン 8 と 9は、A COM レベルにプルダウンされています。

接続

LSG
+5V
スイッチ

8
9
12

注意

10 kΩ
J1
コネクター
A COM

手動操作にて電流レンジが High に設定されているときのみ、
外部コントロールによる電流レンジ制御ができます。

132

4-1-11. 電流レンジステータス
説明

ピン配置

J1 コネクタのピン 14 および 15（RangeStatus1&0）で、本器
電流レンジ状態をモニターできます。
ピン 14 および 15 の組み合わせで、電流レンジが分かります。
I Range
Pin 14
Pin 15
H
Off
Off
M
Off
On
L
On
Off
レンジステータスピンはフォトカ
14, 15
プラのオープンコレクタ出力です。

17
フォトカプラ入力：30Vmax、8mAma

4-1-12. 外部トリガ信号
説明

ピン配置

J1 コネクタのピン 11 と 12 は、トリガ信号入力です。トリガ信号
は、シーケンス実行状態が一時停止から再開するために使用されます。
この動作は、別のデバイスとシーケンスの実行を同期するのに便利です。
J1 コネクタの 11 ピンは内部で、100kΩ の抵抗で A COM にプ
ルダウンされています。信号電圧は 5V となります。
トリガ入力には、10us 以上のアクティブ·ハイのパルスを入力する必要があります。

接続

LSG
Analogconnector

Trigger input
signal
11

100kΩ
12

133

A COM

4-1-13. 外部アラーム入力
説明

ピン入力

接続

J1 コネクタのピン 10 と 12 は、アラーム入力です。
J1 コネクタを使用し、アラーム作動させる事ができます。
アラームが作動したとき、EXT.AL メッセージを出力します。アラーム動作は、外部機器や並列接続された他の本器から行う事ができます。
アラームは、ローレベルの信号を送ることによって有効になります。動作レベルは TTL です。
オープン時ピン 10 は内部で 10kΩ の抵抗で 5V にプルアップ
されています。
クローズ状態で、ピン 10 は A COM にプルダウンされていま
す。
LSG
+5V
Switch10 kΩ
10Analogconnector

12
A COM

4-1-14. アラームステータス説明
ピン配置

J1 コネクタのピン 16 と 17 で、本器のアラーム状態(オンまたはオフ)をモニターできます。
アラームステータスピンはフォ16
トカプラのオープンコレクタ出力です。

17
フォトカプラ入力：30Vmax、8mAmax

134

4-1-15. ショートコントロール
説明

ピン入力
接続

J1 コネクタのピン 19 と 20（ショート信号）は、30VDC 1A リレ
ー接点出力です。
この出力は、物理的にショート端子出力に外部リレー等を駆動するために使用することができます。
ショートがアクティブになるまでショート信号 OUT ピンは通常オープンです。
External
relay driver

LSG
19
20

ON

J1
connector

ON

Input
Terminals

注意外部リレードライバは、標準付属品ではありません。外部リレ
ーと駆動回路を用意してください。

135

4-1-16. モニター信号出力
電圧、電流のモニター波形とトリガ状態を出力します。また、J3 コネクタは LSG-H
モデルのみとなります。

4-1-16-1. トリガ信号出力
説明

スイッチング動作が実行されるたび（つまり、ダイナミックモー
ド）または、ファストまたはノーマルシーケンスが実行されたときおよび TRIG OUT パラメータが有効になっているときにトリガ出力信号は出力されます。
トリガ出力 BNC 端子からのトリガ出力信号は、出力インピー
ダンス 500Ω で 2us の 5V のパルス信号です。
コモン電位はシャーシ電位に接続されてます。信号のしきい値レベルは TTL です。
TRIG OUT: ON
入力電流ステップ スタート
又は
スイッチング動作
時間

TRIG OUT

4-1-16-2. 電流モニター出力
説明

電流モニターBNC コネクタや J3 コネクタの電流モニターピン
から電流モニター電圧を出力します。
電流モニターBNC コネクタや J3 コネクタの電流モニターピンから出力されるモニター電圧フルスケール値は、電流レンジの設定で異なります。
I MON 電圧
10V or 1V

入力電流

0V
定格電流

0A

モニターコネクタ
I MON OUT (BNC)
I MON (J3)

136

電流レンジ
H, L
M
H, L
M

モニター電圧
0 ~ 10V
0 ~ 1V0 ~ 10V
0 ~ 1VI MON OUT
BNC コネクタ

J3 コネクタ

電流モニターBNC 端子は電流レンジ High および Low の場
合は 0～10V、電流レンジ Middle の場合は 0～1V の電圧を出力します。
コモン電位はシャーシ接地電位に接続されています。
J3 コネクタのピン 1 と 3(または 4)の出力は電流レンジ Highおよび Low の場合は 0～10V、電流レンジ Middle の場合は0～1V の電圧が出力されます。
コモン電位は、A COM(マイナス端子)に接続されています。

4-1-16-3. 電圧モニター出力
説明

電圧モニターBNC コネクタと J3 コネクタの V MON ピンから
電圧モニター電圧を出力します。出力は LSG-H モデルのみとなります。
V MON 電圧
8V or 10V

入力電圧

0V
定格電圧

0V

V MON OUT BNC
コネクタ
J3 コネクタ

モニターコネクタ
電圧レンジ
モニター電圧V MON OUT (BNC)H, L
0 ~ 8V
V MON (J3)H, L
0 ~ 10V
電圧モニターBNC コネクタは 0～8V の電圧を出力します。
コモン電位はシャーシ接地電位に接続されています。
J3 コネクタのピン 2 と 3(または 4)の出力は 0～10V の電圧を出力します。
コモン電位は、A COM(マイナス端子)に接続されています。

137

4-2. 並列運転
本器は、総電力容量を増やすために並列に本器を 5 台まで接続することができます。本器の 1 台をマスター、その他すべての接続される本器をスレーブに設定します。
同一機種どうしで 5 台の並列運転が可能です。
LSG-2100S(H)は、LSG-1050(H)のスレーブ機として使用することができます。
並列運転で使用する場合、マスター機が安定性を確保するために、応答速度が1/2 にダウンします。ただし、マスター機の応答速度を元（または別）の値に設定することができます。Main>Configure menu で設定します。

4-2-1. 直流電子負荷の能力モデル
LSG-175H

単体
2台
3台
4台
800V
800V
800V
800V
8.75A
17.5A
26.25A
35A
175W
350W
525W
700W
LSG-350H
800V
800V
800V
800V
17.5A
35A
52.5A
70A
350W
700W
1050W
1400W
LSG-1050H
800V
800V
800V
800V
52.5A
105A
157.5A
210A
1050W
2100W
3150W
4200W
LSG-1050H
800V
800V
800V
800V
+ LSG157.5A
262.5A
367.5A
472.5A
2100SH*
3150W
5250W
7350W
9450W
* LSG-2100SH は、コントロールパネルを持っていません。
LSG-2100SH は、スレーブ機としてのみ使用することができます。
モデル
LSG-175

単体
2台
3台
150V
150V
150V
35A
70A
105A
175W
350W
525W
LSG-350
150V
150V
150V
70A
140A
210A
350W
700W
1050W
LSG-1050
150V
150V
150V
210A
420A
630A
1050W
2100W
3150W
LSG-1050 +
150V
150V
150V
LSG-2100S*
630A
1050A
1470A
3150W
5250W
7350W
* LSG-2100S は、コントロールパネルを持っていません。
LSG-1050 のスレーブ機としてのみ使用することができます。

138

4台
150V
140A
700W
150V
280A
1400W
150V
1680A
4200W
150V
1890A
9450W

5台
800V
43.75A
875W
800V
87.5A
1750W
800V
262.5A
5250W
N/A

5台
150V
175A
875W
150V
350A
1750W
150V
1050A
5250W
N/A

4-2-2. 接続
説明

注意

J1 と J2 コネクタは、並列運転時の制御のために使用されます。最大 5 台を並列運転することができます。
並列運転は背面端子でご使用ください。、前面端子の定格電流は小さい為、並列運転では使用しないで下さい。

接続

マスター機
センシング線
+IN
-IN
+S
-S

電力源
+OUT
-OUT

J1
J2

スレーブ機 1/
ブースター機 1
+IN
-IN
J1
+S
J2
-S

負荷線

フェライトコア
通常はケーブルの両端に取り付ける

フレーム
リンク
ケーブル
（GTL-255）

スレーブ機 4/ブースター機 4
+IN
-IN
J1
+S
J2
-S
フェライトコア最終段の J1 側は不要

警告

背面端子のみ、並列接続に使用することができます。
本器の電源を入れる前に、すべての接続が正しいことを確認してください。誤接続は、本器を破損する恐れがあります。
同一タイプのみ（LSG-2100S(H)が LSG-1050(H)で使用されている場合を除く）並列運転に使用することができます。
並列接続をする際は、十分に太い配線が使用されていることを確認して下さい。
リモートセンスを使用する場合は、マスター機のみの電圧セ
ンス端子を使用して下さい。
接続ケーブル GTL-255 は LSG-2100S/SH にのみ付属して
います。

139

4-2-3. 設定
説明
操作(1/2)並列運転で複数の本器を使用する場合は、すべての基本的な設
定はマスター機から行います。
1. すべての本器の電源がオフになっていることを確認します。
2. 電力源からの電力供給が無い事を確認して下さい。
3. 電力源と本器を接続します。負荷線は流れる電流に十分にたえうる物であることを確認してください。
4. J1、J2 コネクタを介してスレーブ機とマスター機を接続します。*
接続は、GTL-255 フレームリンクケーブルを使用します。
M:J2⇔S1/B1:J1, S1/B1:J2⇔S2/B2:J1, S2/B2:J2 ･･･(M:マスター機,S:スレーブ機,B:ブースター機,GTL-255:⇔)
最終段のルレームリンクケーブルにフェライトコアは取り付けません。最終段のスレーブ機またはブースター機の J1 コネクタに最も近いフェライトコアは取り付けないでください。
接続は、139 ページの接続図を参考にしてください。
5. 本器の電源を入れます。
6.
7.
8.

