形定状機
測定機
座標測CNC 三次元測定機

CRYSTA-Apex V シリーズ

Catalog No.16026(6)さ ら に 、そ の 先 へ 。

C R Y S TA - A p e x
V SERIES
5 0 0 / 7 0 0 / 9 0 0 / 1 2 0 0 / 1 6 0 0 / 2 0 0 0 シリー ズ

精度、スピード、多様性を追求し進化を遂げた
新世代 CNC 三次元測定機、デビュー。
測定機が持つ本来の精度を保証しながら、速く、正確な測定を可能にし、インペラやブレードといったさまざまな形状のワーク測定にも対応。
さらに、IoT を活用して生産や品質に関する情報を高度に管理するスマートファクトリー実現をサポートする新世代 CNC 三次元測定機─

CRYSTA – Apex V シリーズ、ここにデビュー。

1

2

先進性と創造性を想起させるデザインに一新。
小型から大型までのワーク測定をカバーする充実のラインナップ。
I oT 時代の精密測定機器にふさわしい、先進性と創造性を想起させる
力強いカラーリングを筐体に採用し、デザインを一新しました。
小型から大型までの測定ワークをカバーする機種をラインナップし、精度、速さ、多様性において、さらなる性能の向上を実現しています。

CRYSTA-Apex V162012

CRYSTA-Apex V203016

CRYSTA-Apex V544

CRYSTA-Apex V776

CRYSTA-Apex V9106

CRYSTA-Apex V122010

測定範囲

測定範囲

測定範囲

測定範囲

X ： 500 mm
Y ： 400 mm
Z ： 400 mm

X：700 mm
Y：700 mm
Z：600 mm

X：900 mm
Y：1000 mm
Z：600 mm

X：1200 mm
Y：2000 mm
Z：1000 mm

お願い：本カタログに掲載されている CNC 三次元測定機には、想定外の振動が加えられた場合や、移動が行われた場合に本機の操作を禁止する本体起動システム（移設検知システム）が組込まれています。ご購入後、本機を移動される場合は、お手数ですが必ず本機を移動される前に、最寄りの弊社営業所（裏表紙参照ください）までご連絡をお願い致します。

34

HIGH PRECISION

リアルタイム 温 度 補 正
従来、恒温室や測定室に設置しないと三次元測定機の精度保証はできませんでしたが、温度補正機能温度センサを搭載することによって、16〜26℃の温度範囲下での精度保証が可能になります。測定物および

圧 倒 的 なクオリティを 実 現

測定機本体の温度を測定し、20℃時の寸法に換算した測定結果を出力することができます。

温度センサ
温度センサ

6.0

温度センサ

4.0

タイム温度補正、高精度なワークも精度保証ができる最大許容長さ
測定誤差：初項 1.7 µm の実力（長さ100 mm で 2 µ ｍを保証）、繰り誤差

測定精度に大きな影響を及ぼす温度環境に左右されないリアル(µm)

0.0

制御装置

20±2°C時 E0,MPE精度許容値-2.0-4.0-6.0

測定物

16°C
26°C
20°C

2.0温度計測機

16〜26°C時 E0,MPE精度許容値
0100200300

400500測定長さ / 空間方向 (mm)600700

返し精度の向上など、従来の測定機と比較しても、その精度を圧倒するクオリティを実現しています。

初項 1.7 µm の威力クラスの三次元測定機と比較すると、仮に保証したい精度（図面公差）が±0.02 mm であるケースを想定した場合、前者では測定長さ375 mm を超えたところで、測定機の精度が保証したい精度の 1/5を超えてしまいます。一方、V シリーズでは766 mm までは測定機の精度が1/5以下であることがわかります。初項が 0.8 µm 違うだけで、実は同じ精度を保証できる能力の点から見ると、2 倍以上の差があるのです。

