Global provider of air and gas sensing technology

https://senseair.jp/

ＮＤＩＲ⽅式ＣＯ２センサ
メンテナンスフリー・コンパクト・ローコストＣＯ２センサ

センスエア社は“メンテナンスフリー”、“コンパクト”、“ローコスト”を基本コンセプトとして、１９８６年に先進のＮＤＩＲ（非分散型赤外線吸収法）方式ガスセンサの開発をスタートしたＣＯ２センサのエキスパートです。
パテント（ＪＰ３９９０７３３）取得済みのユニークな光学測定チャンバーＯＢＡ（Ｏｐｔｉｃａｌ Ｂｅｎｃｈ Ａｓｓｅｍｂｌｙ）はＣＯ２センサの機械・光学的安定性を保証し、最大限の信号受光特性とセンサのドリフト除去性能を支えており、これにより１５年超のセンサ予測寿命と高い安定性・精度のＣＯ２濃度測定を実現しています。

‫ڼ‬৆ٛ২ġ΍΃΅΋ȜετȜΏοϋ

センスエアＮＤＩＲ方式ＣＯ２センサはすでに数百万個を超える累計生産台数を誇っており、欧州議会、クレムリン、ヒースロー空港など数多くの欧米の著名な建物、施設に設置されその多くが現在も稼動しています。

eSENSE™ ＣＯ 専用、汎用・ローコストモデル
２

最新のＮＤＩＲ方式を採用したメンテナンスフリー、ローコストの汎用ＣＯ２濃度トランスミッタ。ハウジングの選択により、居住環境、一般産業環境および空調換気ダクトへの設置が可能です。
雰囲気空気のＣＯ２濃度を２０００ｐｐｍまでの範囲で高精度に測定し、測定データをリニアな２系統のアナログ信号に変換し、出力します。
■ ＮＤＩＲ（非分散型赤外線吸収法）方式■ 測定範囲０～２０００ｐｐｍＣＯ２（注文時指定により０～３０００ｐｐｍ）■ ２系統アナログ出力（０～１０Ｖ）（ジャンパー切換により４～２０ｍＡ出力）（機種により１出力もあり）■ 自動自己診断機能内蔵■ 通常のＩＡＱ（屋内空気質）環境ではメンテナンスフリー■ 室内型、ダクト用、多用途型、３種類のハウジングオプション■eSENSE™ - Disp
室内型、ディスプレー付
Ｈ１００×Ｗ８０×Ｄ２８ｍｍ
保護等級： ＩＰ３０

０５０-８-０００４-０１

eSENSE™
室内型、ＩＰ３０、ディスプレーなし
Ｈ１００×Ｗ８０×Ｄ２８ｍｍ

eSENSE™ - Duct
ダクト用、ディスプレーなし、出力ＤＣ１～５Ｖタイプ
Ｈ１５２×Ｗ８５×Ｄ４６ｍｍ

eSENSE™ はビル空調その他、信頼性の高いＣＯ２測定と測定データのアナログ電圧出力を必要とする多くのアプリケーションにおいて極めてコストパフォーマンスの高いセンサソリューションです。換気システムのオンデマンドコン
トロールにより、エネルギー消費の低減と屋内空気質の健全化に貢献します。
３種類のハウジングのオプションにより、eSENSE™ はほとんどすべての用途・環境に対応し、より健康な屋内空気質環境を作り出すと共にエネルギー消費を低減し、光熱費の節約に大いに貢献します。

０５０-８-０１７９■eSENSE™ - Duct
ダクト用、ディスプレーなし、出力４～２０ｍＡタイプ
Ｈ１５２×Ｗ８５×Ｄ４６ｍｍ
保護等級： ＩＰ６５
ダクトプローブ長さ： ２４５ｍｍ（調整可）

０５０-８-００２６
０５０-８-００６１
０５０-８-００３２
０５０-８-００３３
０５０-８-０１７２
０５０-８-０００３
０５０-８-００４５

０５０-８-０１７３

０５０-８-０１７４

eSENSE™ - TReSENSE™ - FAIeSENSE™ - Ind
eSENSE™ - Ind-Disp
eSENSE™ - Duct-Disp
eSENSE™ - SlimeSENSE™ - Slim-OUT1=0~5V

ディスプレーなし、抵抗式温度センサ用端子
ディスプレー付、アラームブザー・ＬＥＤ付
ＩＰ５４、ディスプレーなし、プローブなし
ＩＰ５４、ディスプレー付、プローブなし
ダクト用、ディスプレー付
多用途型、ディスプレーなし、アナログ２出力多用途型、ディスプレーなし、ＯＵＴ１=０～５Ｖ

aSENSE™ ＣＯ ＋温度同時測定、汎用モデル
２

ビルその他の居住環境におけるＣＯ２濃度および温度の測定、制御用に設計されたデジタル回路、ローコストのトランスミッタです。測定データをリニアな出力信号に変換して外部のＢＭＳシステムやコントローラに送ります。電圧または電流出力の切替がジャンパーで行えます。ＣＯ２ガスによる危険が予想される場所では、費用効率の良いガスアラームセンサとしても役立ちます。
■ 測定範囲ＣＯ２ 濃度０～２０００ｐｐｍ、温度-２０～＋６０℃■ アナログ出力（０～１０Ｖ）（ジャンパー切換により４～２０ｍＡ出力）■ シリアル通信ポートを標準装備（専用ケーブル必要）■ 自動自己診断機能内蔵■ 通常のＩＡＱ（屋内空気質）環境ではメンテナンスインターバル５年超■ ＰＣＢコート、フィルタ装備のグリーンハウス用 aSENSE™- GH-Disp■aSENSE™ - lnd Disp RL
産業用室内型、ディスプレー付
Ｈ１５２×Ｗ８５×Ｄ４９ｍｍ
保護等級： ＩＰ５４

