Data sheet
testo 350

工業用燃焼排ガス分析計
testo 350

プレセッティングによる便利なメニューガイド
大型で見やすいカラーディスプレイ
工業用のスタンダードなデザイン：- 衝撃や汚れに強い構造- 堅牢なプラグイン接続- 過酷な条件下の使用にも本体を保護するシールドハウジング
ガスセンサや消耗部品の交換も簡単

O2COCOlow

NONOlow

NO2SO2CO2

H 2S

C XH Y

燃焼排ガス分析計 testo 350 は、エンジン、バーナー、ガス

testo 350 は堅牢なハウジングに衝撃保護が統合され、耐用タービン、熱処理工程の現場における工業排ガスの測定と分析に性に優れています。このため、機器の汚れによるダウンタイムは最適なツールです。testo 350 コントロールユニットとの併用で、ほとんどありません。閉じたチャンバー 設 計 は、周 囲 からの遠隔操作も可能です。

衝撃や汚れから機器の内部を保護します。排ガス測定ボックスの測定値は、大型ディスプレイにグラフィック表示されます。内部制御はコントロールユニットで行いますが、デスクトップやノートメモリにより、測定データは分析計からコントロールユニットにPCに接続して、ソフトウェアで制御することもできます。スマート転送されます。必要に応じ、複数の分析計の操作や制御を1台のフォンの無料アプリもご用意しており、Android端末（スマートコントロールユ ニットで 行うこともで きます。排 ガス 測 定にフォン、タブレット）を測定データのディスプレイとしてお使い必要なセンサシステムおよび電子機器は、排ガス測定ボックスにいただくこともできます。

搭載されています。

www.testo.com

testo 350

testo 350

testo 350 コントロールユニット

testo 350 排ガス測定ボックス

・testo 350 コントロールユニット本体
・充電式バッテリ・USBケーブル
・出荷検査書・testo 350 排ガス測定ボックス本体
・O ₂ センサ
・圧力センサ・温度プローブ タイプK NiCr-Ni
タイプS Pt10Rh-Pt
・Testo データバスコネクタ
・充電式バッテリ
・内蔵型燃焼空気プローブ（NTC）
・トリガ入力・測定データ用メモリ
・USBポート・ショルダーストラップ

型番： 0632 3511

型番： 0632 3510

testo 350 コントロールユニット用アクセサリ
testo 350 コントロールユニット用 BLUETOOTH

型番®

ACアダプタ 100-240V AC / 6.3V DC（単体で充電可）

0554 1096

testo 350 排ガス測定ボックス用センサ（最大5種のセンサを同時接続可）
CO センサ（H 2 補償付）、0～10,000ppm、分解能 1ppm
CO low センサ（H 2 補償付）、0～500ppm、分解能 0.1ppm
NO センサ、0～4,000ppm、分解能 1ppm
NO low センサ、0～300ppm、分解能 0.1ppm
NO 2 センサ、0～500ppm、分解能 0.1ppm
SO 2 センサ、0～5,000ppm、分解能 1ppm
CO 2（NDIR）センサ、0～50Vol %、分解能 0.01Vol %CxHy センサ、メタン 100～40,000ppm、プロパン 100～21,000ppm、ブタン 100～18,000ppm、分解能 10ppm.
H 2 S センサ、0～300ppm、分解能 0.1ppm
testo 350 排ガス測定ボックス用 BLUETOOTH ®
ペルティエ式ガスクーラーユニット
フレッシュエアバルブ
ガス希釈機能希釈倍数： 0, 2, 5, 10, 20, 40倍から選択

