取扱説明書
デジタルストレージオシロスコープ
DCS-１000B シリーズ
DCS-1054B DCS-1074B DCS-1104B
DCS-1052B DCS-１072B DCS-１102B

B71-0462-01

保証についてこのたびは、当社計測器をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用に際し、本器の性能を十分に発揮していただくために、本取扱説
明書(以下本説明書と記します)を最後までよくお読みいただき、正しい使い方により、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。本説
明書は、大切に保管してください。
お買い上げの明細書(納品書、領収書等)は保証書の代わりとなります
ので、大切に保管してください。
アフターサービスに関しまして、また、商品についてご不明な点がございましたら、当社･サービスセンターまでお問い合わせください。
保証
本計測器は、正常な使用状態で発生した故障について、お買い上げの日より 3 年間無償修理を致します。なお液晶
ディスプレイは 1 年、ケーブル類の付属品は除きます。
保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
1. 火災、天災、異常電圧等による故障、損傷。
2. 不当な修理、調整、改造がなされた場合。
3. 取扱いが不適当なために生じた故障、損傷。
4. 故障が本製品以外の原因による場合。
5. お買上げ明細書類のご提示がない場合。
この保証は日本国内に限り有効です。

日本国内で販売された製品が海外に持ち出されて故障が生じた場合、基本的には日本国内での修理対応となります。
保証期間内であっても、当社までの輸送費はご負担いただきます。
本説明書中に マークが記載された項目があります。この マークは本器を使用されるお客様の安全と本器を破壊と損傷から保護するために大切な注意項目です。よくお読みになり正しくご使用ください。

■ 商標・登録商標について
本説明書に記載されている会社名および商品名は、それぞれの国と地域における各社および各団体の商標または登録商標です。
■ 取扱説明書について
本説明書の内容の一部または全部を転載する場合は、著作権者の許諾を必要とします。また、製品の仕様および本説明書の内容は改善のため予告無く変更することがありますのであらかじめご了承ください。
取扱説明書類の最新版が弊社 HP(https://www.texio.co.jp/download/)に掲載されています。
弊社では環境への配慮と廃棄物の削減を目的として、製品に添付している紙または CD の取説類の廃止を順次進めております。
このため本文中に付属 CD の記述があっても付属されない場合があります。ファイル類は HP よりダウンロードしてください。

■ 輸出について本器は、日本国内専用モデルです。本製品を国外に持ち出す場合
または輸出する場合には、事前に当社･各営業所または当社代理店(取扱店)にご相談ください。

目

次

保証について、製品を安全にご使用いただくために..........................Ⅰ-Ⅵ

第 1 章 概要 ................................................................................ 1
1-1. DCS-1000B シリーズの特長 .......................................... 1
1-2. アクセサリ .................................................................... 3
1-3. パネル外観 .................................................................. 4
1-3-1. 前面パネル ..................................................................... 4
1-3-2. 背面パネル ................................................................... 10
1-3-3. ディスプレイ .................................................................. 11

1-4. セットアップ ................................................................ 13
1-4-1. チルトスタンドを使用する ................................................. 13
1-4-2. 電源を入れる ................................................................ 13
1-4-3. 初めて使用する場合 ....................................................... 14
1-4-4. マニュアルの使用方法 .................................................... 16

1-5. ヘルプ ....................................................................... 20

第 2 章 測定 .............................................................................. 21
2-1. 基本測定 ................................................................... 21
2-1-1. チャンネルを有効にする .................................................. 21
2-1-2. オートセット ................................................................... 22
2-1-3. Run/Stop ..................................................................... 23
2-1-4. 水平ポジション/スケール ................................................. 24
2-1-5. 垂直ポジション/スケール ................................................. 25

2-2. 自動測定 ................................................................... 26
2-2-1. 測定項目 ...................................................................... 26
2-2-2. 測定項目の追加 ............................................................ 29
2-2-3. 測定項目の削除 ............................................................ 30
2-2-4. ゲートモード .................................................................. 31
2-2-5. 全測定項目の表示 ......................................................... 32
2-2-6. ハイ-ロー機能 ............................................................... 33
2-2-7. 統計 ............................................................................ 34
2-2-8. リファレンスレベル .......................................................... 35

2-3. カーソル測定 .............................................................. 36
2-3-1. 水平カーソルを使用する .................................................. 36
2-3-2. 垂直カーソルを使用する .................................................. 39

2-4. 演算機能 ................................................................... 41
2-4-1. 演算機能について .......................................................... 41
2-4-2. FFT の概要とウインドウ .................................................. 43
2-4-3. 拡張演算の概要 ............................................................ 45
2-4-4. 拡張演算 ...................................................................... 46

第 3 章 構成 .............................................................................. 49
3-1. アクイジション ............................................................. 49
3-1-1. アクイジションモードの選択 .............................................. 49

3-1-2. X-Y モードの波形を表示 ................................................. 50
3-1-3. レコード長の設定 ........................................................... 52

3-2. セグメントメモリ アクイジション(オプション) ...................... 52
3-2-1. セグメント表示 ............................................................... 54
3-2-2. セグメントの数を設定します。 ........................................... 54
3-2-3. セグメントメモリの実行 .................................................... 55
3-2-4. セグメントメモリの移動 .................................................... 57
3-2-5. 各セグメント間を再生 ...................................................... 58
3-2-6. セグメントの測定 ............................................................ 58
3-2-7. 自動測定 ...................................................................... 58
3-2-8. セグメント情報 ............................................................... 61
3-2-9. セグメントデータ保存 ...................................................... 61

3-3. 画面 .......................................................................... 63
3-3-1. 波形をドットまたはベクトルで表示 ..................................... 63
3-3-2. パーシスタンスの時間を設定する ...................................... 64
3-3-3. 輝度レベルを設定します。 ............................................... 64
3-3-4. 画面目盛を設定............................................................. 66
3-3-5. 波形更新の停止(Run/Stop) ............................................ 66
3-3-6. メニューをオフにする ...................................................... 67

3-4. 水平ビュー ................................................................. 67
3-4-1. 波形を水平方向に移動する。 ........................................... 67
3-4-2. 水平スケールの選択 ...................................................... 68
3-4-3. 水平方向への拡大 ......................................................... 68
3-4-4. 波形更新モードの選択 .................................................... 69
3-4-5. 水平方向に波形をズーム（拡大）する ................................. 69
3-4-6. Play/Pause ................................................................. 71

3-5. 垂直ビュー(チャンネル) ................................................ 73
3-5-1. 波形のポジションを垂直方向に移動する ............................. 73
3-5-2. 垂直スケールの選択 ...................................................... 74
3-5-3. 結合モードの選択 .......................................................... 74
3-5-4. 入力インピーダンス ........................................................ 75
3-5-5. 波形を垂直方向に反転する ............................................. 75
3-5-6. 帯域制限 ...................................................................... 75
3-5-7. GND/画面中央からの垂直方向への拡大 ........................... 76
3-5-8. プローブタイプの選択 ..................................................... 76
3-5-9. プローブ減衰率の選択 .................................................... 77
3-5-10. スキュー補正の設定 ..................................................... 77

3-6. BUS キー................................................................... 78
3-6-1. シリアルバス表示 ........................................................... 78
3-6-2. シリアルバス ................................................................. 79
3-6-3. しきい値設定 ................................................................. 87

3-7. トリガ ......................................................................... 94
3-7-1. トリガタイプの概要 ......................................................... 94
3-7-2. トリガパラメータの概要 .................................................... 95

3-7-3. ホールドオフ時間の設定 ................................................. 99
3-7-4. トリガモードを設定.......................................................... 99
3-7-5. エッジトリガを使用する .................................................. 100
3-7-6. 高度な遅延トリガを使用する .......................................... 101
3-7-7. パルストリガを使用する ................................................. 102
3-7-8. ビデオトリガ ................................................................ 103
3-7-9. ラントトリガ ................................................................. 104
3-7-10. Rise and Fall トリガ ................................................... 105
3-7-11. タイムアウトトリガ ....................................................... 106
3-7-12. バストリガ ................................................................. 107
3-7-13. バストリガモード ......................................................... 114

3-8. サーチ(オプション) ..................................................... 114
3-8-1. サーチイベントの構成 ................................................... 115
3-8-2. サーチ設定をトリガへコピーまたはトリガからコピーする ....... 116
3-8-3. サーチイベントのナビゲーション ...................................... 116
3-8-4. サーチマーカを保存 ..................................................... 117
3-8-5. シングルサーチイベントの設定/クリア .............................. 118
3-8-6. FFT ピーク ................................................................. 119

3-9. システム情報 / 言語 / その他 ...................................... 121
3-9-1. メニュー言語の設定...................................................... 121
3-9-2. システム情報を見る ...................................................... 121
3-9-3. メモリの消去 ............................................................... 122
3-9-4. 校正信号出力 ............................................................. 123

第 4 章 アプリケーション ......................................................... 124
4-1. 概要 ........................................................................ 124
4-2. アプリケーションの実行 .............................................. 124
4-3. Go-NoGo テストを使用する ........................................ 125
4-4. DVM 機能を使用する(オプション) ................................ 129
4-5. データログを使用する(オプション) ................................ 130
4-6. デジタルフィルタを使用する(オプション) ......................... 132
4-7. リモートディスクを使用する .......................................... 133

第 5 章 保存/呼び出し ........................................................... 136
5-1. ファイル形式/Utility ................................................... 136
5-1-1. 画像ファイルの形式 ...................................................... 136
5-1-2. 波形ファイルの形式 ...................................................... 136
5-1-3. CSV 形式のファイル ..................................................... 137
5-1-4. 設定ファイルの形式 ...................................................... 138

5-2. ラベルの作成と編集 ................................................... 140
5-3. 保存 ........................................................................ 142
5-3-1. ファイルの種類/ソース/保存先 ........................................ 142
5-3-2. 画面イメージの保存...................................................... 143
5-3-3. 波形データの保存 ........................................................ 144

5-3-4. パネル設定を保存する .................................................. 145

5-4. 呼び出し .................................................................. 147
5-4-1. ファイルの種類/ソース/保存先 ........................................ 147
5-4-2. パネルの初期設定を呼出す ........................................... 147
5-4-3. 波形の呼び出し ........................................................... 149
5-4-4. パネル設定の呼出し ..................................................... 150

5-5. リファレンス波形 ........................................................ 151
5-5-1. リファレンス波形の呼出と表示 ........................................ 151

第 6 章 ファイル操作 ............................................................... 153
6-1. ファイルナビゲーション ............................................... 153
6-2. フォルダの作成 ......................................................... 154
6-3. ファイル名を変更する。............................................... 155
6-4. ファイルの削除 ......................................................... 155
6-5. USB メモリへファイルをコピーする ............................... 156
6-6. 拡張機能をインストールする ........................................ 157

第 7 章 ハードコピーキー ....................................................... 159
7-1. プリンタ I/O の設定 .................................................... 159
7-2. 印刷の実行 .............................................................. 160
7-3. 保存 – Hardcopy キー............................................... 160

第 8 章 リモートコントロール .................................................. 162
8-1. USB インターフェィスの構成 ........................................ 162
8-2. イーサーネットインターフェィスの構成 ........................... 163
8-3. ソケットサーバの構成 ................................................. 164
8-4. USB 機能チェック ...................................................... 165
8-5. ソケットサーバの機能チェック ...................................... 166

第 9 章 メンテナンス ............................................................... 169
9-1. SPC 機能の使用方法 ................................................ 169
9-2. 垂直確度の校正 ........................................................ 170
9-3. プローブ補正 ............................................................ 171

第 10 章 付録 .......................................................................... 173
10-1. FAQ ...................................................................... 173
10-2. ファームウエアのバージョンアップ .............................. 175
10-3. CSV 形式ファイル例 ................................................ 176
10-4. DCS-1000B シリーズ仕様 ....................................... 177
10-4-1. モデル別仕様 ............................................................ 177
10-4-2. 共通仕様 .................................................................. 177
10-4-3. プローブ仕様 ............................................................. 180

10-5. DCS-1000B 寸法図 ................................................ 181

製品を安全にご使用いただくために■ はじめに製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に本説明書を最後まで
お読みください。製品の正しい使い方をご理解のうえ、ご使用ください。
本説明書をご覧になっても、使い方がよくわからない場合は、当社･
サービスセンターまでお問合せください。本説明書をお読みになった
後は、いつでも必要なときご覧になれるように、保管しておいてください。
■ 絵表示について
本説明書および製品には、製品を安全に使用するうえで必要な警告、および注意事項を示す、下記の絵表示が表示されています。

＜絵表示＞
製品および本説明書にこの絵表示が表示されている箇所がある場合は、その部分で誤った使い方をすると使用者の身体、および製品に重大な危険を生ずる可能性があることを表します。
この絵表示部分を使用する際は、必ず、本説明書を参照する必要があります。

!
!

警告

この表示を無視して、誤った使い方をすると、使
用者が死亡または重傷を負う可能性があり、その危険を避けるための警告事項が記載されていることを表します。

注意

この表示を無視して、誤った使い方をすると、使用者が軽度の傷害を負うか、または製品に損害を生ずる恐れがあり、その危険を避けるための注意事項が記載されていることを表します。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合、または、この製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
I製品を安全にご使用いただくために

!

警告

!

注意

■ 製品のケースおよびパネルは外さないでください。
製品のケースおよびパネルは、いかなる目的があっても、使用者は絶対に外さないでください。使用者の感電事故、および火災を発生する危険があります。
■ 製品を使用する際のご注意
下記に示す使用上の注意事項は、使用者の身体･生命に対する危険、および製品の損傷･劣化などを避けるためのものです。必ず下記の警告･注意事項を守ってご使用ください。
■ 電源に関する警告事項● 電源電圧について
製品の定格電源電圧は、AC100Ｖから AC230V または AC240
Ｖです。
製品個々の定格電圧は製品背面と本説明書”定格”欄の表示をご確認ください。
日本国内向けおよび AC125V までの商用電源電圧地域向けモデルに付属された電源コードは定格 AC125Ｖ仕様のため、
AC125Ｖを超えた電源電圧で使用される場合は電源コードの変更が必要になります。電源コードを AC250V 仕様のものに変更
しないで使用された場合、感電･火災の危険が生じます。
製品が電源電圧切換え方式の場合、電源電圧の切換え方法は、製品個々の取扱説明書の電圧切換えの章をご覧ください。
● 電源コードについて【重要】 同梱、もしくは製品に取り付けられている電源コードは本製品以外に使用できません。
付属の電源コードが損傷した場合は、使用を中止し、当社･サー
ビスセンターまでご連絡ください。電源コードが損傷したままご使用になると、感電･火災の原因となることがあります。
● 保護用ヒューズについて
入力保護用ヒューズが溶断した場合、製品は動作しません。
外部にヒューズホルダが配置されている製品は、ヒューズを交換することができます。交換方法は、本説明書のヒューズ交換の章をご覧ください。
II

製品を安全にご使用いただくために交換手段のない場合は、使用者は、ヒューズを交換することができません。
ヒューズが切れた場合は、ケースを開けず、当社･サービスセン
ターまでご連絡ください、当社でヒューズ交換をいたします。
使用者が間違えてヒューズを交換された場合、火災を生じる危険があります。
■ 接地に関する警告事項
製品の前面パネルまたは、背面パネルに GND 端子がある場合は、安全に使用するため、必ず接地してからご使用ください。
■ 設置環境に関する警告事項● 動作温度･湿度について
製品は、"定格"欄に示されている動作温度の範囲内でご使用ください。製品の通風孔をふさいだ状態や、周辺の温度が高い状態で使用すると、火災の危険があります。
製品は、"定格"欄に示されている動作湿度の範囲内でご使用く
ださい。湿度差のある部屋への移動時など、急激な湿度変化による結露にご注意ください。また、濡れた手で製品を操作しないでください。感電および火災の危険があります。
● ガス中での使用について
可燃性ガス、爆発性ガスまたは蒸気が発生あるいは貯蔵されている場所、およびその周辺での使用は、爆発および火災の危険があります。このような環境下では、製品を動作させないでくださ
い。
また、腐食性ガスが発生または充満している場所、およびその周辺で使用すると製品に重大な損傷を与えますので、このような環境でのご使用はお止めください。
● 設置場所について
傾いた場所や振動がある場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして破損や怪我の原因になります。
■ 異物を入れないこと
通風孔から製品内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、水をこぼしたりしないでください。
III製品を安全にご使用いただくために■ 使用中の異常に関する警告事項
製品を使用中に、製品より“発煙”、“発火”、”異臭”、”異音”などの異常を生じた場合は、ただちに使用を中止してください。電源スイッチ
を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜くなどして、電源供給を遮断した後、当社･サービスセンターまで、ご連絡ください。
■ 測定に関する警告時候● 高電圧の箇所を測定するときは、直接測定箇所に手を触れないように充分注意してください。感電する危険があります。
● オシロスコープと被測定物にプローブおよび入力ケーブルを接続する場合、アース側の端子は必ず被測定物の接地電位に接続してください。
● アース側の端子を接地電位以外に接続すると、感電や、オシロ
スコープ、接続している他の機器の破損などの事故を生じる恐れがあります。
(下図 《悪い例》 参照)
オシロスコープの筐体(ケース、シャーシ)は、全ての入力 BNC コ
ネクタのアース側と接続されています。プローブおよび入力ケー
ブルのアース側は接地電位に接続し、オシロスコープの筐体と同電位となるようにしてください。
オシロスコープの筐体と接続されている部分は、“入出力端子(BNC コネクタ)”のアース側、接地端子および 3 芯電源コード用
AC インレットの保護接地端子となっています。
● 《悪い例》 の接続では、

《悪い例》

禁 止
アースリードオシロスコー
プ

プローブ

接地

接地

IV

＋90Ｖが筐体を通して接地され被測定物を破損しますので、このような接続はお止めください。また、オシロスコープの接地が行われていないと、筐体に＋90Ｖがかかり、感電事故を生じますので、接地を行って使用してください。

製品を安全にご使用いただくためにフローティング電位を測定する場合は CH1 および CH2 を用いた差動方式による測定をお勧めします。(下図 《良い例》 参照)《良い例》

オシロスコープ

アースリードプローブ● オシロスコープのパネルスイッチの設定
CH2 INV：ON (CH2 反転)
ADD：ON (CH1+CH2)
接地

接地■ 入出力端子について入力端子には、製品を破損しないために最大入力の仕様が決められています。
本説明書の“定格”欄に記載された仕様を超えた入力は供給しないでください。
また、出力端子へは外部より電力を供給しないでください。製品故障の原因になります。
■ 校正について製品は工場出荷時、厳正な品質管理のもと性能･仕様の確認を実施していますが、部品などの経年変化などにより、その性能・仕様に多少の変化が生じることがあります。製品の性能･仕様を安定した状態でお使いいただくため、定期的な校正をお勧めいたします。
製品校正についてのご相談は、当社･サービスセンターへご連絡く
ださい。
■ 日常のお手入れについて
製品のケース、パネル、つまみなどの汚れを清掃する際は、シンナ
ーやベンジンなどの溶剤は避けてください。塗装がはがれ、樹脂面が侵されることがあります。
ケース、パネル、つまみなどを拭くときは、中性洗剤を含ませた柔ら
かい布で軽く拭き取ってください。
また、清掃のときは製品の中に水、洗剤、その他の異物などが入らないようご注意ください。
V製品を安全にご使用いただくために製品の中に液体、金属などが入ると、感電および火災の原因となります。
清掃のときは電源コードのプラグをコンセントから抜くなどして、電源供給を遮断してからおこなってください。
以上の警告事項および注意事項を守り、正しく安全にご使用ください。
また、本説明書には個々の項目でも、注意事項が記載されていますので、使用時にはそれらの注意事項を守り正しくご使用ください。
本説明書の内容でご不明な点、またはお気付きの点がありましたら、
当社･サービスセンターまでご連絡いただきますよう、併せてお願いい
たします。

VI

第1章 概要
この章は、機能紹介や前面／背面パネル概要を含め、簡単に本器について説明します。 概要を読んだ後で、セットアップの章を参照して適切に操作環境を設定してください。

1-1. DCS-1000B シリーズの特長
モデル
周波数帯域
入力チャンネル
DCS-1054B
50MHz
4
DCS-1074B
70MHz
4
DCS-1104B
100MHz4
DCS-1052B
2
50MHｚ
DCS-1072B
70MHz
2
DCS-1102B
2
100MHｚ注意

本書は 4 チャンネル入力機種を基本に記述してあります。2 チャンネル入力機種は CH3 及び CH4 に関する設
定ができません。

1

性能・機能










追加機能
(別売)





インターフェィ ス

7 インチ、TFT カラーWVGA（800×480）ディスプレイ
最高リアルタイムサンプリングレート
1GS/s/CH
メモリ長：最長 10M ポイント、
波形更新レート：50,000 波形／秒
垂直感度：1mV/div～10V/div.
オンライン画面ヘルプ
32MB 内部フラッシュディスク
シリアルバスデコード・トリガ：シリアル信号を観測するためのトリガとデータデコード表示ができます。
セグメントメモリ：信号の必要な部分の詳細のみを選択的にキャプチャするようにアクイジションメモリを最適化します。最大 29000 の連続したセグメント波形
は、4ns のタイムタグ分解能でキャプチャすることができます。
強力な波形検索機能：トリガと異なる信号イベント設
定で波形ポイントを検索できます。
USB ホストポート：前面パネル。外部保存メモリ用。
USB デバイスポート：背面パネル。
リモートコントロールまたはプリンタへ印刷
プローブ補正出力：周波数を選択可能（1kHz～200kHz）
Ethernet ポートを装備(4 チャンネル機種のみ)

2

1-2. アクセサリ
標準
型式
アクセサリ
電源コード
仕向による
付属プローブ 4 本または 2 本
50MHz 機種
70MHz 機種
100MHz 機種

標準アプリ

拡張アプリ

説明

チャンネル数分
70 MHz 帯域プローブ
70 MHz 帯域プローブ
100MHz 帯域プローブ

GTP-070B-4
GTP-070B-4
GTP-100B-4

名称
Go-NoGo
リモートディスク

Go-NoGo テストを実行します。
共有フォルダをネットワークドラ
イブとしてマウントできます。

名称
データログ

波形データまたは画像をファイルにセーブします。
デジタルボルトメータ

DVM
追加機能
名称
セグメント
メモリ分割によるセグメント機能
サーチ
イベントサーチ機能
バス解析・トリガ
シリアルバス機能
アクセサリ
型式
説明
GTL-110
BNC-BNC ケーブル
GTL-246
USB ケーブル（USB2.0、A-B）
ドライバ
名称
USB ドライバ
CD に同梱拡張アプリはホームページよりダウンロードして導入が可能です。
追加機能は別途購入が必要です。
ご注意：付属品は改善のため、予告なしに仕様・デザイン・対応規格の変更や、同等品・上位互換品へ変更により、本書の内容と異なる場
合があります。

3

1-3. パネル外観
1-3-1. 前面パネル
４チャンネルモデル
Variableツマミ ファンクション
キー
Selectキー

ハードコピーキー

LCD

Autoset, Run/Stop,
Single ,Defaultキー
水平コントロールVARIABLE

Digital Storage Oscilloscope
200 MHz 1 GS/s
Visual Persistence Oscilloscope

サイドメニューキー

HORIZONTALSCALEPOSITION

メニューオフキー
ボトム
メニュー
キー

PUSH TOZEROVERTICALPOSITIONPOSITION

TRIGGERPOSITIONPOSITIONLEVELPUSH TOZERO

PUSH TOZERO

PUSH TOZERO

VOLTS/DIVVOLTS/DIV

CH3

CH4

MATH

オプションキーPUSH TOZERO

PUSH TOZERO

トリガ
コントロールREF

垂直コントロール

BUS

VOLTS/DIVVOLTS/DIV

CH1

CH2

POWER
2V
1M W

16pF

電源
SW

CH1～CH4
Math, Ref, Bus キー

USBホストポート、
校正出力

２チャンネルモデル
Variableツマミ ファンクション
キー
Selectキー

ハードコピーキー

LCD

Digital Storage Oscilloscope
200 MHz 1 GS/s

Autoset, Run/Stop,
Single ,Defaultキー

VARIABLE
Visual Persistence Oscilloscope

サイドメニューキー

MeasureCursorApp

AcquireAutoset

Display

Help

Save/Recall

Utility

Run/Stop

HORIZONTAL

SingleSCALE

POSITION

SearchSelectZoom
Default

Set/Clear

メニューオフキー
ボトム
メニュー
キー

PUSH TOZEROVERTICALPOSITION

TRIGGERPOSITIONLEVELPUSH TOZERO

PUSH TO
ZERO

MATH

M

PUSH TO
ZERO

オプションキーREF

水平コントロールトリガ
コントロール

R
Menu

BUS

B
VOLTS/DIV50 %VOLTS/DIV

Force-Trig

CH1

POWER

CH2

垂直
コントロール

EXT TRIG

2V
1M W

電源
SW

16pF

1M W

16pF

CH1,CH2
外部トリガ
USBホストポート、
校正出力

4Math, Ref, Bus キー

LCD ディスプレ 広視野角 7 インチ WVGA TFT カラー液晶、
800 x 480イ
メニューオフキー
Menu Off キーを押すと画面上のメニューを非表示にできます。
オプションキーメニューキー

オプションキーです。
オプション（予定）を利用可能にします。
画面側面のサイドメニューと画面下部のボトムメニ
ューキーは、画面上のユーザーインターフェィスのソ
フトメニューから選択を行うために使用します。
メニュー項目を選択するには、画面下にある 7 つのGDS-2202E
ボタンを使用します。
メニューから変数やオプションを選択するには画面
側面のメニューキーを使用します。詳細は、16 ページを参照ください。
Digital Storage Oscilloscope

