Elcometer 224
www.elcometer.com

デジタル表面粗さ計
1

デジタル表面粗さ計
セパレート型デジタル表面粗さ計

Elcometer 224

Elcometer 224は、面の粗さ測定の最新技術を採用した、正確で高速、非常に使いやすい装置です。平面と凸面のどちらでも測定できます。
適合規格 :

プローブ一体型とセパレート型の2機種、平面と凸面の両方を測定可能1

ASTM D 4417-B, SANS 5772,
SSPC PA 17, US Navy NSI 009-32,
US Navy PPI 63101-000

USB及びBluetooth®による
ElcoMaster®へのデータ転送、12-2ページを参照

IP64準拠の防塵加工と防水加工が施された頑丈な設計

スリープ機能付き自動回転式画面、スリープ解除は軽く触れるだけ®

ワイヤレステクノロジ

2

対応ソフト

ElcoMaster®

tv

紹介ビデオ有りelcometer.tv

www.elcometer.com

1

特許番号：GB2505193、US9261345

デジタル表面粗さ計Elcometer 224

セパレート型デジタル表面粗さ計

ユーザーフレンドリー

頑丈•

手袋を装着していても操作可能な大きいボタン•

高い耐久性と耐衝撃性を備えた密閉式本体•

多言語のメニューで簡単操作•

IP64準拠の防塵加工と防水加工•

自動回転式の高コントラスト液晶画面•

過酷な環境での測定に最適•

読み取り値の上限と下限表示機能•

傷がつきにくく、耐溶剤性のディスプレイ

•出荷前に校正済みなので、すぐに使用可能•

高い耐久性を備えた装置ㆍプローブ設計

正確

効率的

•

国際規格に適合•

1分間に50回以上読み取り可能•

広い温度範囲で安定して測定••測定と並行したデータの統計解析と表示

プローブ一体型とセパレート型で幅広い用途に対応•

読み取り値とバッチデータの傾向をわかりやすいグラフで表示•

英数字の名前付きバッチを使用•

ElcoMaster®とElcoMaster®モバイルアプリを使用可能•

省エネモード搭載、画面タップでスリープ解除

信頼性強力

•

高い再現性と繰り返し性•

2年保証2•再発行可能な検査証明書付き•

バッチや読み取り値を測定日時と共に記録

平面でも凸面でも測定できるプロー
ブ一体型とセパレート型の2機種、測定範囲は500μm (20mils)まで
12•

耐久性の高い炭化タングステン製測定針は、20,000回まで測定可能•

USB接続、およびBluetooth®でiPhone1やAndroid™
モバイルデバイスにデータ出力•

測定範囲は500μm (20mils)まで

人間工学を考慮した持ちやすいデザ
イン

どの角度からでもはっきり見える
2.4インチカラー画面

iPod、iPhone、iPadに対応
購入日から60日以内にwww.elcometer.comで製品を登録してください。 Elcometer 224のプローブには1年間の保証が付いています

www.elcometer.com

3

デジタル表面粗さ計
Elcometer 224

セパレート型デジタル表面粗さ計
平面測定用プローブ
標準ケーブルの付いたプローブと、金属補強が施された頑丈なケーブルの付いたプローブの2種類あります。どのプロー
ブにも、ゼロ値設定用ガラス板、公称値125μm (5.0mils)と508μm (20mils)の校正用
フォイル、Elcometer検査証明書が付属しています。

仕様
測定範囲：0～500μm (0～20mils)

分解能：1μm (0.1mil)

プローブ

コード番号

平面測定用：標準ケーブル付き
平面測定用：補強ケーブル付き

T224C500US
T224C500UARM

精度：±5%または±5μm (±0.2mil)

天地余裕(最小)

対象直径(最小)証明書

125mm (4.92インチ)
165mm (6.50インチ)

25mm (1.0インチ)
25mm (1.0インチ)●●

凸面測定用プローブ
標準ケーブルの付いたプローブと、金属補強が施された頑丈なケーブルの付いたプローブの2種類あります。どのプロー
ブにも、ゼロ値設定用ガラス板、公称値125μm (5.0mils)と508μm (20mils)の校正用フォイル、Elcometer検査証明書が付属しています。
仕様
測定範囲：0～500μm (0～20mils)

分解能：1μm (0.1mil)

プローブ

コード番号

天地余裕(最小)凸面測定用：標準ケーブル付き*
凸面測定用：補強ケーブル付き*

T224C500UX
135mm (5.31インチ)
T224C500UXARM 175mm (6.89インチ)

精度：±5%または±5μm (±0.2mil)
メス管の最小直径

証明書

75mm (3.0インチ)
75mm (3.0インチ)●●

アクセサリー
コード番号
一体型
T22419793
T22420072
T22421882C
T99921325
T99924797
T99922341
T22420053
T22420095-

