Data sheet
testo 340

工業用燃焼排ガス分析計
testo 340

O2

高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能
最大4種類の排ガスセンサを搭載可能

CO

幅広いガスセンサに対応
COlow

データ管理が効率的
ロガー機能で自動記録

NO

NOlow

NO2

SO2

ハンディで操作が簡単な排ガス分析計 testo 340 はさまざま

testo 340には、O2センサが標準装備されており、ほかに3種な排ガスの測定に適したツールです。コンパクトな設計と信頼性類のセンサを選択（CO、COlow、NO、NOlow、NO2、SO2）しの高いテクノロジーで、工業炉や工業用エンジン、ガスタービン、て搭載できるので、分析計を個別のニーズに合わせてカスタマ

熱プロセスなどさまざまな分野の試運転、サービスやメンテナンイズできます。また20万データを記録できる大容量メモリを搭

ス業務に最適な測定器になっています。高濃度ガス吸引時に測載しており、専用ソフトウェアを使えばデータ管理も効率的に行定範囲を拡張できる自動希釈機能で、使用用途も広がります。

うことができます。

testo 340

testo 340

testo 340
・testo 340 排ガス分析計本体
・O ₂ センサ
・充電式バッテリ・キャリングストラップ
・取扱説明書・出荷検査書
型番： 0632 3340

testo 340を使用するには、標準搭載のO2センサの他に1種類以上のガスセンサを搭載する必要があります。
最大3つのセンサを追加で搭載できます。

オプション
CO センサ（H 2 補償付）、0～10,000ppm、分解能 1ppm
CO low センサ（H 2 補償付）、0～500ppm、分解能 0.1ppm
NO センサ、0～4,000ppm、分解能 1ppm
NO low センサ、0～300ppm、分解能 0.1ppm
NO 2 センサ、0～500ppm、分解能 0.1ppm
SO 2 センサ、0～5,000ppm、分解能 1ppm

アクセサリ
testo 340 用アタッシュケース

0516 3340

ACアダプタ 100-240V AC / 6.3V DC（単体で充電可）

0554 1096

easyEmissionソフトウェア、USB 接続ケーブル付

0554 3334

Testo 高速プリンタ IrDA、感熱紙 1ロール、単3乾電池4本

0554 0549

プリンタ用スペア感熱紙 (6ロール)

0554 0568

NO センサ 交換フィルタ

0554 4150

交換用COセンサ

0554 4100

校正証明書

2型番

型番

SO 排ガス 校正証明書

0520 0003

ISO 風速 校正証明書、熱線ベーン式風速計、ピトー管、校正ポイント： 5, 10, 15, 20m/s

0520 0034

testo 340

testo 340 用途別 ご注文例

ベーシックな排ガス測定

工業用エンジンの排ガス測定

型番
testo 340 排ガス分析計
オプション COセンサ (H2 補償付) 0 ～ 10,000 ppm
モジュールシャフト式排ガスプローブ、 挿入長 335 mm
ACアダプタ 100-240 V
testo 340 用アタッシュケース

0632 3340
0600 9766
0554 1096
0516 3400

バーナーおよび炉の排ガス測定

型番
testo 340 排ガス分析計
0632 3340
オプション COセンサ (H2 補償付) 0 ～ 10,000 ppm
オプション NO センサ, 0 ～ 4,000 ppm
オプション NO2 センサ, 0 ～500 ppm
エンジン用排ガスプローブ, 挿入長335 mm *0600 7555
ACアダプタ 100-240 V
0554 1096
ソフトウェア easyEmission
0554 3334
testo 340 用アタッシュケース
0516 3340*固定式ディーゼルエンジンの測定には焼結フィルタ付エンジン用排ガスプローブ(0600 7556)を推奨します。

ガスタービンの排ガス測定

型番
testo 340 排ガス分析計
オプション COセンサ (H2 補償付) 0 ～ 10,000 ppm
オプション NO センサ, 0 ～ 4,000 ppm*
オプション SO2 センサ, 0 ～ 5,000 ppm
モジュールシャフト式排ガスプローブ、 挿入長700 mm
ソフトウェアeasyEmission
testo 340 用アタッシュケースs*low NO値の測定にはNOlow センサ(0393 1152)を推奨します。