200

MHz

1 GS / s

Visual Persistence Oscilloscope

サイドメニューキー

ボトムメニューキー

ハードコピーキー

ハードコピーキーは、設定に応じて、クイックセーブやクイックプリン
トができます。詳細については 160
ページ（保存）や 160 ページ（印刷）を参照してください。

5

VARIABLE ツマ
ミと Select キー

VARIABLE

VARIABLE ツマミは、値の増減
や、パラメータを変更するために使用します。
Select キーは、パラメータの選択に使用します。

SelectFunction キー
Measureファンクションキーは、各機能を設定するために使用します。
Measure
自動測定の構成と実行をします。

Cursor

CursorAPP

APP

AcquireAcquireDisplay

Display

Help
Save/Recall

Help

Save/Recall

Utility

Utility

AutosetAutoset

カーソル測定の構成と実行をします。
アプリケーションの構成と実行をします。
セグメントメモリを含むアクイジショ
ンモードを設定します。
Display の設定をします。
ヘルプメニューを表示します。
波形、画面イメージ、パネル設定の保存と呼び出しに使用します。
Hardcopy キー、インタフェース、言語と校正信号出力の設定をします。また、ファイル操作メニュー、シ
ステムメニューにアクセスします。
Autoset キーは、選択されているチャンネルを適切に表示できるように自動的にトリガレベル、水平時間、および垂直感度を設定します。

6

Run/Stop キー

Run/Stop

SingleSingle

初期設定

Default

水平コントロール
水平ポジション

信号の取込み(23 ページ)を停止（STOP） または連続更新(RUN)します。RUN･STOP キーは、セグメ
ントメモリの停止/実行にも使用します。
Run 状態で緑色に点灯
Stop 状態で赤色に点灯
アクイジションモードをシングルトリ
ガモードにします。
トリガ待ち状態で白色点灯します。
オシロスコープの設定をデフォルト（初期設定）に戻します。

水平コントロールは、カーソルの位置を変更、波形
ズーム、イベントの検索、水平時間の設定をします。
POSITION
ポジションツマミは画面の波形位置を調整します。
ツマミを押すとリセットしゼロ位置に戻します。
PUSH TO
ZERO

SCALE

SCALE

Zoom

Zoom

Play/Pause

水平 SCALE（Time/Div）ツマミは、
水平時間を変更するのに使用します。
水平ポジションツマミと組み合わせてズームを押します。
Play/Pause キーは、各サーチイベ
ント中に"PLAY"を使用すると、効果的に連続して各検索イベントを表示することができます。
また、ズームモードでは、ズームウ
インドウで全メモリ波形を再生するために使用します。
7

SearchSearch検索キーは、追加機能の検索の種類、ソース、およびしきい値を設定するための検索機能メニューを表示します。
Search 矢印
矢印キーは、検索イベントを操作します。
Set/Clear
Set/Clear
Set/Clear キーは、検索機能を使用するときに指定するポイントを設定またはクリアするのに使用します。
トリガコントロー トリガコントロールは、トリガレベルとオプションをコル
ントロールに使用します。
LEVEL
Level ツマミ
トリガレベルを設定するために使用します。
ツマミを押すとトリガレベルをリセッ
トしゼロにします。
Menu
Trigger メニュー
トリガメニューを表示するために使
キー
用します。
50％キー

Force - Trig

垂直 POSITION

50 %Force-Trig

POSITION

チャンネル
メニューキー

CH1

VOLTS/DIV
ツマミ

VOLTS/DIV

トリガレベルを信号の中央（50％）に、設定します。
Force キーを押すと一度だけトリガを強制的にかけます。
波形の垂直ポジションを設定します。
CH1～4 キーを押しチャンネルのオン/オフと構成メニューを表示します。
垂直スケールツマミはチャンネルの垂直感度を設定します。
1ｍV/div～10V/div、1-2-5 ステップ8

外部トリガ入力（2CH モデルのみ）Math キーEXT TRIG

MATH

MATH キーは、演算機能の設定をします。

M

Reference キー

REF

リファレンスキーは、リファレンス波
形を設定またはオン/オフします。

R

BUS キー

BUS

BUS キーは、シリアルバス（UART、I2C、SPI、CAN と LIN）の設定をします。

B

チャンネル入力

外部トリガ信号を入力します。
(94 ページ).
入力インピーダンス：1MΩ
電圧入力：±15V(peak)
EXT トリガ入力容量：約 16pF.

CH1

信号を入力します。
入力インピーダンス：1MΩ
入力容量：16pF
最大入力電圧：300V

USB ホストポート

Type2VA、USB1.1/2.0 準拠。
USB メモリへデータを保存または
呼び出し。
2V

グランド端子
プローブ補正信
号出力

電源ＳＷ

共通グランドに DUT のグランド線を接続します。
2V

POWER

プローブ補正のための信号出力です。周波数が可変できます。
プローブ補正用の初期設定は、
2Vp-p、1kHz 方形波です。
詳細は、123 ページを参照ください。
電源のオン/オフに使用します。
： オン
： オフ

9

1-3-2. 背面パネル
USBデバイスポート

LANポート

校正出力

Go/No Go
出力Ser. No. Label

LINE VOLTAGE

AC 100240V

FREQUENCY

50

60Hz

POWER MAX.

30 Watts

RANGE

CAUTIONTO AVOID ELECTRIC SHOCK THE POWER CORD PROTECTIVE GROUNDING
CONDUCTOR MUST BE CONNECTED TO GROUND.
DO NOT REMOVE COVERS. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

Fan

ケンジントン
スロット

ＡＣインレット

校正出力

垂直スケールの校正用信号を出力します。(170 ページ)USB デバイス
ポート

USB デバイスポートは、リモートコン
トロールに使用します。

LAN ポートＬＡＮポートはネットワークにつなぎます。4 チャンネル機種のみです。

AC インレット

電源コードを挿入します：AC 電源、
AC 100～240V、50/60Hz
電源投入手順は、13 ページを参照
ください。
ケンジントン盗難防止スロットに準拠Go-No Go テストの結果（125 ページ）を 500μs パルスとして出力します。

盗難防止スロット
Go-No Go 出力10

1-3-3. ディスプレイ
メモリ長・サンプリングレート

メモリーバーアナログ
波形

アクイジョンモード

トリガレベル

トリガポジション

トリガ状態

バス表示
チャンネル
情報

ＲＥＦ波形

周波数表示
トリガ情報

チャンネル情報

水平軸情報

アナログ波形

アナログ入力信号波形を表示します。
チャンネル 1： 黄色
チャンネル 2：青色
チャンネル 3： 紫色
チャンネル 4： 緑色
BUS 波形
追加機能のシリアルバスのバス波形を表示します。
値は、16 進（Hex）/2 進（binary）で表示されます。
チャンネル
チャンネルインジケータは、各表示チャンネルのゼ
インジケータロレベルを表示しています。それぞれの表示チャン
ネルは単色で表示されます。
アナログチャンネルインジケータ
バスインジケータ(B)リファレンス波形インジケータ
演算インジケータ
トリガポジション トリガのポジションを表示します。
水平情報
水平軸のスケールとポジションを表示します。
トリガレベル
画面右側にトリガレベル位置を表示します。
メモリバー
全メモリに比較した表示波形の比率と位置を表示。
（67 ページ）11トリガ情報Trig’dトリガ状態

PrTrig

プリトリガ

Trig?

Roll

非トリガ状態。ノーマルの場合、画面は更新されません。
トリガ停止。シングルモードまたは
RUN/STOP(23 ページ)で表示。
ロールモードAuto

オートトリガモード

Stop

アクイジション
モード

トリガ詳細については、94 ページを参照ください。
ノーマルモード
ピーク検出モード
平均モード

アクイジションの詳細については、49 ページを参照
ください。
トリガ信号
トリガソースの周波数を表
周波数
示します。
周波数が 2Hz 未満のときの表示（最低周波数）
トリガの状態
トリガのソース、スロープ、
電圧と結合。
水平状態
水平時間とポジション
トリガの状態については 94 ページを参照ください。
チャンネル情報チャンネル 1、DC 結合、
2V/div
チャンネルの詳細については 73 ページを参照ください。

12

1-4. セットアップ
1-4-1. チルトスタンドを使用する
チルト
チルトにするには、足を前に出します。

直立

直立させるには足を本体下へ戻します。

1-4-2. 電源を入れる
電源電圧
電源は、AC100V～240V、50/60Hz です。
手順
1. 背面パネルのＡＣインレットに電源コードを挿入します。
2. 電源スイッチを押します。

POWER

ディスプレイが 30 秒以内に有効になります。
： オン
： オフ

注意

本器は、電源をオフする直前の状態で起動します。
初期設定に戻す場合は、前面パネルの DEFAULT
キーを押すことで戻すことが出来ます。
詳細については、147 ページを参照してください。

13

1-4-3. 初めて使用する場合
概要
この章では、信号の接続、スケールの調整、プローブの補正をする方法について説明します。新しい環境で本器の操作を開始する前に、機器の性能を最大限に実行できるようにするためにこれらの手順を実行してください。
1. 電源を入れ 前のページを参照ください。
る。
2. ファームウエ ファームウエアを最新にアップデートします。
ア
3. 拡張アプリの 拡張アプリを必要に応じて追加します
124 ページ
確認
4. システムの 工場出荷時の設定を呼び出し、システ
Default
リセット
ムをリセットします。前面パネルのDefault キーを押します。詳細について
は、147 ページを参照ください。
5. プローブの チャンネル 1 の入力にプローブを取り付け、プローブ
取り付けの選択を CAL 信号出力に接続します。初期設定では 2Vp-p、1ｋHz の方形波を供給しています。プロー
ブにアッテネータがある場合には、アッテネータを×10にしてください。
VARIABLE
MeasureCursor

Display

Help

Test

Save/ Recall

AcquireAutosetUtility

Run/Stop

HORIZONTALSCALESinglePOSITION
SelectSearchZoom
Default

Set/ Clear
PUSH TOZERO

2V

VERTICALPOSITIONPOSITION

TRIGGERPOSITIONLEVELPUSH TOZERO

PUSH TOZERO

PUSH TO
ZERO

CH3

CH4

Menu

POSITION

MATH

PUSH TOZERO

PUSH TO
ZERO

CH
1

CH
2

M
REF

R
BUS

B
50 %

Force -Trig

CH1

CH 2

CH 3

CH4

POWER
2V
1M W

16pF
.

CH1
X1
X10

x1
x10

6. 信号を観測す Autoset キーを押します。方形波が画面る。
中央に表示されます。Autoset の詳細については、22 ページを参照ください。
14

Autoset7. 波形表示をベ Display キーを押し画面下のボタンでクトルにする
画面表示をベクトルに設定します。

8. プローブの補正

プローブの調整器を回し方形波のエッジ（端）が平坦になるようにしてください。

補正不足

9. 操作を開始
する

Display

通常

測定
設定
Save/Recall
ファイル操作
アプリケーション
Hardcopy
リモートコントロール

15

過補正

：21 ページ：49 ページ：133 ページ：153 ページ：124 ページ：159 ページ：162 ページ

1-4-4. マニュアルの使用方法
概要
この章では、DCS-1000B シリーズを操作するために、このマニュアルで使用する表記規則について説明します。
マニュアルを通して、「メニューキーを押す」は、画面下または画面右の任意のメニューアイコンやパラ
メータをキーで直接参照します。
マニュアルで値またはパラメータを「切り換える」
は、対応するメニューの項目を押してください。 メニ
ューの項目を押すと、値またはパラメータが切り換わります。
有効なパラメータが各メニュー項目で明るく表示されます。例えば、下記の例では結合が DC に設定されています。もし、メニューの項目がある値またはパラメータから別の値に切り替えられるとき、使用できるオプションが表示されていて、現在のオプションが明るく表示されています。下記の例では、スロープは、立ち上がりスロープから立ち下がりスロー
プまたは両スロープに切り替え可能です。
メニュー項目メニュー項目

現在の
パラメータ

パラメータ

選択可能な
パラメータ

メニューの項目、 マニュアルで側面メニューパラメータの一つを「選パラメータ、値の 択」とある場合、最初に対応するメニューキーを押選択
し VARIABLE ツマミでパラメータ一覧をスクロール
するか値を増減します。

16

例1

3

2

1

1. 画面下のメニューキーを押し側面のメニューに利用可能にします。
2. 画面側面のメニューキーでパラメー

タまたはサブメニュー利用可能にします。
3. サブメニューを利用可能にするか、または可変パラメータを設定するな
ら、VARIABLE ツマミでメニューの項目または値を変更します。
Select キーで確定し終了します。

VARIABLE

Select4. 側面のメニューを消すには同じ度

例2

単をもう一度押すか、Menu キーを押します。
いくつかの変数については、メニューキーの変数が丸矢印アイコンで表示されているものは、
VARIABLE ツマミで編集することができます。

117

1. 希望するメニューキーを押し選択します。丸矢印

が明るく表示されます。

2. VARIABLE ツマミで値を編集します。

メニューのパラメータを切り替える

1

1. 画面下のメニューキーを押しパラメータを切り換えます。
画面側面メニューを非表示にする

1
1. 画面側面のメニューを非表示にするには、対応する画面下のメニューを押します。
例：Source ソフトキーを押すとソースメニューが非表示になります。

18

下のメニューを非表示にする

VARIABLE
MeasureCursorTest

AcquireAutoset

Display

Help

Save/ Recall

Utility

Run/Stop

SCALE

SingleHORIZONTALPOSITION
SearchZoom

1. 下のメニューを非表示にする
SelectDefault

Set/ Clearにはもう一度関連するファン
クションキーを押します。
例えば、トリガメニューを非表示にするにはトリガメニュー
キーを押します。
POSITIONPOSITION

PUSH TOZERO

PUSH TO
ZERO

CH
1

CH
2

SCALE

CH1

POWER

PUSH TOZEROVERTICAL

TRIGGERPOSITIONPOSITIONLEVELPUSH TOZERO

PUSH TOZERO

PUSH TO
ZERO

CH3

CH4

Menu

MATH

M
REF

R
BUS

1

B
50 %

SCALE

Force -Trig

CH 2

CH 3

CH4

2V

1M W
16pF
300 Vpk MAX.
CAT I

メニューを全て非表示にする

VARIABLE
MeasureCursorTest

Acq

Display

Help

Save/ Recall

Ut

HORIZONTALSCPOSITION

1. Menu Off キーを押し側面のメニューを非表示にします。もう一度押す下のメニューが非表示になります。

SelectSearchZoom

Set/ Clear
PUSH TOZEROVERTICALPOSITIONPOSITIONPOSITION

PUSH TOZERO

M

PUSH TO
ZERO

PUSH
ZER

REF

R
CH
1

CH
2

BUS

CH3

CH

SCALE

SCAL

CH 3

CH

B

1

SCALE

CH1

CH 2

POWER
2V
1M W
16pF
300 Vpk MAX.
CAT I

19

POSIT

MATH

PUSH TOZEROVARIABLE
MeasureCursorTest

Acq

Display

Help

Save/ Recall

Ut

HORIZONTALSCPOSITION

画面上のメッセー 2. Menu Off キーは、画面上にジを消す表示されたメッセージを消すことができます。

SelectSearchZoom

Set/ Clear
PUSH TOZEROVERTICALPOSITIONPOSITIONPOSITION

POSIT

MATH

PUSH TOZERO

PUSH TOZERO

M

PUSH TO
ZERO

PUSH
ZER

REF

R
CH
1

CH
2

BUS

CH3

CH

SCALE

SCAL

CH 3

CH

B

2

SCALE

CH1

CH 2

POWER
2V
1M W
16pF
300 Vpk MAX.
CAT I

1-5. ヘルプ
Help キーは、ヘルプメニューにアクセスします。
ヘルプメニューは、前面パネルのキー操作方法などに関する情報を説明しています。
パネル操作
1. Help キーを押します。画面がHelp
ヘルプモードになります。
2. VARIABLE ツマミを回し、希望するヘルプの目
次へカーソルを移動します。Select キーを押し選択した項目のヘルプが表示されます。
例：ディスプレイ
キーのヘルプ

ホームキー

ホームキーを押すとヘルプのメイ
ンページ（目次）へ戻ります。

戻る

戻るキーを押すと前のページへ戻ります。

ヘルプの解除Help キーをもう一度押すか EXIT
キーでヘルプモードを解除できま
す。
20

Help

第2章 測定2-1. 基本測定
この章では、入力信号を取り込み、観測するのに必要な基本的な操作について説明します。より詳細な操作については、第４章を参照してくだ
さい。
2-1-1. チャンネルを有効にする
CH1
CH1
チャンネルを表 入力チャンネルを有効にする
示する。
(表示)にはチャンネルキーを押します。有効になると、チャンネ
ルキーが点灯します。さらに対応するチャンネルメニューが表示されます。
各チャネルは、VOLTS/DIV ツマミの横に表示される CH1：黄、CH2：青、CH3：ピンク、CH4：緑に関連付けられています。 チャンネルが有効になると画面下側に下のように表示されます。
CH1

チャンネルを無
効にする

初期設定

CH2

CH3

チャンネルを無効（非表示）にするには対応するチャンネルキー
を再度押します。チャンネルメニ
ューが非表示の場合にはチャンネルキーを二度押してください。
（一度目はチャンネルメニューを表示）
初期設定状態に戻すにはDefault キーを押します。

21

CH4

CH1

Default

CH1

2-1-2. オートセット
概要
オートセット機能は、自動的に入力信号を最適な表
示状態になるようにパネルの設定を構成します。
本器は、自動的に次のパラメータを設定します。
 水平時間 垂直感度 トリガソースのチャンネル
オートセット機能には、Fit Screen モードと AC
Priority モード 2 つの動作があります。
Fit Screen モードは、DC 成分を含んだ信号の全てが最適に表示されるようにします。
AC priority モードは、DC 成分を除いた波形が最適に表示されるようにします。
パネル操作
1. 信号を本器に接続します。次に、
AutosetAutoset キーを押します。
2. 波形が画面中央に表示されます。
Autoset 前
Autoset 後

3. オートセットの取り消しをするにはモードの変更画面下のメニューの「オートセット
取り消し」を押します。
1. Fit Screen モードと AC Priority モ
ード は画面下のボタンで切り替えへます。
2. もう一度 Autoset キーを押すと新Autoset
しいモードで表示されます。
Fit Screen モード
AC Priority モード

22

制限

注意

オートセットは以下の状況では機能しません。
 入力信号の周波数が 20Hz 未満
 入力信号の振幅が 10mV 未満
オートセット機能では、非表示のチャンネルはチャンネルに信号が入力されていても自動的に有効にはなりません。

2-1-3. Run/Stop
概要
初期設定では、画面の波形（輝線）は連続で更新されています（RUN モード）。信号の取得を停止し波形を止める（STOP モード）では、波形を柔軟に観察、解析できます。STOP モードになるには、
Run/Stop キーを押すかシングルトリガモードを使用
する 2 つの方法があります。
Stop モードの Stop モードのとき、Stop アイコンがアイコン
画面上に表示されます。
トリガ状態
アイコン
Stop:
Run/Stop キー Run/Stop キーを押します。
による波形の停 Run/Stop キーが赤色に点灯し止ます。波形更新を停止します。

Run/Stop

シングルトリガモードによる波形の停止

停止を解除するには Run/Stop Run:
キーをもう一度押します。
Run/Stop キーが緑色に点灯し波形更新が再開します。
Single キーを押しシングルトリ
ガモードにします。Single キーが点灯します。
シングルトリガモードでは、次のトリガを検出するまでプリトリガ
モードになります。本器は、トリガを検出し一度波形を更新た後は、Single キーを再度押すか、
Run/Stop キーが押されるまで、
STOP モードのままになります。
23

Run/Stop

Run/Stop

Run/Stop

SingleSingle波形操作

波形は、Run と Stop どちらのモードでも方法は異なりますが移動やスケールは変更できます。詳細は、67 ページ（水平ポジションとスケール）と 73 ページ（垂直ポジションとスケール）を参照ください。

2-1-4. 水平ポジション/スケール
より詳細な構成については 67 ページを参照ください。
水平ポジション 水平ポジションツマミで波形を左の設定右に移動します。

水平ポジションの 水平ポジションツマミを押すと水平0 設定
ポジションが０になります。

POSITIONPOSITION

PUSH TOZERO

また、Acquire キーで表示される
ResetH Position to 0s のキーでも水平ポジションが０になります。

Acquire波形を移動すると画面上のディスプレイバーにディ
スプレイに表示されている波形部分と波形上の水平のマーカ位置を表示します。

ポジション表示

水平ポジションは、画面グリッドの下部の H アイコ
ン右側に表示されます。

水平スケールの タイムベース（水平時間）を選択するには
選択
SCALE ツマミを回します。
左（低速）、右（高速）
範囲

SCALE

5ns/div～100s/div、1-2-5 ステップ24

Time/div のレートは、画面下の H アイコン左に表示されます。

ディスプレイ ディスプレイバーは、任意の Time/div
バー
で画面にどのくらいの波形が表示されているか示しています。
タイムベースを変更すると、ディスプレ
イバーに波形表示範囲が反映されま
す。
高速
中速
低速
Stop モード Stop モードでは、波形のサイズは、スケールに従って変わります。

注意

サンプリングレートは、Time/div とレコード長に従って変わります。52 ページを参照してください。

2-1-5. 垂直ポジション/スケール
詳細については、73 ページを参照ください。
垂直ポジション 波形を上下に移動させるには、各チの設定
ャンネルの垂直ポジションツマミを回します。
垂直ポジションツマミを押すとポジションが０になります。波形が移動させると、移動中に垂直位置が画面に表示されます。

Run/Stop
モード

POSITIONPOSITION

PUSH TO
ZERO

波形は、Run と Stop 中でも移動できます。
25

VOLTS/DIV

垂直スケールの 垂直スケールを変更するには、
選択VOLTS/DIV ツマミを回します。
左（低感度）または右（高感度）範囲

1mV/div～10V/div
1-2-5 ステップ
画面下に各チャンネルの垂直スケー
ルがそれに応じて変更されます。

2-2. 自動測定
自動測定機能は、電圧/電流、時間と遅延測定の主な項目を測定し更新します。
2-2-1. 測定項目
V/I 測定
時間測定
遅延測定
周波数 *
Pk-Pk
概要
FRR
最大

周期 *

最小

立上りエッジ

FRF

振幅

立下りエッジ

FFR

＋幅 *

ハイ値

-幅 *

ロー値

デューティ比 *

平均

正パルス数

サイクル平均

負パルス数

FFF
LRR
LRF

RMS

立上りエッジ数

LFR

サイクルRMS

立下りエッジ数

LFF

エリア

位相

サイクルエリア
ROVシュート
FOVシュート

RPREシュート
FPREシュート

電圧/電流測定 Pk-Pk(peak topeak)
最大値

正のピークと負のピーク間の差(=最大 − 最小)
正のピーク

26

最小値

負のピーク

振幅

波形全体、画面内またはゲー
ト領域にわたって測定されたグ
ローバルなハイ値とグローバ
ルなロー値との差。
(=ハイ − ロー)グローバルなハイ値。詳細は、
33 ページを参照ください。
グローバルなロー値。詳細は、
33 ページを参照ください。
波形全体、画面内またはゲート領域内の算術平均値。
波形全体、画面内またはゲート領域内の最初の 1 サイクル
内のすべてのデータ·サンプルで計算されます。
波形全体、画面内またはゲート領域内の実効値（RMS）。
波形全体、画面内またはゲート領域内の最初の 1 サイクルの実効値（RMS）。
波形の正の面積を測定し、負の面積を減算します。グラウン
ドレベルで、正の面積と負の面積間の分割されています。
サイクルエリアは、ゲート領域で見つかった最初の 1 サイク
ル内の正の面積-負の面積です。
立上りオーバーシュート

ハイ値
ロー値
平均
サイクル
平均

RMS
サイクル
RMS
エリア

サイクル
エリア

ROV
シュート
FOV
シュート
RPRE
シュート
FPRE
シュート

立下りオーバーシュート
立上りプリシュート
立下りプリシュート
27

時間測定

周波数

波形の周波数周期

波形の周期 (=1/Freq)

立上り時間

＋幅

立上がり時間は、ローリファレ
ンス値からハイリファレンス値に立ち上がる最初のパルスのリーディングエッジが必要です。
立下がり時間は、ハイリファレ
ンス値からローリファレンス値に立ち下がる最初のパルスのたち下がりエッジが必要です。
正のパルス幅－幅

負のパルス幅

デューティ
比
正パルス数

サイクル全体に対する信号パルスの比率=100x(パルス幅/サイクル)
正のパルス数を測定

負パルス数

負のパルス数を測定

立上り
エッジ数
立下り
エッジ数
FRR

正のエッジ数を測定

立下り時間

遅延測定

負のエッジ数を測定
時間差
ソース 1 の最初の立上りエッ
ジとソース 2 の最初の立上り
エッジ
時間差、ソース 1 の最初の立上りエッジとソース 2 の最初の立下りエッジ
時間差、ソース 1 の最初の立下りエッジとソース 2 の最初の立上りエッジ

FRF

FFR

28

時間差、ソース 1 の最初の立下りエッジとソース 2 の最初の立下りエッジ
時間差、ソース 1 の最初の立上りエッジとソース 2 の最後の立上りエッジ
時間差、ソース 1 の最初の立上りエッジとソース 2 の最後の立下りエッジ
時間差、ソース 1 の最初の立下りエッジとソース 2 の最後の立上りエッジ
時間差、ソース 1 の最初の立下りエッジとソース 2 の最後の立下りエッジ
角度で計算されている 2 つの信号の位相差。

