■ 主な仕様

■価RA１000用 RA2000用 DL2800用 DCシリーズ用 TS/TH/Ｈシリーズ用

使用可能
機器

インタフェース

本体接続
可能台数
遠隔コントロール

RA1100RA1200RA1300DC3100DL2800A （※1）
DC6100Ethernet
Ethernet
RS-232C

Ethernet

混在可能でMAX8台（※６）

可能

本体収録
最高速度
ＰＣリアルタイム収録
転送速度設
定範囲※10RA2300A
RA2800A
RM1100可能

Ethernet
USB

可能

Ethernet
IEEE1394 PCMCIA
USB

1枚

4台（※７）

GPS用

AR1000用

ナショナルイ NMEAパイオニア
ンスツルメン 0183フォー
VIOS製
ナビコム製
GVS
ツ社製
マット 対 応GPS-M1ZZ
NI-CANア GPS
（※５）
（※４）
ダプタ
（※３）

USB/USB
PCMCIA/IEEE1394
PCI

AR1100AR1200
AR1400RS-232C

RS-232C

RS-232C

Ethernet
RS-232C
USB

1台

1台1台

RA2000用と同じ1台可能
測位制限指定
積算距離リセット

可能

可能

PCに収録

100μs～1ms
Ethernet：
10μs～2s（100μsステップ） 100ms～
1/2/5/10/20/30Hz（10μステップ） カメラの1ms～1000ms （DC3000）
IEEE1394：（1msステップ） 10ms～
最高10μs/ 仕様に依存
1s～1000s （DC6000） 30/60Hzch
USB：60Hz（1sステップ）

最大収録
サイズ
リアルタイム
データ表示

CAN用

本体に収録
機能なし

本体に依存
1ms～1000ms（1msステップ）
1s～1000s（1sステップ）（※８）

可視カメラ用

R300/
TS9100/TS9230/
インタフェー
DirectX
TS9260/ス社製
TH7100/
対応カメラ
CSI-360116
TH9100/
TH9260/
H2640(※2)

6台
4台（DC3000）（IEEE1394
20台（※11）/USBは1台）（DC6000）

可能A/Dカード用

ボーレート
50,100,125,200,250,500,1M

GPSのボーレート
ボーレート
仕様に依存 2400,9600 57600

データ収 録機能なし

本体収録データ再生可能

FFT
演算機能

FFT解析種類：リニアスペクトラム、パワースペクトラム、RMSスペクトラム、パワースペクトラム密度
ウィンドウ関数：レクタンギュラ、ハニング、ハミング
アベレージ回数：1～16384 オーバーラップ[0%、25%、50%、75%]（アベレージ処理はオフライン時のみ可能）
フレームサイズ：256、512、1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536（オンライン時は1024固定）

現在開いているファイルに別のファイルを追加することが可能
追加可能ファイル拡張子（smf,fsd,fpp,drt,dat,svt,svx,avi,csv）

ファイル変換CSVファイルへの変換 （以下の条件を指定可能）●変換範囲 ポイント指定、時間指定（μs, ms, sec）
、時刻指定
●間引き処理 単純、最大値、最小値、平均値、ピーク値

収録条件ファ
イルの保存／読み出し考備考データアクイジション（DAQ）用ドライバ品
名形 式 名規格
DAQ 用共通ドライバ
NS31-719
下記の機種用ドライバとの組み合わせとなります。
RA2000/RM1100 用ドライバ
NS31-710
RA1000 用共通ドライバ
NS31-711
DL2800 用共通ドライバ
NS31-712※オンラインでの使用時は、NS3000 ＋ NS31-719 ＋機種用ドライバ（NS31-710/711/712）の組み合わせとなります。

標準価格
（税抜）
¥98,000¥20,000¥20,000¥20,000

NS31-719 必須
NS31-719 必須
NS31-719 必須

リモートアンプ用ドライバ
品
名
形 式 名
規格
下記の機種用ドライバとの組み合わせとなります。
リモートアンプ用共通ドライバ
NS31-739
AR1000 用ドライバ
NS31-730※オンラインでの使用時は、NS3000 ＋ NS31-739 ＋ NS31-730 の組み合わせとなります。
品
名形 式 名規格
下記の機種用ドライバとの組み合わせとなります。
赤外用共通ドライバ
NS31-759
R300/TS/TH320 用ドライバ
NS31-750
TS/TH640 用ドライバ
NS31-751※オンラインでの使用時は、NS3000 ＋ NS31-759 ＋ NS31-750/751 の組み合わせとなります。