■aSENSE™ - Disp
室内型、ディスプレー付
Ｈ１２０×Ｗ８２×Ｄ３０ｍｍ
保護等級： ＩＰ３０
０４５-８-０００２

０４５-８-００２８■aSENSE™ - Duct - Disp
ダクト用、ディスプレー付
Ｈ１５２×Ｗ８５×Ｄ４７ｍｍ
保護等級： ＩＰ６５プローブ長さ： ２４５ｍｍ（調整可）
０４５-８-００３１

０４５-８-０００１

０４５-８-００６３

aSENSE™
室内型、ＩＰ３０、ディスプレーなし
Ｈ１２０×Ｗ８２×Ｄ３０ｍｍ

aSENSE™ - GH - Disp
グリーンハウス用、ＩＰ５４、ディスプレー付
Ｈ１４２×Ｗ８６×Ｄ４６ｍｍ

aSENSE™ は測定したＣＯ２濃度と温度のデータを換気システムの主装置あるいはＤＤＣ（ダイレクトデジタル制御）に送信して、換気をコントロールする目的で設計されており、換気の様々な制御方式に柔軟に対応できます。
人が比較的長く留まる部屋では、少なくとも１人１秒当たり７Ｌの新鮮な空気流が必要とされています。成人が軽作業を行っており、屋外のＣＯ２濃度が３５０ｐｐｍの場合、この空気流量では屋内ＣＯ２濃度は１０４０ｐｐｍとなります。
このため、屋内空気質（ＩＡＱ）の指標として１０００ｐｐｍ未満の濃度が一般的に目標値とされます。
０４５-８-０００３
０４５-８-００２５０４５-８-００１９

aSENSE™ - RL
aSENSE™ - Disp RLaSENSE™ - Duct

ディスプレーなし、リレー出力ディスプレー付、リレー出力
ダクト用、ディスプレーなし

設置型トランスミッタeSENSE™、aSENSE™ のテクニカルデータ
型式
製品番号 Ａ/Ｎ
ＣＯ２測定:
測定方式
ガスサンプリングモード
応答時間（Ｔ１/ｅ、最終変動の６３％）
精度 注２
年次ゼロドリフト 注２
気圧依存性
標準測定範囲
温度測定：
測定方式
測定範囲
精度
一般性能：
適合規格
動作温度範囲 注３
保存温度範囲保存湿度範囲動作環境
ウォームアップ時間
センサ期待寿命
メンテナンスインターバル
自己診断機能ディスプレー（“-Dispモデル”）
電気的特性：
供給電圧
消費電力
接続端子
接続ケーブルeSENSE™
Ａ/Ｎ ０５０-８-００２６ 他

aSENSE™
Ａ/Ｎ ０４５-８-０００２ 他

ＮＤＩＲ（非分散型赤外線吸収法）方式、アルミ蒸着処理光学セル、ＡＢＣ（自動ベースライン補正）アルゴリズム 注１
拡散方式
３分、拡散時間３分、拡散時間＜１０秒、ガス流量３０ｍℓ/分にて±３０ｐｐｍ±測定値の３％＜±１０ｐｐｍ＜±測定範囲の０.３％
通常圧力１００ｋＰａからの偏差ｋＰａ当り読み値の＋１.６％
０～２０００ｐｐｍ
０～２０００ｐｐｍ
拡張測定範囲２０００～１００００ｐｐｍ－－－

ＮＴＣサーミスタ
０～５０℃±１℃

ＥＭＣ指令８９/３３６/ＥＥＣ、ＲｏＨＳ指令２００２/９５/ＥＧ
０～５０℃-４０～＋７０℃、-２０～＋５０℃（ディスプレー付 “-Dispモデル”）
０～９５％ＲＨ（結露なきこと）
０～８５％ＲＨ（結露なきこと）
居住、商業および産業施設環境 注４＜１分（フルスペック≦１５分）＜５分（フルスペック）＞１５年＞５年 注２センサの機能チェック
４桁７セグメントＬＣＤ、ｐｐｍ表示
４桁７セグメントＬＣＤ、ｐｐｍ/℃/％表示
ＡＣ/ＤＣ２４Ｖ±２０％、５０Ｈｚ
ＤＣ１０.５～４０Ｖ
半波整流入力（絶対ＭＩＮ/ＭＡＸ定格）
平均≦３Ｗ
ネジ端子
線径１.５ｍｍ２Ｍａｘ（“-Slimモデル”は線径１.５ｍｍ２Ｍａｘ３４ｃｍ３線ピッグテール）