FFF

LRR

LRF

LFR

LFF

位相

t1
x 360
t2

注意

内蔵のヘルプで自動測定の定義についての詳細が確認できます。

2-2-2. 測定項目の追加
測定項目の追加機能は、任意のチャンネルソースで画面下に最大 8個まで自動測定項目を表示できます。
測定項目の追加 1. Measure キーを押します。
Measure2. 画面下の測定項目追加キーを押します。
3. 画面右の電圧/電流、時間または遅延測定を選択し追加したい項目を選択します。

29

電圧/
電流

Pk-Pk、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクル RMS、エリア、サイクルエリア、ROV シュート、FOV シュート、
RPRE シュート、FPRE シュート
時間 周波数、周期、立上り時間、
立下り時間、＋幅、－幅、デューティ比、＋パルス数、－パルス数、正エッジ数、
負エッジ数
遅延 FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR,
LFF, 位相
画面下のウインドウに自動測定が表示されます。チャンネル番号とチャンネルカラーで測定ソースが表示されます。
アナログ入力：黄色= CH1、青色= CH2、
ピンク = CH3、緑色= CH4

ソースを選択測定項目のチャンネルソースは、測定項目を選択する前に選択してください。
1. ソースを設定するには、画面右のメニューからソース 1 またはソース 2
を押しソースを選択してください。ソース 2 は、遅延測定にのみ適用されます。
範囲
ch1～ch4、演算(MATH)

2-2-3. 測定項目の削除
個々の測定項目は、「測定項目の削除」を使用することで何時でも消すことができます。
測定項目の削除 1. Measure キーを押します。
Measure2. 画面下の測定項目消去キーを押します。
30

3. 測定項目リストから VARIABLE ツ

マミを回して消去したい項目へ移動

全て消去

します。Select キーを押し消去します。
全て消去は表示されている全ての測定項目を消去します。

2-2-4. ゲートモード
いくつかの自動測定では、測定範囲をカーソル間などの"ゲート"エリア
内に限定することができます。ゲート測定は、速いタイムベースを使用
している場合や波形の振幅を測定する場合に便利です。ゲートモード
は、オフ（全レコード）、画面、カーソル間の 3 つの方法が可能です。
ゲートモード1. Measure キーを押します。
Measure2. 画面下のゲートを押します。
3. 画面右のゲートメニューから一つを選択します：
オフ（全メモリ）、画面、カーソル間

カーソルを表示 カーソル間を選択するとカーソルが表 36 ページ
示されカーソルメニューで編集できます。

31

2-2-5. 全測定項目の表示
全て表示を選択すると電圧/電流と時間測定を表示し更新します。
測定結果を見る 1. Measure キーを押します。
Measure2. 画面下メニューから全て表示を押します。
3. 画面右メニューから測定ソースを選
択します。
範囲

ch1～ch4、演算(MATH)

4. 電圧/電流と時間測定の結果が画面に表示され

ます。

測定を消す

測定結果を消すには、オフを押します。

遅延測定

遅延測定は、1 チャンネルのみがソースとして使用されているような測定はこのモードでは使用できません。代わりに個別の測定モードを使用します。
（29 ページ)32

2-2-6. ハイ-ロー機能
概要
ハイ-ロー機能は、ハイ-ロー測定値の値を決めるた
めの方法を選択するために使用します。
オート
測定時に各波形の最適なハイ-ロ
ー設定を自動的に選択します。
ヒストグラムハイ-ロー値を決めるためにヒストグラムを使用します。このモードでは、プリシュートとオーバーシュートの値を無視します。このモードは、
パルス状の波形に特に便利です
ハイ

ロー

ハイ/ロー

測定された最小値または最大測定
値をハイ-ロー値に設定します。
ハイロー

ハイ/ローの設定 1. Measure キーを押します。

Measure2. 画面下のハイ/ローを押します。
3. 画面右のメニューからハイ/ローのタイプを選択します。
ハイ/ロー設定: ヒストグラム、最大/最小オート

33

ハイ/ロー設定を ハイ/ロー設定を初期値に戻すには初期値に戻すデフォルトを押します。
2-2-7. 統計概要

統計（Statistics）機能は、選択した自動測定から統計を表示します。以下の情報は、統計関数を使って表示されます。
値
現在の測定値
平均
平均値は、自動測定結果の数から計算されます。平均値を決定するために使用されるサンプル数は、
ユーザー定義することができます。
最小値
最小値は、選択された自動測定項
目の一連の測定結果から算定されます。
最大値
最大値は、選択した自動測定項目の一連の測定結果から算定されます。
標準偏差
現在の測定値の平均からの分散を返します。標準偏差は分散値の平方根になります。標準偏差を測定することは、例えば、信号のジッタの程度を決定することができます。
標準偏差を決定するために使用されるサンプル数は、ユーザー定義
することができます。
34

設定

1. Measure キーを押します。

Measure2. 少なくとも 1 つ自動測定を選択しま

29 ページす。
3. 平均及標準偏差を押し平均値と標準偏差の計算に使用するサンプル数を設定します
サンプル数: 2～1000
4. 画面下のメニューから統計を押し統計機能をオンします。
5. 統計が、画面下部に表で表示されます。

統計のリセット

統計計算をリセットするには、統計のリセットを押します。

2-2-8. リファレンスレベル
概要

リファレンスレベル設定は立上り時間などの時間測定のための基準を設定します。
High Ref：ハイのレベルを設定します。
Mid Ref：基準波形と比較波形の中心レベルを設定します。
Low Ref：ローのレベルを設定します。

パネル操作

1. Measure キーを押します。
2. 画面下の Reference Levels を押します。
35

Measure初期化

3. 右メニューで項目を選択し値を設定します。
ハイとローが逆転しないようにしてください。
High Ref
0.0% ～ 100%
Mid Ref(1) 0.0% ～ 100%
Mid Ref(2) 0.0% ～ 100%
Low Ref0.0% ～ 100%
4. Set to Defaults を押すと設定が初期値に戻ります。

2-3. カーソル測定
水平または垂直カーソルは、演算波形と波形測定の位置と値を表示するために使用します。これらの結果は、電圧、時間、周波数、およびその他の演算操作をカバーしています。オフにしない限り、カーソルは（水平、垂直、または両方）が有効な場合、それらは画面に表示されます。
（67 ページ）
2-3-1. 水平カーソルを使用する
パネル操作/
1. Cursor キーを一度押します。
Cursor範囲
2. まだ、選択されていない場合、画面下のメニューから H カーソルを押します。
3. H カーソルが選択されている場合
は、繰り返し H カーソルキーを押す
か、または Select キーで選択され またはている
Select
カーソルを切り替えます。
範囲
説明
カーソル ( ) が移動します。カーソ
ル( ) は固定です。
カーソル ( )が移動します。カーソ
ル( ) は固定です。
カーソル( + )が一緒に移動します。

36

4. カーソル位置の情報が画面左上に表示されます。
カーソル
Hor. 位置、電圧/電流
カーソル
Hor. 位置、電圧/電流
デルタ (カーソル間の差)
dV/dt または dI/dt
5. VARIABLE ツマミを使用してカーソ
ルを左右に移動します。

単位の選択

VARIABLE

6. 水平ポジションの単位を変更するには H 単位を押します。
単位
S、Hz、％ (レート)、°(位相)位相またはレー 7. 現在のカーソル位置を 0％と 100％トの基準
レートまたは、0°と 360°位相のリファレンスを設定するには カーソ
ル間を 100％に設定.を押します。
例FFT

FFT カーソルは、異なる垂直単位を使用します。FFT の詳細については、44 ページを参照ください。
カーソル
Hor. 位置、dB/Voltage
カーソル
Hor. 位置、dB/Voltage
デルタ(カーソル間の差)
dV/dt または d/dt
37

例

水平カーソル

XY モードX-Y モードのカーソルは、X 対 Y 測定の数値を測定
します。

カーソル
カーソル

時間、直交、極座標、積、比.
時間、直交、極座標、積、比デルタ(カーソル間の差)例38

2-3-2. 垂直カーソルを使用する
パネル操作/範 1. Cursor キーを二回押します。
Cursorx2
囲
2. まだ選択されていない場合、画面下の V Cursor を押します。
3. V カーソルが選択されている場
合は、繰り返し V カーソルキーを押すか、または Select キーで、 または選択されているカーソルを切り替
Selectえます。
範囲
カーソル ( ) が移動します。カーソル( ) は固定です。
カーソル ( )が移動します。カーソル( ) は固定です。
カーソル( + )が一緒に移動します。
4. カーソル位置の情報が画面左上に表示されます。
、、

時間：カーソル 1、カーソル 2
電圧/電流：カーソル 1、カーソル 2
デルタ(カーソル間の差)
dV/dt または dI/dt
VARIABLE
5. VARIABLE ツマミを使用してカーソルを上下に移動します。

単位の選択

6. 垂直ポジションの単位を変更す

るには V 単位を押します。
単位

基本(ソース波形の単位)、％(比)39ベースまたはレ 7. 現在のカーソル位置を 0％とシオのリファレン
100％
ス
または 0°と 360°位相のリファレンスを設定するにはカーソル間を100％に設定.を押します。
例FFT

FFT は、内容が異なります。
FFT の詳細については 44 ページを参照ください。
周波数/時間：カーソル 1、カーソル、
2、dB/V：カーソル 1、カーソル 2
デルタ(カーソル間の差)
d/dt

例

40

XY モードX-Y モードのカーソルは、X 対 Y 測定の数値を測定
します。
カーソル
カーソル

時間、直交、極座標、比.
時間、直交、極座標、比デルタ(カーソル間の差)例

2-4. 演算機能
2-4-1. 演算機能について概要
演算機能は、加算、減算、乗算、除算、FFT または
入力信号やリファレンス波形（REF1〜4）を使用した
拡張演算を実行し画面上に結果を表示します。演算
結果の波形特性は、カーソルを使って測定できます。
加算 (+)
2 つの信号を加算します。
ソース
CH1～4、Ref1～4
減算 (–)
二つの信号間の振幅を減算します。
ソース
CH1～4, Ref1～4
乗算 (×)
二つの信号を乗算します。
ソース
CH1～4、Ref1～4
除算 (÷)
2 つの信号の振幅を割り算します。
ソース
CH1～4、Ref1～441

2-4-1-1. 加算/減算/乗算/除算

パネル操作

1. Math キーを押します。

MATH

M

2. 画面下の Math キーを押します。
3. 画面右メニューからソース 1 を選択します。
範囲
CH1～4、Ref1～4
演算で四則演算を選択します。
範囲＋、－、×、 ÷
画面右メニューからソース 2 を選択します。
範囲
CH1～4、 Ref1～4
演算測定の結果が画面に表示されます。演算波形の垂直スケールが画面下部に表示されます。
左から：演算機能、ソース 1、演算内容、ソース
2、 単位/div
例ポジションと単位 演算波形を垂直方向に移動するには
画面右のポジションキーを押し
Variable ツマミを回して移動します。
範囲–12.00 Div ～ +12.00 Div
42

単位/div 設定を変更するには単位/Divを押します。次に VARIABLE ツマミを回し、値を変更します。
表示される単位は、選択した演算子
や、選択したチャンネルのプローブ設
定が電圧か電流かに依存します。
演算子：
単位/div:
乗算
VV、AA または W
除算
V/V、A/A
加算/減算
V または A
MATH
演算機能をオフ 画面から演算結果の波形をオフするにM
するは Math キーをもう一度押してください。
2-4-2. FFT の概要とウインドウ
FFT の概要

信号に対して FFT 演算を実行し表示します。
FFT ウインドウには次の 4 種類が用意されていま
す：ハニング、ハミング、レクタンギュラ（方形）、ブラッ
クマン。
ハニング
周波数分解能 良い
FFT ウインドウ 振幅分解能
良くない
最適な測定
周期的波形の周波数測定
ハミング
周波数分解能 良い
FFT ウインドウ 振幅分解能
良くない
最適な測定
周期的波形の周波数測定
レクタンギュラ
周波数分解能 とても良い
（方形）
振幅分解能
悪い
FFT ウインドウ 最適な測定
単発現象 (このモードはウインドウを利用しないのと同じです)
ブラックマン
周波数分解能 悪い
FFT ウインドウ 振幅分解能
とても良い
最適な測定
周期波形の振幅測定

43

2-4-2-1. FFT

パネル操作

1. Math キーを押します。

MATH

M

2. 画面下メニューの FFT を押します。
3. 画面右メニューのソースを押し、VARIABLE ツマミを回して移動しSelect キーでソースを選択します。
範囲
CH1～4、Ref1～4
4. 画面右メニューの垂直単位キーを押し垂直感度の単位を選択します。
範囲

リニア RMS、dBV RMS

5. 画面右メニューのウインドウキーを押しウインドウの種類を選択します。
範囲
ハニング、ハミング、レクタンギュ
ラ、ブラックマン
6. FFT の結果波形が表示されます。FFT では、水平スケールが時間から周波数に、垂直スケール
が電圧（電流）から dB/RMS（リニア RMS）に変わります。

垂直ポジションと FFT 波形を垂直方向に移動するにはスケール
画面右メニューの垂直(Vertical)を押し
XXXXDiv を明るくさせ、VARIABLE ツ
マミを回して移動させます。
範囲–12.00 Div ～+12.00 Div
44

FFT 波形の垂直スケールを選択するには、画面右メニューの垂直を押し
xxxdB を明るく表示させ、VARIABLE
ツマミを回して選択します。
範囲
2mV～1kV RMS、1～20 dB
水平ポジションと FFT 波形の水平ポジションを移動する
スケールには、画面右メニューの水平を押し
xxxHz を明るく表示させ、VARIABLE
ツマミを回して選択します。
範囲

0Hz ～ 2.5MHzFFT 波形の水平スケールを選択するには、画面右メニューの水平を押し
xxxHz/div を明るく表示させ、VARIABLE ツマミを回して選択します。
範囲

FFT をクリアする

10kHz/div ～ 250kHz/div

FFT 波形を画面から消すには Math キーをもう一度押します。

MATH

M

2-4-3. 拡張演算の概要
概要

表示
ソース
関数

ソース
式

数値
自動測定

拡張演算機能は入力を波形、リファレンス波形、自動測定の結果をもとに数式を作成して行います。
数式に使用できる関数を以下に示します。
演算式を表示します。
入力をを選択します。
CH1~4, Ref1~4
範囲
数学式を記述します。
利用可能関数 Intg, Diff, log, Ln, Exp, Sqrt, Abs,
Rad, Deg, Sin, Cos, Tan, Asin,
Acos, Atan
ソース波形を選択します。
CH1~4, Ref1~4
ソース
以下の演算子とかっこが使用できます。
+, -, *, /, (, ), !(, <, >, <=, >=, ==, !=,演算子||, &&
数値の形式は複数存在します。
形式
整数、小数、浮動小数点数
使用可能な自動測定の項目
45自動測定項目

Pk-Pk, Max, Min, Amp, High, Low,
Mean, CycleMean, RMS,
CycleRMS, Area, CycleArea,
ROVShoot, FOVShoot, Freq,
Period, Rise, Fall, PosWidth,
NegWidth, Dutycycle, FRR, FRF,
FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF,
Phase, RPRFShoot, FPREShoot,+Pulses, -Pulses, +Edges, -Edges

2-4-4. 拡張演算
パネル操作

1. Math キーを押します。

MATH

M

2. 画面下メニューの拡張演算を押します。
3. 画面右メニューの Edit Expression
を選択します。
4. 関数の編集画面が表示されます。

5. Clear を押すと式がクリアされます。
6. Variable ツマミと Select キーで式を作成します。
Variable ツマミで項目を source,
function, variable, operator,
figure ,measurement から選択し、
Select キーを押します。使用できな
いパラメータはグレーアウトの表示となっています。

46

VARIABLE

Selectバックスペース

7. バックスペースを押すと最後の文字が消去されます。
8. 入力が完了したら OK Accept を押

します。
作成例
CH1 + CH2
ソース１
拡張演算波形
ソース２

VAR1、VAR2 の 9. VAR1 または VAR2 を押すことで設定
VAR1 と VAR2 の値を設定できます。
10. 仮数(Mantissa)を押します。
矢印キーで桁を選択し、Variable ツマミ
で数値を設定します。

11. 指数(Exponent)を押します。

Variable ツマミで数値を設定します。
12. 戻る(Go Back)で設定完了です。
ポジションと単位 13. 演算波形を垂直方向に移動するには、ポジションキーを押し
VARIABLE ツマミを回して移動させます。
範囲–12.00 Div ～ +12.00 Div
47

14. 演算波形の垂直スケールを選択す

るには、単位/div を押し VARIABLE
ツマミを回して選択します。
拡張演算波形を 画面から拡張演算波形を消すには消す。
Math キーをもう一度押します。

48

MATH

M

第3章 構成
3-1. アクイジション
アクイジション処理はアナログ入力信号をサンプリングし、内部処理のためにデジタルデータに変換します。
3-1-1. アクイジションモードの選択
概要
アクイジションモードは、サンプルの波形を再構成する方法を決めます。
サンプル デフォルトのアクイジションモードです。
各アクイジションから全てのサンプルが使用されます。
ピーク
各アクイジション間隔（バケット）で最小値と最大値のペアのみを使用します。このモードは、信号の異常なグリッチを捕捉するのに有効です。
平均
複数回取得したデータを平均化します。
このモードは、波形を低ノイズで表示する場合に便利です。
平均数を選択するには、Variable
ツマミを使用します。
平均回数：2、4、8、16、32、64、128、
256
パネル操作
1. Acquire キーを押します。
Acquire2. アクイジションモードを設定するには画面下のモードを押します。
3. 画面右メニューからのアクイジショ

ンモードを選択します。
4. 平均を選択した場合の平均回数を設定します。
モード
サンプル、ピーク、平均
平均回数 2、4、8、16、32、64、
128、256

49

例

サンプル

ピーク検出

平均(256 回)

3-1-2. X-Y モードの波形を表示
概要
X-Y モードは、チャネル 2 の入力とチャンネル 1 の入力を X-Y 表示します。チャネル 3 の入力とチャネ
ル 4 の入力も X-Y 表示することができます。このモードでは、波形の位相を観測することができます。
接続
1. チャンネル 1 (X 軸)とチャンネル 2 (Y 軸)またはチャンネル 3 (X2 軸)と
X
Y
X2
Y2
チャンネル 4 (Y2 軸)に信号を接続します。
CH1
2. 組み合わせチャンネルが表 CH1
CH2
CH2
示されていることを確認してください。(CH1 と CH2 ま
たは CH3 と CH4).
非表示の場合はチャンネルをオンしてください。チャンネルキーが点灯している場
合、チャネルはオンです。
パネル操作
1. Acquire キーを押します。
AcquireCH1

2. 画面下メニューの XY を押します。
3. 画面右のメニューからトリガ付き

XY を選択します。
50

CH2

CH3

CH4

X-Y モードは、上下 2 画面に分割します。画面上部
分は、全体波形を表示します。
画面下部は、X-Y モードを表示します。

X-Y 波形のポジションを移動するには、垂直ポジションツマミを使用します：チャンネル 1 のツマミは XY 波形を水平方向に移動し、チャンネル 2 のツマミ
は X-Y 波形を垂直方向に移動します。
同様に、X2 と Y2 軸はチャンネル 3 とチャンネル 4のポジションツマミで移動できます。
CH2
POSITION

CH1
POSITION

水平ポジションツマミと SCALE ツマミは X-Y モード
でも使用できます。
X-Y モードをオフ X-Y モードをオフにするにはオフ（YT）にするを選択します。
XY モードX-Y モードでカーソル機能が使用でき 36 ページます。詳細については、カーソル測定（36 ページ）を参照ください。

51

3-1-3. レコード長の設定
概要記録できるサンプル数は、レコード長で設定できます。自動設定は、本器の設定に依存して、利用可能
な最大レコード長にレコード長を設定します。
本器の最大レコード長は、チャネルが有効で、トリガモードがノーマルまたはシングルショットが使用されているか、有効なチャネル数によって異なります。下
表に各トリガモードで使用可能なレコード長を説明し
ます。
制限事項
レコード長

1k
10k
100k
1M
10M

パネル操作

Normal Zoom

○
○
○
○
○

×
○
○
○
○

FFT

○
○
○
○
×

1. Acquire キーを押します。

FFT inZoom
Window
×○○×
×
Acquire2. 画面下のレコード長キーを押し Auto

注意またはショートモードを選択します。
レコード長を変更するとサンプリングレートも変わります。

3-2. セグメントメモリ アクイジション(オプション)
本機能は追加機能です。

セグメントメモリ機能は、アクイジションメモリを分割して波形を記録することができます。セグメントメモリは、トリガがかかる毎に、1 つのセグメ
ントメモリにデータを取得します。
この機能は、トリガイベントごとに波形データを記録するため、重要なイベントをメモリへ最適に使用することができます。この機能を使用すれば、信号が非アクティブ状態を無視して、間欠的な信号イベントを効率的に取得することができます。
例えば、通常オシロスコープは、アクイジションメモリがいっぱいになるまで信号をキャプチャし次のトリガを待ち、トリガがかかるとまた、信号52をキャプチャします。この場合、キャプチャできないイベントが発生したり、複数のイベントをキャプチャするために分解能を低くする必要があります。しかし、セグメントメモリ機能は、発生したイベントを効率的に詳細にキャプチャできます。この機能について下図で説明します。
通常のアクイジション例：

セグメントメモリのアクイジション例：

上図に示すように、同じアクイジションメモリ上に効率的にキャプチャできるイベントの数を増やすためにメモリをセグメントに分割します。各セグメント間のトリガ準備時間が必要ないため、セグメントメモリ機能は特に高速信号のキャプチャに有効です。正確な信号のタイミングも測定できるように、各セグメント間の時間も記録されます。
また、セグメントメモリ機能はキャプチャした全てのセグメントの統計計
算や各セグメントの自動測定をサポートしています。

53

3-2-1. セグメント表示

プログレス
インジケータ
Run/Stop
インジケータセグメント設定数に対するキャプチャされたセグ
メント数を表示します。
Stop：セグメントのデータ取得を完了しているか停止しています。
Run：セグメントメモリの取得が可能です。

3-2-2. セグメントの数を設定します。
セグメント機能を使用する前に、使用したい信号に注意
応じて、トリガの設定を行ってください。トリガ設定については、94 ページを参照ください。
セグメント数についてはレコード長に依存します。
パネル操作
1. Acquire キーを押します。
Acquire2. 画面下メニューのセグメントキーを押します。画面下がセグメントメニュ
ーに変わります。
3. 画面下メニューのセグメント数の選
択キーを押しセグメント数を設定し
ます。

54

機能
セグメント数注意セグメント数1～29000 (レコード長：1k)
1～2900(レコード長：10k)
1～290(レコード長：100k)
1～20(レコード長：1M)
1、2(レコード長：10M)
最大値に設定 レコード長に対応した最大に設定
最小値に設定 1 に設定
セグメント数の設定キーはセグメントがオフか
STOP モードの時に設定できます。

3-2-3. セグメントメモリの実行セグメントメモリ機能を使用する前に、測定したい信
注意
号に応じて、トリガの設定をしてください。
トリガ設定を構成するには 94 ページを参照してくだ
さい。
セグメントの実行 1. 画面下メニューをセグメント オンに切り換えます。
2. セグメント停止キーを押してセグメント実行にします。
3. 本器はトリガがかかると自動的にデータをセグメ

ントメモリへキャプチャを開始します。セグメントメ
モリのキャプチャ進行状況は、プログレスインジ
ケータに表示されます。

55

4. 実行中は、RUN インジケータが表示され、セグ

メントアイコンに実行が表示されます。
セグメントの取得は、1 から設定値まで順次増加
していきます。

5. セグメントの取得が完了したら画面下のセグメン

ト停止キーを押してください。
または、代わりに Run/Stop キーを
Run/Stop
もう一度押しセグメントを停止してください。
6. STOP モードでは STOP インジケータが表示されます。

この状態で、取得したセグメントを解析したり移動したりする準備ができています。

56

セグメントの再実行

1. セグメントを再実行するには、セグメントの停止

キーを押しセグメント実行に切り換えます。
または、代わりに Run/Stop キーをもう一度押し
ます。


注意

または、代わりに Run/Stop キーを
Run/Stop
もう一度押します。
2. セグメントの取得が完了にたら上記
ステップ 3 と 4 を実行します。
トリガ条件、水平スケール、垂直スケール、垂直ポ
ジションなどを変更するとセグメント実行を最初（1番）からやり直します。

3-2-4. セグメントメモリの移動
概要
セグメントメモリの取得が完了した後、いつでも各セグメントをナビゲートすることができます。
操作
1. 画面下のセグメント選択キーを押します。このキーは、停止モードのとき使用可能です。
2. 目的のセグメントに移動するには、
画面右メニューから現在のセグメン
トキーを押して、VARIABLE ツマミ
を回して目的のセグメントにスクロールします。
あるいは、最大値に設定または最小値に設定キーで、それぞれ最初と最後のセグメントにジャンプすることができます。
3. 選択したセグメントの時間的な位置
は、最初のセグメントメモリの時間を基準にしてセグメント時間キーに表示されます。

57

3-2-5. 各セグメント間を再生
概要
セグメントメモリの取得が完了した後、Play/Pause
キーで各セグメント間を再生することができます。
操作
1. セグメント停止の状態であることを確認してください。詳細は、63 ページを参照ください。
2. Play/Pause キーを押し取得したセグメントを順番に再生していきます。
 Play/Pause キーをもう一度押すと再生を一時停止します。
 最後のセグメントまで再生したとき
Play/Pause キーをもう一度押すと順番を逆に再生します。
3-2-6. セグメントの測定
概要
セグメントメモリ機能は、測定メニューの自動測定と組み合わせて使用できます。
セグメント この機能は、セグメント上で統計計
測定
算を実行したり、測定結果の一覧を表示します。
セグメント 取得したすべてのセグメントのサン
情報
プリングレート、メモリ長などの一般的な情報を表示します。
3-2-7. 自動測定概要
セグメントの自動測定機能は、セグメントごとの自動測定や各自動測定の結果を統計表示またはリスト表示で確認できます。
統計表示 この機能は、ユーザー定義した統計
範囲の数で選択した自動測定の測定
結果を確認します。この機能は、簡単に多数のセグメント統計を表示することができます。
リスト表示 セグメントの全ての測定結果をリストに入れます。全ての現在選択されている自動測定結果をリストします。
58

