DKUK

ADVARSELFRWARNING

Do not use the Loop Link programming
interface to program the units in Ex area.
For installation in classified area themodules must be installed according to
the appropriate installation drawings.
SYSTEM 6300 must be mounted on a DIN
rail according to DIN EN 60715.

SAFETY INSTRUCTIONS
Receipt and unpacking

SIKKERHEDSREGLER
Modtagelse og udpakning
Udpak modulet uden at beskadige det. Kontrollér ved
modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte.
Indpakningen bør følge modulet, indtil dette er monteret på blivende plads.

MiljøforholdUndgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske rystelser og stød, og udsæt ikke modulet forregn eller kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning, ud over de opgivne grænser for omgivelsestemperatur, forhindres ved hjælp af ventilation.

Unpack the device without damaging it. The packing
should always follow the device until this has beenpermanently mounted. Check at the receipt of thedevice whether the type corresponds to the oneordered.

Environment
Avoid direct sunlight, dust, high temperatures,
mechanical vibrations and shock, as well as rain andheavy moisture. If necessary, heating in excess ofthe stated limits for ambient temperatures should be
avoided by way of ventilation.

Mounting

Installation
Modulet må kun tilsluttes af kvalificerede teknikere,som er bekendte med de tekniske udtryk, advarsler
og instruktioner i installationsvejledningen, og som
vil følge disse.
Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal
der rettes henvendelse til den lokale forhandler eller
alternativt direkte til PR electronics A/S.
Installation og tilslutning af modulet skal følge landets gældende regler for installation af elektriskmateriel bl.a. med hensyn til ledningstværsnit, forsikring og placering.
Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes i produktmanualen og på sideskiltet.

Kalibrering og justering
Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning af eksterne spændinger udføres i henhold
til denne installations­vejledning, og teknikeren skal
benytte sikkerhedsmæssigt korrekte værktøjer og
instrumenter.

Rengøring
Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med
en klud let fugtet med destilleret vand.

PC-programmering af SYSTEM 6300
Modulet konfigureres til den aktuelle opgave vedhjælp af en PC og PR electronics A/S’ kommunikationsinterface Loop Link. Det er muligt at konfigurere modulet både med og uden tilsluttet forsyningsspænding, idet kommunikationsinterfacet leverer
nødvendig forsyning til opsætningen. Kommunikationsinterfacet er galvanisk isoleret, så PC’ens port
er optimalt beskyttet. Kommunikationen er 2-vejs,
så modulets opsætning kan hentes ind i PC’en, ogopsætningen i PC’en kan sendes til modulet. For debrugere, der ikke selv vil foretage opsætning, kan
modulet leveres konfigureret efter oplyst specifikation: indgangstype, måleområde, følerfejlsdetekteringog udgangssignal.

Only qualified technicians who are familiar with thetechnical terms, warnings, and instruc­tions in thisinstallation guide and who are able to follow theseshould connect the device.
Should there be any doubt as to the correct handlingof the device, please contact your local distributor or,
alternatively, PR electronics A/S.
Mounting and connection of the device should
comply with national legislation for mounting ofelectric materials, i.e. wire cross section, protective
fuse, and location. Descriptions of input / output andsupply connections are shown in the product manualand on the side label.

Calibration and adjustment
During calibration and adjustment, the measuring
and connection of external voltages must be
carried out according to the specifications of thisinstallation guide. The technician must use tools andinstruments that are safe to use.

Cleaning
When disconnected, the device may be cleaned witha cloth moistened with distilled water.

PC programming of SYSTEM 6300
The device is configured to the present task by wayof a PC and PR electronics A/S’ communications
interface Loop Link. The device can be configured
with or without a connected supply voltage as thecommunications interface supplies the necessary
voltage to the set-up. The communications interface
is galvanically isolated to protect the PC port.
Communication is 2-way to allow the retrieval ofthe device set-up into the PC and to allow thetransmission of the PC set-up to the device. For
users who do not wish to do the set-up themselves,the device can be delivered configured according tocustomer specifications: input type, measurement
range, sensor error detection, and output signal.

Electrical specifications

Elektriske specifikationer

Specifications range................ -40°C to +85°C
Supply voltage, DC
6333A........................................ 8...35 VDC
6333B........................................ 8...30 VDC
Max. required power,
1 / 2 channels, 6333A............ 0.8 W / 1.6 W
Max. required power,
1 / 2 channels, 6333B............ 0.7 W / 1.4 W
Internal power dissipation,
6333A........................................... 0.19...0.8 W
Internal power dissipation,
6333B........................................... 0.19...0.7 W
Calibration temperature......... 20...28°C
Relative humidity..................... < 95% RH (non-cond.)
Dimensions.................................. 109 x 23.5 x 104 mm
Protection degree..................... IP20

Specifikationsområde.............. -40°C til +85°C
Forsyningsspænding DC
6333A........................................ 8...35 VDC
6333B........................................ 8...30 VDC
Maks. forbrug, 1 / 2 kanaler,
6333A........................................... 0,8 W / 1,6 W
Maks. forbrug, 1 / 2 kanaler,
6333B........................................... 0,7 W / 1,4 W
Internt effekttab, 6333A...... 0,19...0,8 W
Internt effekttab, 6333B...... 0,19...0,7 W
Kalibreringstemperatur.......... 20...28°C
Relativ fugtighed...................... < 95% RH (ikke kond.)
Mål.................................................. 109 x 23,5 x 104 mm
Kapslingsklasse......................... IP20