品
名形 式 名規格
下記の機種用ドライバとの組み合わせとなります。
スキャナ共通ドライバ
NS31-749
DC 用ドライバ
NS31-740※オンラインでの使用時は、NS3000 ＋ NS31-749 ＋ NS31-740 の組み合わせとなります。

標準価格
（税抜）
¥12,000¥12,000

備考NS31-739 必須

標準価格
（税抜）
¥98,000¥20,000¥20,000

備考NS31-759 必須
NS31-759 必須

備考

NS31-729 必須
NS31-729 必須

標準価格
（税抜）
¥24,000¥16,000

備考NS31-749 必須

コンバータ］
データ再 生機能なし

設定可能判定値：↑レベル、↓レベル
アラーム機能 出力方法：ビープ音、デジタル出力（A/Dカード）、ファイル、熱画像出力（SIT/SIX形式）、可視画像出力（BMP形式）
アラーム解除時間を秒で指定可能
インポート機能備

スキャナ用ドライバ

再生可能
SVT、SVXFSD、FPP、DRT、DATファイル
DATファイル
ファイル
ファイル
再生データのカーソ
カーソル1、2の読み取り値、時間差、振幅差、カーソル間の最大値・最小値
ル読み取り機能［品名
形 式 名規格
標準価格（税抜）
基本ソフトウェア¥80,000
ユニファイザ（Unifizer）本体
NS3000※ユニファイザ本体にはドライバ、コンバータは含まれていません。
オンラインでは、各使用装置の共通ドライバ・使用装置用ドライバが必要となります。オンライン機能にはコンバータ機能が含まれます。
オフラインでは、各使用装置用コンバータが必要となります。

品名
形 式 名規格
標準価格（税抜）
下記の機種用ドライバとの組み合わせとなります。
¥60,000
A/D ボード共通ドライバ
NS31-729
ADM677 用ドライバNS31-720¥26,000
ACSI-360116 用ドライバ
NS31-721¥26,000※オンラインでの使用時は、NS3000 ＋ NS31-729 ＋ NS31-720 もしくは NS3000 ＋ NS31-729 ＋ NS31-721 の組み合わせとなります。

Y-T・X-Y波形（分割／重ね書き表示）、デジタル表示、FFT波形

演算機能

ベースソフトウェア

A/Dボード用ドライバ

Y-T・X-Y波形（分割／重ね書き表示）、デジタル表示、FFT波形 （※９）●チャネル間演算、べき乗、平方根、絶対値、常用対数、指数、１/√２演算、三角関数、移動平均、微分、積分●自由演算式（以下の関数を任意に組み合わせた演算が可能）
正弦、余弦、正接、逆正弦、逆余弦、逆正接、絶対値、指数、自然対数、常用対数、平方根、立方根、１/√２演算、演算CH指定、べき乗、1階微分、2階微分、1階積分、2階積分、収録データ参照1、収録データ参照2、移動平均、実効値●区間統計演算「平均値、面積（±）
、面積（+）、面積（-）、実効値、標準偏差（Ｎ）、標準偏差（Ｎ－１）
」

計測器統合制御ソフトウェア

赤外放射温度計用ドライバ（日本アビオニクス社 製）

PCの指定HDドライブ空き容量の約半分のサイズまで再生データ表示

格品
名形 式 名規格
DAQ 用オフラインコンバータ
NS32-710
RM1100/RA2000/RA1000/DL2800 用
赤外用オフラインコンバータ
NS32-750
R300/TH9100/TH9260/TS9100/TS9230/TS9260/H2640
可視カメラ用オフラインコンバータ
NS32-755
AVI 再生用
スキャナ用オフラインコンバータ
NS32-740
DC 用※オフラインでの使用時は、NS3000 ＋機種用コンバータ（NS32-710/750/755/740）の組み合わせとなります。

標準価格
（税抜）
¥18,000¥18,000¥6,000¥12,000

備考

標準価格
（税抜）
¥12,000¥12,000

備考

可視カメラ用ドライバ品
名形 式 名規格
可視カメラ用共通ドライバ
NS31-758
下記の機種用ドライバとの組み合わせとなります。
可視カメラ用ドライバ
NS31-755
DirectX 仕様のカメラに対応（USB/IEEE1394）※オンラインでの使用時は、NS3000 ＋ NS31-758 ＋ NS31-755 の組み合わせとなります。

