T.2

Robuste Drucktransmitter

SW 22
Edelstahl1.4305 / AISI 303

Edelstahlgehäuse 1.4305 / AISI 303, Schlüsselweite 22•••••••
148

Drucktransmitter speziell für niedrige Drücke,einschließlich Vakuumapplikationen
Hohe Überdruckfestigkeit (bis zu 3-fach)
Hohe Lebensdauer auch bei hohen Druckwechselraten
Medienberührende Teile und Gehäuse aus Edelstahl garantieren
eine sehr gute Medienverträglichkeit
Hohe Einsatzfähigkeit bei Wasserstoff- und Sauerstoffanwendungen1)
Der hochempfindliche piezoresistive Sensor in der mit Ölgefüllten Messzelle garantiert eine hohe Genauigkeit,
Wiederholbarkeit und Langzeitstabilität
Die Verfügbarkeit verschiedener Dichtungswerkstoffe
erlaubt den Einsatz in einem breiten Temperaturbereich
mit unterschiedlichsten Medien

Für Sauerstoffanwendungen kann die EPDM-Membran nur bis 10 bar und einer Medientemperatur von max.
+60°C eingesetzt werden.

1)

Robuste Drucktransmitter
Technische Daten

0645

0650

0660

Ausgangssignal:

0,5 - 4,5 V ratiometrisch0 - 10 V (3-Leiter)4 - 20 mA (2-Leiter)

Versorgungsspannung UV+:

5 VDC ±10 % max. 6,5 VDC

12 - 32 VDC

10 - 32 VDC

Zulässige Last / Bürde:≥ 4,7 kΩ≥ 4,7 kΩ≤ (UV+ – 10 V) / 20 mA

Stromeigenbedarf:

ca. 5 mA

< 4 mA

0645 / 0650 / 0660
Standard-Druckbereiche pnenn:-1 – 0 bar -1 – 1 bar 0 – 1(Vakuum) (Compound) bar

0–4bar

0–6bar0 – 10bar

0 – 16bar

0 – 40bar

0 – 100bar

Überdrucksicherheit pu1):

3 bar

3 bar

3 bar

8 bar

12 bar

20 bar

32 bar80 bar

200 bar

Berstdruck1):

10 bar

10 bar10 bar

20 bar

30 bar

35 bar

40 bar

100 bar

250 barMechanische Lebensdauer:

10.000.000 Pulsationen bei Anstiegsraten bis zu 1.000 bar/s bei pnenn

Zulässige Druckänderungsrate:≤ 1.000 bar/sGenauigkeit:±0,5 % Endwert (FS) bei Raumtemperatur, ±0,25 % BFSL

Langzeitstabilität:< ±0,2 % Endwert (FS) pro Jahr

Wiederholgenauigkeit :±0,1 % Endwert (FS)Temperaturfehler :±0,02 % Endwert (FS) / °C; -1 … 1 bar ±0,03 % Endwert (FS) / °C

Kompensierter Temperaturbereich:-10 °C ... +70 °C (14 °F …158 °F)

Temperaturbereich Umgebung:- 40 °C … +100 °C (-40 °F … 212 °F)

2)2)

mit NBR-Dichtung: -30 °C … +100 °C (-22 °F … +212 °F)
Temperaturbereich Medium:mit EPDM-Dichtung: -30 °C … +125 °C (-22 °F … +257 °F)
mit FKM-Dichtung: -20 °C … +125 °C (-4 °F … +257 °F)

Material medienberührende
Teile:

Gehäuse:Edelstahl 1.4305 (AISI 303)

Messzelle

Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

Dichtwerkstoff:

NBR, EPDM oder FKM

Standard Sensor-Öl:

Fluorinöl3)

Isolationswiderstand:> 100 MΩ (35 VDC)

Ansprechzeit10 - 90 %:≤ 2 msVibrationsfestigkeit:

20 g bei 4 – 2000 Hz Sinus; DIN EN 60068-2-6

Schockfestigkeit:

Halbsinus 500 m/s2; 11ms; DIN EN 60068-2-27

IP-Schutzart:siehe elektrische Anschlüsse

Elektromagnetische Verträglichkeit:

EMV 2014/30/EU, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Maximale Kabellänge:30 m

Verpolungs-, Kurzschluss- undÜberspannungsschutz:

eingebautGewicht in Gramm:

ca. 80 g (DIN EN 175301 ca. 110 g, Kabelausgang ca. 135 g)

