2021年 11月2日/ 11月19日
2021年度 管理責任者講習会/フォローアップ研修会

ウイルスの基礎知識とSIAA 抗ウイルス認証制度について

一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター
神戸試験センター
射本 康夫

0～ 微生物の分類 ～1. ウイルス概論

細 菌

真菌（かび、酵母）

ウイルス

単細胞で単純な形態

単・多細胞で複雑な形態
主に胞子、菌糸で構成

カプシドの外側が脂質膜（エンベロープ）で覆われているものもある。

大きさ

幅 1μm
長さ 10μm

幅 2～10μm（かび胞子）

直径 20～300 nm

遺伝子

DNADNADNA or RNA

増 殖

二分裂

発芽後、菌糸形成

宿主細胞に感染後、その細胞内で増殖

形 態
ウイルス粒子

代謝系

なし（ATPやタンパク質などの合成）

宿主となる生細胞に感染して初めて、その細胞内で増殖することができる。

あり

あり

11

～ 生物学的特徴 ～1. ウイルス概論

細菌の増殖

かびの増殖

発芽

２分裂で増殖

菌糸伸長
胞子産生

胞子ウイルスの複製

ウイルスの遺伝子

遺伝子

生物の細胞

宿主細胞に吸着

細胞内への取込

脱殻

放出

ウイルス粒子の複製➢ウイルスは、細菌やかびと異なり、自己増殖しない。
➢宿主細胞に感染し、宿主細胞の増殖機能により、自らの遺伝子由来のタンパク質を生産させることで、自己を複製する。
➢ウイルスの細胞への感染には特異性がある➢ウイルスには、エンベロープを持つものと持たないものがある

遺伝子
カプシド

エンベロープ

ウイルス粒子の概略図

2

ウイルスの可視化

1. ウイルス概論

ミリマイクロ ナノメートル メートル メートル

大きさのイメージ（mm, µm, nm）

1nm

10nm

1µm

100nm

10µm

タンパク質など

インフルエンザ
ウイルス

微生物

分解能の限界0.2μm
0.1nm以下

繊維製品

0.1mm

肉眼

光学顕微鏡

電子顕微鏡

3

2

ウイルスの可視化

1. ウイルス概論

電子顕微鏡の種類
透過型電子顕微鏡/ TEM(Transmission Electron Microscope)

走査型電子顕微鏡/ SEM(Scanning Electron Microscope)

用途：内部構造の観察

用途：表面構造の観察

41. ウイルス概論

ウイルスの可視化 ～走査型電子顕微鏡/ SEM～

試料作製手順固定

脱水・乾燥置換・エタノール
・酢酸イソアミル
・t-ブチルアルコール

オスミウム蒸着（導電性付与）

SEM
観察・臨界点乾燥・凍結乾燥

試料作製に使用する機器類

臨界点乾燥装置

凍結乾燥装置

オスミウム蒸着装置

試料（ウイルス、微生物、布等の製品）と観察目的によって試料作製法は異なる。

53

1. ウイルス概論

A型インフルエンザウイルスのMDCK細胞への感染
試験対象ウイルスの選定（一財）日本繊維製品品質技術センター～SEM観察～正常なMDCK細胞インフルエンザウイルスが感染すると。。。
66

1. ウイルス概論

A型インフルエンザウイルスのMDCK細胞への感染
試験対象ウイルスの選定（一財）日本繊維製品品質技術センター～SEM観察～インフルエンザウイルスが感染したMDCK細胞774

1. ウイルス概論

A型インフルエンザウイルスのMDCK細胞への感染
試験対象ウイルスの選定（一財）日本繊維製品品質技術センター～SEM観察～88

1. ウイルス概論

A型インフルエンザウイルスのMDCK細胞への感染
試験対象ウイルスの選定（一財）日本繊維製品品質技術センター～SEM観察～995

1. ウイルス概論

A型インフルエンザウイルスのTEM観察
A型インフルエンザウイルス（H3N2）
Influenza A virus(H3N2): A/Hong Kong/8/68: TC adapted ATCC VR-1679