マスター機のMain> Configure [F5] > Next Menu [F4] >Parallel [F1]の順に押します。
Operation 設定で Master を設定します。
Parallel および Booster の設定で並列接続するスレーブ機やブースター機の数を設定します。
同一機種を並列接続する場合、Parallel 設定で台数を設定して下さい。5 台までを並列接続することができます。
LSG-1050(H)と LSG-2100S(H)を並列接続する場合、Booster
設定で台数を設定して下さい。最大 4 台のブースター機が接続できます。
RS232 LOAD

01/Oct/2017

Configure
Operation

Master

CV
8.75A
80V
Fast

Parallel
Booster

3
OFF
Fine

Parallel

Knob

External

140

A Value
PreviousMenu

操作(1/2)

9.

スレーブ機のMain> Configure [F5] > Next Menu [F4] >Parallel [F1]を押し、Operation 設定で Slave に設定します。
RS232 LOAD

01/Oct/2017

Configure
Operation

Slave

CV
8.75A
80V
Fast

Parallel
Booster

3
OFF
Fine

Parallel

注意

Knob

External

A Value
Previous
Menu

スレーブモードでは、設定ツマミとエンターキーを除いてすべてのキーが、ロックされます。
*最終段のフェライトコアを GTL-255 ケーブルに取り付けた場合、不安定動作(発振等)する可能性があります。

4-2-4. ロードオン
説明

注意

操作

並列運転での LSG シリーズの操作は、単体で本器を操作する場合と同じです。
並列運転する場合、負荷線のインダクタンスが増加し、LSG シリー
ズの安定性が低下する場合があります。
発振等の安定性の低下があった場合、応答速度(Response)を小さく設定して下さい。
1. スレーブ機とマスター機の電源を入れます。
2. マスター機の設定を行います。
マスター機の設定はスレーブ機に送られます。
3. マスター機でロードオンします。
マスター機のみですべての測定値が表示され、更新されます。

141

4-2-5. 並列運転の解除
説明
操作

並列運転を解除するには、全ての本器を"Master"として設定する必要があります。
1. すべての装置の電源をオフにして、GTL-255 フレームリ
ンクケーブルを取り外します。
2. 再度電源を入れます。
Main

3.

各本器を

4.
5.

> Parallel [F1]の順に押します。
Operation 設定で Master に設定します。
Parallel と Booster 設定を Off に設定します。

> Configure [F5] > Next Menu [F4]4-2-6. 出力連結プレートの接続
説明

出力連結プレート

出力連結プレート（バスバー）を使用して並列接続を行う場合の接続を説明します。
LSG-1050/LSG-1050H を 1 台、LSG-2100S/LSG-2100SH
を 4 台の接続を行う場合は以下のように PEL-005~PEL-009
を使用します。

PEL-005
PEL-006
PEL-007
PEL-008
PEL-009

背面端子接続用銅板 L 型
背面端子接続用銅板 出力側
背面端子接続用銅板 段付直線
背面端子接続用銅板三角プレート
背面端子接続用銅板 段無直線142

第5章 リモートコントロール
この章では、IEEE488.2 ベースのリモートコントロールの基本的な構成について説明します。コマンドのリストについてはプログラミングマニュアルを参照してください。

5-1. インターフェースの設定
5-1-1. USB リモートインタフェースの設定
USB 設定注意操作Type A, hostPC 側コネクタ
LSG 側コネクタ
背面パネル Type B, slave
2.0 (full speed)
スピード
USB Class
USB CDC ACM
USB で接続する場合に COM ポートに認識されない場合は、
USB-CDC デバイスドライバをインストールします。
1. リアパネルの USB B ポートにケーブルを接続します。
Utility

2.
3.
4.

5.

Shift

>

Help

> Interface [F3]の順に押し、Interface 設定を USB に設定します。
PC が本器を認識し、USB ドライバの要求があった場合は USB-CDC ドライバを指定します。
PC のデバイスマネージャー設定を確認します。本器がシ
リアルポートに割り当てられない場合は、ドライバの更新
で USB-CDC ドライバを指定してください。
デバイスマネージャーでポート番号を確認します。

5-1-2. RS-232C インターフェースの設定
RS-232C 設定

操作

コネクタ
DB-9, オス
2400, 4800, 9600, 19200, 38400
ボーレート
1, 2
ストップビット
None, Odd, Even
パリティ
1. PC から背面パネルの RS232 ポートに RS-232C のクロ
スケーブルを接続します。
Utility2.
3.
ピンアサイン

Shift

>

Help

> Interface [F3]の順に押し、Interface 設定を RS232 に設定します。
Baud Rate, Stop Bit と Parity を設定します。
2: RxD (Receive data)12345
3: TxD (Transmit data)
5: GND4, 6 ~ 9: 未使用

6789
143

PC との接続

以下の図のような市販クロスケーブルを使用します。
PC

LOAD
Pin2 RxD

RxD Pin2

Pin3 TxD

TxD Pin3

Pin5 GND

GND Pin5

5-1-3. GP-IB インタフェースの設定
GP-IB を使用するには、オプションの GP-IB ポートを装着する必要があります。 詳細は、156 ページを参照して下さい(7-2. GP-IB Installation)。
操作
1. 電源をオフします。
2. GP-IB コントローラから LSG の GP-IB ポートに GP-IB ケーブ
ルを接続します。
3. 本器の電源をオンにします。
Utility

4.

Shift

>

Help

> Interface [F3]の順に押し、Interface 設定を GP-IB に設定します。
5. GP-IB アドレスを設定します。
GP-IB アドレス 0~30
GP-IB の制限 コントローラ込みで最大 15 台、ケーブル長は合計 20m、各デバイ
ス間で 2m です。
各デバイスに異なる固有のアドレスを割り当てます。
デバイスの少なくとも 2/3 はオンになっている必要があります。
ケーブルのループまたは並列接続はできません。
121
ピンアサイン

24

ピン番号
1-4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

信号名
Data I/O 1-4
EOI
DAV
NRFD
NDAC
IFC
SRQ
ATN
SHIELD Ground

144

ピン番号
13-16
17
18
19
20
21
22
23
24

信号名
Data I/O 5-8
REN
Ground (DAV)
Ground (NRFD)
Ground (NDAC)
Ground (IFC)
Ground (SRQ)
Ground (ATN)
Single GND

5-1-4. LAN インタフェースの設定
LAN 設定操作

RJ-45 AutoMDIx
コネクタ
IPv4, Socket, HTTP
プロトコル
DHCP
ON/OFF
000.000.000.000 - 254.255.255.255
IP アドレス
000.000.000.000 - 255.255.255.255
サブネットマスク
Gateway
000.000.000.000 - 254.255.255.255
ポート
Socket:2268、HTTP:80
1. LAN オプションを LSG に装着してから LAN ケーブルをつ
なぎ電源を投入します。LAN コネクタ横の LED が点滅することを確認してください。
Utility

2.
3.
4.

Shift

Help

>

> Interface [F3]の順に押し、Interface 設定を Ethernet に設定します。
DHCP 設定を設定します。
DHCP がオフの場合は IP アドレス、サブネットマスク、Gateway を設定します。
01/Oct/2017

Ethernet LOAD

Interface
Ethernet
Connection status
OnlineMAC
00-80-2f-20-4e-23
DHCP
ON
IP Address
192.168.1.100
Subnet Mask
255.255.255.0
SystemInfo

Load

Interface

01/Oct/2017

Time Set

Other

Ethernet LOAD

Connection status
OnlineMAC
00-80-2f-20-4e-23
DHCP
ON
IP Address
192.168.1.100
Subnet Mask
255.255.255.0
Gateway
192.168.1.1
System
Info

注意

Load

Interface

Time Set

Other

IP アドレスは IEEE802.3 規格に従って設定してください、IP の設定値については当社でのサポートはできません。
既存のネットワークに接続する場合はネットワークの管理者にアドレスを指定してもらってください。
PC 等のコントローラと LSG を直接接続する場合は DHCP
をオフにして固定 IP を指定してください。

145

5-1-5. RS-232C/USB リモートコントロール機能チェック
機能チェック

Note

操作

注意

PuTTY や RealTerm などの通信アプリケーションを準備し起動します。RS-232C の場合、COM ポート、ボーレート、ストッ
プビット、データビットとパリティを設定します。
Windows の COM の設定を確認するには、デバイスマネージ
ャを参照してください。
シリアルポート、または USB 接続を介してリモートコマンドを送信/受信するためのターミナルアプリケーションの詳細については、146 ページ(5-1-5.RealTerm 使用でのリモート接続確認)を参照してください。
RS-232C(143 ページ)/USB(143 ページ)リモートコントロールの設定を行います。
アプリケーションから次のクエリコマンドを送信します。
*IDN?
メーカー、モデル番号、シリアル番号、ファームウェアのバー
ジョンを以下の形式で返します。
TEXIO,LSG-H SERIES, XXXXXXXXXXXX, V.X.X.X.X
メーカー: TEXIO
モデル名 : LSG-H SERIES
シリアル番号 : XXXXXXXXXXXX
ファームウエアバージョン : V.X.X.X
詳細については、プログラミングマニュアルを参照してください。

5-1-6. RealTerm 使用でのリモート接続確認
説明

注意

RealTerm は、PC のシリアルポートに接続されたデバイス、または USB-CDC のシリアルポートを介して通信するためのターミナルプログラムです。
次の手順は、RealTerm バージョン 1.99.0.27 で確認したものです。リモート接続を確認するために例として使用されている
RealTerm 同様の機能を持っている任意のターミナルプログ
ラムの場合でも、使用することができます。
RealTerm は Sourceforge.net から無料でダウンロードすることができます。詳細については
http://realterm.sourceforge.net/を参照してください。

146操作(1/2)

1.

2.
3.
4.

5.
6.

RealTerm をダウンロードし指示に従ってインストールしてください。またインストールについては当社でサポートできません。
USB (143 ページ)または RS-232C (143 ページ)を介してLSG を接続します。
RS-232C を使用している場合は、設定されたボーレー
ト、ストップビットとパリティをメモしておきます。
Windows のデバイスマネージャに移動し、接続するための COM ポート番号を確認してください。
コントロールパネル> デバイスマネージャーに進みます。
ポートアイコンをダブルクリックし 、接続されたシリアルポートデバイスと各デバイスの接続された COM ポートを開きます。
USB を使用している場合、ボーレート、ストップビット、パ
リティ設定は右クリックで接続されたデバイスを閲覧し、プ
ロパティオプションで選択することができます。
デスクトップまたはメニューから RealTerm を実行します。
RealTerm が起動したら、Port タブをクリックします。
Baud, Parity, Data bits, Stop bits、および接続用の Port
番号の設定を入力します。ハードウェアフロー制御、ソフ
トウェアフロー制御オプションはデフォルト設定のままにすることができます。
LSG に接続するには Open を押します。

147

操作(2/2)

7.

