DTH-1001 置式・壁掛兼用 デジタル温湿度計 取扱説明書
家庭用

特長電池のセット方法❶コード型外部センサ（着脱式）※1❷室内温度・湿度❸最高/最低温湿度メモリー※1❹見やすい大きな画面

屋外などの温度が計測可能(防水構造ではありません。水にかからないようご注意ください)。取り外すと室内のみの温度・湿度表示になります。
過去に記録した温度・湿度の最高・最低を自動で記録します。

❺カレンダー※2

本製品の本体部は室内専用です。居間や寝室、子供部屋など快適環境管理目安にご使用ください。

大きな液晶を搭載し、離れた所からでも見やすくなっています。

❻デジタル時計（12ｈ/24ｈ）※2

カレンダーを表示します。
（年および曜日の表示はありません。）

お好みでAM/PMの12時間表示と、24時間表示の切替が可能です。

❼目覚ましアラーム＆時報チャイム❽壁掛け用取付穴＆卓上スタンド

設定時間に連続音が鳴る「目覚ましアラーム」と、毎正時ごとに単音が鳴る「時報チャイム」設定機能。

本体背面の取付穴で壁掛けに、本体に収納されたスタンドで卓上などに設置することができます。

※1：室内・室外の温度は同時に表示されません。5秒ごとに自動切り替え表示します。
※2：「デジタル時計」と「カレンダー」は、同時に表示されません。5秒ごとに自動切り替え表示します。

各部の名称【本体オモテ面】

外部センサホルダー
液晶画面【本体ウラ面】

外部センサ

MODEボタン
SETボタン
MAX・MIN切替ボタン●リセット方法

外部センサ
電池カバ取付口
スタンド

壁面取付穴

電池を交換したとき、液晶画面が異常表示 をした 場 合 は 小 さな 穴 の 中 の 電 源
R E S E T ボ タ ン を 押し て くだ さ い 。
（RESETボタンは電池カバーを外した電池ホルダー横にあります。※「電池のセットのしかた」参照）
クリップなど先の細い物を穴に差し込ん
RESETボタン
で内部のボタンを押してくださ い 。
（ 強く押しすぎ て傷つけないようご注意ください。）※電池カバー内側

液晶画面の表示と機能●液晶画面に現在のIN/OUTの温度およびINの湿度、または記憶している最高・最低温度・湿度を表示します。
●5秒おきにIN/OUTの温度および現在時刻とカレンダーが交互に自動表示されます。
（どちらかのみを表示することはできません。）●目覚ましアラーム機能（「ピピピピッ」という連続する電子音の繰り返しでお知らせします。）●時報機能（「ピッ」という単音の電子音でお知らせします。）
外部センサー表示
アラーム設定ONで「」点灯

本体内部センサー表示
時報設定ONで「」点灯

時計を12時間表示選択時に「AM/PM」どちらかを表示「時計/カレンダー」表示部（5秒ごとに自動切り替え）

温度表示（IN/OUTを5秒ごとに自動切り替え）「最高（MAX）」および「最低（MIN）」
メモリー表示時に点灯
湿度表示（INのみ）
アラーム設定画面時に「AL」点灯

カレンダー表示時に点灯「M（Month：月）」「D（Day：日）」※お買い上げの時に本機にセットされている電池は、ビニール包装されています
ので、はがしてからご使用ください。
●本製品は単4形乾電池を1本使用します。
●下記の図のように電池カバーを外し、電池ホルダーの表示にしたがい＋−を正しく入れ、電池カバーを固定してください。
※電池交換したとき、異常表示したときは、リセットを行ってください。
（リセットの方法は「各部の名称」を参照ください。）※お買い上げの時に、本機に入っている電池はモニター用ですので、規定の電池寿命に満たないうちに切れることがあります。
※長時間ご使用にならないときは、電池を外してください。
※液晶画面の表示が薄くなったら電池を交換してください。
※電池を交換するときは、単4形アルカリ乾電池の使用を推奨します。

①奥へ軽く押し込む

電池ホルダー②下方向へずらす

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えると液もれや破裂の恐れがあり、故障やけがの原因となります。
電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
電池に直接ハンダ付けはしないでください。
直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。
使い切った電池はすぐに本機から取り出してください。

