Data sheet
testo 330i

排ガス分析計
testo 330i

スマートフォン/タブレットや専用アプリを介して離れた場所から操作が可能
専用アプリによりペーパーレスで現場でのレポート作成が可能°C

CO/H2hPaNO

O2

ΔP

排ガスプローブ、燃焼用空気温度プローブ付きの実用的なセット
ハードな現場に耐える堅牢なプラスチック製ハウジング

testo 330i 燃焼排ガス分析計は、testo 330LLモデルで証

ユーザーはBluetooth 経由スマートフォンやタブレットの専用明済みの優れた測定技術に、革新的な測定方法を組み合わせたアプリ上で測定器の操作や測定値の確認ができます。それはつ新しい測定器です。

まり必要な測定データをほしい時にいつでもアクセスできる、と

ドイツTÜV によるテスト及びEN 50379, Parts 1-3規格にいうこと。測定後にはレポートにプラントの画像やコメントを追加従いテスト済みです。

でき、メールでクライアントや自分のオフィスに送信できます。

www.testo.com

testo 330i

テクニカルデータ
一般テクニカルデータ
システム要件

iOS 7.1 / Android 4.3 以上 Bluetooth 4.0

保管温度-20 ～ +50 °C

動作温度-5 ～ +45 °C

バッテリ

専用リチウムイオン充電池

電源供給

ACアダプタ 6 V / 1.2 A (オプション)

メモリ容量500,000 測定値

質量720 g (バッテリ除く)

外形寸法

270 x 160 x 57 mm

保証

機器本体: 2年
熱電対および充電池: 1年
https://www.testo.com/guarantee

保証条件

測定項目

測定範囲

精度

分解能

排ガス温度
(排ガスプローブ内の熱電対による）-40 ～ +1200 °C±0.5 °
C (0.0 ～ +100.0 °C)
測定値の ±0.5 %  (その他の範囲)±0.1 °C (-40 ～ +999.9°C)
±1 °
C (その他の範囲)

ドラフト圧-9.99 ～+40 hPa±0.02 hPa または測定値の ± 5 % (-0.50 ～+0.60 hPa)
±0.03 hPa (+0.61 ～ +3.00 hPa)
測定値の ±1.5 % (+3.01 ～ +40.00 hPa)
(どちらか高い方)

0.01 hPa

差圧

0 ～ 300 hPa±0.5 hPa (0.0 ～ +50.0 hPa)
測定値の ±1 % (+50.1 ～ +100.0 hPa)
測定値の ±1.5 %  (その他の範囲)

0.1 hPa(± 1 digit)

O2

0 ～ 21 vol.%±0.2 vol.%0.1 vol.%

CO (H2補償)

0 ～ 8000 ppm±10 ppm または測定値の ±10 % (0 ～ 200ppm)
±20 ppm または測定値の ±5 % (201 ～2000 ppm)
測定値の ±10 % (2001 ～ 8000 ppm)

1 ppm

燃焼効率(Eta)

0 ～ 120 %排ガス損失

0 ～ 99.9 %CO2 演算値( O2からの演算)

表示範囲
0 ～ CO2 max

0.1 %
0.1 %
±0.2 vol.%0.1 vol.%testo 330i

オーダーデータ
排ガス測定プローブ取付用 専用マウント
プローブを煙道に取り付けるマウントで取付用のツールやフィッティングコーンも不要。testo 330i本体の取付も可能で落下を防ぎます。

testo 330i アプリ
スマートフォンやタブレット上に測定値を表示させます。

52 mm

ユーザーはBluetooth 経由スマートフォンやタブレットの専用アプリ上でどこからでも測定器

Flue gas measurement

Ø 40 mm

Fuel oil
ListGraphic

Centre of flow

FTの操作や測定値の確認ができます。測定後にはレポートに画像やコメントを追加し、メールで送信できます。iOS または Androidに対応しています。

66 mmまで直径8mmの排ガスプローブ用です。取り付ける煙道の開口部は最小直径10mm、表面温度は最高140°Cまで対応しています。
質量: 114 gスペアガスセンサ

型番O2 センサ0393 0002

CO センサ、H2-補償付

0393 0101

アクセサリ

型番

マウント（排ガスプローブホルダー）

0554 3006

油煙プレート付スモークテスター

0554 0307

ホース接続セット

0554 1203

温度差計測セット、Velcroプローブ2本および温度アダプタ

0554 1208

ACアダプタ 100-240 V AC / 6.3 V DC

0554 1096

スペア用充電式バッテリ

0515 5107

testo Bluetooth ®/IrDA プリンタ

0554 0621

プリンタ用スペア感熱紙（6ロール）

0554 0568

排ガスプローブ用ダストフィルタ（10個）

0554 3385

testo 320/330 用アタッシュケース (小)0516 3300

testo 320/330 用アタッシュケース (大)0516 3301

ISO 排ガス校正証明書
USB 接続ケーブル

お問い合わせください
0449 0047

testo 330i

排ガスプローブ
モジュールシャフト式排ガスプローブ型番排ガスプローブ
ホース 2.2m、K熱電対、フィッティングコーン、フィルタ付
500 °C、180 mm、Ø 8 mm
排ガスプローブ
ホース 2.2m、K熱電対、フィッティングコーン、フィルタ付
500 °C、300 mm、Ø 8 mm

0600 9760

0600 9761

180 mm / 300 mm
Ø 6 mm /Ø 8 mm

排ガスプローブ
ホース 2.2m、K熱電対、フィッティングコーン、フィルタ付
500 °C、180 mm、Ø 6 mm

0600 9762

排ガスプローブ
ホース 2.2m、K熱電対、フィッティングコーン、フィルタ付
500 °C、300 mm、Ø 6 mm

0600 9763

その他プローブ

型番

デュアルウォールクリアランスプローブ、O2 濃度

0632 1260

マルチホールプローブシャフト、長さ： 300 mm, Ø 8 mm, CO 平均値演算用

0554 5762

交換用プローブシャフト、+500 °C、180 mm, Ø 8 mm

0554 9760

交換用プローブシャフト、+500 °C、300 mm, Ø 8 mm

0554 9761

交換用プローブシャフト、+1000 °C、335 mm, Ø 8 mm

0554 8764

燃焼空気温度プローブ

型番

燃焼空気温度プローブ、挿入長 190 mm

0600 9787

燃焼空気温度プローブ、挿入長 60 mm

0600 9797＊本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

www.testo.com〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F● セールス
TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277● サービスセンター（修理・校正）TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

ヘルプデスク TEL.045-476-2547
ホームページ http://www.testo.com

e-mail info@testo.co.jp