超純水処理：1分

薬剤処理：1分✓ 薬剤で処理したウイルス表面（エンベロープ）の一部に損傷が見られる。

10

1. ウイルス概論（一財）日本繊維製品品質技術センター

正常なMDCK細胞（イヌ腎臓細胞）
試験対象ウイルスの選定 ～光学顕微鏡観察～11116

1. ウイルス概論（一財）日本繊維製品品質技術センター

インフルエンザウイルスが感染したMDCK細胞～光学顕微鏡観察～
試験対象ウイルスの選定

ウイルスが感染した細胞の変性（形態変化）を観察することで、ウイルス数を定量評価することができる

12

1. ウイルス概論

ウイルスの定量～Plaque assay～
試験対象ウイルスの選定（一財）日本繊維製品品質技術センター

プラーク形成のイメージ：
最初に感染した細胞から隣の細胞→隣の細胞→→隣の細胞へとウイルス感染が広がる。

137

試験対象ウイルスの選定
抗微生物試験の各種規格

1. ウイルス概論（一財）日本繊維製品品質技術センター

JIS/ISO Methods
TextilesPlastics

JIS L 1902
ISO 20743
JIS L 1922
ISO 18184
JIS L 1921
ISO 13629

JIS Z 2801
ISO 22196

Anti Bacteria
Virus
Fungi

ISO21702
JIS Z 2911
ISO 846 / ISO 16869

14

抗ウイルス性試験方法の規格化の進捗状況
試験対象ウイルスの選定

1. ウイルス概論（一財）日本繊維製品品質技術センター

繊維製品➢ISO18184－Textiles－Determination of antiviral activity of textile products
2014年 9月1日制定
2019年6月、Second edition 発行➢JIS L 1922－繊維製品の抗ウイルス性試験方法
2016年 12月20日制定
非多孔質製品（プラスチック製品など）➢ISO化 （一般社団法人抗菌製品等技術協議会）✓2016年度政府戦略分野に係る国際標準化活動「テーマ名：non-porous製品の抗ウイルス性評価試験法に関する国際標準化」✓非多孔質製品の抗菌性試験方法－ISO22196をベースに、ISO18184を盛り込み作成
ISO21702－Measurement of antiviral activity on plastics and other non-porous surfaces
2019年5月7日 発行

158

（一財）日本繊維製品品質技術センター

非多孔質製品の抗ウイルス性試験方法
試験対象ウイルスの選定 ～ISO制定までの推移～

2. 抗ウイルス試験

2015年10月 PWI プレゼン （インド国際会議 ISO/TC61/SC/WG7）
2016年3月 NWIP 提出
5月 NWIP 登録→投票開始
8月 NWIP 投票 開票
9月 NWIP 承認 （ドイツ国際会議 ISO/TC61/SC/WG7）
12月 WD 提出
2017年3月 CD 21702 登録→投票開始
5月 CD 投票 開票
9月 CD コメントに対する協議 （韓国国際会議 ISO/TC61/SC6/WG7）2018年9月 DISコメントに対する協議 （大宮国際会議 ISO/TC61/SC6/WG7）
2018年12月 FDIS登録
2019年2月 FDIS投票開始
2019年4月 FDIS投票 開票

2019年5月7日 発行
ISO 21702「Measurement of antiviral activity on plastics and other non-porous surfaces」
16（一財）日本繊維製品品質技術センター

非多孔質製品の抗ウイルス性試験～試験対象ウイルス～
試験対象ウイルスの選定

2. 抗ウイルス試験

試験対象ウイルス

季節性A型インフルエンザウイルス (エンベロープ有) (BSL2)
組織培養継代株の季節性インフルエンザウイルスを使用する。
組織培養を繰返したインフルエンザウイルスは、組織培養に用いた宿主細胞に馴化し、反対にヒトへの感染性は低下する傾向がある。

