座標測定機

高精度CNC三次元測定機

STRATO-Apexシリーズ

Catalog No.16001(14)本体の剛性向上とスキャニング測定技術

STRATO-Apex

高速・高精度を実現するために、構造やガイド機構の見直しによる高剛性化を図っています。くわえて新開発の補正技術搭載により、高速で高精度なスキャニング測定を実現しています。

SERIES

球面スキャニング形状誤差 P Form.Sph.Scan:SS: Tact.MPE= 1.3 µm (574 シリーズ )スキャニング検査時間τSph.Scan: PP: Tact.MPL= 40 sec. (574 シリ−ズ )当社従来製品の FALCIO シリーズの場合

高速・高精度を両立した CNC 三次元測定機の自信作

MPETHP = 2.2 µm
MPT HP = 110 sec.

* 使用プローブ : SP25M

初項1 µｍ以下の高精度に加えて、高速・高加速駆動による高速スキャニングを達成

高性能コントローラを搭載
位置・速度・電流の全ての制御ループをデジタル信号で処理する、デジタルサーボ方式を採用しています。

デジタルサーボ方式には以下のメリットがあります。
・ドリフトや経時変化が少ない・ダイナミックレンジが広い

・各種の制御アルゴリズム搭載が容易

超高精度ユニットの採用
STRATO-Apex の各軸スケールには、線膨張係数 0.01x10-6/℃というほとんど熱膨張しない超高精度結晶化ガラススケールと、最小分解能2/100 µm の高性能反射型リニアエンコーダの組合せによる、超高精度測長ユニットが搭載されています。

ガラススケールは独自の固定方式によって、取付け面との線膨張係数の違いによって生じるヒステリシス誤差を最小限に抑えています。
また、ガラススケールは錆や腐食に強く、長期精度保証が可能です。

除振台を標準搭載
設置場所の床振動は測定値のばらつきとなって影響しま

ロングスタイラスでの ISO 精度保証

す。STRATO-Apex シリーズではオートレベリング空気ばね式除振台を標準搭載しており、これは床振動を本体に伝新たに自社開発した追尾式レーザー干渉計による補正技術により、E 280,MPE での精度保証を実現。
深穴の測定が必要な測定物も高精度に測定ができます。

STRATO-Apex 700/900 シリーズ
最大許容長さ測定誤差 E 200, MPE = 0.7+2.5L/1000 µm
最大許容長さ測定誤差 E 280, MPE = 0.9+2.5L/1000 µm

自社開発の空間補正システム

えないだけでなく、各軸の移動や測定物の搭載による荷全方位を高密度に測定

CMM 測定空間

重変動をセンサでキャッチし、素早く本体を水平復帰させる機能も持っています。この除振台の搭載により、床振動による測定値のばらつきがなくなります。

追尾式レーザ干渉計

自社開発の追尾式レーザ干渉計での測定イメージ（全方位を高密度に測定）

広角野角リフレクタ採用により測定範囲全方位をカバー▲オートレベリング空気ばね式除振台

1▲除振台配置図

2

STRATO-Apex 574■外観寸法図単位（mm）

最大許容長さ測定誤差E 0, MPE =0.7+2.5 L/1000（µm）を実現

88140

X=500160 175 Y:700750570712760

測定範囲47 Z:4005732410

測定範囲405470635
1270

800
1700

STRATO-Apex 574

測定範囲
案内方式

符号

STRATO-Apex 574
500 mm
700 mm
400 mm

X軸
Y軸
Z軸

各軸ともエアベアリング

Moving Speed 各軸最大300 mm/s（最大合成速度 519 mm/s）（測定速度）Measuring Speed 1〜3 mm/s
（移動速度）Moving Speed 0〜80 mm/s
（測定速度）Measuring Speed 0〜3 mm/s
（微動速度）Fine Speed 0〜0.05 mm/s
2
各軸1333 mm/s（最大合成加速度2309 mm/s2）

CNC MODE
駆動速度
駆動加速度
測長方式
最小表示量
測定テーブルワーク

J/S MODE■テーブルのねじブッシュ配列

単位（mm）

リニアエンコーダ

200.00002 mm

材質
大きさ
（載物面）
測定物固定方法
最大高さ
最大質量

はんれい岩676×1420 mm
M8×1.25※676140120560 mm
180 kg

機械の質量(除振台、コントローラ含む/ワーク含まず）
電源仕様
使用空気圧
空気使用条件
空気消費量
環境温度
1時間あたり精度保証温度環境 温度変化
24時間あたり
温度勾配 水平/垂直

