RR930N
ミニユニバーサルカウンタ

IM-ES796-J05

取扱説明書

6 版 2020 02 E
3 版 2007 07 G

2. 使用上のご注意

このたびは弊社製品をご採用いただき誠に有り難
うございます。
本書は RR930N ミニユニバーサルカウンタの設置、運転、保守などについて記述したものです。設置時、運転時に必ずご一読くださいますようお願いします。

一般的注意事項

警告
本製品は工業用計器として最善の品質管理のもとに製造、調整、検査を行い納入いたしております。みだりに改造や変更を行うと本来の性能を発揮できないばかりか、故障や事故の1. 本書の表記上のルール

原因となります。改造や変更は行わないで下さい。改造や変安全に関する表記

更の必要がある場合は当社までご連絡ください。

本書では安全に関する注意事項を次の表示によって区分して

警告

います。

納入仕様書に記載された仕様、印加電圧、温度の範囲内での“警告”

使用､センサ接続､電源接続、入出力信号接続を厳守してくだ

この警告表示は、記述内容を無視して誤った取り扱いをする

さい。この範囲を超えた条件での使用は故障、破損の原因とと、怪我や死亡等の重大事故につながるおそれがあることをなります。

示しています。

注意“

注意”

運搬、保管の際に破損、故障にならないように、振動、衝撃、

この注意表示は、記述内容を無視して誤った取り扱いをする

急激な温度変化を避けてください。また水、ゴミ、砂などのと、本器または他の装置の破損や重要データの損失を招くお異物が機器内部に侵入しないようにご注意ください。

それが有ることを示しています。

注意

一般情報に関する表記

本製品は一般工業計器としての用途にのみ使用し、その他の本書では一般情報に関する注意事項を次の表示によって区分

用途には使用しないでください。

しています。

材質について“注記”
注意

この表示は製品の取り扱い上、必要不可欠な操作や情報を示しています。

本製品の主要材質については納入仕様書に記載されています。

“

適合することを確認いただけますようお願い致します。

ご使用される環境に対して、あらかじめ耐熱性、耐食性等が、参考”

この表示は本製品を安全・快適に使うために是非理解していただきたい内容を示しています。

“(→P.○○)”“○○”はページ番号を表わし、注意事項とは別に参照していただきたいページがある場合に表示します。

1

IM-ES796-J05

5. 仕様保守、点検について

5.1.

警告

入力

測定信号

保守、点検などのために本体、カバー、および接続電線を取オープンコレクタ接点（O.C.）または電圧信号によるり外す際は、本器および接続されている装置の電源を切断しパルス周波数信号（選択）
入力特性てから行ってください。
また、本器および周辺で腐食性や毒性などを持つ有害な物質

O.C.：閉路電流１mA 以下、開放電圧 5V 以下を扱っている場合は、計器への付着物および残留物が作業者

電圧信号：入力抵抗 1MΩ以上、最大入力電圧 30V
パルス検出レベルに害を及ぼさないように、必要な処置、対策を十分に行ってLow レベル（ON）検出電圧： 1V または 2V 以下（切替）ください。

ヒステリシス：約 1V

注意

測定周波数
0.1Hz～1.5ｋHz パルス幅 0.3ms 以上

本製品の保守、点検については使用条件などによりその周期、

入力フィルタ

内容が異なります。取扱説明書を参照するか、お客様が実際

カットオフ周波数約 70Hzの運転状況を確認してご判断願います.

設定で有効・無効を切替え測定分解能制御の安全性について

測定・演算：0.01Hz
表示：0.1Hz

警告

確度

本製品は工業計器として最善の品質管理のもとに製造、調査、

0.05% of reading ±0.1Hz

検査を行い納入いたしておりますが、各種の原因で不測の故

タイムアウト

障が発生する可能性もあります。安全上の重大な問題が発生

0.1 秒～9.9 秒の範囲で設定する可能性のあるプロセスコントロールなどにおいて本製品
5.2.

を使用する場合は、装置の二重化などの安全対策を行ってく

スケーリング変換

変換方式

ださい。

フルスケールの入力周波数と変換値によるスケーリ
ング

3. 記述範囲

または、最大 8 点までのリニアライズ変換

本書は RR930N ミニユニバーサルカウンタの使用方法について

変換設定記述してあります。

フルスケール周波数：0.1Hz～1000.0Hz
フルスケール変換値：0.001～10000

注意オーバーレンジ

設置・接続は標準的な例を説明していますが、実際に使用さ120% F.S.

れる各機器・装置によって異なる場合がありますので、それローレベルカットオフ

らの説明書も必ずご参照ください。

設定範囲:0.0Hz～999.9Hz
5.3.

4. 製品概要表示表示器

RR930N は、定評のある流量計測で蓄積したノウハウをベース

データ表示にした、コンパクトな周波数パルス入力のカウンタ変換表示：小数点付き赤色 7 セグメント LED 5 桁

インジケータ ：赤色 LED ランプ 2 個器で、羽根車式流量計センサなど、周波数パルス出力センサ

アラームおよび周波数表示

用表示器として最適です。
測定表示

スケーリング変換による流量値表示のほかに、警報出力、そ変換値表示 ：最大 5 桁、0～12000の他各種の計測制御に必要な機能を持っています。

小数点以下 0 桁～3 桁で、小数点表示
周波数表示 ：最大 5 桁、0.0Hz～1500.0Hz
小数点以下 1 桁固定（0.1Hz 表示）
周波数表示インジケータが点灯
アラーム表示アラーム出力時に、アラームインジケータ点灯

2

IM-ES796-J05

5.4.

