NEW GENERATION OF TORQUE TUBE

FST4000 シリーズ
トルクチューブ式レベル計

概 要
FST4000 シリーズはディスプレーサタイプインテリジェント液面指示・発信器です。
FST-3000 シリーズの 18 年間のフィールド実績を踏まえ SIL2 の機能安全設計を取り入れるなどレベル変換部を改良し安全性を大幅に向上させました。
従 来 か ら の HART 通 信 機 能 に 加 え フ ィ ー ル ド バ ス 対 応 と し てFOUNDATION Fieldbus 通信機能も選択出来ます。
ボイラー等の高温仕様のほか、液化ガス等の低温仕様にも適応可能です。

標準仕様1） 測定方式
2） 測定レンジ
3） 液密度①液面計測②二液境界面計測③密度計測
4） 圧力クラス
5） 液体温度
6) プロセス接続

7） 周囲温度

8） 周囲湿度
9） 材質構成①トルクチューブ
②ボンネット③チャンバ④ディスプレーサ⑤トランスミッタ
10）指示／表示：トルクチューブ式：最小；300mm 最大；3000mm：0.2〜1.5g/cm3：密度差 0.1g/cm3 以上：最小密度スパン 0.2g/cm3
上記以外についてはお問い合わせください。
：ASME クラス 150 〜 ASME クラス 2500：–196℃〜+450℃（防爆形の場合は別表※1, ※2を参照）：外筒式 1・1/2in
または 2in フランジ
内筒式 3in, 4in フランジ
図 2, 図 3 参照
：動作時 –40℃〜+70℃（防爆形の場合は別表※1, ※2を参照）：保管時 –45℃〜+80℃：動作時 0 〜 95%R.H.
：保管時 0 〜 85%R.H.
：SUS316L, NW0276, NCF600：SCPH2, SCS13A, SCS14A, SCS16A,
NW0276：炭素鋼, SUS304, SUS316, SUS316L，NW0276：SUS304, SUS316, SUS316L,
NW0276, MONEL, etc.
：ADC12：LCD表示
1 段目ファンクション表示
2 段目データ表示
3 段目バーグラフパーセント表示

11）出力／電源／通信
・4 – 20mA（2 線式），HART（Ver.6）
供給電源電圧（UB） ：DC8〜40V
信号レンジ：DC4〜20mA/20〜4mA（設定による）
動作レンジ：DC3.9 〜 20.5mA
負荷抵抗（Ra）：Ra=（UB–8V）/0.0248A（Ω）
バーンアウト機能 ：＜ 3.5mA, ＞ 21.6mA, ホールド設定可・FOUNDATION Fieldbus
供給電源：9〜32V ＊ベース電流：27mA 以下
入出力信号：IEC 61158-2 準拠
通信プロトコル：FOUNDATION Fieldbus H1

H1プロファイルクラス：31PS, 32L
H1 デバイス・クラス：Link Masterファンクションブロック：1-RB2, 1-AI, 1-TB
デバイスタイプ：0002（16 進）（FST4000FB）ITK バージョン：6.0.1＊本質安全防爆形で本安保持器使用の場合 DC9〜24V，FISCO 仕様で使用の場合 DC9〜17.5V
12) 精 度：±0.5%F.S.
（工場出荷時の質量換算校正による）13）保護等級：IP67（IEC 60529/JIS C 0920）
14）防爆構造①耐圧防爆形：TIIS Ex d IIC T6...T1
ATEX/IECEx Ex db h IIC T6...T1
Ga/Gb
KOSHA, NEPSI②本質安全防爆形：ATEX/IECEx Ex ia IIC T6...T1
KOSHA, NEPSI15）配線接続口：G1/2, 1/2NPT, M20xP1.5
防 爆 仕 様コ ード1 TIIS 耐 圧 防 爆 構 造（HART）
を選択した場合は、専用の耐圧パッキン式ケーブルグランドが付属します。
適用ケーブル外径 ：φ6〜8（標準）（付属予備パッキン ：φ8〜10用、φ10〜12用）
16) 塗 装：トランスミッタ Munsell7.5BG4/1.5
チャンバ銀色（SUS：無塗装）
17) 適合規格：ATEX, PED, EMC, TIIS
18）機能安全規格：SIL認証（IEC 61508/SIL2）
19）RoHS 指令：適合20）製品質量：クラス 150 約 30kg
クラス 600 約 35kg
21）設 定：HART によるリモート設定およびマグ
ネットキーによるローカル設定が可能
設定項目：ゼロ調整, スパン調整, テスト出力,ダンピング調整, バーンアウト設定, 使用密度
TG-L1012-J07
８版 2021 07 K
初版 2011 03 K