Send タブをクリックします。
EOL の構成では、+CR と+LF のチェックボックスにチェッ
クしてください。
クエリを入力します：*idn?
Send ASCII をクリックします。

8.

端末のディスプレイは、以下を返します：
TEXIO, LSG-XXXXH,EXXXXXXX,VX.XX.XXX(メーカー、モデル、シリアル番号、バージョン)
LSG の接続に失敗した場合は、すべてのケーブルと設定を確認してから、もう一度お試しください。

9.

148

5-1-7. GP-IB 機能チェック
機能チェック

注意操作

GP-IB 通信を確認するために、ナショナルインスツルメンツのMeasurement & Automation Controller ソフトウェアを使用しています。
National Instrument website, http://www.ni.com
チェックには NI-488.2 ライブラリが必要です。
詳細については、プログラミングマニュアルを参照してください。
1. NI Measurement and Automation エクス
ポローラ(MAX) を開始するにはデスクトッ
プの NI Measurement and Automation
Explorer (MAX)アイコンをクリックします。
2. コンフィギュレーションパネルからアクセスします
My System>Devices and Interfaces>GP-IB0
3. Scan for Instruments ボタンをクリックします。
4. Connected Instruments パネルに LSG-XXXXH が設定された Instrument 0 と同じアドレスで Instrument 0 として認識されています。
5. Instrument 0 アイコンをダブルクリックします。

3

2

4
5

6.
7.

Communicate with Instrument をクリックします。
NI-488.2 の Communicator ウインドウを開きます。送信
テキストボックスに*IDN?が入力されていることを確認します。
Query ボタンを押しクエリコマンド*IDN?を機器へ送信し
ます。

149

8.

受信テキストボックスにクエリの応答が表示されます：
TEXIO, LSG-XXXXH,EXXXXXXX,VX.XX.XXX(製造者、モデル名、シリアル番号、バーション)

6

7
8

機能チェックが完了しました。

5-1-8. LAN 機能チェック(HTTP)
機能チェックLAN 通信を確認するには、PC の Web ブラウザから LSG に設定されている IP アドレスを指定してページを表示させます。IP が 192.168.1.100 の場合は、http://192.168.1.100
をアドレスに指定して開いてください。
・Status Information（設定情報）
・Network Configuration(LAN 設定、更新)
・Dimensions(寸法図)・Operating Area(動作範囲)

1505-1-9. LAN 機能チェック(Socket)
機能チェックLAN 通信を確認するために、ナショナルインスツルメンツのMeasurement & Automation Controller ソフトウェアを使用してください。
National Instrument website, http://www.ni.com/visa
チェックには NI-VISA ライブラリが必要です。
詳細については、プログラミングマニュアルを参照してください。

注意操作

1. NI Measurement and Automation エクスポローラ(MAX) を開始するにはデスクトップの NI-MAX アイコンをクリックします。
2. 操作パネルよりネットワークデバイスを選択します。
My system>Devices and Interface>Network Devices
3. Add New Network Devices>Visa TCP/IP Resource...
を押します。

4. ポップアップウィンドウの Manual Entry of Raw Socket
を選択します。

5. 本機の IP アドレスとポート番号を入力します。
ポート番号は、2268 で固定です。
6. 検証ボタンを押して、確認します。
7. 接続が正常に確立されると、ポップアップが表示されます。
8. “Finish”をクリックします。

151

OK

9. 次に接続する機器のエイリアス(名前)を設定してください。
例：LSG_DC1
10. “Finish”をクリックします。

LSG_DC1

11. ネットワークデバイスの下に本機の新しい IP アドレスが表示されます。そのアイコンを選択してください。
12. “Open VISA Test Panel”をクリックします。

LSG_DC1

13. “Configuration”アイコンをクリックします。
14. “I/O Settings”タブをクリックします。
15. “Enable Termination Character”チェックボックスにチェックをいれ、ターミナル文字は¥n (値: xA)にします。
16. “Apply Changes”をクリックします。

152

17. “Input/Output”アイコンをクリックします。
18. “Select or Enter Command”ドロップダウンボックスから”*IDN?”を選択します。
19. “Query”ボタンをクリックします。
20. “* IDN?”クエリは、ダイアログボックスに、製造元、モデル名、シリアル番号、およびファームウェアのバージョンを返します。
TEXIO LSG-350,000000,V1.28

TEXIO LSG-350,0000000,V1.28

153

第6章 FAQ••••

本器に表示される電圧が想定より低い。
前面パネル·キーが作動しません。
ロードオンになりません。
性能が仕様と一致しません。

本器に表示される電圧が想定より低い。
負荷線はできるだけ短くし、ツイストして十分な太さのものを使用してください。負荷
線の電圧降下を補償するためにリモートセンスを使用してください。
前面パネル·キーが作動しません。
キーロックが有効になっていないか確認してください。LOCK の場合は、LCD 表示に表示されます。 Shift キーを押してから Clear(Lock)キーを押してロックを解除します。
ロードオンになりません。
LOAD キーを使用してオンしない場合は外部のコントロールがアクティブになっている可能性があります。設定で LoadOn In が Low に設定されていないか確認します。
131 ページ(4-1-8.外部コントロールによるロードオン/オフ)参照してください。
性能が仕様と一致しません。
装置を安定させ仕様に適合するためには周囲温度 20℃〜30℃で少なくとも 30 分
間は電源を投入しエージングしてください。
詳細については、お買い求めになった販売店または弊社にお問い合わせください。

154

第7章 付録
7-1. ダストフィルターの交換
説明

手順

ダストフィルターは年 2 回交換する必要があります。
フィルターを交換しないと、パフォーマンスが低下し、また誤動作が発生することがあります。
1. 背面パネルの電源スイッチで完全に電源をオフにします。
下からグリルを持ち上げます。

2.

グリルからフィルターを外し交換します。
パーツ番号: PEL-010.

155

7-2. オプションカードのインストール
説明

手順

GP-IB および LAN は追加オプションです。
オプションの GP-IB カード PEL-004/LAN カード PEL-018 をインストールする方法について説明します。
1. 電源をオフにし、電源ケーブルを取り外します。
2. オプションベイのカバーを固定している 2 本のネジを外します。
3. オプションベイのレールにカードをスライドさせます。
4. ネジで固定します。
5. 電源コードを取り付けて電源をオンにします。

156

7-3. 初期設定
次の初期値は、工場出荷時の構成設定です。
メイン設定
項目

パネル設定

Current(CC)Conductance(CR)Voltage(CV)
Wattage(CP)+CV
Current range
Voltage range
Load on/off
Operation mode
Slew rate
Preset memories

0A
0S
定格値
0W
OFF
H
800 V /150V
Load offCC
H レンジの最大値
各モードでの上記の設定

セットアップメモリの設定(全 100 セット)
0A
0S
定格値
0W
OFF
H
800 V /150V
Load offCC
H レンジの最大値
各モードでの上記の設定

Main > Configure > Protection
項目

パネル設定

OCP Level
OCP Setting
OPP Level
OPP Setting
UVP value
OVP value

最大値
LIMIT
最大値
LIMIT
OFF
OFF

セットアップメモリの設定(全 100 セット)
最大値
LIMIT
最大値
LIMIT
OFF
OFF

Main > Configure > Other
項目

パネル設定

Soft Start
Von Voltage
Von Latch
Von Delay
Von Delay-CR
Response
Count Time(elapsed time display)
Cut Off TimeCR UnitDyna. Level
Dyna. Time
Mem.Recall
Short Key

OFF
0.0V
ON
2.0ms
5.0ms
1/1
OFF

セットアップメモリの設定(全 100 セット)
OFF
0.0V
ON
2.0ms
5.0ms
1/1
OFF

OFF
mS
Value
T1/T2
DirectToggle

OFF
mS
Value
T1/T2
DirectToggle157

Main > Configure > Go-NoGo
項目

パネル設定

SPEC. Test
Delay Time
Entry Mode
High
Low

OFF
0.0s
Value
最大電圧 / 最大電流
最小電圧 / 最小電流

セットアップメモリの設定(全 100 セット)
OFF
0.0s
Value
最大電圧 / 最大電流
最小電圧 / 最小電流

Main > Configure > Next Menu > Parallel
項目

パネル設定

Operation
Parallel
Booster

MasterOFF
OFF

セットアップメモリの設定(全 100 セット)
MasterOFF
OFF

Main > Configure > Next Menu > Knob
項目

パネル設定

StatusCCH Step
CCM Step
CCL Step
CRH Step
CRM Step
CRL Step
CVH Step
CVL Step
CPH Step
CPM Step
CPL Step

Step
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution

セットアップメモリの設定(全 100 セット)
Step
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution

Main > Configure > Next Menu > External
項目

パネル設定

Control+CV Control
LoadOn IN
Sync-Mode

OFF
OFF
OFF
OFF

セットアップメモリの設定(全 100 セット)
OFF
OFF
OFF
OFF

158

7-4. 本体コントロールコネクタ
J1 コネクタ
ピン名
Ext-V In /Ext-R In (+)

ピン番号
説明
1
CC、CR、CV および CP モードの電圧/抵抗制御に使用します。
0V〜10V で定格電流（CC モード）、定格電圧（CV モード）、または定格電力（CP モード）の 0%〜100%に対応します。0V〜10V で最大抵抗～最小抵抗（CR モード）に対応します。

IMON
Ext-V In (+) for
+CV

2

A COM
SUM I Mon Out

34

PRL In(+)

5

PRL In(-)

6

Ext-Load On(+)

7

I RangeCont1(+)
I RangeCont0(+)
Ext Alarm In(+)

8910

Ext Trigger In(+)

11

A COM
Load On Out(+)

