SpaceTracシリーズ アクセサリ

Catalog No.16031(2)

座標測定機

大型構造物用三次元測定機（レーザートラッカー）SpaceTrac シリーズアクセサリ

多彩なパーツがポテンシャルを最大限に引き出す。

A c t i v e Ta r g e t

アクティブターゲット（オプション）
リフレクタ部が、常にレーザートラッカーの方向を向くように自動追従します。

SpaceTrac シリーズはお客様の測定ワークや用途に合わせて様々なアクセサリをご用意しています。

ロボットの複合運動や CNC 加工機械の位置などを手動操作なしに、簡単に測定できます。

航空機をはじめとした大型構造物の測定における長年の実績とノウハウから生み出されたパーツは使いやすさと実用性を兼ね備えており、SpaceTrac 本体がもつ性能を最大限に引き出します。

●シャンクタイプアダプタ●リチウムイオンバッテリー●バッテリー充電器● AC アダプタ●電源ケーブル● Active Target ユーザーズマニュアル● Active Target 収納ケース●校正証明書●保証書

vProbeブイプローブ（オプション）

vProbe は SpaceTrac-AI および SpaceTrac-AP の接触式のハードプローブです。
SpaceTrac の測定において、深穴部や測定物に遮蔽されてレーザー光が SMR に到達できないような形状部の測定に最適なプローブです。

●スタイラス ø6ルビー球 L50●スタイラス ø6ルビー球 L100

●プローブ校正球 (1.5インチ )●無線アンテナ B● vProbe Parameter Disk

● vProbe ユーザーズマニュアル● vProbe 収納ケース

●保証書

※1

（100 mm スタイラス使用の場合）
プローブ精度：150 mm スタンドオフ
レーザートラッカーからの距離

7m

15 m 未満

15 m 以上

3D ポイント（3DU）※276 µm

115 µm

40 µm ＋5 µm/m

空間長さ（SLU）※350 µm

85 µm

10 µm ＋5 µm/m

球半径（RU）※430 µm

40 µm

10 µm ＋2 µm/m

※1：使用するスタイラスの長さによって、プローブ精度は変化します。
※2：vProbe で測定した各位置での最大偏差です。
※3：正対させた vProbe で測定した長さの最大偏差です。
※4：半径が10 mm から50 mm の球を vProbe で測定した場合の最大偏差です。

参考 ) SpaceTrac 本体 三次元座標精度 (MPE)

1SpaceTrac-A/AP±15 µm + 5 µm/m

SpaceTrac-AI±10 µm + 5 µm/m

2

リフレクタSMR ホルダー

SMR (Spherically Mounted Retroreflector)

上段：インチ
下段： [ ミリ ]BrunsonBrunson

1.5TH シャンク付ネスト

1.5TH-M シャンク付ネスト

レーザートラッカーから出たレーザーを SMR に反射させることで、SMR の中心位置までの XYZ 座標値を算出します。
型式の読み方API例）SMR_R50_S1.5_C0.0005

ø1.60[40.6]

SMR_R**( 測定範囲 )_S**( 直径 )_C*****( 中心精度 )

測定範囲※直径と中心精度はインチ表示

直径50 m
1.5インチ.58[14.7]

APIS0.5シリーズ

S1.5シリーズ

外殻直径：0.5 ”

外殻直径： 1.5 ”.60[15.1].45[11.4]

上段：ミリ
下段：（インチ）A[X±.0005][X±0.013]-.0001
øY -.0005-0.003
Y -0.013

A.45[11.4]

測定ワークの抜き穴等の形状にシャンク部を当てながら測定する場合に使用します。

-.0001
øY -.0005-0.003
Y -0.013

測定ワークの抜き穴等の形状にシャンク部を当てながら測定する場合に使用します。
裏面にマグネットがついており、磁性体のワークを測る場合に便利です。

ø12.7(ø0.5")

11.9

Sø 1.5000
REFERENCE BALLh .001 [.025] A

X±.0005[X±0.013]

中心精度 ※数値が小さい方が高精度。
0.0001インチ = 2.5 µm , 0.0005インチ = 12.7 µm

API

ø1.60
[40.6]

Sø 1.5000
REFERENCE BALLh .001 [.025] Aø38.1(ø1.5")

37.3

リング色

コード No.

型式

アイテム No.

コード No.

型式

アイテム No.