1620 kg

13-M8×1.25

電源電圧AC100-120/200-240 V±10 % 電源容量700 W

0.4 MPa（標準状態において）60 L/min（空気源としては120 L/min以上）
18〜22 °
C
1.0 °
C
2.0 °
C
1.0 °
C/m

700525350※測定機本体構成品の一部に自然石を使用しているため、石表面に模様のある場合があります。

175

精度仕様

E 150,MPE

最大許容繰り返し範囲

R 0,MPL

名称記号

最大許容球面スキャニング形状誤差

P Form.Sph.Scan:SS: Tact,MPE

最大許容スキャニング検査時間

τ Sph.Scan: PP: Tact,MPL

名称記号シングルスタイラス形状誤差

P Form.Sph.1×25:SS: Tact,MPE※本体特注にて対応いたします。

3E 0,MPE

単位（µm）

規格

TP200

MPP-310Q※

SP25M

ISO 10360-2: 2009
JIS B 7440-2: 2013
ISO 10360-2: 2009
JIS B 7440-2: 2013
ISO 10360-2: 2009
JIS B 7440-2: 2013

1.4＋2.5 L/1000

0.7＋2.5L/1000

0.7+2.5 L/1000

1.9＋2.5 L/1000

0.7＋2.5L/1000

0.7+2.5 L/1000

1.20.70.7

規格

TP200

MPP-310Q※

SP25M

1.3

1.370 s

40 s

TP200

MPP-310Q※

SP25M

1.80.70.7

ISO 10360-5: 2020
JIS B 7440-5: 2022
ISO 10360-5: 2020
JIS B 7440-5: 2022
規格ISO 10360-5: 2020
JIS B 7440-5: 2022

175.5
0125
250375500

最大許容長さ測定誤差

記号088.5

精度仕様はすべて標準スタイラス使用時のものです。
標準スタイラス…TP200：ø4×10、MPP-310Q：ø4×18、SP25M：ø4×50
名称

※※

1420

本体仕様836※：ワーク積載範囲※※： 軸案内面

Y

お願い：本カタログに掲載されているCNC三次元測定機には、想定外の振動が加えられた場合や、移動が行われた場合に本機の操作を禁止する本体起動システム（移設検知システム）が組込まれています。

201062140

ご購入後、本機を移動される場合は、お手数ですが必ず本機を移動される前に、弊社営業所までご連絡をお願い致します。

※※

120

20

1062

140

※※

120

18×M84

STRATO-Apex 700/900

精度仕様

シリーズ

精度仕様はすべて標準スタイラス使用時のものです。
標準スタイラス…TP200：ø4×10、MPP-310Q：ø4×18、SP25M：ø4×50、SP80：ø4×50
名称

ロングスタイラスでのISO精度保証
門移動型として最高の速度・精度を実現

記号

規格

E 0,MPEE 150,MPE

最大許容長さ測定
誤差E 200,MPE
E 280,MPE

最大許容繰り返し
範囲繰り返し精度

R 0,MPL単位（µm）

記号

規格

最大許容球面スキャニング形状誤差 P Form.Sph.Scan:SS: Tact,MPE
最大許容スキャニング検査時間

τ Sph.Scan: PP: Tact,MPL

名称

記号

最大許容シングルスタイラス形状誤差※本体特注にて対応いたします。

SP25M+SM25-2+SH25-2

0.7+2.5L/1000

0.7+2.5L/1000

MPP-310Q※

TP200

ISO 10360-2: 2009 1.4＋2.5 L/1000（700シリーズ）
0.7+2.5L/1000
JIS B 7440-2: 2013 1.5＋2.5 L/1000（900シリーズ）
ISO 10360-2: 2009 1.9＋2.5 L/1000（700シリーズ）
0.7+2.5L/1000
JIS B 7440-2: 2013 2.0＋2.5 L/1000（900シリーズ）
ISO 10360-2: 2009
JIS B 7440-2: 2013
ISO 10360-2: 2009
JIS B 7440-2: 2013
ISO 10360-2: 2009
1.20.7
JIS B 7440-2: 2013