ネコカリシウイルス (エンベロープ無) (BSL2)
ノロウイルスの 代替ウイルス として使用する。
ネコに対しての感染性を有し、 ヒトには感染しない。

ISO21702：Example of Test Viruses and host cells
Virus nameInfluenza virus

Feline calicivirus

Virus strain

Influenza A virus(H3N2): A/Hong Kong/8/68:
TC adapted ATCC VR-1679

Feline calicivirus; Strain: F-9 ATCC VR-782

Host cell

MDCK cell (Dog kidney cell origin)
ATCC CCL-34

CRFK cell (Cat kidney cell origin)
ATCC CCL-94＊適切な検証後（試験成立条件を満たす）、他の種類のウイルス、宿主細胞を使用することができる。

179

2. 抗ウイルス試験（一財）日本繊維製品品質技術センター

非多孔質製品の抗ウイルス性試験～試験ウイルス懸濁液の調製～試験対象ウイルスの選定

１．細胞を単層培養する

２．細胞にウイルスを吸着・感染させる

３．培地を加え、ウイルスを増殖させる

５．遠心分離し、細胞の残渣を沈殿させる

６．上清を回収し、精製水で10倍希釈したものを試験ウイルス懸濁液とする（1~5×107 pfu/ml）

培地を除去

４．ウイルス懸濁液を回収する

18

2. 抗ウイルス試験（一財）日本繊維製品品質技術センター

非多孔質製品の抗ウイルス性試験～試験ウイルス懸濁液の接種から洗い出し～
試験対象ウイルスの選定

１．試験片(50mm×50mm)を採取する。

２．試験ウイルス懸濁液0.4 ml を試験片に接種し、カバーフィルム(40mm×40mm)をかぶせる。

３．25℃、90%RH以上で２４時間静置し、ウイルスと検体とを作用させる。

４．洗い出し液 10ml を 加え、検体からウイルスを回収する。

1910

（一財）日本繊維製品品質技術センター

非多孔質製品の抗ウイルス性試験～ウイルス感染価の測定～
試験対象ウイルスの選定

2. 抗ウイルス試験

プラーク測定法
0.1mL

0.1mL

1/10

0.1mL

1/100

0.1mL

1/1000 1/100000.9mL of the maintenance medium

５．細胞維持培地を用いて、洗い出し液の10倍希釈系列を作製する。

６．6 wellプレートに単層培養した細胞に、各希釈系列から0.1 ml 接種する。

20

2. 抗ウイルス試験（一財）日本繊維製品品質技術センター

非多孔質製品の抗ウイルス性試験～ウイルス感染価の測定～
試験対象ウイルスの選定

７．37℃、1時間培養し、細胞にウイルスを吸着させる。

８．細胞培養寒天培地を加える。

９．37℃、5%CO2で、２～３日培養する

１０．固定液を加え、細胞を固定する

2111

（一財）日本繊維製品品質技術センター

非多孔質製品の抗ウイルス性試験～ウイルス感染価の測定～
試験対象ウイルスの選定

2. 抗ウイルス試験

１１．寒天培地を除去し、メチレンブルー溶液を加え、細胞を染色する。

生細胞は青く染色され、変性細胞は染まらない

１２．プラーク数をカウントする＊プラーク（左図白い斑点部分）

ウイルスが感染したことにより、細胞が変性している部分をカウントし、ウイルス数を測定する。

22（一財）日本繊維製品品質技術センター

非多孔質製品の抗ウイルス性試験～ウイルス感染価の測定～
試験対象ウイルスの選定

2. 抗ウイルス試験

培養後、６～６０個のプラークが現われた希釈系列のWell のプラーク数を測定する。

（例）
100倍希釈の希釈系列で、プラーク数： 20個
ウイルス感染価/0.1 ml ＝ 20 ×100＝ 2.0×103 PFU/0.1ml

ウイルス感染価/ ml ＝ 20 ×100×10 ＝ 2.0×104 PFU/ml

N（ウイルス感染価/試験片1cm2当たり）＝（ウイルス感染価/ml）×（洗い出し液量）÷（ｶﾊﾞｰﾌｨﾙﾑの面積）例 ：N（ウイルス感染価/試験片1cm2当たり） ＝ 2.0×104 PFU ×10ml÷16 ＝ 1.3 ×104 （PFU/試験片1cm2 ）常用対数値

