光ファイバーフィードスルー

超高真空用 & 高真空用光ファイバーフィードスルー
超高真空用の光ファイバーフィードスルーです。 最新のグラスセラミック接合技術によって製作されています。
SMA905 が標準コネクタです。 また、 超高真空用のポリイミドバッファの光ファイバーも取扱っています。
超高真空光ファイバーフィードスルー使用例【反射型システム例】

分光器

光源

反射プローブ

試料

真空容器隔壁

計測器

光ファイバーフィードスルー【透過型システム例】

光ファイバー

光ファイバー

光ファイバー
フィードスルーアダプター
超高真空用アダプター
超高真空用コリメーターマウント

グレードインデックス
マルチモード光ファイバーフィードスルー
ICF/NW フランジタイプ
真空度 ： 1 x 10^-10 Torr （NW タイプ、 ボルトタイプは真空度 ： 1 x 10^-8 Torr）
温度 ： -200℃～ 250℃
波長 ： 850/1,300nm
グレードインデックスマルチモード伝送ロス ： <3.0db at 850nm <0.8db at 1,300nm

GI マルチモード
グレードインデックス

型番についてICF フランジタイプ一覧表

型番F6251-133
F6251-275
F6252-275

フランジ
ICF34
ICF70
ICF70

NW フランジタイプ一覧表

型番F6251-N16
F6251-N40
F6252-N40

フランジ
NW16
NW40
NW40

♦ F625 ： 62.5/125 μ m

開口数 （NA） ： 0.27
開口角 （2θ） ： 31.3°

ボルトタイプ
最大 27mm の厚みに取付可能

真空度 ： 1 x 10^-8 Torr

型番について型番
ボルト
F625-38
UNF-3/8” - 24
♦ F625 ： 62.5/125 μ m

寸法 : インチ

38 ： UNF3/8”- 2413

http://www.tecsam.co.jp

TEL:072-973-4020

FAX:072-973-4032

光ファイバーフィードスルー

UV/VIS & VIS/NIR マルチモード
光ファイバーフィードスルー
ICF/NW フランジタイプ

UV/VIS, VIS/NIRマルチモード
ステップインデックス

真空度 ： 1x10^-10 Torr
（NW タイプ、 ボルトタイプは真空度 ： 1x10^-8 Torr）
温度 ： -200℃～ 250℃

開口数 （NA） ： 0.22
開口角 （2θ） ： 24.8°

UV/VIS タイプ：200 ～ 800nm

VIS/NIR タイプ：400 ～ 2200nm

型番 (UV/VIS)F1UV1-133
F1UV1-275
F1UV2-275
F2UV1-133
F2UV1-275
F2UV2-275
F4UV1-133
F4UV1-275
F4UV2-275
F6UV1-133
F6UV1-275
F6UV2-275
F0UV1-133
F0UV1-275
F0UV2-275

NW フランジタイプ一覧表

型番 (VIS/NIR)
F1IR1-133
F1IR1-275
F1IR2-275
F2IR1-133
F2IR1-275
F2IR2-275
F4IR1-133
F4IR1-275
F4IR2-275
F6IR1-133
F6IR1-275
F6IR2-275
F0IR1-133
F0IR1-275
F0IR2-275

型番 (UV/VIS) 型番 (VIS/NIR)
F1UV1-N16F1IR1-N16F1UV1-N40
F1IR1-N40
F1UV2-N40
F1IR2-N40F2UV1-N16F2IR1-N16F2UV1-N40
F2IR1-N40F2UV2-N40
F2IR2-N40
F4UV1-N16F4IR1-N16F4UV1-N40
F4IR1-N40
F4UV2-N40
F4IR2-N40
F6UV1-N16F6IR1-N16F6UV1-N40
F6IR1-N40
F6UV2-N40F6IR2-N40F0UV1-N16F0IR1-N16F0UV1-N40F0IR1-N40
F0UV2-N40F0IR2-N40光ファイバー
フィードスルー

