照明コントローラ OPPF シリーズ
三菱電機 MELSEC-Q/Ｌシリーズ
通信プロトコル設定マニュアル

www.optex-fa.jp

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

《目次》
1.

改定履歴 .............................................................................................................................................................3

2.

概要.....................................................................................................................................................................4
2.1 本マニュアルについて........................................................................................................................................4
2.2 照明コントローラＯＰＰＦシリーズの通信プロトコルライブラリ概要 ........................................................................4
2.3 通信プロトコルライブラリを使用したサンプルについて ........................................................................................4
2.4 通信プロトコルライブラリのシステム構成............................................................................................................4
2.5 ハードウェア構成 ...............................................................................................................................................5
2.6 ソフトウェア構成 ................................................................................................................................................5
2.7 通信プロトコルファイル ......................................................................................................................................6
2.8 結線図 ..............................................................................................................................................................63.

運転前の準備 ......................................................................................................................................................7
3.1 インテリジェント機能ユニット設定 .......................................................................................................................7
3.2 照明コントローラOPPFシリーズの通信設定........................................................................................................7
3.3 イベントフロー ....................................................................................................................................................8
3.4 タイミングチャート例 ...........................................................................................................................................84.

通信プロトコルの説明 ..........................................................................................................................................9
4.1 通信プロトコル機能概要 ....................................................................................................................................9
4.2 パラメータ読出しプロトコル（外部調光） ............................................................................................................ 11（１）送信パケットの設定 ..................................................................................................................................... 11（２）受信パケットの設定 ..................................................................................................................................... 11
4.3 パラメータ書込みプロトコル（外部調光） ...........................................................................................................12（１）送信パケットの設定 .....................................................................................................................................12（２）受信パケットの設定 .....................................................................................................................................12
4.4 バンク読出しプロトコル ....................................................................................................................................13（１）送信パケットの設定 .....................................................................................................................................13（２）受信パケットの設定 .....................................................................................................................................13
4.5 バンク書込みプロトコル ...................................................................................................................................14（１）送信パケットの設定 .....................................................................................................................................14（２）受信パケットの設定 .....................................................................................................................................145.

通信プロトコル設定（通信プロトコル支援機能での設定） .....................................................................................15

6.

プロトコル実効命令 ............................................................................................................................................19

7.

サンプルファイルの使用方法 ..............................................................................................................................218.

使用上のご注意 .................................................................................................................................................51

9.

関連マニュアル ..................................................................................................................................................51

10. 免責事項 ...........................................................................................................................................................51

2

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

1.

改定履歴
バージョン

V１．００Ａ

改定日２０１２／６／１

改定内容
新規作成

3

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

2. 概要
2.1 本マニュアルについて
本マニュアルでは、オプテックス・エフエー株式会社の照明コントローラ OPPF シリーズと、三菱電機株式会社のＭＥＬＳＥ
Ｃ－Ｑ／Ｌシリーズとを通信するためのプロトコルライブラリです。
通信プロトコルライブラリを使用する方法と通信プロトコルを使用したサンプルプログラムについても説明しています。

2.2 照明コントローラＯＰＰＦシリーズの通信プロトコルライブラリ概要
ＭＥＬＳＥＣ－Ｑ／Ｌシリーズのコミュニケーションユニットと照明コントローラＯＰＰＦシリーズをシリアル接続するための通信プロトコルライブラリです。通信プロトコル支援機能ツールで使用することで簡単にＭＥＬＳＥＣ－Ｑ／Ｌシリーズと照明
コントローラＯＰＰＦシリーズを接続して通信することが出来ます。
プロトコルライブラリは OPPF コントローラの調光データ・ストロボ発光幅など様々なプロトコルをご用意しています。
ご使用になりたいプロトコルを選択してご使用ください。

2.3 通信プロトコルライブラリを使用したサンプルについて
通信プロトコルライブラリを簡単にご利用いただけるサンプルを用意しています。
このサンプルを使用すると照明コントローラの設定値や測定値をＭＥＬＳＥＣ－Ｑ／Ｌシリーズのレジスタに格納します。
また三菱電機ＧＯＴタッチパネルのファイルを使用するとタッチパネル上から照明コントローラの各種設定情報の表示や値を変更することができます。
サンプルの設定内容を確認することで、通信プロトコルライブラリを使用する場合の参考にもなります。

2.4 通信プロトコルライブラリのシステム構成
通信プロトコルライブラリを使用する場合、ＭＥＬＳＥＣ－Ｑ／ＬシリーズのシリアルコミュニケーションユニットとOPTEX-FA 照明コントローラ OPPF シリーズをシリアル接続でおこないます。また通信プロトコルファイルを使用するには
ＭＥＬＳＥＣ－Ｑ／Ｌシリーズ用シーケンサ設計・保守ツールと通信プロトコル設計ツールが必要です。
LED 照明コントローラ

ＭＥＬＳＥＣ－Ｑ／Ｌシリーズ
ＭＥＬＳＥＣ－Ｑ／Ｌシリーズ用

シリアルコミュニケーション

OPPF シリーズ

シーケンサ設計・保守ツール
通信プロトコル設計ツール

RS232C

ツール用ケーブル

4

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

2.5 ハードウェア構成
No

機器

説明
シリーズ

１

三菱電機株式会社
シーケンサシステム

型式

備考

ＭＥＬＳＥＣ－Ｑシリーズ ＱＪ７１Ｃ２４Ｎ

ＱＣＰＵユニット・Q ベースユニット・Q 電源

（※１）

（※２）

ユニットが必要です。

ＭＥＬＳＥＣ－Ｌシリーズ

ＬＪ７１Ｃ２４

ＬシリーズシーケンサＣＰＵ・電源・ＥＮＤカ（※２）

バーが必要です。

※１ ＱＣＰＵ（Ａモード）使用不可（ユニバーサルモデル／ベーシックモデル／ハイパフォーマンスモデル対応）※２ 接続するときはＣＨ１を使用して下さい。

２

オプテックス・エフエ

親機ユニット： OPPF-30M□ー株式会社

子機ユニット： OPPF-30S□

LED 照明コントローラ

親機ユニット： OPPF-30M□-Pfr

OPPF シリーズ

子機ユニット： OPPF-30S□-Pfr
GT167□ 10.4 型 VGA[640*480 ドット] TFT カラー液晶

３

三菱電機株式会社
タッチパネルGT166□ 8.4 型 VGA[640*480 ドット] TFT カラー液晶
GT165□ 5.7 型 VGA[640*480 ドット] TFT カラー液晶
画面解像度は VGA［640×480 ドット］で作成しています。その他の解像度で使用する場合は対象機種を変更し、画面レイアウトを調整して下さい。

