(en) Operating Instructions(fr) Mode d’emploi(de) BedienungsanleitungThank you for using this Elcometer 142 ISO 8502-3 Dust
Tape Test Kit. This kit will allow you to assess the quantity
and size of dust particles on cleaned surfaces prepared forpainting. The kit may be used in accordance with therecommendations of BS EN ISO 8502-3, either as a pass/
fail test or as a permanent record of the presence of dust.

Merci d’avoir choisi le kit d’adhésif de test de poussière
Elcometer 142 ISO 8502-3. Ce kit est destiné à évaluer laquantité et la taille de particules de poussière sur dessurfaces nettoyées et préparées pour mise en peinture. Ilpeut être utilisé selon les prescriptions de la norme EN BSISO 8502-3, soit comme un test accepté/refusé, soitcomme mesure permanente de la présence de poussière.

Vielen Dank das Sie das Elcometer 142 ISO 8502-3
Staubpartikel-Prüfset verwenden. Dieses Set ermöglicht
Ihnen die Quantität und Größe von Staubpartikeln auf
gereinigten Oberflächen zu beurteilen. Dieses Set kann inÜbereinstimmung der Empfehlungen nach BS EN ISO
8502-3, oder als gut/schlecht Bewertung verwendet
werden, oder als ein Langzeitnachweis für die Präsenz von
Schmutz- oder Staubpartikeln.

Box contents• 10 x magnifier with 2 batteries (LR14) and graticule• Adhesive tape to specification ISO 8502-3• Comparator display board/operating instructions• Dust assessment plate• Test record sheet, x 25
Test procedure
1. Before you start testing, remove and dispose of threecomplete turns of tape from the roll.
2. Remove a piece of tape about 200 mm long and hold itby the ends only.
3. Place the sticky side of the tape onto the test surface
and use your thumb or the Elcometer 145 Dust Taperoller to cause it to adhere; rub along the length of thetape 3 times in each direction at a constant speed using
firm pressure; each stroke should take approximately 6
seconds.
At least 150 mm of untouched tape should now be
firmly stuck to the surface.
4. Grasp the tape at one end and pull it away from the test
surface; once removed, hold the tape by the ends only.
5. Place the sticky side of the tape onto the transparent
plastic strip included in this test kit and apply gentle
pressure with the thumb to cause it to adhere.
6. Place the plastic strip on to a black or white strip on thecomparator display board on the other side of this page;choose whichever colour highlights the dust on the tapemost clearly.
7. Assess the quantity of dust on the tape: compare thedust on the tape with the samples at the bottom of thecomparator display board and record the dust rating
number which is the closest match. Any overall
discoloration of the tape should be recorded as dust
rating 5, size class 1.
8. Assess the size of the dust particles on the tape: viewthe dust using the magnifier and with reference toTable 1, record the dust size class of the predominantparticles.
Table 1: Dust size classes
Class

Description of dust particles

01

Particles not visible under 10x magnification
Particles visible under 10x magnification but notwith normal or corrected vision (usually particles
less than 50 µm in diameter)
Particles just visible with normal or corrected vision(usually particles between 50 µm and 100 µm indiameter)
Particles clearly visible with normal or correctedvision (particles up to 0.5 mm in diameter)
Particles between 0.5 mm and 2.5 mm in diameter
Particles larger than 2.5 mm in diameter

2345

9. Carry out at least three tests on the surface being
investigated. If the dust rating number of the three tests
differs by more than one, conduct at least two additional
tests and calculate the average of the results.
10.To provide a permanent record of the presence of dust,
stick the strips of tape on to the test record sheet.
11.Residues of tape or adhesive must be removed beforethe test surface is painted.
SparesContact Elcometer or your local supplier to purchase thefollowing spare parts:
Elcometer 145 Dust Tape Roller
E145----1
Test record sheet:
T14219451
Display board:
T14219454
Adhesive tape (1 roll):
T14223003
Dust assessment plate:
T14219525

Contenu de la boite :• Microscope x 10 avec deux piles (LR14) et réticule.
• Adhésif conforme ISO 8502-3• Echelle de comparaison/mode d’emploi• Plaque d’évaluation poussière• 25 grilles de rapport
Procédure de test :1. Avant de commencer, éliminer les 3 premiers tours durouleau d’adhésif.
2. Découper un bout d’adhésif de 200 mm de long en lemaintenant uniquement par les extrémités.
3. Placer la face adhésive du scotch sur la surface à testerou dérouleur d’adhésif de test de poussière Elcometer
145; utiliser le pouce pour le faire adhérer correctement.
Frotter fortement le scotch sur toute sa longueur 3 fois
dans chaque sens à vitesse constante. Chaquepassage doit durer environ 6 secondes.
Une longueur de 150 mm minimum doit maintenantfermement adhérer à la surface.
4. Maintenir l’adhésif par une des extrémités et tirer pourle décoller. Une fois décollé, tenir l’adhésif uniquement
par les extrémités.
5. Placer la face collante du scotch sur la languette deplastique transparent incluse dans ce kit et appuyer
fermement pour le faire adhérer.
6. Placer la languette de plastique sur la partie noire ou
blanche de l’échelle de comparaison au dos de cettepage selon celle qui fait le mieux ressortir la poussière
sur le scotch.
7. Evaluer la quantité de poussière sur le scotch encomparant avec les échantillons situés au bas ducomparateur et noter le numéro qui se rapproche leplus de votre prélèvement. Toute décoloration générale
du scotch devra être classée en niveau 5, taille classe
1.
8. Evaluer la taille des particules situées sur le scotch àl’aide du microscope. En vous référant à la table 1,relever la taille des particules prédominantes.
Table 1: Classification taille des particules
ClasseDescription des particules de poussière