Indgangstyper:
Pt100............................................ -200°C...+850°C
Ni100............................................. -60°C...+250°C
Lin. R.............................................. 0 Ω...10000 Ω

Input types:

Strømudgang:
Signalområde.............................. 4...20 mA
Min. signalområde..................... 16 mA
Belastningsmodstand, Ω........ ≤ (Vforsyn.-8,0 V)/0,023

Godkendelser:

EAC.................................................. TR-CU 020/2011
EAC Ex........................................... TR-CU 012/2011

Pt100............................................ -200°C...+850°C
Ni100............................................. -60°C...+250°C
Lin. R.............................................. 0 Ω...10000 Ω

Current output:
Signal range................................ 4...20 mA
Min. signal range....................... 16 mA
Load resistance, Ω.................... ≤ (Vsupply-8.0 V)/0.023

Approvals:

EAC.................................................. TR-CU 020/2011
EAC Ex........................................... TR-CU 012/2011

Overholdte myndighedskrav:
EMC................................................. 2014/30/EU
ATEX............................................... 2014/34/EU
RoHS.............................................. 2011/65/EU

Benutzen Sie die Programmierschnittstelle Loop Link nicht im Ex Bereich.
Zur Montage in klassifizierten Zonen
müssen die Geräte nach den dazugehörigen Einbauzeichnungen installiert
werden.
Das System 6300 muss auf eine DINSchiene nach DIN EN 60715 montiert
werden.

Ne pas utiliser le kit de programmation“Loop Link” en zone classée dangereuse
Ex. Pour des installations en zoneclassée, les modules doivent être monté
conformément aux plans appropriés.
Il convient de monter l’appareil SYSTEME
6300 sur un rail DIN en se conformant à lanorme DIN EN 60715.

CONSIGNES DE SECURITE
Réception et déballage

SICHERHEITSREGELN
Empfang und Auspacken

Déballez le module sans l’endommager. Il est
recommandé de conserver l’emballage du module
tant que ce dernier n’est pas définitivement monté.
A la réception du module, vérifiez que le type demodule reçu correspond à celui que vous avezcommandé.

Packen Sie das Gerät aus, ohne es zu beschädigen,und kontrollieren Sie beim Empfang, ob der Gerätetyp Ihrer Bestellung entspricht. Die Verpackung
sollte beim Gerät bleiben, bis dieses am endgültigen
Platz montiert ist.

Environnement

Direkte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklung oder Hitze, mechanische Erschütterungen undStöße sind zu vermeiden; das Gerät darf nicht Regen
oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bei Bedarf muss eine Erwärmung, welche die angegebenen
Grenzen für die Umgebungstemperatur überschreitet,
mit Hilfe eines Kühlgebläses verhindert werden.

N’exposez pas votre module aux rayons directs dusoleil et choisissez un endroit à humidité modéréeet à l’abri de la poussière, des températures élevées,des chocs et des vibrations mécaniques et de lapluie. Le cas échéant, des systèmes de ventilation
permettent d’éviter qu’une pièce soit chauffée audelà des limites prescrites pour les températuresambiantes.

MontageIl est conseillé de réserver le raccordement du module
aux techniciens qualifiés qui connaissent les termes
techniques, les avertissements et les instructions
de ce guide et qui sont capables d’appliquer ces
dernières.
Si vous avez un doute quelconque quant à lamanipulation du module, veuillez contacter votre
distributeur local. Vous pouvez également vousadresser à : PR electronics SARL.
Le montage et le raccordement du module doiventêtre conformes à la législation nationale en vigueur
pour le montage de matéri­aux électriques, par ex­
emple, diamètres des fils, fusibles de protection
et implantation des modules. Les connexions desalimentations et des entrées / sorties sont décrites
dans le manuel du produit et sur l’étiquette de la facelatérale du module.

Etalonnage et réglage

Lors des opérations d’étalonnage et de réglage, il
convient d’effectuer les mesures et les connexions
des tensions externes en respectant les spécifica­
tions mentionnées dans ce guide. Les techniciens
doivent utiliser des outils et des instruments
pouvant être manipulés en toute sécurité.

Maintenance et entretien
Une fois le module hors tension, prenez un chiffon
imbibé d’eau distillée pour le nettoyer.

Programmation par PC du SYSTEME 6300
Le module peut être programmé en fonction d’uneapplication donnée à partir d’un PC et le kit deprogrammation Loop Link de PR electronics A/S. Le
module peut être programmé sans être alimenté carl’interface de communication fournit l’alimentationnécessaire pour la configuration. L’interface decommunication est doté d’une isolation galvaniquepour protéger le port du PC. La communication
est bidirectionnelle. Cela permet non seulement
la programmation du module mais également larécupération d’une configuration existante ainsi
que la lecture du numéro de série et du repère. Le
module peut être livré déjà programmé, si l’utilisateur
le souhaite.