名称

SP25M+SM25-1+SH25-1

0.7+2.5L/1000
0.7+2.5L/1000

0.7+2.5L/1000
0.9+2.5L/1000
0.7

0.7

0.70.7

MPP-310Q※

SP25M+SM25-1+SH25-1

SP25M+SM25-2+SH25-2

SP25M+SM25-3+SH25-3

SP80※

1.6

1.8

1.8

1.8

1.870 s

45 s

45 s

45 s

45 s

TP200

MPP-310Q

1.80.9SP25M+SM25-1+SH25-1
0.9

SP25M+SM25-2+SH25-20.9

SP25M+SM25-3+SH25-30.9

ISO 10360-5: 2020
JIS B 7440-5: 2022
ISO 10360-5: 2020
JIS B 7440-5: 2022

10360-5: 2020
P Form.Sph.1×25:SS: Tact,MPE ISO
JIS B 7440-5: 2022

SP80※

0.7+2.5L/1000

TP200

規格

SP25M
+SM25-3+SH25-3

※

SP80※
0.9

■外観寸法図単位（mm）STRATO-Apex 9106

XZ

88

測定範囲

230175 Y

項目AB
C
DW

700

43

STRATO-Apex 776

112780

2830

測定範囲

ACB
DW

200.4 MPa
（標準状態において）60 L/min（空気源としては120 L/min以上）
19〜21 °C1.0 °
C
2.0 °
C
1.0 °
C/m※測定機本体構成品の一部に自然石を使用しているため、石表面に模様のある場合があります。

168172026600168

168
9000168

533

250

450

250

8006751200 kg
3085 kg

500

500

1067

225

2410 kg

電源電圧AC100-120/200-240 V±10% 電源容量700 W

1062×2320 mm

750

900

2180 kg

M8×1.25770 mm
800 kg1062×1720 mm

467
350
233

750

1334

1000

1000
700

1600

13-M8X1.25

675

500 kg1895 kg

862×1720 mm

はんれい岩

140※※
120

18-M8X1.25

13-M8X1.25

13-M8×1.25

0.00002 mm

862×1420 mm

140※※120140※※120450リニアエンコーダ

86286222520※

1062140※※1201062232020※

88.50

駆動加速度
測長方式
最小表示量

※20※

1720

J/S MODE

材質
測定テーブル
大きさ（載物面）
測定物固定方法
最大高さ
ワーク
最大質量
機械の質量(除振台、コントローラ含む/ワーク含まず）
電源仕様
使用空気圧
空気使用条件
空気消費量
環境温度
1時間あたり精度保証温度環境 温度変化
24時間あたり
温度勾配 水平/垂直単位（mm）

各軸ともエアベアリング

Moving Speed 各軸最大300 mm/s（最大合成速度 519 mm/s）（測定速度）Measuring Speed 1〜3 mm/s
（移動速度）Moving Speed 0〜80 mm/s
（測定速度）Measuring Speed 0〜3 mm/s
（微動速度）Fine Speed 0〜0.05 mm/s
2
各軸1500 mm/s（最大合成加速度2598 mm/s2）

CNC MODE
駆動速度■テーブルのねじブッシュ配列

88.50700 mm

STRATO-Apex 7106
STRATO-Apex 9106
STRATO-Apex 9166
700 mm
900 mm1000 mm1600 mm
600 mm

88.50175
350
525
700

案内方式

STRATO-Apex 776

1420

測定範囲

符号

X軸
Y軸
Z軸

88.50175
350525700

本体仕様

STRATO-Apex STRATO-Apex STRATO-Apex STRATO-Apex
776
7106
9106
9166
740
940
700
1000
1410
590
682.5
1910
2210
2810
1460
1660

1022

1022

1222

1222

STRATO-Apex 776

STRATO-Apex 7106

STRATO-Apex 9106

STRATO-Apex 9166※：ワーク積載範囲※※： 軸案内面

Y

お願い：本カタログに掲載されているCNC三次元測定機には、想定外の振動が加えられた場合や、移動が行われた場合に本機の操作を禁止する本体起動システム（移設検知システム）が組込まれています。