出力：ＤＣ０～１０Ｖ 注６ 、Ｒ ＬＯＡＤ＞５ｋΩ、（ジャンパー切替にて４～２０ｍＡ Ｒ ＬＯＡＤ＜５００Ω）
注５、ＲＬＯＡＤ＞５ｋΩ、（ジャンパー切替にて４～２０ｍＡ ＲＬＯＡＤ＜５００Ω）
ＤＣ２～１０Ｖ
ＯＵＴ２（アナログ出力/リニア）（“eSENSE-Slimモデル”はＯＵＴ２なし）
ＯＵＴ３（リレー接点出力）－“-RLモデル”のみ（絶縁Ｎ.Ｏ.接点）
ＯＵＴ１： ０～２０００ｐｐｍ
ＯＵＴ１： ０～２０００ｐｐｍ
デフォルト出力範囲
ＯＵＴ２： ０～２０００ｐｐｍ
ＯＵＴ２： ０～５０℃（“-Slimモデル”はＯＵＴ２なし）
Ｄ/Ａ分解能１０ｂｉｔｓ、１０ｍＶ
１０ｂｉｔｓ、１０ｍＶ/０.０２ｍＡ
電圧出力： 読み値の±２％±２０ｍＶ 電圧出力： 読み値の±２％±２０ｍＶ
Ｄ/Ａ変換精度
電流出力： 読み値の±２％±０.３ｍＡ 電流出力： 読み値の±２％±０.３ｍＡ
測定温度に比例した受動抵抗出力
サーミスタ出力（“-TRモデル”）（Ｙ、Ｍ）用、グランド端子（ＧＮＤ）と－の間で出力
ＵＡＲＴシリアル通信ポート：
ＳｅｎｓｅＡｉｒプロトコル（“ｃｏｍｐｒｏｔプロトコル－
０７００ｘｘｒｅｖ３.０４ｐｄｆ”参照）。
オプションにてＭｏｄｂｕｓ。 注６
ＲＳ２３２Ｃ-ＵＡＲTケーブル、ＰＣインターフェース－
スライドコンタクト、ドライバー付
ＰＣユーザーＩ/Ｆプログラム－
ＵＩＰバージョン４.３（以上） 注７
ＯＵＴ１（アナログ出力/リニア）

ＤＣ０～１０Ｖ 注５ 、Ｒ ＬＯＡＤ＞５ｋΩ

注１： ＡＢＣはメンテナンスフリー測定のキー機能です。この機能は多少なりとも換気のある（少なくとも一週間に何時間か）通常のＩＡＱ（屋内空気質）を想定しています。
注２： 通常のＩＡＱ（屋内空気質）におけるもので、精度は少なくとも３週間の連続使用後の定義です。ス
パン校正ガス（特に明示がない場合２％）およびテストガスの許容誤差が総合不確かさに加算されます。産業用のアプリケーションによっては、定期的なゼロガスパージが必要で、これによりＣＯ ２センサの再校正が自動的に行われます。
注３： 定格動作温度よりも低い温度で使用する場合はヒーターボックスをご用意下さい。
注４： ＳＯ２（二酸化硫黄）を多く含む環境を除く。
注５： 記載の仕様はシステムグランドＧ０、ＧＮＤまたはコモン信号グランドＭに接続された出力負荷に対して有効です。
注６： 詳細については弊社にお問合せ下さい。
注７： センスエア社Ｗｅｂからフリーダウンロードできます。

NDIR 非分散型赤外線吸収法
ＮＤＩＲ（非分散型赤外線吸収法）方式は、赤外域の特定波長の光がガス（ＣＯ２）の分子によって吸収される現象を利用した測定原理です。固体電解質センサなどと比べて、センサの焼損やガスへの暴露による劣化が極めて少なく、干渉ガスの影響も限りなくゼロに近いという特長があるため、ＮＤＩＲセンサは極めて長い寿命を保証します。センスエア社ＮＤＩＲ
センサは期待寿命＞１５年です。

Pressure effect 圧力依存
ＮＤＩＲ方式のセンサは、モル濃度に相当する、ＣＯ２分子に吸収されるＩＲ放射光を測定します。圧力が増加すると、一定の容積中の分子も比例して増加します。従って、全てのＣＯ２センサは圧力依存性を持っています。センスエア社ＣＯ２センサの圧力依存性は、センサのデータシートにおいて、“通常気圧１００ｋＰａからのズレに対して、ｋＰａ当り読み値の＋１.６％”と示されています。

Single beam 単波長検出
センスエア社ＮＤＩＲセンサは単波長検出方式を採用しています。単波長センサの利点は、その構造がよりシンプルで、コンパクトなサイズが実現できることです。二波長センサのような、経年によって特性を悪化させ得る二つのリファレンス（二波長）がセンサ内部に存在せず、長期にわたって精度、信頼性のある測定を提供します。

ABC 自動ベースライン補正アルゴリズム
センスエア社ＣＯ２センサはメンテナンスフリーです。このメンテ
ナンスフリー動作は独自のＡＢＣアルゴリズム（ＡｕｔｏｍａｔｉｃＢａｓｅｌｉｎｅ Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ）によってサポートされています。
一定の時間・期間内にサンプリングされたＣＯ２濃度の最小値を、ソフトウェアによって設定された基準値にゆるやかに補正し、ＣＯ２センサの長期的な自動校正を行います。ＡＢＣ
アルゴリズムの各パラメータはセンスエア社の研究と実績から得られた最適値に設定されています。