2.6 ソフトウェア構成
Ｎｏ

会社名

１

製品情報

型式

バージョン

三菱電機 シーケンサ設計・保守ツール

ＧＸ Ｗｏｒｋｓ2

1.45X 以降

２

三菱電機 シーケンサ設計・保守ツール

GX Developer

8.95Z 以降

３

三菱電機

通信プロトコル設計ツール

４

三菱電機

表示器画面作成ツール

GX
Configurator-SC
GT Designer3

5

備考
通信プロトコル支援機能は付属しています。
GX Configurator-SC を使用する場合に必要です。

2.17Ｔ以降 GX Developer を使用する場合に必要です。
1.38Ｑ以降 タッチパネル画面作成ソフトです。

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

2.7 通信プロトコルファイル
会社名

製品情報

型式

バージョン

三菱電機

通信プロトコル作成ツール

ＧＸ Ｗｏｒｋｓ2

1.45X 以降

ファイル名
SP-OptexFA-OPPF30_V100A_J.dat(日本語)

2.8 結線図
シリアルコミュニケーションユニットと照明コントローラ OPPF シリーズ親機とは以下のように結線してください。
照明コントローラ OPPF シリーズ(親機)シリアルコミュニケーションユニット

ＭＩＬ26 ピンコネクタ EXT CTRL I/F

COM1 RS232C 9 ﾋﾟﾝ

２４出力

シリアル TXD

２

ＲＤ（RXD）

受信データ

２５

入力

シリアル RXD

３

ＳＤ(ＴＸＤ)

送信データ

２６

SG

シリアル GND

５ＳＧ

信号グランド

４

ＤＴＲ（ＥＲ）

データターミナルレディ

６

ＤＳＲ(ＤＲ)

データセットレディ

７

ＲＳ（ＲＴＳ）

送信要求

８

ＣＳ(ＣＴＳ)

送信可

９

ＲＩ（ＣＩ）

被呼表示※コミュニケーションユニット側の 4［DTR］6［DSR］及び 7［RS］8［CS］は必ず接続してください。

6

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

3. 運転前の準備
3.1 インテリジェント機能ユニット設定※ OPPF の初期値で通信する場合は QJ71U24N の通信速度設定を 9600ｂｐｓに設定してください。

3.2 照明コントローラ OPPF シリーズの通信設定
通信設定

接続機器側
通信方式
通信速度

伝送コード

RS-232C
9.6ｋｂｐｓ、19.2ｋｂｐｓ、38.4ｋｂｐｓ、57.6ｋｂｐｓ、115.2ｋｂｐｓ
OPPF 照明コントローラの初期値は 9.6ｋｂｐｓです。
ＡＳＣＩＩ※一部のコマンドは三菱プロトコルライブラリ側で BIN 変換

データ長

8 ビット

ストップビット長

1 ビット

パリティチェック

なし

データ区分

ＳＴＸ，ＥＴＸ
表 3.2 照明コントローラ OPPF シリーズの通信設定

7

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

3.3 イベントフロー
Q_CPU

ＯＰＰＦシリーズ

測定値読出しコマンド送信
測定値返信

3.4 タイミングチャート例
通信プロトコルライブラリのタイミングチャートを以下に示します。
・シリアルコミュニケーションユニットレディ（Ｘ１Ｄ）

・コマンド送信

コマンド送信（ＱＪ７１Ｃ２４Ｎ－Ｒ４）

コマンド受信・コマンド受信（ＱＪ７１Ｃ２４Ｎ－Ｒ４）

コマンド処理完了ビット（本通信プロトコル）

１スキャンＯＮ

8

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

4. 通信プロトコルの説明
4.1 通信プロトコル機能概要
オプテックス・エフエー社照明コントローラ OPPF は以下に示す機能の通信プロトコルを用意しています。
Ｎｏ

通信プロトコル名

読/書

解説

値

1

EVO:RD

読出

外部調光

0～999

2

STB:RD

読出

ストロボ発光幅

1～999

3

STU:RD

読出

ストロボ発光幅単位

0, 1 : 10μs / 1ms

4

OSC:RD

読出

自動ストロボ点滅周期

1～250

5

DL :RD

読出

点灯遅延時間

0～999

6

DLU:RD

読出

点灯遅延時間単位

0, 1 : 10μs / 1ms

7

TFL:RD

読出

点灯制御入力フィルタ時間選択

8

TPL:RD

読出

トリガ入力極性0, 1 : PoS / nEG

9

BAL:RD

読出

モニタ輝度アラーム下限値

0～100

10

MON:RD

読出

モニタ値の読み出し

0～204711

FB :RD

読出

フィードバック機能

0～2 off / on/ cPb

12

FBR:RD

読出

フィードバック補正率の読出し

0～2047 : 出力電圧補正 1000 分率

13

PFR:RD読出

PWM 周波数切替え

14

BIN:RD

読出

バンク切替え方法

0～2 : Ein / 232 / SEt

15

BNO:RD読出

バンク番号0～15 ( 選択中のバンク番号)

16

LAB:RD

読出

照明データモニタ 絶対輝度

0～4095

17

TM :RD

読出18

EVO:WD19

OPPF-30M：
OPPF-30M-PF：

0～2 OPPF-30M：20kHz/50kHz/100kHz
OPPF-30M-Pｆｒ：50kHz/100kHz/500kHz

温度読出し( 読み出しモード切替 -99～255(℃) 照明未接続の場合は-00
え)

