Bedienungsanleitung

Operating instructions

Mode d'emploi

Für künftige Verwendung bitte aufbewahren

Please keep carefully for future use

A conserver pour toute utilisation ultérieure

Elektronischer Druckschalter

Electronic pressure switch

Pressostat électronique

Mit keramischer MesszelleWith ceramic measuring cell

Avec capteur céramique

Baureihe 0520

Series 0520

Série 0520

Einbau und Inbetriebnahme sind nach dieser Bedienungsanleitung und nur
von autorisiertem Fachpersonal vorzunehmen.

Installation and commissioning must be carried out in accordance with these
operating instructions and by authorized, qualified personnel only.

Montage et mise en service sont à entreprendre d'après le présent moded'emploi et par le personnel autorisé seulement.

SUCO Robert Scheuffele GmbH&Co.KG
Keplerstraße 12-14
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Telefon:07142 / 597-0
Telefax:
07142 / 980151
E-Mail:info@suco.dewww.suco.de

SUCO Robert Scheuffele GmbH&Co.KG
Keplerstraße 12-14
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Telefon:+49-7142 / 597-0
Telefax:+49-7142 / 980151
E-Mail:info@suco.dewww.suco.de

SUCO Robert Scheuffele GmbH&Co.KG
Keplerstraße 12-14
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Telefon:+49-7142 / 597-0
Telefax:+49-7142 / 980151
E-Mail:info@suco.dewww.suco.de

Aufbau und Arbeitsweise

Design and mode of operation

Description et fonctionnement

AufbauDesignDescription

Der Elektronikschalter besteht im Wesentlichen aus drei Hauptteilen:

The electronic switch essentially comprises three main parts:

Le pressostat électronique est constitué de trois ensembles principaux:- verzinktem Stahlgehäuse- galvanised steel housing- corps en acier zingué, nickelé- keramischer Messzelle- ceramic measuring cell

- capteur céramique- Auswertelektronik- electronic evaluation unit

- unité électronique

Arbeitsweise

Mode of operation

Fonctionnement

Das von der Messzelle kommende elektrische Signal wird in derAuswertelektronik verarbeitet und mit dem für den Schaltdruck
entsprechenden Grenzwert verglichen. Beim Erreichen deseingestellten Grenzwertes wird der Transistorausgang umgeschaltet.

The electronic signal coming from the measuring cell is processed in
the electronic evaluation unit and compared with the limit value
appropriate for the switching pressure. When the set limit value isreached, the transistor output is switched over.

Le signal électrique issu du capteur céramique est traité par l'unitéélectronique, et comparé à la valeur limite programmée de la pression decommutation.

Voraussetzung für den Produkteinsatz
Allgemeine, stets zu beachtende Hinweise für den ordnungsgemäßen
und sicheren Einsatz des Druckschalters:
Halten Sie die angegebenen Grenzwerte wie z.B. Drücke, Kräfte,Momente und Temperaturen ein.
BerücksichtigenSie
dievorherrschenden
Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Luftdrucketc.).
Beachten Sie die Vorschriften der Berufsgenossenschaften, desTechnischen Überwachungsvereins (TüV) oder die entsprechende
nationalen Bestimmungen.
Beachten Sie unbedingt die Warnungen und Hinweise in derBedienungsanleitung.
Setzen Sie den Druckschalter niemals starken Stößen oderVibrationen aus.
Verwenden Sie das Produkt im Originalzustand. Nehmen Sie
keine eigenmächtige Veränderung vor.
Entfernen Sie alle Transportvorkehrungen wie Schutzfolien,Kappen oder Kartonagen.
Die Entsorgung der einzelnen Werkstoffe in RecyclingSammelbehältern ist möglich.

BetriebsbedingungenConditions governing the use of the product
General directions - to be complied with at all times - for correct andsafe use of the electronic pressure switch:
Pleas keep within the limit value given in specification for suchitem as pressure, force, torque and temperature.
Give due consideration to the prevailing ambient conditions(temperature, atmospheric humidity, atmospheric pressure, etc.).
Observe the applicable safety regulations laid down by theregulatory bodies in the country of use.
Observe without fail the warning notices and other instructions laid
down in the operation instructions.
Use the product only in its original condition. Do not carry out any
unauthorized modifications.
Remove all items providing protection in transit such as foils, caps
or cartons.
Disposal of the above-named materials in recycling containers ispermitted.

Operating conditions

Lorsque cette valeur est atteinte, la sortie transistor est activité.