Spécifications
Plage de température............. -40°C à +85°C
Tension d’alimentation, cc
6333A........................................ 8...35 Vcc
6333B........................................ 8...30 Vcc
Puissance maximale requise,
1 / 2 voies, 6333A................... 0,8 W / 1,6 W
Puissance maximale requise,
1 / 2 voies, 6333B................... 0,7 W / 1,4 W
Puissance dissipée, 6333A.... 0,19...0,8 W
Puissance dissipée, 6333B.... 0,19...0,7 W
Température d’étalonnage.... 20...28°C
Humidité relative...................... < 95% HR (sans cond.)
Dimensions.................................. 109 x 23,5 x 104 mm
Degré de protection................. IP20

6333B

Umgebungsbedingungen

DK

Installationsvejledningen for teknikere omfatter følgende
produkter: 6333A og 6333B.

UK

The installation guide for technical personnel covers thefollowing products: 6333A and 6333B.

FR

Le guide d’installation pour le personnel qualifié couvre les
produits suivants : 6333A et 6333B.

DE

Die Installationsanleitung für Techniker umfasst die
folgenden Produkte: 6333A und 6333B.

DK

UK

FR

DE

A

Indgangssignaler

Input signals

Signaux d’entrée

Eingangssignale

B

Udgangssignaler

Output signals

Signaux de sortie

Ausgangssignale

C

RTD, 3-leder

RTD, 3-wire

RTD, 3-fils

WTH, 3-Leiter

D

RTD, 2-leder

RTD, 2-wire

RTD, 2-fils

WTH, 2-LeiterF

Modstand, 3-leder

Resistance, 3-wire

Résistance, 3-fils

Widerstand, 3-LeiterF

Modstand, 2-leder

Resistance, 2-wire

Résistance, 2-fils

Widerstand, 2-Leiter

G

6333A
Forsyning+ 8,0...35 VDC

6333A
Supply+ 8.0...35 VDC

6333A
Alimentation+ 8,0...35 Vcc

6333A
Versorgung+ 8,0...35 VDC

H

6333B
Forsyning+ 8,0...30 VDC

6333B
Supply+ 8.0...30 VDC

6333B
Alimentation+ 8,0...30 Vcc

6333B
Versorgung+ 8,0...30 VDC

I

4...20 mA udgang

4...20 mA output

Sortie 4...20 mA

4...20 mA-Ausgang

Ch.1

Kanal 1Channel 1

Voie 1

Kanal 1

Ch.2

Kanal 2Channel 2

Voie 2

Kanal 2

F

E

D

C

Installation
Das Gerät darf nur von qualifizierten Technikern angeschlossen werden, die mit den technischen Ausdrücken, Warnungen und Anweisungen in dieser Installationsanleitung vertraut sind und diese befolgen.
Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabungdes Gerätes bestehen, sollte man mit dem Händler
vor Ort Kontakt aufnehmen. Sie können aber auchdirekt mit PR electro­nics GmbH Kontakt aufnehmen.
Die Installation und der Anschluss des Gerätes habenin Über­einstimmung mit den geltenden Regeln desjeweiligen Landes bez. der Installation elektrischer
Apparaturen zu erfolgen, u.a. bezüglich Leitungsquerschnitt, (elektrischer) Vor-Absicherung und Positionierung.
Eine Beschreibung von Eingangs- / Ausgangs- und
Versorgungsanschlüssen befindet sich im Produktmanual und auf dem Typenschild.

Pt100............................................ -200°C...+850°C
Ni100............................................. -60°C...+250°C
Résistance linéaire................... 0 Ω...10000 Ω

3

F

Ch.1

3

E

D

C

Ch.1

41

11

A

B

54

+ G/H

+

I
-

+ G/H

23
Ch.2

Ch.2

53
22
52

Kalibrierung und Justierung
Während der Kalibrierung und Justierung sind die
Mess­ung und der Anschluss externer Spannungenentsprechend dieser Installationsanleitung auszuführen, und der Techniker muss hierbei sicherheitsmäßig einwandfreie Werkzeuge und Instrumente
benutzen.

3

3

51

21

+

I

Das Gerät darf in spannungslosem Zustand mit einem Lappen gereinigt werden, der mit destilliertem
Wasser leicht angefeuchtet ist.

PC-Programmierung des Systems 6300
Das Gerät wird für die jeweilige Aufgabe mit Hilfe
eines PCs und PR electronics A/S Kommunikationsschnittstelle Loop Link konfiguriert. Es ist möglich,das Gerät sowohl mit als auch ohne angeschlossene Versorgungsspannung zu konfigurieren, da
die Kommunikationsschnittstelle die notwendige
Versorgung für die Einstellung liefert. Die Kommunikationsschnittstelle ist galvanisch isoliert, sodass
der Anschluss des PCs optimal geschützt ist. Die
Kommunikation erfolgt in beiden Richtungen, sodass
die Einstellung des Gerätes in den PC geholt, und
die Einstellung im PC an das Gerät gesandt werden
kann. Für diejenigen Anwender, welche die Einstellung nicht selbst vornehmen wollen, kann das Gerätnach folgenden Kundenspezifikationen konfiguriert
geliefert werden: Eingangstyp, Messbereich, Fühlerfehlererkennung und Ausgangssignal.

Stromausgang:
Signalbereich.............................. 4...20 mA
Min. Signalbereich.................... 16 mA
Belastungswiderstand, Ω....... ≤ (VVers.-8,0 V)/0,023

Compatibilité avec les normes :Zulassungen:

CEM................................................. 2014/30/EU
ATEX............................................... 2014/34/EU
RoHS.............................................. 2011/65/EU

Eingehaltene Behördenvorschriften:

DK

Ledningskvadrat (min....max.) 0,13...2,08 mm2 / AWG
26...14 flerkoret ledning.
Klemskruetilspændingsmoment 0,5 Nm.