ご購入後、本機を移動される場合は、お手数ですが必ず本機を移動される前に、弊社営業所までご連絡をお願い致します。

56

STRATO-Apex 1600 シリーズ

STRATO-Apex 162016/163016
名称

記号E 0,MPE

最大許容長さ測定誤差

広い測定範囲・高精度の両立を実現
大形部品の高精度測定に最適

E 150,MPE

最大許容繰り返し範囲

R 0,MPL名称
最大許容球面スキャニング
形状誤差
最大許容スキャニング
検査時間

記号

単位（µm）

規格ISO 10360-2: 2009
JIS B 7440-2: 2013
ISO 10360-2: 2009
JIS B 7440-2: 2013
ISO 10360-2: 2009
JIS B 7440-2: 2013

TP200

SP25M

SP80※

4.0＋4.0 L/1000

3.0+4.0 L/1000

3.0+4.0 L/1000

4.0＋4.0 L/1000

3.0+4.0 L/1000

3.0+4.0 L/1000

4.02.52.5

規格TP200

SP25M

SP80※13.03.060 s

60 s

TP200

SP25M

SP80※

4.0

2.82.8

ISO 10360-5: 2020
JIS B 7440-5: 2022
ISO 10360-5: 2020
JIS B 7440-5: 2022

P Form.Sph.Scan:SS: Tact,MPE
τ Sph.Scan: PP: Tact,MPL

名称
記号
最大許容シングルスタイラス
P Form.Sph.1×25:SS: Tact,MPE
形状誤差※本体特注にて対応いたします。

規格ISO 10360-5: 2020
JIS B 7440-5: 2022

■外観寸法図単位（mm）

2805

STRATO-Apex 1600シリーズ

D項目

A
B
C
DH

測定範囲
測定範囲

H

本体仕様

STRATO-Apex STRATO-Apex
162012162016
650
1415
1815
1000
37404340
5140

符号

CNC MODE
駆動速度

J/S MODE
駆動加速度
最小表示量
測長方式

Z
570

135

X：1600

702

1760

160

250 386.5

Y

項目(893.5)

AB
C
DHA

各軸エアベアリング（移動速度）各軸最大350 mm/s
（最大合成速度 606 mm/s）（測定速度）1〜3 mm/s
（移動速度）0〜80 mm/s
（測定速度）0〜3 mm/s
（微動速度）0〜0.05 mm/s
各軸780 mm/s2（最大合成加速度1350 mm/s2）

760

45

案内方式

1200 mm

712

測定範囲

STRATO-Apex 162016
STRATO-Apex 163012
STRATO-Apex 163016
1600 mm2000 mm3000 mm1600 mm
1200 mm1600 mmB

STRATO-Apex 162012

X軸
Y軸
Z軸

CC

STRATO-Apex STRATO-Apex
1630121630167001415
1815
1350
4740
4390
5190

■テーブルのねじブッシュ配列

単位（mm）

0.00005 mm

45-M8X1.25

2000

3000
2700
2400

1600

2000

1200

15350 kg

1600
1200

800

800

400

400

01600

135
1200

2060

386.5

0STRATO-Apex
163012/163016

0135

800

STRATO-Apex
162012/162016

400

11200 kg
15300 kg
電源電圧AC100-120/200-240 V±10 % 電源容量1500 W
0.4 MPa
100 L/min（標準状態において）空気源としては250 L/min以上
18〜22 °
C
1.0 ℃
2.0 ℃
1.0 ℃/m

1750 mm3280

4000 kg

386.5

1350 mm

1600

1750 mm

190170※※30-M8X1.25

800

11150 kg

3500 kg

1850×4280 mm

1850※

190170※※12001350 mm

M8×1.251850※

01850×3280 mm

20204280

リニアエンコーダ
はんれい岩400

材質
測定テーブル
大きさ（載物面）
測定物固定方法
最大高さ
測定物
最大質量
機械の質量（除振台、コントローラ含む/ワーク含まず）
電源仕様
使用空気圧
空気使用条件
空気消費量
環境温度
1時間あたり精度保証温度環境 温度変化
24時間あたり
温度勾配
水平/垂直※：ワーク積載範囲※※： 軸案内面