Consignes relatives à la mise en service
Consignes générales à respecter en permanence pour une utilisation
conforme et en toute sécurité du pressostat électronique:
Veiller à respecter le valeurs limites indiquées dans cette notice, telles
que: pression, force, couple et température.
Tenir compte de conditions ambiantes réelles (température, hygrométrie,
pression atmosphérique, etc.).
Respecter les règles des sécurité en vigueur, régies par les autorités
compétentes.
Respecter impérativement les mises en garde et autres
recommandations signalées dans ce mode d'emploi.
Utiliser le produit exclusivement dans sa configuration d'origine.
N'apporter aucune modification sans autorisation préalable.
Retirer tous le éléments de protections nécessaire pour le transport,telles que emballages, capuchons ou cartons.
Tous les éléments susnommés sont recyclables, et peuvent êtredisposés dans des containers prévus à cet effet.

Conditions d'utilisation

Extreme Temperaturabweichungen (von der Raumtemperatur) können
zum Ausfall des Druckschalters führen.

Extreme temperature deviations (from room temperature) can lead to
failure of the pressure switch.

Des dérives extrêmes de température (par rapport à la température

Schutzart IP65:

Type of protection IP65:

Die Typenprüfung ist nicht uneingeschränkt auf alle Umweltbedingungen übertragbar. Die Überprüfung, ob die Steckverbindung anderen
als den angegebenen Bestimmungen und Vorschriften entspricht bzw.
ob diese in speziellen, von uns nicht vorgesehenen Anwendungeneingesetzt werden kann, obliegt dem Anwender.

Type testing does not apply to all ambient conditions without
limitations.
The user is responsible for verifying that the plug-and-socket
connection

restrictions. L’utilisateur est tenu de vérifi er si le connecteur est branché

Sauerstoffeinsatz:

complies with the specified rules and regulations, or whether it may be
used for specialized purposes other than those intended by us.

utilisé pour des applications non prévues par nous.

Beim Einsatz von Sauerstoff sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Außerdem empfehlen wir, einen maximalen Betriebsdruck von 10 bar nicht zu überschreiten.

Use with oxygen:

ambiante) peuvent entraîner une défaillance du pressostat.
Indice de protection IP65:
L’homologation de l’indice de protection ne signifi e pas absence deconformément aux règles et prescriptions en vigueur, ou s’il peut êtreApplication avec l‘oxygène:
Pour la manipulation d‘ oxygène, il convient de respecter les directives envigueur relatives à la sécurité. Aussi, nous recommandons de ne pasÜberdrucksicherheit:

If oxygen is used, the applicable accident prevention regulations must
be observed. In addition, we recommend a maximum operatingpressure of 10 bar, which should not be exceeded.

Die in den technischen Daten angegebenen Werte für die Überdrucksicherheit beziehen sich auf den hydraulischen bzw. pneumatischen
Teil des Druckschalters.

Protection against overpressure:Protection contre les surpressions:

The values given in the technical data for overpressure safety relate to
the hydraulic or pneumatic part of the pressure switch.

Les valeurs données dans les caractéristiques techniques s’appliquent aux
parties hydrauliques ou pneumatiques du pressostat.

Technische Daten

Technical data

dépasser une pression de service de 10 bar maxi.

Caractéristiques techniques

Schaltfunktionen:Öffner / Schließer (beide PNP)
siehe Typenschild

Switching function:

Normally closed / Normally open
(both PNP) - see rating plate

Fonctions de commutation:

Normalement Fermé (nc)/Normalement Ouvert (no) (PNP pour lesdeux)Voir plaque de firme

Hysterese:

2 bis 95%, im Werk einstellbar

Hysteresis:

2 to 95 % factory programmable

Hystérésis:2 à 95 %, programmable en usine

Ausgang:

Transistorausgang (1,4 Ampere)

Output:Transistor output (1.4 Ampere)

Sortie:Sortie transistor (1,4 Ampère)

Schutzart:

IP65

Degree of protection:

IP65

Protection:

IP65

Schaltzeit:< 4 msSwitch time:< 4 msTemps de commutation:< 4 msSchaltgenauigkeit:< 0,5 % bei RT (FS)

Switching accuracy:< 0.5 % at RT (FS)

Précision:< 0,5 % à temp. ambiante (pleine échelle)