ご使用方法●液晶画面の保護カバーを外してご使用ください。
●各設定の操作は10秒以内に行ってください。操作せずに10秒経過すると通常表示に戻ります。
その場合は再度初めから設定してください。

現在時刻・カレンダーの合わせ方①「MODE」ボタンを押し、「現在時刻」または「カレンダー」を表示させます。
②「現在時刻」または「カレンダー」を表示させたまま「MODE」ボタンを約3秒間押し続けます。
③時計の時刻表示を「12時間表示（AM/PM）」にするか「24時間表示」にするかの選択画面（「24h」
または「12h」）が現れます。
数字が点滅している間に「SET」ボタンを押し、表示を選択し、「MODE」ボタンで決定してください。
④現在時刻の「時間」設定に切り替わりますので、「SET」ボタンで点滅している「時」の数字を進め、現在時刻を選択し、「MODE」ボタンで決定します。同様に「分」も設定します。
⑤現在時刻の設定が終わると「西暦」の設定画面に切り替わります。
「SET」ボタンで点滅している数字を進め、現在の西暦を選択し、「MODE」ボタンで決定します。
⑥続いて「月日」の設定に切り替わりますので、「 SET」ボタンで点滅している「月（M）」の数字を進め、現在の月を選択し、「MODE」ボタンで決定します。同様に「日（D）」も設定します。
※本製品のカレンダー機能は2000年から2059年まで対応しています。

目覚ましアラーム時刻の合わせ方①時刻またはカレンダーの表示画面で「MODE」ボタンを押し、「アラーム時刻」を表示させます。時間表示の右上に「AL」の文字が現れます。
②「アラーム時刻」を表示させたまま「MODE」ボタンを約3秒間押し続けます。
③時計表示の「時」部分が点滅し、アラーム時刻設定の「時間」設定に切り替わります。
「SET」
ボタンで点滅している「時」の数字を進め、お好みの時間を選択し、「MODE」ボタンで決定します。同様に「分」も設定します。
※はじめて電池をセット（または電池交換、リセット）した場合、目覚ましアラームはAM7:00に設定されます。

目覚ましアラームの ON/OFF 設定方法

外部センサの取り付け方①時刻の表示画面で「MODE」ボタンを押し、「アラーム時刻」を表示させます。時間表示の右上に「AL」の文字が現れます。
②「アラーム時刻」を表示させたまま「SET」ボタンを押し「 」マークを表示させることで、「目覚ましアラーム」がONになり、アラーム設定時刻になると「 」が点滅し約1分間電子音でお知らせします。
③解除するには、本項「①」の状態で数回「SET」ボタンを押し、「 」マークを非表示にします。

●外部センサコネクターを外部センサ取付口に、しっかり差し込んでください。

目覚ましアラーム音を止める方法●目覚ましアラーム音は、本体の「MODE」、「SET」、「MAX・MIN」のいずれかのボタンを押すと止めることができます。

外部センサー
コード取付穴（本体右側面下部）

外部センサホルダーの取り付け方

時報の ON/OFF 設定方法
①時刻の表示画面で「MODE」ボタンを押し、「アラーム時刻」を表示させます。時間表示の右上に「AL」の文字が現れます。
②「アラーム時刻」を表示させたまま「SET」ボタンを押し「 」マークを表示させることで、「時報」がONになり、毎時「00」分になると同時に電子音でお知らせします。
③解除するには、本項「①」の状態で数回「SET」ボタンを押し、「 」マークを非表示にします。

メモリーされているINおよびOUTの最高温度、INでの最高湿度の表示方法●IN（またはOUT）の「現在温度/現在湿度」を表示している状態で「MAX・MIN」ボタンを1回押すと液晶画面上の「℃」および「％」の上に「MAX」が表示され、IN（またはOUT）の最高温度、INの最高湿度が表示されます。INとOUTの表示は5秒ごとに切り替わります。
※「現在温度/湿度」画面に戻るには、続けて2回ボタンを押すか、そのまま約10秒待ちます。

