形状測定機

表面粗さ・輪郭解析プログラム

FORMTRACEPAK

Catalog No.15018(4)FORMTRACEPAK
測定機のコントロールから表面粗さ解析、輪郭形状解析、輪郭照合、及び検査成績書作成までを標準機能としてトータルサポート！

直接変更可能な測定手順ウィンドウ

測定制御
1回のみの測定にはシングルモード、パートプログラムを作成し、同一ワークを複数個測定するにはティーチングモードなど、用途に合わせたモードを備えております。
また、測定から報告書印刷までの一連の流れをパートプログラ
ムに組込む事ができ、効率よく測定→解析→報告書出力が行えます。さらに、任意のタイミングで写真入のコメントを表示する機能もあり、
ワ ークの セッティン グ な どの注意点を指示 する測 定 手
順書の役割を組 込 む 事もできます。

測定手順ウィンドウに表示されている項目を直接変更する事が可能です。
例：評価条件変更、粗さ規格変更による再計算等々

操 作 手 順 の 呼 び 出しは 、プ ルダウンメニュー から簡 単 に選択でき、すぐに測定を行なえます。

操作メッセージウィンドウ
次の手順を説明する操作メッセージウィンドウ搭載。

ヘルプ機能 ※

多彩な表示に対応した表示ウィンドウ● タブ選択式図形ウィンドウ
タブを選択することにより、輪郭や粗さ、照合結果など見たいデータを確認できます。

ヘルプ機能を搭載。目次別やキーワード検索に加え、クリックするだけでメニューやウィンドウのヘルプを表示する状況保存ヘルプボタンを搭載しています。

ボタン編集機能
使用頻度の低いボタンは、隠すことができます。
よく使うボタンだけを表示し、その分図形ウィンドウを大きく表示するなど、お客様の使い勝手に合わせた画面のカスタマイズが可能です。

● 画面の2分割、4分割表示
画面の2分割、4分割表示が可能ですので、測定データ（輪郭、粗さ）、解析結果、輪郭照合など、複数の解析データを自由に配置して表示できます。

● 図形ウィンドウへの結果表示
図形ウィンドウには測定図形だけでなく測定値（合否判定含む）、解析グラフなどの貼付けが可能です。図形ウィンドウのみで図形と測定結果が一目で確認できます。

マルチ言語対応（19言語）
測定、解析、レイアウト画面は、言語切替 ※が可能です。測定を行った後に、他言語に変換して報告書作成が可能です。
ワール
ドワイドにご利用いただけます。

簡易統計コマンド
Excel等別プログラムを利用することなく、粗さパラメータや輪郭解析結果の統計計算が可能です。

※対応言語につきましてはP.9の仕様一覧をご参照ください。

12

FORMTRACEPAK

輪郭形状解析

● 輪郭解析機能

● 測定補助機能（ピーク出し・通り出し・水平出し）※表面粗さ解析と共通機能

解析の基本要素となるコマンドは、点（10種類）、線（6種類）、円（6種類）と多種にわたり、要素を組み合わせた角度、ピッチ、距離など豊富な計算コマン
ドや輪郭照合機能、設計値生成機能も標準装備しています。普段ご使用にならないようなコマンドは、隠すなど計算コマンドボタンのカスタマイズ機能と合わせ、使用環境に合わせた画面のカスタマイズが可能です。

円筒形状ワークの測定において、ワークの母線軸と測定軸を平行にセット（通り出し）し、同時に水平出し調整も行うことが、高精度測定を実現するためには必要となります。また、各種オプションテーブルと組み合わせることによって、ガイダンスに従い操作するだけで通り出しと水平出し調整が、より簡単に行えます。さらに、一連の操作を自動で行うことができるオプションテーブルもご用意しております。※オプションテーブルの対応機種については別途お問い合わせください。

● 輪郭照合機能を標準装備

Vブロック

オプションテーブル例：
3軸調整テーブル

傾斜用

通り出し用

特許登録済：日本

設計データと測定データとを最適な位置に座標移動させるベストフィット機能が標準装備されています。
照合結果は、ビジュアルな図形表示だけでなく、各座標における誤差量や誤差量展開を表示させたり、テキストファイル形式で出力が可能ですので、加工機へのフィードバックデータなどにご利用いただけます。