ICF フランジタイプ一覧表

型番についてF1UV1-133①②③①ファイバーコア径 ： 100 μ② UV/VIS マルチモードファイバー 1 本③ ICF34 フランジ

① コア径
F1 ： 100 μF2 ： 200 μF4 ： 400 μF6 ： 600 μF0 ： 1,000 μ② ファイバーUV1 ： 1 本
UV2 ： 2 本
I R1 ： 1 本
I R2 ： 2 本③ フランジ
133 ： ICF34
275 ： ICF70
N16 ： NW16
N40 ： NW40

ボルトタイプ
最大 27mm の厚みに取付可能

真空度 ： 1 x 10^-8 Torr

型番について型番 (UV/VIS) 型番 （VIS/NIR)
F1UV1-38
F1IR1-38
F2UV1-38
F2IR1-38
F4UV1-38
F4IR1-38
F6UV1-38
F6IR1-38
F0UV1-38
F0IR1-38

寸法 : インチ

F1 ： 100 μF2 ： 200 μF4 ： 400 μF6 ： 600 μF0 ： 1,000μ♦ 38 ： UNF3/8”- 24

http://www.tecsam.co.jp

TEL:072-973-4020

FAX:072-973-4032

14光ファイバーフィードスルー

超高真空用光コネクタ用カプラー & アダプタ
大気側ファイバー
SMA905 コネクタ付

光ファイバーフィードスルー

SMA905 コネクタ
SMA905 TO SMA905
真空側カプラSMA905 TO SMA905 カプラー SMA905 TO SMA905 カプラー SMA905 TO FC アダプタ
型番 ： VBA-SM/SM
バルクヘッドタイプ
ベントホール付

型番 ： VAD-SM/SM
ベントホール付

型番 ： VAD-SM/FC

SMA905 TO ST もあります。
（バルクヘッドタイプのみ）
型番 ： VBA-SM/ST

大気側用光コネクタ用カプラー & アダプタ
SMA905 コネクタ
真空側ファイバー
SMA905 コネクタ付

SMA905 TO SMA905
大気側カプラSMA905 TO SMA905 カプラー SMA905 TO SMA905 カプラー SMA905 TO FC アダプタ
型番 ： ABA-SM/SM
バルクヘッドタイプ

型番 ： AAD-SM/SM

型番 ： AAD-SM/FC

光ファイバー
フィードスルー

SMA905 TO ST もあります。
（バルクヘッドタイプのみ）
型番 ： ABA-SM/ST

超高真空用光ファイバー
真空 ： 1 × 10 ＾ -10Torr

ステップインデックスタイプ

UV タイプ ： 200-800nm、 IR タイプ ： 400-2200nm

マルチモード ポリイミドファイバー

マルチモード アルミファイバー
UV タイプIR タイプ
AL1IR-39

PO2IR-39

アルミバッファ100 μ m AL1UV-39
クラッド ( シリカ）
コア ( シリカ） 200 μ m AL2UV-39

400 μ m PO4UV-39 PO4IR-39

400 μ m AL4UV-39

AL4IR-39

600 μ m PO6UV-39 PO6IR-39

600 μ m AL6UV-39

AL6IR-39

1000 μ m AL0UV-39

AL0IR-39

コア径

UV タイプポリイミドバッファ
100 μ m PO1UV-39
クラッド ( シリカ）
コア ( シリカ） 200 μ m PO2UV-39

PO1IR-39

温度 ： -65℃～ 250℃

温度 ： -260℃～ 400℃

SMA コネクタ付光ファイバー
Connector to Cable

コア径

IR タイプ

AL2IR-39

光ファイバーフィードスルーとの接続には SMA905 TO SMA905 カプラーが必要です。

型番について大気側 両端コネクタ

UV V1-39SMA2
空白 ： 片端のみコネクタ
2 : 両端コネクタ
ファイバー長さ 19 ： 19”
39 ： 39”