12
13

0Ω〜10kΩ で定格電流（CC モード）、定格電圧（CV モード）、または定格電力（CP モード）の 0〜100%または100%〜0%に対応します。0Ω〜10kΩ で最大抵抗～
最小抵抗または最小抵抗～最大の抵抗（CR モード）に対応します。
電流モニタ出力、10V フルスケール(H/L レンジ)、１V フルスケール（M レンジ）
Cx+CV モードの電圧制御に使用します。(LSG-H のみ
0V～10V で定格電圧の 0%～100%に対応します。
背面パネルの負の入力端子に接続されています。
マスタ/スレーブ運転時に使用します。J2 コネクタのSUM I MON に接続します。
マスタ/スレーブ運転時に使用します。J2 コネクタのOUT PRL+に接続します。
マスタ/スレーブ運転時に使用します。J2 コネクタのOUT PRL-に接続します。
TTL レベル信号 Low（または High）でロードオンにします。内部回路が 10kΩ で 5V にプルアップされています。
外部レンジスイッチ入力* * 1 * 2
内部回路が 10kΩ で 5V にプルアップされています。
TTL レベル信号 Low を入力したときにアラームをアクティブにします。
内部回路が 10kΩ で 5V にプルアップされています。
一時停止状態で、TTL レベル信号 Low を 10us 以上入力すると一時停止をクリアします。内部回路が 100kΩ
で A COM にプルダウンされています。
背面パネルの負の入力端子に接続されています。
ロードオンのときにオンします。出力はフォトカプラのオープンコレクタ出力です。*4159

I Range
Status1(+)
I Range
Status0(+)
Alarm Out(+)

14

STATUS COM
NC
Short Signal
Our(+)
Short Signal
Our(-)

17
18
19

レンジステータスの出力です。 *3
出力はフォトカプラのオープンコレクタ出力です。*415
16

アラームが（OVP、OCP、OPP、OHP、RVP または
UVP）アクティブになったとき、または外部アラームが入力されたときにオンします。出力はフォトカプラのオープンコレクタ出力です。*4ステータス信号 13〜16 ピンのためのコモンです。
未接続
リレー接点出力(30VDC/1A)です。

20*1

前面パネルの設定は H レンジのみ有効。

*2
H range
M range
L range

RANGE CONT 01
10

RANGE CONT 1
101

H range
M range
L range

RANGE STATUS 0
OFF
OFF
ON

RANGE STATUS 1
OFF
ON
OFF

*3

*4

フォトカプラの最大印加電圧は 30V で、最大電流は8mA です。

160

J2 コネクタ
ピン名
N.C.
N.C.
N.C.
SUM I MONPRL OUT+PRL OUTLOAD ON/OFF
CONT
N.C.
SLAVE RANGECONT 0
N.C.
N.C.
A COM
N.C.
N.C.
N.C.
ALARM INPUT

A COM
N.C.
A COM
+15V
ALARM INPUT

ピン番号
説明
1
未接続
2
未接続
3
未接続
4
J1 コネクタの SUM I MON に接続します。
5
マスタ/スレーブ運転時に使用します。J1 コネクタのOUT PRL+に接続します。
6
マスタ/スレーブ運転時に使用します。J1 コネクタのOUT PRL-に接続します。
7" TTL レベル信号 Low（または High）でロードオンにします。内部回路が 10kΩ で 5V にプルアップされていま
す。
8
未接続
9
マスタ/スレーブ運転時に使用します。J1 コネクタのRANGE CONT 0 に接続します。
10 未接続11 未接続12 背面パネルの負の入力端子に接続されています。
13
未接続
14
未接続
15
未接続
16 TTL レベル信号 High（または Low）入力でアラームを
アクティブにします。内部回路が 5V にプルアップされています。
17 負の入力端子に接続されています。
18 未接続19 負の入力端子に接続されています。
20 ブースターの電源オン/オフを制御します（他の目的で使用することはできません）。

J3 コネクタ（LSG-175H/LSG-350H/LSG-1050H）
ピン名
ピン番号
説明
I MON
1 電流モニター出力
10V f.s（H / L レンジ）と 1V f.s（M レンジ）
V MON
2 電圧モニター出力 10V f.s
A COM
3 負の入力端子に接続されています。
A COM
4 負の入力端子に接続されています。

161

J1 コネクタ（LSG-2100S/SH）
ピン名
ピン番号
説明
N.C.
1
未接続
N.C.
2
未接続
A COM
3
背面パネルの負の入力端子に接続されています。
SUM I MON
4
J2 コネクタの SUM I MON に接続されています。
PRL IN+5
J2 コネクタの OUT PRL+に接続されています。
PRL IN6
J2 コネクタの OUT PRL-に接続されています。
LOAD ON/OFF
7" TTL レベル信号 Low（または High）でロードオンにしCONTます。内部は 10kΩ で 5 V にプルアップされています。
N.C.
8
未使用、10kΩ で 5V にプルアップされています。
RANGE CONT 0
9
外部レンジスイッチ入力*1 *2" 内部回路が 10kΩ で 5V にプルアップされています。
ALARM INPUT
10 TTL レベル信号 High（または Low）入力でアラームを
アクティブにします。内部回路が 5V にプルアップされ
ています。
N.C.
11 未接続A COM
12 背面パネルの負の入力端子に接続されています。
N.C.
13 未接続N.C.
14 未接続N.C.
15 未接続ALARM STATUS
16 アラームが（OVP、OCP、OPP、OHP、RVP または
UVP）アクティブになったとき、または外部アラームが入力されたときにオンします。出力はフォトカプラのオープンコレクタ出力です。*3
STATUS COM
17 ステータス信号ピン 16 のためのコモン。
N.C.
18 未接続A COM
19 背面パネルの負の入力端子に接続されています。
+15V
20 ブースター電源のオン/オフを制御します（他の目的で使用することはできません）。
*1

前面パネルの設定は H レンジのみ有効。

*2
H range
M range
L range*3

RANGE CONT 01
10

フォトカプラの最大印加電圧は 30V で、最大電流は8mA です。

162

J2 コネクタ （LSG-2100S/SH）
ピン名
ピン番号
説明
N.C.
1
未接続
N.C.
2
未接続
N.C.
3
未接続
SUM I MON
4
J1 コネクタの SUM I MON に接続します。
PRL OUT+
5
マスタ/スレーブ動作時に使用します。J1 コネクタの IN
PRL+に接続します。
PRL OUT6
マスタ/スレーブ動作時に使用します。J1 コネクタの IN
PRL-に接続します。
LOAD ON/OFF
7" TTL レベル信号 Low（または High）でロードオンにしCONTます。内部は 10kΩ で 5V にプルアップされています。
N.C.
8
未接続
SLAVE RANGE
9
マスタ/スレーブ動作時に使用します。J1 コネクタのCONT 0RANGE CONT 0 に接続されています。
N.C.
10 未接続N.C.
11 未接続A COM
12 背面パネルの負の入力端子に接続されています。
N.C.
13 未接続N.C.
14 未接続N.C.
15 未接続ALARM INPUT
16 TTL レベル信号入力 High（または Low）でアラームを
アクティブにします。内部回路で 5V にプルアップされて
います。
A COM
17 負の入力端子に接続されています。
N.C.
18 未接続A COM
19 負の入力端子に接続されています。
+15V
20 ブースター電源のオン/オフを制御します（他の目的で使用することはできません）。

163

7-5. 動作モードの説明
7-5-1. CC モード
CC モードCC モードに設定されている場合は、定電圧源に接続したとき、定電流負荷として動作します。負荷電圧に関係なく、定格電力値まで、設定された電流を流します。
以下に例示します。
電圧
定格電力値

定格電圧

入力可能な最大電圧

定電流動作
負荷
電圧
電流

CC 設定値

CC+CV モード

定格電流

負荷電圧が+ CV 設定値を超えた後、定電流動作として動作します。+ CV 設定値では、定電圧動作として動作します。
このモードでは、CC モードで動作する前に効果的に電圧制限をかけます。
下の図はこれを示しています。
電圧

定電圧動作
定電流動作
電流流れない+CV 設定値
CC 設定値

電流

負荷電圧が+CV 設定値未満である場合には、高いインピーダンスとなり電流は流れませんので注意してください。

164

7-5-2. CR モード
CR モードCR モードに設定されている場合、定電圧または定電流源に接続したとき一定の抵抗負荷として動作します。負荷電圧または負荷電流に関係なく定格電力まで、抵抗設定値を維持します。
定電圧源 ： 負荷電流 = 負荷電圧 / CR 設定値
定電流源 ： 負荷電圧 = 負荷電流 x CR 設定値
以下に例示します。
電圧
定格電力値

定格電圧

入力可能な最大電圧

定抵抗動作
負荷
電圧
電流
定格電流
負荷電流
入力可能な最大電流

CR+CV モード

負荷電圧が+CV 設定値より大きいときに、定抵抗負荷として動作します。 +CV の値で、定電圧負荷として動作します。このモードでは、CR モードで動作する前に効果的に電圧制限をかけます。
下の図はこれを示しています。
電圧

定電圧動作
定抵抗動作
電流流れない+CV 設定値電流

負荷電圧が+CV 設定値未満である場合には、高いインピーダンスとなり電流は流れませんので注意してください。

165

7-5-3. CP モード
CP モードCP モードに設定されている場合、定電圧源に接続したとき定電力負荷として動作します。入力電圧に関係なく、最大定格電流または電圧値まで、設定された定電力負荷として動作します。
入力電圧が変化すると、（P = IxV）に応じて定電力動作するた
めに、負荷電流を変化させることによって応答します。
以下に例示します。
電圧

定格電力値

定格電圧

定電力動作

電流
定格電流

CP+CV モード

負荷電圧が+CV 設定値よりも大きいときに、定電力負荷として動作します。+CV 設定値で、定電圧負荷として動作します。
このモードでは、CP モードで動作する前に効果的に電圧制限をかけます。
下の図はこれを示しています。
電圧

定電圧動作
定電力動作
電流流れない+CV 設定値電流

負荷電圧が+CV 設定値未満である場合には、高いインピーダンスとなり電流は流れませんので注意してください。

166

7-5-4. CV モード
CV モードCV モードに設定されている場合、定電流源に接続したときに定電圧負荷として動作します。入力電流に関係なく、最大定格電力まで設定電圧値を維持します。
以下に例示します。
電圧