LogN ＝ Log (1.3×104 ) = 4.097＊宿主細胞検証試験を上述の繊維製品の抗ウイルス性試験と同様に実施する。

2312

（一財）日本繊維製品品質技術センター

非多孔質製品の抗ウイルス性試験～宿主細胞検証試験～
試験対象ウイルスの選定

2. 抗ウイルス試験

検体からウイルスを洗い出す操作の過程において、加工剤が溶出する可能性がある。

加工剤が溶出した場合、細胞毒性やウイルスへの細胞の感受性の低下を引き起こす可能性がある。

ウイルス感染価測定の検証のために、測定するウイルス懸濁液が細胞毒性を示さないこと、ウイルスへの感染性の低下を引き起こさないこと、及び加工剤の抗ウイルス活性が不活性化されていることを確認する必要がある。

24（一財）日本繊維製品品質技術センター

非多孔質製品の抗ウイルス性試験～宿主細胞検証試験～
試験対象ウイルスの選定

2. 抗ウイルス試験

洗い出し液 10mlを加え、本試験と同様の洗い出し操作を行う。

１．細胞毒性の確認✓細胞の損傷の有無を確認
損傷が確認されない場合
２．ウイルスへの細胞の感受性及び加工剤の抗ウイルス活性の不活性化の確認

注記： 細胞の損傷が認められた場合は、洗い出し液の組成を修正・変更するか、洗い出しの増量を行なう。

2513

2. 抗ウイルス試験（一財）日本繊維製品品質技術センター

非多孔質製品の抗ウイルス性試験～宿主細胞検証試験～
試験対象ウイルスの選定

ウイルスへの細胞の感受性及び加工剤の抗ウイルス活性の不活性化の確認

１．洗い出し液 10mlを加え、本試験と同様の洗い出し操作を行う。

３．4 -6×104 PFU/ml に調製したウイルス懸濁液 50 μl を加える。

４．25℃で30分間静置する。

２．試験管に洗い出し液 ５ｍｌを入れる。
５．ウイルス感染価を測定する。

26

2. 抗ウイルス試験（一財）日本繊維製品品質技術センター

非多孔質製品の抗ウイルス性試験～宿主細胞検証試験～
試験対象ウイルスの選定

ウイルスへの細胞の感受性及び加工剤の抗ウイルス活性の不活性化の確認
40-60 PFU

0.1 ml40-60 PFU

細胞毒性を示さず、ウイルスへの感染性の低下を引き起こさない場合、1 well 当たり40-60個のプラークが形成される。

（例）
陰性対照

抗ウイルス加工試料
40 PFU

35 PFU

40 PFU

35 PFU

試験成立の判定
log (対照試料のPFU/ml) - log(抗ウイルス加工試料のPFU/ml) ≦ 0.5
注記： 上記の値が0.5を超える場合は、洗い出し液の組成を修正・変更するか、洗い出しの増量を行なう。

2714

（一財）日本繊維製品品質技術センター

非多孔質製品の抗ウイルス性試験～試験成立の判定～
試験対象ウイルスの選定

2. 抗ウイルス試験➢ 試験成立の判定
次のいずれにも該当する場合に、試験が成立していると判定する。
a) 未加工試料の接種直後のウイルス感染価の常用対数値に関して以下の式を満たすこと。
(L max－L min)／(L mean) ≦0.2
L max：未加工試料の接種直後のウイルス感染価の常用対数値の最大値
L min：未加工試料の接種直後のウイルス感染価の常用対数値の最小値
L mean：未加工試料の接種直後のウイルス感染価の常用対数値の平均値b) 未加工試料の接種直後のウイルス感染価の平均値が、2.5×105 PFU/cm2 ～ 1.2×106 PFU/cm2 であること。
c) 未加工試料の24時間作用後の３検体それぞれのウイルス感染価が、6.2×102 PFU/cm2 以上であること。
d) 試験片の加工剤活性の抑制効果が確認されていること。

28（一財）日本繊維製品品質技術センター

非多孔質製品の抗ウイルス性試験～抗ウイルス活性値～
試験対象ウイルスの選定

2. 抗ウイルス試験

Antiviral activity （抗ウイルス活性値）の計算
8log (ウイルス感染価/sample)