と返答

書込

外部調光

0～999

STB:WD

書込

ストロボ発光幅

1～999

20

STU:WD

書込

ストロボ発光幅単位

0, 1 : 10μs / 1ms

21

OSC:WD

書込

自動ストロボ点滅周期

1～250

22

DL :WD

書込

点灯遅延時間

0～999

23

DLU:WD

書込

点灯遅延時間単位

0, 1 : 10μs / 1ms

24

TFL:WD

書込

点灯制御入力フィルタ時間選択

0～3 : 1μs / 5μs / 25μs / 100μs

25

TPL:WD

書込

トリガ入力極性0, 1 : PoS / nEG

26

BAL:WD

書込

モニタ輝度アラーム下限値

0～100

27

FB :WD

書込

フィードバック機能

0～2 off / on/ cPb

28

PFR:WD

書込

PWM 周波数切替え

0～2 : 20kHz / 50kHz / 100kHz

29

BIN:WD

書込

バンク切替え方法

0～2 : Ein / 232 / SEt

30

BNO:WD

書込

バンク番号0～15 ( 選択中のバンク番号)9

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

Ｎｏ

通信プロトコル
名

読/書

解説

値

31

B0 :RD読出

バンク 0 調光値の読みし

0～999

32

B1 :RD読出

バンク 1 調光値の読出し

0～999

33

B2 :RD読出

バンク 2 調光値の読出し

0～999

34

B3 :RD読出

バンク 3 調光値の読出し

0～999

35

B4 :RD読出

バンク 4 調光値の読出し

0～999

36

B5 :RD読出

バンク 5 調光値の読出し

0～999

37

B6 :RD読出

バンク 6 調光値の読出し

0～999

38

B7 :RD読出

バンク 7 調光値の読出し

0～999

39

B8 :RD読出

バンク 8 調光値の読出し

0～999

40

B9 :RD読出

バンク 9 調光値の読出し

0～999

41

B10:RD読出

バンク 10 調光値の読出し

0～999

42

B11:RD読出

バンク 11 調光値の読出し

0～999

43

B12:RD読出

バンク 12 調光値の読出し

0～999

44

B13:RD読出

バンク 13 調光値の読出し

0～999

45

B14:RD読出

バンク 14 調光値の読出し

0～999

46

B15:RD読出

バンク 15 調光値の読出し

0～999

47

B0 :WD

書込

バンク 0 調光値の設定

0～999

48

B1 :WD

書込

バンク 1 調光値の設定

0～999

49

B2 :WD

書込

バンク 2 調光値の設定

0～999

50

B3 :WD

書込

バンク 3 調光値の設定

0～999

51

B4 :WD

書込

バンク 4 調光値の設定

0～999

52

B5 :WD

書込

バンク 5 調光値の設定

0～999

53

B6 :WD

書込

バンク 6 調光値の設定

0～999

54

B7 :WD

書込

バンク 7 調光値の設定

0～999

55

B8 :WD

書込

バンク 8 調光値の設定

0～999

56

B9 :WD

書込

バンク 9 調光値の設定

0～999

57

B10:WD

書込

バンク 10 調光値の設定

0～999

58

B11:WD

書込

バンク 11 調光値の設定

0～999

59

B12:WD

書込

バンク 12 調光値の設定

0～999

60

B13:WD

書込

バンク 13 調光値の設定

0～999

61

B14:WD

書込

バンク 14 調光値の設定

0～999

62

B15:WD

書込

バンク 15 調光値の設定

0～999

10

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

4.2 パラメータ読出しプロトコル（外部調光）
外部張光を表示します。
（１）送信パケットの設定
名称
EVO:RD
機能内容
送信コマンド形態
Ｎｏ

構成要素名

OPPF

設定※1

設定内容

１

ヘッダ

‘@’40H

－

固定

２

局番

‘0～7’

○

局番格納※2

３

コマンド

‘EVO’

－

固定

４

読み込み

‘R’52H－固定

５

チェックサム‘00’～’FF’

－

固定

６

デリミタ(ＣＲ+ＬＦ)

0DH,0AH－

固定※1 ○：デバイスの設定必要、－：デバイスの設定不要※2 Ｄレジスタも数値データ(16 ビットＢｉｎ)で格納します。数値から文字列に変換してからコマンド送信します。
（２）受信パケットの設定
名称
ACK Ｒｅｃｅｉｖｅ data
機能内容
受信コマンド形態
Ｎｏ

構成要素名

OPPF

設定※1

設定内容

１

ヘッダ

‘@’40H

－

固定

２

局番

‘0～7’

○

局番格納※2

３

コマンド

‘EVO’

－

固定

４

読み込み

○

調光値データ格納※2

５チェックサム‘00’～’FF’

－

固定

６

デリミタ(ＣＲ+ＬＦ)

0DH,0AH－

固定‘0’～’9999’
1～4バイト

読み出した測定値を指定したデバイスに格納します。
※1 ○：デバイスの設定必要、－：デバイスの設定不要※2 Ｄレジスタに数値データ(16 ﾋﾞｯﾄ Bin)で格納します。文字列から数値データに変換してから格納します。
その他のパラメータ設定も同様に設定します。

11

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

4.3 パラメータ書込みプロトコル（外部調光）
外部調光値を設定します。
（１）送信パケットの設定
名称
EVO:WD
機能内容
送信コマンド形態
Ｎｏ

構成要素名

OPPF

設定※1

設定内容

１

ヘッダ

‘@’40H

－

固定

２

局番

‘0～7’

○

局番格納※2

３

コマンド

‘EVO’

－

固定

４

書込み値

0～9999○

書込み値格納※2

５チェックサム‘00’～’FF’

－

固定

６

デリミタ(ＣＲ+ＬＦ)

0DH,0AH－

固定※1 ○：デバイスの設定必要、－：デバイスの設定不要※2 Ｄレジスタに数値データ(16 ﾋﾞｯﾄ Bin)で格納します。数値から文字列に変換して格納します。
（２）受信パケットの設定
名称
ACK Ｒｅｃｅｉｖｅ data
機能内容
受信コマンド形態
Ｎｏ

構成要素名

OPPF

設定※1

設定内容

１

ヘッダ

‘@’40H

－

固定

２

局番

‘0～7’

○

局番格納※2

３

コマンド

‘EVO’

－

固定

４

書き込み

“W”57H－固定

５

チェックサム‘00’～’FF’

－

固定

６

デリミタ(ＣＲ+ＬＦ)

0DH,0AH－

固定

読み出した測定値を指定したデバイスに格納します。
※１ ○：デバイスの設定必要、－：デバイスの設定不要※2 Ｄレジスタも数値データ(16 ビットＢｉｎ)で格納します。文字列から数値に変換して格納します。
その他のパラメータ設定も同様に設定します。

12

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

4.4 バンク読出しプロトコル
バンク情報を表示します。
（１）送信パケットの設定
名称
B0 :RD
機能内容
送信コマンド形態
Ｎｏ

構成要素名

OPPF

設定※1

設定内容

１

ヘッダ

‘@’40H

－

固定

２

局番

‘0～7’

○

局番格納※2

コマンド

‘B0_’

－

３

3文字目はｽﾍﾟｰｽ

固定

3バイト
４

読み込み

‘R’52H－固定

５

チェックサム‘00’～’FF’

－

固定

６

デリミタ(ＣＲ+ＬＦ)

0DH,0AH－

固定※1 ○：デバイスの設定必要、－：デバイスの設定不要※2 Ｄレジスタも数値データ(16 ビットＢｉｎ)で格納します。数値から文字列に変換してからコマンド送信します。
（２）受信パケットの設定
名称
ACK Ｒｅｃｅｉｖｅ data
機能内容
受信コマンド形態
Ｎｏ

構成要素名

OPPF

設定※1

設定内容

１

ヘッダ

‘@’40H

－

固定

２

局番

‘0～7’

○

局番格納※2－

固定○

調光値データ格納※2

‘B0_’
３

コマンド

3文字目はｽﾍﾟｰｽ
3バイト‘0’～’9999’

４

読み込み

５

チェックサム‘00’～’FF’

－

固定

６

デリミタ(ＣＲ+ＬＦ)

0DH,0AH－

固定

1～4バイト

読み出した測定値を指定したデバイスに格納します。
※１ ○：デバイスの設定必要、－：デバイスの設定不要※2 Ｄレジスタに数値データ(16 ﾋﾞｯﾄ Bin)で格納します。文字列から数値データに変換してから格納します。
その他のパラメータ設定も同様に設定します。
13

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

4.5 バンク書込みプロトコル
バンク情報を設定します。
（１）送信パケットの設定
名称
B0 :WD
機能内容
送信コマンド形態
Ｎｏ

構成要素名

OPPF

設定※1

設定内容

１

ヘッダ

‘@’40H

－

固定

２

局番

‘0～7’

○

局番格納※2

コマンド

‘B0_’

－

固定

３

3文字目はｽﾍﾟｰｽ
3バイト

４

書込み値

0～9999○

書込み値格納※2

５チェックサム‘00’～’FF’