5.8.

アラーム出力外部電源出力

出力電圧

出力信号

DC12V±10%上限または下限アラームによる接点信号
5.9.

出力回路
MOSFET による a 接点出力

接続

結線コネクタ

極性有り

ユーロ端子台

出力端子絶縁：出力回路間および回路電源間
出力定格：30VDC / 100mA

最大 25mA

端子間隔 3.81mm

適合電線

ON 抵抗１Ω以下

AWG16～AWG26

設定範囲

5.10. 一般仕様

上限アラーム：1～10000

電源

下限アラーム：0～9999

DC10V～DC27V

動作設定

約 0.7VA（外部電源定格出力時 約 1.5VA）

アラーム時出力接点：クローズまたはオープン

周囲条件

アラーム動作：動作または停止
ヒステリシス

保存範囲：温度-20℃～60℃

湿度 90%RH 以下

1%F.S.

動作範囲：温度 5℃～50℃

湿度 10%RH～90%RH

5.5.

ただし、氷結および結露しないこと

再パルス出力

質量

出力信号

約 50ｇ

変換値比例パルス周波数信号

外形寸法

出力範囲：1Hz～1.5ｋHz

W48×H24×D80

デューティ：50%

パネルカット

出力回路

DIN48×24 に準拠

オープンコレクタ接点

ケース材質

出力定格：30VDC / 10mA

本体、パネル：ポリカーボネイト

残留電圧 0.6 以下
5.6.

パネル設定

6. 受け入れ操作キー
フロントパネル内タクトスイッチ

ご注文の製品がお手元に届きましたら、ただちに下記の点にキー種類

ついてお調べください。もし不具合がありましたら、ご注文

モード、シフト、アップ、エンターの 4 個

先にご照合ください。


装置に表示されている型式がご注文どおりのものか。

スケーリング変換設定、ローレベルカットオフ



製品の破損や部品の欠落等がないか。

変換表示周期、移動平均、入力パルスタイムアウト



付属品は正しく添付されているか。

上下限アラーム値・動作設定



別途ご契約の承認仕様がある場合は、その内容と製品が主要設定機能再パルス出力スケーリング設定

合致しているか。

リニアライズ変換設定

5.7.

入力回路設定（信号形式、検出レベル、入力フィルタ）

7. 保管

通信設定（機器アドレス、速度、レスポンス遅延時間）

製品を保管する場合は、次の条件にあった場所を選定してく

通信機能

ださい。


極度の温度変動、および氷結や結露のないこと。



腐食性雰囲気のないこと。

調歩同期式シリアル通信：8bit、1 stop bit、no parity



粉塵や異物、ゴミの飛散がないとこ。

通信速度：4800bps,9600bps,19200bps,38400bps



雨水など、液体および飛沫がかからないこと。



振動や衝撃のないこと。

インターフェイス
RS-4852 線接続

マルチドロップ対応

通信手順
コマンドレスポンス方式
レスポンス遅延：可変機器アドレス：00～99
最大 2 秒コマンド機能測定変換値および周波数の読出し
パネル設定の読出し・変更

3

IM-ES796-J05

8. 各部の名称

9. 設置
9.1.


A
H

設置環境
本器は保護構造ではありませんので、液体や金属粉がかかるおそれが有る場所および塵埃の多い場所は避けてください。
また、腐食性が強い雰囲気の場所は避けてください。

1

振動や衝撃を受けるおそれがある場合は、防振材や緩衝材などで保護してください。

（下はカバーを開けた状態）
23

温度上昇や劣化の原因となる、直射日光や熱源からの輻射を避けてください。

4

誤動作の原因となる、強電解や強磁界を発生する装置か
らは、遠ざけるか遮へいして影響が無いようにしてくだ
さい。

9.2.


パネル取付け本製品は、前面パネル取付けでの使用を標準とします。
これ以外の固定方法では、ケースの変形や破損の原因と

5

6

7

なるような無理な力が加わらないようにしてください。

8

図 1 フロントパネル

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

（→P.11）の「パネルカット寸法」を参照してください。

パネルカバー

データ表示部
アラームインジケータ

取付け可能なパネル厚およびカット寸法は、付録 1．

パネルへの取付けは、特に工具を必要としません。
パネル前面から本体をカット穴に差し込んで、フロント

カバー表示： A

フレームがパネル面に当たるまで押し込みます。

周波数表示インジケータ カバー表示： H

この時、本体左右のパネル固定が、ケースをパネルに押モード・キー

カバー表示：

シフト・キー

カバー表示：

アップ・キー

カバー表示：

る場合は、左右から指または適当な工具で少し押し込んエンター・キーカバー表示：

でください。

10

11

えつけます。


12

本体を差し込む時に、パネル固定がカット穴に引っかかパネルから本器を取り外す場合は、パネル裏側のパネル
固定を左右から押して、パネルへの引っ掛かりを無くし91

POWER SOURCE(+)

2

POWER SOURCE(–)