NS31-758 必須

CAN／NAVI用ドライバ●変換チャネル●ヘッダ情報付加●区切り文字 カンマ（，）
、TAB●保存ファイル名

任意のファイルに可能

品
名
形 式 名
規格
標準価格
（税抜）
下記の機種用ドライバとの組み合わせとなります。
¥98,000
CAN 用共通ドライバ
NS31-779
NI-CAN 用ドライバ
NS31-770¥20,000
NAVI 用共通ドライバ
NS31-769
下記の機種用ドライバとの組み合わせとなります。
¥48,000
NMEA-GPS 用ドライバ
NS31-760
GPS を使用する場合必要になります。
¥12,000※オンラインでの使用時は、NS3000 ＋ NS31-779 ＋ NS31-770、NS3000 ＋ NS31-769 ＋ NS31-760 の組み合わせとなります。

備考

NS31-779 必須
NS31-769 必須※1：DC3100はUSB1.0で接続可能です。※2：日本アビオニクス社製。H2640はEthernetまたはIEEE1394付本体のみ接続可能です。※3：収録／表示可能な情報は時刻、緯度、経度、方位、速度、高度、受信衛星数、衛星位置です。
※4：パイオニアモードでの動作となります。収録／表示可能な情報は時刻、緯度、経度、方位、速度、高度、受信衛星数、積算距離です。
※5：収録／表示可能な情報は時刻、緯度、経度、速度、高度、受信衛星数、傾斜率です。
※6：DL2800で100μsステップの収録を行う場合の接続台数はMAX4台が目安です。RA2300などで9台以上接続する場合はご相談ください。※7：接続可能な台数はカメラに付属しているドライバの性能に依存します。
※8：本体の制約およびパソコンのCPU速度などにより、設定速度で転送できない場合があります。
※9：TS/TH/Hシリーズでは、赤外画像も表示可能です。
RA1000シリーズ、及びAR1000シリーズではリアルタイムモニタ表示はできません。※10：各種の機器が混在する場合、最高収録速度は1msになります。
※11：最大1200chまで接続可能です。

■ 動作環境製造元

CPU

2GHz以上推奨

メモリ

512MB以上（可視カメラ、赤外カメラ使用時、vista使用時は1024MB以上推奨）

HD 空き容量プログラム領域約10MB必要 その他にデータ格納領域が必要
収録データファイルの再大容量はHD空き容量の約1/2を目安にしてください。

USB ポート

USB2.0

ディスプレイ1024 × 768

ピクセル以上OS

Windows2000（SP4以上）／WindowsXP（SP2以上）
WindowsVista（Business,Ultimate）／Windows7 32ビットのみ（Ultimate,Professional,Home Premium）

株式会社

本社：〒170-0013 東 京 都 豊 島 区 東 池 袋 3 丁 目 2 3 番 1 4 号
TEL.03-5391-6126（直）FAX.03-5391-6129■ 札 幌 出 張 所 TEL.011-251-2753（代）FAX.011-251-2759■ 仙 台 出 張 所 TEL.022-211-8051（代）FAX.022-211-8052■ 宇 都 宮 営 業 所 TEL.028-610-0377（代）FAX.028-633-2166■ 東 京 北 営 業 所 TEL.048-592-3111（代）FAX.048-592-3117■ 東 京 南 営 業 所 TEL.045-476-5231（代）FAX.045-476-5232■ 静 岡 営 業 所 TEL.054-286-2880（代）FAX.054-286-2955■ 名 古 屋 営 業 所 TEL.052-726-8760（代）FAX.052-726-8769■ 大 阪 営 業 所 TEL.06-7668-3900（代）FAX.06-7668-3901■ 広 島 営 業 所 TEL.082-233-0611（代）FAX.082-233-7058■ 福 岡 営 業 所 TEL.092-441-6715（代）FAX.092-411-2815

http://www.aandd.co.jp

本カタログ掲載製品の総販売元

東京本社

TEL.03-5957-1541（代）FAX.03-5957-1521

大阪営業所

TEL.06-6397-5450（代）FAX.06-6397-5451

名古屋営業所 TEL.052-777-7730（代）FAX.052-777-7740● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。
●本カタログの内容は2015 年 7月 現在のものです。
NS3000-AVIOJC-01-AA1-15604

ユニファイザ（Uniﬁzer）

NS3000シリーズ

機器の設定・データ収録のリモートコントロール、演算・解析処理に！

ユニファイザ NS3000 シリーズは、当社計測器（データアクイジション装置・アンプ）■概を Ethernet 環境などで接続し、機器の設定・データ収録のリモートコントロール、CAN データの収録

アラーム機能データ変換機能各種演算＆ FFT 解析

CAN アダプタ（USB/PCI/PCMCIA）により CAN バスのデータを収録することができます。
CAN に関する以下の機能があります。
①CAN 2.0A/2.0B（標準/拡張フォーマット）ISO 11898-2準拠②メッセージの追加・削除・編集③ CAN データベース（＊ .dbc, ＊ .ndc）読み込み