－

固定

６

デリミタ(ＣＲ+ＬＦ)

0DH,0AH－

固定※1 ○：デバイスの設定必要、－：デバイスの設定不要※2 Ｄレジスタに数値データ(16 ﾋﾞｯﾄ Bin)で格納します。数値から文字列に変換して格納します。
（２）受信パケットの設定
名称
ACK Ｒｅｃｅｉｖｅ data
機能内容
受信コマンド形態
Ｎｏ

構成要素名

OPPF

設定※1

設定内容

１

ヘッダ

‘@’40H

－

固定

２

局番

‘0～7’

○

局番格納※2

－

固定

‘B0_’
３

コマンド

3文字目はｽﾍﾟｰｽ
3バイト

４

書き込み

“W”57H－固定

５

チェックサム‘00’～’FF’

－

固定

６

デリミタ(ＣＲ+ＬＦ)

0DH,0AH－

固定

読み出した測定値を指定したデバイスに格納します。
※1 ○：デバイスの設定必要、－：デバイスの設定不要※2 Ｄレジスタも数値データ(16 ビットＢｉｎ)で格納します。文字列から数値に変換して格納します。
その他のパラメータ設定も同様に設定します。

14

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

5.

通信プロトコル設定（通信プロトコル支援機能での設定）（１）通信プロトコル支援機能起動手順
ＧＸ:WDｏｒｋｓ２メニューの「ツール」→「インテリジェント機能ユニット用ツール」→「インテリジェントユニット」→「通信プロトコル支援機能」の順に起動します。
（２）通信プロトコルライブラリのインポート手順「ファイル」→「新規作成」後、「ツール」→「通信プロトコルライブラリの登録」を選択します。

「SP-OptexFA-OPPF30_V100A_J.dat」ファイルを選択します。

15

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル（３）プロトコル追加
通信プロトコル支援機能メニュー「編集」→「プロトコル追加」を選択します。
「プロトコル追加」画面では以下を選択します。
（ａ）メーカ「OPTEX-FA」を選択（ｂ）形式「OPPF-30M/S」を選択（ｃ）プロトコル名使用するプロトコル名を選択※下図では「EVO:RD」外部調光読出を選択しています。

16

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル（４）構成要素設定
送信データ格納エリア、受信データ格納エリアを指定します。
（ａ）パケット名「パケット設定」のセルを選択（ｂ）パケット設定「構成要素設定」のセルを選択（ｃ）構成要素設定「送信データ格納エリア、受信データ格納エリア」にデバイスを設定します。

※ デバイス設定は送信データ格納エリアまたは受信データ格納エリアで設定します。
※ プロトコルによりコマンドが固定の場合があります。「変数未設定」箇所を変更してください。

上図、データ格納エリアについては４．通信プロトコルの説明に記載されている「○」になっている箇所が対象になります。

17

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル（５）ユニット書込
通信プロトコル支援機能メニューの「オンライン」→「ユニット書込」の順に起動します。
作成したプロトコルの書込みを実行します。
※ 下図では、Ｉ／Ｏアドレス「００００」、型名「ＱＪ７１Ｃ２４Ｎ」を選択しています。（0 スロット目の場合）

18

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

6.

プロトコル実効命令（1） CPRTCL命令詳細
三菱シーケンサプログラムで通信プロトコルライブラリを実行する命令です。
（2）CPRTCL命令
用 途

専用命令

機能概要
GX Configurator-SC(通信プロトコル支援機能)でコミュ

通信プロトコル交信用

CPRTCLニケーションユニットのフラッシュ ROM に書き込んだプ
ロトコル設定データを実行します。

(3)CPRTCL命令設定例
G.CPRTCL

U0

K1

K8

ワードデバイスビットデバイス(4)設定内容
設定データ

内容

セット側

データ型

ユーザ

BIN16 ビットユニットの先頭入出力信号
U0（00～FE：入出力信号を 3 桁表現した場合の上位 2桁）
相手機器と交信するチャンネル

K1

1：チャンネル1（CH1側）

ユーザ

2：チャンネル 2（CH2 側）
K8
ワードアドレス
ビットデバイスプロトコルの連続実行数(1～8)

ユーザ

コントロールデータを格納しているデバイスの先頭
番号

ユーザ，システム

実行完了にて ON させるビットデバイス番号

システム

BIN16ビット
デバイス名
BIN16ビット
デバイス名
デバイス名
ビット

※詳しくはMELSEC-Q/L シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル（応用編）を参照してください。

19

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル（5）コントロールデータ
デバイス

項 目

設定データ

設定範囲

セット側

ユーザ

システム

1～8

システム

1～128，

ユーザ

0,1～16

システム

G(P).CPRTCL命令の実行結果が格納される。
ワードアドレス+0

プロトコルを複数実行する場合は，最後に実行した実行結果

プロトコルの実行結果が格納される。
0 ：正常
0 以外：異常（エラーコード）＊・プロトコルの実行数が格納される。

ワードアドレス+1

実行数結果

エラーが発生したプロトコルも，実行数に含まれる。
設定データ，コントロールデータの設定内容に誤りがある場合は，「0」が格納される。

ワードアドレス+2～+3

実行プロトコル番号指定

・1～8 番目に実行するプロトコル番号，または特殊プロトコル番号を設定する
・1～8番目に実行したプロトコルの通信タイプが「受信のみ」，「送信＆受信」の場合は，照合一致した受信

ワードアドレス

パケット番号が格納される。

+10

照合一致受信通信タイプが「送信のみ」の場合は，「0」が格納され～パケット番号る。

+17

1番目に実行したプロトコルでエラーが発生した場
合，「0」が格納される。
特殊プロトコルを実行した場合，「0」が格納される。
＊1※1プロトコル実行は最大8個までとなります。8個以上実行したい場合は複数に命令を分けて実行してください。

実際のプログラム作成方法は第7章サンプルファイルの使用方法にある「（9）サンプルラダープログラムの説明」を参照
してください。

20

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

7.