定格電力値

定格電圧

定電圧動作
CV 設定値

電流が流れない領域

電流
負荷電流

定格電流
入力可能な最大電流

負荷電圧が+CV 設定値未満である場合には、高いインピーダンスとなり電流は流れませんので注意してください。

7-6. LSG シリーズ動作エリア
7-6-1. LSG-175
H レンジ

167

M レンジ

L レンジ

7-6-2. LSG-350
H レンジ

168

M レンジ

L レンジ

7-6-3. LSG-1050
H レンジ

169

M レンジ

L レンジ

7-6-4. LSG-2100S

170

7-7. LSG-H シリーズ動作エリア
7-7-1. LSG-175H
H Range

M Range

L Range171

7-7-2. LSG-350H
H Range

M Range

L Range172

7-7-3. LSG-1050H
H Range

M Range

L Range173

7-7-4. LSG-2100H
H Range

M Range

L Range174

7-8. LSG シリーズ定格
特に指定のないかぎり、定格は周囲温度 20 ˚C〜30˚C に少なくとも 30 分間のエー
ジング後に適用されます。定格は背面パネルの端子を使用する場合に適用されます。フロントパネル端子を使用するか、長いケーブルで動作している場合は、
リモートセンスを使用してください。
スレーブ接続を行う場合は設定範囲・分解能が電力倍となります。スルーレートの最大値のみ変更ありません。

7-8-1. 入力定格項目
動作電圧

LSG-175

LSG-350

LSG-1050

1.5V~150V
電流
35A

70A

210A

175W

350W

1050W

電力

7-8-2. 入力定格(ブースター機)
項目
動作電圧

LSG-2100S
1.5V~150V

電流
420A(スレーブ機の電流レンジは H、M のみ)
電力
2100W
電流設定確度±(1.2% of set + 1.1% of f.s.)
M レンジは H レンジのフルスケールに適用されます

7-8-3. CC モード
項目
LSG-175
動作レンジ
0A~35A
H レンジ
0A~3.5A
M レンジ
0A~0.35A
L レンジ
設定レンジ
0A~36.75A
H レンジ
0A~3.675A
M レンジ
0A~0.3675A
L レンジ
デフォルト設定
0A
H レンジ
0A
M レンジ
0A
L レンジ

LSG-350

LSG-1050

0A~70A
0A~7A
0A~0.7A

0A~210A
0A~21A
0A~2.1A

0A~73.5A
0A~7.35A
0A~0.735A

0A~220.5A
0A~22.05A
0A~2.205A

0A
0A
0A

0A
0A
0A

175

分解能
H レンジ
1mA
2mA
10mA
M レンジ
0.1mA
0.2mA
1mA
L レンジ
0.01mA
0.02mA
0.1mA
設定確度
H, M レンジ ±(0.2 % of set + 0.1 % of f.s.*1) + Vin*2/500 kΩ
L レンジ±(0.2 % of set + 0.1 % of f.s.) + Vin*2/500 kΩ
パラレル動作 ±(1.2% of set +1.1% of f.s..*3)
入力電圧変動*4
H レンジ
2mA+ Vin*2/500kΩ 4mA+ Vin*2/500kΩ 10mA+ Vin*2/500kΩ
M レンジ
2mA+ Vin*2/500kΩ 4mA+ Vin*2/500kΩ 10mA+ Vin*2/500kΩ
L レンジ
0.1mA+ Vin*2/500kΩ 0.2mA+ Vin*2/500kΩ 0.6mA+ Vin*2/500kΩ
リップル
RMS*5
3mA
5mA
20mA*7
P-P*6
30mA
50mA
100mA*7
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7

H レンジのフルスケール
Vin：電子負荷の入力端子電圧
M レンジは H レンジのフルスケールに適用されます
定格電力/150V の電流で 1.5V から 150V まで変化させたとき
測定周波数帯域：10Hz〜1MHz
測定周波数帯域：10Hz〜20MHz
100A の測定時

7-8-4. CR モード
項目
LSG-175
動作レンジ*1
H レンジ 23.3336S~400uS(42.857mΩ~2.5kΩ)
M レンジ 2.33336S~40uS(428.566mΩ~25kΩ)
0.233336S~4uS
L レンジ(4.28566Ω~250kΩ)
設定レンジ
H レンジ 24.5S~0S
M レンジ
L レンジ
分解能
H レンジ
M レンジ
L レンジ

LSG-350

LSG-1050

46.6672S~800uS(21.428mΩ~1.25kΩ)
4.6667S~80uS(214.28mΩ~12.5kΩ)
0.46667S~8uS(2.1428Ω~125kΩ)

140.0016S~2.4mS(40.8163 mΩ~OPEN)
2.45S~0S(408.1633mΩ~OPEN)
0.245S~0S(4.08163Ω~OPEN)

49.0S~0 S(20.408 mΩ~OPEN)
4.90S~0S(204.08mΩ~OPEN)
0.490S~0S(2.0408Ω~OPEN)

147.000S~0S(6.8027 mΩ~OPEN)
14.70000S~0S(68.0272mΩ~OPEN)
1.4000S~0S(680.2721mΩ~OPEN)

400uS
40uS
4uS

800uS
80uS
8uS

2.4mS
240uS
24uS

176

(7.1427mΩ~416.6667Ω)

14.0001S~242.4uS(71.427mΩ~4.16667kΩ)

1.40001S~24.24uS(714.27mΩ~41.6667kΩ)

設定確度*2
H, M レンジ ±(0.5 % of set*3 + 0.5 % of f.s.*4) + Vin*5/500 kΩ

L レンジ
並列時

±(0.5 % of set*3 + 0.5 % of f.s.) + Vin*5/500 kΩ±(1.2 % of set + 1.1 % of f.s. *4)*1 ジーメンス[S] =入力電流[A]/入力電圧[V]= 1 /抵抗[Ω]*2 入力電流の値を変換しました。並列運転では適用されません。
*3 set = Vin / Rset
*4 f.s. =H レンジのフルスケール*5 Vin =入力端子電圧

7-8-5. CV モード
項目
LSG-175
LSG-350
動作レンジ
H レンジ
1.5V~150V
L レンジ
1.5V~15V
設定レンジ
H レンジ
0V~157.5V
L レンジ
0V~15.75V
分解能
H レンジ
10mV
L レンジ
1mV
設定確度*1
H, L レンジ ±(0.1 % of set + 0.1 % of f.s.)
入力電流変動*2
L レンジ
12mV
50mV
H レンジ

LSG-1050

入力電圧の動作範囲内で、リモートセンシングポイントにて。
また、並列運転の条件に対して適用されます。
*2 1.5V（リモートセンシング時）の入力電圧で定格の 10%〜100%の電流の変化
に対して。
*1

7-8-6. CP モード
項目
動作レンジ
H レンジ
M レンジ
L レンジ
設定レンジ
H レンジ
M レンジ
L レンジ

LSG-175

LSG-350

LSG-1050

17.5W~175W
1.75W~17.5W
0.175W~1.75W

35W~350W
3.5W~35W
0.35W~3.5W

105W~1050W
10.5W~105W
1.05W~10.5W

0W~183.75W
0W~18.375W
0W~1.8375W

0W~367.5W
0W~36.75W
0W~3.675W

0W~1102.5W
0W~110.25W
0W~11.025W

177

分解能
H レンジ
M レンジ
L レンジ
設定確度*1

10mW
1mW
0.1mW

10mW
1mW
0.1mW

100mW
10mW
1mW

±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s.*2) + Vin*3/ 500kΩ*1 並列運転の条件に対して適用されません。
*2 M の範囲は、H レンジのフルスケールに適用されます。
*3 Vin =入力端子電圧

7-8-7. スルーレート
項目
LSG-175
LSG-350
LSG-1050
設定レンジ (CC モード)
16.02mA/us~16.002A/us
5mA/us~5A/us
H レンジ 2.5mA/us~2.5A/us
M レンジ 250uA/us~250mA/us 500uA/us~500mA/us 1.602mA/us~1.6002A/us
160.2uA/us~160.02mA/us
25uA/us~25mA/us
50uA/us~50mA/us
L レンジ
設定レンジ (CR モード)
H レンジ 250uA/us~250mA/us 500uA/us~500mA/us 1.602mA/us~1.6002A/us
160.2uA/us~160.02mA/us
50uA/us~50mA/us
M レンジ 25uA/us~25mA/us
16.02uA/us~16.002mA/us
2.5uA/us~2.5mA/us 5uA/us~5mA/us
L レンジ
分解能
分解能
1mA
2mA
6mA
設定
250mA/us~2.5A/us 500mA/us~5A/us
1.6A/us~16A/us
分解能
100uA
200uA
600uA
設定
25mA/us~250mA/us 50mA/us~500mA/us 160mA/us~1.6A/us
分解能
10uA
20uA
60uA
設定
2.5mA/us~25mA/us 5mA/us~50mA/us
16mA/us~160mA/us
分解能
1uA
2uA
6uA
設定
250uA/us~2.5mA/us 500uA/us~5mA/us 1.6mA/us~16mA/us
分解能
100nA
200nA
600nA
設定
25uA/us~250uA/us 50uA/us~500uA/us 160uA/us~1.6mA/us
分解能
10nA
20nA
60nA
設定
2.5uA/us~25uA/us 5uA/us~50uA/us
16uA/us~160uA/us
設定確度*1±(10% of set + 5us)*1 定格電流の 2%〜100%（M レンジの 20%〜100%）変化させた場合の 10%から90%に達するまでの時間。

178

7-8-8. メーター
LSG-350
LSG-1050
項目
LSG-175
電圧メーターH レンジ
0.00V~150.00V
0.00V~150.00V
0.00V~150.00V
L レンジ
0.000V~15.000V
0.000V~15.000V
0.000V~15.000V±(0.1 % of rdg + 0.1 % of f.s.)
確度
電流メーターH レンジ
0.000A~35.000A
0.000A~70.000A
0.00A~210.00A
M レンジ
0.0000A~3.5000A
0.0000A~7.0000A
0.000A~21.000A
L レンジ
0.00mA~350.00mA 0.00mA~700mA
0.0mA~2100.0mA±(0.2 % of rdg + 0.3 % of f.s*1)
確度
確度
並列運転: ±(1.2% of rdg +1.1% of f.s.)
電力メーター
0.00W~350.00W
0.00W~1050W
H, M レンジ 0.00W~175.00W
0.000W~52.500W
0.000W~ 105.000W 0.00W~315.00W
L レンジ(CC/CR/CV)
L レンジ(CP) 0.0000W~ 1.7500W 0.0000W~ 3.5000W 0.000W~ 10.500W
温度係数100ppm
電圧計
200ppm
電流計*1 M レンジは H レンジのフルスケールが適用されます。