Connector to Connector
1000 μ m はアルミファイバーのみ

コア径( μ m）

型番についてUV A1-79SMA2

V1 : 100、 V2 : 200
V4 : 400、 V6 : 600 （ポリイミド）
V10 ： 1000 ( アルミファイバー）コア径( μ m）

UV : UV/VIS タイプ
IR ： VIS/NIR タイプ《オプション》 PEEK、 ステンレス編組、 銀メッキ銅編組スリーブ

A1 : 100、 A2 : 200
A4 : 400、 A6 : 600
A10 ： 1000

UV : UV/VIS タイプ
IR ： VIS/NIR タイプ※グレードインデックスマルチモードタイプもございます。 詳細はお問合せください。

15

http://www.tecsam.co.jp

TEL:072-973-4020

FAX:072-973-4032

光ファイバーフィードスルー0.24” タイプ

真空 ： 1 × 10 ＾ -10Torr

温度 ： 250℃

SMA 接続Effective focal length

0.472”

Back focal length
0.400” dia

0.418”

Deep Ultraviolet Grade1” タイプ0.16” dia,

型番

溶融石英

サファイア

レンズサイズ 0.24”

COLL2-SS-FS

COLL4-SS-SP

レンズサイズ

COLL4-SS-FS

COLL1-SS-SP

1"

波長average
effective
light spot

SMA
ferrule0.210”
ロックベントスクリュー
3/8-24 UNF
0.725”[0.24” タイプ ]1.025”

Transmission(%)

コリメータレンズ

0.2

0.4

0.7 1.0

2.0

4.0 6.0 8.0

Wavelength ( μ m）

190 ～ 2500nm 150 ～ 5500nm

超高真空用光ファイバーアクセサリ
ベアファイバー /PEEK 編組チューブ

ベアファイバーマウント
型番 ： SMA/BFA-MNT

光ファイバー
フィードスルーベアファイバー
アダプター

ベアファイバーアダプター

コリメータレンズ
コリメータマウント
型番 ： COLL-MNT

1/2” オプティカル
フィルターホルダー
型番 ： FO-FH

高真空用光ファイバー
フィードスルー
光ファイバー ・ ハーメチック ・ フィードスルーは受注品となり、 納期は御下命後約 1 ～ 1.5 ヶ月です。
価格は製作数、 光ファイバーの仕様、 貫通本数、 光コネクタの有無、 ハウジングの形状等によってそれぞれ異なります。
各種ハウジングに光ファイバーを貫通し、 エポキシによってモールドします。 （下図参照）
石英系のファイバーについては、 特に問題ありませんが、 プラスチック系の場合はエポキシとの相性で問題が発生する場合がありますので、 事前の試作等が必要になってくる場合があります。
圧力的には、 1 x 10^-9 Torr ～ 50 MPa までの製作が可能です。 温度的には -40℃～ +120℃が標準となります。 その他の使用温度については御相談下さい。 ハウジングの材質、 形状については客先の仕様にて製作可能です。
HOUSING

見積、 製作にあたっては、 下記の点をお知らせ下さい。
BARE FIBER

a. ハウジングの材質、 形状、 サイズ
KEVLAR STRANDS
b. 光ファイバーの容器側、 大気側の長さ
c. 1 ハウジングあたりの光ファイバーの貫通本数
d. 光コネクタの有無、 型番等
e. 光ファイバーの断面構造。 コア、 クラッド、ジャケット等の径、 及びそれぞれの材質及び耐熱温度

光ファイバーのアウタージャケット、ケブラー等 を取除き、 クラッド等の上からエポキシをモールドする。

OUTER JACKETFIBER JACKET
CLADDING

製作例

http://www.tecsam.co.jp

TEL:072-973-4020

FAX:072-973-4032

16