Calibration 校正
センスエア社ＣＯ２センサは、ＡＢＣアルゴリズムにより自動補正されますが、校正が必要な場合は、精度保証された基準ガス（４００ｐｐｍ、０ｐｐｍなど）やＳＡＤＫ（センサ開発キット）、専用ソフトウェアなどを使用して行います。詳細についてはお問合せ下さい。

Output 出力
センスエア社ＣＯ２センサは、機種により、アナログ出力、ＵＡＲＴ（Ｍｏｄｂｕｓ）、Ｉ２Ｃ、オープンコレクタ、ＰＷＭなどの出力を備えています。

K30 / K33 ICB 30% / K30 3% / S8 Comm. / Sunrise
機器組込み用ローコスト・メンテナンスフリーＣＯ２センサモジュール
センスエア社ＣＯ２センサはＣＯ２濃度測定を必要とする量産ホスト機器への組み込みを前提として開発されたローコスト、メンテナンスフリーのＣＯ２センサモジュールです。標準（デフォルト）仕様をベースに、ユーザーの発想力と仕様のカスタム化により、ＩＡＱモニター機器、空調関連機器、ＣＯ２アラーム機器、インキュベータ、農業関連機器その他様々なＯＥＭ機器・装置への組込み用センサモジュールとして多彩な用途を実現します。センスエア社ＣＯ２センサは製品の量産単価のみならず、ＣＯ２濃度測定にかかわる開発ならびに量産立上げ費用を著しく低減します。

■ 特許（ＪＰ３９９０７３３）取得済みＮＤＩＲ方式ＣＯ２センサ■ 標準測定範囲０～２０００ｐｐｍから高濃度０～３０％ＶＯＬ.まで■ コンパクトサイズ、最小３３×２０×８ｍｍ（ＬＰ８）■ 拡散またはチューブＩＮ/ＯＵＴによるガスサンプリング■ ＡＢＣアルゴリズムにより通常のＩＡＱ環境ではメンテナンスフリー■ １５年超のＣＯ２センサ期待寿命■ アナログ出力に加え、シリアル通信ポートを標準装備■ コストパフォーマンスの高い量産コスト■ 自動自己診断機能内蔵■ 量産オプションにて指定コネクタ装着、リレー出力など

ＣＯ２センサ代表機種の外観

K30
ベストセラーモジュール

K33 ICB 30%
高濃度０～３０％ＶＯＬ.

S8 Commercial
小サイズ・軽量・標準濃度

K30 3%
高濃度・ベストセラー

Sunrise
超小型・ＬＥＤ光源ＣＯ２センサ代表機種のテクニカルデータ
モジュール型式
製品番号 Ａ/Ｎ
ＣＯ２測定：
測定範囲
拡張測定範囲（デジタル出力のみ、表記精度外） 注１
精度 注2
応答時間（最終変動の６３％）
動作原理
ガスサンプリングモード
気圧依存性
一般性能：
動作温度範囲動作湿度範囲
保管温度範囲
動作環境
予測センサ寿命
メンテナンス 注５
自己診断
規格適合性 放射・イミュニティ
ＲｏＨＳ指令電気・機械的特性：
供給電圧 注６
消費電流
外形寸法（Ｌ×Ｗ×Ｈ）
出力：
ＯＵＴ１：リニア電圧出力
ＯＵＴ１：Ｄ/Ａ分解能
ＯＵＴ２：リニア電圧出力
ＯＵＴ２：Ｄ/Ａ分解能
通信：
ハードウェアインターフェース

K30
Ａ/Ｎ ０３０-８-０００６

K33 ICB 30%
Ａ/Ｎ ０３３-９-００２６

K30 3%
Ａ/Ｎ ０３０-７-０００１

S8 Commercial
Ａ/Ｎ ００４-０-００１０

SunriseＡ/Ｎ ００６-０-０００８０～５０００ｐｐｍ
５０００～１００００ｐｐｍ

０～３０％ＶＯＬ―

０～３％ＶＯＬ
３～４％

４００～５０００ｐｐｍ
５０００～１００００ｐｐｍ±３０ｐｐｍ±３％ｒｄｇ±０.５％ＶＯＬ±３％ｒｄｇ±３００ｐｐｍ±３％ｒｄｇ

４００～２０００ｐｐｍ
０～４００/
２０００～１００００ｐｐｍ±３０ｐｐｍ±３％ｒｄｇ

２０秒、拡散時間±３０ｐｐｍ±３％ｒｄｇ（拡張測定範囲は１０％ｒｄｇ）
ホスト機器設定による＜２０秒
２０秒、拡散時間
約２分（９０％応答）
ＮＤＩＲ（非分散型赤外線吸収法）方式、導波テクノロジー、ＡＢＣ（自動バックグラウンド校正）アルゴリズム 注３
拡散方式 ※チューブＩＮ/ＯＵＴ方式機種もあり
通常圧力１００ｋＰａからの偏差ｋＰａ当り、＋１.６％ｒｄｇ