01

Particules invisible au microscope G x 10Particules visibles au microscope G x 10 mais
pas en vision normale ou corrigée(généralement, particules inférieures à 50 µmde diamètre)Particules à peine visibles en vision normale ou
corrigée (généralement, particules entre 50 et
100 µm de diamètre)Particules clairement visibles en vision normale
ou corrigée (particules supérieures à 0.5 mm dediamètre)Particules entre 0.5 et 2.5 mm de diamètre
Particules supérieures à 2.5 mm de diamètre

2345Lieferumfang• 10fach Lupe mit 2 Batterien (LR14) und Skalierung• Klebeband gemäss Spezifikation ISO 8502-3• Vergleichstabelle / Bedienungsanleitung• Bewertungsskala• Prüfbericht (25x)Vorgehensweise
1. Bevor Sie mit dem Test beginnen, entfernen Siezunächst ca. drei Wicklungen des Klebebandes von derRolle.
2. Lösen Sie ein ca. 200 mm langes Stück des Bandes abund halten es an ausschliesslich an den Enden fest.
3. Kleben Sie das Band mit der selbstklebenden Seite
nach unten auf die zu prüfende Oberfläche und reibenes mit dem Daumen fest oder Anpressrolle fürElcometer 145 Klebeband; rubbeln Sie etwa dreimalüberdiegesamte
Länge
mit
konstanterGeschwindigkeit. Jeder Strich sollte etwa 6 Sekundenlang dauern.
Nun sollten ca. 150 mm des unberührten Bandes auf
der Oberfläche fest kleben.
4. Fassen Sie das Band an einem Ende und ziehen es
von der Oberfläche ab. Haben Sie das Klebeband
abgelöst, so halten Sie es bitte nur an den Enden fest.
5. Kleben Sie nun die Klebefläche des Bandes auf den
mitgelieferten transparenten Teststreifen und reiben ihn
vorsichtig fest.
6. Legen Sie nun den Teststreifen auf einen weissen oderschwarzen Streifen auf der Vergleichstabelle auf derRückseite dieser Anleitung. Wählen Sie die Farbe, dieder des gesicherten Staubes am nächsten kömmt.
7. Bewerten Sie die Menge an Staub auf dem Klebeband:
Vergleichen Sie den Staub auf dem Band mit den
Beispielen auf der Vergleichstabelle und notieren den
Staubgrad laut Tabelle, dem er am ehesten entspricht.
8. Bewerten Sie den Staub auf dem Klebeband:
betrachten Sie den Staub durch die Lupe und ermitteln
Sie anhand von Tabelle 1 die Größenordnung dervorherrschenden Staubpartikel.
Tabelle 1: Staub Größenordung
Kl.

Beschreibung der Staubpartikel

01Partikelunter 10fach Vergrößerung nicht sichtbar
Partikel mit 10facher Vergrößerung sichtbar, abernicht visuell differenzierbar (i.d.R. Partikel unter
50 µm im Durchmesser).
Partikel mit blosem Auge erkennbar (i.d.R. Partikelzwischen 50 µm und 100 µm Durchmesser)
Partikel mit blosem Auge klar erkennbar (i.d.R.
Partikel bis 0,5 mm im Durchmesser)
Partikel zwischen 0,5 und 2,5 mm Durchmesser
Partikel größer als 2,5 mm im Durchmesser

2345

9. Répéter l’opération au minimum 3 fois sur la surface àtester. Si la différence entre les trois tests est supérieureà 1, réaliser au moins deux tests supplémentaires etcalculer la moyenne des résultats obtenus.
10.Pour garder une traçabilité de la mesure, coller lesbandes de scotch sur une grille de rapport.
11.Les résidus de colle doivent être enlevés de la surface
avant mise en peinture.

9. Führen Sie je drei Tests an der zu prüfenden
Oberfläche durch. Unterscheidet sich die Staubrate derdrei Tests um mehr als 1 Klasse, führen Sie erneut zwei
zusätzliche Tests durch und errechnen den ungefähren
Durchschnittswert aller Proben.
10.Zur dauerhaften Archivierung der Tests, kleben Sie die
Teststreifen auf den Prüfbereicht.
11.Rückstände der Klebebänder (Kleberreste etc.) müssen
vor einer Beschichtung der Oberfläche entfernt werden

Pièces détachées :Contacter Elcometer ou votre revendeur local pour l’achat
des pièces détachées suivantes :Dérouleur d’adhésif de test de poussière
Elcometer 145:
E145----1
Grilles de rapport :T14219451
Tableau comparaison N & B :T14219454
Rouleau d’adhésif (1 rouleau):
T14223003
Plaque évaluation poussière :T14219525

Ersatzteile und Zubehör
Bitte wenden Sie sich an Ihre nächste Elcometer
Niederlassung falls Sie nachstehendes Zubehör oder
Ersatzteile nachbestellen möchten:
Anpressrolle für Elcometer 145 Klebeband: E145----1Prüfberichte:
T14219451
Vergleichstabelle:
T14219454
Klebeband (1 rolle):
T14223003
Bewertungsskala:T14219525*AlleRechtevorbehalten.
vorankündigung möglich.

is a registered trademark ofElcometer Limited.
R© Copyright Elcometer Limited. 2008 - 2012.

est une marque deposéed’Elcometer Limited.
RÄnderungenohne

ist ein eingetragenes Warenzeichen vonElcometer Limited.
RDoc.No. TMA-0367 Issue 05
Part No: T14219454