0.008
最大許容長さ測定誤差

CRYSTA-Apex V シリーズは、最大許容長さ測定
誤差 ※1 E0,MPE ＝（1.7 ＋ 3L/1000）µm を保証。一般的に高精度と呼ばれる E0,MPE ＝（2.5＋4L/1000）µm

精度比較
E0,MPE=（2.5＋4L/1000）µmの三次元測定機

0.006
0.004
0.0020CRYSTA-Apex Vシリーズ の最大許容長さ測定誤差

100200300

400500

600

700

800

900-0.002(mm) -0.004-0.006-0.008

測定長さ (mm)※1： JIS B 7440-2（2013）で制定された三次元測定機の精度規格です。この規格には、「不確かさ」が盛り込まれています。不確かさが考慮されていない規格【 JIS B 7440-2（1997 ）】と比較すると、見た目の値（カタログ規格値）が同じでも性能差は新規格で表示されているマシンの方がかなり上となります。

繰り返し精 度測定時の動的誤差要因を排除するために、倣いプローブを用いた測定では、測定データの安定化処理を行います。プローブ先端がワークに接触したときに、数秒間の静止処理を行い、動的誤差要因を極力排除することで精度の高い繰り返し測定を実現しています。

56HIGH SPEED形 状 を 問 わ な い 速 さで測定時間を大幅に短縮
3D 形状の測定経路を指定し、曲面や輪郭といったより複雑な形状

速 度・加 速 度・測 定 時 間 の 短 縮
CRYSTA-Apex V シリーズの最大駆動速度は 519 mm/s、最大駆動加速度は 2309 mm/s 2。一般的な CNC 三次元測 定 機（ 最 大 駆 動 速 度 430 mm/s、最 大 駆 動 加 速 度1667 mm/s 2）と比較すると、移動を開始して1 秒後には移動距離に約100 mm の差が生じます。さらに、V シリーズ
は、測定速度（測定物への接触速度）も最大 8 mm/s と、一般的な CNC 三次元測定機（最大測定速度 5 mm/s）と比較すると非常に高速な測定が可能となっており、V シリー

ズ の 駆動速度・駆動加速度とのコンビネーションによって、総測定時間の大幅な短縮が可能となります。
測定箇所が増えれば増えるほど、この差は大きくなり、それは測定コストの差となって現われてきます。のワークを自由な測定経路で測定することができます。また、ワークと設計値とのズレによる軌道誤差をリアルタイムに修正することで、加工精度や設置ズレに左右されない高速測定を可能にしています。
さらに、V シリーズは最大 8 mm/s の測定速度（測定物への接触速度）

高速設計値倣いを持ち、駆動速度・駆動加速度とのコンビネーションにより、総測定オペレータが指定した測定経路（設計値 ) に従い、倣う時間の大幅な短縮を実現します。

で生じるスケール - プローブ間や測定機の変形による測定機能を搭載。高速でも理想の軌跡を制御し、加減速動的アッベ誤差を補正することで高速・高精度倣いを実現。さらに、3D 形状の測定経路も指定可能で、曲面や輪郭といったより複雑な形状のワークを、自由な測定経路で測定することができます。

アクティブスキャニング 機 能
ワークと設計値とのズレを許容することで、3D 設計値スキャニングの良さを持ちつつ、加工精度や設置ズレに左右されない高速測定を可能にしました。これにより、タービンやブレード、インペラ等、形状が複雑なため加工精度 の ムラや 測定時 の 設置ズレ が 起きや すく、測定が難しかったものも測定することができます。

78

DIVERSITY

三 次 元 測 定 機 用プローブ
5 軸 制 御タッチトリガーシステム P H 2 0
PH20はあらゆる角度への位置決めが可能で、ヘッドタッチによる測定ができます。
あらゆる傾斜面の測定や間口が狭く奥が広い穴の測定などにも有効です。深穴測定時のスタイラスシャンク部の干渉の心配もありません。