Y軸用（スイベル）● 測定点列のベストフィット機能
測定点を予め登録しておいた参照データと同一の座標系に一致させます。
この機能により、自動解析時のワークのセッティングのズレによる影響を排除することができます。

3軸調整テーブルによるガイダンス例● データ重ね合わせコマンド
特徴点を検出して2つのデータの重ね合わせができます。
マウスでのドラック操作で測定点列を自由に動かし重ねることができます。

輪郭照合結果例● 設計値生成機能
設計データは、CADデータ（DXF、IGES形式ファイル）やテキストデータから生成することが可能です。また、測定データを設計データとして変換することも可能ですので、使用（試験）前のパーツを設計データとして保存しておくことにより、使用（試験）後に摩耗具合などのチェックにも有効です。

輪郭照合結果数値出力例● 簡単ピッチ計算機能
ネジのピッチや、円同士の間隔(心間ピッチ)など複数の同一形状のピッチ解析では、マウス操作で範囲を指定するだけで簡単に解析を行うことができますので効率良く解析を行うことができます。

● データ合成機能● 計算コマンドの繰返し設定
同一形状が定ピッチで有る場合、一箇所解析を入れてピッチを指定することにより一括で解析することができます。

● 上下面連続測定機能※を搭載
両側円すいスタイラスとの組合せにより、上下面の連続測定が可能です。従来、測定することが困難だった、ねじの有効径等を上下面連続データを用いて簡単に解析できます。
※FTA-C4000シリーズ、FTA-D4000シリーズ、SV-C4500CNCシリーズ限定の新機能
上向き（上面）測定データ2上下の測定方向はソフトウェアにて切替

データ合成矩形でのネジピッチ範囲指定例

3

特許登録済：日本

円・線自動あてはめコマンドを用いれば、コマンドボタンを何度も押す必要なく、データ内に含まれるすべての円、線を自動算出することもできます。

下向き（下面）測定

測定物の外観形状の問題で、複数箇所に分割して測定したデータを一つの図形として合成し、解析することが可能です。
データ1● 円・線自動決定機能

有効径解析

穴径解析

● 演算結果・図形データのテキスト出力
演算結果のテキスト出力（csv、txt形式）、測定図形データは点列データとしてテキストファイルやCADファイル出力（DXF、IGES形式）したり、クリップボードにコピーしたりすることができます。

4

FORMTRACEPAK

表面粗さ解析

● 粗さ解析機能

● 複数箇所測定機能

FORMTRACEPAKは、ISO、JIS、ANSI、VDAなどの規格に対応した表面粗さの解析が行なえます。
測定値と許容限界値との比較ルールとして16%ルール、最大値ルールをご利用いただけます。また、パラメータ計算だけではなく、豊富なグラフ解析機能を備えていますので、日常の品質管理から、R&D部門でも幅広く活用できます。傾斜やR面などの形状除去（補正）機能、データ削除機能なども充実しています。

移動量を入力するだけで簡単に複数箇所測定用のパートプログラムを作成することができます。

● 微細輪郭解析機能
表面粗さのデータから段差や面積だけでなく輪郭解析と同様に点、線、円と多種にわたり、要素を組み合わせた角度、ピッチ、距離など豊富な計算コマンドを標準装備しています。

● 複数箇所測定による解析機能
規格で定められている評価長さを測定できないワークに対して、複数箇所を測ったデータから、粗さパラメータの演算や16％ルールなどの許容限界値との比較ルールを行うことができます。

● 図面指示記号による簡単入力※
ISO/JIS粗さ規格の図面指示記号に合わせて入力するだけで、煩わしい測定条件設定が簡単入力できます。
※ISO21920を除く
図示の例
研削
Ra 1.5⊥ − 2.5/Rzmax 6.7● プレビュー付き解析条件変更
規格や曲線種、フィルタなど各種解析条件を簡単に変更することが可能です。
また、傾斜やR面、放物線などの形状除去(補正)においてはプレビュー機能搭載なのでその場での確認ができます。

補正前

入力指示の例
U”X”0.08—0.8/Rz8max 3.3● ISO21920パラメータへの対応

補正後

粗さ規格設定画面でISO21920を選択することで、規格で定義された新パラメータ※を計算可能です。
※計算可能なパラメータにつきましてはFORMTRACEPAK 表面粗さ解析仕様をご確認ください。

