付着性 - プルオフ

Elcometer 510
www.elcometer.com

自動付着性試験機1

付着性 - プルオフ
Elcometer 510

自動プルオフ式付着性試験機

Elcometer 510自動プルオフ式付着性試験機は、塗料の下地との付着力を正確に測定できる装置です。

自動油圧ポンプで圧力を徐々に上げていくので、再現性の高い安定した測定結果が得られます

プルオフ速度は、国内外の規格に合わせて、0.1～1.4MPa/秒(15～203psi/秒)の範囲で調節可能
最高60,000点の読み取り値と圧力上昇グラフを破壊特性情報と共に2,500バッチ(英数字名付き)保存可能

持ち運びやすく、IP64相当の防水加工が施された頑丈な設計

測定範囲は以下の範囲で、精度はフルスケールの±1％
直径10mmのドリー：100MPa (14,400psi)
直径14.2mmのドリー：50MPa (7,200psi)
直径20mmのドリー：25MPa (3,600psi)
直径50mmのドリー：4MPa (580psi)

直径10､14.2､ 20､ 50mmのドリーを装着可能

プルオフする圧力を設定し、その圧力で一定時間保持することが可能
適合規格 :
ASTM C1583, ASTM D4541, ASTM D7234-12, AS/NZS 1580.408.5, BS 1881-207,
DIN 1048-2, EN 1015-12, EN 12636, EN 13144, EN 1542, EN 24624, ISO 16276-1,ISO 4624, JIS K 5600 5-7, NF T30-606, NF T30-062

2

www.elcometer.com

複数の言語に対応した、使いやすいメニュー構成

付着性 - プルオフ
Elcometer 510

自動プルオフ式付着性試験機
効率的再利用可能なドリー•

実験室と現場での使用に最適•再利用可能なドリーは直径10､ 14.2､ 20､ 50mm
(0.39､ 0.56､ 0.76､1.96インチ)の3種類•ElcoMaster®とElcoMaster®モバイルアプリを使用可
能•

平面と曲面、狭い面も測定可能

強力

USBまたはBluetooth®接続でデータ出力。ElcoMaster®を使用可能•

金属、木材、コンクリートなど、さまざまな下地で測定可能•

最大100MPa (14,400psi)までスムーズに加圧•USB接続､およびBluetooth®でiOS†やAndroid™モバ
イルデバイスにデータ出力•

最高2,500 バッチ､ 60,000 点の読み取り値を保存

頑丈

高い耐久性と耐衝撃性を備えた密閉式本体•

高い耐久性と耐衝撃性を備えた密閉式本体•

IP64準拠の防塵加工と防水加工•

過酷な環境での測定に最適

正確•

測定範囲は100MPa (14,400psi)まで、精度はフルス
ケールの±1%•

国内規格および国際規格に適合

精度は測定範囲の±1%

tv* Elcometer 510には、製造上の欠陥のみを対象とした1年間の保証が標準で付いています。
保証期間を無料で2年に延長することができます。製品購入後60日以内に、www.elcometer.comでお申込みください。

www.elcometer.com

2 年保証

*

紹介ビデオ有りelcometer.tv†

iPod、iPhone、iPadに対応

3

付着性 - プルオフ
Elcometer 510

自動プルオフ式付着性試験機

特長
プルオフ速度の選択

グラフと統計値

圧力上昇グラフ

直径10、14.2、20、50mmのドリーに合わせて、プルオフ速度を選択できます。

読み取り値と共にトレンドグ
ラフや統計値が表示されます。

測定ごとの圧力上昇グラフを読み取り値と共に保存できます。

メモリ容量

読み取り値の上限と下限

特性データ

読み取り値と圧力上昇グラフに測定日時、破壊特性情報を付けて、2,500バッチ(英数字のバッチ名付き)まで保存できます。

最大圧力、またはあらかじめ設定した制限値まで加圧するオプションがあります。一定の力で保持する時間を設定することもできます。

測定値と共に、国内外の規格に準拠した凝集破壊と付着破壊の特性データを保存できます。

付着力の弱い下地での測定

コンクリートや木材、繊維素材などの付着力の弱い下地の塗料の付着性を測定する場合は、精度と再現性、繰り返し性を高くするために、接着面の大きなドリー(直径50mm)を使う必要があります。
このような場合は、直径50mmの大型ドリーとElcometer 510をコンクリート用付着性試験キットとしてお求めいただけます。既にElcometer 510を単品で購入されている場合は、直径50mmのドリー、円形カッター、取付台をアクセサリーとして別途ご注文ください。

