気体・液体計測用

ステンレス製本体・耐食タイプ

P-400

パージメータ概要

オールステンレス本体の耐食用途タイプです。パネル取付のほかフランジ接続も対応します。

主な用途
耐食装置用

標準仕様
測定流体

流量範囲

目盛範囲
指示精度
流体圧力
流体温度

気体全般
液体全般
最小 80 ～ 800 mL/min（nor）
空気 最大 6 ～ 60 L/min（nor）
0°C, 0MPa の空気に換算した流量です
最小 5 ～ 50 mL/min
水 最大 0.2 ～ 2 L/min
密度 1.0g/cm3, 粘度 1.0mPa･s に換算した流量です
・流量範囲の換算方法は、P 形機能・選定について（TG-S0001）
を参照
・流量目盛を選択の際は、標準流量表を参照
10:1± 3％ F.S.
最高 1MPa（材質 PVC は最高 0.5MPa）
最高 120°C（パッキン材質によって異なる）（材質 PVC は最高 60°C）

本体
SCS14/SUS304（標準）, SCS14/SUS316, PVC
接液部
テーパ管 耐熱ガラス
ニトリルゴム（NBR）（最高 80°C）
クロロプレンゴム（CR）（最高 80°C）
フッ素ゴム（最高 120°C）
材質
パッキン
PTFE（最高 120°C）本体 PVC は不可・各パッキン材質の最高流体温度は、一般的なデータであり、使用条件や環境によって変わることがあります
取付板 SUS304
カバー アクリル , SUS304
Rc: 1/4"（標準）, 1/8", 3/8", 1/2"
接続規格 /NPT: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2"
口径
フランジ : 10A, 15A（1/2）, 20A（3/4）, 25A（1）
パネルの前面ロックナット取付（標準）取付方法
フランジ配管取付
スタンド付
質量約 0.9 kg

警報接点および出力方式

一般形
UL 対応形
PAU オプティカルアラームユニット

リードスイッチ警報

取付可否×××

標準流量表（気体で流体圧力が 0 MPa 以外の場合、P 形機能・選定について（TG-S0001）
を参照ください。）
空気 (0MPa, 0°C)
80 ～ 800 mL/min (nor)0.1 ～ 1
L/min(nor)0.2 ～ 2
L/min (nor)0.3 ～ 3
L/min (nor)0.5 ～ 5L/min (nor)1 ～ 10L/min (nor)2 ～ 20L/min (nor)3 ～ 30L/min (nor)5 ～ 50L/min (nor)6 ～ 60L/min (nor)

圧力損失 (kPa)☆1

0.5 以下0.5 以下0.5 以下0.5 以下0.5 以下
1 以下
3 以下
6 以下
15 以下
20 以下

水
5 ～ 50 mL/min
10 ～ 100 mL/min
20 ～ 200 mL/min
30 ～ 300 mL/min40 ～ 400 mL/min
50 ～ 500 mL/min
0.1 ～ 1L/min
0.12 ～ 1.2L/min ☆ 2
0.15 ～ 1.5L/min
0.2 ～ 2L/min

標準流量表以外の場合、製作都合により流量目盛の変更になることがあります。
標準流量表以外の流量も承ります。詳細は相談ください。
低圧力損失タイプの製作も承ります。詳細は相談ください。
液体の圧力損失は問合せください。
☆ 1 ：バルブ全開時の圧力損失となります。
☆ 2 ：本体接液部材質が PVC の場合、0.12 ～ 1.2L/min 以上の製作は出		 来ません。

CE マーキングの対応については、P 形機能・選定について（TG-S0001）を参照ください。

TG-F2381-J00
初版 2023 06 K

P-400パージメータ

形式コード
P-40

□
0
流れ方向
9––––

バルブ
警報出力

形式コード
□ □ – □ □–0LU0

接液（ガス）部材質パッキン材質–––46Z
NCFT
Z

–R

1234Z
1

接続規格 / 口径
–

N

234–

接続規格 / 種類

接続口径

仕 様

□ □Z ZJRJFARAF–PRPF
ZR
ZF
3456記事下後 → 上後（標準）通常はこのコードを選択
特殊なし
詳細は「P 形機能・選定について」（TG-S0001）
を下（気体は大気圧目盛の場合）参照
上（気体は加圧目盛 または 二次圧側が負圧の場合）なし
SCS14/SUS304（標準）SCS14/SUS316
特殊ニトリルゴム（NBR）（標準）
クロロプレンゴム（CR）
アンモニアガスの場合に選択
フッ素ゴム
PTFE
特殊
Rc 1/8"（R 1/4" × Rc 1/8" オスメスソケット付属）
Rc 1/4"（標準）
Rc 3/8"（R 1/4" × Rc 3/8" オスメスソケット付属）
Rc 1/2"（R 1/4" × Rc 1/2" オスメスソケット付属） パネルの前面ロックナット取付
特殊（R 1/4" ×□ " オスメスソケット付属）
詳細は「P 形機能・選定について」（TG-S0001）
を参照
NPT 1/8"（F）（R 1/4" × NPT 1/8"
（F）
オスメスソケット付属）
RZ の最終接続規格・口径は別途指示が必要となり
NPT 1/4"（F）
ますNPT 3/8"（F）（R 1/4" × NPT 3/8"
（F）
オスメスソケット付属）
NPT 1/2"（F）（R 1/4" × NPT 1/2"
（F）
オスメスソケット付属）
特殊
接続規格・口径は別途指示が必要となりますJIS 10K RF
JIS 10K FF
ASME Class 150 RF
ASME Class 150 FF
JPI Class 150 RF
JPI Class 150 FF
ZR, ZF の接続規格は別途指示が必要となります
特殊（RF）
特殊（FF）
10A
15A（1/2）
20A（3/4）
25A（1）