0632 3340

0600 8765
0554 3334
0516 3340

型番
testo 340 排ガス分析計
オプション COセンサ (H2 補償付) 0 ～ 10,000 ppm*
オプション NOlow センサ, 0 ～ 300 ppm
オプション NO2 センサ, 0 ～ 500 ppm
エンジン用排ガスプローブ, 挿入長335 mm
ACアダプタ 100-240 V
ソフトウェア easyEmission
testo 340 用アタッシュケース*low CO 値の測定にはCOlow センサ (0393 1102)を推奨します。

0632 3340

0600 7555
0554 1096
0554 3334
0516 3340

3

testo 340

排ガスプローブ
モジュールシャフト式排ガスプローブ（ホース 2.2 m、K熱電対、フィッティングコーン、ハンドル、フィルタ付）
シャフト交換可能

型番

排ガスプローブ、挿入長 335 mm、500 ℃

0600 9766

排ガスプローブ、挿入長 700 mm、500 ℃

0600 9767

排ガスプローブ、挿入長 335 mm、1000 ℃

0600 8764

排ガスプローブ、挿入長 700 mm、1000 ℃

0600 8765

排ガスプローブ、焼結フィルタ Ø 14 mm、挿入長 335 mm、1000 ℃

0600 8766

排ガスプローブ、焼結フィルタ Ø 14 mm、挿入長 700 mm、1000 ℃

0600 8767

排ガスプローブ用アクセサリ
排ガスプローブ用延長ホース（ 2.8 m）

型番
0554 1202

プローブシャフト、焼結フィルタ Ø 14 mm, シャフト長 2500 mmまで選択可能、500 ℃

お問い合わせください

プローブシャフト、焼結フィルタ Ø 14 mm, シャフト長 2500 mmまで選択可能、1000 ℃

お問い合わせください

交換用焼結フィルタ、2 個

0554 3372

排ガスプローブ用ダストフィルタ、10 個

0554 3385

プローブシャフト、シャフト長 700 mm, フィッティングコーン, Ø 8 mm, 500 ℃

0554 9767

プローブシャフト、シャフト長 335 mm, フィッティングコーン, Ø 8 mm, 1000 ℃

0554 8764

プローブシャフト、シャフト長 700 mm, フィッティングコーン, Ø 8 mm, 1000 ℃

0554 8765

型番

エンジン用排ガスプローブ

4エンジン用排ガスプローブ、挿入長 335 mm 、4 m ホース、インラインフィルタ付）、+1,000 ℃

0600 7555

焼結フィルタ付エンジン用排ガスプローブ、挿入長 335 mm 、4 m ホース、インラインフィルタ付）、+1,000 ℃

0600 7556

エンジン用排ガスプローブ用熱電対（NiCr-Ni, 熱電対長 400 mm）、 4 m ケーブル（耐熱ハンドル、シーリングリング、圧着パーツ含む）、+1,000 ℃

0600 8898

温度プローブ

型番

排ガス分析用ミニ周囲空気プローブ 、 0 ～ +80 ℃

0600 3692

燃焼用空気温度プローブ、 挿入長 60 mm

0600 9797

ピトー管

型番

L字型ピトー管 350 mm 、ステンレス製、風速測定用

0635 2145

L字型ピトー管 1000 mm 、ステンレス製、風速測定用

0635 2345

接続ホース（ピトー管と圧力プローブを接続）、シリコン製、5 m、 最大負荷 700 hPa (mbar)

0554 0440

ピトー管 750 mm、ステンレス製、風速・温度測定用 3叉ホース (5 m ) 、 遮熱材

0635 2042

testo 340

排ガスプローブ
工業用排ガスプローブ仕様

1200℃対応工業用プローブセット

プローブシャフト：耐熱 +1200℃
シャフト長：1.0 m, Ø 12 mm
材質：2.4856 合金 625
ハンドル：耐熱 +600℃
材質: 1.4404 ステンレス鋼
ガスサンプリングホース: 2チャンバーホース、PTFE インナーコア付、4.0 m
K熱電対：
長さ 1.2 m, Ø 2 mm
耐熱 +1200℃

0600 7610

プローブシャフト：耐熱. +1800℃
材質：Al2O3 > 99.7%
シャフト長：1.0 m, Ø 12 mm
ガスサンプリングホース: 2チャンバーホース、PTFE インナーコア付、4.0 m
ハンドル：耐熱 +600℃
材質: 1.4404 ステンレス鋼