3

OUT-1

4

OUT-2
RS485(+)

5
6
7

RS485(–)

8

POWER OUT

9

GND

ながら、本体をパネル前面に押出します。

注意
パネル固定は本体ケースと一体になっています。強く押し込

COM (OUT-1)

みすぎたり引き起こしたりすると、変形または破損して正常10 PULSE INPUTに固定できなくなりますので、注意してください。

図 2 本体上面

⑨
⑩
⑪
⑫

接続端子台
端子ラベル
パネル固定
フロントフレーム

4

IM-ES796-J05

10. 配線

10.2. 電源

10.1. 接続コネクタ

電源は、DC10V～DC27V の範囲の任意の電圧で使用できます。



接続コネクタは本体後側にあり、10 極のユーロ形の端子

注記台です。接続する電線を、後方から端子口に本体と水平に差込み、端子台上面のネジをドライバで右に回すと、電源投入時の突入電流を考慮して、定格電流 0.5A 以上の電源端子が閉じて電線が固定接続されます。

を使用してください。

電線を差し込む前、または外す時は、ネジを左に回して、参考

端子を開きます。この時、端子が開ききるとネジは空回
りします。
適合電線：より線または単線
2

最大突入電流：400ｍA/10ms
電源電圧

本体のみ

外部電源使用

12V

60mA

130mA

24V

30mA

70mA

2

AWG16～AWG26（1.25mm ～0.13mm ）電線挿入長：約 5mm


端子間隔：3.81mm

電 源 の 正 側 を POWER(+) 端 子 に 、 負 側 （ コ モ ン ） を
POWWER(-)端子に接続します。

使用工具：2.4mm 幅マイナスドライバ


電源との接続は、なるべく配線抵抗が低くなるようにしてください。

参考

推奨値：往復 0.5Ω以下

ネジと端子は絶縁されていません。

10.3. センサ

ただし、電線が接続されていない端子では、ネジと端子の接

続は不完全なので、ネジ部で電圧や信号の確認は出来ません。

本器は、1.5kHz までのパルス信号を入力できます。
信号は、ON/OFF 接点信号と電圧パルス信号を、「入力設注意定」で切替えて使用できます。


配線作業を行う時は、必ず本器および接続する装置の電源を切を PULSE INPUT 端子に接続します。

断してください。特に、商用電源からの漏洩電流による回路のセンサケーブルのシールドは、GND 端子に接続します。

破損を防ぐために、商用電源から確実に絶縁してください。


パルス信号のコモン（グランド）側を GND 端子に、信号コネクタの配置、および端子番号と機能を（図 3）に示

注記

します。

GND 端子は、内部で POWER(-)に接続されています。

コネクタは本体後部で、接続線の引き出しは本体と水平

グランドループによる誘導ノイズの影響を防ぐために、になります。端子の並びと番号は、ケースの端子ラベル

シールドは片側だけをグランドに接続します。

で表示されています。


センサ用の電源として、本器から DC12V/25mA を供給できます。

1

POWER SOURCE(+)

2

POWER SOURCE(–)

3

OUT-1

4

OUT-2

5

RS485(+)

を有効にして、検出レベルをオープンコレクタに設定し6

RS485(–)

ます。

7

COM (OUT-1)

接点信号は内部で電圧信号に変換されて検出されます。

8

POWER OUT

センサの電源入力を POWER OUTPUT 端子に接続して、センサの電源グランドは、GND 端子に接続します。


接点信号の場合は、「入力設定」で内蔵プルアップ抵抗

プルアップ回路の開放電圧は約 5V で、負荷電流は約 1mA

9 GND
10 PULSE INPUTです。
また、適合するオープンコレクタの残留電圧は、1.5V

端子番号
名称
1
POWER SOURCE(+)

以下です。

機能



電源入力

機械リレー接点の場合、バウンスによる誤動作を防ぐた

入力範囲：DC10V～DC27V

めに、パネル設定の「入力設定」でハイカット入力フィ

アラーム出力ルタを有効にします。フィルタによる特性は以下のとお

2
3
7
4

POWER SOURCE(-)
OUT-1
COM(OUT-1)
OUT-2

5
6
8

RS485(+)
RS485(-)
POWER OUT

10

PULSE INPUT

パルス信号入力

9GND

パルス信号グランドりです。
再パルス出力RS485 通信除去可能バウンス時間：1ms 以下
検出パルス周波数：50Hz 以下（デューティ 50%）

DC12V 外部電源出力

図 3 接続コネクタ

5IM-ES796-J05

電圧信号の場合は、「入力設定」で内蔵プルアップ抵抗を無効にします。入力特性は以下のとおりです。

アラーム出力は、上限アラームと下限アラームのいずれかで出力します。

入力電圧範囲：0V～30V

外部装置への接続は、印加される電圧が OUT-1 端子のほ

入力抵抗：1MΩ以上（入力電圧範囲以内）

うが COM(OUT-1)端子よりも高くなるようにします。
電源

注意

RR930N 内部回路

Low レベルの電圧が-0.3V より低くなると、パルス検出

COM(OUT-1)

回路が誤動作して、測定結果は保証されません。


OUT-1

入力

GND

入力信号のレベルに合った、パルス検出しきい電圧を「入力設定」により選択します。しきい電圧は、(a)グランド接続の場合オープンコレクタレベル：Low＜2V、3V＜High

