2020.7.30現在
2020.8.6改訂
2020.8.24改訂
2020.8.28改訂

試料環境プロトコル
Ver.6.4
MLF 試料環境チーム

1

●このプロトコルは、次のような目的で作られています(1) 機器や装置の共通化により、実験の効率化を図ります(2) 技術開発の経費や機器・装置の維持管理費を削減します(3) 共通機器の利用により、技術を共有化します2

●フランジサイズ
・ JIS規格 呼び径 200、400、800を標準
・ オプションフランジとして呼び径1000 のフランジを推奨する（ラジアルコリメータや偏極中性子利用の場合に推奨される）。

●真空フランジ（JIS B 2290-1998）●穴の位置・ 対角にあるフランジボルトの穴中心がビーム軸上にあること●Oリング・ Oリングは真空フランジ用V番を推奨●フランジの位置
真空フランジ面とビーム中心間の距離は600mm
JIS保守用フランジ（JIS B 2290）寸法表
Oリング溝

ボルト穴

呼び径外径D(mm)適用管の直径d (mm)

厚さT(mm)

適用Oリング
呼び番号（JIS B 2401）

C（PCD)(mm)

通し穴
h (mm)

穴数

呼び内径G1(mm)

外径G2(mm)

800

955812.8

26905

2324M20845869V845400

520

406.4

20480

18.5

12M16430

446

V430

200

300

216.3

16270

158

M12225

241

V225

3

4K GM冷凍機 ： 住友重機械工業(株)】コールドヘッド

RDK-415D

RDE-418D4

2nd Stage
冷凍能力 [W@4.2 K]

1.5

1.8

1st Stage
冷凍能力 [W@50 K]

35

424.2Kまでの冷却時間 [min]< 60

最低温 [K]< 3.5

メンテナンス時間 [h]10,000

利用可能コンプレッサー

F-50, F-70, CSA-71A

RDE-418D4

RDK-415D※CSA-71A,F-50LをSE予備機として所有
コンプレッサー
F-50L

型番F-70L

CSA-71A

冷却方法

水冷

水冷

空冷

電源

3φ 200 V

3φ 200 V

3φ 200 V

消費電力 [kW]6.5～7.2

6.6～6.9

6.5～7.2流量 [L/min]

7～10

6～9

28 m3/min（air）

メンテナンス時間[h]30,00030,00020,0004

●LakeShore 350, 336, 340 型を推奨する。（ただし、340型は製造中止）
各機種ともSEにて貸し出し可能。（貸出台数に限りがあるため、要予約）

最低測定温度

350型

336型

340型（製造中止）

100mK

300mK

100mK

最大温度センサー数
４ （８）※（）内は別売追加カードオプ
ション取付け時
最大ヒーター出力（出力1/出力2）インターフェイス

340型から置き換えた場合の注意点

75W /1W

2 （１０）

100W /50W

GPIB / イーサーネット / USB・ Siダイオードセンサーを使用する場合、追加カードオプションが必要
・ 25Ωや50Ωヒーター以外を使用する場合、ヒーター出力が大幅に落ちる可能性がある。

・ 25Ωや50Ωヒーター以外を使用する場合、ヒーター出力が大幅に落ちる可能性がある。

100W / 1W
GPIB / RS-232C－

温度コントローラーの詳細は、下記lakeshore社Webページを参照のこと。
https://www.lakeshore.com/products/categories/temperature-products/cryogenic-temperature-controllers5●無磁場・・・Siダイオードセンサー（DT-670等）●磁場中・・・セルノックス（Cernox）センサー（CX-1030等）※ SEでは、Siダイオード、セルノックスともCUパッケージを予備品として所有
CUパッケージ

AAパッケージ

温度センサーの詳細は、下記lakeshore社Webページを参照のこと。
https://www.lakeshore.com/products/categories/temperature-products/cryogenic-temperature-sensors
6SE推奨 ドライ真空ポンプ