7-8-9. ダイナミックモード
項目
動作モード

LSG-175

LSG-350

LSG-1050

CC , CR , CP
T1 & T2
0.025ms ~ 10ms / 分解能 1us

10ms ~ 60s /分解能 1ms

確度± 100ppm of setting
周波数範囲 (Freq./Duty)
1Hz ~20kHz
周波数分解能1Hz~9.9Hz
10Hz~99Hz
100Hz~990Hz
1kHz~20kHz
周波数確度

0.1Hz
1Hz
10Hz
100Hz
(0.5% of set)179

デューティ範囲
1% ~99% , 0.1% step
デューティの最小時間単位は 10us です。1kHz~20kHz でのデューティ設定の範囲は最小時間に制限されます。
スルーレート設定レンジ (CC モード)
H レンジ 2.5mA/us~2.5A/us
5mA/us~5A/us
16mA/us~16A/us
M レンジ 250uA/us~250mA/us 500uA/us~500mA/us 1.6mA/us~1.6A/us
L レンジ
25uA/us~25mA/us
50uA/us~50mA/us
160uA/us~160mA/us
スルーレート設定レンジ (CR モード)
H レンジ 250uA/us~250mA/us 500uA/us~500mA/us 1.6mA/us~1.6A/us
50uA/us~50mA/us
160uA/us~160mA/us
M レンジ 25uA/us~25mA/us
2.5uA/us~2.5mA/us 5uA/us~5mA/us
16uA/us~16mA/us
L レンジ
スルーレート分解能
分解能
1mA
2mA
6mA
設定
250mA/us~2.5A/us
500mA/us~5A/us
1.6A/us~16A/us
分解能
100uA
200uA
600uA
設定
25mA/us~250mA/us 50mA/us~500mA/us 160mA/us~1.6A/us
分解能
10uA
20uA
60uA
設定
2.5mA/us~25mA/us 5mA/us~50mA/us
16mA/us~160mA/us
分解能
1uA
2uA
6uA
設定
250uA/us~2.5mA/us 500uA/us~5mA/us
1.6mA/us~16mA/us
分解能
100nA
200nA
600nA
設定
25uA/us~250uA/us
50uA/us~500uA/us 160uA/us~1.6mA/us
分解能
10nA
20nA
60nA
設定
2.5uA/us~25uA/us
5uA/us~50uA/us
16uA/us~160uA/us
スルーレート設定確度*1±(10% of set + 25us)*1 定格電流の 2%〜100%（M レンジの 20%〜100%）変化させた場
合の 10%から 90%に達するまでの時間。
電流設定レンジ
0A~35.7A
0A~71.4A
0A~214.2A
H レンジ
0A~3.57A
0A~7.14A
0A~21.42A
M レンジ
0A~0.357A
0A~0.714A
0A~2.142A
L レンジ
電流分解能
1mA
2mA
10mA
H レンジ
0.1mA
0.2mA
1mA
M レンジ
0.01mA
0.02mA
0.1mA
L レンジ
電流確度
±0.4% of f.s.

180

抵抗設定レンジ
24.5S~0S
H レンジ
M レンジ
L レンジ

(40.8163 mΩ~OPEN)
2.45S~0S(408.1633mΩ~OPEN)
0.245S~0S(4.08163Ω~OPEN)

49.0S~0 S(20.408 mΩ~OPEN)
4.90S~0S(204.08mΩ~OPEN)
0.490S~0S(2.0408Ω~OPEN)

147.000S~0S(6.8027 mΩ~OPEN)
14.70000S~0S(68.0272mΩ~OPEN)
1.4700S~0S(680.2721mΩ~OPEN)

抵抗分解能
400uS
800uS
2.4mS
H レンジ
40uS
80uS
240uS
M レンジ
4uS
8uS
24.0uS
L レンジ
抵抗設定確度 (R set *1> 0 .03% of f.s)
H, M レンジ ±(0.5 % of set*1 + 0.5 % of f.s.*2) + Vin*3/500 kΩ
L レンジ±(0.5 % of set*1 + 0.5 % of f.s.) + Vin*3/500 kΩ
*1 set = Vin / Rset
*2 f.s. = H レンジのフルスケール*3 Vin = 電子負荷の入力端子電圧
電力動作レンジ
17.5W~175W
35W~350W
105W~1050W
H レンジ
1.75W~17.5W
3.5W~35W
10.5W~105W
M レンジ
0.175W~1.75W
0.35W~3.5W
1.05W~10.5W
L レンジ
設定レンジ
H レンジ
0W~183.75W
0W~367.5W
0W~1102.5W
M レンジ
0W~18.375W
0W~36.75W
0W~110.25W
L レンジ
0W~1.8375W
0W~3.675W
0W~11.025W
分解能
H レンジ
10mW
10mW
100mW
M レンジ
1mW
1mW
10mW
L レンジ
0.1mW
0.1mW
1mW
設定確度*1±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s*2) + Vin*3/500kΩ*1 本定格はパラレル接続時は適用外です。
*2 M レンジについても H レンジのフルスケールが適用されます。
*3 Vin = 電子負荷の入力端子電圧

7-8-10. ソフトスタート
動作モード
CC,CR,CP
選択可能時間レンジ
1~ 200 ms/Res: 1ms
時間確度±(30%of set + 100us)

181

7-8-11. リモートセンシング
補償電圧
片側 2V

7-8-12. 保護機能
LSG-350
LSG-1050
項目
LSG-175
過電圧保護(OVP)
定格電圧の 110%でロードオフ
過電流保護(OCP)
0.03 ~ 38.5A
0.06A ~ 77A
0.2A ~ 231A
または各レンジの最大電流の 110%
ロードオフまたは、制限動作を選択可
過電力保護(OPP)
0.1W ~ 192.5W
0.3W ~ 385W
1W ~ 1155W
または各レンジの最大電力の 110%
ロードオフまたは、制限動作を選択可
過熱保護(OHP)
ヒートシンクの温度が 105℃に達したときにロードオフ(LSG-2100S/SH は 115℃)
低電圧保護(UVP)
検出された場合ロードオフにします。 0 01V〜165 V の範囲で設定
または機能オフできます。L レンジでは 0.001～16.5V となります。
逆接続保護 (RVP)
ダイオードによる。逆接続を検知した場合、ロードオフにします。
定格 OCP(ROCP)
各レンジの定格電流の 110%を超えた電流が流れたときに表示します。
定格 OPP(ROPP)
各レンジの定格電力の 110%を超えた電力が流れたときに表示します。
前面端子定格 OCP(F.ROCP)
前面入力端子の定格電流（約 77A）を超えたときに表示します。

182

7-9. LSG-H シリーズ定格
特に指定のないかぎり、定格は周囲温度 20 ˚C〜30˚C に少なくとも 30 分間のエー
ジング後に適用されます。
定格は背面パネルの端子を使用する場合に適用されます。前面パネル端子を使用するか、長いケーブルで動作している場合は、リモートセンスを使用してください。
並列動作を行う場合、操作/設定/分解能使用が N 倍となります。スルーレート最大値、電圧設定や測定値は変更はありません。
N ： 並列動作する本器の数(マスター機で同一機種)
N ： LSG-1050H + 2 x 並列動作する本器の数(LSG-2100SH)

7-9-1. 入力定格(マスター機)
モデル名
動作電圧

LSG-175H

LSG-350H

LSG-1050H

8.75A

17.5A

52.5A

175W

350W

1050W

5V~800V
電流
電力

7-9-2. 入力定格(ブースター機)
モデル名
LSG-2100SH
動作電圧 （最大電流時）
5V~800V
電流
105A
電力
2100W
電流設定確度± (1.2% of set + 1.1% of f.s.)
M レンジは H レンジのフルスケールに適用されます。

183

7-9-3. CC モード
モデル名
LSG-175H
LSG-350H
LSG-1050H
動作レンジ
H Range
0A~8.75A
0A~17.5A
0A~52.5A
M Range
0A~0.875A
0A~1.75A
0A~5.25A
L Range
0mA~87.5mA
0mA~175mA
0A~0.525A
設定レンジ
H Range
0A~9.1875A
0A~18.3750A
0A~55.126A
M Range
0A~0.91875A
0A~1.83750A
0A~5.5126A
L Range
0mA~91.875mA
0mA~183.750mA
0A~0.55126A
初期設定
H Range
0A
0A
0A
M Range
0A
0A
0A
L Range
0mA
0mA
0A
分解能
H Range
0.3mA
0.6mA
2mA
M Range
0.03mA
0.06mA
0.2mA
L Range
0.003mA
0.006mA
0.02mA
設定確度
H, M Range± (0.2 % of set + 0.1 % of f.s.*1) + Vin*2/3.24 MΩ
L Range± (0.2 % of set + 0.1 % of f.s.) + Vin*2/3.24 MΩ
並列動作± (1.2% of set +1.1% of f.s.*3)*4
入力電圧変動
H Range
20mA+Vin*2/3.24MΩ
M Range
20mA+Vin*2/3.24MΩ
L Range
2mA+Vin*2/3.24MΩ
リップル・ノイズ
RMS*5
2mA
4mA
12mA
P-P*6
20mA
40mA
120mA
*1 H レンジのフルスケール*2 Vin：本器入力端子電圧*3 M レンジは H レンジのフルスケールが適用されます*4 定格電力/800V の電流で 5V から 800V まで変化させたとき*5 測定周波数帯域: 10Hz to 1MHz
*6 測定周波数帯域: 10Hz to 20MHz

184

7-9-4. CR モード
モデル名
動作レンジ*1
H Range
M Range
L Range
設定レンジ
H Range

M Range

L Range

LSG-175H

LSG-350H

LSG-1050H

1.75S~30uS(571mΩ~33.3kΩ)
175mS~3uS(5.71Ω~333kΩ)
17.5mS~0.3uS(57.1Ω~3.33MΩ)

3.5S~60uS(285mΩ~16.6kΩ)
350mS~6uS(2.85Ω~166kΩ)
35mS~0.6uS(28.5Ω~1.66MΩ)

10.5S~180uS(95.2mΩ~5.55kΩ)
1.05S~18uS(952mΩ~55.5kΩ)
105mS~1.8uS(9.52Ω~555kΩ)

1837.50mS~0mS(0.54422Ω~
33333.3Ω,OPEN)
183.750mS~0mS(5.44218Ω~
333333Ω,OPEN)
18.3750mS~0mS(54.4218Ω~
3333333Ω,OPEN)