0600 7620

プローブシャフト：耐熱 +600℃
供給電圧 230 V / 50 Hz
シャフト長：1.0 m, Ø 25 mm
加熱温度範囲 +200℃
材質：1.4571 ステンレス鋼
ガスサンプリングホース: 波形ホース、PTFE インナーコア付、4.0 m、外径 34 mm
加熱温度範囲 +120℃以上
K熱電対：
長さ 1.2 m, Ø 2 mm
耐熱 +1200℃

0600 7630

プローブシャフト：耐熱. +1200℃
シャフト長：1.0 m, Ø 12 mm
材質：2.4856 合金 625

0600 7617

K熱電対：
長さ 2.2 m, Ø 2 mm
耐熱 +1200℃

0600 7615

材質：多孔質シリコンカーバイド
耐熱 +1,000℃,
長さ 105 mm, Ø 30 mm
フィルタグレード：10 μm

0600 7616- 非加熱ハンドル- 非加熱プローブシャフト（耐熱 +1200℃、1m、φ12mm）- 非加熱ガスサンプリングホース（フィルタ付）4 m- K熱電対（耐熱+1200℃、1.2m、φ2mm）
延長パイプや焼結フィルタはオプションで取付けられます。
1800℃対応工業用プローブセット- 非加熱ハンドル- 非加熱プローブシャフト（耐熱 1800℃、1m、φ12mm）- 非加熱ガスサンプリングホース（フィルタ付）4 m

型番+1370℃以上の測定にはS熱電対を推奨します。
延長パイプや焼結フィルタの取付不可。
加熱工業用プローブセット- 加熱プローブシャフト（耐熱 +600℃、1 m)- 加熱ガスサンプリングホース 4 m- K熱電対（耐熱+1200℃、1.2m、φ2mm）

延長パイプや焼結フィルタはオプションで取付けられます。
延長パイプ、耐熱 +1200℃ (0600 7610) およびーブセット (0600 7630)

加熱工業用プロ延長パイプは耐熱+1200℃までの非加熱プローブシャフトおよび耐熱+600℃までの加熱プローブシャフトに直接ねじ込むことができます。*
K熱電対, 2.2 m

工業用プローブ用焼結フィルタ
焼結フィルタは耐熱+1200℃までの非加熱プローブシャフトおよび耐熱+600℃までの加熱プローブシャフトに直接ねじ込むことができます。*
加熱ガスサンプリングホース

波形ホース、PTFE インナーコア付、4.0 m、外径 34 mm
加熱温度範囲 +120℃以上

お問い合わせください

工業用プローブ用ケース（335 mm以上の排ガスプローブを収納可能）

0516 7600

スペアダストフィルタ (10個)0554 3371*取付および取り外しを容易にするために、スレッドに市販のセラミックペーストのご使用をお勧めします。

5testo 340

テクニカルデータ
測定範囲

精度 ±1 digit

分解能

応答時間 t90

O20 ～ 25 Vol. %±0.2 Vol. %0.01 Vol. %< 20 秒CO(H2 補償付)

0 ～ 10.000 ppm±10 ppm または測定値の ±10% (0 ～ 200ppm)±20 ppm または測定値の ±5% (201 ～2.000 ppm)

1 ppm

< 40 秒

COlow (H2 補償付)

0 ～ 500 ppm±2 ppm (0 ～ 39.9 ppm)
測定値の±5% (その他の範囲)x0.1 ppm< 40 秒x
周囲温度 +20℃ の仕様です。+20℃ を基準とした温度係数
は測定値の 0.25%/Kです。

NO

0 ～ 4.000 ppm±5 ppm (0 ～ 99 ppm)
測定値の±5% (100 ～ 1.999 ppm)
測定値の±10% (2.000 ～ 4.000 ppm)

1 ppm

< 30 秒NOlow

0 ～ 300 ppm±2 ppm (0 ～ 39.9 ppm)
測定値の±5% (その他の範囲)

0.1 ppm< 30 秒NO2 *0 ～ 500 ppm±10 ppm (0 ～ 199 ppm)
測定値の±5% (その他の範囲)

0.1 ppm< 40 秒SO2 *0 ～ 5.000 ppm±10 ppm (0 ～ 99 ppm)
測定値の±10% (その他の範囲)

1 ppm< 40 秒温度-40 ～ +1.200 ℃±0.5 ℃ (0 ～ +99 ℃)
測定値の±0.5 % (その他の範囲)

0.1 ℃

差圧（レンジ1）-40 ～ +40 hPa±0.03 hPa (-2.99 ～ +2.99 hPa)
測定値の±1.5 % (その他の範囲)

0.01 hPa

差圧（レンジ2）-200 ～ 200 hPa±0.5 hPa (-49.9 ～ 49.9 hPa)
測定値の±1.5 % (その他の範囲)

0.1 hPa

絶対圧

600 ～ +1.150hPa±10 hPa

1 hPaK熱電対 (NiCr-Ni)

導出パラメータ
燃焼効率

0 ～ 120 %

0.1 %

排ガス損失

0 ～ 99.9 %0.1 %排ガス露点温度

0 ～ 99.9 ℃

CO20 ～ CO2 max.