RR930N 内部回路

OUT-1

ロジックレベル：Low＜１V、2V＜High
COM(OUT-1)

電源
電源

入力

注記
リレーやオープンコレクタによる接点信号の場合はオープンコレクタレベルを選択します。

(b)電源接続の場合
図 5 アラーム出力回路接続例

TTL や CMOS による 5V 標準ロジック信号の場合は、ロジックレベルを選択します。

10.5. 再パルス出力


RR930N 内部回路
5V

再パルス出力は、非絶縁のオープンコレクタ出力です。
デューティ比 50%のパルス周波数信号を出力します。

POWER OUTPUT
センサ電源

プルアップ切替

出力端子 OUT-2 を、カウンタなどの接点入力に接続します。入力機器のコモン（グランド）は、RR930N の電源グ

4.7k
10k

PULSE INPUT

センサ パルス出力

ランド（POWER SOURCE(–))と共通にします。
入力機器が電圧パルス入力の場合は、入力端子にプルア

30V

GND

ップ回路が必要です。
シールド

注記

図 4 パルス入力回路と接続例
10.4. アラーム出力

出力 ON の負荷電流は、残留電圧を 0.6V 以下にするためアラーム出力は、MOSFET による有極性の無接点リレー出に 10mA 以下としますが、1.5kHz まで出力できるように、力で、入力電源から絶縁されています。

負荷電流 2mA 以上で、かつプルアップ抵抗（電流制限抵

出力回路は a 接点タイプで、本器の電源切断時はオープ抗）を 10kΩ以下としてください。

ンです。アラーム出力動作の状態は「アラーム制御」で注意

オープン、またはクローズを選択できます。

OFF 時に 30V を越える電圧が印加されると、出力端子間注意が短絡状態となります。

極性を逆に接続すると、出力端子間は短絡状態となりま電源す。また、OFF 時でも 30V を越える電圧が印加されると、

RR930N 内部回路

OUT-2

出力端子間が短絡状態になります。

POWER SOURCE(-)

入力
GND

注意
図 6 再パルス出力接続例

出力 ON の時は、端子間抵抗値が平均 0.3Ωと小さいので、誤配線による大電流に注意してください。

10.6. RS-485 通信


警告

RS-485 通信の接続端子は、送信回路と受信回路が内部で接続された 2 線式の接続です。

アラーム出力は絶縁されていますが、高耐電圧および高絶縁

ホストコンピュータの RS485 コネクタへは、1 対 1、まを必要とする回路には接続しないでください。

たはマルチドロップ接続にします。

アラーム出力を接続する回路のグランドと、本器の電源グラ接続ケーブルは、シールドされた撚り線対ケーブルを使ンドと接続してください。

用してください。

6

IM-ES796-J05

11.5. オーバーレンジ

注記オーバーレンジの上限は固定で、フルスケールの 120%です。超えた値はすべて上限値に切り下げます。

ターミネータは内蔵されていません。

11.6. ローレベルカットオフ

ただし、RS485(+)端子は内部 5V 回路電源に、RS485(-)

設定されたローレベルカットオフ値未満の測定周波数を 0

端子は電源グランドに、それぞれ 10kΩの抵抗で接続さとして変換します。設定範囲は、0.0Hz～999.9Hz です。

れています。

11.7. 測定表示

フェイルセーフ回路とする場合は、この抵抗の影響を考慮してください。

固定少数点で、最大 5 桁の数値をゼロサプレスして表示しRS-485 通信回路は、電源とは絶縁されていません。

ます。

グ ラ ン ド の 接 続 が 必 要 な 場 合 は 、 電 源 入 力 の POWER

表示の更新周期は変換周期と同じで、「変換表示周期」でSOURCE(-)を使用してください。

設定します。
変換値の小数点位置は、「フルスケール変換値」で設定し11. 機能と動作ます。

11.1. 演算処理分解能

周波数値は小数点以下 1 桁で固定です。
キー操作で、変換値表示と周波数表示を切替えることがで

内部デジタル演算は、以下の精度で処理します。

きます。（→P.8「12.1周波数表示切替」）

周波数：0.01Hz

11.8. アラーム機能

スケーリング変換値：表示および設定の 1/10

変換値が上限アラームまたは下限アラーム設定値を超え

11.2. 周波数測定
入力パルスの周期を測定することにより、センサの出力周るとアラーム信号を出力します。

波数値を求めます。

アラーム解除のヒステリシスは固定で、フルスケール変換

周波数が低い場合は、測定周期はパルス周期に等しくなり

値の 1%です。変換値が、上限または下限アラーム設定値

ます。測定周期の最大は、タイムアウト設定時間で、これよりさらにヒステリシス分だけ内側に入ると出力を解除

を超えた場合は周波数を 0Hz とします。

します。
アラーム機能は、「アラーム制御」の設定で、無効に出来

注意

ます。

1.5kHz を越える高い周波数の信号や、0.3ms 以下の短いパ

ヒステリシス
変換値

ルス信号の場合は、パルスが正しく検出できなくなり、測定結果が実際よりも低い周波数または 0Hz になります。
スケーリング変換、移動平均、再パルス出力周波数の更新