DC 入力（11～40V）ポート
長寿命ポンプへアップグレード
圧力センサ自動ゼロ調整機能

testo 350 コントロールユニット用アクセサリ

型番NO センサ 交換フィルタ

0554 4150

testo 350 用アタッシュケース、サイズ： 570×470×210mm（L×W×H）

0516 3510

testo 350 排ガス測定ボックス用スペアフィルタ（20個）

0554 3381

testo 350

testo 350 本体＆アクセサリ

PC ソフトウェア / Testo データバス

型番

easyEmissionソフトウェア USBケーブル付

0554 3334

easyEmissionソフトウェア + USBデータバス

0554 3336

接続ケーブル

ケーブル長 2m0449 0075

接続ケーブル

ケーブル長 5m0449 0076

延長ケーブル最長 800mまで

受注生産

アナログ出力ボックス、6チャンネル、4～20mA

0554 3149プリンタ

型番

ポータブル赤外線プリンタ

0554 0549

プリンタ用スペア感熱紙（6ロール）

0554 0568

校正証明書

型番

ISO 排ガス 校正証明書

0520 0003

ISO 風速 校正証明書、熱線ベーン式風速計、ピトー管、校正ポイント： 5, 10, 15, 20m/s

0520 0034

testo 350

排ガス計

プローブ/アクセサリ

標準ガスプローブ： モジュールシャフト式排ガスプローブ（ホース 2.2m、K熱電対、フィッティングコーン、ハンドル、フィルタ付）
シャフト交換可能

型番

排ガスプローブ

C、挿入長335mm、Ø 8mm
耐熱温度： 最高500°

0600 9766

排ガスプローブ

C、挿入長700mm、Ø 8mm
耐熱温度： 最高500°

0600 9767

排ガスプローブ

C、挿入長335mm、Ø 8mm
耐熱温度： 最高1,000°

0600 8764

排ガスプローブ

C、挿入長700mm、Ø 8mm
耐熱温度： 最高1,000°

0600 8765

排ガスプローブ Ø 14mm 焼結ダストフィルタ付、耐熱温度：最高1,000°
C、挿入長335mm

0600 8766

排ガスプローブ Ø 14mm 焼結ダストフィルタ付、耐熱温度：最高1,000°
C、挿入長700mm

0600 8767

モジュールシャフト式排ガスプローブ用アクセサリ
延長ホース 2.8m

型番0554 1202

C、長さ 2.5m まで選択可能、Ø 8mm、熱電対NiCr-Ni（TI）
Ø 14mm 焼結フィルタ付プローブシャフト、耐熱温度： 最高500°

受注生産

C、長さ 2.5m まで選択可能、Ø 8mm、熱電対NiCr-Ni（TI）
Ø 14mm 焼結フィルタ付プローブシャフト、耐熱温度： 最高1,000°

受注生産

交換用焼結ダストフィルタ 2個

0554 3372

モジュールシャフト式排ガスプローブ用ダストフィルタ 10個

0554 3385

C、挿入長700mm、Ø 8mm
交換用プローブシャフト 耐熱温度： 最高500°

0554 9767

C、挿入長335mm、Ø 8mm
交換用プローブシャフト 耐熱温度： 最高1,000°0554 8764

C、挿入長700mm、Ø 8mm
交換用プローブシャフト 耐熱温度： 最高1,000°

0554 8765

工業用排ガスプローブ用アクセサリ

型番

工業用排ガスプローブ

C、挿入長335mm、NO 2 -/SO 2 測定用ホース 4m
耐熱温度： 最高1,000°

0600 7555

工業用排ガスプローブ
焼結フィルタ付

耐熱温度： 最高1,000°
C、挿入長335mm、NO 2 -/SO 2 測定用ホース 4m、Ø 14mm プローブシャフト

0600 7556

C、続ケーブル 4m、ヒートプロテクション
排ガス温度測定用熱電対 NiCr-Ni、挿入長 400mm、耐熱温度： 最高 +1,000°

SO2 low プローブ

0600 8898

型番

非加熱式 SO 2 low セット： SO 2 low センサ、測定範囲 0～200ppm、分解能 0.1ppm、SO 2 low ガスサンプリングプローブ、プローブシャフト 挿入長 735mm、耐熱温度：最高 220°
C、ホース長 2.35m、Ø 8mm、コーン、熱電対 NiCr-N（TI）