多 種 多 様 なワーク形 状 を5軸動作により角度変更の時間を縮小し、ヘッドタッチによる高速測定を実現します。

高 精 度・高 効 率 に 測 定スキャニングプローブや非接触プローブといった三次元測定機用プローブをラインナップし、ワークの特徴にあわせた最適なプローブで、高精度かつ高効率な測定を実現します。

小 型・高 精 度スキャニングプローブ S P 2 5 M
SP25M は外径 ø25 mm の 小型・高精度スキャニングプローブです。スキャニング測定（測定物に接触した状態で移動しながら、大量の座標値を収集する測定方法）の他、高精度ポイント測定や、求心ポイント測定によるデータ収集も可能な CNC 三次元測定機用の多機能プローブです。

非 接 触レーザプローブ S u r f a c e M e a s u r e
SurfaceMeasure は、レーザを測定物に照射しながら移動し、測定物表面 の 座標値 を 収集 するプ ロ ーブ で す。
大量の表面3D データを高速に取得することができます。

カラーサンプル板の測定

9

光沢物の測定10さまざ ま な ワ ー クを

効 率 よく高 精 度 測 定
CRYSTA – Apex V シリーズには、スキャニングプローブや非 接 触プローブ など、多 種 多 様 なワークの 測 定 に対 応できるアプリケーションを備えています。

セ パレ ータ用 金 型

電気自動車

低測定力・高精度スキャニングプローブでセパレータ用精密金型の曲面測定や断面測定が可能です。取得した測定点群から3D 誤差解析や断面形状解析ができます。

イン ペ ラ自動 車

高いロバスト性能を持ち、多重反射を抑える非接触レーザプローブでインペラを測定。接触式プローブと同等の精度を持ち、高い形状再現性があります。

11

モ ー タコア

電気自動車

積層されたモータコアの真直度や断面形状等を測定。側面や任意の高さでの寸法測定など、立体物の測定に対応が可能です。

人工関節

航空機

航空機エンジン用ブレードの断面を、小型・高精度スキャニングプローブで測定。鋳造品などの潜在的に誤差の大きいワークに対しても、速く安定した測定が可能です。

医療

小型・高精度スキャニングプローブで、人工関節の自由曲面測定を実施し、取得した測定点群から3D の誤差解析ができます。

ブレ ードミッション ケ ー ス

パワートレイン接触式プローブ（スキャニング）に比べ、非接触レーザプローブでは、圧倒的に測定時間を短縮できます。3 方向からの一括スキャンで上面と内側を同時測定するので、姿勢変更回数が少なく、複雑な形状でも効率よく測定可能です。

12SOFTWAREMCOSMOS エムコスモス〈三次元測定機用データ処理装 置〉
Windows 上で動作する、三次元測定機用の新しい処理プログラムファミリーです。オプションソフトウェアのラインナップが豊富で、さまざまなプローブに対応しており、あらゆるワークの全自動測定が可能です。

機 能 と 操 作 性 を 両 立し た

アプリケ ー ションソフトウェア
測定プログラムの自動生成やギア解析、CAD を使用した評価など豊富なアプリケーションソフトウェアをラインナップ。
簡単な測定から複雑な測定までお客様のあらゆる測定課題を解決します。

MiCAT Planner マイキャットプランナー〈三次元測定機用自動測定プログラム生 成ソフトウェア〉
3D CAD モデルに公差情報を付加することで、ソフトウェアが公差情報を読み取り、測定箇所を判断し、測定プログラムを自動生成。従来（ティーチング）よりも効率的な測定プログラム作成が可能になります。

MSURF エムサーフ〈非接触レーザ測定・評価プログラム〉
スキャニング用の MSURF-S とインスペクション用の MSURF-I からなるパッケージプログラムで、測定した点群データ(MSURF-S）
からマスタモデルデータとの比較照合や寸法測定等（MSURF-I）を行います。