Td：サンプリング遅延

Td

Td

設定値

およびアラーム判定は、「変換表示周期」の設定時間で行
われます。

ON

OFF

OFF

11.3. 基本スケーリング変換

図 7 下限アラーム動作例

フルスケール周波数 FFS(Hz)とフルスケール変換値 RFS を設

11.9. アラーム出力定値として、入力パルスの周波数 f(Hz)から以下の式で変アラーム出力は、オープンまたはクローズを「アラーム制

換値 d を計算します。

d  f

R FS
FFS御」の設定で選択できます。
アラーム機能が無効に設定されている場合は、解除状態の出力になります。

小数点位置は「フルスケール変換値」で設定します。

アラームの出力と一緒に、パネルのアラームインジケータ

11.4. リニアライズ変換が点灯します。

1 点から最大 8 点で、周波数 FN(Hz)とその変換値 RN を設定します。入力周波数 f(Hz)を、各設定点間で直線補間して

参考

表示値 d に変換します。

d  f - FN  

R N  R N 1
 R N -1 , FN  f  FN 1
FN  FN 1

アラーム動作時出力をオープンに設定している場合は、解除状態ではクローズですが、電源が切れている状態ではオープンで、電源投入からクローズになるまでは遅れ（約ただし、1 点(F0,R0)設定の場合は、d  f  FO  

0.2 秒）があります。

R FS
 R OFF
FFSです。設定(F0,R0)を変更すると、全体のオフセットが変化します。
リニアライズ変換の結果が負になった場合は、0 に切り上げます。