説明
セパレート型本体
測定針の保護キャップ
T22419793
ゼロ値設定用ガラス板とケース
T22420072
校正キット：公称値125μm (5.0mils)と508μm (20mils)の校正用フォイル、T22421882C
ゼロ値設定用ガラス板、検査証明書
USBケーブル
T99921325
USB Bluetooth®アダプター(Bluetooth®に対応していないPC用)T99924797
粘着式スクリーンプロテクター(10個)
T99922341
交換用測定針(2個入り)と取付工具
T22420053
交換用測定針(5個入り)
T22420095
卓上検査用スタンド
T45622371● 検査証明書は、標準で付属しています。

* 特許番号： GB2505193、 US9261345

Elcometer 224のプローブには1年間の保証が付いています。

4www.elcometer.com

デジタル表面粗さ計
一体型デジタル表面粗さ計

Elcometer 224

メモリとBluetooth®接続機能が付いているモデルと付いていないモデルがあります。

バッチ内のデータまたは最後の20個の読み取り値をグラフで表示

最高150,000点の読み取り値を、英数字名を付けて2,500バッチ保存可能

正確で、敏速、高再現性

1分間に50回以上の高速読み取り1交換可能な測定針は丈夫な炭化タングステン製±5%の測定精度

測定日時を記録適合規格 :®

ワイヤレステクノロジ

対応ソフトElcoMaster®

tv

紹介ビデオ有りelcometer.tv

www.elcometer.com

ASTM D 4417-B, SANS 5772,
SSPC PA 17, US Navy NSI 009-32,
US Navy PPI 63101-000

5

デジタル表面粗さ計
Elcometer 224

一体型デジタル表面粗さ計

製品の特長
高速、正確な読み取り：毎分50回以上高い再現性と繰り返し性
使いやすいメニュー構成：30以上の言語に対応
IP64並みの耐久性、防水性、防塵性
バックライト付き明るいカラー画面
傷が付きにくく耐溶剤性の2.4インチ(6cm)TFTディスプレイ
使いやすい大きなボタン
平面と凸面の両方を測定2
PCからUSBで電源供給
検査証明書
2年保証3
自動回転式ディスプレイ：0°、90°、180°、270°
環境光センサー：自動輝度調整機能付き
非常灯
ElcoMaster®ソフトウェアによるファームウェアの更新4
データ出力
USB：コンピュータに接続
Bluetooth® : コンピュータ、Android™とiOS5モバイルデバイス
統計データの表示
読み取り回数：η、平均値：x、標準偏差：σ
最大読み取り値：Hi、最小読み取り値：Lo、変動係数：CV%
読み取り値の上限と下限設定：ランプとブザーで警報上限以上の値下限以下の値ElcoMaster®ソフトウェアとUSBケーブル
測定日時の記録
スクリーンプロテクター(取り換え可能)
パッド入り収納ケース
プラスチックキャリーケース
測定範囲
校正手順の表示：30以上の言語に対応
バッチ数
メモリに保存可能な読み取り値の数
直前の読み取り値の削除機能
制限値の設定：ランプとブザーで合否を知らせるアラーム機能
計器(g)または計器＆バッチ(gb)専用の制限値
バッチデータの種類：標準、一定数の読み取り値の平均
バッチデータの確認、クリア、消去
バッチのコピー、校正の設定
英数字のバッチ名：ユーザーが設定可能
固定バッチサイズモード：バッチ同士のリンク可能
トレンドグラフ：直前の20個の読み取り値
バッチ内のデータのグラフ
1■ 標準□ オプション

モデルB
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

モデルT■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■■■■
■

■

■

■
■
□
0～500μm (20mils)
■
直前の5点
■6■
■
■
■
■
■
■
■
0～500μm (20mils)■
2,500150,000
■
■gb
■
■
■
■
■
■
■

2
凸面の場合は1分間に最高25回読み取り		
特許番号： GB2505193, US9261345
購入日から60日以内にwww.elcometer.comで製品を登録してください。 Elcometer 224のプローブには1年間の保証が付いています。 4 インターネット接続が必要です5
ElcometerのMFi認定装置用のアプリの開発と登録について詳しくは、www.elcometer.com/sdkを参照してください。 6 最後の5個の読み取り値を削除可能
1
3