リング色

02AMM115

SMR_R40_S0.5_C0.0005

M4064502AMM114

SMR_R50_S1.5_C0.0005

M100199

緑02AMM113

SMR_R80_S1.5_C0.0005

M100200

青02AMM112

SMR_R50_S1.5_C0.0001

M100222

白02AMM111

SMR_R80_S1.5_C0.0001

M100231

黒コード No.
02AML503A
02AML503B
02AML503C
02AML503D
02AML503E
02AML503F
02AML503G
02AML503H

アイテム No.-X-Y
1.5TH-25mm-4mm
1.5TH-25mm-5mm
1.5TH-25mm-6mm
1.5TH-25mm-8mm
1.5TH-25mm-10mm
1.5TH-25mm-12mm
1.5TH-25mm-14mm
1.5TH-25mm-15mm

コード No.
02AML505A
02AML505B
02AML505C
02AML505D
02AML505E
02AML505F
02AML505G
02AML505H

アイテム No.-X-Y
1.5TH-M-25mm-4mm
1.5TH-M-25mm-5mm
1.5TH-M-25mm-6mm
1.5TH-M-25mm-8mm
1.5TH-M-25mm-10mm
1.5TH-M-25mm-12mm
1.5TH-M-25mm-14mm
1.5TH-M-25mm-15mm

BrunsonBrunson

1.5THSB D カットシャンク付ネスト

1.5THS コーナーアダプタ

PLX 社製の標準タイプリフレクタ、非磁性体タイプリフレクタもございます。

三脚
三脚（標準サイズ）

Sø 1.5000
REFERENCE BALLh .001 [.025] A

三脚（小型サイズ）

740から1090（高さ調整範囲）

970から1320（高さ調整範囲）.60[15.1].45[11.4](ø760)(ø610)

レーザートラッカーを設置するための三脚です。

-.0001
Z -.0005-0.003
Z -0.013

ø1.60[40.6]

ø1.6000±.0005[40.640±0.013]
AX±.0005[X±0.013]
AøY -.0001-.0005
Y -0.003-0.013

Sø 1.5000
REFERENCE BALLh .001 [.025] A

.58
14.7

X±.0005[X±0.013].10X45°[2.5]

シャンク部が D カットになったネストです。

外径にも公差が設けられたネストでコーナー部を測定する際に便利です。

コード No.

アイテム No.-X-Y-Z

コード No.

アイテム No.-X

X 寸法及び公差

02AML508A

1.5THSB-25mm-8mm-7mm

02AML506A

1.5THS-25mm

25±0.013 [mm]02AML508B

1.5THSB-25mm-16mm-9mm

レーザートラッカーを設置するための小型の三脚です。

コード No.

重量

コード No.

重量

02AML454

約12.0 kg

02AML455

約9.0 kg

BrunsonBrunson

1.5THE エッジアダプタ

1.5THLE エッジアダプタ ( 大 )校正用三脚.25[6.4]

Brunson 社製。剛性があり、高い安定性を発揮するスタンドです。

.56[14.3].58[14.7]

X±.0005[X±0.013](ø930)

ø2.50[63.5]

Sø 1.5000REFERENCE BALL
j n.001 [.025] A+ø1.60[40.6]

1107から1755（高さ調整範囲）

スタンド

Brunson

X±.0005[X±0.013].50[12.7]

A

測定ワークのエッジ部に当てながら測定する場合に使用します。

Sø 1.5000
REFERENCE BALL
j n.001 [.025] A

A

.59
[15]

測定ワークのエッジ部に当てながら測定する場合に使用します。

お客様自身でレーザートラッカーの補正を行う際に使用します。

1.5THE エッジアダプタに比べて、外周を広げて肉抜きをしているため重心が安定しています。

コード No.

重量

コード No.

コード No.

アイテム No.-X

X 寸法及び公差

コード No.

アイテム No.-X

X 寸法及び公差

02AML456

85.0 kg

02AML834

02AML502A

1.5THE-25mm

25±0.013 [mm]02AML504A

1.5THLE-25mm

25±0.013 [mm]※定盤上に直接設置できるマウントキットもございます。詳細は P9をご参照ください。

34SMR ホルダー

SMR ホルダー

上段：インチ
下段： [ ミリ ]BrunsonBrunsonBrunson

1.5THSC 自動調芯アダプタ

1.5THCP センターパンチアダプタ

0.5TH-M シャンク付ネスト

上段：インチ
下段： [ ミリ ]コード No.

アイテム No.-X-Y

コード No.