4www.elcometer.com

付着性 - プルオフ
Elcometer 510

自動プルオフ式付着性試験機

特長
長寿命の電池頑丈なケース

固定具

電源として充電池を使用することも、コンセント*に接続することもできます。1回の充電で試験を約200回行えます。充電時間は、ほぼ5時間です。

現場で持ち運びやすいように、頑丈な樹脂製ケースが付属しています。

壁面や高い位置の塗面を試験するときは、磁石式固定具をアクチュエータにつなぐと便利です。

幅広いドリー

ワイヤレス

データ管理

さまざまな厚さの平面と凸面の下地で試験できるように、直径10、14.2、20、50mmのドリー用の取り替え可能取付台と下地取付台を各種ご用意しています。

Bluetooth®でAndroid™モバイルデバイスやiPhoneにデータを送信。モバイルデバイスのGPS位置情報を試験報告書に追加して電子メールで送信することもできます。

USB接続かBluetooth®でデータをPCに送信してElcoMaster®
ソフトウェアで解析したり、リアルタイムで圧力上昇グラフを表示したりできます。

* モデルTのみ										www.elcometer.com

5付着性 - プルオフ
Elcometer 510

自動プルオフ式付着性試験機

試験結果の判定 - 破壊・剥離特性

ISO 4624やASTM D4541など、多数の国内および国際規格で、試験時にかけた圧力だけでなく、ドリーの底面を調べて、塗膜の破壊・剥離特性を記録するように定められています。Elcometer 510のAdvancedモード(Menu→Setup→Gauge Mode→Advancedを選択)には、このような特性データを測定ごと、またはバッチ単位で記録する機能が備わっています。
ドリーの底面下地

ドリーの底面を調べる

a) 50%凝集破壊＆50％付着破壊a) 凝集破壊：塗料が塗布面で剥離せずに塗料層内でちぎれ、ドリーの底面と試験面の両方に同じ塗料が残っています。
b) 付着破壊：2層の塗膜の間で剥離しています。ドリーの底面に付いている塗膜と、試験面に残っている塗膜が同じではありません。

b) 2層の付着破壊
100%c) 接着剤層剥離：ドリーの底面に塗膜がまったく付着していません。この場合は、使用した接着剤に問題があることを記録します。接着剤の混合のし方が間違っているか不十分、または接着剤が塗膜に適していません。

凝集破壊のコード

付着破壊のコード

Z

Y/Z
F/Y
E/F
D/E
C/D
B/C
A/B

Y
F
EDCBc) 接着剤層剥離

凝集破壊が起こった層1

付着破壊が起こった層

コード

説明コード

説明A

下地

A/B

下地と第1層

B

第1層

B/C

第1層と第2層C

第2層C/D

第2層と第3層

D

第3層

D/E

第3層と第4層

E第4層

E/F

第4層と第5層

F

第5層

F/Y

第5層と接着剤

Y

接着剤

Y/Z

接着剤とドリー底面

A

特性データはバッチに保存され、いつでも見ることができます。次の形式で表示されます##.## MPa2
N% A M% A/B##.## MPa2
= MPa (またはpsi、N、Nmm-2)単位		の張力N% 		= 凝集破壊の%3A 		= 凝集破壊が起こった層M% 		
= 付着破壊の%3
A/B 		
= 付着破壊が起こった層

塗膜層の数は、Batch→New Batch→Number of Layersを選択すると、バッチごとに指定することができます。この設定で、特性データを記録するときに選択できる層の数が決まります。指定できる最大数は、下地と接着剤層を除き5層です。

12

または他の単位での同等値

63

10%刻みの値(国際規格に準拠)

www.elcometer.com

付着性 - プルオフ
Elcometer 510

自動プルオフ式付着性試験機

ElcoMaster®で報告書をすばやく作成収集したデータをどのように活用するかは、測定自体と同様、とても重要なことです。
ElcoMaster®には、データ管理と品質管理に必要な使いやすい機能が搭載されています。マウスを数回クリックするだけで、わかりやすく見やすい検査報告書を作成できます。

ElcoMaster®モバイルアプリは、検査現場での使用に最適です。次の機能が搭載されています。
• 試験機で読み取った値を直接モバイルデバイスに送信して保存する。
• 試験中にリアルタイムの圧力上昇グラフを表示する。
• バッチに保存する読み取り値に特性データを追加する。
• バッチに保存する読み取り値にドリーと試験面の写真を追加する。
• 読み取り値を地図や写真、図表に関連付ける。
• モバイルデバイスからデータをPCに転送できるので、解析やレポート作成にも便利です。
• 提出用にPDF形式の報告書を生成する。