FST4000 トルクチューブ式レベル計※1 TIIS 耐圧防爆構形
被測定物温度、周囲温度、防爆等級および防爆型式の関係
被測定物
温度範囲

周囲温度

防爆等級

防爆型式 *‒20 〜 +450°C‒20 〜 +300°C‒20 〜 +200°C‒20 〜 +135°C‒20 〜 +100°C‒20 〜 +85°C‒196 〜 +85°C‒20 〜 +42°C‒20 〜 +49°C‒20 〜 +54°C‒20 〜 +57°C‒20 〜 +58°C‒20 〜 +59°C‒20 〜 +59°C

Ex d IIC T1
Ex d IIC T2
Ex d IIC T3
Ex d IIC T4
Ex d IIC T5
Ex d IIC T6
Ex d IIC T622CG-4
22CG-522CG-622CG-722CG-822CG-922CG-10（* 防爆型式：防爆型式検定合格証に記載される「型式の名称」）※2 IECEx / ATEX 耐圧防爆形
被測定物温度（Process temperature）、周囲温度（Ambient temperature）
および温度クラス（Temperature class）の関係
Temperature class（温度クラス）

T6T5T4T3T2

T1

Max. ambient temperature（最高周囲温度）

70°C

70°C

70°C

70°C

70°C

70°C

Max. process temperature（最高被測定物温度）

85°C

100°C

135°C

200°C

300°C

450°C

2TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L1012-J07

FST4000 トルクチューブ式レベル計

形式コード
FST4

測定レンジ

123456789
1234569

取り付け方法12349材質構成
ボンネット／
ディスプレーサ／
チャンバ
構

造E
S-

1
2
3456789

圧力クラス

1239

プロセス接続1239

トルクチューブ材質

129配線口L1 ‒ Ｌ8R1 ‒ R8

取付方向（下図参照）

1345防爆仕様

678AB（6）

7（8）
15（4）

3（2）

左側取付

TG-L1012-J07

内 容
300mmまで
301 〜 500mm
501 〜 700mm
701 〜 1000mm
1001 〜 1500mm
1501 〜 2000mm
2001 〜 2500mm
2501 〜 3000mm
特 殊サイド ‒ サイド
ボトム ‒ サイドサイド ‒トップボトム ‒トップトップサイド
特 殊
SCPH2 / SUS304 / C.S
SCS13A / SUS304 / SUS304
SCS14A / SUS316 / SUS316
SCS16A / SUS316L / SUS316L
特 殊一 般
耐圧防爆構造本質安全防爆構造
ASME (JPI) Class150
ASME (JPI) Class300
ASME (JPI) Class600
JIS 10K
JIS 30K
JIS 63K
ASME (JPI) Class1500
ASME (JPI) Class2500
特 殊
1-1/2in フランジ
2inフランジ3in, 4in フランジ
（取付方法 "5"のトップ取付のみ）
特 殊
SUS316L ‒196 〜 200℃
INCONEL ‒196 〜 450℃
NW0276 ‒196 〜 200℃
特 殊
G1/2(F)
1/2NPT(F)特 殊
左側取付右側取付
TIIS 耐圧防爆構造（HART）Ex d IIC T6...T1
ATEX & IECEx 耐圧防爆構造（HART）Ex db h IIC T6...T1 Ga/Gb
ATEX & IECEx 本質安全防爆構造（HART）
Ex ia IIC T6...T1
ATEX & IECEx 耐圧防爆構造（FOUNDATION Fieldbus）
Ex db h IIC T6...T1 Ga/Gb
ATEX & IECEx 本質安全防爆構造（FOUNDATIONFieldbus）
Ex ia IIC T6...T1
KOSHA 耐圧防爆構造(HART) Exd IIC T6...T1
KOSHA 本質安全防爆構造(HART) Ex ia IIC T6...T1
NEPSI 耐圧防爆構造(HART) Exd IIC T6...T1
NEPSI 本質安全防爆構造(HART) Ex ia IIC T6...T13（4）

（2）
15（8）

（6）
7

注意：ASME（JPI）
Class150仕様は（2）（4）（6）（8）選択できません。

右側取付TOKYO KEISO CO., LTD.