● R面自動測定機能
予備測定の結果から自動でR面のピーク又はボトムを基準に測定長さを割り振って測定することができます。

ピーク

5

ピーク

6

FORMTRACEPAK

レイアウトプログラム「輪郭形状」、「表面粗さ」、「真円度」
を一枚に！
！

● システムレイアウト印刷

統合レイアウト
表面粗さ、輪郭形状、真円度の測定結果や測定図形などを一枚の紙面にレイアウトすることが簡単操作で行えます。
また、保存されたファイルを指定しての貼り付けが可能で、複数ファイルからの結果の貼り付けが容易です。

出力する項目を選択するのみで自動で印刷物のレイアウトができます。簡単に印刷したいという用途にご利用ください。

※別途、
真円度・円筒形状解析プログラムROUNDPAK（対応バージョンは別途お問合せください）が必要になります。

● 報告書作成機能
測定結果/条件/図形、そしてコメント/円/線/矢印なども自由にレイアウトでき「測定結果報告書」として印刷することが可能です。
また、ビットマップファイルの貼り付けも可能ですので、ワーク外観画像や社名ロゴなどもレイアウトできます。
また、一度作成したレイアウトを保存し同様の測定時に再利用することが可能です。

6● PDFファイル出力
測定結果報告書をPDF形式ファイルとして出力できます。

● WEBページとしての結果保存
インターネットエクスプローラやMS-WORDで表示可能な、html,mhtml形式で保存が行えますのでレイアウト編集プログラムがインストールされていないPCでも結果確認ができます。

7● 要素情報バー● 要素挿入バー

貼り付けた項目の属性値を表示します。
貼り付けた測定データファイルの内容確認が楽に行えます。

要素挿入バーに表示されている解析内容をマウスでドラック＆ドロップで、レイアウト上に貼り付けできます。また、輪郭の解析結果において、円や、線単独の解析結果を選択して貼り付けることができます。