76

Antiviral activity

54321-1491419時間 (h)

24
無加工試料
加工試料

ISO21702には、抗ウイルス効果の基準値は記載されていない。

R ＝ (Ut－U0)－(At－U0) = Ut－At
R ：Antiviral activity
U0 ：未加工試料のウイルス懸濁液接種直後の3検体のウイルス感染価常用対数値の平均値
Ut ：未加工試料のウイルス24時間作用後の3検体のウイルス感染価常用対数値の平均値
At ：抗ウイルス加工試料の24時間作用後の3検体のウイルス感染価常用対数値の平均値

2915

非多孔質製品の抗ウイルス性試験
試験対象ウイルスの選定

2. 抗ウイルス試験（一財）日本繊維製品品質技術センター（一社）抗菌製品技術協議会による 抗ウイルス加工SIAAマーク運用➢ 抗ウイルス加工SIAAマークの運用

2019年 7月1日 開始➢ 試験機関による抗ウイルス試験の受付

2019年 7月1日

30

2. 抗ウイルス試験

SIAAマークの周辺文字等の表示例

非多孔質製品の抗ウイルス性試験（一社）抗菌製品技術協議会 K14_SIAAマーク管理運用規定より抜粋①⑤⑥

製品上の特定ウイルスの数を減少させます②④③！注意事項
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

➢ 抗ウイルス加工製品の抗ウイルスSIAAマークは、①： 「基本図形」②： 「抗ウイルス剤の種類、加工方法および加工部位を示す文字情報」③： 「登録番号」④： 「抗ウイルスに関する注意事項」⑤： 「抗ウイルスSIAAマークの主旨の説明文」
から構成され、抗ウイルスSIAAマーク基本図形の近傍に、次の表現を記載する。
⑥： 「製品上の特定ウイルスの数を減少させます」
なお、希望する場合は「基本図形」以外の構成要素をSIAAマークから削除することが出来る。
但し、その場合は削除した情報を、製品又は包装、パンフット等の販売資料に表示することを原則とする。

3116

2. 抗ウイルス試験

非多孔質製品の抗ウイルス性試験
試験対象ウイルスの選定（一財）日本繊維製品品質技術センター「K14_SIAAマーク管理運用規定」より抜粋

抗ウイルスSIAAマークの記載の際の厳守事項① 製品以外への表示は、原則、製品へのSIAAマーク表示と同様とする。

② SIAAマークや抗ウイルス加工の記載に即して、次のような表現をしてはならない。
✓ 「具体的なウイルス名の記載（試験ウイルス名の記載も不可）」✓ 「病名の記載、或いは病気やその予防方法の説明」✓ 「人の疾患の治療や予防に使用される旨、及び人の身体の構造機能に影響を及ぼす旨などを明示・暗示する表現」✓ 「付記用語に定めた以外の表現、例えば“ウイルスの働きを抑制する”や“ウイルスを不活化させる”等の表現」③ 登録製品本体およびそれに付属するパッケージ、ラベル、取扱説明書、カタログ、パンフレット、技術資料、新聞・雑誌広告、TVコマーシャル、インターネット等にウイルス名を一切記載してはならない。
但し、申請時に実施した抗ウイルス試験で使用したウイルス株のATCC番号を技術資料（企業向け資料で一般消費者には渡らないもの）に記載することが出来る。

32

2. 抗ウイルス試験

SIAA試験対象ウイルスの選定
抗ウイルスマーク 性能基準

（一財）日本繊維製品品質技術センター「K7_品質と安全性に関する自主規格」より抜粋

6. 抗ウイルス性能基準（抗ウイルス加工剤）（抗ウイルス加工製品）（抗ウイルス加工製品の抗ウイルス活性で 「持続性試験法（耐水処理、耐光処理）」に判断することとし、抗ウイルス加工剤として より処理を行った後の製品が表5 に示すの性能基準は定めない）
抗ウイルス性能基準に適合すること。