Statischer Druck, dynamischer Druck 30 bis 50 % niedriger. Diese Angaben beziehen sich auf den hydraulischen oder pneumatischen Teil des Schalters.
Innerhalb des kompensierten Druckbereichs
3)
ungeeignet für Lebensmittelanwendungen

T1)
2)

149

T.20645 / 0650 / 0660

SW 22Edelstahl
1.4305 / AISI 303

Elektrische Anschlüsse und Gewinde

M12 – DIN EN 61076-2-101 A

DIN EN 175301-803-A

d2

PE2

1

3

4

3

x

1

Pin0645 / 0650

0660

Pin0645 / 0650

0660

1

UV+

UV+

1

UV+

UV+2Gnd

Iout

2Uout

nc

3

Uout

nc

3

Gnd

Iout

4nc

PEnc

IP65

IP67

x ~ 60 mm ohne Gerätesteckdose
x ~ 76 mm mit Gerätesteckdose

x ~ 54 mm

d ~ Ø 30 mm

d ~ Ø 22 mm

Anschlusskennung: 013

Anschlusskennung: 002

ISO 15170 - A1 - 4.1

Kabelanschluss

SW 22

1

4

1: rot2: weiß3: schwarz

320645 / 0650

0660

Pin0645 / 0650

0660

1

UV+

UV+

1

UV+

UV+

2

Gnd

nc

2

Uout

nc

3

Uout

Iout

3Gnd

Iout

4nc

122

Pinnc
IP67

IP67

x ~ 65 mm

x ~ 44 mm (+ 20 mm Knickschutz)
Kabellänge ~ 2 m

d ~ Ø 27 mm

d ~ Ø 22 mm

Anschlusskennung: 004

Anschlusskennung: 011

DichtringG1/4 DINEN ISO 1179-2(DIN 3852-11)
Form E

Gewindekennung: 41

150

RoHSII
2020 - 209

compliant

0645 / 0650 / 0660

T.2

Bestell-Matrix für Drucktransmitter

SW 22Edelstahl
1.4305 / AISI 303

Typ0,5 - 4,5 V ratiometrisch0 - 10 V, 3-Leiter

0645
0650

4 - 20 mA, 2-Leiter

0660

DruckbereichMax.
Überdruck1)

DruckBereich-1 – 0 bar (Vakuum, ca. -29,6 inHg)

3 bar000-1 – 1 bar (Compound (+/-))

3 bar

V01

0 - 1 bar (ca. 14,5 PSI)

3 bar

100

0 - 4 bar (ca. 58 PSI)

8 bar

400

0 - 6 bar (ca. 87 PSI)

12 bar600

0 - 10 bar (ca. 145 PSI)

20 bar101

0 - 16 bar (ca. 232 PSI)

32 bar161

0 - 40 bar (ca. 580 PSI)

80 bar401

0 - 100 bar (ca. 1.450 PSI)

200 bar

1022)

Druck
Anschluss

Dichtung

Elektr.
Anschluss

Druckanschluss41

G1/4 – DIN EN ISO 1179-2 (DIN 3852-11), Form E
Dichtungswerkstoffe - Einsatzbereiche

NBRHydrauliköl, Maschinenöl,Luft, Stickstoff, Wasser usw.

-30 °C … +100 °C(-22 °F … +212 °F)

1

EPDM3)

Bremsflüssigkeit, Wasser,Azetylen, Wasserstoff usw.

-30 °C … +125 °C(-22 °F … +257 °F)

2

FKM

Hydraulikflüssigkeiten(HFA, HFB, HFD), Benzin usw.

-20 °C … +125 °C(-4 °F … +257 °F)

3T

Elektrischer Anschluss

M12x1 - DIN EN 61076-2-101-A

013
002

Bajonett ISO 15170-A1-4.1 (DIN 72585-A1-4.1)

004

Kabelanschluss (Kabellänge 2 m Standard)

011

Gerätesteckdose DIN EN 175301-803-A (DIN 43650-A), im Lieferumfang enthalten

Artikelnummer

06XXXXX41XXXX

Statischer Druck, dynamischer Druck 30 bis 50 % niedriger. Diese Angaben beziehen sich auf den hydraulischenoder pneumatischen Teil des Transmitters2)
Weitere Compound (+/-) Druckbereiche auf Anfrage
3)
Für Sauerstoffanwendungen kann die EPDM-Membran nur bis 10 bar und einer Medientemperatur von max.
+60°C eingesetzt werden.
1)

RoHSII
2020 - 209

compliant151