UK

Wire size (min....max.) 0.13...2.08 mm2 /AWG 26...14 stranded wire.
Screw terminal torque 0.5 Nm.

FR

Taille des fils (min....max.) 0,13...2,08 mm2 /AWG 26...14 fils multibrins.
Pression max. avant déformation de la vis 0,5 Nm.

DE

Leitungsquerschnitt (min....max.) 0,13...2,08 mm2 /AWG 26...14 Litzendraht.
Klemmschraubenanzugsmoment 0,5 Nm.

DKMontering på DIN-skinne.

UK

Mounting on DIN rail.

FR

Montage sur rail DIN.

DE

Montage auf DIN-Schiene.

DK

Frigørelse fra DIN-skinne

UK

Demounting from DIN rail

FR

Démontage du rail DIN

DE

Lösen von DIN-Schiene

EAC.................................................. TR-CU 020/2011
EAC Ex........................................... TR-CU 012/2011
EMV................................................ 2014/30/EU
ATEX............................................... 2014/34/EU
RoHS.............................................. 2011/65/EU

DK

Kina RoHS

China RoHSUK

Husk først at demontere tilslutningsklemmerne med
farlig spænding. Modulet frigøres fra DIN-skinnen ved
at løfte i den nederste lås.
First, remember to demount the connectors withhazardous voltages. Detach the device from the DIN
rail by lifting the bottom lock.
Tout d’abord, n’oubliez pas de démonter les connecteursoù règnent des tensions dangereuses. Débloquez leverrou inférieur pour dégager le module du rail DIN.
Zunächst ist gefährliche Spannung von den Anschluss­
klemmen zu trennen. Das Gerät wird von der DINSchiene gelöst, indem man den unteren Verschluss
löst.

FR

RoHS chinois

China-RoHS

DE

Hazardous SubstancesPart Name

Receivingequipment

Disconnect

DK

Loop Link er et kommunikationsinterface, der er nødvendigt for programmering af
63xx. Loop Link må ikke benyttes til kommunikation med moduler installeret i Exområde.

UK

Loop Link is a communications interface that is needed for programming 63xx. Loop
Link is not approved for communication with devices installed in hazardous (Ex) areas.

FR

Loop Link est un kit de programmation permettant de programmer les 63xx. Loop
Link ne doit pas être utilisé pour communication avec des modules installés en zone
dangereuse.

DE

Loop Link ist eine Schnittstelle zur Programmierung des 63xx. Loop Link darf nicht zur
kommunikation mit Geräten, die in Ex-gefährdeten Bereichen installiert sind, benutz
werden.

+Vsupply

13 (23)* YellowRed

11 (21)

Input* Green

Black

6334
63xx
Connector

File Product Input

Date:
Serial no:
Tag no:O utput C om m unication
PRetop 5331

Language O ption

08:30:00

2004-8-10043201594
PRelectronics

Analog output
4 - 20mA
Analog input
O utput type:
Pt100 DIN/IEC
UpscaleInput type:
Sensor error:
0.00 - 50.00 C
Input range:
3-wireC onnection:
p: -----C old junction com
1.00 sec
Response time:

L oop
L ink

5909 - USB

Ex-godkendelser

UK

I.S approvals

FR

Approbations S.I.

DE

Area

Installation
drawing

6333A

KEMA 09ATEX0147 X

2, 226333QA02 DEK 14.0049X

6333B

KEMA 09ATEX0147 X 0, 1, 2, 20, 21, 22, M1 6333QA01 DEK 14.0049X 0, 1, 2, 20, 21, 22, M1

DK

DK

Installation
drawingFM

Area

Installation
drawing

CSA

Area

Installation
drawing

2, 226333QI02

FM17US0013X

2 / Div 26333QF01

1125003

2 / Div 26333QC02

6333QI01

FM17US0013X

0, 1, 2 / Div 1

6333QF01

11250030 , 1, 2 / Div 1

6333QC01

Documentation, permits and other information can befound on the internet at www.prelectronics.com

Cadmium(Cd)

Hexavalent Polybrominated Polybrominated
Chromiumbiphenyls
diphenyl ethers(Cr (VI))(PBB)(PBDE)The product’s Environmentally Friendly Use Period (EFUP) is 50 years

Area

UK

Dokumentation, godkendelser og yderligere information
findes på internettet på www.prelectronics.dk

Mercury(Hg)

Sideskilt

DK

Benforbindelser.

UK

Pin connections.

FR

Raccordement
des bornes.

DE

Klemmen­anschluss.