6

www.elcometer.com

デジタル表面粗さ計
一体型デジタル表面粗さ計

Elcometer 224モデル
コード番号

説明

一体型
E224C-BI
E224C-TI

セパレート型本体
E224C-BSE224C-TS

証明書

1Elcometer 224モデル B デジタル表面粗さ計
Elcometer 224モデル T デジタル表面粗さ計●●

仕様
ディスプレイ
バッテリの種類
電池寿命
天地余裕(最小)
本体寸法(高さ x 幅 x 奥行き)
本体重量
(電池を含む)
測定範囲
測定針
使用温度
精度と分解能内用品42.4インチ(6cm)型QVGAカラーTFTディスプレイ、320 x 240ピクセル
AA電池2本、充電池も使用可能
1秒当たり1回の読み取りで、最高24時間連続使用可2一体型：
185mm (7.3インチ)
セパレート型：
3-6ページをご覧ください
一体型：
168 x 73 x 37mm (5.61 x 2.87 x 1.46インチ)
セパレート型：
141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46インチ)
一体型：
218g (7.69オンス)
セパレート型：
161g (5.68オンス)
0～500μm (0～20mils)
炭化タングステン製、先端の直径50μm (2mils)角度60°-10～50°C (14～122°F)
保管温度-10～60°C (14～140°F)
3
精度 ：±5% または ±5μm (±0.2mil)、分解能：1μm (0.1mil)
Elcometer 224表面粗さ計、ゼロ値設定用ガラス板 4、校正用フォイル2枚4、リストバンド、プラス
チック製キャリーケース(T)、保護ケース、スクリーンプロテクター、プローブの保護キャップ4、AA乾電池2本、検査証明書、取扱説明書、USBケーブル(T)とElcoMaster®ソフトウェア(T)

表面粗さの測定100mm (4”)

1.

ゼロ値設定用ガラス板に対して90°の角度でプローブを触れさせて、粗さ計を校正します。

2.

個々の点の粗さを測定するには、直径100mm(4インチ)の円内で5か所または10か所の値を読み取ります。

3.

選択した測定モードに応じて、5個または10個の読み取り値から、山から谷までの深さの平均または最大値が計算されて画面に表示されます。

4.

試験面全体の平均粗さを求めるには、1m×1m(3フィート×3フィート)の領域あたり5か所測定します。

プローブは別途注文になります。詳しくは、3-8ページをご覧ください。
標準設定とリチウム電池を使った場合の寿命です。アルカリ電池や充電池では、これと異なる場合があります。
4
いずれか大きい方
セパレート型で使用するゼロ値設定用ガラス板、校正用フォイル、およびプローブの保護キャップは、プローブに付属しています。
● 検査証明書は、標準で付属しています。
123www.elcometer.com

7

英国

Elcometer Limited+44 (0)161 371 6000
sales@elcometer.com
www.elcometer.com
フランス
Elcometer Sarl+33 (0)2 38 86 33 44
fr_info@elcometer.com
www.elcometer.fr
ドイツ
Elcometer Instruments GmbHAALEN: +49 (0) 7361 52806 0
LEER: +49 (0) 7361 528 06 60
de_info@elcometer.com
www.elcometer.deオランダ
Elcometer B.V.
+31 (0)30 259 1818
nl_info@elcometer.com
www.elcometer.nl
日本
Elcometer KK+81 (0)3 6869 0770
jp_info@elcometer.com
www.elcometer.co.jp
シンガポール共和国
Elcometer (Asia) Pte Ltd+65 6462 2822
asia@elcometer.com
www.elcometer.com
アラブ首長国連邦
Elcometer LLC+971 4 295 0191
+971 4 280 3526
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae
米国
Elcometer Inc
WARREN, MI: +1 248 650 0500
HOUSTON, TX: +1 713 450 0631
Toll Free: 800 521 0635
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

coatings inspection
Elcometer 224モデルT：iPhone 6 Plus、iPhone 6 、iPhone 5S、iPhone 5C、iPhone 5、iPhone 4S、iPhone 4、iPad（第4世代）、iPad mini、iPad 2、iPod touch（第4世代と第5世代）に対応しています。上記の「Madefor」（対応）とは、Elcometerの装置をiPod、iPhone、またはiPadに接続するためのアクセサリーがあり、Appleによる性能基準を満たしていることが開発者によって承認されているという意味です。Appleは、本製品の動作、および本製品が安全基準や規制に準拠しているかどうかについて一切責任を負いません。iPod、iPhone、またはiPadと上述のアクセサリーの使用によって、無線通信が影響を受けることがあります。 iPad、iPhone、iPod touchは、米国および他の国におけるApple Inc.の登録商標です。App Storeは、米国および他の国におけるApple Inc.の登録商標です。本製品は、バージョン2.1以上のAndroid搭載モバイルデバイスに適しています。Elcometerは、Elcometer Limitedの登録商標です。その他の商標については、その旨が記されています。
Elcometer Limitedは、継続的改善方針を採用しているので、製品の仕様が予告なく変更されることがあります。どの装置にも標準で1年間保証が付いています。2年間に無料で延長するには、購入日から60日以内にwww.elcometer.comで製品を登録してください。
© Elcometer Limited, 2022。All rights reserved. この文書の一部または全部を、Elcometer Limitedの事前の書面による許可なく、いかなる形式や方法によっても、複製、転送、保管（検索可能なシステムかどうかを問わず）、または他の言語に翻訳することを禁じます。

8

www.elcometer.com