その他製作可能なオプション
次の様なオプションを指定できます。
2 重目盛，特殊目盛，ゴム管継手付，各種継手付…………………………… 等（詳細は P 形機能・選定について（TG-S0001）を参照ください。）

2TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2381-J00

P-400P-40
1
流れ方向 1バルブ–

形式コード□ □ – □ □–––0LU

警報出力
接液（ガス）部材質

パッキン材質–0––––

46P
Z
NCF
T
Z–

R

接続規格 / 口径–

N

1234Z
1234–

接続規格 / 種類

接続口径

仕 様□ □Z Z
JRJFARAF–PRPFZR
ZF3456下→上なし
下（気体は大気圧目盛の場合）
上（気体は加圧目盛 または 二次圧側が負圧の場合）なし
SCS14/SUS304（標準）SCS14/SUS316
PVC
特殊
ニトリルゴム（NBR）（標準）
クロロプレンゴム（CR）
フッ素ゴム
PTFE
特殊
Rc 1/8"Rc 1/4"（標準）
Rc 3/8"Rc 1/2"（R 3/8" × Rc 1/2" オスメスソケット付属）
特殊（R 3/8" ×□ " 付属）NPT 1/8"（F）
NPT 1/4"（F）
NPT 3/8"（F）
NPT 1/2"（F）（R 3/8" × NPT 1/2"
（F）
オスメスソケット付属）
特殊JIS 10K RF
JIS 10K FF
ASME Class 150 RF
ASME Class 150 FF
JPI Class 150 RF
JPI Class 150 FF
特殊（RF）
特殊（FF）10A
15A（1/2）
20A（3/4）
25A（1）

パージメータ

記事
材質 PVC はこのコードのみ選択可能
バルブは外付（PVC 不可）となります
詳細は「P 形機能・選定について」（TG-S0001）
を参照

アンモニアガスの場合に選択配管取付
RZ の最終接続規格・口径は別途指示が必要となります

接続規格・口径は別途指示が必要となります

ZR, ZF の接続規格は別途指示が必要となります

その他製作可能なオプション
次の様なオプションを指定できます。
2 重目盛，特殊目盛，ゴム管継手付，各種継手付…………………………… 等（詳細は P 形機能・選定について（TG-S0001）を参照ください。）

TG-F2381-J00

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

P-400パージメータ

ご注文方法
形式コード

詳細仕様指定項目①②③④⑤⑥
流体名 − 流量目盛 − 圧力 − 温度 − 取付方法オプション − その他オプション

Ｐ-40 □ - □□ - □□ - □□（形式コード表にて選定ください。）（ご指定方法は P 形機能・選定について（TG-S0001）を参照ください。）

外形寸法●標準タイプP － 400 － U0 － 4N － R2

●フランジ継手付タイプ
P － 400 － 00 － 4N － JR4■パネルの前面ロックナット取付■バルブ上側（38）■フランジ接続（取付方法オプションコード E）■バルブなし（Max.36） （35） （14）（Max.36） （35） （14）

（38）

2-φ20

2-Rc1/4
2-φ20

2-Rc1/4

OUT

200

200

200200（236）

（236）

OUT

2-M18
2-M18
IN
IN
パネルMax.t10
パネルMax.t10●流れ方向ストレートタイプ
P － 401 － 00 － 4N － R2
■流れ方向下→上■ねじ接続

●標準材質
部品名称
本 体
テーパ管
フロート※1注）Rc1/2 以上はアダプター付となります。
（R3/8×Rc1/2）

4TOKYO KEISO CO., LTD.

標準材質
○ SCS14○ 耐熱ガラス
SUS316, ガラス ,○PTFE, ルビー

パッキン○ ニトリルゴム（NBR）

継 手バルブ取付板
カバー○ SUS304○ SUS304
SUS304
アクリル※２

製作可能材質
PVC−−フッ素ゴム , クロロプレン
ゴム
（CR）
,PTFE
SUS316
SUS316−
SUS304○印の付いている部品は、計測流体に接触します。
※１：仕様により適切な材質を選定します。
※２：以下の仕様では SUS304 が標準材質となります。
・接続規格がフランジの場合
・流れ方向が【下→上】、且つ接続規格 / 口径が Rc 又は NPT1/2"
以上の場合
・‌部品材質 SUS304 は、製作都合により SUS316 を使用する場合があります。
・‌製作都合により JIS 材相当品の ASTM,AISI 材を使用する場合があります。

TG-F2381-J00