アイテム No.-X-Y

02AML513A

0.5TH-M-10mm-4mm

02AML513H

0.5TH-M-12mm-10mm

02AML513B

0.5TH-M-10mm-6mm

02AML513J

0.5TH-M-12mm-12mm

02AML513C

0.5TH-M-10mm-8mm

02AML513K

0.5TH-M-25mm-6mm

02AML513D

0.5TH-M-10mm-10mm

02AML513L

0.5TH-M-25mm-8mm

Sø .5000REFERENCE BALLh .001 [.025] A

02AML513E

0.5TH-M-10mm-12mm

02AML513M

0.5TH-M-25mm-10mm

02AML513F

0.5TH-M-12mm-6mm

02AML513N

0.5TH-M-25mm-12mm

X±.0005[X±0.013]

02AML513G

0.5TH-M-12mm-8mm

ø1.60
40.6

Sø 1.5000
REFERENCE BALLh .002 [.050] A.61[15.5]

2’±.0005[50.8±0.013]

A

.19
[4.8]

Sø 1.5000
REFERENCE BALLh .001 [.025] A.58[14.7]

CONE FITS HOLES
ø0.100 -ø0.625[ø2.5 - ø16]

底面に円錐プランジャが付いており、いろいろな直径に自動調芯可能なネストです。

ø1.00[25.4]

A
TRANSFERPUNCH HOLE
(ø.249).249)
ø1.60[40.6]SMR の中心位置にポンチ穴を開けるネストとピンポンチのセットです。

A-.0001øY -.0005-0.003
Y -0.013.45[11.4]

X±.001[X±0.026]

測定ワークの抜き穴等の形状にシャンク部を当てながら測定する場合に使用します。

コード No.

アイテム No.

コード No.

アイテム No.-X

X 寸法及び公差

02AML507

1.5THSC-202AML510A

1.5THCP-29mm

29±0.026 [mm]

裏面にマグネットが付いており、磁性体のワークを測る場合に便利です。

BrunsonBrunsonBrunsonBrunson

1.5THT 三脚マウントアダプタ

1.5THDN 1.5インチ用ネスト

0.5THS シャンクレスアダプタ

0.5THE-M ハンドフリーエッジアダプタ

Sø 1.5000
REFERENCE BALL

1.50[38.1]

ø.49[12.4]

2.07[52.6]

1.6" ]
6
[40.

ø1.60
[40.6]
1.125"[28.6]

三脚等の A マウントにねじ止め可能なネストです。

02AML509A
02AML509B

02AML897

1.5THT-0.25-20
1.5THT-0.625-11

測定ワークの立ち上がりエッジ部に当てながら測定する場合に使用します。
裏面にマグネットが付いており、磁性体のワークを測る場合に便利です。

アイテム No.
コード No.

アイテム No.-X

X 寸法及び公差

コード No.

アイテム No.-X

X 寸法及び公差

02AML516A

0.5THS-12mm

12±0.013 [mm]02AML518A

0.5THE-M-12mm

12±0.013 [mm]02AML516B

0.5THS-25mm

25±0.013 [mm]1.5THDN

BrunsonBrunson

0.5TH シャンク付ネスト

0.5THSC 自動調芯アダプタ

0.5THCP センターパンチアダプタ.45[11.4]

コード No.

アイテム No.-X-Y

.25
[6.4]

ABrunson

.19
[4.8]

X±.0005[X±0.013].19[4.8]

X±.0005[X±0.013].19[4.8]

接触面からの公差（0.0005インチ）が設けられた高精度ネストです。

コード No.

アイテム No.-X

ø12.7

TRANSFERPUNCH HOLE

ø1.25
[31.8]

Sø .5000REFERENCE BALLh .001 [.025] AA

Sø .5000REFERENCE BALLh n.002 [.050] A

X±.0005[X±0.013]

ø.99[25.1]

X±.0005[X±0.013]

AøY -.0001-.0005
Y -0.003-0.013

A.19[4.8]

CONE WORKS FOR
ø.100-ø.420[ø2.5-ø10.5]

底面に円錐プランジャが付いており、いろいろな直径に自動調芯可能なネストです。

Sø .5000REFERENCE BALLh .001 [.025] A
X±.001[X±0.026]

SMR の中心位置にポンチ穴を開けるネストとピンポンチのセットです。

0.5TH-12mm-6mm

コード No.

アイテム No.-X

X 寸法及び公差

コード No.