0.1 ℃
±0.2 Vol. %0.1 Vol. %< 40 秒( O2からの演算)*2時間以上にわたる長時間の連続計測はしないでください。

testo 340の BLUETOOTH® 通信の許可について
Testoで使用される BLUETOOTH® 無線モジュールは右記の国で許可されています。ここに記載されていない国では使用できませんので、ご注意ください (日本国内販売モデルは使用不可)。

ヨーロッパ（EU）
オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニ
ア、フィンランド、フランス、
ドイツ、UK、ギリシア、ハンガリー、アイルランド、イ
タリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、
トルコ
ヨーロッパ(EFTA)
アイスランド、
リヒテンシュタイン、
ノルウェー、スイス
ヨーロッパ以外
カナダ、USA、ウクライナ、オーストラリア、コロンビア、エルサルバドル、メキシコ、ベネズエラ、エクアドル、ニュージーランド、ボリビア、ドミニカ、ペルー、チリ、キューバ、コスタリカ、ニカラグア、韓国、ベラルーシ

6

testo 340

テクニカルデータ
測定範囲拡張シングルスロット、５倍希釈

測定範囲

精度

分解能

CO (H2 補償付)

700 ppm ～ 50.000 ppm

測定値の±10 %1 ppm

COlow (H2 補償付)

300 ppm ～ 2.500 ppm

測定値の±10 %0.1 ppm

NO500 ppm ～ 20.000 ppm

測定値の±10 %

1 ppm

NOlow

150 ppm ～ 1.500 ppm

測定値の±10 %0,1 ppm

SO2500 ppm ～ 25.000 ppm

測定値の±10 %

1 ppm

O2

0 ～ 25 Vol.%

0.01 Vol.%

CO (H2 補償付)

700 ppm ～ 20.000 ppm

測定値の±1 Vol.%(0 ～ 4.99 Vol.%)
測定値の±0.5 Vol.%(5 ～ 25 Vol.%)
測定値の±10 %COlow (H2 補償付)

300 ppm ～ 1.000 ppm

測定値の±10 %0.1 ppm

全スロット、２倍希釈

1 ppm

NO500 ppm ～ 8.000 ppm

測定値の±10 %

1 ppm

NOlow

150 ppm ～ 600 ppm

測定値の±10 %0.1 ppm

NO2200 ppm ～ 1.000 ppm

測定値の±10 %0.1 ppm

SO2500 ppm ～ 10.000 ppm

測定値の±10 %1 ppm

一般テクニカルデータ
メモリ
最大100 フォルダ
フォルダ当り最大 10 ロケーション
ロケーション当り	最大 200 ログ（最大ログ数は、フォルダまたはロケーションの数による）ディスプレイ

4階調白黒、 160 x 240 ピクセル

電源

充電式バッテリ 3.7 V / 2.4 Ah
ACアダプタ 6.3 V / 2 Aユーザー定義の燃料数

保証期間
分析計本体
ガスセンサ

(テストガスを含め) 10

ポンプ性能
ポンプ流量
ホース長
排ガス最大正圧
排ガス最大負圧

0.6 l/min (調整済)
最長 7.8 m (2本のプローブ延長ホースに対応)+50 mbar-200 mbar

質量960 g

寸法283 x 103 x 65 mm

保管温度-20 ～ +50 ℃

動作温度-5 ～ +50 ℃

ハウジング

TPE PC

保護等級

IP40

ポンプ
ソレノイドバルブ
熱電対
充電式バッテリ
プローブ
保証条件

2年
CO, NO, COlow, NOlow, NO2, SO2: 1 年
O2: 1 年6カ月
6カ月
6カ月
1年
1年
2年
https://www.testo.com/guarantee

7

testo 340＊本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

www.testo.com〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F● セールス
TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277● サービスセンター（修理・校正）TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

ヘルプデスク TEL.045-476-2547
ホームページ http://www.testo.com

e-mail info@testo.co.jp