サンプルファイルの使用方法

通信プロトコルファイルを使用したサンプルファイルです。
このサンプルファイルを使用すると三菱電機MELSEC-Q/Lシリーズとオプテックス・エフエー照明コントローラOPPFシリー
ズが簡単に通信できます。三菱電機GOTタッチパネルを使用することで照明コントローラOPPFシリーズの各種設定情報の表示や変更をすることができます。
（１） システム構成
シーケンサソフト
三菱電機 Q シリーズ

通信設定ソフト

シリアルコミュニケーションユニット

LED 照明コントローラ

OPPF シリーズ

タッチパネル

RS232C

RS232C（2） ファイル一覧

製品情報

製品名

ファイル名

シーケンサ設計・保守ツール

GX Works2GW-LD-OptexFA-OPPF30-S_Ctrl_Light_V100A_J.gwz※1

シーケンサ設計・保守ツール

GX Developer

GW-LD-OptexFA-OPPF30-S_Ctrl_Light_V100A_J.ZIP※3

通信プロトコル作成ツール

GX Works2

SP-OptexFA-OPPF30_Ctrl_Light_V100A_J.pcf (日本語)表示器画面作成ツール

GT Designer3※2

GT-OptexFA-OPPF30_Ctrl_Light_V100A_J.GTW※1 ファイルは GX Works2 の「プロジェクトを解凍」で解凍してください。
※2 GT Designer3 Ver1.38Q 以降を使用するとテンプレート機能が使用できます。

画面内の文字やスイッチ等をテンプレート化（グループ化）することで文字色やスイッチ図形などを一括して変更することができます。Ver1.38Q 未満の場合はテンプレート化しない状態での編集となります。
テンプレート機能の詳細については下記、三菱電機株式会社 HP を参照ください。
<MELSOFT GT Works3【テンプレート】機能紹介>
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/got/software/gt_works3/templates/index.html※3 ファイルを解凍後に使用してください。

21

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル（3） 通信プロトコル設定
通信プロトコル支援機能の設定を以下に示します。
添付する通信プロトコルライブラリファイル「SP-OptexFA-OPPF30_Ctrl_Light_V100A_J.pcf」を選択します。

①ファイルを選択②ユニットの書込

22

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル（4） ラダープログラム転送
オープンしたサンプルラダーをPLC本体へ転送します。
「プロジェクト」→「圧縮/解凍」→「プロジェクトを解凍」で添付するラダープログラムファイル"GW-LD-OptexFA-OPPF30-S_Ctrl_Light_V100A_J.gwz"を解凍してください。
解凍後、プロジェクトファイルを選択します。
使用するPLCタイプに変更後、PLC本体にラダープログラムを転送します。

①ファイルを選択②PC 書込み

インテリジェント機能ユニットの通信設定は照明コントローラＯＰＰＦシリーズの初期値と同じ設定にしています。
照明コントローラＯＰＰＦシリーズ本体の通信設定を変更した場合はインテリジェント機能ユニットの通信設定も同じ設定にしてください。設定変更する場合は「3.1インテリジェント機能ユニットの設定」を参考してください。
インテリジェント機能ユニットは0スロット目に設定しています。スロットの装着箇所に応じて設定変更してください。

23

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル（5） タッチパネルの転送
タッチパネルへ画面転送します。
添付のGOT画面データ（GT-OptexFA-OPPF30_Ctrl_Light_V100A_J.GTW）を選択します。
GOTとパソコンを接続後、画面転送します。

①プロジェクトの選択します②GOT へ書込みます24

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル(6) プロトコル設定一覧

プロトコル

通信

Ｎｏ

プロトコル名

読/書

解説

値

1

EVO:RD

読出

外部調光

0～999

2

STB:RD

読出

ストロボ発光幅

1～999

3

OSC:RD

読出

自動ストロボ点滅周期

1～250

4

DL :RD

読出

点灯遅延時間

0～999

5

DLU:RD

読出

点灯遅延時間単位

0, 1 : 10μs / 1ms

6

TFL:RD

読出7

TPL:RD

読出

トリガ入力極性0, 1 : PoS / nEG

8

BAL:RD

読出

モニタ輝度アラーム下限値

0～100

9

MON:RD

読出

モニタ値の読み出し

0～204710

FB :RD

読出

フィードバック機能

0～2 off / on/cPb

11

FBR:RD

読出

フィードバック補正率の読出し

0～2047 : 出力電圧補正 1000 分率

12

PFR:RD読出

PWM 周波数切替え

13

BIN:RD

読出

バンク切替え方法

0～2 : Ein / 232 / SEt

14

BNO:RD読出

バンク番号0～15 ( 選択中のバンク番号)

15

LAB:RD

読出

照明データモニタ 絶対輝度

0～4095

16

TM :RD

読出

17

STU:RD20点灯制御入力フィルタ時間選
択

0～3 : 1μs / 5μs / 25μs / 100μs

0～2 OPPF-30M：20kHz/50kHz/100kHz
OPPF-30M-Pｆｒ：50kHz/100kHz/500kHz

温度読出し( 読み出しモード -99～255(℃) 照明未接続の場合は-00 と
切替え)

返答

読出

ストロボ発光幅単位

0, 1 : 10μs / 1ms

EVO:WD

書込

外部調光

0～999

21

STB:WD

書込

ストロボ発光幅

1～999

22

OSC:WD

書込

自動ストロボ点滅周期

1～250

23

DL :WD

書込

点灯遅延時間

0～999

24

DLU:WD

書込

点灯遅延時間単位

0, 1 : 10μs / 1ms

25

TFL:WD

書込

26

TPL:WD

書込

トリガ入力極性0, 1 : PoS / nEG

27

BAL:WD

書込

モニタ輝度アラーム下限値

0～100

28

FB :WD

書込

フィードバック機能

0～2 off / on/cPb

29

PFR:WD

書込

PWM 周波数切替え

点灯制御入力フィルタ時間選
択

25

0～3 : 1μs / 5μs / 25μs / 100μs

0～2 OPPF-30M：20kHz/50kHz/100kHz
OPPF-30M-Pｆｒ：50kHz/100kHz/500kHz

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル
プロトコル

通信プロトコル

Ｎｏ

名

読/書

解説

値

30

BIN:WD

書込

バンク切替え方法

0～2 : Ein / 232 / SEt

31

BNO:WD

書込

バンク番号0～15 (選択中のバンク番号)