8仕様
FORMTRACEPAK 輪郭形状測定・解析仕様
点

演算処理

MEMO

点、ピーク点、ボトム点、接点、垂線の足、交点、中点、変曲点（距離）、変曲点（角度）、変曲点（角度変化）、点の呼び出し線

線、接線、垂線、平行線、中線、線（点、角度）、線の呼び出し円

円、円（中心ー半径）、円（2点）、接円、接円（測定点）、円（半径/中心固定）、円の呼び出し、楕円（※2次曲線コマンドにて計算）

座標

座標差（×軸座標差、Z軸座標差、角度差、動径差）
、位置判定

距離・角度

距離、段差（平均、最大、最小）、溝寸法、ピッチ（ピッチ、ピッチ［心間］）、角度、道のり

計算座標

座標系の原点設定、座標系回転演算集計

演算（足算、引算、掛算、割算、絶対値、平方根）、統計（平均値、最大値、最小値、標準偏差、偏差標準偏差、総和）、データ登録、データクリア

測定点編集

削除、平行移動、回転、反転、位置合わせ、分割、オフセット、理想化、
フェアリング、
フィルタ、測定点のスケール処理（極座標展開）、結合拡張機能

面積、2次曲線（楕円、双曲線、方物線）、円・線自動決定コマンド（指定した範囲に含まれる複数の円・線要素を自動的に算出）

輪郭照合

輪郭照合、ベストフィット、設計値生成、設計値読込み、任意位置の結果吹き出し表示

その他機能

公差照合、寸法表示、簡易表示

計算サポート機能

計算コマンドヘルプの自動表示（ON/OFF）

測定補助機能（輪郭・粗さ共通）

ビークボトム検出（手動）、ボール測定、ワーク同定機能、水平だし、直角だし、通りだし、R面自動測定機能（粗さ測定時のみ）

CNC測定機能測定パートプログラム、複数部品

統計処理

簡易統計機能データファイル入出力

出力：テキスト、設計値、IGES, DXF
入力：テキスト、設計値（IGES, DXFは設計値生成ユーティリティにて読込み）、SJシリーズからのデータインポート

座標コントロール

原点設定、座標系回転、ワーク同定による座標系の設定、各軸のゼロセット、リセット

スタイラス校正

一括校正キットによる自動校正、GB, 基準半球, ビンゲージによる手動校正
校正履歴 スタイラスに保存され件数の制限なし真直度補正機能

真直度補正機能搭載

測定ピッチ

0.1〜2000μm（測定機に依存）

表示倍率

縦0.1~5,000,000倍、任意値

表示倍率

横0.1~5,000,000倍、任意値

FORMTRACEPAK 表面粗さ測定・解析仕様
粗さ規格対応JIS B0601:1982, JIS B0601:1994, JIS B0601:2013, JIS B0631, JIS B0671, ISO 4287, ISO 13565, ISO 21920, ISO 12085, ASME B46.1, VDA2006,VDA2007（オプション）

パラメータ

Ra, Rq, Sk, Ku, Rp, Rv, Ry, RyDIN, RzDIN, Rt, Rc, Rz, R3z, R3t, S, Δa, Δq, λa, λq, Lo, Ir, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Sm, Pc, HSC, mr, mrd,
δc, Vo, Rx, AR, R, NR, NCRX, CPM, SR, SAR, Wx, AW, W, Wte, NW, SW, SAW, Rzx(l), Rdq, Rda, Rdt, Rdl, Rdr, Rml(c), Rmc(c), Rcm(p), Rdc,Rpkx, Rvkx, Rmrk1, Rmrk2, Rak1, Rak2, Rpt, Rvt, Rsmx, Rsmq, Rc, Rcx, Rcq（面積、高さ関係のパラメータは、輪郭解析コマンドにて解析可能）

パラメータの合否判定方法

平均値、最大値ルール、16%ルール

評価曲線

断面曲線、粗さ曲線、ろ波うねり曲線、うねり曲線、転がり円うねり断面曲線、転がり円うねり曲線、エンベロープ残差曲線、DF曲線（DIN4776/ISO13565による曲線）、粗さモチーフ（包絡うねり曲線は、モチーフ評価時に表示）

グラフ解析表示

負荷曲線、振幅分布曲線、パワースペクトル、自己相関、Walshパワースペクトル、Walsh自己相関、山高さ分布、傾斜角分布、パラメータ分布（摩耗量、重ね合わせは、輪郭解析で、面積等の解析可能）

形状除去機能最小二乗直線、R面補正、楕円補正、放物線補正、双曲線補正、コーニック補正、多項式補正（自動または任意2次〜7次）

フィルタ種別Gaussian, 2CRPC75, 2CRPC50, 2CR75, 2CR50, Robust Spline, Robust Gaussian, 転がり円

フィルタ

カットオフ波長（λc）：0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8, 25, 80mm任意 カットオフ波長（λs）：0.8, 2.5, 8, 25, 80, 250, 800μm任意微細輪郭解析

FORMTRACEPAK輪郭形状測定・解析仕様の演算処理をご参照下さい。

統計処理

簡易統計機能測定補助機能（輪郭・粗さ共通）

ピークボトム検出（手動）、ボール測定、ワーク同定機能、水平だし、直角だし、通りだし、R面自動測定機能（粗さ測定時のみ）

測定補助機能図面指示記号による簡単入力、基準長さ設定ダイアログボックス、N箇所測定機能

スタイラス校正

粗さ標準片、段差標準片 ※校正履歴 スタイラスに保存され件数の制限なし

表示倍率

縦0.1~5,000,000倍、任意値

表示倍率

横0.1~5,000,000倍、任意値
日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、ハンガリー語、スウェーデン語、チェコ語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語、トルコ語、ポルトガル語、ロシア語、オランダ語、タイ語、ベトナム語

対応言語※オンラインヘルプは日本語と英語のみ対応

対応機種
FORMTRACEPAK 対応機種※
表面粗さ測定機

サーフテストSJ-500P, SV-2100PC, FTA-S3000, SV-3000CNC

輪郭形状測定機 コントレーサ

CV-2100, FTA-C3000, FTA-C4000

表面性状測定機 フォームトレーサ

FTA-D3000, FTA-D4000, SV-C4500CNC, SV-C4500CNC HYBRID, CS-5000CNC/H5000CNC※生産中止品への対応（レトロフィット）可否に関しては、最寄の営業所までお問い合わせください。