1314

SMART FACTORY状 態 管 理 か ら 予 知 保 全 まで 。

「 見 える 化 」で 始 まる 、ス マ ートファクトリー 。
ミツトヨは、ネットワークにより製造工程の情報を一元管理する機能を実現。MeasurLink は測定機のデータをリアルタイムで収集・分析することで不良品発生を予測します。また、測定機の稼働状況を示す

Status Monitor（SMS : Smart Measuring System）
な ら び に 測 定 機 自 体 の 状 態 を 示 す Condition Monitor に よ り
測定精度の維持と生産性の向上、保守管理の向上を図ります。

Status Monitor ステータスモニタ

Condition Monitor コンディションモニタ

MeasurLink メジャーリンク

測定機の稼働状況を遠隔地で監視可能

三次元測定機の状態監視による予防保全「品質の見える化」で不良品発生を抑制

CNC 三次元測定機
サーバ●稼働状況のデータ収集と見える化を実現● MT Connect 通信に対応

15サーバ

出力情報・走行距離 ・プローブ入力回数
・温度ログ ・その他

状態監視で予防保全を実現

16

USABILITYOPTION利 便 性 や 使 用 感 が 向 上し 、

全 自 動 測 定 や 応 用 測 定 の 幅 を 広 げる

操 作・測 定 時 間 を 短 縮

効 率 の よ い セッティング を サ ポ ート

操作性を向上するクイックランチャーや、測定機を直感的に、簡単に操作できる

CNC 三次元測定機の特長を生かした全自動測定や、さまざまな測定物を容易に固定することができるクランピングツールなど、ジョイスティックボックスなどを搭載。利便性がアップすることで、測定時間の短縮などの効率化をサポートします。

応用測定の幅を広げる効率のよいセッティングをサポートします。

パートプログラム実行

ジョイスティックボックス

自動化例

クランピングツール Eco-Fix Kit

手元で CRYSTA-Apex V を簡単 に

幅広い温度環境下で高精度の測定ができるので専用の測定室を必要とミツトヨクランピングツールは、各です。
アイコンを使用した分かり易いが可能に。大幅な測定時間の短縮、効率化を実現します。に組み合わせることで、さまざまなシンプルかつ直感的な操作を可能にし、パートプログラムの実行を簡単に行える Quick Launcher を標準搭載しています。タッチパネルモニタを使用すれば操作性がさらに向上。作業者を選びません。また、バーコードや QR コードの読み込みによるパートプログラム実行も可能です。

操作できるジョイスティックボックス
操作 ボタンを採用し速度変更を行える速度オーバーライドつまみも装備しています。

MiCAT Planner マイキャットプランナー
3D CAD モデルに公差情報を付加せず、製造工程（ライン）上でインライン測定やラインサイド測定の自動化

エレメントをブロック式玩具のよう測定物を容易 に固定 することが可能なクランピングシステムです。

ロータリーテーブル
主に回転体の測定物（歯車 ･ イン

ペラ ･ スクリューロータ ･ 円筒カムを読み取り、測定箇所を判断し、etc.）を高精度かつ効率的に測定するために開発された CNC三次元（ティーチング）よりも効率的な測定プローブとの併用による同期倣いすることで、ソフトウェアが公差情報測定プログラムを自動生成。従来プログラム作成が可能になります。

測定機用のオプションです。倣い測定も可能で､ 多種多様 な 輪郭形状測定を行うことができ､ 応用測定の範囲がさらに広がります。

ロータリーテーブル MRT240 設置例 大型ロータリーテーブル設置例（三次元測定機本体：CRYSTA-Apex V574） （三次元測定機本体：CRYSTA-Apex V122010）1718

座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム

仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所
伊勢崎営業所
さいたま営業所
新潟営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所