32

STU:WD

書込

ストロボ発光幅単位

0, 1 : 10μs / 1ms

40

B0 :RD読出

バンク 0 調光値の読みし

0～999

41

B1 :RD読出

バンク 1 調光値の読出し

0～999

42

B2 :RD読出

バンク 2 調光値の読出し

0～999

43

B3 :RD読出

バンク 3 調光値の読出し

0～999

44

B4 :RD読出

バンク 4 調光値の読出し

0～999

45

B5 :RD読出

バンク 5 調光値の読出し

0～999

46

B6 :RD読出

バンク 6 調光値の読出し

0～999

47

B7 :RD読出

バンク 7 調光値の読出し

0～999

48

B8 :RD読出

バンク 8 調光値の読出し

0～999

49

B9 :RD読出

バンク 9 調光値の読出し

0～999

50

B10:RD読出

バンク 10 調光値の読出し

0～999

51

B11:RD読出

バンク 11 調光値の読出し

0～999

52

B12:RD読出

バンク 12 調光値の読出し

0～999

53

B13:RD読出

バンク 13 調光値の読出し

0～999

54

B14:RD読出

バンク 14 調光値の読出し

0～999

55

B15:RD読出

バンク 15 調光値の読出し

0～999

60

B0 :WD

書込

バンク 0 調光値の設定

0～999

61

B1 :WD

書込

バンク 1 調光値の設定

0～999

62

B2 :WD

書込

バンク 2 調光値の設定

0～999

63

B3 :WD

書込

バンク 3 調光値の設定

0～999

64

B4 :WD

書込

バンク 4 調光値の設定

0～999

65

B5 :WD

書込

バンク 5 調光値の設定

0～999

66

B6 :WD

書込

バンク 6 調光値の設定

0～999

67

B7 :WD

書込

バンク 7 調光値の設定

0～999

68

B8 :WD

書込

バンク 8 調光値の設定

0～999

69

B9 :WD

書込

バンク 9 調光値の設定

0～999

70

B10:WD

書込

バンク 10 調光値の設定

0～999

71

B11:WD

書込

バンク 11 調光値の設定

0～999

72

B12:WD

書込

バンク 12 調光値の設定

0～999

73

B13:WD

書込

バンク 13 調光値の設定

0～999

74

B14:WD

書込

バンク 14 調光値の設定

0～999

75

B15:WD

書込

バンク 15 調光値の設定

0～999

26

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル(7) デバイス使用一覧①ワードデバイス

デバイス

用途

説明

D1000

局番

0～7

D1001

外部調光

0～999

D1002

ストロボ発光幅

1～999

D1003

自動ストロボ点滅周期

1～250

D1004

点灯遅延時間

0～999

D1005

点灯遅延時間単位

0, 1 0: 10μs /1: 1ms

D1006

点灯制御入力フィルタ時間選択

0～3 : 1μs / 5μs / 25μs / 100μs

D1007

トリガ入力極性0, 1 : PoS / nEG

D1008

モニタ輝度アラーム下限値

0～100

D1009

モニタ値の読み出し

0～2047

D1010

フィードバック機能

0～2 off / on/ cPb

D1011

フィードバック補正率

0～2047 : 出力電圧補正 1000 分率D1012

PWM 周波数切替え

D1013

バンク切替え方法

0～2 0:Ein /1: 232 / 2:Set

D1014

バンク番号

0～15 ( 選択中のバンク番号)

D1015

照明データモニタ 絶対輝度

0～4095

D1016

温度読み出し( 読み出しモード切替え)-99～255(℃) 照明未接続の場合は-00 と返答

D1017

温度読み出し( 読み出しモード切替え)

0～2 照明温度/LAMP1 制御基盤/LAMP2 制御基盤

D1018

ストロボ発光幅単位

0, 1 : 10μs / 1ms

D1020

バンク 0 調光値の設定/ 読み出し

0～999

D1021

バンク 1 調光値の設定/ 読み出し

0～999

D1022

バンク 2 調光値の設定/ 読み出し

0～999

D1023

バンク 3 調光値の設定/ 読み出し

0～999

D1024

バンク 4 調光値の設定/ 読み出し

0～999

D1025

バンク 5 調光値の設定/ 読み出し

0～999

D1026

バンク 6 調光値の設定/ 読み出し

0～999

D1027

バンク 7 調光値の設定/ 読み出し

0～999

D1028

バンク 8 調光値の設定/ 読み出し

0～999

D1029

バンク 9 調光値の設定/ 読み出し

0～999

D1030

バンク 10 調光値の設定/ 読み出し

0～999

D1031

バンク 11 調光値の設定/ 読み出し

0～999

0～2 OPPF-30M：20kHz/50kHz/100kHz
OPPF-30M-Pｆｒ：50kHz/100kHz/500kHz

27

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル
デバイス

用途

説明

D1032

バンク 12 調光値の設定/ 読み出し

0～999

D1033

バンク 13 調光値の設定/ 読み出し

0～999

D1034

バンク 14 調光値の設定/ 読み出し

0～999

D1035

バンク 15 調光値の設定/ 読み出し

0～999

②ビットデバイス
デバイス
M500

用途
データ読出し説明「モニタ値」「温度モニタ」「絶対輝度モニタ」「フィードバック補正率」を読出すフラグになります。

M502

バンク読出し「バンク0」～「バンク15」からバンクデータを読出します。

M503

バンク書込み「バンク0」～「バンク15」からバンクデータを書込みます。

M505

調光値加算

GOTからタッチすることでONします。ONすると調光値を「1」加算
します。

M506

調光値減算

GOTからタッチすることでONします。ONすると調光値を「1」減算
します。

M520

パラメータ読出し1終了

パラメータ読出し1実行完了時にONします。

M540

パラメータ読出し2終了

パラメータ読出し2実行完了時にONします。

M560

パラメータ書込み終了

パラメータ書込み実行完了時にONします。

M600

バンク読出し1終了

バンク読出し1実行完了時にONします。

M620

バンク読出し2終了

バンク読出し2実行完了時にONします。

M640

バンク書込み完了

バンク書込み実行完了時にONします。

M1000

外部調光書込み

外部調光書込み実行します。

M1001

ストロボ発光幅書込み

ストロボ発光幅書込み実行します。

M1002

自動ストロボ点滅周期書込み

自動ストロボ点滅周期書込み実行します。

M1003

点灯遅延時間書込み

点灯遅延時間書込み実行します。

M1004

点灯遅延時間単位書込み

点灯遅延時間単位書込み実行します。

M1005

点灯制御入力フィルタ時間選択

点灯制御入力フィルタ時間選択書込実行します。

書込
M1006

トリガ入力極性書込み

トリガ入力極性書込み実行します。

M1007

モニタ輝度アラーム下限値書込

モニタ輝度アラーム下限値書込み実行します。

み
M1008

フィードバック機能書込み

フィードバック機能書込み実行します。

M1009

PWM 周波数切替え書込み

PWM 周波数切替え書込み実行します。

M1010

バンク切替え方法書込み

バンク切替え方法書込み実行します。

M1011

バンク番号書込み

バンク番号書込み実行します。

M1012

ストロボ発光幅単位書込み

ストロボ発光幅単位を書込み実行します。

28

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

デバイス

用途

説明

M1020

バンク 0 調光値の設定

バンク0調光値を設定します。

M1021

バンク 1 調光値の設定

バンク 1 調光値を設定します。

M1022

バンク 2 調光値の設定

バンク 2 調光値を設定します。

M1023

バンク 3 調光値の設定

バンク 3 調光値を設定します。

M1024

バンク 4 調光値の設定

バンク 4 調光値を設定します。

M1025

バンク 5 調光値の設定

バンク 5 調光値を設定します。

M1026

バンク 6 調光値の設定

バンク 6 調光値を設定します。

M1027

バンク 7 調光値の設定

バンク 7 調光値を設定します。

M1028

バンク 8 調光値の設定

バンク 8 調光値を設定します。

M1029

バンク 9 調光値の設定

バンク 9 調光値を設定します。

M1030

バンク 10 調光値の設定

バンク 10 調光値を設定します。

M1031

バンク 11 調光値の設定

バンク 11 調光値を設定します。

M1032

バンク 12 調光値の設定

バンク 12 調光値を設定します。

M1033

バンク 13 調光値の設定

バンク 13 調光値を設定します。

M1034

バンク 14 調光値の設定

バンク 14 調光値を設定します。

M1035

バンク 15 調光値の設定

バンク 15 調光値を設定します。

29

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル（8） ＧＯＴタッチパネル説明
ﾍﾞｰｽ１ 照明コントローラ設定メニュー

①

③

②

④

⑨

⑧

⑥

⑤

⑪

⑩

⑫

⑮

⑭
⑱

⑰

No.