０～５０℃
０～９５％ＲＨ（結露なきこと）
０～８５％ＲＨ（結露なきこと）-３０～＋７０℃-４０～＋７０℃-３０～＋７０℃-４０～＋７０℃-４０～＋７０℃
一般居住、商業、産業の屋内環境および条件によりＨＶＡＣ（ヒーティング、換気、空調）業界の空気ダクトなど 注４
＞１５年
＞１５年
＞１５年
＞１５年
＞１５年
メンテナンス不要
メンテナンス不要
メンテナンス不要
メンテナンス不要
メンテナンス不要
センサモジュールの機能チェック
ＥＭＣ指令２０１４/３０/ＥＣ
２０１５/８６３/ＥＵ
ＤＣ４.５～１４Ｖ±５％以内のＤＣ５～１４Ｖ±１０％以内のＤＣ４.５～１４Ｖ±５％以内の安定化電源（外部保護回路要） 安定化電源（外部保護回路要） 安定化電源（外部保護回路要）平均４０ｍＡ、
平均４０ｍＡ、
平均４０ｍＡ、ピーク電流＜３００ｍＡ
ピーク電流＜２５０ｍＡ
ピーク電流＜３００ｍＡ
５１×５８×１２ｍｍ
５１×５７×１４ｍｍ
５１×５７×１４ｍｍ

ＤＣ４.５～５.２５Ｖ
サージ、逆接に対して非保護
平均３０ｍＡ、ピーク電流＜３００ｍＡ
３３.９×１９.８×８.７ｍｍ

ＤＣ３.０５～５.５Ｖ
サージ、逆接に対して非保護
平均３４μＡ（代表値）、
ピーク電流＜１２５ｍＡ
３３.５×１９.７×１１.５ｍｍ

ＤＣ０～４Ｖ=０～２０００ｐｐｍ
１０ｍＶ（１０ｂｉｔ）
ＤＣ１～５Ｖ=０～２０００ｐｐｍ
５ｍＶ（１０ｂｉｔ）――
ＤＣ０～５Ｖ=０～２０％
５ｍＶ

ＤＣ１～４Ｖ=０～２％
１０ｍＶ（１０ｂｉｔ）
ＤＣ１～４Ｖ=０～２％
５ｍＶ（１０ｂｉｔ）――――――――ＵＡＲＴ（Ｍｏｄｂｕｓ）、Ｉ２Ｃ

ＵＡＲＴ（Ｍｏｄｂｕｓ）、Ｉ２Ｃ

ＵＡＲＴ（Ｍｏｄｂｕｓ）、Ｉ２Ｃ

ＵＡＲＴ（Ｍｏｄｂｕｓ）、Ｉ２Ｃ、オープンコレクタ、ＰＷＭ

ＵＡＲＴ（Ｍｏｄｂｕｓ）、Ｉ２Ｃ

注１： センサは拡張測定範囲の読み値をＵＡＲＴで提供しますが、定格測定範囲外の精度は定格精度の範囲外となります。
注２： センサは各々の定格測定範囲において定格精度で測定するように設計されています。４００ｐｐｍ未満の濃度にさらされた場合、ＡＢＣアルゴリズムの誤動作の原因となります。
ＡＢＣアルゴリズムを使用する場合は、４００ｐｐｍ未満の濃度への露出は避けてください。
注３： ＡＢＣはメンテナンスフリー測定のキー機能です。この機能は多少なりとも換気のある（少なくとも一週間に何時間か）通常のＩＡＱ（屋内空気質）を想定しています。
注４： ＳＯ２（二酸化硫黄）を多く含む環境を除く。
注５： 通常のＩＡＱ（屋内空気質）におけるもので、精度はすくなくとも３週間の連続使用後の定義です。産業用のアプリケーションによっては、定期的なゼロガスパージが必要で、これによりＣＯ２センサの再校正が自動的に行われます。
注６： 製品は記載の定格電圧の範囲内でご使用ください。

Selection guide ＣＯ センサモジュール セレクションガイド
２

モジュール型式
製品番号Ａ/ＮK30
Ａ/Ｎ ０３０-８-０００６

K30 3%
Ａ/Ｎ ０３０-７-０００１

K30 FR
Ａ/Ｎ ０３０-８-００１０測定範囲

ＣＯ２： ０～５０００ｐｐｍ

ＣＯ２： ０～３％ＶＯＬ

測定精度±３０ｐｐｍ±測定値の３％±３００ｐｐｍ±測定値の３％ ±３０ｐｐｍ±測定値の３％

外形寸法
電源電圧

５１×５８×１２ｍｍ
ＤＣ４.５～１４.０Ｖ
平均４０ｍＡ
消費電流
ピーク＜３００ｍＡ
動作温度
０～５０℃
出力、Ｉ/Ｏ
電圧、ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ
サンプリング方式 拡散方式
モジュール型式
製品番号Ａ/Ｎ
測定範囲

５１×５７×１４ｍｍ
ＤＣ４.５～１４.０Ｖ
平均４０ｍＡ
ピーク＜３００ｍＡ
０～５０℃
電圧、ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ
拡散方式