Temperaturbereich:-30°C bis +80°C

Temperature range:-30°C to +80°C

Plage de température:-30°C à +80°C

Temperaturkompensation:-20°C bis +80°C, Fehler ≤ 1,5% überalles

Temperature compensation: -20°C to +80°C, error ≤ 1,5% overall

Compensation en température:-20°C à +80°C, erreur ≤ 1,5% au total

Temperaturdrift:± 0,2 % / 10K

Temperature drift:± 0,2 % / 10K

Dérive thermique:± 0,2 % / 10K

Versorgungsspannung:15 bis 36 V DC

Input voltage:

15 to 36 V DC

Alimentation:

15 à 36 V CC

Lebensdauer:

5 x 106 Schaltspiele

Service life:

5 x 106 cycles

Durée de vie:

5 x 106 commutations

Druckbereiche:

0 bis 10 bar, 0 bis 100 bar, 0 bis 250 bar

Pressure ranges:

0 to 10 bar, 0 to 100 bar, 0 to 250 bar

Plages de pression:0 à 10 bar, 0 à 100 bar, 0 à 250 barÜberdrucksicherheit:

je nach Druckbereich 20, 150, 500 bar
statisch, dynamischer Wert 30 bis 50 %niedriger

Overpressure safety:

According to the possible pressure range
20, 150, 500 bar static, dynamic value
30 to 50 % lower

Surpression admissible:

Selon les pressions 20, 150, 500 bar
valeur statiques,valeur dynamiques 30 à 50 % inférieure

Berstdruck:

Je nach Druckbereich 25, 175, 600 bar

Bursting pressure:25, 175, 600 bar
according to the possible pressure range

Pression d'éclatement:

25, 175, 600 bar en fonction de la plage deréglageVibrationsfestigkeit:

10 g bei 5 bis 2000 Hz sinus

Resistance to vibrations:

10 g at 5 to 2000 Hz sineTenue aux vibrations:

10 g à 5 à 2000 Hz sinus

Schockfestigkeit:

294 m/s², 14 ms Halbsinus nach DIN 40046

Resistance to shock:

294 m/s², 14 ms semi-sine according DIN 40046

Tenue aux chocs:

294 m/s², 14 ms semi-sinus suivant DIN 40046

EMV:

Nach EN 50081-1, EN 50081-2. EN 500822

EMC:

According to EN 50081-1,
EN 50081-2, EN 50082-2

CEM:

Suivant EN 50081-1, EN 50081-2,
EN 50082-2

Gehäusewerkstoff:

Verzinkter Stahl (CrVI-frei)

Body material:

Zinc-plated steel (free of CrVI)

Corps:

Acier zingué, nickelè (sans CrVI)

Kabelverschraubung:bei EN 175301: Pg9 (Klemmbereich 6 bis 9 mm)

Cable screw coupling:

At EN175301: Pg9 (cable size: 6 to 9 mm)

Presse-étoupe:

A EN 175301: Pg9 (diamètre du câble 6 à 9 mm)

Bitte wenden

PTO

T.S.V.P.

Eléments de manœuvre et de raccordement
Fig.
1

Fig. 2

Operating controls and connections(connection M 12x1 suivant
DIN EN 61076-2-101-A)

Fig. 1

Bedienteile und Anschlüsse

Fig. 2 (connection M 12x1 acc.
DIN EN 61076-2-101-A)

1

Bild 2 (Anschlussbild M 12x1
nach DIN EN61076-2-101-A)

Bild 115

1

5Fig. 32(schéma des connextions deconnecteur suivant DIN EN
175301-803-A)

5

2

Fig. 3 (connection diagram
connector acc. DIN EN
175301-803-A)

1

1

1
4

Bild 3 (Anschlussbild Gerätesteckdose
nach DIN EN 175301-803-A)
2

7

4

3

4

7

3

7

3
6
6

6

(1) Vis de fixation(5) Joint profilé(1) Fastening screw(5) Gasket(1) Befestigungsschraube(4) Pg Verschraubung(2) Potentiomètre des réglage(6) Embase de montage(2) Adjustment potentiometer(6) Terminal board(5) Profildichtung(3) Connecteur(4) Raccord Pg(7) Boîtier connecteur(3) Pressure connection(4) Pg gland(7) Plug housing(2) Einstellpotentiometer(3) hydraulischer /pneumatischer Anschluss

Montage

Installation

Mécanique, pneumatique, hydraulique:
Visser le pressostat électronique sur le raccordement de pression à l'aide
d'une cle plate ouverte (suivant DIN 894 ou analogue).
Couple de serrage: 40 Nm appr.
Pour assurer l'étanchéité du montage, utilser une bague en cuivre dedimensions appropriées.