UK

Side label}

Ex-Zulassungen

ATEX

IECEx

Lead
(Pb)

PrintedXOOOO
Ocircuit board
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364
O: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for thispart is below the limit requirement of GB/T 26572.
X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials
used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

* Connected only foron-line programming

DK-

ReinigungPt100............................................ -200°C...+850°C
Ni100............................................. -60°C...+250°C
Lin. R.............................................. 0 Ω...10000 Ω

Gamme de signal...................... 4...20 mA
Plage de signal min.................. 16 mA
Résistance de charge, Ω......... ≤ (Valim.-8,0 V)/0,023

13

12

Eingangs-Typen:

Sortie courant :

B

44

42

Spezifikationsbereich.............. -40°C bis +85°C
Versorgungsspannung, DC
6333A........................................ 8...35 VDC
6333B........................................ 8...30 VDC
Leistungsbedarf, max.,
1 / 2 Kanäle, 6333A................ 0,8 W / 1,6 W
Leistungsbedarf, max.,
1 / 2 Kanäle, 6333B................ 0,7 W / 1,4 W
Verlustleistung, 6333A.......... 0,19...0,8 W
Verlustleistung, 6333B.......... 0,19...0,7 W
Kalibrierungstemperatur........ 20...28°C
Luftfeutigkeit............................. < 95% RF (nicht kond.)
Maß................................................. 109 x 23,5 x 104 mm
Schutzart...................................... IP20

Types d’entrée :A

43

Elektrische Daten

EAC.................................................. TR-CU 020/2011
EAC Ex........................................... TR-CU 012/2011

EMC................................................. 2014/30/EU
ATEX............................................... 2014/34/EU
RoHS.............................................. 2011/65/EU

6333A

WARNUNGAVERTISSEMENT

Approbations :Observed aothority requirements:

6333A & 6333B

Folgende Maßnahmen sollten nur in spannungslosem Zustand des Gerätes undunter ESD-sicheren Verhältnisse durchgeführt werden: Installation, Montage und
Demontage von Leitungen. Fehlersuche
im Gerät und Reparaturen des Gerätes
dürfen nur von PR electronics A/S vorgenommen werden.

Les opérations suivantes doivent êtreeffectuées avec le module débranchéet dans un environnement exemptde décharges électrostatiques (ESD) :Montage général, raccordement etdébranchement de fils et recherche depannes sur le module.
Seule PR electronics SARL est autorisée àréparer le module.

WARNINGADVARSELPR Loop Link programmeringsenhedenmå ikke benyttes til kommunikation med
moduler installeret i Ex-område.
Enhederne skal installeres i henhold til
den tilhørende installationsvejledning
ved montering i eksplosionfarlig område.
System 6300 skal monteres på DIN-skinne efter DIN EN 60715.

SN56333_106 (2026)

WARNUNGAVERTISSEMENT

The following operations should only be
carried out on a disconnected device andunder ESD safe conditions:
General mounting, connection anddisconnection of wires.
Troubleshooting the device.
Repair of the device must be done by PR
electronics A/S only.

Følgende operationer bør kun udføres på
modulet i spændingsløs tilstand og under
ESD-sikre forhold:Installation, ledningsmontage og -demontage.
Fejlfinding på modulet.
Reparation af modulet må kun foretages af
PR electronics A/S.

DE

FR

La documentation et toute autre information peuventêtre trouvées sur l’Internet sur notre site:www.prelectronics.fr

DE

Dokumentationen, Zulassungen und andere Informationen können auf unserer Internet-Seite unter
www.prelectronics.de gefunden und abgerufen werden.

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • Tel. +45 8637 2677 • Fax +45 8637 3085 • www.prelectronics.com

FR50

Etiquette

DE

}

}

Typenschild

DK

Typenr.

UK

Type no.

FR

No. de type.

DE

Typennr.

DK

Godkendelser.

UK

Approvals.

FR

Homologations.

DE

Zulassungen.

ATEX Installation drawing 6333QA01-V2R0

IECEx Installation drawing 6333QI01-V1R0

For safe installation of 6333B and 6343B the following must be observed. The
module shall only be Installed by qualified personnel who are familiar with thenational and international laws, directives and standards that apply to this area.
Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.

For safe installation of 6333B and 6343B the following must be observed. The
module shall only be Installed by qualified personnel who are familiar with thenational and international laws, directives and standards that apply to this area.
Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.

ATEX Certificate

KEMA 09ATEX 0147 X

IECEx Certificate

Marking

II 1 G Ex ia IIC T6..T4 Ga
II 1 D Ex ia IIIC Da
I M 1 Ex ia I Ma

Standards

Marking

EN 60079-0 : 2012, EN 60079-11 : 2012,
EN 60079-26 : 2007

Hazardous area
Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22

Terminal: 51,52,53
Uo: 30 VDC
Io: 8 mA
Po: 60 mW
Lo: 35 mH
Co: 60.8 nF

13 +

42

11 CH1Barrier52

23 +Terminal:
11,13 and
21,23
Ui: 30 VDC
Ii: 120 mA
Pi: 0.84 W
Li: 10 μH
Ci: 6.2 nF

Ex ia IIC T6..T4 Ga
Ex ia IIIC Da
Ex ia I Ma
IEC60079-11:2011, IEC60079-0: 2011,
IEC60079-26:2006