0563 1251

交換用熱電対

0430 0053

交換用 SO 2 センサ

0393 0251

加熱式 SO 2 low セット： SO 2 low センサ、測定範囲 0～200ppm、解能 0.1ppm、加熱式工業用プローブセット 0600 7630、加熱式プローブシャフト、加熱式サンプリングホース、熱電対 NiCr-Ni（TI）

0563 2251

温度プローブ
燃焼空気温度プローブ シャフト長

型番60mm

ピトー管

0600 9797

型番

ピトー管 350mm、ステンレス鋼、風速測定用

0635 2145

ピトー管 1,000mm、ステンレス鋼、風速測定用

0635 2345

シリコン製接続ホース 5m、最大負荷 700hPa（mbar）

0554 0440

ピトー管 750mm、ステンレス鋼、風速および温度測定用、3×ホース 5m、遮熱プレート付

0635 2042

testo 350

ガスサンプリングプローブ

工業用排ガスプローブ

詳細1,200°C対応プローブシャフト： 耐熱 +1,200°
C
長さ 1.0m、Ø 12mm
材質 2.4856 合金 625
ハンドル： 耐熱 +600°
C
材質： 1.4404 ステンレス鋼
ガスサンプリングホース： 2-チャンバーホース
インラインフィルタ付 長さ 4m
K熱電対
耐熱 +1,200°
C
長さ 1.2m、Ø 2mm

0600 7610

プローブシャフト： 耐熱 +1,800°
C
材質 アルミナ 2O3>99.7%
長さ 1.0m、Ø 12mm
ガスサンプリングホース： 2-チャンバーホース
インラインフィルタ付 長さ 4m
C
ハンドル： 耐熱 +600°
材質： 1.4404 ステンレス鋼

0600 7620

プローブシャフト： 耐熱 +600°
C
電圧電源 supply 230V / 50Hz
長さ 1.0m、Ø 25mm
加熱温度範囲 +200°
C
材質 1.4571 ステンレス鋼
ガスサンプリングホース： 2-チャンバーホース
インラインフィルタ付 長さ 4m
外径 34mm
加熱温度範囲 +120°Cまで
K熱電対
耐熱 +1,200°
C
長さ 1.2m、Ø 2mm

0600 7630

プローブシャフト： 耐熱 +1,200°
C
長さ 1.0m、Ø 12mm
材質 2.4856 合金 625

0600 7617

K熱電対
耐熱 +1,200°
C
長さ 2.2m、Ø 2mm

0600 7615

材質 多孔質シリコンカーバイド
耐熱 +1,000°
C
長さ 110mm、Ø 30mm
濾過等級 10μm

0600 7616

工業用プローブセット- 耐熱ハンドル- 耐熱プローブシャフト +1,200°
Cまでの排ガス温度- 耐熱ガスサンプリングホース 4m、インラインフィルタ付- K熱電対（1.2m）

オプションで、延長パイプとプローブ予備フィルタを搭載できます。
1,800°
C対応

工業用プローブセット- 耐熱ハンドル- 耐熱プローブシャフト +1,800°
Cまでの排ガス温度- 耐熱ガスサンプリングホース 4m、インラインフィルタ付+1,370°C以上の温度測定には、熱電対タイプSを推奨します。
加熱式工業用プローブセット- 加熱式プローブシャフト +600°Cまでの排ガス温度- 加熱式ガスサンプリングホース 4m- K熱電対（1.2m）

オプションで、延長パイプとプローブ予備フィルタを搭載できます。
1,200°
C対応

延長パイプ

延長パイプは+1,200°Cまでの耐熱プローブシャフトおよび+600°Cまでの加熱式プローブシャフトに直接ねじ止めすることができます。*
K熱電対（2.2m）

工業用プローブ用焼結フィルタ
延長パイプは+1,200°Cまでの耐熱プローブシャフトおよび+600°Cまでの加熱式プローブシャフトに直接ねじ止めすることができます。*
加熱式ガスサンプリングホース