注意
設定

操作

注意：

セグメントメモリで自動測定を使用するには、セグメントを実行する前に Measure メニューから自動測定を選択し測定を実行しておく必要があります。
Measure キーを押し、測定項目追Measure加メニューから信号のソースを選択します。測定項目の追加については 26 ページを参照ください。
1. セグメントメニューからセグメント解
析キーを押します
このキーは、セグメントの停止モードで使用できるようになります。
2. セグメント測定キーを押します。
3. 画面右メニューから統計または測定一覧のいず
れかを選択します。
統計

リスト

4. 統計テーブルまたは測定一覧が画面に表示され

注意：

統計結果

ます。
セグメント数が多い場合には、統計計算や測定一覧
により時間がかかるので注意してください。
5. 統計測定では、プロット
ソースキーを押し統計計算に使用する自動測定項目を選択します。統計は、自動測定項目を一度に一項目のみ表示できます。
6. 測定一覧については、ソースキーを押しチャンネルを選択します。
範囲
ch1～ch4
この機能は、ユーザー定義した統計範囲の数で選択した自動測定の測定結果を確認します。この機能
は、簡単に多数のセグメント統計を表示することがで
きます。

59

設定

7. 統計の分割数を選択するには、分割キーを押し VARIABLE ツマミでカウント(bin 数：分割数)を設定します。
範囲
1～20bin
8. Select キーを押し、VARIABLE ツ
マミで分割後の測定結果を観測し
ます。
例：統計

測定一覧

設定

セグメントの全ての測定結果をリストに入れます。全
ての現在選択されている自動測定結果をリストします。
選択キーを押し、VARIABLE ツマミで各セグメント間をスクロールします。

例：測定リスト保存

測定をファイルへ保存ですべての測定
データが CSV で保存されます。
60

3-2-8. セグメント情報
操作
1. 画面下メニューのセグメント解析キーを押します。
注意： このキーは、STOP モードの時のみ有効です。
2. セグメント情報.キーを押します。
3. セグメントメモリの一般的な設定情報表が画面に表示されます。
情報：
サンプルレート、レコード長水平スケール、垂直スケール

3-2-9. セグメントデータ保存
概要
セグメントの波形データ保存は、セグメントの区間を指定して CSV 形式で行うことができます。
操作

1. 画面下メニューのセグメント保存キーを押します。
注意： このキーは、STOP モードの時のみ有効です。

61

2. 保存するチャンネルをソースで選択します。
3. セグメント選択で開始、終了の設定

メニューを開きます。

4. 開始キーを押してつまみで開始セグメントを指定します。
5. エンドキーを押してつまみで終了セ

グメントを指定します。
6. 戻るで保存メニューに戻ります。
7. 保存でファイル名を指定します。
8. VARIABLE ツマミでカーソルを移動させ文字を選択します。
VARIABLE

文字入力を押し文字または数字を入力します。

一文字削除を押すと一文字削除さ
れます。

62

ラベルの編集をキャンセルして前のメニューへ戻るにはキャンセルを押します。
9. 画面右メニューの保存を押し、波形データを保存します。保存が完了す
ると画面に次のメッセージが表示されます。

10. 波形データの種類は Fast CSV と Detail CSVの 2 種類があります。必要に応じて切替えてくだ
さい。切替えは、5-1-3. CSV 形式のファイルと5-3-3. 波形データの保存を参照してください。
LSF が指定されている場合は Detail で保存されます。

3-3. 画面画面メニューは、画面上に波形とパラメータを表示する方法を定義します。
3-3-1. 波形をドットまたはベクトルで表示
概要
波形が画面に表示されたとき、ドットまたはベクトルで表示されます。
パネル操作
1. Display メニューキーを押します。
Display
2. ドット ベクトルキーを押し、ドットまた範囲

例：

はベクトルを切り換えます。
ドットサンプリングされたドットのみを表示
ベクトル
サンプリングされたドットとそれを結ぶ線の両方が表示されます。
ベクトル(方形波)
ドット(方形波)63

3-3-2. パーシスタンスの時間を設定する
概要
DCS-1000B は、パーシスタンス機能により従来のアナログオシロスコープのようにトレースを表示することができます。波形は、指定された時間上書きされ、パーシスタンスを実行します。
パネル操作
1. Display キーを押します。
Display
2. パーシスタンス時間を設定するには、画面下のパーシスタンスメニュ
ーを押します。
3. 画面右メニューの時間キーを押し
VARIABLE ツマミを回しパーシスタ
ンス時間を選択します。
16ms, 30ms, 60ms, 120ms, 240ms,
時間
0.5s, 1s, 2s,~4s, 無限,オフ
初期値は 240ms

クリア

パーシスタンスをクリアし再開するにはパーシスタンスクリアキーを押します。

3-3-3. 輝度レベルを設定します。
概要
信号の輝度レベルは、アナログオシロスコープのよ
うに波形輝度を設定することができます。
パネル操作
1. Display メニューキーを押します。
Display
2. 画面下の輝度キーを押します。

波形輝度

3. 波形の輝度を設定するには、画面

目盛輝度

右メニューの波形輝度キー押し、輝度を変更します。
範囲
0～100％
4. 目盛の輝度を設定するには、画面
右メニューの目盛輝度キーを押し
目盛の輝度を変更します。
範囲
10～100％64

例

バックライト輝度

波形輝度 0％波形輝度 100％

目盛輝度 10％

目盛輝度 100％

5. バックライトの輝度を設定するには、画面右メニューのバックライト
輝度キーを押しバックライトの輝度を変更します。
自動減光
Auto-Dim

2~100%
範囲
6. 指定時間操作が無い場合にバックラ
イトの輝度を落としバックライトの寿
命をのばすことができます。キー操作を行うと輝度はもとに戻ります。
画面右メニューの Backlight Autooff キーを押しオン・オフを指定後、時間設定を行います。
1~180 min範囲

65

3-3-4. 画面目盛を設定
パネル操作
1. Display メニューキーを押します。

Display

2. 画面下の目盛メニューを押します。
3. 画面右の目盛メニューで表示目盛の種類を選択します。
全て： 全グリッド、各 Div の X 軸とY 軸を表示グリッド:：X 軸と Y 軸を除いた全グリッドを表示

クロス: ：中央の X 軸と Y 軸のみ表示
フレーム ：外枠のみを表示

3-3-5. 波形更新の停止(Run/Stop)
Run/Stop についての詳細は 23 ページを参照ください。
パネル操作
1. Run/Stop キーを押して赤色に点灯させます。波形の更新を停止させます。
2. 波形とトリガが停止します。
画面上側にあるトリガインジ
ケータが Stop 表示になります。
3. 波形更新を再開するには、
Run/Stop キーをもう一度押します。Run/Stop キーが緑色に再度点灯し波形更新を再開します。

66

Run/Stop

Run/Stop

Run/Stop

Run/StopPOSITION

PUSH TOZERO

3-3-6. メニューをオフにする
パネル操作
画面右キーの下にある Menu
Off キーを押して表示しているメ
ニューを減らします。メニューキーを押すたびにメニュー表示が一つ減ります。詳細については
16 ページを参照ください。

CH1

SCALE

CH1
POWER
2V
3-4. 水平ビュー
この章では、水平スケール、ポジションと波形表示モードの方法について説明します。
3-4-1. 波形を水平方向に移動する。
パネル操作
水平ポジションツマミで波形を左右に移動します。
POSITION

波形が移動すると、画面上部のポジションインジケ
ータにメモリ内の現在表示されている画面範囲とトリガ位置の水平位置を表示します。

水平ポジションを 1. 水平ポジションをリセットするにはリセットしますキーを押し、画面下メニューの H ポ
ジションリセット 0s キーを押します。
また、水平ポジションツマミを押します。

AcquirePOSITION

PUSH TOZERO

Run モードRun モードでは、メモリバーはメモリ全体が継続的に波形を取得し更新するため、メモリ内での相対位置を保持します。

67

3-4-2. 水平スケールの選択
水平スケールの 水平時間（スケール）を選択するには
選択
SCALE ツマミを回します；
左（低速）または右（高速）

SCALE

範囲
5ns/div～100s/div、1-2-5 ステップ
SCALE を変更すると水平時間表示が更新されま
す。

水平レンジ

Run モード

Stop モード

水平ポジション

Run モードでは、波形サイズとメモリバーは、その比率を維持します。水平時間を遅くするとロールモードになります。（トリガモードがオートの場合）
Stop モードでは、水平時間を変更するとそれに従って波形サイズが変わります。

3-4-3. 水平方向への拡大
概要
拡大機能は、水平スケールを変更した場合、拡大の中心点を画面中央(By Center)とトリガ点(ByTrigger Pos)から選択できます。画面中央から拡大
が初期設定です。
パネル操作
1. Acquire キーを押します。
Acquire2. 画面下の拡大キーを押し、拡大中心を切り換えます。
68

範囲

画面中央（By Center）、トリガ点(By Trigger Pos)

3-4-4. 波形更新モードの選択
概要
画面の更新モードは、水平時間とトリガに従って自動的または手動で切り換わります。
ノーマル
全表示波形を一度更新します。水平時間（サンプリングレート）が高速の場合自動的に選択されます。
水平時間≦50ms/div
トリガ
全モード
ロールモード
波形は、画面の右側から左へ更新しながら移動します。水平時間（サンプリングレート）が低速のとき自動的に選択されます。
（トリガモードがオートのとき）
水平時間≧100ms/div
トリガ
全モード
ロールモードロールモードを 1. トリガメニューキーを押します。
手動で選択する
2. 画面下の Mode キーを押し、画面右からオートを選択します。

Menu

3-4-5. 水平方向に波形をズーム（拡大）する
概要
ズームモードのとき、画面が上下に 2 分割されます。
画面上部は、全メモリを表示します。画面下部には、拡大した波形を表示します。
パネル操作
1. Zoom キーを押します。
Zoom69

2. ズームモードの画面が表示されます。

水平ナビゲーシ 拡大した画面を左右にスクロールする
ョン
には水平ポジションキーを押してから
VARIABLE ツマミを回します。

水平スケール

ズーム

水平ポジションは水平ポジションキーに数字表示されます。
水平スケールの変更は水平 Time/Div
キーを押してから VARIABLE ツマミを回します。水平スケールは水平スケー
ルキーに数字表示されます。

ズーム範囲を広げるには水平 SCALE
ツマミを使用します。
画面下のズーム水平時間(Z)が変更さ
れます。

70

VARIABLE

VARIABLE

SCALE

ズームウィンドウ 水平ポジションツマミを使用しズームウ
を移動します。 ィンドウを移動します。
水平ズームウィンドウの全メモリの水平に対する相対位置は、ズームポジシ
ョン/ 0 に設定に表示されています。
ツマミを押すとズームポジションをリセットします。
スクロール感度 ズームウィンドウのスクロール感度を切り替えるには、ズームポジションキーを押します。
感度
微調(Fine)、粗調(Coase)
ズームと水平ポ ズームと水平ポジションの両方をリセッ
ジションをリセッ トするには、ズーム位置リセット 0s キ
トする
ーを押します。
解除
元の画面表示に戻るには Zoom キー
Zoomをもう一度押します。

POSITION

3-4-6. Play/Pause
概要
Play/Pause キーは、ズームモードで元信号（画面上部）をズームウィンドウが移動表示します。
注意セグメントメモリ機能がオンの場合、Play/Pause キーは、セグメントの再生をします。詳細は、58 ペー
ジを参照ください。
パネル操作
1. Zoom キーを押します。
Zoom
2. Play/Pause キーを押します。

ズームプレイモードになり、アクイジションメモリ（元波形）のスクロールを開始します。（初期設定では左から右へ再生します。）
画面上部に全波形が表示されズームウィンドウが画面下部に表示されます。

71

SCALE

ズーム

ズーム領域を広げるには水平 SCALE
ツマミを使用します。
画面下部のズーム水平時間（Z）は、そ
れに応じて変化します。

スクロール
スピード

ズームウィンドウのスクロール速度を変更するには、画面下メニューのズー
ムポジションキーで微調/粗調を切り換
えます。
速度
微調、粗調
あるいは、水平ポジションツマミの回す速度でス
クロール速度をコントロールします。
 水平ポジションツマミを回すことでスクロールの速度と方向を決定します。
スピード
右方向

スピード
左方向

POSITION

ズームポジション ズームポジションと水平ポジション両方と水平ポジション をリセットするには、ズームのリセット＆をリセットする
H POS 0s を押します。
一時停止
Play/Pause キーを押し、波形の再生を一時停止するか再開します。

72

再生方向を反転 メモリの最後まで波形を再生したとき、する
Play/Pause キーで再生方向を反転して再生できます。
再生中に水平ポジションツマミを反対方向に回すと再生中でも再生を反転することができます。
機能の解除
機能を解除するには Zoom キーを押し
ます。

Zoom

3-5. 垂直ビュー(チャンネル)この章では、垂直スケール、ポジションと結合モードの使用方法について説明します。
3-5-1. 波形のポジションを垂直方向に移動する
パネル操作
1. 波形を上下に移動するには、各チャ POSITION
ンネルの垂直ポジションツマミを回します。
2. 波形が移動すると垂直ポジション表示が画面内に表示されます。
垂直位置の表示 1. チャンネルキーを押します。垂直ポとリセット
ジションが画面下の ポジション/ 0に設定キーに表示されています。

CH1

2. ポジションを変更するには垂直ポジ

ションツマミを回して希望する位置

POSITIONまで移動させます。0 にするにはポジション/ 0 に設定キーを押す
か、垂直ポジションツマミを押しま
PUSH TO
ZERO
す。
Run/Stop モード 波形は、Run と Stop モードどちらでも垂直に移動させることができます。

73

3-5-2. 垂直スケールの選択
パネル操作
垂直スケールを変更するには、VOLTS/DIV ツマミを回します。
左（低感度）または右（高感度）

Stop モード

VOLTS/DIV

画面下側の垂直スケール表示がVOLTS/DIV ツマミの設定に従って変更されます。
範囲
1mV/div～10V/div (1MΩ)、
1-2-5 ステップ
Stop モードでも、垂直スケール設定は変更可能です。

3-5-3. 結合モードの選択
パネル操作
1. Channel キーを押します。

CH1

2. 結合キーを押すと選択しているチャ範囲

例

ンネルの結合モードが DC⇒AC⇒GND と切り換わっていきます。
DC 結合モード。
信号全て（AC 成分および DC 成分）
が画面に表示されます。
AC 結合モード。
信号の AC 成分のみを画面に表示します。このモードは、DC 信号に AC
波形が重畳されている波形を観測するのに有効です。
グランドモード：
水平ラインとしてゼロ電圧を表示します。
AC 結合を使用して波形の AC 部分を観察する。
DC 結合
AC 結合

74

3-5-4. 入力インピーダンス
概要
本器の入力インピーダンスは、1MΩ 固定です。
入力インピーダンスは画面下メニューのインピーダ
ンスに表示されています。
入力インピーダ 1. Channel キーを押します。
CH1
ンス表示
2. 画面下のメニューにインピーダンスが表示されています。（固定）3-5-5. 波形を垂直方向に反転する
パネル操作
1. Channel キーを押します。

CH1

2. 反転キーを押し反転のオン/オフを切り換えます。
3-5-6. 帯域制限
概要
帯域制限は、入力信号を選択された帯域制限フィル
タを入れます。この機能は、高周波ノイズをカットし波形を明瞭に観測するのに有効です。
使用可能な帯域制限フィルタは、機種の周波数帯域
によって種類が変わります。
パネル操作
1. Channel キーを押します。
CH1
2. 画面下の帯域制限キーを押します。
3. 画面右のメニューから帯域制限フィルタ*を選択し

範囲
例

ます。
*項目は機種ごとの周波数帯域に依存します。
70MHz モデル ：フル,20MHz
100MHz モデル ：フル,20MHz
BW フル
BW 制限 20MHz

75

3-5-7. GND/画面中央からの垂直方向への拡大
概要
拡大機能は、垂直スケールを変更した場合、信号が信号のグランドレベルから、または画面中央から拡大するかを指定します。画面中央から拡大するので、信号が DC バイアスを持っている場合、拡大したい部分を
画面中央に設定すると簡単に拡大して観測できます。
グランドから拡大が初期設定です。
パネル操作
4. Channel キーを押します。
CH1
5. 画面下の拡大キーを押しグランドと例

画面中央を切り換えます。
範囲
グランド、画面中央
拡大がグランドに設定されているとき、垂直スケールを変更すると、信号はグランドレベルから拡大されます。
グランドレベルは、垂直スケールが変更されても代わりません。拡大が画面中央に設定されているとき、垂直スケールを変更すると、信号は画面中央から拡大されます。グランド位置は、信号の表示位置により変化します。
グランドから拡大
画面中央から拡大

GND中心に拡大

センター中心に拡大

3-5-8. プローブタイプの選択
概要
信号プローブは、電圧または電流に設定できます。
パネル操作
1. Channel キーを押します。
CH1
2. 画面下のメニューからプローブを選択します。
3. 画面右のメニューの電圧/電流キーを押し電圧(Voltage)または電流(Current)に切り換えます。垂直軸
スケールの単位は設定に従って変
わります。

76

3-5-9. プローブ減衰率の選択
概要
信号プローブは、必要に応じてオシロスコープの入力範囲に DUT の信号レベルを下げるために減衰ス
イッチがあります。プローブの減衰比を選択すると、画面上の垂直スケールは、DUT の真値を反映するようになります。
パネル操作
1. Channel キーを押します。
CH1
2. 画面下のプローブキーを押します。
3. 画面右の減衰率メニューを押し

VARIABLE ツマミで減衰率を設定します。
あるいは、10×に設定を押します。

注意範囲
1mX～1000X (1-2-5 ステップ)
減衰率の係数は、入力信号には影響を与えません。
画面上の電圧/電流スケールのみを変更します。

3-5-10. スキュー補正の設定
概要
スキュー補正は、オシロスコープとプローブ間の伝搬遅延を補正するために使用されます。
パネル操作
1. Channel キーを押します。
CH1
2. 画面下のプローブキーを押します。
3. 画面右のスキュー補正キーを押し

VARIABLE ツマミでスキュー時間を設定します。あるいは、スキュー時
間を 0s に設定に設定します。
範囲-50ns～50ns、10ps ステップ
4. 必要であればその他のチャンネルも同様に設定
してください。

77

3-6. BUS キー
バスキーは追加機能のシリアルバスの簡易解析表示を行います。またイベ
ントテーブルやトリガの設定を拡張します。本機能は追加機能です。

3-6-1. シリアルバス表示

スタートビット
バスインジケータ

ストップビット

データ

トリガ条件

スタートビット
ストップビット
データ

スタートビットは、[で表示されます。
ストップビットは、]で表示されます。
データパケットは、16 進または 2 進で表示することができます。
UART: 表示色は入力チャンネルの色となります。
I2C:
表示色は SDA チャンネルの色となります。
SPI:
表示色は MOSI または MISO チャンネルの色となります。
CAN:
紫：Error frame, Data ｌength control(DLC), Overload
Identifier
黄：シアン： Data
CRC
橙：
Bit stuffing error
赤：LIN:
Break, Sync and Checksum
紫：errors, Wakeup
Identifier, Parity
黄：
シアン： Data
Error type
赤：78

エラー表示バスインジケータ

トリガ設定

デコードしたシリアルデータにエラーがある場合
は、エラーインジケータが表示されます。
バスの位置を示しています。有効にできるバスは白抜きで表示されます。Variable ツマミで移動することができます。
有効なバス
有効可能なバス. バス·トリガの設定を表示します。

3-6-2. シリアルバス
シリアル·バスは 5 つの共通のシリアルインターフェィス、SPI、UART、I2C、
CAN、LIN をサポートしています。各インターフェィスは基本的なプロトコルに適応するように構成されています。各入力は 2 進数または 16 進数として表示することができます。イベント表はデバッグを支援するために作成することができます。
シリアルバス解析は、波形メモリのデータから H/L レベルを判定し、解析を行ないます。条件によっては正しい解析ができない場合がありますので、バスアナライザなどと併用してご使用ください。

3-6-2-1. シリアルバスの概要
UART
UART は、RS-232C などの非同期通信に適しています。
Tx, Rx
入力
しきい値 Tx, Rx
設定
速度、パリティ、パケット、パケット終了、極性
トリガ
スタートビット、ストップビット、パケット終了、
データ、パリティエラー
I2C
I2C はデータ線（SDA）とクロック線（SCLK）の 2 線式シリアル通信です。
SCLK, SDA
入力
しきい値 SCLK, SDA
設定
アドレッシングモード、リード、ライト
トリガオン Start, Repeat Start, Stop, Missing Ack,
Address, Data, Address/Data
SPI
SPI はさまざまな SPI に対応しています。
SCLK, SS, MOSI, MISO
入力
しきい値 SCLK, SS, MOSI, MISO
設定
SCLK エッジ、 SS レベル、ワード長、
ビットオーダトリガオン SS Active, MOSI, MISO, MOSI&MISO
79

CAN

LIN

CAN バスに自動的に対応します。
CAN Input
入力
しきい値 CAN Input
Signal Type, Bit Rate
設定
トリガオン Start of Frame, Type of Frame, Identifier,Data, Id & Data, End of Frame, Missing Ack,
Bit Stuffing Err.
LIN バスに自動的に対応します。
LIN Input
入力
しきい値 LIN Input
Bit Rate, LIN Standard, Include Parity Bits
設定
with Id
トリガオン Sync, Identifier, Data, Id & Data, Wakeup
Frame, Sleep Frame, Error

3-6-2-2. UART シリアルバス設定
UART バスメニューは、RS-232C や RS-422、RS-485 のような他の一般的なシリアルバスを観測するために設計されています。

GND

X1

0
X1

Rx

X1

0
X1

操作

RS-232C は、シングルエンドの±15V、アクティブ·ローとなっています。RS-422 および RS-485 については差動信号となっています。
1. プローブのグランドラインへバスのグランドを接続してください。次に入力に、バス信号の送信（Tx、Rx）を接続しま
す。

Tx

2.

Bus キーを押します。

BUS

B

3.

4.

下部メニューのバスを押し、サイドメニュ
ーの UART シリアル·バスを選択します。
下部メニューの入力定義キーを押します。
80サイドメニューの Tx と Rx の入力と極性を選択します。
Tx
OFF, ch1～ch4
Rx
OFF, ch1～ch4
Normal (High = 0), Inverted (High = 1)
極性
設定キーは、ボーレート、データビットとパリティを設定します。
1. 下部メニューの設定を押します。
5.

設定

2.

サイドメニューのボーレート、データビット、パリティ、パケ
ットとパケットの終了ビットを選択します。
ボーレート 50, 75, 110, 134, 150, 300, 600, 1200,
1800, 2000, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600,
14400, 15200, 19200, 28800, 31250,
38400, 56000, 57600, 76800, 115200,
128000, 230400, 460800, 921600,
1382400, 1843200, 2764800
データ長 8 ビット
パリティ
奇数, 偶数, なし
パケットオン, オフパケットの 00(NUL), OA(LF), OD(CR), 20(SP), FF
終了コード （16 進）

UART
表示例

81

3-6-2-3. I2C シリアルバス設定
I2C バスは、データ(SDA）とクロック（SCLK）の 2 線式インターフェィスです。
I2C プロトコルは 7 または 10 ビットアドレッシングとマルチマスターをサポートしています。トリガは、スタート/ストップ、再起動、メッセージ、アドレス、
データまたはアドレスとデータフレームが設定できます。また、R / W ビットの無視、データ値またはアドレスと方向の設定もできます。
1.

入力の一つに、バス信号の各々（SCLK、SDA）を接続します。プローブのグランドラインへのバスの接地電位に接続してください。

GND

X1

0
X1

SCLK

X1

0
X1

操作

SDA

2.

Bus キーを押します。

BUS

B

3.

下部メニューのバスを押し、サイドメニュ
ーから I2C を選択します。

4.

下部メニューの入力定義キーを押します。

サイドメニューから SCLK 入力と SDA 入力を選択します。
SCLK ch1～ch4
SDA ch1～ch4
6. R / W ビットがアドレスに含まれるかどうかを設定するには、アドレスに R/W を含
むを押して、サイドメニューで Yes またはNo に設定します。
R/W ビット Yes, No
5.