Non Hazardous Area

Terminal: 41,42,43
Uo: 30 VDC
Io: 8 mA
Po: 60 mW
Lo: 35 mH
Co: 60.8 nF

43

13 +

42

11 -

41
CH1

21 -

Barrier

6333
6343

Terminal: 51,52,53
Uo: 30 VDC
Io: 8 mA
Po: 60 mW
Lo: 35 mH
Co: 60.8 nF

53

23 +

52

21 -

Terminal:
11,13 and
21,23
Ui: 30 VDC
Ii: 120 mA
Pi: 0.84 W
Li: 10μH
Ci: 6.2nF

51

General installation instructions
To avoid risk of ignition during installation and maintenance appropriate safetymeasures against electrostatic discharge (ESD) are to be considered.
For installation in a potentially explosive gas atmosphere the following
instructions apply:
To avoid risk of ignition due to electrostatic discharge (ESD) the transmitter shallbe mounted in an enclosure providing a degree of protection of at least IP20
according to EN/IEC 60529.
Ambient temperature range:
T4: -40 ≤ Ta ≤ 85ºC
T5: -40 ≤ Ta ≤ 60ºC
T6: -40 ≤ Ta ≤ 40ºC
For installation in a potentially explosive dust atmosphere, the following
instructions apply:
The transmitter shall be mounted in a metal enclosure or equivalent that isproviding a degree of protection of at least IP6X according to EN/IEC 60529 thatis suitable for the application and correctly installed. Cable entries and blanking
elements shall be used that are suitable for the application and correctly
installed. The surface temperature of the enclosure is equal to the ambient
temperature +20K for a dust layer with a maximum thickness of 5 mm.
Ambient temperature range:
T4: -40 ≤ Ta ≤ 85ºC
For installation in a potentially explosive atmosphere in mines, the following
instructions apply:
The transmitter shall be mounted in an enclosure providing a degree ofprotection of at least IP6X according to EN/IEC 60529. Cable entries andblanking elements shall be used that are suitable for the application andcorrectly installed.
Ambient temperature range:
T4: -40 ≤ Ta ≤ 85ºC

ATEX Installation drawing 6333QA02-V3R0
For safe installation of 6333A and 6343A the following must be observed. The
module shall only be Installed by qualified personnel who are familiar with thenational and international laws, directives and standards that apply to this area.
Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number
KEMA 09ATEX 0147 X

Marking

II 3 G Ex nA [ic] IIC T6..T4 Gc
II 3 G Ex ic IIC T6..T4 Gc
II 3 D Ex ic IIIC Dc
EN 60079-0 : 2012, EN 60079-11 : 2012,
EN 60079-15 : 2010

T4: -40ºC to 85 ºC
T6: -40ºC to 60 ºC

Uo: 5 VDC
Io: 4 mA
Po: 20 mW
Lo: 900 mH
Co: 1000 μF

11 -For installation in a potentially explosive gas atmosphere the following
instructions apply:
To avoid risk of ignition due to electrostatic discharge (ESD) the transmitter shallbe mounted in an enclosure providing a degree of protection of at least IP20
according to EN/IEC 60529.
Ambient temperature range:
T4: -40 ≤ Ta ≤ 85ºC
T5: -40 ≤ Ta ≤ 60ºC
T6: -40 ≤ Ta ≤ 40ºC
For installation in a potentially explosive dust atmosphere, the following
instructions apply:
The transmitter shall be mounted in a metal enclosure or equivalent that isproviding a degree of protection of at least IP6X according to EN/IEC 60529 thatis suitable for the application and correctly installed. Cable entries and blanking
elements shall be used that are suitable for the application and correctly
installed. The surface temperature of the enclosure is equal to the ambient
temperature +20K for a dust layer with a maximum thickness of 5 mm.
Ambient temperature range:
T4: -40 ≤ Ta ≤ 85ºC

For safe installation of 6333A and 6343A the following must be observed. The
module shall only be Installed by qualified personnel who are familiar with thenational and international laws, directives and standards that apply to this area.
Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.

43

13 +

42

11 -

Terminal:
11-13 / 21-23
Ex nA
Umax ≤ 35 VDC

41Barrier

Co(Ca) > ∑(Ci+Ccable)
Lo(La) > ∑ (Li+Lcable)

Installation notes
The Transmitter must be installed in a suitable enclosure to meet installation
codes stipulated in The Canadian Electrical Code (CEC).

Non Hazardous Location

T6: -40 ≤ Ta ≤ 60ºC
T4: -40 ≤ Ta ≤ 85ºC

43

13 +

42

11 -

CH1

Barrier

Ex ic
Ui = 35 VDC
Li = 10 μH
Ci = 6.2 nF
53

23 +

52

21 -

11 -

41
CH1

51
CH2
6333
6343

53

23 +

52

21 -

For installation in a potentialy explosive gas atmosphere, the following
instructions apply:
If the transmitter is applied in type of protection “Ex nA”, it shall be installed in an
enclosure that is Ex nA certified according to IEC-EN 60079-15, or “Ex e”
certified and suitable for the application and correctly installed.
Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements

For installation in a potentialy explosive gas atmosphere, the following
instructions apply:
If the transmitter is applied in type of protection “Ex nA”, it shall be installed in an
enclosure that is Ex nA certified according to IEC-EN 60079-15, or “Ex e”
certified and suitable for the application and correctly installed.
Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements

For installation in a potentially explosive dust atmposphere, the following
instructions apply:
If the transmitter is supplied with an intrinsically safe signal "ic" and interfaces anintrinsically safe signal "ic" (e.g. a passive device), the transmitter shall bemounted in a metal enclosure that provides a degree of protection of at least
IP6X according to EN/IEC 60529, and that is suitable for the application. Cable
entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements. The
surface temperature of the enclosure is equal to the ambient temperature +20K
for a dust layer with a maximum thickness of 5 mm.