EinbauMechanical, pneumatic, hydraulic:Mechanisch, pneumatisch, hydraulisch:Screw the electronic switch into the pressure connection (3) provided
using an open-jaw spanner (as per DIN 894 etc.), with a tightening
torque of approx. 40 Nm.
To seal the female thread use a standard copper seal with theappropriate dimensions.

Drehen Sie den Elektronikschalter mit einem Maulschlüssel (nach DIN 894o.ä.) in den vorgesehenen Druckanschluss (Anzugsdrehmomentca. 40 Nm).
Zum Abdichten des Innengewindes verwenden Sie einen StandardKupferdichtring mit den entsprechenden Abmessungen.
Zum Abdichten des Außengewindes verwenden Sie den mitgelieferten undvormontierten Elastomer-Dichtring.

To seal male thread use the supplied and pre-mounted elastomer seal.
Raccordement du presostat électronique (Fig. 3):
Connecteur (DIN EN 175301-803-A)
1. Retirer complétement la vis de fixation (1) du connecteur (prendre
garde à ne pas la perdre).
2. Retirer l'embase de montage (6).
3. Connecter le câble (section des conducteur: 1,5 mm² maxi) aux
bornes correspondantes pour l'application (Fig. 3).
4. Faire glisser l'embase de montage (6) à l'intérieur du boîtier
connecteur (7). Mettre en place la vis de fixation (1). Mettre en placel'embase du connecteur sur le pressostat électronique, puis visser lavis de fixation (1).
5. Veuillez bien vérifier que:- le schéma de connexion (Fig. 2) a été parfaitement respecté- le trajet suivi par le câble ne présente aucun pincement
Vérifier que le joint profilé (5) est correctement positionné, et que leraccord Pg (4) soit parfaitement mis en plas, sans quoi l'indice deprotection IP65 ne pourra être assuré.

Démontage

2. Remove the now released terminal board (6).
3. Connect the cable (max. conductor size 1.5 mm²) to the terminals
provided for the purpose (Fig. 3).
4. Slide the terminal board (6) back into the plug housing (7). Fit thefastening screw (1). Fit the appliance socket onto the electronic
switch and tighten the fastening screw (1).
5. Pay particular attention to the following:- cable connections as per diagram (Fig. 2)- cables routed without crushing
Ensure that the position of the gasket (5) is correct and that the Pg
gland (4) is properly fitted, as otherwise the enclosure class IP65
cannot be achieved.

2. Demontieren Sie die gelöste Anschlussplatte (6).
3. Schließen Sie die Kabel (max. Leistungsquerschnitt 1,5 mm²) an den
dafür vorgesehenen Schraubklemmen an (Bild 3).
4. Anschlussplatte (6) wieder in das Steckergehäuse (7) schieben.
Befestigungsschraube (1) montieren. Gerätesteckdose auf den
Druckschalter stecken und Befestigungsschraube (1) anziehen.
5. Achten Sie auf folgende Punkte:- Verkabelung nach Anschlussbild (Bild 2)- Quetschfreie Kabelführung

Respecter toutes les règles de sécurité applicables en vigueur.

•

Dévisser le pressostat électronique du raccordement de pression à
l'aide d'une clé plate ouverte (suivant DIN 894 ou analogue).

Soucieux d‘apporter une amélioration constante à nos produits, lescaractéristiques peuvent évoluer sans préavis.

Explication des symboles:
Nota, remarque

Recyclage

Danger

Die Einstellmöglichkeiten beziehen sich nur auf den Schaltpunkt, der wie
unten beschrieben eingestellt werden kann. Die Hysterese und die Öffner-/
Schließer- Funktion sind im Werk nach Kundenvorgaben eingestellt. EineÄnderung dieser Parameter ist nur werksseitig möglich. Nach dem
Anschluss an die Versorgungsspannung ist der Elektronikschalter sofort
betriebsbereit.
Gerätesteckdose (DIN EN 175301-803-A)
1. Lösen Sie die Befestigungsschraube (1) und ziehen Sie diese am
Kopfende heraus.
2. Führen Sie einen Schraubendreher (Klingenbreite max. 2 mm) durch das
Schraubenloch bis zum Einstellpotentiometer (2) und drehen Sie den
Schraubendreher gefühlvoll, bis er in den Schlitz der Einstellschraubedes Potentiometers (2) eingreift (merkbarer Widerstand).
3. Beaufschlagen Sie den Druckschalter mit dem gewünschten Schaltdruck(Kontrollmanometer erforderlich).
4. Drehen Sie das Einstellpotentiometer (2) so lange, bis der Druckschalterumschaltet.
5. Korrigieren Sie gegebenenfalls den Schaltdruck durch vorsichtiges
Verdrehen des Einstellpotentiometers (2).
Bei Inbetriebnahme des Druckschalters beachten Sie bitte die
entsprechenden Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft oder die
entsprechenden nationalen Bestimmungen.