アイテム No.-X

X 寸法及び公差

02AML900B

0.5TH-12mm-8mm

02AML514A

0.5THSC-25mm

25±0.013 [mm]02AML519A

0.5THCP-12mm

12±0.026 [mm]02AML900C

0.5TH-12mm-10mm

02AML900D

0.5TH-12mm-12mm

02AML900A

5Sø .5000
REFERENCE BALL

Sø 38.1
1.5 inch 参照球位置

MOUNTING HOLE"X" = THREAD SIZE

コード No.

Sø .5000REFERENCE BALL
j n.001 [.025] A

ø.49[12.4]

0.5"[12.7](ø.250)[ø6.35]

6

SMR ホルダー

アダ プ タ オ プ ション

上段：インチ
下段： [ ミリ ]BrunsonBrunsonBrunsonBrunsonBrunson

0.5THDN 0.5インチ用ネスト

0.5THDN-T グルー対応ネスト

バーポイントエクステンション

1/16インチ六角レンチ
アイテム No.

8001-40.75"[19.1]

0.75"[19.1]
Sø 12.7
0.5"参照球位置
0.31"
[7.9]

0.5"
[12.7]

Sø 12.70.5"参照球位置

0.5"[12.7]

0.31"
[7.9]

コード No.

02AML901

底面が末広がりになっているので、グルーガン等で固定しやすいネストです。

コード No.

アイテム No.

コード No.

アイテム No.

02AML511

0.5THDN

02AML512

0.5THDN-T

コード No.

アイテム No.

コード No.

アイテム No.

02AML898A

BP-25mm

02AML899A

BXT-250mm

Brunsonタ ー ゲ ット ホ ル ダ ー セ ット

0.5THV ベクトルターゲット
穴の直角度等、アダプタ中心線上ベクトルを求めることが可能です。
1.00[25.4].36[9.2]

2X Sø .5000
REFERENCE BALLh .001 [.025] A

Y±.0005[Y±0.013]-.0001
øZ -.0005

X±.0005[X±0.013]

Z -0.003-0.013

BrunsonBrunson

ターゲットホルダーセット（1.5SMR）
ミリタイプ

ターゲットホルダーセット（1.5, 0.5SMR）
ミリタイプ

1.5インチ SMR 用のターゲットホルダーセットです。

1.5インチおよび0.5インチ SMR 用のターゲットホルダーセットです。

A.45[11.4]

コード No.

アイテム No.-X-Y-Z

コード No.

アイテム No.-X-Y-Z

コード No.

アイテム No.-X-Y-Z

02AML515A

0.5THV-8mm-30mm-6mm

02AML515G

0.5THV-10mm-40mm-4mm

02AML515N

0.5THV-14mm-40mm-8mm

02AML515B

0.5THV-8mm-30mm-8mm

02AML515H

0.5THV-10mm-60mm-10mm

02AML515P

0.5THV-14mm-60mm-6mm

02AML515C

0.5THV-8mm-30mm-10mm

02AML515J

0.5THV-12mm-25mm-4mm

02AML515Q

0.5THV-16mm-60mm-8mm

02AML515D

0.5THV-8mm-60mm-4mm

02AML515K

0.5THV-12mm-25mm-6mm

02AML515R

0.5THV-16mm-60mm-10mm

02AML515E

0.5THV-8mm-60mm-6mm

02AML515L

0.5THV-12mm-25mm-8mm

02AML515F

0.5THV-8mm-60mm-8mm

02AML515M

0.5THV-12mm-25mm-10mm

コード No.

アイテム No.

コード No.

アイテム No.

02AML894

THK-1.5M

02AML896

THK-1.5CM

ターゲットホルダーセット表№

1234567891011121314151617181920

アダ プ タ オ プ ション
BrunsonBrunson

1.5ADP −0.5 変換アダプタ

0.5RH 0.5インチ SMR ハンドル

Sø .5000REFERENCE BALL
j n.0005 [.013] AA7Sø 1.5000.13[3.2]

コード No.

アイテム No.

コード No.

アイテム No.

02AML902

1.5ADP-0.5

02AML903

0.5RH

コード No.