For installation in a potentially explosive dust atmposphere, the following
instructions apply:
If the transmitter is supplied with an intrinsically safe signal "ic" and interfaces anintrinsically safe signal "ic" (e.g. a passive device), the transmitter shall bemounted in a metal enclosure that provides a degree of protection of at least
IP6X according to EN/IEC 60529, and that is suitable for the application. Cable
entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements. The
surface temperature of the enclosure is equal to the ambient temperature +20K
for a dust layer with a maximum thickness of 5 mm.

EU DECLARATION OF CONFORMITY(6333DoC_102)

The EMC Directive 2014/30/EU and later amendments
EN 61326-1 : 2013
Immunity test requirements for equipment intended to be used in an industrial electromagnetic
environment. For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical
specifications for the device.
The ATEX Directive 2014/34/EU and later amendments
EN 60079-0 : 2012 + A11 : 2013, EN 60079-11 : 2012 andEN 60079-15 : 2010
ATEX certificate: KEMA 09ATEX0147 X
ATEX notified body (type approval)
DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands
The RoHS2 Directive 2011/65/EU and later amendments
EN 50581 : 2012
Notified body 0344
DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands

Rønde, 5 December 2017

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

F20.1/2017-08-11/HGA

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales-dk@prelectronics.com • www.prelectronics.com

11 -

23 +

53

21 -

52

Barrier

Associatedapparatus

51

Terminal:
11, 13 and21, 23
Ui: 30 VDC
Ii: 120 mA
Pi: 0.84 W
Li: 10μH
Ci: 6.2nF
Co(Ca) > ∑(Ci+Ccable)
Lo(La) > ∑ (Li+Lcable)

Installation notes
The Transmitter must be installed in a suitable enclosure to meet installation
codes stipulated in The Canadian Electrical Code (CEC).
Channel 1 and Channel 2 are separate channels and therefore separate
shielded cables shall be used for each channel.

T4: -40ºC to 85 ºC
T6: -40ºC to 60 ºC

Terminal: 41,42,43,44
Uo: 5 VDC
Io: 4 mA
Po: 20 mW
Lo: 900 mH
Co: 1000 μF

44
43

13 +

42

11 -

41
CH1

54

Terminal:
51,52,53,54
Uo: 5 VDC
Io: 4 mA
Po: 20 mW
Lo: 900 mH
Co: 1000μF

23 +

53

6333B1B

Hazardous Area
CL I, Div 2, GP ABCD
CL I, Zone 2, IIC

Terminal:
11-13
Functional Ratings:
U nominal ≤ 35 VDC;
I nominal ≤ 3.5 - 23 mA

53

23 +

52

21 -

51
CH2

Terminal:
21-23
Functional Ratings:
U nominal ≤ 35 VDC;
I nominal ≤ 3.5 - 23 mA

NI Installation instructions
The transmitter must be installed in an enclosure providing a degree of protection of atleast IP54 according to IEC60529 that is suitable for the application and is correctly
installed. Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements.
If the enclosure is made of non-metallic materials or of painted metal, electrostatic
charging shall be avoided.
Use supply wires with a rating of at least 5 K above the ambient temperature.
Supply from a Class 2 Power Supply with Transient protection or equivalent.
WARNING: Substitution of components may impair suitability for Class I, Division 2
AVERTISSEMENT: la substitution de composants peut nuire à l'aptitude à la Classe I,Division 2.
WARNING: Do not disconnect equipment unless power has been switched off or thearea is known to be safe.
AVERTISSEMENT: Ne débranchez pas l'équipement sauf si l'alimentation a été
coupée ou si la zone est connue pour être sûre.

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following products:
Type:
6333
Name:
2-wire programmable transmitter
From serial no.: 161618109
is in conformity with the following directives and standards:

12

CH1

51

General installation instructions
To avoid risk of ignition during installation and maintenance appropriate safetymeasures against electrostatic discharge (ESD) are to be considered.

13 +

CH2

CH2
6333
6343

Non Hazardous Location

T6: -40 ≤ Ta ≤ 60ºC
T4: -40 ≤ Ta ≤ 85ºC

41

Ex nA
Umax ≤ 35 VDCGeneral installation instructions
To avoid risk of ignition during installation and maintenance appropriate safetymeasures against electrostatic discharge (ESD) are to be considered.

The entity concept criteria are as follows: The intrinsically safe devices, other thanbarriers, must not be a source of power. The maximum voltage Ui(VMAX) and current
Ii(IMAX), and maximum power Pi(Pmax), which the device can receive and remain
intrinsically safe, must be equal to or greater than the voltage (Uo or VOC or Vt) andcurrent (Io or ISC or It) and the power Po which can be delivered by the barrier. The
sum of the maximum unprotected capacitance (Ci) for each intrinsically device and theinterconnecting wiring must be less than the capacitance (Ca) which can be safely
connected to the barrier. The sum of the maximum unprotected inductance (Li) for each
intrinsically device and the interconnecting wiring must be less than the inductance (La)which can be safely connected to the barrier. The entity parameters Uo, VOC or Vt and
Io, ISC or It, and Ca and La for barriers are provided by the barrier manufacturer.

42

Terminal:
11-13 / 21-23

Ex ic
Ui = 35 VDC
Li = 10 μH
Ci = 6.2 nF

Installation notes
For installation in Class I the Transmitter must be installed in a suitable enclosure tomeet installation codes stipulated in The National Electrical Code (ANSI-NFPA 70).
Equipment that is FM-approved for intrinsic safety may be connected to barriers basedon the Entity Concept. This concept permits interconnection of approved transmitters,
meters and other devices in combinations, which have not been specifically examinedby FM, provided that the agency's criteria are met. The combination is then intrinsicallysafe, if the entity concept is acceptable to the authority having jurisdiction over the
installation.