波形ホースインラインフィルタ付 長さ 4m
外径 34mm
加熱温度範囲 +120°Cまで

型番

受注生産

工業用プローブ用ケース、335mm以上の排ガスプローブを収納可能

0516 7600

延長ケーブル0409 0063

5m

スペアダストフィルタ（10個）

0554 3371*ネジの締付け/取り外しを容易にするため、ネジ山にセラミックペーストを使用することをお勧めします。セラミックペーストは市販されているものをお使いください。

testo 350

テクニカルデータ
testo 350 コントロールユニット
testo 350
コントロールユニット

アナログ出力ボックス（mA Out）

動作温度-5～+45°C-5～+45°C

保管温度-20～+50°
C-20～+50°
Cバッテリタイプ

リチウムイオンバッテリ‒

バッテリ稼働時間

5時間（無線接続なしのとき）

‒

内蔵メモリ

2MB（250,000データ）

‒

質量

440g

305g

外形寸法

88×38×220mm

200×89×37mm

IP 保護等級

IP40‒

testo 350のBLUETOOTH ® 無線通信認定国
Testo が使用するBLUETOOTH ® 無線モジュールは下記の国で許可されており、その国でのみ使用できます。それ以外の国ではBLUETOOTH ® の無線通信は使用できません。

EU メンバー国を含むヨーロッパ
Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic,Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, GreatBritain, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal,Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and Turkey
EFTA
Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland
その他
Canada, USA, Japan, Ukraine, Australia, Columbia, El
Salvador, Mexico, Venezuela, Ecuador, New Zealand,Bolivia, Dominican Republic, Peru, Chile, Cuba, Costa Rica,
Nicaragua, Korea, Belarus.

testo 350 測定ボックス
測定範囲

精度±1 digit

分解能

応答速度
t99

O2

0～+25Vol. % O2

±0.8% of fsv（0～+25Vol. % O2）

0.01Vol. % O2
（0～+25Vol. % O2）

20秒（t95）

CO（H2 補償）*

0～+10,000ppm CO

測定値の±5%（+200～+2,000ppm CO）
測定値の±10%（+2,001～+10,000ppm CO）±10ppm CO（0～+199ppm CO）

1ppm CO（0～+10,000ppm CO）

40秒

COlow
（ H2 補償）*

0～500ppm CO

測定値の±5%（+40～+500ppm CO）±2%ppm CO（0～+39,9ppm CO）

0.1ppm CO（0～+500ppm CO）

40秒NO

0～+4,000ppm NO

測定値の±5%（+100～+1,999ppm NO）
測定値の±10%（+2,000～+4,000ppm NO）±5ppm NO
（0～+99ppm NO）±1ppm NO
（0～+4,000ppm NO）

30秒NOlow

0～+300ppm NO

測定値の±5%（+40～+300ppm NO）±2ppm NO
（0～+39,9ppm NO）±0.1ppm NO（0～+300ppm NO）

30秒

NO20～+500ppm NO2

測定値の±5%（+100～+500ppm NO2）
±5ppm NO（2 0～+99,9ppm NO 2）±0.1ppm NO2（0～+500ppm NO2）

40秒

SO2

0～+5,000ppm SO2

測定値の±5%（+100～+2,000ppm SO2）
測定値の±10%（+2,001～+5,000ppm SO2）
±5ppm SO（
2 0～+99ppm SO 2）±1ppm SO2
（0～+5,000ppm SO2）

30秒

CO（IR）
20～+50Vol. % CO2±0.3Vol. % CO2
測定値の+1%（0～25Vol. % CO2）
±0.5Vol. % CO2
測定値の+1.5%（>25～50Vol. % CO2）