910座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム

仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所
伊勢崎営業所
さいたま営業所
新潟営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所

仙台市若林区卸町東1-7-30〒984-0002 電話 (022)231-6881 ファクス(022)231-6884
仙台市若林区卸町東1-7-30（※1） 〒984-0002 電話 (024)931-4331 ファクス(022)231-6884
宇都宮市平松本町796-1〒321-0932 電話 (028)660-6240 ファクス(028)660-6248
水戸市元吉田町260-3〒310-0836 電話 (029)303-5371 ファクス(029)303-5372
伊勢崎市宮子町3463-13〒372-0801 電話 (0270)21-5471 ファクス(0270)21-5613
さいたま市北区宮原町3-429-1〒331-0812 電話 (048)667-1431 ファクス(048)667-1434
新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972 電話 (025)281-4360 ファクス(025)281-4367
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-1611 ファクス(044)813-1610
川崎市高津区坂戸1-20-1（※1）
〒213-8533 電話 (03)3452-0481 ファクス(044)813-1610
厚木市岡田1-7-1 ヴェルドミールSUZUKI 105 〒243-0021 電話 (046)226-1020 ファクス(046)229-5450
富士駐在所
電話 (0545)55-1677
諏訪営業所
諏訪市中洲582-2〒392-0015 電話 (0266)53-6414 ファクス(0266)58-1830
上田駐在所
電話 (0268)26-4531
浜松営業所
浜松市中央区区和田町587-1〒435-0016 電話 (053)464-1451 ファクス(053)464-1683
安城営業所
安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
名古屋営業所
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
金沢営業所
金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田〒920-0057 電話 (076)222-1160 ファクス(076)222-1161
大阪営業所
大阪市住之江区南港北1-4-34〒559-0034 電話 (06)6613-8801 ファクス(06)6613-8817
神戸営業所
大阪市住之江区南港北1-4-34（※1） 〒559-0034 電話 (078)924-4560 ファクス(06)6613-8817
京滋営業所
草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F〒525-0032 電話 (077)569-4171 ファクス(077)569-4172
岡山営業所
岡山市北区田中134-107〒700-0951 電話 (086)242-5625 ファクス(086)242-5653
広島営業所
東広島市八本松東2-15-20〒739-0142 電話 (082)427-1161 ファクス(082)427-1163
福岡営業所
福岡市博多区博多駅南4-16-37〒812-0016 電話 (092)411-2911 ファクス(092)473-1470
センシング営業課 川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-8236 ファクス(044)822-8140
地震機器課
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)455-5021 ファクス(044)822-8140（※1）営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

お求めは当店で̶

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。
●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
あらかじめご了承ください。
●本カタログに掲載されている仕様は 2024年 6 月現在のものです。

M3 Solution Center …商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
宇都宮市下栗町 2200
〒321-0923 電話 (028) 656-1607 ファクス (028) 656-9624
UTSUNOMIYA
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-1623 ファクス (044) 813-5433
TOKYO
諏訪市中洲 582-2〒392-0015 電話 (0266) 53-6414 ファクス (0266) 58-1830
SUWA
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072 電話 (0566) 98-7070 ファクス (0566) 98-6761
ANJO
大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話 (06) 6613-8801 ファクス (06) 6613-8817
OSAKA
呉市広古新開 6-8-20〒737-0112 電話 (082) 427-1161 ファクス (082) 427-1163
HIROSHIMA
計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業所にご連絡ください。
〒213-8533 電話 (044) 822-4124 ファクス (044) 822-4000
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸 1-20-1
キャリブレーションセンタ…商品の検査・校正・保守・修理をお受けしています。
宇都宮市下栗町2200〒321-0923 電話 (028) 656-1432
宇都宮川崎
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-8214
広島呉市郷原町一ノ松光山10626番62 〒737-0161 電話 (0823) 70-3820

ファクス (028) 656-8443
ファクス (044) 813-8223
ファクス (0823) 70-3833

カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
電話 (0570) 073214
ファクス (044) 813-1691

最寄りの営業所をご確認いただけます。

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/domestic/list.html#sale

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533
https://www.mitutoyo.co.jp

145