02AML511
02AML900A
02AML900B
02AML900C
02AML900D
02AML518A
02AML516A
02AML904A
02AML902
02AML903
02AML897
02AML503C
02AML503D
02AML503E
02AML503F
02AML504A
02AML506A
02AML898A
02AML899A
02AML901

品名

0.5THDN_0.5インチ用ネスト
0.5TH_ シャンク付ネスト
0.5TH_ シャンク付ネスト
0.5TH_ シャンク付ネスト
0.5TH_ シャンク付ネスト
0.5THE-M_ ハンドフリーエッジアダプタ
0.5THS_ シャンクレスアダプタ
0.5THV ベクトルターゲット
1.5ADP-0.5変換アダプタ
0.5RH_0.5インチ SMR ハンドル
1.5THDN_1.5インチ用ネスト
1.5TH_ シャンク付ネスト
1.5TH_ シャンク付ネスト
1.5TH_ シャンク付ネスト
1.5TH_ シャンク付ネスト
1.5THLE_ エッジアダプタ ( 大 )1.5THS_ コーナーアダプタ
バーポイントエクステンション

1/16インチ六角レンチ

数量1011111111110111111111アイテム No.
0.5THDN
0.5TH-12mm-6mm
0.5TH-12mm-8mm
0.5TH-12mm-10mm
0.5TH-12mm-12mm
0.5THE-M-12mm
0.5THS-12mm
0.5THV-0.3125-1.5625-6mm
1.5ADP-0.5
0.5RH
1.5THDN
1.5TH-25mm-6mm
1.5TH-25mm-8mm
1.5TH-25mm-10mm
1.5TH-25mm-12mm
1.5THLE-25mm
1.5THS-25mm
BP-25mm
BXT-250mm
8001-402AML894

02AML896
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

※ インチ商品につきましては最寄りの営業所へお問合せください。

8本 体 オ プ ション

ソ フトウェアOMRON

BUFFALO

UPS（無停電電源装置）

無線ルーター

AC 電源からの電力を中継・昇圧して SpaceTrac-AI へ供給します。

PolyWorks® ソフトウェアソリューション

Spatial Analyzer

無線通信の際の通信距離を伸ばします。

コード No.

アイテム No.

コード No.

アイテム No.

ーBU75SW

C441-033

WSR-1166DHP3-BK

スケールバー（800m）

ネスト
（1.5）

お客様自身でレーザートラッカーの補正を行う際に使用します。

お客様自身でレーザートラッカーの補正を行う際に使用します。

当社にて校正を承っております。

コード No.

アイテム No.

コード No.

アイテム No.

02AML833

ーA650-227

ー

大洋電産

HOZAN

ホットボンド _HB-80

ブロー _Z-268※PolyWorks のイメージ画像は、
InnovMetric Softwareの利用許諾を受けています。

コード No.

アイテム No.

コード No.

アイテム No.

02AUW442

PWIP

02NAA491

SA PRO

PolyWorks | Inspector™

Spatial Analyzer Ⓡ（SA）製品エンジニアリングから製造まで全工程の解析と品質を管理する 3D 計測ソリューション

大規模製造施設における携帯型測定には不可欠な測定、アライメント、レポート用ソフ

PolyWorks|Inspector™ は、パワフルな工業3D 計測ソフトウェアソリューションで、非接触トウェアです。

点群デジタイザや有接触プローブ測定機を使用して型や部品の寸法と形状測定、組み立てや製造上の問題の解析と防止、リアルタイム測定による組み付けガイドと作られた製品のSA Remote
Spatial Analyzer Ⓡ（SA）からの3D 及び6D データをリアルタイムに見たり、SA レーザー品質管理を行います。

トラッカーインタフェースを遠隔操作するためのツールです。

PolyWorks | Talisman™

※ SA は HEXAGON 社の製品です。

現場での測定効率を向上させる PolyWorks|Inspector™ 用スマートリモートコントロール
無償の PolyWorks|Talisman™ アプリは、安全な Wi-Fi 接続により、測定オペレーターがモバイル端末からPolyWorks|Inspector™ を遠隔操作できるスマートなリモートコントロールソリューションです。離れた位置にあるコンピュータへの往復移動が少なくなり、より効率的に測定作業ができます。3D 計測機と一緒にスマートフォンまたはタブレットを携帯し、一旦検査対象部品に移動すれば、測定作業を最初から最後までその場で行えます。

SMR のほこり除去

治具の簡易固定用

コード No.

アイテム No.

コード No.

アイテム No.

A720-094

HB-80

A730-202

Z-268

特 別 オ プ ション
モバイルバッテリー変換ケーブル

サンワサプライ

PC キャリング

マウントキット

ノート PC の保管用

コード No.

アイテム No.

C420-133

BAG-U59BK
モバイルバッテリーを SpaceTrac-A/AP へつなげる変換ケーブルです。

Brunson 社 KinAiry

コード No.

アイテム No.