表５．抗ウイルス加工製品の抗ウイルス性能基準

試験法名
ウイル
ス

ISO 21702法

抗ウイルス性能基準
antiviral activity 2.0 以上
インフルエンザウイルス、ネコカリシウイルスの1種類以上のウイルスで試験すること。

備考

本法が適用出来ない形状の製品の場合、平板状に加工した試験片を用いて試験してもよい。

3317SIAA試験対象ウイルスの選定
抗ウイルスマーク 性能基準

2. 抗ウイルス試験（一財）日本繊維製品品質技術センター「K7_抗菌加工製品等のSIAAマークの取扱いに関する運用マニュアル」より抜粋

3. 無加工試験片および試験条件等の取扱い
抗菌加工製品、抗ウイルス加工製品共通
1. 本会が定める無加工試験片とは無加工製品そのものから採取した試験片を指す（規定）。
2. 無加工試験片自体に抗菌効果、抗ウイルス効果があり、試験成立条件を満たすことが不可能の場合でも、無加工試験片としてフィルムを用いることは本会では扱わない。
a. 無加工試験片（抗菌加工試験片、抗ウイルス加工試験片も同）に、加熱等の前処理を持続性試験（耐水性試験、耐光性試験）の前に実施することにより試験が成立する場合は、その条件を明示して試験に供する。

（例）試験片を60℃の乾燥機で24時間加熱。

抗ウイルス加工製品
試験ウイルス懸濁液にタンパク質を添加することにより試験が成立する場合は、その条件を明示して試験に供することができる。但し、この試験方法の場合にはISO番号なしSIAAマークを表示する。

（例）試験ウイルス懸濁液中に終濃度0.3%となるようにBSAを添加。

34

3. 新型コロナウイルスへの適用（一財）日本繊維製品品質技術センター

新型コロナウイルスの宿主細胞への感染
試験対象ウイルスの選定➢ 試験ウイルス：Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2（SARS-CoV-2）
NIID分離株；JPN/TY/WK-521（国立感染症研究所より分与）➢ 宿主細胞：VeroE6/TMPRSS2 JCRB1819
正常な宿主細胞新型コロナウイルスが感染した宿主細胞

3518

3. 新型コロナウイルスへの適用（一財）日本繊維製品品質技術センター

新型コロナウイルスの宿主細胞への感染～SEM観察～試験対象ウイルスの選定➢ 試験ウイルス：Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2（SARS-CoV-2）
NIID分離株；JPN/TY/WK-521➢ 宿主細胞：VeroE6/TMPRSS2 JCRB1819

正常な宿主細胞新型コロナウイルスが感染した宿主細胞

36

3. 新型コロナウイルスへの適用（一財）日本繊維製品品質技術センター

新型コロナウイルスの宿主細胞への感染～SEM観察～試験対象ウイルスの選定➢ 試験ウイルス：Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2（SARS-CoV-2）
NIID分離株；JPN/TY/WK-521➢ 宿主細胞：VeroE6/TMPRSS2 JCRB1819

3719

3. 新型コロナウイルスへの適用（一財）日本繊維製品品質技術センター

新型コロナウイルスの宿主細胞への感染～SEM観察～試験対象ウイルスの選定➢ 試験ウイルス：Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2（SARS-CoV-2）
NIID分離株；JPN/TY/WK-521➢ 宿主細胞：VeroE6/TMPRSS2 JCRB1819

38

3. 新型コロナウイルスへの適用（一財）日本繊維製品品質技術センター

新型コロナウイルス
感染価測定 ～プラーク測定法～
試験対象ウイルスの選定➢ 試験ウイルス：Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2（SARS-CoV-2）
NIID分離株；JPN/TY/WK-521➢ 宿主細胞：VeroE6/TMPRSS2 JCRB1819

48 hpi10倍希釈系列（48 hpi)

40 hpi

ウイルス感染無し

3920

（一財）日本繊維製品品質技術センター

非多孔質製品の抗ウイルス性試験方法への適用～試験結果例～
試験対象ウイルスの選定

3. 新型コロナウイルスへの適用○試験概要

ISO21702
・試験ウイルス：Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2（SARS-CoV-2）
NIID分離株；JPN/TY/WK-521（国立感染症研究所より分与）
VeroE6/TMPRSS2 JCRB1819