さまざまな測定値(乾燥膜厚、表面の粗さ、塩分濃度、気候条件、付着性など)をまとめ、図表や写真、検査特有の情報を加えて、見やすい報告書に仕上げます。

付着性試験機からElcoMaster®に送信できるデータは次のとおりです。
• 付着力の測定値• 日付と時刻• 凝集破壊または付着破壊の特性データ• ドリーの寸法• 圧力上昇グラフ• 制限値または最大値までプルオフする
設定• 圧力の制限値• 設定した圧力での保持時間• 切り込みを入れるのに使った器具• 塗膜層の数• ドリー取付台(サポートリング)の寸法• バッチ情報と統計値• 校正情報• 試験機の検定日時

www.elcometer.com

7

付着性 - プルオフ
Elcometer 510

自動プルオフ式付着性試験機

製品の特長
高い再現性と繰り返し性
使いやすい多言語のメニュー
IP64相当の耐久性、防水性、防塵性
バックライト付き明るいカラーLCD画面
傷が付きにくく耐溶剤性の2.4インチ(6cm)TFTディスプレイ
校正証明書
2年保証1
自動回転式ディスプレイ： 0°, 180°USB接続によるデータ出力(読み取り値とバッチ)
Bluetooth®によるデータ出力
PCからの測定開始と停止制御(USB接続のみ)
測定単位(MPa、psi、N、Nmm-2)の切り替え- σ､ Hi､ Lo､ CV%､ N>hi limit2)
統計データの表示 (η､ x､圧力値の表示
トレンドグラフの表示
圧力上昇のグラフ(横軸は時間)の表示
ドリー(直径10、14.2、20、50mm)の選択選択できるプルオフ速度(モデルSとモデルTのStandardモード)
10mm : 1.00､ 2.00､ 3.00､ 4.00､ 5.00MPa/秒
125、200、400、600、725psi/秒
14.2mm : 0.4､ 0.7､ 1.4､ 2.0､ 2.5MPa/秒
60、100、200、300、360psi/秒
20mm : 0.2､ 0.3､ 0.7､ 1.0､ 1.2MPa/秒
30、50、100、150、180psi/秒
50mm : 0.04､ 0.08､ 0.12､ 0.16､ 0.20MPa/秒
5、8、16、24、30psi/秒
プルオフ速度の設定(モデルTのAdvancedモード)
10mm : 0.40 ~ 5.60 MPa/秒
58 ~ 812psi/秒 0.1MPa (1psi)刻み
14.2mm : 0.20 ~ 2.80 MPa/秒
29 ~ 403psi/秒 0.1MPa (1psi)刻み
20mm : 0.10 ~ 1.40 MPa/秒
15 ~ 203psi/秒
0.1MPa (1psi)刻み
50mm : 0.02 ~ 0.22 MPa/秒
2 ~ 32psi/秒
0.01MPa (0.1psi)刻み
プルオフする圧力の制限値と保持時間の設定
内蔵メモリ(保存可能な読み取り値)
保存可能な英数字名付きバッチの数(モデルT)
規格に準拠した特性データの記録
表示モード
読み取り値、選択した統計値、ランチャート(最後の20個の読み取り値)
圧力上昇のグラフ
バッチデータ
電源：電池(B)、コンセント(M)USBケーブルとElcoMaster®のCD電源ケーブルと電源プラグアダプター(英国、欧州、米国、豪州)
プラスチックキャリーケース
日付と時刻
校正検定機能Elcometer 510には、製造上の欠陥のみを対象とした1年間の保証が標準で付いています。
保証期間を無料で2年に延長することができます。製品購入後60日以内に、www.elcometer.comでお申込みください。

12モデルTのみ

3

圧力上昇のグラフの表示を有効にした場合は、グラフの分解能の設定に応じて、保存できる読み取り値がの数が少なくなります。

8

www.elcometer.com■ Standard□ Optional

モデルS
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

モデルT
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■

■
■
■
■

■
■
60

60,000312,500

■
■

■
■
■

B

B, M

■

■
■
■
■

■
■

■

付着性 - プルオフ
自動プルオフ式付着性試験機

Elcometer 510仕様
コード番号

説明
証明書
Elcometer 510自動付着性試験機モデルSキット、ドリーの直径20mm●
Elcometer 510自動付着性試験機モデルTキット、ドリーの直径20mm●
Elcometer 510自動付着性試験機モデルSコンクリート用キット、ドリーの直径50mm●
Elcometer 510自動付着性試験機モデルTコンクリート用キット、ドリーの直径50mm●
試験所要時間の±(2.5% + 0.3秒)
フルスケールの±1%
プルオフ速度の精度
圧力上昇グラフの分解能 0.01MPa/s (1psi/秒)
0.01MPa (1psi)
10mm (0.39インチ)
14.2mm (0.56インチ)
20mm (0.76インチ)
50mm (1.96インチ)
8～100 MPa
4～50 MPa
2～25 MPa
0.3～4 MPa
(1,200～14,400psi)(600～7,200psi)(300～3,600psi)(50～580psi)