A652-004ー

モバイルバッテリーに付属するケーブルの先に取り付けて使用します。

レーザートラッカー（他社製含む）の検査器です。ISO 10360-10に準拠した検査が可能です。
※写真はスタンドに取り付けられた状態です。持ち運びしやすいポータブルスタンドもあります。
※予告なく仕様を変更したり対応できない場合がございます。予めご了承願います。

910

座標測定機

画像測定機

形状測定機
形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム

仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所
伊勢崎営業所
さいたま営業所
新潟営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所

仙台市若林区卸町東1-7-30〒984-0002 電話 (022)231-6881 ファクス(022)231-6884
仙台市若林区卸町東1-7-30（※1） 〒984-0002 電話 (024)931-4331 ファクス(022)231-6884
宇都宮市平松本町796-1〒321-0932 電話 (028)660-6240 ファクス(028)660-6248
水戸市元吉田町260-3〒310-0836 電話 (029)303-5371 ファクス(029)303-5372
伊勢崎市宮子町3463-13〒372-0801 電話 (0270)21-5471 ファクス(0270)21-5613
さいたま市北区宮原町3-429-1〒331-0812 電話 (048)667-1431 ファクス(048)667-1434
新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972 電話 (025)281-4360 ファクス(025)281-4367
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-1611 ファクス(044)813-1610
川崎市高津区坂戸1-20-1（※1）
〒213-8533 電話 (03)3452-0481 ファクス(044)813-1610
厚木市中町2-6-10 東武太朋ビル2F〒243-0018 電話 (046)259-6400 ファクス(046)259-6404
富士駐在所
電話 (0545)55-1677
諏訪営業所
諏訪市中洲582-2〒392-0015 電話 (0266)53-6414 ファクス(0266)58-1830
上田駐在所
電話 (0268)26-4531
浜松営業所
浜松市東区和田町587-1〒435-0016 電話 (053)464-1451 ファクス(053)464-1683
安城営業所
安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
名古屋営業所
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
金沢営業所
金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田〒920-0057 電話 (076)222-1160 ファクス(076)222-1161
大阪営業所
大阪市住之江区南港北1-4-34〒559-0034 電話 (06)6613-8801 ファクス(06)6613-8817
神戸営業所
神戸市西区丸塚1-25-15〒651-2143 電話 (078)924-4560 ファクス (078)924-4562
京滋営業所
草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F〒525-0032 電話 (077)569-4171 ファクス(077)569-4172
岡山営業所
岡山市北区田中134-107〒700-0951 電話 (086)242-5625 ファクス(086)242-5653
広島営業所
東広島市八本松東2-15-20〒739-0142 電話 (082)427-1161 ファクス(082)427-1163
福岡営業所
福岡市博多区博多駅南4-16-37〒812-0016 電話 (092)411-2911 ファクス(092)473-1470
センシング営業課 川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-8236 ファクス(044)822-8140
地震機器課
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)455-5021 ファクス(044)822-8140（※1）営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

お求めは当店で̶

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。
●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
あらかじめご了承ください。
●本カタログに掲載されている仕様は 2023年 7 月現在のものです。

M3 Solution Center …商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
宇都宮市下栗町 2200
〒321-0923 電話 (028) 656-1607 ファクス (028) 656-9624
UTSUNOMIYA
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-1611 ファクス (044) 813-1610
TOKYO
諏訪市中洲 582-2〒392-0015 電話 (0266) 53-6414 ファクス (0266) 58-1830
SUWA
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072 電話 (0566) 98-7070 ファクス (0566) 98-6761
ANJO
大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話 (06) 6613-8801 ファクス (06) 6613-8817
OSAKA
呉市広古新開 6-8-20〒737-0112 電話 (082) 427-1161 ファクス (082) 427-1163
HIROSHIMA
計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業所にご連絡ください。
〒213-8533 電話 (044) 822-4124 ファクス (044) 822-4000
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸 1-20-1
キャリブレーションセンタ…商品の検査・校正・保守・修理をお受けしています。
宇都宮市下栗町2200〒321-0923 電話 (028) 656-1432
宇都宮
川崎川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-8214
広島呉市郷原町一ノ松光山10626番62 〒737-0161 電話 (0823) 70-3820

ファクス (028) 656-8443
ファクス (044) 813-8223
ファクス (0823) 70-3833

カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
電話 (0570) 073214
ファクス (044) 813-1691

最寄りの営業所をご確認いただけます。

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/japan/#sale川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533
https://www.mitutoyo.co.jp144