Y2060※測定機本体構成品の一部に自然石を使用しているため、石表面に模様のある場合があります。

精度仕様
STRATO-Apex 162012/163012

精度仕様はすべて標準スタイラス使用時のものです。
標準スタイラス…TP200：ø4×10、SP25M：ø4×50、SP80：ø4×50
名称

最大許容長さ測定誤差

記号E 0,MPEE 150,MPE

最大許容繰り返し範囲

R 0,MPL名称
最大許容球面スキャニング
形状誤差
最大許容スキャニング検査
時間

記号

P Form.Sph.Scan:SS: Tact,MPE
τ Sph.Scan: PP: Tact,MPL

名称
記号
最大許容シングルスタイラス
P Form.Sph.1×25:SS: Tact,MPE
形状誤差※本体特注にて対応いたします。

7

大型・重量物の高精度測定に適した構造 CNC 三次元測定機

単位（µm）
規格ISO 10360-2: 2009
JIS B 7440-2: 2013
ISO 10360-2: 2009
JIS B 7440-2: 2013
ISO 10360-2: 2009
JIS B 7440-2: 2013
規格

TP200

SP25M

SP80

3.5＋4.0 L/1000

2.5+4.0 L/1000

2.5+4.0 L/1000

3.5＋4.0 L/1000

2.5+4.0 L/1000

2.5+4.0 L/1000

3.52.52.5TP200

規格STRATO-Apex G
大型・重量物を高精度に測定することを目的とした

弊社オリジナル構造（門移動・基礎据付形）で開発された
※

SP25M

SP80

2.52.560 s

60 s

TP200

SP25MSP80※

3.5

2.3

2.3ISO 10360-5: 2020
JIS B 7440-5: 2022
ISO 10360-5: 2020
JIS B 7440-5: 2022
ISO 10360-5: 2020
JIS B 7440-5: 2022

※CNC 三次元測定機です。

お願い：本カタログに掲載されているCNC三次元測定機には、想定外の振動が加えられた場合や、移動が行われた場合に本機の操作を禁止する本体起動システム（移設検知システム）が組込まれています。

ご購入後、本機を移動される場合は、お手数ですが必ず本機を移動される前に、弊社営業所までご連絡をお願い致します。

8

SOFTWARE

OPTION

機能と操作性を両立したアプリケーションソフトウェア

様々な測定への対応を可能にするオプション群〈三次元測定機用データ処理装置〉〈三次元測定機用自動測定プログラム生成ソフトウェア〉

MiCAT Planner マイキャットプランナー

小型・高精度スキャニングプローブ SP25M

非接触レーザプローブ SurfaceMeasure

Windows 上で動作する、三次元測定機用の新しい処理プログラムファミリー

3D CAD モデルに公差情報を付加することで、ソフトウェアが公差情報を読

SP25M は外径 ø25 mm の小型・高精度スキャニングプローブです。スキャニング測定（測定物に接触した状態で移動しながら、大量の座標値を収集する測定方法）の他、高精度ポイント測定や、求心ポイント測定によるデータ収集も可能な CNC 三次元測定機用の多機能プローブです。

SurfaceMeasure は、レーザを測定物に照射しながら移動し、測定物表面の座標値を収集するプローブです。 大量の表面 3D データを高速に取得することができます。

MCOSMOS エムコスモスです。オプションソフトウェアのラインナップが豊富で、さまざまなプローブに対応しており、あらゆるワークの全自動測定が可能です。

み取り、測定箇所を判断し、測定プログラムを自動生成。従来（ティーチング）よりも効率的な測定プログラム作成が可能になります。

より詳しい説明はこちらの動画で。

ロータリーテーブル

MRT320

MRT240スキャニングプローブとの併用による同期
倣い測定により、歯車、インペラ、円筒カムなどの測定物を高精度かつ高効率で測定することができます。また、4 軸設 計 値倣いを使用することで、精度を落とさずにクラス随一の高速での測定が可能です。

GEARPAK Express ギアパックエクスプレス

MSURF エムサーフ（CNC三次元測定機用 歯車計測・評価用ソフトウェア）〈非接触レーザ測定・評価プログラム〉

入力した歯車諸元から 3D モデルが作成されるため、想定した通りに測定されるかを視覚的にわかりやすく確認できます。また、自動プログラム生成と測定ガイダンス表示により、座標系設定がすばやく、簡単にできます。

スキャニング用の MSURF-S とインスペクション用の MSURF-I からなるパッケー
ジプログラムで、測定した点群データ (MSURF-S）からマスタモデルデータとの比較照合や寸法測定等（MSURF-I）を行います。