・宿主細胞：

・無加工試料：ABS樹脂板 (50mm×50ｍｍ）
・試験試料： 銀ナノ粒子担持ABS樹脂板 (50mm×50ｍｍ）
・作用条件

：

25℃、24時間

・感染価測定法：プラーク測定法

・試験ウイルス懸濁液濃度：2.4 × 107 PFU/ml（ウイルス懸濁液を滅菌超純水で10倍希釈）
ウイルス感染価 (PFU/cm2)
常用対数値

検 体

常用対数値
n1n2

接種直後 【U 0】n3ABS樹脂板（無加工）n1n3
24時間放置後
[A t]

n2n3

抗ウイルス活性値【R】(注3)

4.82

0.97
1.10
1.10

n1

銀ナノ粒子担持ABS樹脂板

5.65

5.08
4.67

n2

24時間放置後[U t]

常用対数値平均値

5.67
5.61
5.67
4.70

1.06

3.840

（一財）日本繊維製品品質技術センター

繊維製品の抗ウイルス性試験方法への適用～試験結果例～
試験対象ウイルスの選定

3. 新型コロナウイルスへの適用○試験概要

JIS L 1922 、ISO18184 準用・試験ウイルス：Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2（SARS-CoV-2）
NIID分離株；JPN/TY/WK-521（国立感染症研究所より分与）
VeroE6/TMPRSS2 JCRB1819

・宿主細胞：

・無加工試料：標準布（綿） 0.4g
・試験試料： 銀ナノ粒子担持標準布
・作用条件

：

0.4g

25℃、2時間

・感染価測定法：プラーク測定法

・試験ウイルス懸濁液濃度：1.6 × 107 PFU/ml（ウイルス懸濁液を滅菌超純水で10倍希釈）

試

ウイルス感染価 (PFU/vial)
常用対数値

料

常用対数値

無加工試料
綿標準布

接種直後
【lg(Va)】2時間作用後【lg(Vb)】

銀ナノ粒子担持繊維

2時間作用後【lg(Vc)】減少値【M】(注4)
常用対数値平均値

n16.18n26.03n36.15

n15.64n25.72

n35.57

n14.10n22.95

n33.80

抗ウイルス活性値【Mv】(注3)

6.12
0.5
5.65

3.62

―

2.54121

3. 新型コロナウイルスへの適用（一財）日本繊維製品品質技術センター

液剤の抗ウイルス性試験方法への適用
試験対象ウイルスの選定 ～試験結果例～○試験概要

液剤の抗ウイルス性試験
・試験ウイルス：Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2（SARS-CoV-2）
NIID分離株；JPN/TY/WK-521（国立感染症研究所より分与）
VeroE6/TMPRSS2 JCRB1819

・宿主細胞：

・対照サンプル（Negative control)：Phosphate buffered saline (PBS)
・試験サンプル： 70% w/v エタノール
ウイルス懸濁液：試験サンプル＝ 1：9

・試験条件：・作用条件：

25℃、30秒

・感染価測定法：プラーク測定法

・試験ウイルス懸濁液濃度：1.4 × 108 PFU/ml
試験液1ml当たりのウイルス感染価（PFU/mL）の常用対数値
検 体
常用対数値
n1

混合直後

n2n3

PBS
（Negative control）

n130秒作用後n2n3
n1

70% w/v エタノール

30秒作用後n2n3

常用対数値平均値
7.16
7.15
7.13
7.10
7.20
7.11
< 2.00< 2.00

Negative controlとの常用対数値差

7.15
7.14
< 2.005.1< 2.0042

一般財団法人

日本繊維製品品質技術センター

Japan Textile Products Quality and Technology Center

略称（QTEC）～ご清聴ありがとうございました～
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
神戸試験センター
射本 康夫（イモト ヤスオ）
〒650-0011 神戸市中央区下山手通５－７−３[TEL] 078−351−1891[FAX] 078−351−1894[E-MAIL] y-imoto@qtec.or.jp
4322