K33 ICB 30%
Ａ/Ｎ ０３３-９-００２６
ＣＯ２： ０～３０％ＶＯＬ

ＣＯ２： ０～５０００ｐｐｍ

５１×５７×１４ｍｍ
ＤＣ４.５～１４.０Ｖ
平均７０ｍＡ
ピーク＜６００ｍＡ
０～５０℃
電圧、ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ
拡散方式

K33 LP T
Ａ/Ｎ ０３３-８-０００８

５１×５７×１２.５ｍｍ
ＤＣ５.５～１２.０Ｖ

K33 LP T/RH
K33 ELG
Ａ/Ｎ ０３３-８-０００９
Ａ/Ｎ ０３３-８-０００７
ＣＯ２： ０～５０００ｐｐｍ
ＣＯ２： ０～５０００ｐｐｍ
温度： ０～５０℃
温度： -３０～＋６０℃
相対湿度： ０～１００％ＲＨ 相対湿度： ０～１００％ＲＨ±３０ｐｐｍ±測定値の３％ ±３０ｐｐｍ±測定値の３％０～５０％ＲＨの範囲にて：±５％ ０～５０％ＲＨの範囲にて：±５％
５０～１００％ＲＨの範囲にて：
５０～１００％ＲＨの範囲にて：-５～＋１５％-５～＋１５％５１×５７×１２.５ｍｍ
５１×５７×１２ｍｍ
ＤＣ５.５～１２.０Ｖ
ＤＣ５.５～１２.０Ｖ

ピーク＜３００ｍＡ

ピーク＜３００ｍＡ

ＣＯ２： ０～５０００ｐｐｍ
温度： ０～５０℃±３０ｐｐｍ±測定値の３％±０.５℃（２５℃において）

ピーク＜２５０ｍＡ

０～５０℃
０～５０℃
０～５０℃
ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ、オープンコレクタ ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ、オープンコレクタ ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ
拡散方式
拡散方式
拡散方式

K33 ICB-F 30%
Ａ/Ｎ ０３３-９-００２７
ＣＯ２： ０～３０％ＶＯＬ

測定精度±０.５％ＶＯＬ±測定値の３％ ±０.５％ＶＯＬ±測定値の３％
低濃度K30
外形寸法
電源電圧
消費電流

高濃度K33 ICB 30%

高濃度K33 ICB-F 30%

５１×５７×１４ｍｍ
ＤＣ５.０～１４.０Ｖ
平均４０ｍＡ
ピーク＜２５０ｍＡ
動作温度
０～５０℃
出力、Ｉ/Ｏ
電圧、ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ、ＰＷＭ、オープンコレクタ
サンプリング方式 拡散方式

５１×５７×２２ｍｍ
ＤＣ５.０～１４.０Ｖ平均４０ｍＡ
ピーク＜２５０ｍＡ
０～５０℃
電圧、ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ、ＰＷＭ、オープンコレクタ
ポンピング方式

モジュール型式
製品番号Ａ/Ｎ
測定範囲
測定精度
外形寸法
電源電圧
消費電流

S8 Commercial
Ａ/Ｎ ００４-０-００１０
ＣＯ２： ４００～２０００ｐｐｍ±３０ｐｐｍ±測定値の３％３３.９×１９.８×８.７ｍｍ
ＤＣ４.５～５.２５Ｖ
平均３０ｍＡ
ピーク＜３００ｍＡ
動作温度
０～５０℃
出力、Ｉ/Ｏ
ＵＡＲＴ、ＰＷＭ、オープンコレクタ
サンプリング方式 拡散方式

S8 Residential
Ａ/Ｎ ００４-０-００１３
ＣＯ２： ４００～２０００ｐｐｍ±７０ｐｐｍ±測定値の３％３３.９×１９.８×８.７ｍｍ
ＤＣ４.５～５.２５Ｖ
平均３０ｍＡ
ピーク＜３００ｍＡ
０～５０℃
ＵＡＲＴ、ＰＷＭ、オープンコレクタ
拡散方式

S8 5%
S8 2%S8 LP
Ａ/Ｎ ００４-０-００１７
Ａ/Ｎ ００４-０-００５０
Ａ/Ｎ ００４-０-００５３
ＣＯ２： ０.０４～５％ＶＯＬ
ＣＯ２： ０.０４～２％ＶＯＬ
ＣＯ２： ４００～２０００ｐｐｍ±２００ｐｐｍ±測定値の１０％ ±０.０２％ＶＯＬ±測定値の３％ ±４０ｐｐｍ±測定値の３％３３.９×１９.８×８.７ｍｍ
３３.９×１９.８×８.７ｍｍ
３３.９×１９.８×８.７ｍｍ
ＤＣ４.５～５.２５Ｖ
ＤＣ４.５～５.２５Ｖ
ＤＣ４.５～５.２５Ｖ
平均３０ｍＡ
平均３０ｍＡ
平均＜１８ｍＡ
ピーク＜３００ｍＡ
ピーク＜３００ｍＡ
ピーク＜３００ｍＡ
５～５０℃
０～５０℃
０～５０℃
ＵＡＲＴ、ＰＷＭ、ＵＡＲＴ、ＰＷＭ、ＵＡＲＴ、ＰＷＭ、オープンコレクタ
オープンコレクタ
オープンコレクタ
拡散方式
拡散方式
拡散方式