計測機器の稼働状況、使用状況が離れた場所からでも監視可能に稼働状況

詳細はこちら稼働率

見える化サービスを利用いただくと、計測機器の稼働状況や使用状況を専用サイトからリモートで監視が可能になります。
“動作中” や “停止中” などの稼働状況はもちろん、各軸の稼働距離やプローブのタッチ回数などに交換時期の目安を設定することで、保全計画にもご活用いただけます。

9プロープ

10

座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム

仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所
伊勢崎営業所
さいたま営業所
新潟営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所

仙台市若林区卸町東1-7-30〒984-0002 電話 (022)231-6881 ファクス(022)231-6884
仙台市若林区卸町東1-7-30（※1） 〒984-0002 電話 (024)931-4331 ファクス(022)231-6884
宇都宮市平松本町796-1〒321-0932 電話 (028)660-6240 ファクス(028)660-6248
水戸市元吉田町260-3〒310-0836 電話 (029)303-5371 ファクス(029)303-5372
伊勢崎市宮子町3463-13〒372-0801 電話 (0270)21-5471 ファクス(0270)21-5613
さいたま市北区宮原町3-429-1〒331-0812 電話 (048)667-1431 ファクス(048)667-1434
新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972 電話 (025)281-4360 ファクス(025)281-4367
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-1611 ファクス(044)813-1610
川崎市高津区坂戸1-20-1（※1）
〒213-8533 電話 (03)3452-0481 ファクス(044)813-1610
厚木市中町2-6-10 東武太朋ビル2F〒243-0018 電話 (046)259-6400 ファクス(046)259-6404
富士駐在所
電話 (0545)55-1677
諏訪営業所
諏訪市中洲582-2〒392-0015 電話 (0266)53-6414 ファクス(0266)58-1830
上田駐在所
電話 (0268)26-4531
浜松営業所
浜松市中央区和田町587-1〒435-0016 電話 (053)464-1451 ファクス(053)464-1683
安城営業所
安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
名古屋営業所
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
金沢営業所
金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田〒920-0057 電話 (076)222-1160 ファクス(076)222-1161
大阪営業所
大阪市住之江区南港北1-4-34〒559-0034 電話 (06)6613-8801 ファクス(06)6613-8817
神戸営業所
神戸市西区丸塚1-25-15〒651-2143 電話 (078)924-4560 ファクス (078)924-4562
京滋営業所
草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F〒525-0032 電話 (077)569-4171 ファクス(077)569-4172
岡山営業所
岡山市北区田中134-107〒700-0951 電話 (086)242-5625 ファクス(086)242-5653
広島営業所
東広島市八本松東2-15-20〒739-0142 電話 (082)427-1161 ファクス(082)427-1163
福岡営業所
福岡市博多区博多駅南4-16-37〒812-0016 電話 (092)411-2911 ファクス(092)473-1470
センシング営業課 川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-8236 ファクス(044)822-8140
地震機器課
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)455-5021 ファクス(044)822-8140（※1）営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

お求めは当店で̶

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。
あらかじめご了承ください。
●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
●本カタログに掲載されている仕様は 2024年 2 月現在のものです。

M3 Solution Center …商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
宇都宮市下栗町 2200
〒321-0923 電話 (028) 656-1607 ファクス (028) 656-9624
UTSUNOMIYA
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-1611 ファクス (044) 813-1610
TOKYO
諏訪市中洲 582-2〒392-0015 電話 (0266) 53-6414 ファクス (0266) 58-1830
SUWA
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072 電話 (0566) 98-7070 ファクス (0566) 98-6761
ANJO
大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話 (06) 6613-8801 ファクス (06) 6613-8817
OSAKA
呉市広古新開 6-8-20〒737-0112 電話 (082) 427-1161 ファクス (082) 427-1163
HIROSHIMA
計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業所にご連絡ください。
〒213-8533 電話 (044) 822-4124 ファクス (044) 822-4000
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸 1-20-1
キャリブレーションセンタ…商品の検査・校正・保守・修理をお受けしています。
宇都宮市下栗町2200〒321-0923 電話 (028) 656-1432
宇都宮
川崎川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-8214
広島呉市郷原町一ノ松光山10626番62 〒737-0161 電話 (0823) 70-3820

ファクス (028) 656-8443
ファクス (044) 813-8223
ファクス (0823) 70-3833

カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
電話 (0570) 073214
ファクス (044) 813-1691

最寄りの営業所をご確認いただけます。

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/japan/#sale

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533
https://www.mitutoyo.co.jp

145