7IM-ES796-J05

11.10. 移動平均機能

12.2. パネル設定への切替

変換表示周期ごとに、「移動平均サンプル数」の回数分遡

モード・キーった区間の測定周波数を平均してスケーリング変換しま

押し続けると、パネル設定表示に切り替わります。押されす。

るキーにより、以下の 3 種類のパネル設定になります。

「移動平均サンプル数」の設定範囲は最大 10 です。

（→P.8「12.3.パネル設定の表示」）

移動平均を行わない場合は、0 または 1 に設定します。

 モード・キー

入力のステップ変化に対して、

および他のキーと組合わせて 2 秒以上：

アラーム設定（変換表示周期）×（移動平均サンプル数）

 モード・キーの時間で最終値に到達します。

とシフト・キー：とアップ・キー：

動作設定

11.11. 再パルス出力

 モード・キー

変換値に比例した、周波数パルスを出力します。

リニアライズ変換設定

変換値からパルス出力周波数の変換は、「再パルス出力ス

12.3. パネル設定の表示

ケーリング周波数」と「再パルス出力スケーリング変換値」

パネル設定表示では、最上位桁で項目記号を表示して、区で設定します。スケーリング周波数値 FS、およびスケーリ

切りの小数点に続く残りの 4 桁で設定値を表示します。

ング変換値 PS を設定値として、変換値 d を出力周波数

項目記号は、0～9 までの数字の他に、アルファベットでf(Hz)に変換します。

表わします。

f 

リニアライズ変換設定では、周波数値設定でアラームイン

FS
d
PS

ジケータ、変換値設定で周波数表示インジケータが点灯しFS と PS の比が同じならば、出力は同じになります。

ます。

出力の上限は、変換値のオーバーレンジ値での出力周波数、

表示は、項目表示と設定変更表示があり、項目表示では、

または出力周波数範囲の上限のいずれか小さいほうにな

設定値をゼロサプレスして表示します。

ります。

シフト・キーまたはアップ・キーの操作で設定変更表示に

出力パルスの周波数範囲は、1Hz～1.5kHz で、デューティ

なり、設定桁をすべて表示して、点滅で値を変更する桁または小数点位置を示します。

比 50%のオープンコレクタ出力パルス信号です。

12.4. パネル表示設定でのキー操作

1Hz 未満のパルスは 0Hz として、パルス出力は停止します。
この時、パルス出力は 0Hz になる直前の接点状態になります。

パネル設定表示では、各キーは以下のように機能します。

「再パルス出力機能設定」により、パルス出力停止とテ モード・キー：

ストパルス出力が出来ます。

設定項目を選択します。

パルス出力停止では、出力はオープンになります。

キーを押すごとに、先頭から最後まで設定項目を繰り返し

テストパルス出力では、「再パルス出力スケーリング周表示します。

波数」で設定された周波数を出力します。

設定変更表示でキーを押した場合は、そのまま項目表示に
戻ります。

注記

 シフト・キー：

パルス出力停止は、「出力選択」と「再パルス出力機能設

変更する桁を選択します。

定」のいずれの設定でも変更されます。

キーを押すごとに、点滅位置を 1 桁目から最上位桁まで繰

ただし、テストパルス出力に設定されている場合は、「出り返し移動します。

力選択」項目を表示すると、テストパルス出力は解除されフルスケール変換値の設定では、最上位桁の次は小数点がて、再パルス出力機能が ON に設定されます。

点滅します。
 アップ・キー

12. パネル操作

数値の繰上げ、または小数点位置を移動します。

12.1. 周波数表示切替

数値は、設定可能な範囲内で繰り返し繰り上がります。

電源投入時は、変換値を表示します。

設定値によっては、表示値が設定範囲を超えないように、

シフト・キー

あらかじめ下位または上位の桁を設定する必要がありまを 2 秒以上押し続けると、測定周波数す。

の表示に切り替わり、周波数表示インジケータが点灯します。
再びシフト・キー

 エンター・キー

全項目の設定値を保存して、パネル設定を終了します。

を 2 秒以上押し続けると、変換値

項目表示と設定変更表示のいずれでも有効です。

表示に戻ります。

パネル設定を終了すると、常に変換値表示に戻ります。

8

IM-ES796-J05

13. パネル設定項目

13.3. リニアライズ変換設定

付録 3．設定手順例（→P.13）を参照してください。

リニアライズA●
1～8
H
周 波 数 値
リニアライズ
設定範囲：0.001～10000 注）
A
1～8
H●
変 換 値
注） 小数点位置はフルスケール変換値と同じ10000 は 0 で設定

13.1. 動作設定
設定項目と記号フ ル ス ケ ー ル
周
波
数

0

フルスケール変換値1

ローレベルカットオフ
移動平均サンプル数
変 換 表 示 周 期

2
3
4

出

択

5

機 器 ア ド レ ス
パ ル ス 検 出
タ イ ム ア ウ ト
再 パ ル ス 出 力
スケーリング周波数
再 パ ル ス 出 力
スケーリング変換値

6

入

力

力

選

設

定

再パルス出力機能設定

7
8
9

P

o

設定内容
設定範囲：0.1Hz～1000.0Hz(1000.0Hz は 0.0Hz で設定)
数値設定範囲：0.001～10000 注）
小数点位置設定範囲：
XXXX.(小数点無し)、X.XXX
XX.XX、XXX.X
設定範囲：0.0Hz～999.9Hz
設定範囲：0～10 (0,1：無し)
設定範囲：0.1 秒～9.9 秒
0：再パルス出力
1：出力無し設定範囲：0～99
設定範囲：0.5 秒～9.9 秒

13.4. 工場出荷値
設定項目／記号フ ル ス ケ ー ル 周 波 数
フ ル ス ケ ー ル 変 換 値
ロ ー レ ベ ル カ ッ ト オ フ
移 動 平 均 サ ン プ ル 数
表
示
更
新
周
期
出
力
選
択
機
器
ア
ド
レ
ス

設定表示：Ｐ Ｐ ③ ② ①①：プルアップ抵抗
0：無し、1：有り②：パルス検出レベル
0：オープンコレクタ
1：ロジックレベル③：ハイカットフィルタ
0：OFF、1：ON
0:OFF
1:ON
2:テスト出力

1.1
100.0
100.0
001
1
1100
999.9
0.0
0011
0
0.0
0.0

14. 通信機能
14.1. 通信方式
コマンド－レスポンス方式による通信で、8 ビットの可変長通信ブロックを送受信します。以下の説明では、コマン
ドはホストコンピュータから RR930N への通信を表し、レスポンスは RR930N からホストコンピュータへの通信を表します。
14.2. 通信ブロック形式
コマンドとレスポンスのブロックは同じ形式で、以下のとおりです。通信ブロックの詳細については付録 4．通信パラメータ一覧（→P.14）を参照してください。
• 文字コード

ASCII 8 ビット(1 スタートビット、1 ストップビット、パリティビット無し)

13.2. アラーム設定

アラーム値下限
ア ラ ー ム 制 御

設定値
100.0
100.0
0.0
0
0.5
0
0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P
o
d
A
ｂ
C
L
1～8
1～8

パ ル ス 検 出 タ イ ム ア ウ ト
再パルス出力スケーリング周波数
再パルス出力スケーリング変換値
入力
設
定
再 パ ル ス 機 能 設 定
通信設定
ア ラ ー ム 値 上 限
ア ラ ー ム 値 下 限
ア
ラ
ー
ム
制
御
リ ニ ア ラ イ ズ 設 定 点 数
リ ニ ア ラ イ ズ 周 波 数 値
リ ニ ア ラ イ ズ 変 換 値

設定範囲：0.1Hz～1000.0Hz(1000.0Hz は 0.0Hz で設定)
設定範囲：1～10000 注）

設定表示：ｄ ④ ③ ② ①②-①：機器アドレス
設定範囲：00～99③：通信速度
0：4800bps
1：9600bps
2：19200bps
3-9：38400bps
通
信
設
定
d
④：レスポンス遅延
0：最小時間
1：50ms2：100ms
3：200ms
4：500ms
5：1s
6-9：2s注） 小数点位置はフルスケール変換値と同じ10000 は 0 で設定

設定項目と記号
アラーム値上限

設定内容
設定範囲：1～8 点
0 の場合リニアライズ変換は
無効
設定範囲：0.0Hz～999.9Hz

設定項目と記号リニアライズ
設 定 点 数L

パネル設定については付録 2．動作設定手順（→P.12）、Ab• ブロック長

設定内容
設定範囲：0.001～10000 注）
設定範囲：0.000～9999 注）

設定表示：Ｃ ０ ０ ② ①①：アラーム動作C
0：無効、1：動作②：動作時出力
0：オープン、1：クローズ
注） 小数点位置はフルスケール変換値と同じ10000 は 0 で設定

N = 8～14 バイト 可変

(1)

(2)

(3)

(4)