82

I2C
表示例

3-6-2-4. SPI シリアルバス設定
シリアル·ペリフェラル·インターフェィス（SPI）は、全二重 4 線式同期シリアルインターフェィスです。信号線はシリアル CLOC K ライン（SCLK）、スレーブ選択（SS）、マスター出力/スレーブ入力（MOSI/SIMO）とマスター入力/スレーブ出力（MISO/SOMI）となります。データ長は 4 ビットから 32 ビットまで設定することができます。 SPI は各フレームの開始時にトリガがかかります。
1. 入力の一つに、バス信号の各々（SCLK、SS、MOSI、
MISO）を接続します。プローブのグランドラインへのバスの接地電位に接続してください。
GND

X1

0
X1

SCLK

X1

0
X1

SS

X1

0
X1

MOSI

X1

0
X1

操作

MISO

2. BUS キーを押します

BUS

B

3. 下部メニューのバスを押して、SPI シリアル
·バスを選択します。
4. 下部メニューの入力定義キーを押します。

83

5. サイドメニューから、SCLK、SS、MOSI とMISO 入力を選択します。
SCLK ch1～ch4
SS
ch1～ch4
MOSI OFF, ch1～ch4
MISO OFF, ch1～ch4
設定メニューでは、データラインのロジックレベル、SCLK エッ
ジ極性、ワードサイズとビット順を設定します。
6. 下部メニューの設定を押します。
7. サイドメニューから SCLK エッジ、SS の論理レベル、ワー
ドサイズとビット順を選択します。
SCLK
立上がりエッジ, 立下りエッジ
SS
アクティブ H、アクティブ L
ワード長 4 bits～32 bits
ビット順 MSB、LSB
SPI
表示例

84

3-6-2-5. CAN バス設定
コントローラ·エリア·ネットワーク（CAN）バスは半二重 2 線式同期シリアルインターフェィスです。 CAN バスは、競合の問題を解決可能なアービトレー
ションを行うマルチマスタ-のバスです。 DCS-1000B は、CAN 規格の2.0A と 2.0B に対応しています。CAN バスは CAN-High と CAN-Low の 2線式の差動ラインでこのほかに GND ラインを必要とします。DCS-1000B
では CAN-High または CAN-Low のどちらかを入力します。
操作
1. プローブの入力を CAN-High または CAN-Low に接続
し、プローブの GND を GND ラインにつなぎます。

X1

GND

0
X1

CAN Input

2. Bus キーを押します。

BUS

B

3. 下部メニューのバスを押して、CAN バス
を選択します。
入力定義

注意
ビットレート4. 下部メニューの入力定義キーを押します。
5. サイドメニューから、入力と信号線を選択します。
CAN 入力 CH1 ～ CH4
CAN_H, CAN_L (CAN バス側)
形式
Tx, Rx（コントローラ側）
CAN 規格のサンプリングポイント指定については現バー
ジョンでは 50％固定です。
ビットレートは通信速度の設定です。利用するバスに合わせて設定します。
6. 下部メニューのビットレートを押してサイドメニューで選択します。
ビットレート 10kbps, 20kbps, 50kbps, 125kbps,
250kbps, 500kbps, 800kbps, 1Mbps

85

CAN 表示例

3-6-2-6. LIN バス設定
LIN バスは単線の安価なインターフェィスです。
1. プローブの入力を LIN バスにつなぎ、プローブの
GND を GND ラインにつなぎます。

GND

X1

操作

0
X1

LIN Input

2. Bus キーを押します。

BUS

B

3. 下部メニューのバスを押して、LIN バ
スを選択します。
入力定義

注意
条件設定

4. 下部メニューの入力定義キーを押します。
5. サイドメニューから、入力と極性を選択します。
CH1 ~ CH4
入力
極性
通常(High = 1), 反転(High = 0)
サンプリングポイント指定については現バージョンでは50％固定です。
設定メニューはビットレート、規格バージョン、パリティを設定します。
86

1. 下部の設定メニューを押します。
2. サイドメニューで条件を設定します。
1.2kbps, 2.4kbps, 4.8kbps,
ビットレート9.6kbps, 10.417kbps, 19.2kbps
規格バージョン V1.x, V2.x, Both
パリティ付 IDオン(パリティ付)、オフ(パリティ無)3-6-2-7. バスのエンコーディング
画面またはイベント·テーブル内に表示されているバスは、16 進または 2進形式のいずれかに設定できます。
操作
バスメニューからバス表示を押し、サイドメニュ
ーの 16 進数または 2 進数のどちらかを選択します。

3-6-3. しきい値設定
シリアル·バスのしきい値レベルは、ユーザー定義のしきい値レベルまたは
あらかじめ設定されたしきい値に設定することができます。
1.下部メニューのしきい値を押します。
2.サイドメニューから選択を押し、シリアルバスの信号を選択します。
UART
I2C
SPI
CAN
LIN

Tx, Rx
SCLK, SDASCLK, SS, MOSI, MOSICAN_H, CAN_L, Tx, Rx
LIN Input87注意

必ずすべての解析する入力について、しきい値を設定してください。設定されていない場合は正しい解析になりません。
3.プリセットロジックしきい値を選択する場合はプリセット選択を押します。
種類
しきい値レベル
TTL
1.4V
5.0V CMOS
2.5V
3.3V CMOS
1.65V
2.5V CMOS
1.25V
ECL
-1.3V
PECL
3.7V
0V
0V
3. 現在選択されているグループのユーザー定義されたしきい値を設定するには、しきい値を押します、設定範囲は垂直スケール
で異なります。
垂直スケール 設定範囲
垂直スケール 設定範囲
10V/Div±290V
50mV/Div±5.2V
5V/Div±270V
20mV/Div±580mV
2V/Div±33V
10mV/Div±540mV
1V/Div±29V
5mV/Div±520mV
500mV/Div ±27V
2mV/Div±508mV
200mV/Div ±5.8V
1mV/Div±504mV
100mV/Div ±5.4V

3-6-3-1. シリアルバスのイベントテーブル
バス上のシリアルバスイベントテーブルのリストを表示します。データは、バスの表示設定に応じて、16 進または 2 進で表示されます。
イベント表は CSV 形式でディスクに保存することができます。ファイル名は"Event_TableXXXX.CSV"という名前になります。
操作
1. 下部メニューのイベントテーブルを押します。
2. イベント·テーブルをオンまたはオフする場合
は、サイドメニューからイベントテーブルを押します。
イベント オン, オフ
イベントテーブルをスクロールするには、Variable ツマミを使用

88詳細データ 3. より詳細に特定のアドレスにデータを表示す(I2C のみ)るには、データの評価をオンにします。これはI2C バスでのみ使用可能です。
詳細

オン,オフ
データ詳細イベント·テーブルは Variable ツマミでスクロールできます。
4. イベントテーブルを保存するには、イベントテーブルの保存を押します。イベント·テーブル
を CSV 形式で現在のファイルパスに保存されます。
イベント·テーブルは Variable ツマミでスクロールできます。
例:
UART イベ
ントテーブ
ル

エラー

Tx
トリガタイムRx

選択行

例:
I2C イベント
テーブル

リピート
トリガタイム

Data
Address

選択行

89

Ack欠落

例:
I2C 詳細データ

トリガタイム

Address

選択行

選択行のデータ

注意
例:
SPI イベント
テーブル

データの詳細は I2C バスでのみ使用可能です。
トリガタイム

Address

選択行

選択行のデータ

例:
CAN イベントテーブル

Identifier
トリガタイム

DLC
Data

CRC

ACK欠落

選択行

例:
LIN イベント
テーブル

トリガタイムIdentifier Data
Parityエラー
Checksum

選択行903-6-3-2. イベントテーブルのフォーマット
各バスタイプ（UART、I2C、SPI、CAN、LIN）のイベントテーブルを時間込
みで CSV ファイルとして出力することができます。
シリアルバスの場合、パケットの停止またはパケットの完了を検出すると、バス上のイベントデータとして定義されます。
ファイルの
種類

各イベントテーブルが Event_TableXXXX.CSV として指定されたファイルパスに保存されます。各イベントテーブルが0000 から 9999 まで順番に番号が割り当てられます。
最初のイベント表が Event_Table0000.CSV、第 2 のイベント
が Event_Table0001.CSV として保存されます。
イベントテー 各イベントテーブルには、トリガと同様にイベント発生時の各
ブルのデータ フレーム/パケット内のデータに対する各イベントのタイムスタ
ンプを保存します。フレーム/パケットデータは、HEX 形式で保存されます。以下のリストのデータの順番のテーブルは、各イ
ベント·テーブルに保存されます。
UART 時間、フレームデータ、エラー
I2 C
時間、スタート、アドレス、データ、ACK 欠落
SPI
時間、フレームデータ
CAN
時間、Id、DLC、Data、CRC、ACK 欠落
LIN
時間、Id、パリティ、Data、チェックサム、エラー
例

以下に、ファイル内の SPI イベント·テーブルに関連付けられたデータを示します。

Time-11.60us-10.16us-8.720us-7.282us-5.840us

MOSI
0D87
06C0
8343
243
0C88

MISO
0D87
06C0
343
243
0C88

3-6-3-3. シリアルバスのラベル設定
操作

バス表示にはラベルを追加することができます
1. バスにラベルを追加するには、バスのメニュー
からラベル編集を押します。

91

2. プリセットラベルを選ぶ場合は、サイドメニュー
からユーザープリセットを押して、ラベルを選択します。
ラベル一覧 ACK, AD0, ADDR, ANALOG, BIT, CAS, CLK,
CLOCK, CLR, COUNT, DATA, DTACK,ENABLE, HALT, INT, IN, IRQ, LATCH, LOAD,
NMI
ラベルの 3. 現在のラベルを編集するには、文字編集を押し編集てください。
4. ラベル編集画面が表示されます。

5. Variable ツマミで文字を選択します。
VARIABLE

文字や数字を選択したら文字入力キーを押します。
文字を削除するには、一文字削除キーを押します。
新しいラベルを作成し、前のメニューに戻るには、編集終了を押します。
注：プリセットラベルでも、ラベルを作成したときは、このキーを押す必要があります。
92

編集をキャンセルする場合や、ラベル編集メニ
ューに戻る場合は、キャンセルキーを押します。
6. ラベルはバス·インジケータの横に表示されます。
"ACK"をラベルとすると以下のようになります。
ラベル表示：ACK

選択されたラベルをオンまたはオフに切り替え
るには、ラベル表示を押してください。

3-6-3-4. シリアル·バスでのカーソルの使用
カーソルがどの位置でも、バス値を読み取るために使用することができます。
シリアル·バスのいずれかが選択されていて、有効になっている
注意 ことを確認します。
操作 1. Cursor キーを押します。水平カーソルがCursor
画面に表示されます。
2. H カーソルソフトキーを押して、希望する
カーソルを選択します。
表示

説明左カーソル（１）が可動、右手のカーソル固定
右カーソル（２）可動。左カーソル固定

左右のカーソル（1）（2）が同時に可動
3. カーソル位置情報は画面の上部左側に表示されます。
例：SPI カーソル
カーソル 位置、バス値（s）
カーソル 水平位置, バス値(s)4. Variable ツマミをでカーソルを移動します。

93

VARIABLE

3-7. トリガ
トリガーは本器が波形をキャプチャする条件を設定します。
3-7-1. トリガタイプの概要
エッジ
エッジトリガは、最も単純なトリガタイプです。信号が振幅しきい値を、正または負のスロープで交差した
ときエッジトリガがかかります。
立上りエッジトリガ
立下りエッジトリガ
遅延

注意

パルス幅

遅延トリガは、外部トリガとエッジトリガが連動して動作します。外部トリガがかかった後に、指定したイベ
ント数や時間を待ってトリガをかけます。
この方法は、トリガイベントが長時間一連で発生する場合に、特定の場所でトリガをかけることができます。
遅延トリガを使用する場合、エッジトリガのソース
は、チャンネル入力、EXT 入力または AC ラインのいずれかを指定できます。
遅延トリガの例（イベント）
A
A 外部トリガ入力(遅延トリガ)C
B
ソース(エッジトリガ)
D
1
2
3
B
C 遅延イベントカウント(3)
D 最初のトリガポイント
遅延トリガの例(時間による)A
A 外部トリガ入力
B ソース
C
C 遅延時間DB
D 最初のトリガポイント
信号のパルス幅が指定した時間より、小さい、等しい、等しくないまたは大きいときにトリガをかけま
す。
パルス幅

94

ビデオ
ラント

Rise and Fall

ビデオフォーマット信号から同期パルスを抽出し、特定のラインまたはフィールドでトリガをかけます。
ラントでトリガをかけます。ラントは、指定したしきい
値をパスしたが第 2 のしきい値をパスしないようなパスルです。正と負の両ラントを検出できます。
A パルス
B ラント
C
C ハイしきい値ADB
D ローしきい値指定したレート（時間）に対して立ち上がり（rising）、
立下り（falling）または両エッジでトリガをかけます。
しきい値も設定できます。
A しきい値A
B レート(時間)B

タイムアウト

信号がトリガレベルを指定時間上またがない時にトリガとなります。
C
A トリガレベル
B 時間
AC トリガポイント
B

バス

SPI、 UART、I2C、CAN、LIN に対応した条件でのトリ
ガ設定を行います。

3-7-2. トリガパラメータの概要
特に明記しない限り、以下の全てのパラメータは、全てのトリガタイプに共通です。
トリガソースch1～ch4
チャンネル 1～4 の入力信号
EXT TRIGEXT TRIG 外部トリガ入力信号(2ch モデル) 減衰率の指定ができます。(0.001x～1000x)

AC ライン

商用電源信号
95

チャンネルを交互にトリガソースにします。
EXT
プローブトリガソース。EXT プローブのプローブ
種類を電圧または電流に設定します。
トリガタイプが BUS の場合はトリガソースもバスになります。
トリガモードオート
全くトリガイベントがない場合やトリガイ(非トリガ
ベントに関係なく常に波形が更新されロール)ていることを確認するために、内部トリガを生成します。特に遅いタイムベース
で波形を表示したいときはこのモードを選択します。
ノーマル
トリガイベントが発生したときのみ波形を取得します。
Singleトリガイベントが発生したとSingle
き一回だけ波形を取得し、停止します。Single キーを押すとトリガイベントを待ち
ます。
DC
結合
DC 結合
(エッジ、遅延) AC
AC 結合：トリガ回路から DC 成分を除去します。
HF reject
70kHz 以上を除去します。
LF reject
70kHz 未満を除去します。
ノイズ除去 ノイズにトリガをかけないための低感度
DC 結合
スロープ
立上りエッジでトリガをかけます(エッジ、遅延、
立下りエッジでトリガをかけます
Rise & Fall)
両エッジ(エッジ、遅延、Rise & Fall トリ
ガタイプのみ)トリガレベルレベル
トリガレベルツマミを使用して LEVEL(エッジ、遅延)手動でトリガを調整します。
ALT

PUSH TOZERO

TTL レベル TTL 信号にトリガをかけるのに適したに設定 1.4V 1.4V にトリガレベルを設定します。
96

ホールドオフ遅延(Delay)条件(パルス幅)
しきい値(パルス幅)

規格(ビデオ)

ECL レベル ECL 回路にトリガをかけるのに適したに設定-1.3V -1.3V にトリガレベルを設定します。
50％に設定 波形の振幅（AC 成分）の50 %
50％にトリガレベルを設定します。
ホールドオフ ホールドオフ時間を設定する。
最小値にホールドオフ時間を最小値にします。
設定
時間
トリガイベントと実際のトリガタイミング
間の遅延時間を（4ns～10s）に設定します。
イベント
トリガイベント後、実際のトリガタイミン
グまでパスするイベント数（1～65535）
を設定します。
最小値に時間またはイベント数を最小値にリセッ
設定トします。
パルス幅（4ns～10s）とトリガ条件を設定します。
>
より長い
＝
等しい o
<
≠
より短い
等しくない
パルスの振幅しきい値を設定します。
しきい値–XXV～+XXV、ユーザー設定
TTL レベルに設定 1.4V
ECL レベルに設定 -1.3V
50％に設定
しきい値を 50％に設定
NTSC

National Television System
Committee
Phase Alternate by Line
SEquential Couleur A Memoire
Enhanced Definition Televisionhigh-definition television

PAL
SECAM
EDTV
HDTV

極性
(パルス、
ビデオ)

正極性(ハイからローのエッジでトリガをかけます。
負極性(ローからハイのエッジでトリガをかけます)
正極性 (正ラント)

極性
(ラント)

負極性 (負ラント)

97

トリガオン
(ビデオ)

トリガオン
(バス)

両エッジ(正または負ラントのど
ちらか)
ビデオ信号のトリガポイントを選択する。
フィールド
フィールド 1、フィールド 2
または全て.
ライン
NTSC の 1～263
PAL/SECAM の 1～313
EDTV の 1~625
HDTV の 1~1125
UART
Tx Start Bit, Rx Start Bit, Tx End
of Packet, Rx End of Packet, Tx
Data, Rx Data, Tx Parity Error,
Rx Parity Error
Start, Repeat Start, Stop,
Missing Ack, Address, Data,
Address/Data

I2C
SPI

SS Active, MOSI, MISO,
MOSI&MISO

CAN

Start of Frame, Type of Frame,
Identifier, Data, Id & Data, End
of Frame, Missing Ack, Bit
Stuffing Err

LIN

Sync, Identifier, Data, Id & Data,
Wakeup Frame, Sleep Frame,
Error

しきい値
(ラント)

上限しきい値の設定
下限しきい値の設定

ハイ

しきい値(Rise & Fall)

ハイしきい値の設定
ローしきい値の設定.

ロー
HI 固定

トリガレベルより上の状態が指定時間以上継続した場合にトリガとなります。
トリガレベルより下の状態が指定時間以上継続した場合にトリガとなります。

トリガ条件(Timeout)

Low 固定98

両方

トリガレベルを横切らない状態
が指定時間以上続いた時にトリガとなります。
タイムアウトトリガの時間を設定します。

4nS~10.0S
Timer(Timeout)

3-7-3. ホールドオフ時間の設定
概要
ホールドオフ機能は、トリガポイント後、再度トリガを開始するまでの待ち時間を定義し、周期性の波形でトリガをかけることができるトリガポイントが複数あるとき安定した表示をします。ホールドオフは、全てのトリガタイプで適用できます。
トリガポイント

トリガポイント
ホールドオフ時間

トリガ待ち

パネル操作

1. Menu キーを押します。

Menu

2. ホールドオフ時間を設定するには、

画面下のメニューからホールドオフ
を押します。
3. 画面右のメニューからホールドオフ
時間を設定します。
範囲

4ns～10s

最小値に設定キーを押すとホール
ドオフ時間が最小になります。
注意

注意：波形の更新モードがロールモードになるとホールドオフ機能は自動的にオフになります。

3-7-4. トリガモードを設定
概要
トリガモードはノーマルまたはオート（トリガなしのロール）に設定できます。トリガモードは、全トリガタイ
プに適用されます。（69 ページを参照）
パネル操作
1. トリガメニューを押します。
Menu99

2. 画面下メニューのモードキーでトリガモードを変更します。
3. 画面右のメニューでオートまたは
ノーマルを選択します。
範囲
オート、ノーマル
3-7-5. エッジトリガを使用する
パネル操作
1. トリガのメニューキーを押します。

Menu

2. 画面下メニューのタイプを押します。
3. 画面右メニューからエッジを選択します。画面下にエッジトリガインジ
ケータが表示されます。
トリガソース、スロープ、トリガレベル、結合
4. トリガソースキーでソースを変更します。
5. トリガソースのタイプを画面右メニューから選択します。
範囲
ch1～ch4 (ALT オン/オフ切替)、EXT (EXT プローブ 電圧/電流、 減
衰率： 1mX～1kX )、ライン
6. 画面下メニューの結合を押しトリガの結合またはフィルタを選択します。
7. 画面右メニューで結合を選択します。

範囲

DC, AC, HF Reject, LF Reject100

8. 画面右メニューでノイズ除去のオン/

オフを切り換えます。
範囲

オン、オフ

9. 画面下メニューのスロープでスロー

プの種類を切り換えます範囲
立ち上がりエッジ、立ち下がりエッ
ジ、両エッジ
10. 外部トリガレベルの設定は画面下メ
ニューのレベルを選択します。
11. 画面右メニューで外部トリガレベルを設定します。
範囲

00.0V～画面の 5div 分-80V～+80V
TTL レベルに設定 1.4V
ECL レベルに設置 -1.3V
50％に設定3-7-6. 高度な遅延トリガを使用する
概要
EXT トリガソースは、常に遅延トリガのソースとして使用します。
パネル操作
1. Menu キーを押します。
Menu
2. 画面下メニューのタイプを押します。
3. 画面右メニューから遅延を選択します。遅延＋エッジトリガインジケータ
が画面下側に表示されます。

左から：遅延トリガ、遅延ソース（外部）、遅延の結合＋エッジのソース、エッジのスロープ、エッジのトリガレベル
4. 遅延の種類を設定するには画面下メニューから遅延を押します。

101

5. 時間で遅延するには、画面右

メニューの時間を押し VARIABLE
ツマミで遅延時間を設定します。
範囲
4ns～10s (時間)最小値に設定6. イベントで遅延するには、画面右
メニューのイベントを押し、Variable
ツマミでイベント数を設定します。
範囲
1～65535 イベント
最小値に設定3-7-7. パルストリガを使用する
パネル操作
1. Menu キーを押します。

Menu

2. 画面下メニューのタイプを押します。
3. 画面右メニューのパルスを選択します。画面下側にパルストリガインジ
ケータが表示されます。
左から：トリガソース、極性、条件、時間、結合
4. 画面下メニューのソースを選択します。
5. 画面右メニューでパルストリガのソースを選択します。
範囲
ch1～ch4 (ALT オン/オフ)、
EXT (EXT プローブ： 電圧/電流、減衰率： 0.001X～1000X )、ライン
6. 画面下メニューの極性を押し、極性のタイプを切り換えます。
範囲
正極性(ハイ→ローの立下りエッジ)
負極性（ロー→ハイの立上りエッジ)
7. 画面下メニューの条件を押します。
次に、画面右メニューからパルス幅と条件を選択します。
条件>、<、 =、 ≠時間
4ns ～ 10s
102

8. 画面下メニューのしきい値を押し、パルス幅のしきい値を編集します。
画面右メニューでしきい値を設定します。
範囲-XXV～XXVTTL レベルに設定 1.4V
ECL レベルに設定 -1.3V
50％に設定3-7-8. ビデオトリガ
パネル操作
1. Menu キーを押します。

Menu

2. 画面下メニューのタイプキーを押します。
3. 画面右メニューのビデオを選択します。画面下部にビデオインジケータが表示されます。
左から： トリガソース、ビデオ規格、フィールド、
ライン番号、結合
4. 画面下メニューのソースキーを押します。
5. 画面右メニューでビデオトリガのソースチャンネルを選択します。
範囲
ch1～ch4
6. 画面下メニューの規格を押し種類を選択します。
NTSC, PAL, SECAM,
種類
EDTV(480P, 576P),
HDTV(720P, 1080i, 1080P)
7. 画面下メニューのトリガオンを押します。
画面右メニューでフィールド番号を選択しVARIABLE ツマミでライン番号を選択します。

103

フィールド 1(Odd)、2(Even)、全フィールド、
全ライン
ビデオ
NTSC： 1～262 (Even)ライン
1～263 (Odd)
PAL/
1～312 (Even)
SECAM： 1～313 (Odd)(480p)EDTV： 1~525
1~625(576p)(720p)
HDTV： 1~750
1~563(Even:1080i)
1~562(Odd:1080i)
1~1125 (1080p)
8. 画面下メニューの極性を押しトリガの極性を切り換えます。
種類
正、負3-7-9. ラントトリガ
パネル操作
1. Menu キーを押します。

Menu

2. 画面下メニューのタイプを押します。
3. 画面右メニューのその他を

押しラントを選択します。
ラントインジケータが画面下部に表示されます。

左から：極性、トリガソース、ハイ/ローしきい値、
しきい値レベル、結合
4. 画面下メニューからソースを押します。
画面右メニューからソースを選択します。
範囲
ch1～ch4
5. 画面下メニューで極性を選択します。
種類
立上りエッジ、立下りエッジ、両エッジ

104

6. 画面下メニューの条件を押します。

画面右メニューから条件を選択し VARIABLE ツ
マミで時間幅を設定します。
条件>、<、＝ 、≠
時間幅
4ns～10s
7. 画面下メニューのしきい値を押します。
8. 画面右メニューの上限しきい値を選
択し、VARIABLE ツマミでしきい値
レベルを設定します。
範囲-XX V～XX V
9. 画面右メニューで下限しきい値を選
択し VARIABLE ツマミでしきい値レベルを設定します。
範囲-XX V～XX V
3-7-10. Rise and Fall トリガ
パネル操作

1. Menu キーを押します。

Menu

2. 画面下メニューのタイプを押します。
3. 画面右メニューのその他を押し Rise&Fall を選択します。インジケータが画面下部に表示されます。

左から：極性、ソース、ハイ/ローしきい値、
しきい値レベル、結合
4. 画面下メニューからソースを押します。
画面右メニューからソースを選択します。
範囲
ch1～ch4105

5. 画面下メニューで極性を選択します。
種類
立上りエッジ、立下りエッジ、両エッジ
6. 画面下メニューの条件を押します。
画面右メニューから条件を選択し VARIABLE ツ
マミで時間幅を設定します。
条件>、<、＝ 、≠
時間幅
4ns～10s
7. 画面下メニューのしきい値を押します。
範囲
High: -XX V～XX V
Low: -XX V～XX V

3-7-11. タイムアウトトリガ
パネル操作

1. Menu キーを押します。

Menu

2. 画面下メニューのタイプを押します。
3. 画面右メニューのその他を押しタイムアウトを選択します。タイムアウトインジケー
タが画面下部に表示されます。
左から：ソース、トリガタイプ、しきい値、結合4. 画面下メニューからソースを押します。
画面右メニューからソースを選択します。
範囲
ch1～ch4、EXT、LINE
5. 画面下メニューの結合を押しトリガの結合またはフィルタを選択します。

106

6. 画面右メニューで結合を選択します。

範囲

DC, AC, HF Reject, LF Reject

7. 画面右メニューでノイズ除去のオン/

オフを切り換えます。
範囲
オン、オフ
8. トリガ条件を押して条件を設定します。
画面に右メニューから条件を選択します。
条件
High 固定、Low 固定、 両方
9. トリガレベルを設定するには画面下

メニューのレベルを選択します。
範囲-XXV～XXVTTL レベルに設定 1.4V
ECL レベルに設定 -1.3V
50％に設定10. 画面右メニューの時間を押し
VARIABLE ツマミで時間を設定します。
範囲
4ns～10s
3-7-12. バストリガ
UART、SPI、I2C、CAN、LIN に対応した条件でのトリガ設定を行います。
本機能は追加機能です。
3-7-12-1. UART バストリガ設定