0.01Vol. % CO2（0～25Vol. % CO2）
0.1Vol. % CO2（>25Vol. % CO2）

10秒

H 2S

0～+300ppm H2S

測定値の±5%（+40～+300ppm）±2ppm（0～+39,9ppm）

0.1ppm（0～+300ppm）

35秒*H2 は指標としてのみ希釈倍率を選択して希釈（2倍、5倍、10倍、20倍、40倍）
測定範囲
CO（H2 補償）

精度 ±1 digit

希釈倍率による

COlow（ H2 補償）
NONOlow

希釈倍率による

SO2
C XH Y

メタン：100～40,000ppm
プロパン：100～21,000ppm
ブタン：100～18,000ppm

測定値の±2%（additionalerror）

すべてのガス濃度を5倍に希釈

全センサ希釈時、O 2、CO 2 -（IR）および C X H Y の測定値はディスプレイに表示されません。

分解能

測定範囲

1ppm

2,500～50,000ppm

1ppm

0.1ppm

500～2,500ppm

0.1ppm1ppm

1,500～20,000ppm

0.1ppm

300～1,500ppm

1ppm

500～25,000ppm

10ppm

精度 ±1 digit

分解能

1ppm
測定値の±5%（additional error）
プローブ 先 端 部 の
圧力範囲-100～0 hPa

0.1ppm1ppm

NO2

500～2,500ppm

0.1ppm

H 2S

200～1,500ppm

0.1ppmtesto 350

テクニカルデータ
testo 350 排ガス測定ボックス テクニカルデータ
測定範囲

精度±1 digit

分解能

応答速度t99

燃焼効率0～+120%0.1%（0～+120%）

排ガス損失

0～+99.9% qA

0.1% qA（-20～+99.9% qA）

CO2 演算0～CO2 max Vol.
% CO2

O2 換算値の±0.2Vol.%

0.01Vol. %差圧（レンジ1）-40～+40hPa

測定値の±1.5%（-40～-3hPa）
測定値の±1.5%（+3～+40hPa）±0.03hPa（-2.99～+2.99hPa）

0.01hPa（-40～+40hPa）

差圧（レンジ2）-200～+200hPa

測定値の±1.5%（-200～-50hPa）
測定値の±1.5%（+50～+200hPa）±0.5hPa（-49.9～+49.9hPa）

0.1hPa（-200～+200hPa）

風速

0～+40m/s

絶対圧（オプションでIRセンサ装着時）-600～+1,150hPa±10hPa1hPa

排ガス露点換算

0～99.9°C td

熱電対 Kタイプ（NiCr-Ni）-200～+1,370°
C

±0.4°
C
（-100～+200°C）±1°C（-200～-100.1°C）±1°C（+200.1～+1,370°C）

0.1°
C（-200～+1,370°C）

熱電対 Sタイプ（Pt10Rh-Pt）

0～+1,760°
C±1°C（0～+1,760°C）

0.1°
C（0～+1,760°C）

気体温度プローブ（NTC） -20～+50°
C

±0.2°
C
（-10～+50°C）

0.1°
C（-20～+50°C）

CxHy センサ

40秒

0.1m/s（0～+40m/s）

0.1°
C td
（0～99.9°
C td）

テクニカルデータ
測定範囲1メタン（CH4 ）

100～40,000ppm

プロパン（C3H8 ）

100～21,000ppm

ブタン（C4H10 ）100～18,000ppm

精度±1 digit< 400ppm（100～4,000ppm）< 測定値の10%（>4,000ppm）

分解能10ppm

排ガス中の最小 O2 必要量

応答速度t99

応答係数22% +（2×メタン測定値）

40秒
（t95）

12% +（5×プロパン測定値）

40秒

1.5

2% +（6.5×ブタン測定値）

40秒

2

1 爆発下限（LEL）を遵守してください。

2 HC センサは工場出荷時にメタンで調整されています。ご使用の際に他のガス（プロパンまたはブタン）に調整してください。

製品仕様
外形寸法

330×128×438mm

質量4800g

保管温度-20～+50°C

動作温度-5～+45°
C

ハウジング材質

ABS

メモリ

250,000データ

電源

AC 電源 100V～240V（50～60Hz）

DC 入力

11V～40V

最大許容粉塵量20g/m³

露点換算

0～99°
Ctd

最大正圧

max. +50hPa