3

FST4000 トルクチューブ式レベル計

寸 法
トランスミッタ、トルクチューブ、ボンネット(564)232.5

トランスミッタ

100%50%120

TOKYO KEISO.CO.,JP

ボンネット

φ132

φ91

FST4000

0%

φ144160175●図 1

トルクチューブアッセンブリー●図 2

チャンバ取り付け方法（＃ 150，＃ 300 寸法、図は左側取付を示す）
F

FST4000

100%0%50%

FST4000100%0%

TOKYO KEISO.CO.,JP

50%

100%

320

50%

TOKYO KEISO.CO.,JPTOKYO KEISO.CO.,JP

F

FF（MIN.H + 320）

FST4000

0%H(80)FF(80)140
H140

FF（MIN.H + 120）

H

150150F120

F

FST4□1□

FST4□2□140

FST4□3□

FST4000

FST4000

F
50%

100%0%

320

0%50%100%

TOKYO KEISO.CO.,JP

4

TOKYO KEISO CO., LTD.

15

T1L
H

FST4□4□

A部詳細寸法（T1: ガスケット厚さ）
寸法
F : 取付フランジ規格
H : 測定レンジ
FF : 取付部寸法
L : ノズル下寸法

120

F(MIN.H + L）

A

H

FF(MIN.H + 440)

T1T

TOKYO KEISO.CO.,JP

T（T1 x 2 + 15)

FFST4□5□

ご注文に際しましては上記寸法をご連絡ください。
TG-L1012-J07

FST4000 トルクチューブ式レベル計寸 法●図 3

チャンバ取り付け方法（＃ 600 寸法、＃ 900 以上は、異なります。図は左側取付を示す）
F

FST4000

100%0%50%

FST4000

100%0%TOKYO KEISO.CO.,JP

50%

100%

TOKYO KEISO.CO.,JP

FF（MIN.H + 350）

50%

TOKYO KEISO.CO.,JP350

FST40000%FFF（MIN.H + 130）

130

F

F

(80)(80)

F

H

H

H

175

175

F

FST4□1□

FST4□2□

FST4□3□

FST4000

50%

FST4000

100%0%

350

0%50%

F
100%

TOKYO KEISO.CO.,JP

H

H

15T1A

(MIN.H + L）

L

FF(MIN.H + 480)

T1T

TOKYO KEISO.CO.,JPT（T1 x 2 + 15)F

A部詳細寸法（T1: ガスケット厚さ）
寸法
F : 取付フランジ規格
H : 測定レンジ
FF : 取付部寸法
L : ノズル下寸法130F

FST4□4□

ご注文に際しましては上記寸法をご連絡ください。

FST4□5□

ガスケット・ボルトナット選定表
コード ガスケット

コード

1V#7020

12V#8591

3V#8596459ボルト・ナット

備考

SS400

炭素鋼

2SUS304

ステンレス

3SNB7 / S45C (A193-B7 / A194-2H) 炭素鋼

V#6596

4A320-L7 / A194-4

低温用炭素鋼V#7596

5A193-B8CL2 / A194-8

ステンレス

6A320-B8CL2 / A194-8

低温用ステンレス

9特 殊

特 殊TG-L1012-J07

TOKYO KEISO CO., LTD.

5FST4000 トルクチューブ式レベル計

結線図● 一般、耐圧防爆構造
FST4000＋
−

1234＋
直流電源
−
負荷抵抗
HART通信は最小250Ω以上の負荷抵抗が必要です。
コミュニケータ
危険場所

コミュニケータ
安全場所● 本質安全防爆構造
FST4000＋−本質安全保持器

1234DC4 ‒ 20mA
保持器電源

コミュニケータ
危険場所

本質安全防爆定格
本安回路 最大電圧
本安回路 最大電流
本安回路 最大電力
内部インダクタンス
内部キャパシタンス

コミュニケータ
安全場所

28V
93mA
651mW
100μH
10nF

● FOUNDATION Fieldbus仕様
FST4000＋−61234

TOKYO KEISO CO., LTD.

フィールドバス
ターミネータ

TG-L1012-J07

FST4000 トルクチューブ式レベル計

仕様伺い
① 形 式
② 液体名
③ 密 度
④ 温 度
⑤ 圧 力
⑥ 接 続
⑦ 配線接続口⑧ 測定スパン⑨ 面間寸法

TG-L1012-J07

FST4□ □ □ □-□ □ □ □- □ □ □

NOR.
NOR.

MIN.
MAX.

MAX.
□MPa

□℃□()

TOKYO KEISO CO., LTD.

7