パネル操作

バスメニューで UART を設定します。
1. トリガ Menu キーを押します。

107

Menu

2. 下部のメニューからタイプを押します。
3. サイドメニューからその他を押し、バスを選択。
バスインジケータが画面下部に表示されます。
左から：バス種類、トリガソース
4. トリガオンを押して、UART バスのトリガ条件を選択します。
トリガオン Tx 開始 Bit, Rx 開始 Bit, Tx End of
Packet, Rx End of Packet, Tx データ,
Rx データ, Tx Parity Error, Rx Parity
Error
Tx データまたは Rx データがトリガ用に設定されていた
場合は、バイト数とデータも設定することができます。
5. 下のメニューからデータを押します。
6. .サイドメニューから Number of Bytesを押して、データのバイト数を選択します。
UART 1～10 バイト
7. 取り込んだデータを編集するためにサイドメニューからのデータを押します。
データを編集は、Variable ツマミを使VARIABLE
用して、バイナリまたは HEX 数字を強調表示し、Select を押します。確認するために Variable ツマミを使用してデジットの値を選んで Select 押します。
2 進数
0,1,X (任意)
16 進数 0～F, X (任意)ASCIIASCII の文字は、16 進数 00～FF
3-7-12-2. I2C バストリガ設定
パネル操作

バスメニューから I2C バスを設定します。
1. Trigger Menu キーを押します
108

Menu

2. 下部のメニューからタイプを押します。
3. サイドメニューからその他を押して、バスを選択します。
バスインジケータが画面下部に表示されます。
左から：バス種類、トリガソース
4. トリガオンを押して、選択したバスのトリガ条件を選択します。
トリガオン 開始, Repeat Start, 停止,Ack 欠落, アド
レス, データ アドレス/データ
トリガオン時のデ データまたはアドレス/データは、トリガ用に設定されてータ設定いた場合は、バイト数、データおよびアドレッシングモード（I2C）を設定することができます。
1. 下部のメニューからデータを押します。
2. サイドメニューからの Number of
Bytes を押して、データのバイト数を選択します。
I2C
1～5 バイト
3. 7〜10 ビットのアドレッシング·モードを切り替えるには、アドレスモードを押します。
4. データを編集するためにサイドメニュ
ーからデータを押します。
データを編集するには、Variable ツマ
VARIABLE
ミを使用して、２進または 16 進数字を強調表示し、Select を押します。確認するために Variable ツマミを使用してデジットの値を選んで Select 押します。
2 進数 0,1,X (任意)
16 進数 0～F, X (任意)
トリガオン時のア アドレスまたはアドレス/データは、トリガ用に設定されドレス設定ていた場合は、トリガのアドレスを設定する必要があります。
109

1. 下部のメニューからアドレスを押します
2. 7〜10 ビットのアドレッシング·モードを切り替えるには、アドレスモードを押します。
3. デフォルトのアドレスとしてプリセットを選択するには、プリセットを選択を押し、設定したアドレスを選択します。
アドレス
説明0000 000 0 一般的な呼び出し
0000 000 1 スタートバイト
0000 1XX X Hs モード
1010 XXX X EEPROM
0000 001 X CBUS
プリセットにデフォルトアドレスを設定するには、プリセットの適用 を押します。
注意方向

プリセットは、トリガオンアドレス/データの場合には利用できません。
4. 手動トリガドレスを編集するには、サイドメニューからアドレスを押します。
アドレスを編集するには、Variable ツマミ
VARIABLEを使用して 2 進または 16 進数字を強調表示し、Select を押します。確認するために Variable ツマミを使用してデジットの値を選んで Select を押します。
2 進数 0,1, X (任意)
16 進数 0～F, X (任意)
1. 下部メニューの方向を押し、サイドメニ
ューから方向を選択します。
方向

書き込み, 読出し, 書込/読出

3-7-12-3. SPI バストリガ設定
操作

1. バスメニューで SPI にバスを設定します。
2. Menu キーを押します

110

Menu

3. 下部のメニューからタイプを押します。
4. サイドメニューからその他を押し、バスを選択します。
バスインジケータが画面下部に表示されます。
左から：バス種類、トリガソース
5. トリガオンを押して、SPI バスのトリガ
条件を選択します。
トリガオン時のデー
タ設定

SPI
SS Active, MOSI, MISO, MOSI&MISO
MOSI、MISO または MISO / MOSI は、トリガ用に設定されていた場合、そのデータ長やデータを設定します。
6. 下部のメニューからデータを押します
7. サイドメニューから、Number ofWords を押し、データのワード数を選択します。
SPI 1～32 ワード
8. サイドメニューから MOSI か MISO を押すと、トリガデータを編集することができます。
データを編集するには、Variable ツマミを使用し 2 進または 16 進数字を強調表示
し、Select を押します。確認するために
Variable ツマミで、デジットの値を選択して Select を押します。
2 進数 0,1,X (任意)
16 進数 0～F, X (任意)

VARIABLE

3-7-12-4. CAN バストリガ設定
操作

1. Trigger Menu キーを押します
2. 下部のメニューからタイプを押します。

111

Menu

3. サイドメニューからその他を押して、バスを選択します。
バスインジケータが画面下部に表示されます。
左から：バス種類、トリガソース
4. トリガオンを押して、選択したバスのトリガ条件を選択します。
トリガオン

フレーム開始、フレーム形式、ID、
データ、ID・データ、フレーム終了、ACK 欠落、ビットスタッフィングエラー
フレーム形式によ 5. フレーム形式によるトリガを選択した場合はフレームるトリガ
形式を選択します。
フレーム データフレーム、リモートフレーム、エラ
形式
ーフレーム、オーバーロードフレーム
ID によるトリガ
6. ID によるトリガを選択した場合は ID 形式と値の設定を行います。
Standard, Extended
ID 形式
ID の設定はサイドメニューで行います。データを編集するには、Variable
VARIABLE
ツマミを使用して、2 進または 16 進
数字を強調表示し、Select を押します。確認するために Variable ツマミを使用してデジットの値を選んで Select
押します。
2 進数
0,1,X (任意)
16 進数 0～F, X (任意)
7. 読書きの方向は Direction を押して選択します。
データによるトリガ

方向
書き込み, 読出し, 書込/読出
トリガにデータが設定されていた場合、そのデータ
長やデータを設定します。
8. 下部のメニューからデータを押します
9. サイドメニューから、Number ofWords を押し、データのバイト数を選
択します。
Bytes
1~8 Bytes
11210. サイドメニューから Data を押すとトリ
ガデータの編集になります。データを編集するには、Variable ツマミを使用
し 2 進または 16 進数字を強調表示
し、Select を押します。確認するために Variable ツマミで、デジットの値を選択して Select を押します。
2 進数
0,1,X (任意)
16 進数 0～F, X (任意)
11. サイドメニューからトリガ動作を押して条件設定を行います。
条件

VARIABLE=, ≠, <, >, ≤, ≥3-7-12-5. LIN バストリガ設定
操作

1. Trigger Menu キーを押しますMenu

2. 下部のメニューからタイプを押します。
3. サイドメニューからその他を押して、バスを選択します。
バスインジケータが画面下部に表示されます。
左から：バス種類、トリガソース
4. トリガオンを押して、選択したバスのトリガ条件を選択します。

ID によるトリガ

トリガオン Sync, ID, データ, ID・データ,起動フレーム, スリープフレーム,エラー
ID によるトリガを選択した場合は ID 形
式と値の設定を行います。
5. ID の設定はサイドメニューで行います。データを編集するには、Variable
VARIABLE
ツマミを使用して、2 進または 16 進
数字を強調表示し、Select を押します。確認するために Variable ツマミを使用してデジットの値を選んで Select
押します。
113

データによるトリガ

2 進数
0,1,X (任意)
16 進数 0～F, X (任意)
トリガにデータが設定されていた場合、そのデータ長やデータを設定します。
6. 下部のメニューからデータを押します
7. サイドメニューから、Number ofWords を押し、データのバイト数を選
択します。
Bytes
1~8 Bytes
8. サイドメニューから Data を押すとトリ
ガデータの編集になります。データを編集するには、Variable ツマミを使用
し 2 進または 16 進数字を強調表示
し、Select を押します。確認するために Variable ツマミで、デジットの値を選択して Select を押します。
2 進数
0,1,X (任意)
16 進数 0～F, X (任意)9. サイドメニューからトリガ動作を押して条件設定を行います。
条件

VARIABLE=, ≠, <, >, ≤, ≥3-7-13. バストリガモード
トリガモード1. シリアルバストリガにもトリガモードは適用されます。
2. トリガ·モードを変更するには、下のメニューからモードを押します。
3. オートまたはノーマル·トリガ·モードを選択するには、サイドパネルを使用しています。
設定 オート, ノーマル

3-8. サーチ(オプション)
サーチ機能は、入力チャネル上のイベントを検索するために使用することができます。サーチすることができるイベントは、トリガに使用されるイベントに似ています。トリガ機能のイベントとの違いは、トリガではイベントを決定するのにトリガレベルを使用しますが、サーチ機能では、測定
114

しきい値レベルを使用します。本機能は追加機能です。
3-8-1. サーチイベントの構成
概要
トリガシステムを設定する場合と同様、検索をする前に最初にサーチイベントを構成する必要があります。
トリガシステムの設定をサーチイベントにも使用できます。イベントの詳細な説明は、94 ページのトリガに記載されていますので参照ください。
表示サーチイベント数

トリガポイント

サーチイベントマーカ

サーチイベントの エッジ、パルス、ラント、Rise&Fall、バス、
種類
FFT ピーク
パネル操作
1. Search キーを押します。
Search
2. 画面下メニューで検索を押します。

画面右メニューで検索をオンにします。
3. 画面下メニューのサーチの種類を押します。画面右メニューを押し、
VARIABLE ツマミでサーチの種類を選択します。
サーチイベントの種類は、トリガイベ
ントの種類と似ています。
トリガ設定の詳細は、トリガの説明（94 ページ）を参照ください。
イベントの エッジ、パルス、ラント、Rise&Fall、
種類
Time、バス、FFT ピーク
115

4. サーチイベントのしきい値レベル（トリガイベントに仕様されているトリガ
レベルの代わり）を設定するには、
画面下メニューのしきい値を押し画面右メニューのしきい値を
VARIABLE ツマミで設定します。
注意

イベント数自体は 10000 以上対応していますが、一度に表示できるのは 1000 に制限されています。

3-8-2. サーチ設定をトリガへコピーまたはトリガからコピーする
概要
トリガシステムとサーチ機能は類似した設定を持っているため、それらの設定はコピー機能を使用してお互いに交換して使用できます。
互換性のあるエッジ、パルス、ラント、Rise & Fall Time、バス
設定
パネル操作
1. 画面下メニューの検索を押します。
2. 選択しているサーチ設定をトリガ設

注意定にコピーするには、画面右メニュ
ーのサーチ設定をトリガにコピーを押します。
3. 現在のトリガ設定をサーチ設定にコピーするには、画面右メニューのトリガ設定をサーチへコピーを押します。
設定をコピーできないか、またはトリガ設定が構成されていない場合、トリガの設定からコピーすることができません。そのため特定のオプションが使用できなくなります。

3-8-3. サーチイベントのナビゲーション
概要
サーチ機能を使用する場合、各イベントは、イベント
設定に応じて検索することができます。
操作方法
パネル上の Search キーを押します。画面下メニュ
ーの検索を押し、画面右メニューで検索をオンにします。
116

1. サーチの種類としきい値が適切に設定されていると設定サーチイベントのマーカが目盛の一番上に白い三角形▽で表示されます。
2. サーチの矢印キーを使用して各サーチイベント間を移動します。サーチイベントは Stop でも Run
でも使用できます。

▼は、トリガポイントです。
矢印キーで各イベントのナビゲートをするとき、現在のイベントが常に画面中央に表示されています。
3-8-4. サーチマーカを保存
概要
サーチイベントは、画面上に保存することができます。さらに新しいサーチイベントを設定して、重ね合わせることができます。
サーチイベントのマーカは、最大 1000 個までレコード長全体にわたって保存されます。
マーカの保存1. 画面下メニューの検索を押します。
2. 画面右メニューの全マーカを保存キーを押します。
3. サーチイベントのマーカは保存されると表示が▽から▼に代わります。
全マーカの消去
保存した全マーカを消去するには画
面右メニューの全マーカを消去を押します。
全マーカを消去キーでクリアされるまで全マーカを注意
保存キーを押すたびに、全てのマーカが保存され、以前に保存したマーカも保持されます。

117

3-8-5. シングルサーチイベントの設定/クリア
概要
検索タイプの設定に基づいて、サーチイベントを検索することに加えて、カスタム検索マーカを
Set/Clearキーを使用して作成できます。
サーチイベントを 1. 水平ポジションツマミまたはいくつか設定する
他の方法を使用して、目的のポイン
トに移動します。
POSITION

2. Set/Clear キーを押します。

Set/Clear

3. ▼マーカが画面中央に設定され保存されます。
このマーカは、通常に保存されたサーチマーカと同じ方法の矢印キーで移動することができます。
サーチイベントを設定したサーチイベントをクリアする
クリアするには、2 つの方法があります。
選択したマーカをクリアする
目的のイベントマーカのみをクリアするには、目的のマーカを矢印キー
で画面中央に移動させ、Set/Clear
キーを押します。
全てのマーカをクリアする。
マーカを全て消去するには画面下
メニューの検索を押し、全マーカを消去を押します。
マーカが画面から消去されます。

118

Set/Clear

Set/Clear3-8-6. FFT ピーク
概要

FFT ピーク検索はしきい値以上のレベルとなる周波数をイベントとしてマークします。

注意
パネル操作

イベント数自体は 10000 以上対応していますが、一度に表示できるのは 1000 に制限されています。
1. MATH キーを使って FFT 表示をオンにします。
2. Search キーを押します
Search
3. 画面下の Search を押してオンにします。
4. Search Type を右側のメニューで
FFT Peak にします。
Math source は非表示となっています。
5. Method で検索方法を選択します。
Max Peak はレベルの大きいほうから個数指定の検索を行います。
Level は 振幅レベルでの選択となります。このレベルはしきい値と連動します。
Max Peak
Level

イベント番号による指定

1 ~ 10-100dB ~ 100dB

イベント番号による指定は画面下のStateInfo を押して Mark にします。
画面には次のように表示されます。
119

振幅レベルでの表示

ピークイベントテーブル

選択されたイベントの周波数と振幅を確認するには画面下の StateInfo を押して Peak とします。

イベントテーブルはイベントを一覧表示し、周波数とレベルを見ることができます。このテーブルは常に更新されます。また、テーブルは USB メモリに保存することができます。
保存するファイル名は PeakEventTbXXXX.csv となります、XXXX は連番となります。
1. 画面下の Event Table を押します。
イベントテーブルは次の表示となります。

振幅

周波数
ピーク番号

USB メモリへの保存

2. イベントテーブルは前面の USB ポートにさした USB メモリへ保存できます。
3. 画面右のイベントテーブルの保存で保存されます、ファイル名はPeakEventTbXXXX.csv.
です

120

2V

保存形式

イベントテーブル
からのピークの指定

ファイルフォーマットは、以下のようなピーク番号、周波数、振幅の形式となります。
No.
Frequency
Value
11.0000MHz-29.6dB22.0000MHz-30.4dB
33.0000MHz-32.0dB
カーソルでイベントを選択し、右側のSelected Peak To Center を押すとFFT 表示の中心がカーソルのイベン
トに変化します。

3-9. システム情報 / 言語 / その他
この章では、インターフェィス、言語、プローブ補正の方法について説明します。
3-9-1. メニュー言語の設定
パラメータ
以下は、デフォルトで使用可能な言語一覧です。
選択できる言語は、地域によって異なる場合があります。
 English
 Chinese (traditional)
 Chinese (simplified)  Korean
 Russian
 日本語
パネル操作
1. Utility キーを押します。
Utility
2. 画面右メニューを押し、表示された

言語を VARIABLE ツマミで選択しSelect キーを押します。
リスト*
英語, 中国語（繁）、中国語（簡）、韓国語、日本語、ロシア語*選択できる言語は、地域により異なる場合があります。
3-9-2. システム情報を見る
パネル操作
1. Utility キーを押します。
2. 画面下メニューのシステムを押します。
121

Utility3. 画面右メニューのシステム情報を押します。画面に次の情報が表示されます。
 モデル名 、シリアル番号、バージョン
 製造者の URL

3-9-3. メモリの消去
概要
メモリ消去機能は、内部メモリに保存されている波形、設定とラベル名を全て消去します。
消去する項目
波形メモリ ： Wave1～20
設定メモリ ： SET1～20
リファレンス波形 ： Ref1～4
ラベル ： CH1～4、Ref1～4、Set1～20
パネル操作
1. Utility キーを押します。
Utility
2. 画面下メニューのシステムを押します。
3. 画面右メニューのメモリ消去を押します。
メモリ消去を確認するために再度メモリ消去キーを押すようにメッセージが表示されます。

4. メモリ消去キーを再度押します。

内部メモリに保存した内容が全て消去されました。
122

3-9-4. 校正信号出力
概要
前面パネルにある出力はプローブ補正出力に使用します。

パネル操作とパラメータ

Compensation
output1. Utility キーを押します。
2. 画面下メニューのプローブ補正キーを押します。
3. 画面右メニューの周波数を押しVariable で周波数を変更します。
初期化

4. Defalut キーで 1kHz に戻ります。

123

2V

Utility第4章 アプリケーション
4-1. 概要
概要

アプリケーション機能は、いくつかの機能を実行することができます。標準では Go/No-Go 判定機能、
リモートディスク機能が搭載されています。
アプリケーション Go/No-Go Go/No-Go アプリケーションは、入力
概要
信号に対して、しきい値の境界を設定して使用します。Go/No-Go は、波形
が、ユーザーが指定した最大と最小の振幅境界（テンプレート）内に収まるかをチェックします。
リモート
Windows 共有フォルダを本器のストレディスクージとして指定します。
DVM
自動計測とは別に電圧(電流)測定、周波数、デューティの測定します。
データログ 指定時間ごとに波形データまたは画面コピーをディスクにセーブします。
デジタル
デジタル演算による HPF/LPF を行いフィルター ます。
DVM、データログ、デジタルフィルターのインストー
ルはオプションファイルが必要です。157 ページ（拡張機能をインストールする）を参照してください。

4-2. アプリケーションの実行
概要
APP 機能は、さまざまなアプリケーションを実行することができます。
APP
パネル操作
1. APP キーを押します。
2. 画面下メニューの APP.を押します。
3. VARIABLE ツマミで希望するアプリケーションへ移動します。

124

4. Select キーを二度押してアプリケーションを選択します。

Select×2

4-3. Go-NoGo テストを使用する
概要
Go-NoGo テストは入力波形がユーザー定義の最大と最小振幅境界内にあるかを判定します。境界テンプレートは、最大と最小のテンプレートを作成して指定します。また、ソースチャンネルから許容差を設定することで自動的に作成することもできます。
違反条件は、境界内/外を設定することができます。

APP メニューから GoNoGo アプリケー
ションを選択し Select キーを押します。（124 ページを参照ください１。）
Go-NoGo 条件 Go-NoGo 条件（NG のとき）を選択し Go-NoGo 条の設定件に一致したとき（NG 判定）の動作を選択します。
1. 画面下メニューの NG 条件(NGWhen)キーを押し NoGo 条件を選
択します。
125

境界内(Enter)：NoGo 条件を入力信号が境界リミット内にあるときに設定します。
境界外(Exit)：NoGo 条件を入力信号が境界リミット外にあるときに設定します。
2. 画面下メニューの戻る(Go Back)で前のメニューに戻ります。
更新停止の設定 3. 画面下メニューの停止(Violating)キーを押し NoGo 判定時に停止するかどうかを選択します。
NoGo 判定で波形更新を停止します
NoGo 判定後も波形更新と判定を継続します。

Go-NoGo の
4. 画面下メニューのソース信号
ソース信号を設(Compare Source)を押し Go定します。
NoGo 境界のソースを設定します。
ソースを CH1 に設定します。
ソースを CH2 に設定します。
ソースを CH3 に設定します。
ソースを CH4 に設定します。
5. 戻る(Go Back)を押し前のメニューに戻ります。
境界線の許容差 6. Go-NoGo 境界線の許容差を設定を設定します。
するには画面下メニューのリファレ
ンスモード(Reference Mode)を押
します。

126

許容差の自動設 7. ソース波形からオフセットするパー
定セントとして境界線の許容差を設定
VARIABLE
するには画面下メニューの自動許容差(Auto Tolerance)を押し
VARIABLE ツマミでパーセンテージを設定します。設定値は、画面下部に表示されています。
オフセット 0.4％～40％(.4％ステップ)
8. 境界線を設定するには先にリファレ
注意
ンス波形を保存しておく必要があります。
最大と最小ポジ 9. 手動で境界線テンプレートを設定すション
るには、画面下メニューの最大ポジションまたは最小ポジションを押し、 またはVARIABLE ツマミで境界線の最大または最小位置を設定します。
範囲
画面中央から≦±12div、
0.04div ステップ
境界線テンプレ 10. 保存(Save Operation)キーを押しートの保存
最大境界線テンプレート（R1）、最小境界線テンプレート（R2）または
許容差境界線（R1,R2）を保存します。
11. 最大境界線は、リファレンス波形
R1 に最小境界線はリファレンス波形 R2 に保存されます。
画面下メニューの戻る(Go Back)キーで前のメニューへ戻ります。
境界線の最大と最小を設定する前に、リファレンス
注意
波形 Ref1 と Ref2 に波形を保存しておく必要があります。自動許容差の場合は、ソース波形から R1、R2 を作成するため必要ありません。

127

Go-NoGo の開 画面下メニューの実行(Enable)を押し GoNoGo 判始定を開始します。実行ボタンが停止(Disable)に代わります。停止(Disable)を押すと GoNoGo 判定を停止し、ボタンが実行(Enable)に戻ります。判定の設定が停止(Disable)に設定されていると、判定結果により波形更新と GoNoGo 判定が停止します。
GoNoGo 判定を再開するには実行(Enable)を再度押してください。
Start test
Stop test

判定結果

Test
stopped

Go-NoGo 判定中、PASS/FAIL 比が画面下部左側に表示されています。左の数字は違反回数で右の数字は判定回数です。
範囲
上限設定

判定結果
下限設定

アプリケーション アプリケーションから抜けるには画面から抜けるには 下のメニューの終了(Break)を押します。
アプリケーションが終了してもリファレンス R1.R2 は注意表示されたままとなります。必要に応じて表示をオフにしてください。

128

Go-NoGo 出力 Go-NoGo 判定結果を外部機器に出力を使用する
するには、背面パネルの Go-NoGo 判
定出力端子（オープンコレクタ）を使用
します。NoGo 違反が発生するたびに、Go-NoGo 出力端子から最小500μs の正パルスを出力します。
パルスの電圧は、外部のプルアップ電圧に依存します。
タイミングチャー Go-NoGo実行
ト
波形
500us
NoGo判定信号

回路図

220 Ω

B+ CMOS ( Max 16 V)
または TT L ( Max 5V)
G o-N o G o
出力 BN C

4-4. DVM 機能を使用する(オプション)
本アプリケーションは、AC RMS、DC、DC RMS、Duty、周波数から選択して、測定する機能を追加するものです。
・３桁 電圧測定表示
・５桁 周波数表示
・入力チャンネルは選択可能
本アプリケーションは簡易測定であり、マルチメーターの精
注意 度・分解能・機能を提供するものではありません。
入力は DSO の垂直レンジに依存します。

129

例

DVM表示

測定モード

測定値・単位
対象入力

操作

1. アプリケーションメニューから DVM を選択します。
2. ソース キーを押して測定チャンネルを選択してください。(CH1～CH4)
3. モードキーを押して Variable ツマミで測定モードを選択してください。
(AC RMS, DC, DC RMS, Duty, Frequency)
4. 測定結果は画面左上に表示されます。
カーソル測定を行う場合はカーソル測定値
表示が優先されます。
5. 測定を終了する場合は DVM キーを押してDVM をオフにしてください。
DVM がオンのまま別のメニューを表示させても測定は継続されます。

4-5. データログを使用する(オプション)
概要
データログ機能は、一定間隔で波形データまたは画面コピー
をメモリに保存する機能です。リモートディスクを使用すると100 時間まで連続ログをとることが可能です。

130

操作

1.

データログを選択します。

2.

設定を押します。

3.

サイドメニューのソースで取り込みを行うチ
ャンネルを選択します。
ログボタンで保存する形式を波形と画面から選択します。
時間間隔で時間間隔を設定します。波形は最低2秒、画面は最低5秒となります。最大は約24時間です。
継続時間を設定します。最低が5分、最長が約100時間になります。

4.
5.

6.

時間設定は時、分、秒、ミリ秒の単位ごとに指定できます。設定時に最小値の確認は行わないので注意してください。

131

7.

注意

Data Loggingボタンを押すと記録を開始します。設定期間が経過するか、手動でオフするまで記録が行われます。
ログデータのファイルは“LOGXXXX”のフォルダに保存されます。
データの保存条件は時間間隔にトリガが発生することが必要です。トリガがない場合は保存しま
せん。画面右下のトリガ周波数を確認してください。トリガモード：オートで画面が更新していてもトリガが発生していないと保存されないので注意が必要です。またロールモードでは動作しません。
DCS-1000Bは時計が無いためファイルの日時は設定されません。

4-6. デジタルフィルタを使用する(オプション)
概要
デジタル演算によるハイパスフィルタ/ローパスフィルタを適用します。カットオフ周波数を自由に設定できます。トラッキ
ング機能を使うとすべてのチャンネルに対して同じフィルタ設定が可能です。
操作
1. デジタルフィルタを選択します。

2.
3.
4.