1

2

3

4

(5)
5

6

8

N-2

(6)

(7)

N-1

N

(1)スタートコード：1 文字固定 ' * 'ブロックの始まりを示します。
(2)機器アドレス：2 文字 ' 00 ' ～ ' 99 'パネル設定の「機器アドレス」で設定された値です。
アドレスが 10 未満の場合は、2 桁目は'0'にします。

9

IM-ES796-J05

(3)コマンド または レスポンス：1 文字 アルファベット

14.5. 通信エラー処理

コマンド

コマンドブロックの受信で、以下の通信エラーが発生した'R' 読出コマンド

場合は、それまでの受信を無視します。この時、レスポン

設定値や測定値を読出します。

スは送信しません。
 受信オーバーフロー'W' 設定コマンド
設定を行います。

コマンドブロックの長さが 16 バイトを越えた場合

レスポンス

受信を破棄して、レスポンスブロックは送信しません。
 受信タイムアウト'K' 正常レスポンス
正常に通信が行われたことを示します。

スタートコードを受信してから、約 0.2 秒以内に BCC'E' エラーレスポンスまでの受信が終了しない場合

通信エラーを示します。

受信を破棄して、レスポンスブロックは送信しません。

(4)コマンド番号 ' 00 ' ～ ' 99 '受信したコマンドブロックに、以下のエラーが有った場合コマンドの、設定または読出し項目を指定する番号

は、エラーレスポンスを送信します。
 BCC エラーです。レスポンスでは同じ番号を送信します。
(5)データ：0～6 文字

コマンドブロックの BCC 検査でエラーを検出 データエラー' 0 ' ～ ' 9 'の数字と小数点文字からなります。
ただし、コマンドのデータは小数点を含みません。

設定コマンドで、また、読出コマンドの場合、データは無し(0 文字)

1) データが 4 桁以上となります。

2) データの値が設定範囲外(6)ストップコード：1 文字固定 ' # '3) データに、数字以外の文字が含まれている コマンドエラー

ブロックの終わりを示します。
(7)BCC：１バイト ブロックチェックコード

コマンドまたはコマンド番号が正しくない

伝送エラー検出コードです。

または実行不可スタートコードとストップコードを含む、ブロック

エラーレスポンスのデータはエラー番号です。

全体の奇数水平パリティ（LRC-Odd）で、8 ビット目

エラー番号とエラーの種類は、以下のとおりです。

は 0 とします。

種

14.3. コマンド－レスポンス通信手順
 ホストコンピュータから RR930N にコマンドブロックを送

信します。

類

番 号

内

容

BCC エラー

0201

BCC エラーを検出

数値エラー

0202

データに数字以外の文字

未定義コマンド

0203

未定義コマンドまたはコマン

データ長エラー

0204

実行エラー

0205

コマンド実行不可

設定範囲外

0206

設定データが範囲外

ド番号が正しくない

コマンドブロックの機器アドレスが、RR930N に設定されている機器アドレスと一致すれば、ブロックを受信します。

設定データが 4 桁を越えている

機器アドレスが異なる場合は、ブロックを無視します。
 コマンドブロックが正しければ、設定の変更や、変換値の14.6. 送受信切替とレスポンス遅延

読出しなどを実行して、レスポンスブロックを送信して通コマンドブロック受信後、通信回路の受信から送信への切信が完了します。

替えに遅延時間が必要な場合は、「通信設定」のレスポン

 次の通信は、ホストコンピュータがレスポンスブロックをス遅延で設定してください。

受信した後に行います。

ホストコンピュータ側での、送信切替の遅延時間は、必要

14.4. 通信によるパネル設定の変更ありません。

通信でパネル設定の変更を行う場合は、以下のようになります。

15. 保守 通信設定状態

設定コマンドを実行すると、変換および出力は一時的に停汚れを落とす場合は、乾いた布またはシリコーンクロスで止して、表示がバー表示“－－－－”に変わります。

静かに拭って下さい。
端子部が水などに濡れた場合には、十分に乾燥させてさび 通信設定の終了

通信設定状態は、以下のいずれかの場合に終了して、変換などの腐食や残留物が無いことを確認してから使用して値表示に戻ります。ただし、2）、3）のときは、設定が保ください。

存されない場合があります。
1) 2 秒以内にコマンドブロックを受信しない。
2）エンター・キーが押された。（強制解除）
3）通信エラーが発生。


10

IM-ES796-J05

付録 1 外形図

POWER SOURCE(–)

POWER SOURCE(+)
OUT-1

1
3

RS485(+)

OUT-2
RS485(–)