入力 CH 信号に対してアラーム条件を設定できます。アラーム発
生時にビープ音を鳴らす、
画像 BMP ファイル（可視カメラ接続時）を作成する、熱画像ファイル（SIT,SIX 形式、赤外カメラ接続時）を作成するなどができます。

収録したデータを CSV ファイルに変換することができます。
変換する範囲を、サンプリングポイント指定、時刻指定やカーソル間指定で行うことが可能です。

リアルタイム収録時および収録後のデータに対して四則演算や各種関数演算および FFT 解析が行えます。
■各種演算種類①係数入力演算C H 間 や 係 数 と 四 則 演
算、ベキ乗、平方根、絶対値、対数、指数、微積分等②演算式自由入力演算三角関数、絶対値、指数、対数、平方根、微積分、移動平均等③リアルタイム演算（積分、移動平均を除く）
■ FFT 解析種類
①パワースペクトラム②リニアスペクトラム③ RMS スペクトラム④パワースペクトラム密度演算・解析処理が行えます。
◆ 制御機能
各種インタフェースにより、当社計測器（データアクイジション装置・アンプ・赤外線熱画像装置）の遠隔操作や当社指定の AD ボード（カード）、Direct X 対応の可視カメラを制御できます。

要

入力条件例：G P S の 速度データが50k m/hを超えた時◆ 各種演算・FFT 解析機能
リアルタイム収録時および収録後のデータに対して四則演算や各種関数演算および FFT 解析が行えます。

◆ カスタム画面
表示エリアにデジタルデータ、Y-T グラフ、X-Y グラフとカメラ画像などを自由にレイアウトできます。

表示画面にコメントや矢印を自由に記入でき、表示イメージのままレポートとして印刷できます。

CAN バスのデータをモニタリング、収録および GPS 機器からの位置情報などのデータを取り込むことができます。

BMP ファイルSIT,SIX ファイル

アラーム停止時間例：
1 秒後にアラー
ムを停止する◆ レポート作成／簡単プリント機能◆ CAN・GPS デバイスに対応

出力例：
・ビープ音
・テキストファイル・赤外画像（sit,sixファイル）・可 視画像（bmpファイル）のいずれかを選択できるデータ抽出機能

カスタム画面構成

レポート作成機能

簡単プリント機能

収録後のデータを抽出条件に従って必要な部分のファイルを抜き出すことが可能です。

表示エリアには、Y-T シート、X-Y シート、デジタルシートおよびカメラ画像を自由にレイアウトすることが可能です。また、各シートは透過率を設定することができます。

研究・開発の現場では、測定された信号波形から数値を読み取り、実験・研究の重要データを導き出しますが、ユニファイ
ザでは、グラフ上に表示されたデータの任意の位置に“カーソル AB 間の時間差”、“カーソル AB 間のデータ差”、“カーソルAB 間の最大値・最小値”、“カーソル読み値”を表示できます。
このシートを印刷することによりそのまま実験レポートとして活用できます。

表示画面のイメージがそのままレポートとして印刷できます。
Y-T シート、X-Y シート及びデジタルシートの背景は白色で印刷されます。

Y-T シート
カメラ画像
透過率設定

X-Y シート
デジタルシート
透過率設定：シートが重なっていた場合、上に重なるシートを透過させることにより、背景にあるシートを見える様にします。

Google Earth 対応

赤外線熱画像装置（R300/TS/THシリーズ、H2640）との接続

GPS データの収録

インポート機能GPS の緯度、経度データを Google Earth 用ファイル（kml）に変換可能です。

赤外画像の領域指定を行うと、その領域内の最大 / 最小 / 平均温度がトレンドデータとして扱えます。
トレンドデータは Y-T / X-Y / デジタルシートに表示できます。
（日本アビオニクス社 製）

NMEA-0183 準拠の GPS 機器からの GPS データの収録が可能です。
地図ソフト（アルプス社製プロアトラス SV シリーズ）をインストールすることでリアルタイムに地図上で位置を表示することができます。

2 台以上のレコーダで別々に収録した 2 つ以上のファイルを後から結合することができます。また、同一条件で収録した複数のデータファイルを後から 1 つのファイル結合することで過去と現在の信号比較を同一グラフ上で行うことが可能です。CSV 型式のファイルも読み込むことが可能です。

ユニファイザでGPSデータを取得

変換したファイルをGoogle Earthで表示

Ethernet 回線を経由して赤外線熱画像装置とデータアクイジション装置およびアンプを同時制御可能

赤外データ領域内の最大 / 最小 / 平均
温度をトレンド表示
DL2800 の ひ ず み
データ及び温度デー
タのトレンド表示
TS/TH シリーズ、
H2640 の赤外画像