Elcometer 215
elcometer.com

炉内温度記録計1炉内温度の記録
Elcometer 215

炉内温度記録計

Elcometer 215は、塗料の乾燥中に炉内と試料の両方の温度を測定、記録できる使いやすい装置です。

わかりやすいメニューで簡単操作。言語も選択できます

読み取り値260,000 個、または8サイクルのデータをメモリに保存できます

あらかじめ設定した温度になると、測定が開始ㆍ
中止されます

紛体塗料と液体塗料を固定型またはコンベア式焼付炉でテストするのに最適です

一度に6か所の温度を測定できます

さまざまな測定間隔、日付、時刻、温度（°Cまたは°F）を設定できます

測定結果をHP製プリンタで直接カラー印刷できます

粉体塗料の膜厚が均一でない場合に適しています
プローブごとに最高温度、乾燥指数、合否の判定結果がすばやく表示されます
プローブの耐熱ケーブルは、テフロン加工されています。使用後の清掃にも手間がかかりません

2炉内温度の記録
炉内温度記録計

Elcometer 215

炉内温度記録計はプローブごとに、最高温度、乾燥指数、パーセンテージ、合否の判定結果を数値またはグラフィックで表示します。
気温測定用クランプ(洗濯挟み式）プローブ

強力•

紛体塗料と液体塗料を固定型またはコンベア式焼付炉でテストするのに最適です•

260,000個までの読み取り値を保存できます。

•USB接続でデータをElcoMaster®ソフトウェアに転送して、他の検査結果と組み合わせられます•

さまざまな測定間隔、日付、時刻、温度（°Cまたは°F）を設定できます

表面温度測定用クランプ（洗濯挟み式）プローブ

効率的•

一度に6か所の温度を測定できます•

プローブごとに最高温度、乾燥指数、合否の判定結果がすばやく表示されます•

あらかじめ設定した温度になると、測定が開始ㆍ中止されます

表面温度測定用磁石付きプ
ローブ

頑丈な設計
•

標準断熱ケース - 単発の測定に最適です•

高温で長時間の使用に適した、放熱板付き高温用断熱ケース•

柔軟で清掃しやすいテフロン加工されたケーブル付きの、豊富なKタイプ温度プローブ

クランプと磁石付き表面温度測定用プローブ

プローブ用番号札

USB接続でデータをElcoMaster®ソフトウェアに転送して、他の検査結果と組み合わせられます

elcometer.com

3炉内温度の記録
Elcometer 215

炉内温度記録計

ElcoMaster ®は、炉内温度記録計用に特に設計された使いやすいソフトウェアです。測定結果を分析して、わかりやすい検査報告書をすばやく作成することができます。主な特長は、次のとおりです。

高温用断熱ケース
長時間の使用に適した、放熱板付き断熱ケース

炉内温度記録計の設定 - 測定条件を設定して保存し、記録計に転送します。
これには、6つの測定箇所の名前、サンプリング速度、バッチ測定回数、測定を開始および停止する条件の設定が含まれます。
塗料ライブラリ - 個々の塗料の硬化温度（最高、中間、最低）や、焼き付けの最高絶対温度と架橋点（最低温度）の情報を含むライブラリを作成できます。

標準断熱ケース
単発の測定に最適

データシートのインポート - データシートを永久保存用の報告書に組み込みます。
プローブの配置図の作成 - 炉に入れる製品の写真や図に、6つのプローブマーカーをドラッグ＆ドロップして、正確な測定位置を表せます。

4

テンプレートの使用 - ライブラリから測定条件、塗料の特性、プローブの配置を選択するだけで、簡単に検査報告書を仕上げられます。
合否の判定 - 焼付時に実際に記録されたデータを業界標準の方法で計算し、塗料の仕様と比較することにより、製品の塗装の合否を判定します。
グラフの表示 - 炉内の温度変化、硬化プロセス、個々の製品の硬化温度を表すグラフやプローブの配置図を見ることができます。
他の測定データと組み合わせ - 炉内温度記録計で記録したデータ、膜厚計や光沢度計、付着性試験機の測定データを1件の報告書にまとめることができます。

