013459 RE-2CP 参照電極
1.電極の構成

3 .保存方法a) RE-2CP本体b) ホルダーカバーc) RE-2CPホルダーd) 保護キャップ

(a)
(b)

(c)
(d)

使用後はRE-2CPホルダー(c)先端をイオン交換水で洗浄して、ホルダーカバー(b)を横穴に被せます。水分を拭き取り、ホルダー先端を飽和K2SO4溶液中に浸漬して、冷暗所で保存して下さい。
長期間使用しない場合はRE-2CP本体(a)とRE-2CPホルダー(c)の接続部とホルダーカバー(b)をパラフィルムなどで密封し、飽和K2SO4水溶液に浸してください。
保存方法を誤った場合、電極電位の変動 参照電極保存瓶(別売や液絡の破損が起こる可能性があります。 012108)で保存します。

2. 電極の使用前のチェックポイント
2.1 RE-2CPホルダー(c)内に気泡があるか確認します。気泡が液絡部や、RE-2CP 本体(a)の先端にある場合は弾くなどして取り除いて下さい。

2.2 測定はホルダーカバー(b)を下にずらして横穴が露出した状態にしてから行って下さい。

補足：使用により内部溶液が減少し、RE-2CP本体(a)に届かなくなる場合があります。
その場合はホルダーカバー(b)を下げ、ホルダー(c)の横穴からシリンジで飽和硫酸カリウム(K2SO4)水溶液をRE-2CP本体(a)が浸るまで注入して下さい。

!!注意!!

気泡がないことを確認する。

横穴

横穴

1. 電極本体に有害物質を使用しています。取り扱いには十分ご注意ください。使用後の内部溶液処理などは所在地の行政の基準に従って処理して下さい。
2. 電極本体のラベルを剥がさないでください。お問い合わせの際に製造番号が必要となります。測定等でやむを得ず剥がす際も、必ず保管してください。
3. 強酸や強塩基溶液での使用は避けてください。電極が使用出来なくなる恐れがあります。
4. 常温常圧下で使用してください。
5. 強い衝撃を与えないでください。
6. 分解しないでください。分解した場合の保証はできません。
7. 使用後に液絡部が変色する場合があります。これはセラミックの性質によるため交換に応じることは出来ません。
8. この電極は水溶液系参照電極ですので、非水溶媒系での使用はおすすめ出来ません。
電極のチェックデータを下記URLでご覧いただけます。
http://www.als-japan.com/dl/

ビー・エー・エス株式会社
http://www.bas.co.jp

E-mail: sales@bas.co.jp

013459 RE-2CP Reference electrode
1 .Contents of electrode

3 .How to keepa) RE-2CP main bodyb) Holder coverc) RE-2CP holderd) Protective cap

(a)
(b)

(c)
(d)

2. Check the electrode before use
2.1 Check whether there are air bubbles inthe solution of RE-2CP holder(c) firstly.
If there are air bubbles around theporous glass or the tip of the RE-2CP
main body(a), slightly flick theelectrode to remove the bubbles.

2.2 Please expose the side hole ofholder(c) by lowering the holder cover
during the measurement.

Note : In a case of the RE-2CP main body(a)being exposed due to deficit of internal
solution after using, let the holder cover (b)lower and inject a saturated K2SO4 solution
through the side hole until the RE-2CP
main body(a) is soaked in solution.

After use, wash the tip of the holder(c)with ion-exchanged water. Cover the sidehole of holder with holder cover(b) andsoak the electrode in saturated K2SO4
solution and keep in cool dark place.
If don't use the electrode for long time,please seal the connecting part between
main body(a) and holder(c) with parafilm
and soak in saturated K2SO4 solution.
Please take care of possibility that
inadequate storing may cause a shift ofelectrode potential and damage of liquidjunction.

Keep in 012108
Preservative vial (option)!!CAUTION!!
Check airbubbles

side holeside hole

1. The electrode consists of hazardous substance. Be carefulhandling.
2. Do not remove the label of electrode. The label is required forany case of inquiry.
3. Refrain the electrode from using in strong acid or alkaline
solution.
4. Use the electrode at room and under atmospherictemperature and atmospheric pressure.
5. To avoid breaking, the electrode should be protected fromstrong shock.
6. Don't disassemble the electrode. If disassemble the electrode,
we cannot warranty.
7. The holder tip may be discolored after use, which is due tothe nature of the ceramics. Hence, we can not respond toexchange.
8. This electrode is intended for aqueous. Do not use it inorganic solvent.
You can browse the checking data of electrode in below URL.
http://www.als-japan.com/dl/

Manufactured by: ALS Co., Ltd Exclusive distributor: BAS Inc.
URL: http://www.als-japan.com
E-mail: sales@als-japan.com