3675.00mS~0mS(0.27211Ω~
16666.7Ω,OPEN)
367.500mS~0mS(2.72109Ω~
166666Ω,OPEN)
36.7500mS~0mS(27.2109Ω~
1666666Ω,OPEN)

11025.0mS~0mS(0.09070Ω~
5555.56Ω,OPEN)
1102.50mS~0mS(0.90703Ω~
55555.6Ω,OPEN)
110.250mS~0mS(9.07029Ω~
555555Ω,OPEN)

分解能
H Range
30uS
60uS
180uS
M Range
3uS
6uS
18uS
L Range
0.3uS
0.6uS
1.8uS
設定確度*2H, M± (0.5 % of set*3 + 0.5 % of f.s.*4) + Vin*5/3.24MΩ
Range
L Range± (0.5 % of set*3 + 0.5 % of f.s.) + Vin*5/3.24MΩ
並列動作± (1.2% of set +1.1% of f.s.*4)*1 ジーメンス[S] = 入力電流[A] / 入力電圧[V] = 1 / 抵抗[Ω]*2 電流値に変換しています。
入力電圧の動作範囲内で、リモートセンシングポイントにて。
*3 set = Vin / Rset
*4 f.s. = H レンジのフルスケール*5 Vin =入力端子電圧1857-9-5. CV モード
モデル名
LSG-175H
LSG-350H
LSG-1050H
動作レンジ
H Range
5V~800V
L Range
5V~80V
設定レンジ
H Range
0V~840.00V
L Range
0V~84.000V
分解能
H Range
20mV
L Range2mV
設定確度*1
H, L Range± (0.2 % of set + 0.2 % of f.s.)
入力電流変動*2
H, L Range
80mV*1 入力電圧の動作範囲内で、リモートセンシングポイントにて。また、並列運転の条件に対して適用されます。
*2 5V（リモートセンシング時）の入力電圧で定格の 10%〜100%の電流の変化に対して。

7-9-6. CP モード
モデル名
動作レンジ
H Range
M Range
L Range
設定レンジ
H Range
M Range
L Range
分解能
H レンジ
M レンジ
L レンジ
設定確度*1

LSG-175H

LSG-350H

LSG-1050H

17.5W~175W
1.75W~17.5W
0.175W~1.75W

35W~350W
3.5W~35W
0.35W~3.5W

105W~1050W
10.5W~105W
1.05W~10.5W

0W~183.75W
0W~18.375W
0W~1.8375W

0W~367.50W
0W~36.750W
0W~3.6750W

0W~1102.5W
0W~110.25W
0W~11.025W

10mW
1mW
0.1mW

10mW
1mW
0.1mW

100mW
10mW
1mW

±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s.*2) + Vin2 *3/ 3.24MΩ*1 入力電圧の動作範囲内で、リモートセンシングポイントにて。
並列運転の条件に対して適用されません。
*2 M レンジは H レンジのフルスケールが適用されます。
*3 Vin =入力端子電圧1867-9-7. スルーレート
モデル名
LSG-175H
設定レンジ (CC モード)
0.1400mA/us~
H Range
M Range
L Range

LSG-350H

LSG-1050H

0.280mA/us~
280.0mA/us
0.0280mA/us~
28.00mA/us
2.80uA/us~
2800uA/us

0.840mA/us~
840.0mA/us
0.0840mA/us~
84.00mA/us
0.00840mA/us~
8.400mA/us

14.000mA/us
0.001400mA/us~
1.4000mA/us
0.1400uA/us~
140.00uA/us

0.0280mA/us~
28.00mA/us
0.00280mA/us~
2.800mA/us
0.280uA/us~
280.0uA/us

0.0840mA/us~
84.00mA/us
0.00840mA/us~
8.400mA/us
0.000840mA/us~
0.8400mA/us

50uA/us
14mA/us~140mA/us
5uA/us
1.4mA/us~14mA/us
0.5uA/us
140uA/us~
1.4mA/us
50nA/us
14uA/us~140uA/us
5nA/us
1.4uA/us~14uA/us
0.5nA/us
0.14uA/us~
1.4uA/us

100uA/us
28mA/us~280mA/us
10uA/us
2.8mA/us~28mA/us
1uA/us
280uA/us~
2.8mA/us
0.1uA/us
28uA/us~280uA/us
10nA/us
2.8uA/us~28uA/us
1nA/us
0.28uA/us~
2.8uA/us

300uA/us
84mA/us~
840mA/us
30uA/us
8.4mA/us~84mA/us
3uA/us840uA/us~
8.4mA/us
0.3uA/us
84uA/us~840uA/us
30nA/us
8.4uA/us~84uA/us
3nA/us
0.84uA/us~
8.4uA/us140.0mA/us
0.01400mA/us~
14.000mA/us
1.400uA/us~
1400.0uA/us

設定レンジ (CR モード)
0.01400mA/us~
H Range
M Range
L Range
分解能Resolution
Setting
Resolution
Setting
Resolution
Setting
Resolution
Setting
Resolution
Setting
Resolution
Setting
設定確度*1±(10% of set + 25us)*1 定格電流の 2%〜100%（M レンジの 20%〜100%）変化させた場合の 10%から90%に達するまでの時間。

187

7-9-8. メーター
モデル名
電圧メーターH Range
L RangeAccuracy
電流メーターH Range
M Range
L RangeAccuracy

LSG-175H

LSG-350H

LSG-1050H

0.00V~800.00V
0.000V~80.000V± (0.1 % of rdg + 0.1 % of f.s.)
0.0000A~8.7500A
0.00000A~0.87500A
0.000mA~87.500mA

0.000A~17.500A
0.0000A~1.7500A
0.000mA~175.00mA

0.000A~52.500A
0.0000A~5.2500A
0.00mA~525.00mA

マスター機単体動作：±(0.2 % of rdg + 0.3 % of f.s*1)
並列運転: ± (1.2% of rdg +1.1% of f.s.)

電力メーター
0.00W~175.00W
0.00W~350.00W
H, M Range
0.0000W~56.875W
0.0000W~113.75W
L Range(CC/CR/CV)
0.0000W~3.5000W
L Range(CP) 0.0000W~1.7500W
温度係数 (per ºC)
Voltmeter
100ppmAmmeter
200ppm*1 M レンジは H レンジのフルスケールが適用されます。

0.0W~1050.0W
0.000W~341.25W
0.000W~10.500W

7-9-9. ダイナミックモード
モデル名
動作モード

LSG-175H

LSG-350H

LSG-1050H

CC ,CR , CP
T1 & T2
0.025ms ~ 10ms / Res: 1us

10ms ~ 60s / Res: 1ms

確度± 100ppm of setting
周波数範囲 (Freq./Duty)
1Hz ~20kHz
周波数分解能1Hz~9.9Hz
0.1Hz
10Hz~99Hz
1Hz
100Hz~990Hz 10Hz
1kHz~20kHz 100Hz
周波数確度(0.5% of set)
デューティ範囲 (Freq./Duty)
1% ~99% , 0.1% step
デューティの最小時間単位は 10us です。
1kHz~20kHz でのデューティ設定の範囲は最小時間に制限されます。

188

スルーレート設定レンジ (CC モード)
H Range
0.1400mA/us~
0.280mA/us~
0.840mA/us~
140.0mA/us
280.0mA/us
840.0mA/us
M Range0.01400mA/us~
0.0280mA/us~
0.0840mA/us~
14.000mA/us
28.00mA/us
84.00mA/us
L Range
1.400uA/us~
2.80uA/us~
0.00840mA/us~
1400.0uA/us
2800uA/us
8.400mA/us
スルーレート設定レンジ (CR モード)
H Range0.01400mA/us~
0.0280mA/us~
0.0840mA/us~
14.000mA/us
28.00mA/us
84.00mA/us
M Range0.001400mA/us~
0.00280mA/us~
0.00840mA/us~
1.4000mA/us
2.800mA/us
8.400mA/us
L Range
0.1400uA/us~
0.280uA/us~
0.000840mA/us~
140.00uA/us
280.0uA/us
0.8400mA/us
スルーレート分解能
50uA/us
100uA/us
300uA/us
分解能14mA/us~140mA/us
28mA/us~280mA/us
84mA/us~840mA/us
設定
5uA/us
10uA/us
30uA/us
分解能
1.4mA/us~14mA/us
2.8mA/us~28mA/us
8.4mA/us~84mA/us
設定
0.5uA/us
1uA/us3uA/us
分解能
140uA/us~1.4mA/us
280uA/us~2.8mA/us
840uA/us~8.4mA/us
設定
50nA/us
0.1uA/us
0.3uA/us
分解能14uA/us~140uA/us
28uA/us~280uA/us
84uA/us~840uA/us
設定
5nA/us
10nA/us30nA/us
分解能
1.4uA/us~14uA/us
2.8uA/us~28uA/us
8.4uA/us~84uA/us
設定
0.5nA/us
1nA/us3nA/us
分解能
0.14uA/us~1.4uA/us
0.28uA/us~2.8uA/us
0.84uA/us~8.4uA/us
設定
スルーレート設定確度 *1±(10% of set + 25us)*1 定格電流の 2%〜100%（M レンジは 20%〜100%）変化させた
場合の 10%から 90%に達するまでの時間。
電流設定レンジ
H Range
0A~9.1875A
0A~18.375A
0A~55.125A
M Range
0A~0.91875A
0A~1.8375A
0A~5.5125A
L Range
0mA~91.875mA
0mA~183.75mA
0A~0.55125A
電流分解能
H Range
0.3mA
0.6mA
2mA
M Range
0.03mA
0.06mA
0.2mA
L Range
0.0003mA
0.006mA
0.02mA
電流確度±0.4% of f.s.