F510-20S
F510-20T
F510-50S
F510-50T
圧力の精度圧力の分解能
ドリーの直径測定範囲
プルオフ速度の範囲

0.4～5.6MPa/秒(58～812psi/秒)

本体寸法

260 x 100 x 66mm (6.3 x 3.9 x 2.6インチ)

アクチュエータの高さ1 85mm (3.4インチ)
2.9kg (6.4ポンド)
試験機の重量1
キットの重量-0.2～2.8MPa/秒(29～403psi/秒)
85mm (3.4インチ)
2.9kg (6.4ポンド)-

0.1～1.4MPa/秒(15～203psi/秒)

0.02～0.22MPa/秒(2～32psi/秒)

85mm (3.4インチ)
2.9kg (6.4ポンド)
6.1kg (13.5ポンド)

110mm (4.3インチ)
3.1kg (8.3ポンド)
7.3kg (16.1ポンド)

電源

AA電池8本(充電池16本と充電器が付属)またはコンセントに接続(モデルTのみ)

電池の寿命

1回の充電で、1MPa/秒(150psi/秒)の速度で25MPa(3,600psi)までプルオフ試験を約200回、充電時間5時間
Elcometer 510付着性試験機、直径20mmドリー10個、直径20mmドリー用標準取付台、直径20mmドリー用円形カッターとハンドル、アラルライドスタンダード(2液混合タイプのエポキシ接着剤)15ml
入りチューブ2本、研磨パッド、肩紐、収納ケース、AAニッケル水素充電池16本と充電器(英国、欧州、米国、豪州仕様のプラグ)、主電源(英国、欧州、米国、豪州仕様のプラグ、モデルTのみ)、
ElcoMaster®のCDとUSBケーブル、校正証明書、取扱説明書

内用品 :直径20mmのドリーを含むキット

内用品 :直径50mmのドリーを含むキット

Elcometer 510付着性試験機、直径50mmドリー6個、直径50mmドリー用標準取付台、直径50mm
ドリー用円形カッターとドリル軸足、アラルライドスタンダード(2液混合タイプのエポキシ接着剤)15ml入りチューブ2本、研磨パッド、肩紐、収納ケース、AAニッケル水素充電池16本と充電器(英国、欧州、米国、豪州仕様のプラグ)、主電源(英国、欧州、米国、豪州仕様のプラグ、モデルTのみ)、ElcoMaster®のCDとUSBケーブル、校正証明書、取扱説明書

アクセサリー
標準取付台

薄地用取付台10mm (0.39インチ) T5100010AL-10 T5100010AL-100
14.2mm (0.56インチ) T9990014AL-10 T9990014AL-100
20mm (0.76インチ) T9990020AL-10 T9990020AL-100
50mm (1.96インチ) T9990050AL-4 -T9991420S
T9991420S
T9991420S
T9990050S

T9990014T
T9990020T-

円形カッターハンド
円形カッター
ルまたはドリル軸足
T9991420H
T9990014CT
T9991420H
T9990020CT
T9990050H
T9990050CT

50mm (1.96インチ)
T9990050SS-4
ステンレス製

T9990050S-T9990050H

ドリーの直径

コード番号
T99923797
T99912906
T99923147
T99923103

10個入り2100個入り-T9990050CT

説明
磁石式固定具 － 壁面にアクチュエータを固定します
アラルライドスタンダード(2液混合タイプのエポキシ接着剤)､15ml入りチューブ2本
ドリー洗浄用はさみ型ヒーター - 欧州仕様220V/英国仕様240V
ドリー洗浄用はさみ型ヒーター - 米国仕様110V● 校正証明書が標準で付属しています。