Associatedapparatus

Marking
Class I, Division 2, Group A,B,C,D T4..T6
Class I Zone 2 Ex/AEx nA[ic] IIC T4..T6
Class I Zone 2 Ex/AEx nA IIC T4..T6
NIFW Class I Division 2, Group A,B,C,D

42

Barrier

6333B1A : one channel
6333B1B : two channel

43

For safe installation of the single channel 6333A1A or the two channel 6333A1B
the following must be observed. The module shall only be Installed by qualified
personnel who are familiar with the national and international laws, directives
and standards that apply to this area.

Uo: 5 VDC
Io: 4 mA
Po: 20 mW
Lo: 900 mH
Co: 1000 μF

CH2

CH1

Terminal: 41,42,43
51,52,53
Connect to passive or
non-energy storing
devices such as
RTD’s Resistors andThermocouples only.

IEC 60079-0 : 2011, IEC 60079-11 : 2011,
IEC 60079-15 : 2010

13 +

21 -

51

41

CSA Installation drawing 6333QC02-V1R0

43

22

52

Hazardous (Classified ) Location
Class I, Division 2, Group A,B,C,D T4..T6
Class I, Zone 2, IIC T4..T6

Ex nA [ic] IIC T6..T4 Gc
Ex ic IIC T6..T4 Gc
Ex ic IIIC Dc

Ex nA [ic]

23 +

53

Terminal:
11,13
Ui: 30 VDC
Ii: 120 mA
Pi: 0.84 W
Li: 10μH
Ci: 6.2nF

Marking

Terminal: 41,42,43 /
51,52,53

11 -Barrier

IECEx DEK 14.0049X

T4: -40ºC to 85 ºC
T6: -40ºC to 60 ºC

12

CH1

IECEx Certificate

Standards:

13 +

42

CH1

For installation in a potentially explosive atmosphere in mines, the following
instructions apply:
The transmitter shall be mounted in an enclosure providing a degree ofprotection of at least IP6X according to EN/IEC 60529. Cable entries andblanking elements shall be used that are suitable for the application andcorrectly installed.
Ambient temperature range:
T4: -40 ≤ Ta ≤ 85ºC

IECEx Installation drawing 6333QI02-V1R0

43

41

General installation instructions
To avoid risk of ignition during installation and maintenance appropriate safetymeasures against electrostatic discharge (ESD) are to be considered.

Hazardous Area Zone 2

Ex nA [ic]

13 +

42

Substitution of components may impair intrinsic safety.

ATEX Certificate

Terminal:
41,42,43 /
51,52,53

43

Hazardous (Classified ) Location
IS,Class I, Division 1, Group A,B,C,D T4..T6
Ex ia IIC T4..T6 Ga
Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4..T6 Ga

CH2Non Hazardous Location

41

Substitution of components may impair intrinsic safety.

6333
6343

Standards

Terminal: 41,42,43
Connect to passive
or non-energy
storing devices
such as RTD’s
Resistors andThermocouples
only.

6333B1A

51
CH2

Hazardous (Classified ) Location
Class I, Division 1, Group A,B,C,D T4..T6
Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4..T6

T6: -40 ≤ Ta ≤ 60ºC
T4: -40 ≤ Ta ≤ 85ºC

T4: -40 ≤ Ta ≤ 85ºC
T5: -40 ≤ Ta ≤ 60ºC
T6: -40 ≤ Ta ≤ 40ºC

41

53

Non Hazardous Location

T6: -40 ≤ Ta ≤ 60ºC
T4: -40 ≤ Ta ≤ 85ºC

Hazardous area
Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22

43

Hazardous (Classified ) Location
IS,Class I, Division 1, Group A,B,C,D T4..T6
Ex ia IIC T4..T6 Ga
Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4..T6 Ga

FM Installation drawing 6333QF01-V1R0

IECEx DEK 14.0049X

Non Hazardous Area

T4: -40 ≤ Ta ≤ 85ºC
T5: -40 ≤ Ta ≤ 60ºC
T6: -40 ≤ Ta ≤ 40ºC
Terminal: 41,42,43
Uo: 30 VDC
Io: 8 mA
Po: 60 mW
Lo: 35 mH
Co: 60.8 nF

Standards:

CSA Installation drawing 6333QC01-V1R0

Non Incendive field wiring installation
The non incendive field Wiring Circuit concept allows interconnection of Nonincendive
Field wiring Apparatus with Associated Nonincendive Field Wiring Apparatus or
Assosicated Intrinsically Safe Apparatus or Associated Apparatus not specially
examined in combination as a syatem using any of the wiring methods permitted for
unclassified locations,Voc < Vmax, Ca ≥ Ci + Ccable , La ≥ Li + Lcable.

22

52

21 -

51
CH2

6333A1A: one channel
6333A1B: two channel

Installation notes
The Transmitter must be installed in a suitable enclosure to meet installation codes
stipulated in The National Electrical Code (ANSI-NFPA 70).
To assure a Non-Incendive system the transmitter and associated apparatus must be
wired in accordance with the associated apparatus manufacturers field wiring
instructions and the circuit diagram shown above.