189

LSG-350H
LSG-1050H
モデル名
LSG-175H
抵抗設定レンジ
H Range1837.50mS~0mS
3675.00mS~0mS
11025.0mS~0mS(0.54422Ω~(0.27211Ω~(0.09070Ω~
33333.3Ω,OPEN)
16666.7Ω,OPEN)
5555.56Ω,OPEN)
M Range183.750mS~0mS
367.500mS~0mS
1102.50mS~0mS(5.44218Ω~(2.72109Ω~(0.90703Ω~
333333Ω,OPEN)
166666Ω,OPEN)
55555.6Ω,OPEN)
L Range18.3750mS~0mS
36.7500mS~0mS
110.250mS~0mS(54.4218Ω~(27.2109Ω~(9.07029Ω~
3333333Ω,OPEN)
1666666Ω,OPEN)
555555Ω,OPEN)
抵抗分解能
H Range
30uS
60uS
180uS
M Range
3uS
6uS
18uS
L Range
0.3uS
0.6uS
1.8uS
抵抗設定確度 (set*1 > 0.03% of f.s)
H, M Range±(0.5 % of set*1 + 0.5 % of f.s.*2) + Vin*3/3.24MΩ
L Range±(0.5 % of set*1 + 0.5 % of f.s.) + Vin*3/3.24MΩ
*1 set = Vin / Rset
*2 f.s. = H レンジのフルスケール*3 Vin = 本器入力端子電圧
電力動作範囲H Range
17.5W~175W
35W~350W
105W~1050W
M Range
1.75W~17.5W
3.5W~35W
10.5W~105W
L Range
0.175W~1.75W
0.35W~3.5W
1.05W~10.5W
動作レンジ
H Range
0W~183.75W
0W~367.50W
0W~1102.5W
M Range
0W~18.375W
0W~36.750W
0W~110.25W
L Range
0W~1.8375W
0W~3.6750W
0W~11.025W
分解能
H Range
10mW
10mW
100mW
M Range
1mW
1mW
10mW
L Range
0.1mW
0.1mW
1mW
設定確度*1±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s*2) + Vin2 *3/3.24MΩ*1 本定格は、パラレル接続時は適用外です。
*2 M レンジについても H レンジのフルスケールが適用されます。
*3 Vin = 本器入力端子電圧190

7-9-10. ソフトスタート
動作モード
CC,CR
選択可能時間OFF, 3~ 200ms / Res: 1ms
設定確度±(30%of set + 100us)

7-9-11. リノートセンシング
補償電圧
片側 2V

7-9-12. 保護機能
LSG-350H
モデル名
LSG-175H
過電圧保護(OVP)
定格電圧の 110%でロードオフ
過電流保護(OCP)
0.0060A ~ 9.6252A

0.0120A ~ 19.2504A

LSG-1050H

0.050A ~ 57.750A

または各レンジの最大電流の 110%
ロードオフまたは、制限動作を選択可
過電力保護(OPP)
0.10W ~ 192.50W
0.10W ~ 385.00W
1.00W ~ 1155.00W
または各レンジの最大電力の 110%
ロードオフまたは、制限動作を選択可
過熱保護(OTP)
ヒートシンクの温度が 105℃(LSG-2100SH：115℃)に達したときにロードオフ
低電圧保護(UVP)
検出された場合ロードオフにします。 OFF, 0.1 V〜840V の範囲で設定または機能オフできます。
逆接続保護 (RVP)
ダイオードによる。逆接続を検知した場合、ロードオフにします。
定格 OCP(ROCP)
各レンジの定格電流の 110%を超えた電流が流れたときに表示します。
定格 OPP(ROPP)
各レンジの定格電力の 110%を超えた電力が流れたときに表示します。
前面端子定格 OCP(FROCP)
前面入力端子の定格電流（約 77A）を超えたときに表示します。

191

7-10. LSG/LSG-H 共通定格
7-10-1. シーケンス
ノーマルシーケンス
動作モード
最大ステップ数
ステップ実行時間
時間分解能

ファストシーケンス
動作モード
最大ステップ数
ステップ実行時間
時間分解能

CC, CR, CV, CP
1000
0.05ms ~ 999h 59min
0.05 ms (0.05ms ~1 min)
100 ms (1 min ~1 h)
1 s (1 h ~10 h)/10 s (10 h ~100 h)
1 min (100 h ~999 h 59 min)CC or CR
1000
25us – 600ms
1us(25us - 60ms)
10us(60.01ms - 600ms)

7-10-2. その他
経過時間測定ロードオンからロードオフの時間を測定します。オン/オフ選択可能。
1 秒から最大 999 時間 59 分 59 秒まで測定
オートロードオフタイマー
自動的に指定された時間経過後にロードオフにします。
1 秒から最大 999 時間 59 分 59 秒の範囲またはオフで設定可能。
通信機能
コマンドセット
電源スイッチを除くパネルの機能の設定、測定値の読み取り
SCPI および IEEE 488.2-1992 コマンドセット規格をサポートしています。デリミタ：LF
GP-IB
IEEE std. 488.1-1978 に準拠（オプション）SH1, AH1, T6, L4, SR1, DC1, DT1.
RS-232C
D-SUB 9-pin オス(EIA-232-D に準拠)
ボーレート: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps
データ長: 8-bit, ストップビット: 1, 2-bit,
パリティビット: なし、奇数、偶数
USB
USB 2.0/USB-CDC ACM に準拠
通信速度 12Mbps (Full speed)
LAN
100BASE-TX, AUTO-MDIx, RJ-45,
IPv4, DHCP ON/OFF,(オプション)
Socket Port:2268, HTTP Port:80

192

7-10-3. アナログ外部コントロール
Load on/off コントロール
TTL レベルの信号 Low（または High）でロードオンにします。
Load on ステータス出力
ロードオンの時に出力（フォトカプラによるオープンコレクタ出力）
Range Switch 入力
2 ビットの信号を使用して L、M、H レンジを切り換え可能
Range Status 出力
2 ビットの信号を使用して L、M、H レンジのステータスを出力（フォトカプラによるオープンコレクタ出力）
Trigger 入力
10us 以上の TTL レベルの High 信号でシーケンス動作の一時停止を解除します。
Alarm 入力
TTL レベルのロー信号を入力したときにアラームをアクティブにします。
Alarm Status 出力
OVP、OCP、OPP、OHP、UVP、RVP のとき、または外部アラーム入力のとき出力します（フォトカプラによるオープンコレクタ出力）。
Short Signal 出力
リレー接点出力 (30 VDC/1 A)
外部電圧コントロール
CC、CR、CV、CP または Cx+CV モードで動作
0V〜10V で定格電流（CC モード）、定格電圧（CV、Cx+CV モード）、または定格電力（CP モード）の 0%〜100%に対応しています。
0V〜10V で最大抵抗～最小抵抗（CR モード）に対応しています。
外部抵抗コントロール
CC、CR、CV または CP モードで動作
0Ω〜10kΩ で定格電流（CC モード）、定格電圧（CV モード）、定格電力（CP モード）の 0%〜100%または 100%〜0%に対応しています。
0Ω〜10kΩ で、最小抵抗〜最大抵抗または最大抵抗〜最小抵抗に対応します。
（CR モード）
電流モニター出力10V f.s.（H レンジまたは L レンジ）,1V f.s.（M レンジ）
電圧モニター出力（LSG-H シリーズのみ）
10V f.s.
並列動作入力ワンコントロール並列運転用の信号入力
並列運転出力ワンコントロール並列運転用の信号入力
ブースターのロード制御
ブースターのロードオン/オフ制御信号電源

193

7-10-4. 前面出力端子
トリガ出力
約 5V、パルス幅 2us、出力インピーダンス約 500Ω
シーケンス時またはスイッチング時のトリガ発生時の出力
電流モニター出力電流モニター相当の電圧出力
1V f.s. (H 、L レンジ) 0.1V f.s. (M レンジ)
電圧モニター出力（LSG-175H / 350H / 1050H）
電圧モニター相当の電圧出力
8V f.s.

7-10-5. 一般定格
モデル名

LSG-175
LSG-175H

LSG-350
LSG-350H

LSG-1050
LSG-1050H

LSG-2100S
LSG-2100SH

入力範囲
90VAC～132VAC/180VAC～250VAC ±10% 単相
入力周波数47～63Hz
最大消費電力
90VA

110VA

190VA

230VA

427.8 mm124.0 mm
400.5 mm

427.7 mm
127.8 mm553.5 mm

17kg
20kg

24kg
28kg

突入電流
45A Max
絶縁抵抗
一次 – 二次: 1000 VDC, 20MΩ 以上
一次 – 筐体: 1000 VDC, 20MΩ 以上
絶縁電圧
一次 – 二次: 1500 VAC 1 分間
一次 – 筐体: 1500 VAC 1 分間
寸法W
213.8 mm
213.8 mmH
124.0 mm124.0 mmD
400.5 mm
400.5 mm
重量(約)
低圧モデル
6kg
7kg
高圧モデル
9kg
10kg
定格保証温度・湿度
温度
20℃~30℃
相対湿度≤70%RH(結露なきこと)
動作温度・湿度
温度
0℃~40℃
相対湿度≤70%RH(結露なきこと)

194保存温度・湿度
温度-10℃~70℃
相対湿度≤80%RH(結露なきこと)
一般仕様
環境
屋内、高度<2000m、過電圧カテゴリ(設置カテゴリ)Ⅱ
LVD
EN61010-1(Class1,汚染度 2)、2014/35/EU 準拠
EMC
EN61326-1（ClassA)、2014/30/EU 準拠
電池
リチウム金属タイプ CR123A 1 個

1957-11. 寸法図
7-11-1. LSG-175/ LSG-175H/ LSG-350/ LSG-350H

Local

Main
File

FUNC
Utility

Help

Short

P7

Preset

7
P4

Shift

4
P1

175W
5 - 800V
0 - 8.75A

8
P5

5
P2

2
CAL.

0
V MON OUT I MON OUT

P8

1
P0

P9

Load On/
Off

9
P6

6
P3

3
Lock

Clear

Enter

124.0
151.6

213.8

TRIG OUT

400.5
464.4

196

7-11-2. LSG-1050/ LSG-1050H

124.0

Loc al

Mai n
Fil e

F UNC
Util ity

Help

Short

P7

Preset
Shift

TRIG
OUT

P9

8

9

P5

P6

4
P1

I MON
OUT

1050W
1.5 - 150V
0 - 70A

P8

7
P4

5

6

P2

1

2

P0

C AL.

On/
Load Of
f

P3

3
Lo ck

0

Clear

Ent er

143.8

441.4
427.8

400.5
464.4

7-11-3. LSG-2100S/SH

127.8
147.8

427.7
5.0

5.8

LINK

STBY

553.5
592.5

197

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13 藤和不動産新横浜ビル 7F
https://www.texio.co.jp/
アフターサービスに関しては下記サービスセンターへ
サービスセンター 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13
藤和不動産新横浜ビル 8F TEL.045-620-2786