メモリーされているINおよびOUTの最低温度、INの最低湿度のリセット方法●IN（またはOUT）の「現在温度/現在湿度」を表示している状態で「MAX・MIN」ボタンを2回押し、液晶画面上の「℃」および「％」の上に「MIN」が表示された状態で「MAX・MIN」ボタンを約2秒押し続けると数字が消え「−−」の表示になりメモリーがリセットされます。
●温度・湿度の最低値のリセットを行うと、その時点から最低値を記憶します。その記憶は次回リセットを行うまでクリアされません。

壁面への設置の仕方●本製品を壁にかける場合は、取り付ける壁面の材質に合ったネジ等を使い、製品荷重に耐えられるようにしっかりと固定してください。
●建物にはさまざまな建材が使用されており、木製だけでなくコンクリートや石膏ボード等の壁があります。このためDIY店等では、材質に合ったネジやクギが販売されておりますので、お客様の設置場所の材質に合ったものをご購入ください。
●本製品を温度の低い所から高い所へ急に移動させると、結露する場合があります。結露したときは、風通しのよい場所で乾燥させてください。
●デジタル表示部は高温になると黒くなり、低温になると表示が薄くなりますが、常温になれば正常に表示します。
●製品仕様に記載されている測定範囲外での使用は避けてください。
●湿度が90％を超える所●温度が＋50℃超える所●温度が0℃を下まわる所●強い磁気のある所では使わないでください。

■仕様品名使用範囲

表示範囲

精度

家庭用置式・壁掛兼用 デジタル温湿度計
温度IN・屋内（本体センサー）：−10〜50℃●温度表示 / −50℃以下で「LL」、70℃以上「HH」と表示されます。
●湿度表示 / 20％RH未満または0℃以下で「10％」、99％以上または70℃以上で「99％」と表示されます。

表示単位

温度 0.1℃
湿度 1％RH

測定周期

約20秒

湿度：20〜90％（INのみ）

電単4形乾電池 1本

温度：−49.9〜69.9℃（IN/OUT）

電池寿命

約1年（アルカリ電池の場合）

湿度：20〜99％（INのみ）

外径寸法

約103×96×20mm

温度：±1℃（0〜50℃）

本体重量約130g（電池含む）※上記以外±2℃

センサーコード 約1.9m

OUT・外部（外部センサー）：−50〜70℃湿度：±5％（45〜70％）常温※上記以外±8％RH

表示範囲外の表示について

外部センサ
ホルダー

●右図のようにスタンドを矢印の方向に開いて設置します。
スタンドは自立する角度で固定されますので、必要以上に力を加えて開かないでください。

メモリーされているINおよびOUTの最低温度、INの最低湿度の表示方法●IN（またはOUT）の「現在温度/現在湿度」を表示している状態で「MAX・MIN」ボタンを1回押し、液晶画面上の「℃」および「％」の上に「MAX」が表示された状態で「MAX・MIN」ボタンを約2秒押し続けると数字が消え「−−」の表示になりメモリーがリセットされます。
●温度・湿度の最高値のリセットを行うと、その時点から最高値を記憶します。その記憶は次回リセットを行うまでクリアされません。

外部センサ

スタンドの立て方●IN（またはOUT）の「現在温度/現在湿度」を表示している状態で「MAX・MIN」ボタンを2回押すと液晶画面上の「℃」および「％」の上に「MIN」が表示され、IN（またはOUT）の最低温度、INの最低湿度が表示されます。INとOUTの表示は5秒ごとに切り替わります。
※「現在温度/湿度」画面に戻るには、続けて1回ボタンを押すか、そのまま約10秒待ちます。

メモリーされているINおよびOUTの最高温度、INの最高湿度のリセット方法

両面テープ
剥離紙

●外部センサを外部センサホルダーに差し込み、ネジまたは付属の両面テープで取り付けます。

材源

質

ケース：ABS樹脂
パネル：PC樹脂※温度−49.9℃〜 69.9℃まで、湿度 20 〜 99％まで表示しますが、本体の使用範囲温湿度内で使用してください。

〒955-8677 新潟県三条市南四日町 4-8-18
http://www.takamori-kohki.co.jp/