⑦

⑬

⑯

⑲

⑳

項目

内容
「0」～「7」選択した局番のデータを表示します。
局番 0：親機 LAMP1、 局番 1：親機 LAMP2

1

局番設定

局番 2：子機#1 LAMP1、局番 3：子機#1 LAMP2
局番 4：子機#2 LAMP1、局番 5：子機#2 LAMP2
局番 6：子機#3 LAMP1、局番 7：子機#3 LAMP2
照明コントローラに設定された調光値を表示・変更します。

2

外部調光値

枠内をタッチするとテンキーが表示され外部調光値を変更できます。
（外部調光モード DIPSW-DSW2 が ON 時のみ設定可能）

3

外部調光調整ボタン

調光値の値を加算「+1」・減算「-1」する事ができます。

4

モニタ値

モニタ値を表示します。1 秒周期で値が更新します。
モニタ輝度アラーム下限を設定・表示します。

5

モニタ輝度アラーム下限

枠内をタッチするとテンキーが表示されモニタ輝度アラーム下限値を変更する事が出来ます。

30

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル
No.

項目

6

温度モニタ切換え

7

温度読出し

内容
枠内をタッチすると表示する温度の切換えができます。
「照明温度」⇔「制御基盤温度」に切り替わります。
温度モニタ切換えで選択した温度を表示します。
1 秒周期で温度を更新します。
ストロボ発光幅の値を表示・変更します。

8

ストロボ発光幅

枠内をタッチするとテンキーが表示されストロボ発光幅の値を変更できます。

9

ストロボ発光幅単位

ストロボ発光幅の単位を表示・変更します
タッチすると単位「10μs」⇔「ms」に切り替わります。
点灯遅延時間の値を表示・変更します。

10

点灯遅延時間枠内をタッチするとテンキーが表示され点灯遅延時間の値を変更で
きます。

11

点灯遅延時間単位

12

トリガ入力

13

絶対輝度モニタ

14

フィードバック機能

15

フィードバック補正率の読出し。

ストロボ発光幅の単位を表示・変更します
タッチすると単位「10μs」⇔「ms」に切り替わります。
トリガ入力極性を設定します。枠内をタッチすると変更できます。
「Ｐｏｓｉｔｉｖｅ」「Ｎｅｇａｔｉｖｅ」
照明データモニタ絶対輝度を表示します。
1 秒周期で絶対輝度を更新します。
タッチするとフィードバック機能を変更できます。
タッチすると「ＯＮ」→「ＯＦＦ」→「cPb」に切り替わります
フィードバック補正率を読出します。
出力電圧補正 1000 分率
1 秒周期でフィードバック補正率を更新します
選択中のバンク番号を表示・変更します。

16

バンク番号

書込みの場合は外部バンク切替え（ＤＳＷ2＝ＯＮ、DSW3=ON）
バンク切換え方法が RS232 通信の場合に有効です。
現在表示中の画面です。

17

OPPF 設定メニュー画面

18

OPPF 共通設定画面

枠内をタッチすると共通設定画面へ切り替わります。

19

OPPF バンク設定画面

枠内をタッチするとバンク設定画面へ切り替わります。

20

戻る

前に表示していた画面へ切り替わります。

枠内をタッチしても画面は切替わりません。

31

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル
ﾍﾞｰｽ 2 照明コントローラ 共通設定

①
②

③

⑧

⑦

⑥

No.
1

⑤

④

⑦

⑨

⑧

項目

内容

OPPF 局番設定

照明コントローラ OPPF シリーズの局番を設定します。
照明コントローラ OPPF シリーズの機種を設定します。

2

OPPF 機種設定

枠内をタッチすると「OPPF-30_」「OPPF-30_-Pfr」に切り替わります。
使用するユニット毎に機種を設定します。
ストロボ自動点滅周期の値を表示・変更します。

3

ストロボ自動点滅周期

枠内をタッチするとテンキーが表示されストロボ自動点滅周期の値を変更できます。ユニット毎に設定します。

4

点滅入力フィルタ時間

枠内をタッチすると点滅入力フィルタ時間が切替わります。
「1μS」「5μS」「25μS」「「100μS」
枠内をタッチすると PWM 周波数切替わります。

5

PWM 周波数切替え

OPPF-30_・・・「20kHz」「50kHz」「100kHz」
OPPF-30_Pfr・・・「50kHz」「100kHz」「500kHz」

6

OPPF 設定メニュー画面

7

OPPF 共通設定画面

枠内をタッチすると設定メニュー画面へ切り替わります。
現在表示中の画面です。
枠内をタッチしても画面は切替わりません。

32

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル
No.

項目

内容

8

OPPF バンク設定画面

枠内をタッチするとバンク設定画面へ切り替わります。

9

前画面前に表示していた画面へ切り替わります。

33

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル
ﾍﾞｰｽ 3 照明コントローラ バンク設定

①

②

③

④

⑤

⑥

No.

項目

内容

1

局番設定

「0」～「7」選択した局番のバンクを表示します。

2

バンクデータ3

OPPF 設定メニュー画面

4

OPPF 共通設定画面

5

OPPF バンク設定画面

枠内をタッチするとバンク設定画面へ切り替わります。

6

前画面前に表示していた画面へ切り替わります。

選択した局番のバンク 0～15 を表示します。
枠内をタッチするとバンクの値を変更できます。
枠内をタッチすると設定メニュー画面へ切り替わります。
現在表示中の画面です。
枠内をタッチしても画面は切替わりません。

34

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル（9） サンプルラダープログラムの説明
OPPF 照明コントローラ設定用のサンプルラダープログラムです。
※専用命令の詳細に関しては、該当するシリアルコミュニケーションユニットのマニュアルをご参照してください。

シーケンサ電源 ON 時に
OPPF からパラメータを読出します。

パラメータ読出し実行中
ON します。

実行プロトコル番号をセットします。
「モニタ値」読出しセット「フィードバック機能」読出しセット「照明データモニタ値」読出しセット「温度読出し」読出しセット

プロトコル実行35

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル「外部調光読出」プロトコ
ルセット「ストロボ発光幅読出」プ
ロトコルセット「自動ストロボ点滅周期
読出」プロトコルセット「点灯遅延時間読出」プロ
トコルセット「点灯遅延時間単位読出」
プロトコルセット「点灯制御入力フィルタ
時間読出」プロトコルセッ
ト「トリガ入力極性読出」プ
ロトコルセット「モニタ輝度アラーム下限
値読出」プロトコルセット

36

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル
プロトコル実行

データ読出中フラグ OFF

データ読出中フラグ OFF「フィードバック機能読出」
プロトコルセット「周波数切替読出」プロト
コルセット「バンク切替方法読出」プ
ロトコルセット「ストロボ発光幅単位」プ
ロトコルセット「バンク番号読出」プロト
コルセット