下部メニューから設定するチャンネルを選択します。
右メニューからデジタルフィルタのオン/オ
フを選択しますフィルタタイプを選択します。
種類
ローパス、ハイパス

カットオフ周波数を設定します。
1Hz ~ 500MHz
ローパス
1Hz ~ 500MHz
ハイパス
トラッキング トラッキングの設定をオンにするとフィルタの設定が他の 3 チャンネルにも反映されます。
5.

注意

デジタルフィルタの動作はアプリケーションを終了しても設定をオフにしない限り継続します。不要な場合はオフに設132

定してください。
例
LPF使用例

デジタル
フィルタ表示HPF使用例

フィルタ選択CH1：2Vpp 1kHz 方形波,1kHz LPF
CH2：2Vpp 1kHz 方形波,1kHz HPF

4-7. リモートディスクを使用する
概要
本器を LAN に接続し、Windows 共有フォルダをネットワー
クドライブとして使用するためのものです。内蔵ディスクやUSB メモリの代わりとして利用できます。（4CH 機種のみ）
APP
操作
1. APPキーを押します。
2.

メニューの“Remote Diskをマウント”を押しIPなどの情報を設定します133

Windowsの共有フォルダを指定してください。
Path Nameはルートフォルダを指定します。
User Nameは必須です。
3. サイドメニューのマウントを押します。
4.
5.
6.

7.

次回以後自動的に接続を行う場合は自動マウントをオンにします。
“完了”のメッセージで接続は完了します。
失敗した場合は設定を確認してください。
Utilityキーを押し、ファイル操作を選択す
Utility
るとリモートディスクとしてZドライブが表示されます。
Zドライブからフォルダを選択して使用してください。
Zドライブはファイル一覧のルートにあります。

Zドライブ

注意

英数字以外のフォルダ名・ファイル名は文字化けが発生する
ことがあります。英数字の共有フォルダを使用してください。
134

注意

リモートディスクのマウントを解除するまでは共有フォルダ側の設定を変更したり、電源を切ったりしないでください。
Windows10 の機能で smb1.0/CIFS サーバーが無効となっている場
合は有効に変更し、共有の詳細設定で共有を有効にしてください。
最新の Windows10 では自動的に無効にする設定が有効になっていますので設定にご注意ください。
Windows10 の共有フォルダはセキュリテイにより共有できないこと
があります

135

第5章 保存/呼び出し
5-1. ファイル形式/Utility
5-1-1. 画像ファイルの形式
ファイル形式
DSxxxx.bmp または DSxxxx.png
内容
画面イメージは、800×480 ピクセル。背景色は反転可能です。（白黒反転）
各画像ファイルは、ビットマップまたは PNG ファイルとして現在のファイルパスに保存されます。
5-1-2. 波形ファイルの形式
ファイル形式
DSxxxx.lsf、ch1～ch4.lsf
LSF ファイル形式は、独自のフォーマットで波形を効率的に保存します。このファイル形式は、DCS1000B シリーズで使われるリファレンス波形に使用される独自のファイル形式です。
独自フォーマットのため PC などでは読めません。
注意
波形の種類
CH1～4
チャンネルの入力信号
REF
リファレンス波形
Math
演算結果の波形(41 ページ)
保存場所
Wave1～ 波形データのファイルは内部メモリへ保Wave20 存されます。保存した波形は、画面で表示できるリファレンス波形 Ref1～4
へコピーできます。（W1～W20 の波形
は直接画面に呼出すことは出来ません。）
Ref 1～4 リファレンス波形は、W1～W20 とは別に内部メモリに保存されます。リファレ
ンス波形（Ref1～4）は、振幅と周波数情報と一緒に画面に表示できます。
Ref1～4 は、基準波形や参照波形として便利です。その他の波形（LSF とWave1～20）を表示するには一度
Ref1～4 に呼出す必要があります。
内容：
波形データは、波形に用いられる水平および垂直波形データデータで構成され、詳細な解析に使用できます。
136

5-1-3. CSV 形式のファイル
ファイル形式
DSｘｘｘｘ.csv 形式は、一般的な表計算ソフトなどで開くことができます。
CSV 形式のファイルは、2 種類あります：
Detail CSV（詳細データ）
Fast Csv（高速 CSV データ）
Detail CSV 形式のファイルは、波形の水平と垂直
サンプルポイントの両方を保存します。全てのポイン
トは、アナログデータ（実際の垂直スケール値）に変換されて保存されます。
Fast CSV 形式のファイルは、サンプルポイントの垂直振幅のみを保存します。
Fast CSV には、水平データポイントを計算可能にする情報（例えばトリガポジション、サンプルレート、
その他）を含みます。Fast CSV の波形データは整数で保存されます。（縦軸は GND レベルを 0 として上下に±125 ポイント：±5div です）
横軸は標準で指定メモリ長が画面 10div です。
内部メモリへ呼出すことが出来るのは、Fast CSV
形式のみです。その他の形式は、内部メモリへ呼出すことができません。
波形の種類
CH1～4
チャンネルの入力信号
Ref1～4リファレンス波形
Math
演算結果の波形(41 ページ)All Displayed 画面に表示されている全波形
1 ファイルに保存されます。
内容：
Detail CSV 形式の波形データには、垂直スケール
Detail CSV
値と水平スケール値などの以下のチャンネル情報を含んでいます。
 ファイル形式
 メモリ長 トリガレベル ソースチャンネル
 ラベル名 プローブ減衰率
 垂直軸単位 垂直スケール 垂直ポジション
 水平軸単位 水平スケール 水平ポジション
 水平モード サンプリング時間
137




内容：
Fast CSV

ファームウェア
垂直データ




モード
水平データ

Fast CSV 形式の波形データには以下の情報が含まれています： ファイル形式
 メモリ長 トリガ位置 トリガアドレス トリガレベル ソース
 垂直単位
 垂直単位 div
 垂直拡大率 ラベル
 プローブの種類
 プローブ減衰率
 水平スケール 垂直ポジション
 水平単位
 水平スケール 水平ポジション
 水平モード Sinc/ET モード
 サンプリングレート
 水平旧スケール
 水平旧ポジション ファームウェア Ver
 モード
 垂直波形データ

ファイルデータ例は 176 ページを参考にしてください。

5-1-4. 設定ファイルの形式
ファイル形式 DSxxxx.set (独自仕様フォーマット)
設定ファイルは以下の設定を保存および呼出すことができます。
Acquire
 XY
内容
 モード
 サンプルモード
 サンプルレート
 デジタルフィルタ  レコード長
Display モード
 バックライト輝度
 パーシスタンス 目盛
 波形輝度 省電力
 目盛輝度138

Channel








CursorMeasureHorizontal
Math






FFT MathAdvanced
Math





Trigger










UtilitySave/ recall 

スケール
チャンネル
結合
インピーダンス反転
帯域制限
水平カーソル
H 単位
ソース
ゲート
統計
スケール
ソース 1
Operator
ソース 2



ソース
垂直単位
ウインドウ
垂直ポジション
Expression
VAR1
VAR2



タイプ
ソース
結合
ALT
除去フィルタ
ノイズ除去
スロープ
レベル
言語
Hardcopy キー
ファイル形式
画像ファイル
形式



139














拡大
ポジション
プローブ
プローブ減衰率
スキュー補正垂直カーソル
V 単位
表示
ハイ-ロー

ポジション
Unit/Div
Math オフ

垂直スケール
水平ポジション
 水平スケールポジション 単位/Div














モード
ホールドオフ
条件
判定時間
しきい値
極性
Video 情報
BUS 情報
白黒反転
保存内容
プローブ信号
データファイル形式

5-2. ラベルの作成と編集
概要
リファレンスファイル、設定ファイルとアナログ入力
チャンネル（ch1～ch4）には、個別のラベルを設定することができます。アナログチャンネルとリファレン
ス波形のラベルはチャンネル/リファレンスインジケータの隣に表示されます。
波形と設定を保存するか呼出すとき、ラベルはリファレンスファイル、設定ファイルまたはチャンネルを特定するのにも使用できます。
例

パネル操作

上記の例では、チャンネル 1 のラベルは、チャンネ
ルインジケータの隣に表示されていて、保存波形メニューにも表示されます。Ref_1 のラベルは、リファ
レンスインジケータの隣に表示されています。
1. 前面パネルの Save/Recall キーを
Save/Recall
押します。
2. 画面下メニューのファイル名の編集を押します。
3. 画面右メニューのラベルを押し
VARIABLE ツマミで編集したい項
目を選択します。
ラベル
ch1～ch4、Ref1～4、Set1～20、Math
4. プリセットしてあるラベルを選択するには、画面右メニューのユーザープ
リセットを押し名前を選択します。
140

ユーザー
プリセット
ラベル

ラベルの編集ACK、AD0、ADDR、ANALOG、
BIT、CAS、CLK、CLOCK、CLR、
COUNT、DATA、DTACK、
ENABLE、HALT、INT、IN、IRQ、
LATCH、LOAD、NMI
11. 画面右メニューの文字編集を押し
現在のラベルを編集します。
12. ラベル編集ウインドウが開きます。

13. VARIABLE ツマミでカーソルを移動させ文字を選択します。
VARIABLE

文字入力を押し文字または数字を入力します。

一文字削除を押すと一文字削除されます。

保存を押すとラベルが保存され前のメニューに戻ります。
ラベルの編集をキャンセルして前のメニューへ戻るにはキャンセルを押します。

141

ラベルを表示する

個々のインジケータの隣に現在選択されたファイルラベルを表示するには画面右メニューのラベル表示をオンに切り換えます。
現在選択されたファイルラベルを消すには画面右メニューのラベル表
示をオフに切り換えてください。

5-3. 保存5-3-1. ファイルの種類/ソース/保存先
項目
ソース
保存先
パネル設定
 前面パネルの設定  内部メモリ：(DSxxxx.set)
Set1～Set20
 ファイルシステム：
内蔵ディスク Disk、
USB メモリ
波形データ
 ch1～ch4 内部メモリ：(DSxxxx.csv)
 演算結果の波形
リファレンス波形(DSxxxx.lsf) (ch1～  リファレンス波形
Ref1～4、
ch4、lsf、
Ref1～4
Wave1～ Wave20
Ref1～Ref4、lsf、
 表示されている ファイルシステム：
Math.lsf)*
全波形内蔵ディスク Disk、
ALLxxxx.csv
USB メモリ
画面イメージ 画面イメージ(DSxxxx.bmp/png)(Axxx1.bmp/png)**

ファイルシステム：
内蔵ディスク Disk、
USB メモリ* ：ソースで All Displayed を選択すると現在選択されているディレクトリ
にフォルダ名：ALLXXX を作成し、全てを保存します。
波形データは 1 つのファイルに保存されます。
**：Hardcopy キーの設定が全てになっている時は現在選択されている
ディレクトリにフォルダ名：ALLXXX を作成し、全てを保存します。ファイル名の初期値は 0001 からで、保存ごとに数字が増加します。
***：本器は時計が無いので日時は記録されません。

142

5-3-2. 画面イメージの保存
画面イメージは、Save/Recall キーまたは、Hardcopy キーを用いて保存することができます。Hardcopy キーを使用して画面イメージを保存するには、159 ページのハードコピーの章を参照してください。
パネル操作
1. USB メモリへ保存するには、
前面ポート
USB メモリを前面の USB ポート
へ挿入します。USB メモリが挿入されていない場合、画面イメー
ジファイルは内部メモリへ保存さ
れます。
パネル操作
2. 前面パネルの Save/Recall キーを
Save/Recall
押します。
3. 画面下メニューの画面保存を押します。
4. 画面右メニューのファイル形式を押しファイルの種類を PNG または
BMP から選択します。
種類
DSxxxx.bmp、DSxxxx.png
5. 白黒反転キーで画面背景色の白黒
反転をオン/オフできます。
白黒反転オン

白黒反転オフ

6. 画面右メニューの保存を押すと画面を選択されたファイル形式で保存します。
14. VARIABLE ツマミでカーソルを移動させ文字を選択します。
VARIABLE

143

2

文字入力を押し文字または数字を入力します。

一文字削除を押すと一文字削除されます。

保存を押すとラベルが保存され前のメニューに戻ります。
ラベルの編集をキャンセルして前のメニューへ戻るにはキャンセルを押します。
保存を押すと保存後にメッセージが表示されます。

注意
USB ファイル
操作

電源が保存途中でオフになるとか、USB メモリへ保存中に USB メモリを抜くとかした場合、ファイルは保存されません。
USB メモリの内容（ファイルとフォルダの作成/削除/名前の変更）の編集やデフォルトのファイルパスを変更するには、画面右メニューからファイル操作を押してください。詳細は 153 ページを見てください。

5-3-3. 波形データの保存
パネル操作
15. 外部 USB メモリに保存するに 前面
は、USB メモリを前面のパネル
USB ホストポートに挿入してください。USB メモリが挿入されていない場合、ファイルは自動的に内部メモリに保存されます。
16. 前面パネルの Save/Recall キーを
Save/Recall
押します。
17. 画面下メニューの波形保存を押します。
18. 画面右メニューのソースで保存する
ソースを選択します。
144

2V

ソース

CH1～4、Math、Ref1～4、All
Displayed
19. 画面右メニューの保存先（内部メモリ）またはファイルへを選択して保存先を決めます。
保存先
Ref1～4、Wave1～20
ファイルへ ファイル形式：LSF、Detail CSV、
Fast CSV
20. 画面右メニューの保存を押し、波形データを保存します。保存が完了す
ると画面に次のメッセージが表示されます。

保存途中に電源が切れたり、USB メモリへ保存中に USB メモリを抜くとかした場合、ファイルは保存されません。
USB のファイル USB メモリの内容（ファイルとフォルダ
操作の作成/削除/名前の変更）の編集やデフォルトのファイルパスを変更するには、画面右メニューからファイル操作を押してください。詳細は 153 ページを見てください。
注意

5-3-4. パネル設定を保存する
パネル操作
1. 外部 USB メモリに保存するには、 前面
USB メモリを前面のパネル USB
ホストポートに挿入してください。
USB メモリが挿入されていない場
合、ファイルは自動的に内部メモリに保存されます。
2. 前面パネルの Save/Recall キーを押 Save/Recall
します。
3. 画面下メニューの設定保存を押しま
す。
145

2

4. 画面右メニューの保存先（内部メモリ）またはファイルへを選択して保存先を決めます。
保存先
Set1～Set20
ファイルへ DSxxxx.set
5. 画面右メニューの保存を押して波形データを保存します。保存が完了す
ると画面に次のメッセージが表示されます。

保存途中に電源が切れたり、USB メモリへ保存中に
USB メモリを抜くとかした場合、ファイルは保存されません。
USB のファイ USB メモリの内容（ファイルとフォルダのル操作
作成/削除/名前の変更）の編集やデフォ
ルトのファイルパスを変更するには、画
面右メニューからファイル操作を押してください。詳細は 153 ページを見てください。
ラベルの編集 設定ファイルのラベルを編集するには、
画面下メニューのファイル名の編集を押します。詳細については、140 ページを参照してください。
注意146

5-4. 呼び出し
5-4-1. ファイルの種類/ソース/保存先
項目
ソース
保存先
パネルの初期設定  工場出荷時の設定
 現在のパネル
リファレンス波形
 内部メモリ：Ref1～4
 現在のパネル
パネル設定
 内部メモリ：S1～S20  現在の前面パネル(DSxxxx.set)
 ファイル：内部ディス
ク、USB メモリ
波形データ
 内部メモリ： リファレンス波形(DSxxxx.lsf、
Wave 1～Wave20
1～4
DSxxxx.csv**) (ch1  ファイル：内部ディス～ch4、lsf、Ref1～
ク、USB メモリ
Ref4、lsf、Math.lsf)**：ALLXXX ディレクトリから呼出すことはできません。
**：Detail CSV ファイルは、本体に呼出すことはできません。
5-4-2. パネルの初期設定を呼出す
パネル操作
1. Default キーを押します。

Default

2. 画面およびパネルキーの設定が初期設定の状

設定内容
Acquire画面

チャンネル

態なります。
以下は、初期設定（工場出荷時）の内容です。
モード：サンプル
XY：オフ
レコード長：10k
拡大：画面中央
モード：ベクトル
パーシスタンス：240ms
波形輝度：50％
目盛輝度：50％
バックライト：80％
バックライト省電力：オン
省電力時間 10 分
目盛
スケール：100mV/div
結合：DC
反転：オフ
拡大：グランド
プローブ：電圧147

CH1：オン
入力インピーダンス：
1MΩ
帯域制限：フル
ポジション：0.00V
プローブ減衰率：1x

カーソル
自動測定

水平
Math

FFT

拡張 Math

スキュー補正：0s
水平カーソル：オフ
ソース： CH1
全表示：オフ
統計：オフ
ハイ値：90.0%
ロー値：10%スケール：10μs/div
ソース 1：CH1
ソース 2：CH2
単位/Div：200mV
ソース： CH1
ウインドウ：Hanning
水平軸：5MHz/div
演算：CH1+CH2
VAR2: 1
垂直軸：500mV

垂直カーソル：オフ
ゲート：オフハイーロー：オート
平均および標準偏差：2
センター値：50.0％
ポジション：0.00 Div
演算：＋
ポジション：0.00 Div
Math：オフ
垂直軸： dBV RMS
垂直感度： 20dB
VAR1: 0
ポジション：0.00Div

APP 機能Go-NoGo, DVM, Datalog, Mount Remote Disk

トリガ

タイプ：エッジ
結合： DC
除去フィルタ：オフ
レベル：0.00V
ホールドオフ：10.0ns
言語：日本語白黒反転：オフ
保存キー：画面プローブ信号：1kHz

Utility148

ソース: CH1
ALT：オフ
スロープ：立上り
モード：オート
Hardcopy キー：保存
ファイル形式：BMP

5-4-3. 波形の呼び出し
パネル操作
1. 外部 USB メモリから呼出すに 前面
は、USB メモリを前面のパネル
USB ホストポートに挿入してください。
2. 波形が事前に保存されている必要があります。

波形の保存についての詳細は、144 ページを参照してください。
3. Save/Recall キーを押します。
Save/Recall
4. 画面下メニューの波形呼出しを押します。画面右に波形呼出メニューが表示されます。
5. ソース（内部メモリ）またはファイルからを選択し呼び出し先を選択します。
ソース
Wave1～20
ファイルから* ファイル形式：Lsf、Fast Csv*現在のファイルパスのファイルのみが有効です。
これは ALLXXX ディレクトリで保存されるファイルを含みます。
Allxxxx.csv ファイルは呼出せません。
“Fast CSV”ファイルのみ、本器へ呼出せます。
6. 画面右メニューのソースを押し呼出すリファレンス波形を選択します。
呼び出し先 Ref1～4
7. 呼出し実行を押し波形を呼び出しま
す。

149

2V

USB のファイル USB メモリの内容（ファイルとフォルダ
操作の作成/削除/名前の変更）の編集やデフォルトのファイルパスを変更するには、画面右メニューからファイル操作を押してください。詳細は、153 ページを見てください。
5-4-4. パネル設定の呼出し
パネル操作
1. 外部 USB メモリから呼出すに 前面
は USB メモリを前面パネル
USB ホストポートに挿入してください。
2. Save/Recall キーを押します。

2V

Save/Recall

3. 画面下メニューの設定呼出しを押します。
4. ソース（内部メモリ）またはファイルからを押し、呼び出し先を選択します。

ソース
Set1～20
ファイルから DSxxxx.set (USB, Disk)** 現在選択されているファイルパスのみが有効です。変更する場合は、ファイル操作で変更して下さい。
5. 呼び出し実行を押し、設定ファイルを呼び出します。設定ファイルの呼出しが完了すると次のメッセージが表示されます。

注意

呼び出し中に電源が切れたり、USB メモリから呼出
中に USB メモリを抜くとかした場合、呼び出しが実行されません。
150USB のファイル USB メモリの内容（ファイルとフォルダ
操作の作成/削除/名前の変更）の編集やデフォルトのファイルパスを変更するには、画面右メニューからファイル操作を押してください。詳細は 153 ページを見てください。
ラベルの編集設定ファイルのラベルを編集するには、ラベル編集を押します。ラベル編集の詳細については、140 ページを参照ください。

5-5. リファレンス波形
5-5-1. リファレンス波形の呼出と表示
パネル操作
リファレンス波形は、前もって保存されている必要があります。リファレンス波形とし波形を保存する方法
は、144 ページを参照ください。
REF
1. 前面パネルの REF キーを押してくRださい。
2. 画面下メニューの R1～R4 を押してリファレンス波形のオン/オフを切り換えてください。
R1～R4 をオンにすると画面右にリファレンス波形のメニューが表示されます。
3. リファレンス波形をオンしたのに表示されない場合、画面下メニューから対応する R1～R4 キーを押すことでリファレンスメニューを表示することができます。

151

画面右メニューの垂直を押すと垂直ポ
ジションまたは垂直スケールを変更するこができます。VARIABLE ツマミで数値を変更できます。
水平画面右メニューの水平を押すと水平ポ
ナビゲーション ジションまたは水平スケールを変更するこができます。VARIABLE ツマミで数値を変更できます。
リファレンス波形 Ref 詳細を押すと画面にリファレンス波の詳細を確認す 形の詳細ウインドウが表示されます。
る
詳細
サンプルレート、レコード長垂直ナビゲーション

ラベルの編集リファレンス波形のラベルを編集するには、画面右メニューのラベル編集を押して下さい。ラベル編集の詳細については、140 ページを参照ください。
リファレンス波形 リファレンス波形を保存するには、保存の保存を押します。波形保存の詳細について
は、144 ページを参照してください。

152

第6章 ファイル操作
ファイルを内蔵メモリまたは USB メモリに保存する必要なたびに、ファイル操作を使用します。ファイル操作は、ディレクトリの作成、ディレクト
リの削除、ファイル名前の変更や内部メモリから外部 USB メモリへファ
イルをコピーすることができます。BMP と PNG 画像ファイルは、ファイルシ操作画面でプレビューすることができます。
ファイル操作メニューは、Save/Recall メニューからファイルの保存や呼出しを実行するためのファイルパスを選択・変更することもできます。

6-1. ファイルナビゲーション
ファイル操作メニューは、保存/呼出しのためのファイルの選択またはファイルパスの設定が可能です。
ファイルシステム
パネル操作
1. Utility キーを押します
Utility
2. 画面下メニューのファイル操作を押します。
3. 画面がファイル操作の画面になります。

4. VARIABLE ツマミを回しファイルカーソルを上下に移動させます。イメージファイルは自動的にプレビューが動作します。Select キーでファイ
ルやディレクトリの選択やファイルパスを設定します。
153

VARIABLE

Select注意USB メモリを使用する場合、ファイルパスは、USB メモリが使用されるたびに記憶されます。この機能は、USB のファイルパスを USB
メモリが本器に挿入されるたびに設定をする
手間を節約できます。

6-2. フォルダの作成
パネル操作
1. Utility キーを押します。

Utility

2. 画面下メニューのファイル操作を押します。
3. VARIABLE ツマミと Select キーでファイルシステムへ移動します。

フォルダの作成 4. フォルダの作成を押し選択されているファイルパスに新しいディレクトリ
を作成します。
5. VARIABLE ツマミで入力したい文
字または数字へカーソルを移動します。

VARIABLE

VARIABLE

Select文字入力を押し文字または数字を入力します。

一文字削除で入力した文字を削除します。
6. 保存でフォルダ名を確定します。

キャンセルする

キャンセルを押すと操作を中止します。
154

6-3. ファイル名を変更する。
パネル操作
1. Utility キーを押します。

Utility

2. 画面下メニューのファイル操作を押します。
3. VARIABLE ツマミと Select キーでカーソルを名前の変更したいファイルへ移動します。

4. 名前の変更キーを押してファイル
を選択します。
5. VARIABLE ツマミで入力したい文
字または数字へカーソルを移動します。
VARIABLE

文字入力を押し文字または数字を入力します。

一文字削除で入力した文字を削除します。
6. 保存でフォルダ名を確定します。
キャンセルする

キャンセルを押すと操作を中止します。

6-4. ファイルの削除
パネル操作
1. Utility キーを押します。
155

Utility2. 画面下メニューのファイル操作を押します。
3. VARIABLE ツマミと Select キーを回してカーソルを削除したいファイ
ルまたはフォルダへ移動します。

4. 削除キーを押し選択したファイルまたはフォルダを削除します。
5. 削除を押すと次のメッセージが表示されます。
6. 削除をもう一度押すとファイルまたはフォルダが削除されます。

6-5. USB メモリへファイルをコピーする

156

パネル操作

パネル操作

1. 外部 USB メモリへファイルをコ 前面ピーするには、USB メモリを前面または背面のパネル USB ホストポートに挿入してください。
2. Utility キーを押します。
Utility

2V

3. 画面下メニューのファイル操作を押します。
4. VARIABLE ツマミと Select キーで内部メモリにあるコピー元へ移動します。

5. USB へコピーを押し、選択したファ
イルを USB メモリへコピーします。
警告

同じ名前のファイルが USB メモリに存在する場合、上書きされますので十分にご注意ください。

6-6. 拡張機能をインストールする
概要
DCS-1000B ではオプションとなる拡張機能・拡張
アプリがあります。
拡張アプリはホームページに掲載されていますのでダウンロードしてお使いください。
拡張機能についてはご購入された販売店または弊社までお問い合わせください。
パネル操作

1.

ダウンロードして解凍した拡張フ 前面
ァイルをコピーした USB メモリを前面の USB ホストポートに挿入
してください。

2.

Utility キーを押します。

3.