4
6
COM (OUT-1)
POWER OUT

9 GND
10 PULSE INPUT

8

7

5

2

取付間隔寸法パネルカット寸法

H

L

IM-ES796-J05

11

付録 2 動作設定手順
電源 OFF
電源 ON

測定値表示

変換値表示

周波数表示
2 秒以上

＋
2 秒以上

2 秒以上

注)
パネル設定終了後は変換値表示に戻る＋
2 秒以上

0.フルスケール
周波数

A.アラーム値
上限

L.リニアライズ
設定点数

1.フルスケール
変換値b.アラーム値
下限

1.第 1
リニアライズ
周波数値

2.ローレベル
カットオフ

C.アラーム制御

N
リニアライズ
設定点数 1～83．移動平均サンプル数

N.第 N
リニアライズ周波数値

4.変換・表示周期

1.第 1
リニアライズ
変換値
N
リニアライズ
設定点数 1～8

5.出力選択N.第 N
リニアライズ
変換値

6.機器アドレス7.パルス検出
タイムアウト

8.再パルス出力
スケーリング
周波数

9.再パルス出力
スケーリング
変換値

P.入力設定o.再パルス
機能設定

d.通信機能12

IM-ES796-J05

付録 3 設定手順例

動作設定項目 2.ローレベルカットオフを 0.0 から 10.0 に変更する場合
変換値 or 周波数表示
2 秒以上＋

動作設定に移動

フルスケール周波数
項目表示
次の項目表示に移動

フルスケール変換値
項目表示
次の項目表示に移動

ローレベルカットオフ
項目表示
いずれかのキーで、設定値の変更開始

or
ローレベルカットオフ
設定変更表示変更する桁へ点滅を移動

ローレベルカットオフ
設定変更表示変更する桁へ点滅を移動

ローレベルカットオフ
設定変更表示数値を変更

ローレベルカットオフ
設定変更表示項目表示に戻る

ローレベルカットオフ
項目表示

変換値表示

13

IM-ES796-J05

付録 4 通信パラメータ一覧
表記についてX ： データ。一つの X が一桁の数字 0～9 を示します。ただし、設定可能範囲外の数字はデータに含まれません。

.

: 小数点位置。データに小数点位置が複数表記してある場合は設定で小数点位置が変化することを示します。
※ステータス項目について
上下限アラームが発生しているか、変換値がフルスケールの 120％を超えたかどうかをレスポンスデータで返します。
レスポンスデータは下限アラーム：0001、上限アラーム：0010、FS の 120％：0100 となります。
コマンド

項目

項目

番号

or

コマンド

コマンド

レスポンス

番号

データ

データ

10

X.～XX.X.X.X.

周波数表示

R

K

11

X.X～XXXX.X

ステータス

R

K

12

XXXX

0

フルスケール周波数

R

W

K

15

X～XXXXXX

X.X～XXXX.X

1

フルスケール変換値

R

W

K

17

X～XXXX

X.～X.X.X.X.

1

小数点位置

R

W

K

18

X

X

2

ローレベルカットオフ

R

W

K

19

X～XX

X.X

3

移動平均サンプル数

R

W

K

20

X～XX

X～XX

4

変換表示周期

R

W

K

21

X～XX

X.X

5

出力選択

R

W

K

22

X

X

6

機器アドレス

7

検出タイムアウト

R

W

K

24

X～XX

X.X

8

再パルス出力スケーリング周波数

R

W

K

25

X～XXXX

X.X～XXX.X

9

再パルス出力スケーリング変換値

R

W

K

26

X～XXXX

X.～X.X.X.X.

P

入力設定

R

W

K

50

X～XXX

XXX

o

再パルス出力機能設定

R

W

K

51

X

X

d

通信設定

A

アラーム値上限

R

W

K

13

X～XXXX

X.～X.X.X.X.

W

K

表示値

変換値表示

レスポンス
R
K

動作設定項目
設定項目

アラーム

リニアライズ変換設定項目

アラーム値下限R

14

X～XXXX

X.～X.X.X.X.

C

アラーム制御

R

W

K

53

X～XX

XXXX

L

リニアライズ設定点数

R

W

K

30

X

X

1

第 1 リニアライズ周波数値

R

W

K

31

X～XXXX

X.X～XXX.X

2

第 2 リニアライズ周波数値

R

W

K

32

X～XXXX

X.X～XXX.X

3

第 3 リニアライズ周波数値

R

W

K

33

X～XXXX

X.X～XXX.X

4

第 4 リニアライズ周波数値

R

W

K

34

X～XXXX

X.X～XXX.X

5

第 5 リニアライズ周波数値

R

W

K

35

X～XXXX

X.X～XXX.X

6

第 6 リニアライズ周波数値

R

W

K

36

X～XXXX

X.X～XXX.X

第 7 リニアライズ周波数値

R

W

K

37

X～XXXX

X.X～XXX.X

第 8 リニアライズ周波数値

R

W

K

38

X～XXXX

X.X～XXX.X

W

K

B

7
8

第 1 リニアライズ変換値

R

39

X～XXXX

X～XXXX2

第 2 リニアライズ変換値

R

W

K

40

X～XXXX

X～XXXX3

第 3 リニアライズ変換値

R

W

K

41

X～XXXX

X～XXXX

4

第 4 リニアライズ変換値

R

W

K

42

X～XXXX

X～XXXX5

第 5 リニアライズ変換値

R

W

K

43

X～XXXX

X～XXXX

6

第 6 リニアライズ変換値

R

W

K

44

X～XXXX

X～XXXX7

第 7 リニアライズ変換値

R

W

K

45

X～XXXX

X～XXXX

第 8 リニアライズ変換値

R

W

K

46

X～XXXX

X～XXXX

1

8

14

IM-ES796-J05

■ サービスネット
製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。
営業所については弊社ホームページをご覧ください。

■ 製品保証弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2017 TOKYO KEISO CO., LTD.
本書からの無断の複製はかたくお断りします。