炉内温度の記録
炉内温度記録計

Elcometer 215

炉内温度記録計用ElcoMaster®ソフトウェアの特長
炉内温度記録計の測定条件の設定■

塗料ライブラリ■

プローブの配置図■

カスタマイズ可能な測定条件テンプレート■

記録するプローブ（チャンネル）の選択■

測定値の統計解析
最大値、最小値、標準偏差、共分散■

炉内の温度変化、硬化プロセス、ヒストグラム、製品の硬化温度のグラフ■

一定温度保持時間、ピーク温度到達時間の差■

最高絶対温度と架橋点（最低温度）を超えた時間■

カスタマイズ可能な検査報告書■

測定条件を設定して保存し、記録計に転送。

個々の塗料の特性データを保管するライブラリを作成。

4

膜厚、光沢度、付着性、面の粗さ、気象条件、表面の清浄性データを組み合わせた報告書■

報告書作成ウィザードとPDFへの変換■

データのエクスポートと電子メールでの送信■

写真やデータシート、関連情報をインポートして検査報告書に挿入■

クラウドコンピューティング：テキストメッセージで他の検査現場と連絡■

複数のグラフを重ね合わせて、硬化プロセスを比較■

記録計を追加しての使用

■

2

1
3

プローブの正確な位置を製品の写真や図にマーキング。

温度変化や硬化プロセスのグラフをいつでも表示可能。

測定値の統計解析。

elcometer.com

5炉内温度の記録
炉内温度記録計

Elcometer 215

C仕様

証明書コード番号

説明G215----2S

Elcometer 215炉内温度記録計、標準断熱ケース付き○G215----2T

Elcometer 215炉内温度記録計、高温用断熱ケース付き*

○

測定範囲

-200°C ~ 1300°C (-328°F ~ 2372°F)

使用温度

分解能

断熱ケースなしで-30～65°C（-22～149°F）
5～500°Cで±0.5°C（41～932°Fで±1.0°F）
500°C以上で±1.0°C（932°F以上で±2.0°F）
0.1°C (0.2°F)

チャンネル数6

測定間隔

8秒～1時間の範囲で調節可能

メモリ

読み取り値260,000個、または8サイクル

データ出力

USB

電源

AA電池2本

本体寸法

153 x 101 x 23mm (6 x 4 x 0.9インチ)

本体重量450g (15.8オンス)

温度と使用可能時間

標準断熱ケース

高温用断熱ケース*

100°C（212°F）で140分
150°C（302°F）で80分
200°C（392°F）で60分250°C（482°F）で50分100°C（212°F）で340分150°C（302°F）で195分200°C（392°F）で130分250°C（482°F）で100分
300°C (572°F) で 30 分

精度

断熱ケースに挿入時の寸法245 x 245 x 115mm (9.65 x 9.65 x 4.5インチ)

断熱ケースに挿入時の重量4kg (8.8ポンド)

内用品

Elcometer 215炉内温度記録性、断熱ケース（モデルS）、放熱板付き断熱ケース（モデルT）、ElcoMaster®ソフトウェア、USBケーブル、収納ケース、AA電池2本、取扱説明書

6kg (13.2ポンド)

プローブとアクセサリー
1.5m (4’9”)

3m (9’8”)6m (19’7”)

気温測定用クランプ（洗濯挟み式）プローブ

T21521275

T21521276

T21521277

気温測定用磁石付きプローブ

T21521287

T21521288

T21521569

表面温度測定用クランプ（洗濯挟み式）プローブ

T21521278

T21521279

T21521280

表面温度測定用磁石付きプローブ

T99921281

T99921282

T99921283

気温と表面温度測定用磁石とクランプ付きプローブ

T21521284

T21521285

T21521286

プローブ用番号札 （6枚）

T21521241

標準断熱ケース

T21521222

Elcometer 215モデルT用高温用断熱ケース（放熱板は含まれていません）

T21521217

高温用断熱ケースの放熱板

T21521219

記録計とPC接続用USBケーブル

T21521220○ 校正証明書（オプション）											*放熱板を含む6© 2016 Elcometer Limited. Elcometerは、Elcometer Limitedの登録商標です。その他の商標については、その旨が記されています。
Elcometer Limitedは、継続的改善方針を採用しているので、製品の仕様が予告なく変更されることがあります。

www.elcometer.com