写真はTM-2572です株式会社¥ 420,000（税抜）¥ 520,000（税抜）血圧測定、表示、システム、サウンド、（アラーム、）
日時設定、タッチパネル清掃を選択

デュラセンサ DS-100A
AX-SPDS-100A

オキシセンサⅢ 成人指先用 45cm
AX-OXIMAXD-25（24個入）オキシセンサⅢ 成人指先用 90cm
AX-OXIMAXD-25L（24個入）オキシセンサⅢ 小児指先用
AX-OXIMAXD-20（24個入）オキシセンサⅢ 幼児用
AX-OXIMAXI-20（24個入）¥75,000（税抜）
JANコード：4981046710619¥158,400（税抜）
JANコード：4981046712613¥158,400（税抜）
JANコード：4981046711289¥158,400（税抜）
JANコード：4981046712620¥158,400（税抜）
JANコード：4981046712644

オキシセンサⅢ 新生児/成人指先用
AX-OXIMAXN-25（24個入）

マックスファスト 小児/成人前頭部用
AX-MAX-FAST（24個入）

ソフトケア 低出生体重児用
AX-SC-PR（24個入）

SpO2延長ケーブル 3.3ｍ
AX-SPDOC-10¥158,400（税抜）
JANコード：4981046712637¥235,200（税抜）
JANコード：4981046711296¥211,200（税抜）
JANコード：4981046711302¥20,000（税抜）
JANコード：4981046710626

フル充電で動作時間約120分（血圧10分間隔測定、プリンタ未使用）

充電時間は約15時間でフル充電
ニッケル水素電池（NiMH）
TM-ST100A￥180,000（税抜）￥60,000（税抜）￥20,000（税抜）￥60,000（税抜）

血圧測定方式

オシロメトリック方式

MEラテックスフリーカフ ラージ

圧力検出方法

容量型圧力センサ

適応腕周範囲：30〜41cm

圧力測定範囲0〜300mmHg

MEラテックスフリーカフ アダルト 12cm

圧力精度

適応腕周範囲：20〜33cm

3mmHg

血圧測定範囲血圧：10〜280mmHg

脈拍測定範囲30〜200bpm（成人）、30〜240bpm（新生児）血圧インターバル測定

14cm

MEラテックスフリーカフ スモール9cm

適応腕周範囲：14〜22cm

OFF、CON（連続）、１、2.5、3、5、10、15、20、30、60、90、120

MEラテックスフリーカフ チャイルド 7cm
適応腕周範囲：9〜18cm＊CONは連続測定を5分間継続し、その後2.5分間隔＊1分間隔測定は連続測定を12分間継続し、その後2.5分間隔

幼児用

7〜12cm（適応腕周範囲）

カフ布 アダルト
測定方式￥35,000（税抜）

TM-CF401A¥ 9,900（税抜）

TM-CF301A¥ 8,000（税抜）

TM-CF201A¥ 9,900（税抜）

TM-CF101A¥ 9,900（税抜）TM9114B-1¥ 9,900（税抜）

TM-CF301A-01¥ 4,500（税抜）

2波長パルスオキシメトリ

SpO2測定範囲

40〜100％ SpO2SpO2精度
脈拍数計測範囲

TM9159A-4￥12,000（税抜）

3％（70〜100% SpO2）

新生児用 2cm幅（10枚入）
4〜5cm

TM9155￥10,000（税抜）30〜250bpm

新生児用 3cm幅（10枚入）
5〜7.5cm

TM9156￥10,000（税抜）

新生児用 4cm幅（10枚入）
7.5〜10.5cm

TM9157￥10,000（税抜）

新生児用 5cm幅（10枚入）
8.5〜13cm

TM9158￥10,000（税抜）

エアホース（コネクタ付） 1.5ｍ

TM9131BL-150¥ 4,000（税抜）

エアホース（コネクタ付）2ｍ

TM9131BL-200¥ 4,000（税抜）

エアホース（コネクタ付） 3.5ｍ

TM9131BL-350¥ 4,200（税抜）TM9138BL-020¥ 2,000（税抜）2ｍTM9131UN-200¥ 5,000（税抜）

エアホース 新生児用 3.5ｍ

TM9131UN-350¥ 6,000（税抜）

脈拍精度

アダルト用
（10枚入）
23〜33cm5％

体温（オプション）
測定方式

サーミスタ方式

温度範囲精度25.0〜32.0℃ 0.4℃、32.0〜42.0℃ 0.2℃、42.0〜45.0℃ 0.4℃

目量0.1℃

表示方法

LED：7セグメント、LCD：4.7インチＳＴＮカラー液晶

入力部

エアホース（コネクタ付）20cm

タッチパネル（アナログ抵抗膜方式）※ TM9159A-4使用時

スイッチ：消音ボタン、測定間隔選択ボタン、血圧測定／停止ボタン
監視機能、体温（オプション）
最高血圧、最低血圧、脈拍数、SpO2（TM-2572のみ）
アラーム時：測定値の点滅、アラーム音の鳴動、アラームランプの点滅

メモリデータ数

300データエアホース 新生児用

体温
体温受信ユニット

TM2560G-10¥25,000（税抜）

メモリ間隔

1、2、2.5、3、5、10、15、30分

体温プローブ（脇下タイプ）

TM2560G-11¥15,000（税抜）

表示機能

波形表示：プレシスモグラフ、脈波グラフ グラフ・数値表示：監視値、リスト、
トレンド

体温プローブ（体表面タイプ）

TM2560G-12¥15,000（税抜）

プリント部

サーマル式ラインプリンター 紙幅58ｍｍ

AX-PP147-S¥ 5,000（税抜）

プリンター用紙

AC100V（50／60Hz）
またはニッケル水素電池

電源
消費電力

30VA

外形寸法

159（W）╳249（H）
╳181
（D）
mm

プリンター用紙（5巻）

約3.2kg重量

多項目モニタ（JMDNコード：33586002）

一般的名称

バイタルボックス

販売名

TM-2571：4981046700085、TM-2572：4981046700078

JANコード
医療機器承認番号

21700BZZ00279000

クラス分類

特定保守

ME機器に関するお問い合わせは管理医療機器

バッテリ動作時（オプション機能）：内部電源機器、AC100V動作時：クラスⅠ

電撃保護形式電撃に対する保護の程度

NIBP：対除細動形装着部のBF形装着部、SpO2：BF形装着部

EMCの適合IEC60601-1-2

Ed.

2：2001

エー・アンド・デイME機器相談センター

0120-707-188
受付時間：月〜金曜日（祝日、弊社休業日を除く） 9：00〜12：00 13：00〜17：00

株式会社
本社：〒170-0013 東 京 都 豊 島 区 東 池 袋 3 丁 目 2 3 番 1 4 号
TEL.03-5391-6127（直）FAX.03-5391-6129■ 札 幌 出 張 所 TEL.011-251-2753（代）FAX.011-251-2759■ 仙 台 出 張 所 TEL.022-211-8051（代）FAX.022-211-8052■ 名 古 屋 営 業 所 TEL.052-726-8763（直）FAX.052-726-8769■ 大 阪 営 業 所 TEL.06-4805-1204（直）FAX.06-4805-1201■ 広 島 営 業 所 TEL.082-233-0611（代）FAX.082-233-7058■ 福 岡 営 業 所 TEL.092-441-6715（代）FAX.092-411-2815
製造販売業者：株式会社エー・アンド・デイ〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243 TEL:048-593-1434

製 造 業 者：研精工業株式会社

http://www.aandd.co.jp※取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。※外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。
＊バイタルボックス-ADJC-08-PR6-14600