1www.elcometer.com

標準取付台装着済みアクチュエータを含む
2
直径50mm(2インチ)のドリーは4個入り

9付着性 - プルオフ
Elcometer 510

自動プルオフ式付着性試験機

プルオフ式付着性試験機の正しい使い方
試験面とドリーの準備
1.		
試験機を設置できる十分な広さがある平らな表面を選びます。
2. 試験面とドリーの底面を研磨し、埃やごみが付いていないことを確認します。両方の表面がきれいでないと、正しく接着しない可能性があります。
3. ドリーの固着正しい接着剤を混合して、ドリーの底面に均一に塗ります。
4.		適合規格の試験法は、ドリーを試験面に対して垂直に引っ張るように定めています。そのため、ドリーは平らな面に固着させる必要があります(下の図を参照)。ドリーの底面と試験面が平行になるようにして、ドリーを一様に押し付けます。
5.		ドリーの周囲にはみ出した接着剤を取り除き、接着剤が乾くのを待ちます。試験面が壁面の場合は、接着剤が乾くまでドリーをテープで留めてください。
6. 必要に応じて、付属している円形カッターを使って、ドリーの周囲に沿って試験面を切り抜きます。
7.		ドリーにアクチュエータを装着して、測定を開始します。

ドリーの正しい装着例✓

ドリーの間違った装着例

X

ドリーとアクチュエータ引っ張る方向

塗膜

引っ張る方向

下地

曲げモーメ
ント

付着性試験の判定
プルオフ式の試験が有効であるためには、試験後のドリーの底面の50%以上に塗料が付着していなければなりません。接着破壊が起こり、ドリーの底面に塗料がまったく付いていない場合や50%に満たない場合は、試験は無効と見なされ、再試験が必要です。
塗料が塗布面で剥離せずに塗料層内でちぎれ、ドリーと試験面の両方に同じ塗料が残ることを「凝集破壊」といいます。
一方、2つの塗膜の間で剥離する(1つの塗料がドリーの底面に残り、別の塗料が下地に残る)か、下地の表面で塗料が剥離する(ドリーの底面に塗料がすべて付着し、下地に何も残らない)ことを「付着破壊」といいます。
注：仕様で決められている値以上で接着破壊が起こった場合は、その試験に関しては、塗膜の付着性が仕様を超えていると判断してかまいません。

コンクリート面の付着性試験

10

接着剤層の剥離塗膜の部分破壊

塗膜の剥離

コンクリート層の破壊

www.elcometer.com

付着性 - プルオフ

英国
Elcometer Limited+44 (0)161 371 6000
sales@elcometer.com
www.elcometer.com

フランス
Elcometer Sarl
+33 (0)2 38 86 33 44
fr_info@elcometer.com
www.elcometer.fr
ドイツ
Elcometer Instruments GmbHAALEN: +49 (0) 7361 52806 0
LEER: +49 (0) 7361 528 06 60
de_info@elcometer.com
www.elcometer.deオランダ
Elcometer B.V.
+31 (0)30 259 1818
nl_info@elcometer.com
www.elcometer.nl
日本
Elcometer KK+81 (0)3 6869 0770
jp_info@elcometer.com
www.elcometer.co.jp
シンガポール共和国
Elcometer (Asia) Pte Ltd+65 6462 2822
asia@elcometer.com
www.elcometer.com
アラブ首長国連邦
Elcometer L.L.C.
+971 4 295 0191
+971 4 280 3526
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae
米国
Elcometer Inc
WARREN, MI: +1 248 650 0500
HOUSTON, TX: +1 713 450 0631
Toll Free: 800 521 0635
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

Elcometer 510 モデルT: iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPhone 4s、iPhone 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad、第3、4世
代）、iPad mini、iPad 2、iPod touch、第4、5世代) に対応。上記の「Made for」（対応）とは、Elcometerの装置をiPod、iPhone、またはiPadに接続するためのアクセサリーがあり、Appleによる性能基準を満たしていることが開発者によって承認されているという意味です。Appleは、本製品の動作、および本製品が安全基準や規制に準拠しているかどうかについて一切責任を負いません。iPod、iPhone、またはiPadと上述のアクセサリーの使用によって、無線通信が影響を受けることがあります。iPad、iPhone、iPod touchは、米国
および他の国におけるApple Inc.の登録商標です。App Storeは、米国および他の国におけるApple Inc.の登録商標です。その他の商標については、その旨が記されています。AndroidのOSはバージョン2.1以上が必要です。
© Elcometer Limited, 2022.All rights reserved.この文書の一部または全部を、Elcometer Limitedの事前の書面による許可なく、いかなる形式や方法によっても、複製、転送、保管（検索可能なシステムかどうかを問わず）、またはいかなる言語にも翻訳することを禁じます。													ElcometerとElcoMaster®は、Elcometer Limitedの登録商標です。Elcometer Limitedは、継続的改善方針を採用しているので、製品の仕様が予告なく変更されることがあります。どの装置にも標準で1年間保証が付いています。2年間に無料で延長するには、購入日から60日以内にwww.elcometer.comで製品を登録してください。

www.elcometer.com

11