ドライ真空ポンプ（ルーツポンプ）・・・ガスバラスト付を推奨【型番】NeoDryシリーズ＠樫山工業(株)油回転ポンプ、油拡散ポンプ

MLFでは、排気口から油の出るポンプの使用は不可
7

【試料缶取り付け部の機器側の規格】● 試料缶取り付け用ねじタイプ1 ・・・ M4 ねじ穴×8個（PCD44に配置）
タイプ2 ・・・ M6 ねじ穴 深さ10以上（中心位置）【参考】 試料缶について【試料缶共通事項】● ビーム中心 ： 冷凍機等の試料缶取り付け部
から50mm（タイプ 2）（タイプ 1）

図1. 試料缶取り付け部の一例 （SE機器側）

た

8

SE機器

センターピン用
穴径 [mm]

センターピンサイズ[mm]

小型機器

大型機器

φ30H7
深さ11以上面取りC3以下

φ50H7
深さ11以上面取りC3以下

試料ステージ
φ20H7
深さ11以上面取りC3以下下部（試料ステージ側）

上部（SE機器側）
φ29.5g6
長さ10面取りC3

φ49.5g6
長さ10面取りC3

Φ20g6
長さ10面取りC1

ビーム中心 ～
ゴニオ上面距離[mm]210350－外径 [mm]300700－PCD [mm]

260650－ボルトサイズ（通し穴）

φ12Φ14

小型機器：M10
大型機器：M12

穴数

888*

備考

ボルト穴位置に関しては、ゴニオが0度の時、ボルト穴がビーム軸上にあること。
試料ステージ*BL15, BL17では小型機器用の穴数が129

パルスモーターコントローラ

シーケンサー(PLC)
推奨機器は特になし。
三菱、キーエンス、オムロン等

16chステッピングモータコントローラ【型番】PM16C-04XD(L) ＠ツジ電子(株)通信インターフェース（SE機器－ソフトフレームワーク間）
Ethernetを基本とする。
（GPIBを有する機器については、GPIB-Ethernet変換器を推奨）【型番】SOY-GPIB ＠(株)BBT

データロガー
コマンドが公開されているもの。
グラフテック等

ロータリーステージ

モーター付 ロータリーステージ
真空光学(株)10ヘリウム回収ライン冷却水
SE機器、施設側配管（取り合い）がオス、接続用ホースの両端がメス

施設側配管（取り合い）がメス、接続用ホースがオス
ソケット（メス）【型番】20SM（ステンレス製）
＠日東工器(株)プラグ（オス）【型番】3P-A（ステンレス製）
＠日東工器(株)プラグ（オス）【型番】20PM（ステンレス製）
＠日東工器(株)ソケット（メス）【型番】3S-A（ステンレス製）
＠日東工器(株)接続はRc3/8

圧縮空気
施設側配管（取り合い）がオス、接続用ホースがメス
プラグ（オス）【型番】2P-A（ステンレス製）
＠日東工器(株)ヘリウム回収ライン用ホースの形状により、さまざまさ型番（サイズ）のものを選択が可能
PH型（ホースニップル接続）：17PH～40PH
PM型（めねじRc接続）：10PM～40PM
PF型（おねじR接続）：20PF～40PF
PFF型（おねじ[平行ねじG]接続）：20PFF

内径8mmのチューブを使う場合は、20PH（タケノコ径：9mm）

ソケット（メス）【型番】2S-A（ステンレス製）
＠日東工器(株)接続はRc1/4

PH型

PM型

PF型

PFF型
11

【機器重量】● 500kg 未満を推奨 （ジブクレーン耐荷重範囲内）

12

●「(0)各分光器の便宜的なタイプ分け」の項目を削除● 真空フランジ、呼び径400の通し穴サイズを、 JIS規格に基づき、”19”から”18.5”に変更● 標準冷凍機としてRDE-418D4を追加。コンプレッサーにF-70L, CSA-71Aを追加、F50Hを削除。
● 温度コントローラを更新 （340型の製造中止による）● 真空ポンプの項目を追加●「試料缶」を「試料缶取り付け部分の規格」として更新● 試料ステージの詳細を記載● 周辺機器類の詳細を更新● 「冷却水のカップラー」を他のものを含め、「ユーティリティー関連」として更新

13