最大負圧min. -300hPa

ポンプ流量

1ℓ/分（フロー・モニター付）

ホース長

最長 16.2m

最大湿度負荷+70°
C td（吸気口での露点温度換算）

トリガ入力オプション

電圧 5～12Volt（ 立ち上がり/立ち下がりエッジ）
パルス間隔： 1秒以上 負荷： 5V/max. 5mA、12V/max. 40mA

保証
測定ボックス本体

2年

ガスセンサ

CO、NO、NO 2、O 2、H 2 S、CXHY： 6か月
O 2 センサ： 6か月
CO 2 -IR センサ： 1年

ポンプ

6か月

ソレノイドバルブ

6か月

熱電対

1年

充電式バッテリ

6か月

プローブ

2年 ( フィルタ、内部パーツを除く )保証条件

https://www.testo.com/guarantee

保護等級

IP40

バッテリ駆動時間

約2時間半

testo 350

testo 350 用途別 ご注文例

工業用エンジンの排ガス測定

バーナーの排ガス測定
型番

testo 350 コントロールユニット

型番0632 3511

testo 350 コントロールユニット

0632 3510

testo 350 測定ボックス

BLUETOOTH ® 無線通信

0632 3511

BLUETOOTH ® 無線通信

testo 350 測定ボックス
CO（H 2 補償付）センサ、0～10,000ppm

CO（H 2 補償付）センサ、0～10,000ppm

NO センサ、0～4,000ppm

NO センサ、0～4,000ppm

NO 2 センサ、0～500ppm

NO 2 センサ、0～500ppm

ペルティエ式ガスクーラーユニット

SO 2 センサ、0～5,000ppm

BLUETOOTH ® 無線通信

ペルティエ式ガスクーラーユニット

フレッシュエアバルブ

BLUETOOTH ® 無線通信

長寿命ポンプへアップグレード

0632 3510

長寿命ポンプへアップグレード

エンジン用排ガスプローブ

0600 7555

モジュールシャフト式排ガスプローブ

0600 8764

easyEmission ソフトウェア

0554 3334

easyEmission ソフトウェア

0554 3334

ACアダプタ0554 1096

ACアダプタ0554 1096

アタッシュケース

0516 3510

アタッシュケース

0516 3510

ガスタービンの排ガス測定

熱処理工程での排ガス測定
型番

testo 350 コントロールユニット

testo 350 コントロールユニット

0632 3510

testo 350 測定ボックス

BLUETOOTH ® 無線通信
testo 350 測定ボックス

型番0632 3511

0632 3511

BLUETOOTH ® 無線通信

CO low（H 2 補償付）センサ、0～500ppmCO（H 2 補償付）センサ、0～10,000ppm

NO low センサ、0～300ppm

CO 2（NDIR）センサ、0～50Vol%NO 2 センサ、0～500ppm

NO センサ、0～4,000ppm

ペルティエ式ガスクーラーユニット

NO 2 センサ、0～500ppm

BLUETOOTH ® 無線通信

ペルティエ式ガスクーラーユニット

0632 3510

BLUETOOTH ® 無線通信

フレッシュエアバルブ
長寿命ポンプへアップグレード

1200°
C対応工業用プローブセット

0600 7610

エンジン用排ガスプローブ

0600 7555

easyEmission ソフトウェア

0554 3334

easyEmission ソフトウェア

0554 3334

ACアダプタ0554 1096

ACアダプタ0554 1096

アタッシュケース0516 3510

アタッシュケース

0516 3510＊本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

www.testo.com〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F● セールス
TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277● サービスセンター（修理・校正）TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863（2022.05）
ヘルプデスク TEL.045-476-2547
ホームページ http://www.testo.com

e-mail info@testo.co.jp