モジュール型式
製品番号Ａ/Ｎ
測定範囲
測定精度
外形寸法
電源電圧
消費電流

SunriseＡ/Ｎ ００６-０-０００８
ＣＯ２： ４００～５０００ｐｐｍ±３０ｐｐｍ±測定値の３％３３.５×１９.７×１１.５ｍｍ
ＤＣ３.０５～５.５Ｖ
平均３４μＡ（代表値）
ピーク＜１２５ｍＡ
０～５０℃
ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ

Sunlight CO 2
Ａ/Ｎ ００６-１-０１００
ＣＯ２： ４００～５０００ｐｐｍ±５０ｐｐｍ±測定値の３％３４×２１×１２ｍｍ
ＤＣ３.０５～５.５Ｖ
平均＜３０μＡ
ピーク＜８０ｍＡ
０～５０℃
ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ

Sunlight R32
Ａ/Ｎ ００９-４-０００１
Ｒ３２： ０～２５％ＬＦＬ
Ｒ３２： ±２.５％ＬＦＬ
３４×２１×１２ｍｍ
ＤＣ３.０５～５.５Ｖ
３４μＡ（２秒、２サンプル）
ピーク＜９５ｍＡ-４０～＋７０℃
ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ

拡散方式

拡散方式

拡散方式

LP8
Ａ/Ｎ ００５-０-０００１
ＣＯ２： ０～２０００ｐｐｍ±５０ｐｐｍ±測定値の３％３３.４×１９.９×１２.４ｍｍ
ＤＣ２.９～５.５Ｖ
ピーク＜１４０ｍＡ

動作温度
出力、Ｉ/Ｏ

０～５０℃
ＵＡＲＴ(host-slave protocol)
サンプリング方式 拡散方式

ミニサイズS8

超小型Sunrise

S8 Pin-Header
Ａ/Ｎ ００４-０-００５６
ＣＯ２： ４００～２０００ｐｐｍ±７０ｐｐｍ±測定値の３％３３.９×１９.８×１１.７ｍｍ
ＤＣ４.５～５.２５Ｖ
平均３０ｍＡ
ピーク＜３００ｍＡ
０～５０℃
ＵＡＲＴ、ＰＷＭ、オープンコレクタ
拡散方式

超省電力Sunlight CO 2

超小型LP8

Accessories アクセサリー００-０-００１２■センサ開発キットSADKＳＡＤＫはＣＯ２センサＫ３０などのセンサに接続し、ソフトウェアＵＩＰ５（フリーダウンロード）により、センサの出力構成、校正条件、ＡＢＣ機能などのパラメータの表示、設定に使用します。測定データのロギングも可能
で、キットには接続ケーブルが付属しています。

００-０-００２２■センサ開発キットSADK S8ＳＡＤＫ（上記）と同様に、ソフトウェアＵＩＰ５（フリーダウンロード）を使って、センサ機能の表示、設定に使用します。ＣＯ２センサモジュールＳ８用のキットです。
００-０-０１０１■ゼロ校正キット
ソーダライムの化学的な吸収作用によって発生させた、ＣＯ２非含有のゼロ校正ガスを、チューブに通してＣＯ２センサへ送出します。フル充電で約１５時間使用でき、ソーダライムの消耗状態、内蔵電池の充電状態、ゼロガスのポンピング状態などをＬＥＤ表示します。
■センサ開発キットSADK Sunrise
ＳＡＤＫ（上記）と同様に、ソフトウェアＵＩＰ５（フリーダウンロード）を使って、センサ機能の表示、設定に使用します。ＣＯ２センサモジュールＳｕｎｒｉｓｅ用のキットです。

００-０-０１０８

Senseair Sunrise & Senseair Sunlight New
Ｓｅｎｓｅａｉｒ ＳｕｎｒｉｓｅおよびＳｅｎｓｅａｉｒ Ｓｕｎｌｉｇｈｔは新世代ＮＤＩＲセンサ（非分散型赤外線吸収法方式）です。ソリッドステート光学系と最新のエレクトロニクスにより、丈夫で振動に対しても高い耐性を備えたセンサが実現しました。このソリッドステートデザインは、過酷な環境や爆発リスクのあるアプリケーションにおいても優位性を発揮します。ＮＤＩＲセンサとして初めてＬＥＤ光源を導入したＳｅｎｓｅａｉｒ
ＳｕｎｒｉｓｅおよびＳｅｎｓｅａｉｒ Ｓｕｎｌｉｇｈｔは高い測定精度を維持しつつ、真に省電力のセンサです。内蔵のＡＢＣアルゴリズム（自動ベースライン補正機能）により、取付け後はメンテナンスフリーで、期待寿命１５年の後にも精度を維持します。無線などのアプリケーションでは特に、メンテナンスフリー、超低消費電力で駆動できるセンサがより重要になります。
Ｓｕｎｌｉｇｈｔ Ｒ３２はセンスエア社の長年にわたるＮＤＩＲ方式ＣＯ２センサの実績に基づいて開発されたＲ３２冷媒用センサです。