画面下メニューのファイル操作を押
します。

157

2V

Utility4.

Variable ツマミと Select キーで拡張ファイルを選
択します。

5.

メッセージに従って Select キーを押し、再起動します。

Select拡張アプリは以下の機能が用意してあります。それぞれのファイルをインストールしてご利用ください。
データログ機能
デジタルフィルタ機能
DVM 機能158：DataLog_1KB.gz：DigitalFilter_1KB.gz：DVM_1KB.gz

第7章 ハードコピーキー
ハードコピーキーは、クイックセーブまたはクイック印刷キーとして使できます。ハードコピーキーは、画面印刷またはファイル保存に割り当てることができます。"印刷"に設定されたとき、USB デバイスポートを経由で画面イメージを PictBridge 対応プリンタ*に印刷することができます。
印刷には画面の背景色を反転する機能（白黒反転）がありインクの量を減らすことができます。"保存"に設定されたとき、ハードコピーキーを押すと構成に応じて画面イメージ、波形データ、現在のパネル設定またはそれらすべてを保存することができます。
*：全ての PictBridge 対応プリンタに印刷できるわけではありません。

7-1. プリンタ I/O の設定
パネル操作
1. PictBridge 対応プリンタ*を背面パネルの USB
デバイスポートに接続します。

Ser. No. Label

LINE VOLTAGERANGE

CAUTIONFREQUENCY
TO AVOID ELECTRIC SHOCK THE POWER CORD PROTECTIVE GROUNDING
CONDUCTOR MUST BE CONNECTED TO GROUND.
POWER MAX.
DO NOT REMOVE COVERS. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

AC 100

240V

50

60Hz

30 Watts

2. Utility キーを押します。
5. 画面下メニューのインターフェィスを押します。
3. 画面右メニューの USB デバイスを押します。次のメニューでプリンタを選択します。
4. 画面右メニューを消すには Menu
off キーを押すかその他のキーを押します。
5. 再度、Utility キーを押し、画面下メニューのインターフェィスを押します。画面右メニューの USB デバイ
スがプリンタになっています。

159

Utility7-2. 印刷の実行
印刷を実行する前に、USB ポートがプリンタに設定されていることを確認してください。（221 ページ）
パネル操作
1. Utility キーを押します。
Utility
6. 画面下メニューのハードコピーを押します。
7. 画面右メニューの機能を押し印刷を選択します。
8. Hardcopy キーを押し印刷を実行しHardcopyます。
白黒反転

画面イメージの背景色をそのままか白向きにするか白黒反転で選択します。
白黒反転オン

白黒反転オフ7-3. 保存 – Hardcopy キー
概要

パネル操作

Hardcopy キーが「保存」になっているとき、
Hardcopy キーを押すと設定された構成に従って、
画面イメージ、波形または現在のパネル設定を保存します。
保存先は 、ファイル操作で設定します。
1. 外部 USB メモリに保存するに
前面は、ドライブを前面 USB ホストポートに挿入してください。USB メ
モリが挿入されていない場合、ファイルは自動的に内部メモリに保存されます。
2. Utility キーを押します。
Utility160

2

3. 画面下メニューのハードコピーを押します。
4. 画面右メニューの機能を押し保存を選択します。
5. 割り当てる保存へを押し Hardcopy

キーを押したときの保存するファイルの種類を選択します。
ファイルの 画面、波形、設定、すべて種類
Hardcopy
6. Hardcopy キーを押しファイル*を保存します。保存が完了すると次のメッセージが表示されます。

画面イメージのファイル形式

白黒反転

注意

1. 画面イメージのファイル形式は、ファイル形式キーで選択することが出来ます。
ファイル形式 BMP、PNG
2. イメージファイルの背景色を白色にしたい場合、白黒反転をオンにします。
白黒反転オン
白黒反転 オフ* Hardcopy キーが、波形、設定または全てを保存するに設定されているとき、Hardcopy キーを押す
たびに、新しいフォルダに保存されます。保存するフォルダ名は、ALLXXX になります。ALLXXX のXXX は、数値で保存するごとに数値が増加します。
このフォルダは、内部メモリ、USB メモリどちらにも作成されます。

161

第8章 リモートコントロール
この章は、リモートコントロールのために基本構成を説明します。
コマンドについてはプログラミングマニュアルを参照してください。

8-1. USB インターフェィスの構成
USB の構成
PC 側コネクタ Type A、ホスト
DCS-1000B Type B、デバイス
側コネクタ
1.1/2.0
スピード
USB ClassOS
USB Driver

パネル操作

USB-CDC
Windows7(32bit/64bit)以上
TEXIO_CDC**.inf

1. Utility キーを押します。

Utility

2. 画面下メニューのインターフェィスを押します。
3. 画面右メニューの USB デバイスを押しコンピュータを選択します。
4. 背面パネルの USB デバイスポート

へ USB ケーブルを接続します。
5. PC が USB ドライバを要求してきたときは、添付CD にある USB ドライバを指定します。USB ドラ
イバは、自動的にシリアル COM ポートとして
DCS-1000B を設定します。認識されない場合
は、デバイスマネージャの“その他のデバイス”にある DCS-xxxxx を右クリックし、ドライバの更新で USB ドライバを指定します。
また、PC への USB ドライバのインストールには管理者権限が必要です。
Windows10/11 の USB-CDC は速度が速くない
PC でデータ欠落が発生することがあります。
この場合は USBDeley コマンドで DCS 側の転送を遅くすることで対応が可能です。

162

8-2. イーサーネットインターフェィスの構成
イーサーネットは 4 チャンネル機種のみ使用可能です。
イーサーネット MAC アドレス
ドメイン名
構成
機器名
DNS IP アドレス
ユーザーパスワード ゲートウェイ IP アドレス
機器 IP アドレス
サブネットマスク概要
イーサーネットインターフェィスはソケットサーバ接続を使用して、リモートコントロールを行います。
パネル操作
1. イーサーネットケーブルを LAN ポートに接続します。
2. Utility キーを押します。
3. 画面下メニューのインターフェィスを押します。
4. 画面右メニューのイーサーネットを選択します。
5. 画面右メニューの DHCP/BOOTP

でオンまたはオフを選択します。

6. 画面右メニューの上矢印と下矢印

で各イーサーネットの構成項目へ移動します。

163

Utility項目

MAC アドレス(固定：表示のみ)
機器名
ユーザーパスワード
機器 IP アドレス
ドメイン名
DNS IP アドレス
ゲートウェイ IP アドレス
サブネットマスク

7. VARIABLE ツマミでカーソルを移動

VARIABLE

し Select キーで文字または数値を選択します。

Select

一文字削除で入力した文字（数値）を削除します。

保存で設定が保存されます。

8-3. ソケットサーバの構成
4 チャンネルの DCS-1000B は、LAN 経由でクライアント PC やデバイスと直接双方向通信するためのソケットサーバ機能をサポートしています。初期設定は、ソケットサーバは、オフになっています。
ソケットサーバの 1. DCS-1000B の IP アドレスを設定 163 ページ
構成
します 。
2. Utility キーを押します。
Utility
3. 画面下メニューのインターフェィスを推します。
4. 画面右メニューのソケットサーバを選択します。
5. Select Port を押し VARIABLE ツマ

ミでポート番号を選択します。
範囲

1024～65535
164

6. Set Port を押しポート番号を確定します。
7. 現在のポートアイコンが新しいポート番号に更新されます。
8. サーバを押しソケットサーバをオンにします。

8-4. USB 機能チェック
ターミナルアプリ RealTerm,PuTTY などのシリアルターミナルソフト
ケーションを起動します。
COM ポート番号、ボーレート、データビット、パリテ
ィ、ストップビットを設定します。必要に応じてデリミ
タとローカルエコーを設定します。
COM ポート番号と関連するポートの設定を確認す
るには、PC のデバイスマネージャを確認してください。
例：RS-232C 通信で RealTerm を使用する場合の設定

機能チェック注意ターミナルソフトを経由して次のクエリコマンドを送
信します。
*idn?
このクエリコマンドに対する機器の応答は、次のような形式です：TEXIO,DCS-1102E,PXXXXXX,V1.00
製造者、型式、シリアル番号とファームウェアバージ
ョンの順
リモートコントロールとリモートコマンドの詳細は、プ
ログラミングマニュアルを参照ください。

165

8-5. ソケットサーバの機能チェックNI
ソケット·サーバの機能をテストするには、ナショナル
Measurement インスツルメンツ社製の MAX(Measurement andand Automation Automation Explorer)を使用します、このプログラ
Explorer
ムは、NI のウェブサイト(www.ni.com)で入手可能です。
以下の操作・表示は MAX のバージョンによって異なります、環境に合わせて操作してください。
操作
1. DCS-1000B のネットワーク設定を行います。
2. ネットワークのソケットサーバを設定します
3. NI の Measurement &Automation
Explorer（MAX）のプログラムを起動します。

4. Configuration パネルからアクセスします。

My System → Devices and Interfaces →Network Devices
5. Add New Network Device → Visa TCP/IP
Resource…を押します。

4

5

166

6. ポップアップウインドウから Auto-detect of LAN

Instrument を選択します。DCS-1000B は自動的に検出されます。DCS-1000B が検出されな
い場合、マニュアルオプションを選択してください。
7. DCS-1000B に相当する IP アドレスを選択します。次に Next をクリックします。

67

8. DCS-1000B が Configuration Panel の Net

work Device として表示されます。
機能チェック

9. DCS-1000B にリモートコマンドを送信するために Open Visa Test Panel をクリックします。
9

8

167

10. Configuration アイコンをクリックします。
11. I/O Setting タブをクリックします。
12. Enable Termination Character にチェックを知れます。
13. Apply Change をクリックします。
10
11

12

13

14. Input/Outpute アイコンをクリックします。
15. Select or Enter Command エリアにクエリコマン

ド「*IDN?」が既にセットされています。
16. クエリを実行するために Query をクリックします。
17. 製造者、モデル名、シリアル番号、ファームウェ
アバージョンが Buffer エリアに表示されます：
例
TEXIO, DCS-1000B, 930116, V1.00
14
15
16

17

注意

リモートコントロールとリモートコマンドに詳細は、
DCS-1000B プログラミングマニュアルを参照ください。
168

第9章 メンテナンス
メンテナンス操作には、3 つのタイプが用意されています。
・信号パス補正（Signal Path Compensation：SPC)
・垂直確度の校正・プローブ補正新しい環境で DCS-1000B の使用を開始するとき、これらの操作を実行してください。

9-1. SPC 機能の使用方法
概要
信号パス補正（Signal Path Compensation：SPC)
は、周囲温度による内部の信号経路を補正するために使用します。 SPC は、周囲温度に対するオシロスコープの精度を最適化することができる。
パネル操作
1. Utility キーを押します。
Utility
2. 画面下メニューのシステムを押します。
3. 画面右メニューの信号バス補正を注意

押します。画面に SPC についての簡単な説明ウインドウが表示されます。
SPC 校正を実施する前にすべてのチャンネル（ch1～ch4）のプローブやケーブルを外してください。
SPC 機能を使用する前に DCS-1000B を少なくとも 30 分間ウォームアップをしておく必要があります。
4. 画面右メニューの開始を押します。
画面にメッセージが表示されます。
5. SPC 校正が 1 チャンネルずつ CH1 から順に

CH4 実施されます。

169

9-2. 垂直確度の校正
パネル操作
1. Utility キーを押します。

Utility

2. 画面下メニューのシステムを押します。
3. 画面右メニューの次へ 1/3 を押します。
4. 画面右メニューの自己校正を押します。
5. 画面右メニューの垂直を押します。
6. 画面にメッセージ “Now performing verticalcalibration…Set CAL to the channel, thenpress the Vertical key” が表示されます。
7. 背面パネルの CAL（校正）信号とチャンネル 1
を同軸の BNC-BNC ケーブルで接続します。
微小信号を扱いますので、ケーブルは短めのシールド効果の高いものを使用してください。
注意：

プローブ等ノイズを受けやすいケーブルで接続しな
いでください。
CAL

CH1

8. CAL とチャンネル 1 と接続し、垂直をもう一度押してください。
チャンネル 1 の校正を開始し少なくとも 5 分位実行し自動的に終了します。
チャンネル 1 の校正が終了するとメッセージが表示されます。
9. メッセージプロンプトが表示され、メッセージに従って上記の手順をチャンネル 2、3、4 と繰り返します。
10. 全チャンネルの校正が完了すると元の画面に戻
ります。
170

9-3. プローブ補正
パネル操作
1. 前面パネルのチャンネル 1 入力と校正出力（プローブ補正出力：初期設定は、電圧 2Vp-p、
1kHz 方形波）間にプローブを接続します。プローブ減衰を x10 に設定します。
2. プローブ補正信号を変更することができます。詳細については、123 ページを参照してください。
VARIABLE
MeasureCursor

Display

Help

Test

Save/ Recall

AcquireAutosetUtility

Run/Stop

HORIZONTALSCALESinglePOSITION
SelectSearchZoom
Default

Set/ Clear
PUSH TOZERO

2V

VERTICALPOSITIONPOSITION

TRIGGERPOSITIONLEVELPUSH TOZERO

PUSH TOZERO

PUSH TO
ZERO

CH3

CH4

Menu

POSITION

MATH

PUSH TOZERO

PUSH TO
ZERO

CH
1

CH
2

M
REF

R
BUS

B
50 %

Force -Trig

CH1

CH 2

CH 3

CH4

POWER
2V
1M W

16pF
.

CH1
X1
X10

x1
x10

3. CH1 キーを押し CH1 を有効にしまCH1

す。
4. 画面下メニューの結合を押し DC にします。
5. 画面下メニューのプローブを電圧、 Page 77
10X に設定します。
6. Autoset キーを押します。プローブ
Autoset
補正信号が画面に表示されます。
7. Display キーを押します。画
Display
面下メニューでベクトルに設
定します。

171

8. 上部が平らな正方形になるようにプローブの調整ポイントを回します。

補正不足

通常

172

過補正

第10章 付録
10-1. FAQ
•
•
•
•
•
•
•

信号を接続したが画面に表示されない。
画面から自動測定/ FFT/ヘルプの表示を消したい。
波形が更新されないプローブで入力した波形が歪んでいる
オートセットで信号が上手く表示されない印刷した画面の背景が暗い
精度と仕様と一致していない。

 信号を接続したが画面に表示されない。
チャンネルがアクティブ（チャンネルキーが点灯）にしていることを確認してください。

 画面から自動測定/ FFT/ヘルプの表示を消したい。
自動測定の測定結果を全てクリアするには、Measure キーを押し、画面下メニュ
ーの測定項目消去を押し画面右メニューの測定選択またはすべて消去を選択します。 30 ページを参照してください。
画面から全ての自動測定値を消去するには、Measure キーを押し画面下メニュ
ーの測定項目消去を押し画面右メニューのすべて消去を選択します。[すべて表示]を選択し、[オフ]を選択する。 30 ページを参照してください。
FFT 表示を非表示にするには、Math キーを押します。41 ページを参照してください。
ヘルプを解除するには Help キーをもう一度押します。20 ページを参照してください。

 波形が更新されない。
Run/Stop キーを押し波形更新を再開します。詳細については 23 ページを参照
してください。
これで解決しない場合、トリガモードがシングルに設定されている可能性があります。（Single キーが点灯）
シングルモードを終了するには、Single キーを押します。シングルトリガの詳細については 23 ページを参照してください。

173



プローブで入力した波形が歪んでいる。
プローブを補正する必要があるかもしれません。詳細については、171 ページを参照してください。



オートセットで信号が上手く表示されない。
オートセット機能は、10mV のまたは 20Hz 未満の信号をキャッチすることはできません。手動操作で設定してください。オートセットの詳細については、22 ページを参照してください。



印刷した画面の背景が暗い。
背景色を反転できます。白黒反転機能を使用してください。詳細については、
160 ページを参照してください。



精度と仕様と一致していない。
本器の仕様は、電源を入れてから 30 分以上エージングで周囲温度が+20℃～+30℃内です。
本器の仕様は、周囲温度が+20℃～+30℃以内で、少なくとも 30 分以上エージングされていることを確認してください。仕様に適合するには、装置を安定させる必要があります。

これ以上の情報は、お買い求め先又は弊社ウェブサイト、下記弊社メール
アドレスまで、ご相談ください。
弊社ウェブサイト https//www.texio.co.jp/
弊社メールアドレス info@texio.co.jp17410-2. ファームウエアのバージョンアップ
DCS-1000B の最新ファームウエアは当社のホームページにあります。
必要に応じて以下の手順でバージョンアップしてください。
手順

1.

2.
3.

FAT32 でフォーマットを行った USB メモリで内容を全て消去した物を用意し、ファームウエアのアップデートファイル（*.upg）のみをコピーし、フロントパネルの USB ポートに差し込みます。
DSO の Util メニューで言語設定を英語（English）に変更
し、Default キーで設定をクリアしてください。
DSO の電源をオフし、USB メモリを挿してから Variable ツ
マミを回しながら電源をオンすると、メモリを検索してから表示が以下のようになります。

UPG ファイルが認識できない場合は他の USB メモリに交換して同様の手順を行ってください。

4.

5.
6.

“Start Now”の横のキーを押すとアップデートが開始されます、黄色いステータスバーが一杯になるまで待ってくだ
さい。
“Update NAND Flash Success”が表示されると完了です。電源をオフして USB メモリを抜いてください。
電源をオンして、Util キー → System → System Info でバージョンを確認して下さい。

以上でアップデートの完了です。
175

10-3. CSV 形式ファイル例
CSV 形式で USB メモリへ保存し、表計算ソフトで読み込んだ場合の表示は以下のようになります。セグメントメモリを利用する場合はセグメントが電圧値の次に表示されます。

注意：測定条件およびファームウエアのバージョンにより、実際のデータでは項目が異なる場合があります。

176

10-4. DCS-1000B シリーズ仕様
以下の仕様は、特に指定がない限り+20℃～+30℃の環境で、少な
くとも 30 分間エージングされた状態に適用されます。
10-4-1. モデル別仕様
機種名チャンネル数
DCS-1054B
4
DCS-1074B
4
DCS-1104B
4
DCS-1052B 2+外部トリガ
DCS-1072B 2+外部トリガ
DCS-1102B
2+外部トリガ

周波数帯域(-3db) 帯域制限
20MHz
DC～ 50MHz
20MHz
DC～ 70MHz
20MHz
DC～100MHz
20MHz
DC～ 50MHz
20MHz
DC～ 70MHz
20MHz
DC～100MHz

立上り時間
7ns
5ns
3.5ns
7ns
5ns
3.5ns

2 チャンネルの機種は CH3 及び CH4 の項目については無効です。

10-4-2. 共通仕様
垂直軸
8 ビット @1MΩ： 1mV* ～10V、25 ポイント/div*：垂直スケールが 1mV/div に設定されている場合、自動的に 20MHz 帯域制限が設定されます。
入力結合
AC、DC、GND
入力インピーダンス 1MΩ// 16pF
DC ゲイン確度*
1mV/div 時：±4%フルスケール
2mV/div～10V/div 時：±3%フルスケール
極性
ノーマル、反転
最大入力電圧300Vrms、
1mV/div
オフセット：±1.25V
2mV/div
ポジションレンジ～ 100mV/div ：±2.5V
200mV/div ～ 10V/div：±125V
波形の演算機能＋、－、×、 ÷、FFT、FFTrms、ユーザー定義
FFT：スペクトラム振幅、FFT の垂直スケールを
リニア RMS または dBV RMS に設定。
FFT ウインドウをレクタンギュラ（方形）、ハミング、
ハニング、ブラックマンに設定可能
分解能

177

トリガ
ソース
トリガモードトリガタイプ

CH1、CH2、CH3、CH4、Line、EXT
オート(100ms/div 以下でロールモードをサポート)
ノーマル、シングル
エッジ、パルス幅、ビデオ、パルスラント、Rise&Fall、
タイムアウト、ALT、イベント遅延(1～65535 イベント)、時間遅延(4ns～10s)、バス
4ns～10s
AC、DC、LF rej、HF rej、ノイズ rej.
1div

ホールドオフ範囲
結合
感度
外部トリガ
±2.5V
範囲
DC
感度
～100MHz 約 100mV
入力インピーダンス 1MΩ±3%// 16pF
水平軸
水平時間レンジ
5ns/div～100s/div (1-2-5 ステップ)
ロール：100ms/div～100s/div
プリトリガ
最大 10 div
ポストトリガ最大 2,000,000 div
確度±50 ppm （1ms 以上の間隔測定にて）リアルタイム
最高 1GS/s
サンプルレート
メモリ長
最大 10M ポイント(10div)
アクイジションモード ノーマル、平均、ピーク、シングル
2ns (typ)
ピーク検出
平均2～256 回、選択可能
X-Y モード
X-軸入力
チャンネル 1；チャンネル 3
Y-軸入力
チャンネル 2；チャンネル 4
位相差±3°（100kHz にて）
カーソルと測定
カーソル
振幅、時間、ゲート機能あり
水平単位：[秒]、[Hz]、[°]、[％]
自動測定
36 項目：
電圧/電流
p-p 値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクル RMS、エリア、
サイクルエリア、ROV シュート、FOV シュート、
RPRE シュート、FPRE シュート

178

時間

遅延
カーソル測定周波数カウンタコントロールパネル機能
Autosetパネル設定の保存
波形の保存
ディスプレイ
TFT 液晶
画面分解能
補間機能
波形表示
波形更新レート
目盛
表示モード
インターフェィス
USB ポート
Ethernet ポート
Go-NoGo BNC
盗難防止ロック

周波数、周期、立ち上り時間、立ち下り時間、＋幅、－幅、デューティ比、＋パルス、－パルス、＋エッジ、－エッジ
FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, 位相
カーソル間の電圧∆V（電流∆A）差、時間差（∆T）
6 桁、2Hz～定格周波数までトリガ入力チャンネルの信号を測定
Single ボタン、全チャンネルの垂直、水平とトリガを自動的に設定します。（Autoset 取り消し可能）
20 セット24 セット
7 インチ WVGA カラーTFTLCD ディスプレイ
WVGA：800（水平）×480（垂直）Sin(x)/x
ドット、ベクトル、可変パーシスタンス (16ms～4s)、
無限パーシスタンス
最大 50,000 波形/秒
8 x 10 目盛
YT、XY
USB 2.0 ホストポート×1
USB 2.0 デバイスポート×1
RJ-45、10/100Mbps with Auto-MDIX IEEE802.3（4 チャンネル機種のみ）
最大 5V/10mA TTL オープンコレクタ出力
スタンダード ケンジントン スタイル ロックを背面パネ
ルの盗難防止スロットに接続可能

言語
マルチ言語メニュー 使用可能
オンラインヘルプ
使用可能
その他
動作温度
動作湿度
寸法
質量
環境
電源電圧
消費電力

0℃～50℃≤ 80% RH ( 0℃～40℃) ≤ 45% RH (41℃～50℃)
384mmX208mmX127.3mm
約 2.8kg
屋内、高度 2000m 以下
過電圧カテゴリ(設置カテゴリ)Ⅱ
100V～240V AC ±10% ,50Hz～60Hz
最大 30W 45VA

179

LVD
EMC
付属品

EN61010-1(Class1,汚染度 2) 2014/35/EU 準拠
EN61326-1（ClassA)
2014/30/EU 準拠
電源コード
１本、プローブ
4 本/2 本製品を安全にご使用いただくために 1 部

10-4-3. プローブ仕様
10-4-3-1. DCS-1052B/1072B/1074B 付属プローブ
プローブ名
X10
減衰率
周波数帯域
入力抵抗
入力容量
適合容量
最大入力電圧
X1
減衰率
周波数帯域
入力抵抗
入力容量
最大入力電圧
環境
動作温度
動作湿度

GTP-070B-4
10:1
DC ～ 70MHz
10MΩ オシロスコープの入力が 1MΩ の場合
14.5pF~17.5pF
10pF ～ 35pF
≤600V DC+ACpk
1：1
DC ～ 10MHz
1MΩ (オシロスコープの入力)
85pF~115pF
200V DC+ACpk-10℃～50℃≤ 85% RH

10-4-3-2. DCS-1102B/1104B 付属プローブ
プローブ名
X10
減衰率
周波数帯域
入力抵抗
入力容量
適合容量
最大入力電圧
X1
減衰率
周波数帯域
入力抵抗
入力容量
最大入力電圧
環境
動作温度
動作湿度

GTP-100B-4
10:1
DC ～ 100MHz
10MΩ オシロスコープの入力が 1MΩ の場合
14.5pF~17.5pF
5 ～ 30pF<600V DC + ACpk
1：1
DC ～ 10MHz
1MΩ (オシロスコープの入力)
85pF~115pF<200V DC + ACpk
-10℃～50℃≤ 85% RH

180

10-5. DCS-1000B 寸法図

Digital Storage Oscilloscope
200 MHz 1 GS/s

VARIABLE
Visual Persistence Oscilloscope

MeasureCursorApp

Display

Help

Save/Recall

HORIZONTAL

AutosetUtility

Run/Stop

SingleSCALE

POSITION

SearchSelectAcquireZoom
Default

Set/Clear

PUSH TO
ZERO

M
REF

LEVEL

PUSH TOZERO

PUSH TO
ZERO

R
Menu

BUS

B
50 %

208.0

TRIGGERPOSITION

MATH
PUSH TO
ZERO

198.0

VERTICALPOSITION

Force-Trig

CH1

POWER

CH2

EXT TRIG

2V
1M W

1M W

16pF

384.0

16pF

111.0
127.3

181

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-18-13 藤和不動産新横浜ビル 7F
https://www.texio.co.jp/

アフターサービスに関しては下記サービスセンターへ
サービスセンター 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-18-13
藤和不動産新横浜ビル 8F

TEL.045-620-2786