プロトコル実行37

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル「バンク 0 読出し」プロト
コルセット「バンク 1 読出し」プロト
コルセット「バンク 2 読出し」プロト
コルセット「バンク 3 読出し」プロト
コルセット「バンク 4 読出し」プロト
コルセット「バンク 5 読出し」プロト
コルセット「バンク 6 読出し」プロト
コルセット「バンク 7 読出し」プロト
コルセット

38

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

プロトコル実行

バンク読出中フラグ OFF

バンク読出し 1 修了時実行「バンク 8 読出し」プロト
コルセット「バンク 9 読出し」プロト
コルセット「バンク 10 読出し」プロ
トコルセット「バンク 11 読出し」プロ
トコルセット「バンク 12 読出し」プロ
トコルセット39

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル
サンプル画面（ベース４）動作用ラダープログラム「バンク 13 読出し」プロ
トコルセット「バンク 14 読出し」プロ
トコルセット「バンク 15 読出し」プロ
トコルセットプロトコル実行「外部調光書込み」プロト
コル設定

プロトコル実行外部調光書込み実行フラグ
OFF

40

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル「ストロボ発光幅書込」プ
ロトコル設定プロトコル実行

ストロボ発光幅書込み実行
フラグ OFF「自動ストロボ点滅周期書
込み」プロトコル設定

プロトコル実行

自動ストロボ点滅周期書込
み実行フラグ OFF「点灯遅延時間単位書込
み」プロトコル設定

プロトコル実行

41

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

点灯遅延時間単位書込み実行フラグ OFF「点灯遅延時間単位書込み」
プロトコル設定

プロトコル実行点灯遅延時間単位書込み実行フラグ OFF「点灯制御入力フィルタ時間
選択書込み」プロトコル設定

プロトコル実行

点灯制御入力フィルタ時間
選択書込み実行フラグ OFF「トリガ入力極性書込み」プ
ロトコル設定プロトコル実行42

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル
トリガ入力極性書込み実行
フラグ OFF「モニタ輝度アラーム下限
値書込み」プロトコル設定

プロトコル実行モニタ輝度アラーム下限値
書込み実行フラグ OFF「フィードバック機能書込み」プロトコル設定

プロトコル実行

フィードバック機能書込み
実行フラグ OFF「PWM 周波数切替え書込
み」プロトコル設定

43

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

プロトコル実行PWM 周波数切替え書込み
実行フラグ OFF

「バンク切替え方法書込み」
プロトコル設定

プロトコル実行

バンク切替え方法書込み実行フラグ OFF「バンク番号書込み」
プロトコル設定

プロトコル実行

バンク番号書込み実行フラグ OFF「ストロボ発光幅単位書込み」プロトコル設定

プロトコル実行

バンク番号書込み実行フラ
グ OFF

44

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル「バンク 0 調光値の設定書込」プロトコル設定

プロトコル実行バンク 0 調光値の設定書込み
実行フラグ OFF「バンク 1 調光値の設定書込」プロトコル設定

プロトコル実行バンク 1 調光値の設定書込み
実行フラグ OFF「バンク 2 調光値の設定書込」プロトコル設定

プロトコル実行バンク 2 調光値の設定書込み
実行フラグ OFF「バンク 3 調光値の設定書込」プロトコル設定

45

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

プロトコル実行バンク 3 調光値の設定書込み
実行フラグ OFF「バンク 4 調光値の設定書込」プロトコル設定

プロトコル実行バンク 4 調光値の設定書込み
実行フラグ OFF「バンク 5 調光値の設定書込」プロトコル設定

プロトコル実行バンク 5 調光値の設定書込み
実行フラグ OFF「バンク 6 調光値の設定書込」プロトコル設定

46

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

プロトコル実行バンク 6 調光値の設定書込み
実行フラグ OFF

「バンク７調光値の設定書込」プロトコル設定

プロトコル実行バンク 7 調光値の設定書込み
実行フラグ OFF「バンク 8 調光値の設定書込」プロトコル設定

プロトコル実行バンク 8 調光値の設定書込み
実行フラグ OFF「バンク 9 調光値の設定書込」プロトコル設定

47

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

プロトコル実行バンク 9 調光値の設定書込み
実行フラグ OFF「バンク 10 調光値の設定書込」プロトコル設定

プロトコル実行バンク 10 調光値の設定書込
み実行フラグ OFF「バンク 11 調光値の設定書込」プロトコル設定

プロトコル実行バンク 11 調光値の設定書込
み実行フラグ OFF「バンク 12 調光値の設定書込」プロトコル設定

48

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

プロトコル実行バンク 12 調光値の設定書込
み実行フラグ OFF「バンク 13 調光値の設定書込」プロトコル設定

プロトコル実行バンク 13 調光値の設定書込
み実行フラグ OFF「バンク 14 調光値の設定書込」プロトコル設定

プロトコル実行バンク 14 調光値の設定書込
み実行フラグ OFF「バンク 15 調光値の設定書込」プロトコル設定

49

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

プロトコル実行バンク 15 調光値の設定書込
み実行フラグ OFF

調光値加算

調光値書込み実行

調光値減算

調光値書込み実行

END

50

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

8.

使用上のご注意(1) 専用命令（Ｇ（Ｐ）．ＣＰＲＴＣＬ）が異常完了した場合は、該当するシリアルコミュニケーションユニットのマニュアルを参照して下さい。
(2) センサ側の各種設定方法については、該当する照明コントローラOPPFシリーズのマニュアルを参照してください。

9.

関連マニュアル（１）三菱電機 ＭＥＬＳＥＣ－Ｑ／Ｌシリーズ
・Ｑ対応 シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル（基本編）
・ＭＥＬＳＥＣ－Ｌ シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル（基本編）
・MELSEC-Q/L シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル（応用編）（２）オプテックス・エフエー株式会社
LED照明コントローラOPPFシリーズ 取扱説明書

10. 免責事項
1. 本書に記載されているプログラムは、弊社製品の仕様を保証するものではありません。
2. 本プログラムを利用することによって生じた如何なる障害も、弊社では補償を負いかねますのでご了承ください。
3. 本書に記載されたプログラムへの技術的サポートは行っておりませんので、ご了承ください。

51

OPPF-M-P001-1

LED 照明コントローラ OPPF 通信プロトコル設定マニュアル

本社：

東京営業所：〒６００－８８１５〒１４１－００３１

京都市下京区中堂寺粟田町９１

東京都品川区西五反田４－３２－１

京都リサーチパーク９号館 ４Ｆ

東京日産西五反田ビル １０Ｆ

ＴＥＬ： ０７５－３２５－２９２０

ＴＥＬ： ０３－５７４０－７８５１

名古屋営業所：

九州営業所：〒４６５－００４１〒８１０－０００１

名古屋市名東区朝日が丘２番地 ＴＳビル１Ｆ

福岡市中央区天神３－９－２５

ＴＥＬ： ０５２－７７６－７３００

東晴天神ビルディング８Ｆ
ＴＥＬ： ０９２－７３９－６２３０

http://www.optex-fa.jp

オプテックス・エフエー ホームページ

52

OPPF-M-P001-1