AusbauPlease bear in mind the following when removing the electronic switch:

Avant de démonter le preosostat électronique, éliminer toutepression, et toute tension dans le circuit.

•

Achten Sie auf die ordnungsgemäße Lage der Profildichtung (5) und auf
eine sachgemäße Montage der Pg-Verschraubung (4), da sonst die
Schutzart IP65 nicht erreicht wird.

Inbetriebnahme

RemovalArt.-No.: 1-5-20-628-021 05/20

Référence: 1-5-20-628-021 05/20

1. Lösen Sie die Befestigungsschraube (1) der Gerätesteckdose undziehen Sie diese am Kopfende ganz heraus (gut aufbewahren)

Setting up is restricted to the switching point, which can be adjusted as
described below. The hysteresis and the normally closed/normally open
function are set in the factory to customer specifications. These
parameters can only be changed in the factory. The electronic switch isimmediately ready for use as soon as it is connected to the supply
voltage.
Connector (DIN EN 175301-803-A)
1. Undo the fastening screw (1) and remove this by the head end.
2. Insert a screwdriver (maximum blade width 2 mm) through the screw
hole as far as the adjustment potentiometer (2) and turn thescrewdriver carefully until it engages in the slot of the adjustment
potentiometer (2) (noticeable resistance).
3. Apply the required switching pressure to the pressure switch (a test
pressure gauge is required).
4. Turn the adjustment potentiometer (2) until the pressure switch
switches over.
5. Correct the switching pressure as necessary by carefully turning theadjustment potentiometer (2).
When commissioning the pressure switch, please observe theappropriate trade association safety regulations or the appropriate
national regulations.

Lors du démontage du pressostat électronique, veuillez respecter lespoints suivants:

Attention

Gerätesteckdose (DIN EN 175301-803-A) verkabeln (Bild 3):

1. Undo the fastening screw (1) of the connector and remove it
completely from the head end (do not lose it).

Entry into service

Les possibilités de réglage concernent uniquement le point decommutation, qui se règle suivant la procédure ci-dessous. L‘hystérésis etles fonctions nc/no sont programmées en usine selon les valeurssouhaitées par le client.
Ces valeurs ne peuvent être modifiées qu‘en notre usine. Le pressostatélectronique est opérationnel dès sa mise sous tension.
Connecteur (DIN EN 175301-803-A)
1. Dévisser et retirer la vis de fixation (1).
2. A l‘aide d‘un tournevis plat (largeur de plat 2 mm maxi), potentiomètrede réglage (2), en prenant garde de ne pas endommager la fente decelle-ci. Tourner doucement le potentiomètre de réglage (une légère
résistance devrait être observée).
3. Appliquer la pression de commutation désirée au pressostatélectronique (utiliser un manomètre pour vérifier la pression).
4. Tourner la vis du potentiomètre de réglage (2) jusqu‘ à ce que lepressostat commute.
5. Corriger, si nécessaire, la pression de commutation en tournant avec
précaution la vis du potentiomètre de réglage (2).
Lors de la mise en service du pressostat, veiller à respecter les normes desécurité en vigueur, ainsi que les lois nationales correspondantes.

•

Connection to the electronic switch (Fig. 3):
Connector (DIN EN 175301-803-A)•

Before the electronic switch is removed, the system must be
depressurized.

•

All relevant safety regulations must be complied with.

•

Unscrew the electronic switch out of the pressure connection using
an open-jaw spanner (as per DIN 894 etc.).

Continuing development sometimes necessitates specification
changes without notice.

Key to drawings:
CautionNote

Recycling

DangerBeachten Sie folgende wichtigen Punkte beim Ausbau desElektronikschalters:

Art.-Nr.: 1-5-20-628-021 05/20

Mis en service(6) Anschlussplatte(7) Steckergehäuse•

Vor dem Ausbau des Elektronikschalters muss sich das System imdrucklosen Zustand befinden.

•Es müssen alle relevanten Sicherheitsbestimmungen beachtet werden.

•

Drehen Sie den Elektronikschalter mit einem Maulschlüssel (nach DIN894) aus dem Druckanschluss.

Technische Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten.

Zeichenerklärung:
Achtung

Hinweis,Bemerkung

Recycling

Gefahr