仙台市若林区卸町東1-7-30〒984-0002 電話 (022)231-6881 ファクス(022)231-6884
仙台市若林区卸町東1-7-30（※1） 〒984-0002 電話 (024)931-4331 ファクス(022)231-6884
宇都宮市平松本町796-1〒321-0932 電話 (028)660-6240 ファクス(028)660-6248
水戸市元吉田町260-3〒310-0836 電話 (029)303-5371 ファクス(029)303-5372
伊勢崎市宮子町3463-13〒372-0801 電話 (0270)21-5471 ファクス(0270)21-5613
さいたま市北区宮原町3-429-1〒331-0812 電話 (048)667-1431 ファクス(048)667-1434
新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972 電話 (025)281-4360 ファクス(025)281-4367
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-1611 ファクス(044)813-1610
川崎市高津区坂戸1-20-1（※1）
〒213-8533 電話 (03)3452-0481 ファクス(044)813-1610
厚木市岡田1-7-1 ヴェルドミールSUZUKI 105 〒243-0021 電話 (046)226-1020 ファクス(046)229-5450
富士駐在所
電話 (0545)55-1677
諏訪営業所
諏訪市中洲582-2〒392-0015 電話 (0266)53-6414 ファクス(0266)58-1830
上田駐在所
電話 (0268)26-4531
浜松営業所
浜松市東区和田町587-1〒435-0016 電話 (053)464-1451 ファクス(053)464-1683
安城営業所
安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
名古屋営業所
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
金沢営業所
金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田〒920-0057 電話 (076)222-1160 ファクス(076)222-1161
大阪営業所
大阪市住之江区南港北1-4-34〒559-0034 電話 (06)6613-8801 ファクス(06)6613-8817
神戸営業所
兵庫県神戸市西区丸塚1-25-15〒651-2143 電話 (078)924-4560 ファクス (078)924-4562
京滋営業所
草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F〒525-0032 電話 (077)569-4171 ファクス(077)569-4172
岡山営業所
岡山市北区田中134-107〒700-0951 電話 (086)242-5625 ファクス(086)242-5653
広島営業所
東広島市八本松東2-15-20〒739-0142 電話 (082)427-1161 ファクス(082)427-1163
福岡営業所
福岡市博多区博多駅南4-16-37〒812-0016 電話 (092)411-2911 ファクス(092)473-1470
センシング営業課 川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-8236 ファクス(044)822-8140
地震機器課
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)455-5021 ファクス(044)822-8140（※1）営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

お求めは当店で̶

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。
●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
あらかじめご了承ください。
●本カタログに掲載されている仕様は 2022年 6 月現在のものです。

M3 Solution Center …商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
宇都宮市下栗町 2200
〒321-0923 電話 (028) 656-1607 ファクス (028) 656-9624
UTSUNOMIYA
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-1611 ファクス (044) 813-1610
TOKYO
諏訪市中洲 582-2〒392-0015 電話 (0266) 53-6414 ファクス (0266) 58-1830
SUWA
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072 電話 (0566) 98-7070 ファクス (0566) 98-6761
ANJO
大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話 (06) 6613-8801 ファクス (06) 6613-8817
OSAKA
呉市広古新開 6-8-20〒737-0112 電話 (082) 427-1161 ファクス (082) 427-1163
HIROSHIMA
計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業所にご連絡ください。
〒213-8533 電話 (044) 822-4124 ファクス (044) 822-4000
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸 1-20-1
キャリブレーションセンタ…商品の検査・校正・保守・修理をお受けしています。
宇都宮市下栗町2200〒321-0923 電話 (028) 656-1432
宇都宮川崎川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-8214
広島呉市郷原町一ノ松光山10626番62 〒737-0161 電話 (0823) 70-3820

ファクス (028) 656-8443
ファクス (044) 813-8223
ファクス (0823) 70-3833

カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
電話 (0570) 073214
ファクス (044) 813-1691

最寄りの営業所をご確認いただけます。

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/domestic/list.html#sale

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533
https://www.mitutoyo.co.jp

111 2206(6)C-(CH)NE143