総基環第３５７号
平成２１年１２月２１日
関東総合通信局長 殿（電波監理部）
近畿総合通信局長 殿（電波監理部）
総合通信基盤局長

平成21年度電気通信監理用機器の較正について（通達）標記について、下記のとおりとしたので、よろしく取り計らい願います。
記１

地方局用較正器の指定
測定器等較正実施規程（総基環第３５７号 平成21年12月21日改正）（以下、「較正規程」という。）第３条に規定する地方局用較正器として、別紙のとおり指定する。

２

地方局用較正器の較正
平成21年度における貴局の地方局用較正器の較正計画及び実施の方法は、次のとおりとする。
(1) 対象機器
１において指定した地方局用較正器(2) 較正区分搬入較正
(3) 実施時期
搬入較正を実施する機関と調整のうえ、平成22年２月８日から平成22年３月16日の間において実施すること。
(4) 搬入較正の実施方法
ア 搬入較正を実施する機関
較正規程第４条第１項第１号に規定する次の機関のいずれかにおいて実施すること。
(ｱ) 独立行政法人情報通信研究機構（以下、「機構」という。）
住 所：〒184-8795 東京都小金井市貫井北町４-２-１
電 話：042-327-7573
ＦＡＸ：042-327-7598
E-Mail：sokugi@ml.nict.go.jp(ｲ) 電波法第102条の18第１項に規定する指定較正機関（以下、「指定較正機関」という。）（現時点における指定較正機関）

財団法人テレコムエンジニアリングセンター 松戸試験所
住 所：〒270-2222 千葉県松戸市高塚新田580-２
電 話：047-391-0098
ＦＡＸ：047-392-2609
E-Mail：kosei@telec.or.jp(ｳ) 電波法第24条の２第４項第２号ロ又はハを実施できる機関
イ 実施手順(ｱ) 較正申し込み申込書を作成の上、搬入較正を実施する機関に提出すること。申込書は、搬入較正を実施する機関の指定する様式とする。
(ｲ) 対象機器の搬送
搬入較正を実施する機関と調整した搬入期限までに対象機器を搬送すること。
Ａ 機器の搬送及び保険手続きは従前のとおりとする。
Ｂ パワーメータ及びパワーセンサ等は、搬送用コンテナに較正依頼書と一緒に入れて搬送すること。
Ｃ パワーセンサモジュールは、搬送用コンテナに較正データが記録されたフロッピーディスクと一緒に入れて搬送すること。
(ｳ) 較正終了後の手続き
較正作業終了後に返送されてきた機器と較正成績書及び較正データ記録フロッピーディスク等の内容を確認のうえ受領すること。
ウ 手数料の支払
当該搬入較正に係る手数料及び支払方法については、搬入較正を実施する機関へ問い合わせること。
３

電気通信監理用機器の較正
平成21年度における貴局の電気通信監理用機器の較正は、次のとおりとする。
(1) 対象機器
貴局が有する電気通信監理用機器（地方局用較正機器を除く）とする。
(2) 実施時期
当該機器の較正実施日の属する月の翌月一日から起算して一年以内とする。
(3) 実施方法
原則、地方局用較正器を使用して実施すること。

４

本件に関する連絡先
担 当：総合通信基盤局電波部電波環境課技術管理係
電 話：03-5253-5908
ＦＡＸ：03-5253-5914

別紙
較正器の種類

型式及び名称

製造者

製造番号

較正内容較正点数【電力値：10mW】
2605, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000,11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 17000, 18000[MHz] （計 17 点）【周波数：2605MHz】
0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 [mW] (計 7 点)

E4418B50 Ω 系 終 端 型
パワー・メータ
高周波電力計（SHF）
8481A
パワー・センサ

Agilent
Technologies

関東：MY45108808
近畿：MY45108955

周波数特性（規定電力周波数特性）

Agilent
Technologies

関東：MY41099552
近畿：MY41099438

電力特性（電力目盛り特性）

E4418B
パワー・メータAgilent
Technologies

関東：MY45108808
近畿：MY45108955

周波数特性（規定電力周波数特性）【電力値：1mW】
1, 3, 10, 30, 100, 200, 500, 1000, 2000 [MHz] （計 9 点）

Agilent
Technologies

関東：MY41096165
近畿：MY41096133

Weinschel

関東：BY5989
近畿：BY5990

電力特性（電力目盛り特性）【周波数：100MHz】
1, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50 [mW] (計 8 点)
【周波数：1000MHz】
0.01, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 [mW] (計 7 点)

50 Ω 系 終 端 型
8482A
高周波電力計パワー・センサ（大電力）
47-30-43
30dB 固定減衰器
E4418B50 Ω 系 終 端 型 パワー・メータ
高周波電力計（VHF/UHF）
8482A
パワー・センサ

Agilent
Technologies

関東：MY45108808
近畿：MY45108955

周波数特性（規定電力周波数特性）【電力値：-5.00dBm】
0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 2.5, 5.0, 10.0, 30.0, 50.0, 100.0, 300.0, 500.0,1000.0, 2000.0, 3000.0 [MHz] （計 15 点）

Agilent
Technologies

関東：MY41096165
近畿：MY41096133

電力特性（電力目盛り特性）【周波数：100MHz】-30, -25, -20, -15, -10, -5, 0, 5, 10 [dBm] (計 9 点)

E4418B
パワー・メータAgilent
Technologies

関東：MY45108808
近畿：MY45108955

周波数特性（規定電力周波数特性）【電力値：1mW】
1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 500 [MHz] （計 10 点）

75 Ω 系 終 端 型 8483A
高周波電力計 パワー・センサ

Agilent
Technologies

関東：MY41090809
近畿：MY41090808

4N-30/75
30dB 固定減衰器

Aeroflex－電力特性（電力目盛り特性）【周波数：100MHz】
1, 2 [mW] (計 2 点)

8491B
Opt.40

Agilent
Technologies

関東：MY39264527
近畿：MY39264325

減衰量(周波数特性)【減衰量：40dB】
2.5, 5.0, 10.0, 30.0, 50.0, 100.0, 300.0, 500.0, 1000.0,3000.0, 5000.0, 7000.0, 13000.0, 15000.0 18000.0 [MHz]（計 15 点）N5532A-504

Agilent
Technologies

関東：MY46430364
近畿：MY46430365

電力特性（規定電力周波数特性）

100, 300, 500[kHz],1, 3, 5, 10, 30, 50, 100～4200（100MHz 毎）[MHz] （計 51 点）

N5532A-518

Agilent
Technologies

関東：MY46430325
近畿：MY46430336

電力特性（規定電力周波数特性）10, 30, 50[kHz], 100～18000（100MHz 毎）[MHz] （計 183 点）

高周波減衰器パワーセンサーモジュール