Senseair Sunlight CO2

Senseair Sunrise

Senseair Sunlight R32

新世代ＣＯ２センサ

新世代ＣＯ２センサ

新世代Ｒ３２冷媒センサ

New

Ｓｕｎｌｉｇｈｔ ＣＯ２ は超低消費電力を特長とする、精度±５０ｐｐｍ±３％ｒｄｇの量産ホストデバイ
ス組込み用の新センサです。
製造番号
測定対象
動作原理
測定範囲（ＣＯ２）
精度（ＣＯ２）
平均消費電流測定中の定常電流
ピーク電流
電源供給
外形寸法
重量
センサ期待寿命
動作範囲
保管温度
シリアル通信

００６-１-０１００
二酸化炭素（ＣＯ２）
非分散型赤外線吸収法方式
４００～５０００ｐｐｍ
拡張範囲：４００～１００００ｐｐｍ±５０ｐｐｍ±３％ｒｄｇ
＜３０μＡ
５０ｍＡ
＜８０ｍＡ
３.０５～５.５Ｖ
３４×２１×１２ｍｍ
約５ｇ＞１５年
０～５０℃、０～８５％ＲＨ（結露なきこと）-４０～＋７０℃
ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ

New

Ｓｕｎｒｉｓｅは±３０ｐｐｍ±３％ｒｄｇの高精度（ＣＯ２）を持ちながら、消費電力は市場の低消費電力ＮＤＩＲセンサの約１/６の低さです。平均消費電流は＜３４μＡです。
製造番号
測定対象
動作原理
測定範囲（ＣＯ２）
精度（ＣＯ２）
平均消費電流
ピーク電流
電源供給
外形寸法
重量
センサ期待寿命
動作範囲
保管温度
シリアル通信Ｓｕｎｌｉｇｈｔ Ｒ３２はＲ３２をベースとする冷媒用に開発された量産組込み用の新センサです。通信Ｉ/ＦはＵＡＲＴおよびＩ２Ｃです。
製造番号
測定対象
動作原理
標準測定範囲（Ｒ３２）
精度（Ｒ３２）
設定測定モード
消費電流
測定中の定常電流
ピーク電流
メンテナンス
電源供給
外形寸法
重量センサ期待寿命
動作範囲

００６-０-０００８
二酸化炭素（ＣＯ２）
非分散型赤外線吸収法方式
４００～５０００ｐｐｍ±３０ｐｐｍ±３％ｒｄｇ＜３４μＡ＜１２５ｍＡ
３.０５～５.５Ｖ
３３.５×１９.７×１１.５ｍｍ
約５ｇ＞１５年
０～５０℃、０～８５％ＲＨ（結露なきこと）-４０～＋７０℃
ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ※仕様の詳細は当カタログ内のテクニカルデータをご参照ください。

CO2 Alarm

ハンディＣＯ２アラーム計

グライシンガー社Ｇ１９１０-２０はＮＤＩＲ方式を採用した、軽量、超コンパクトサイズ、ウェアラブルなＣＯ２アラーム計です。周辺雰囲気のＣＯ２濃度を高精度に測定し、見やすいバックライト付大型ＬＣＤディスプレーに表示します。
※当製品はセンスエア社製ＣＯ ２ センサモジュールを採用したグライシンガー社（独）製品です。仕様の詳細は当製品の別カタログをご参照ください。

保管温度
シリアル通信

００９-４-０００１
Ｒ３２（ＣＨ ２ Ｆ２）
非分散型赤外線吸収法方式
０～２５％ＬＦＬ（分解能１０ｐｐｍ）
標準範囲±２.５％ＬＦＬ
連続測定、２秒、８サンプル
３４μＡ（２秒間隔、２サンプル）
８４ｍＡ
＜９５ｍＡ
定期的ゼロ校正またはＡＢＣ校正
３.０５～５.５Ｖ
３４×２１×１２ｍｍ
約５ｇ＞１５年、通常商業環境にて-４０～＋７０℃、０～９５％ＲＨ（結露なきこと）-４０～＋８５℃
ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ

主な特長◆ 軽量（約１４０ｇ）、超コンパクト（１０８×５４×２８ｍｍ）◆ 測定範囲０.０００～２.０００％◆ フル充電約２４時間動作、充電時間約８時間◆ バックライト付大型ＬＣＤディスプレー
◆ 簡単校正（＞３５０ｐｐｍの新鮮空気または校正ガス）◆ ＭＡＸ/ＭＩＮ/ＴＷＡ表示、ＨＯＬＤ機能◆ ベルトクリップ/ストラップによりウェアラブル

※当カタログ掲載製品の仕様は、使用部品の変更、ソフトウェアアップグレード
その他の改良のため、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

センスエア社日本輸入発売元‫ڼ‬৆ٛ২ġ΍΃΅΋ȜετȜΏοϋɧĶĶıĮıııĳȁఱिঌୌߊࢺ࡫ཱĲಢ࿒Ķ๔Ķ࣢ȁ๬ࢃ‫ޘ‬΍΃΅ΫσഩდȁıķĮķĵĵĴĮĲķııȁȁŇłřȁıķĮķĵĵĴĮĲķıĲ
Email: sales@sakakicorporation.co.jp
URL: https://www.sakakicorporation.co.jp
July 2023