4チャンネルデータレコーダ DA-21

大容量メモリカードに対応 最大32 GB&

8ch

ユニット間同期 最大

4チャンネルデータレコーダ

4チャンネルデータレコーダDA-21は、現場で音響・振動波形や各種電圧信号を収録します。
収録データは、WAVE形式でSDカードに記録し、コンピュータで波形分析処理が行えます。

4チャンネルデータレコーダ
リモコン入力端子（8 pin MINI DIN）

同期信号端子

回転入力端子ACアダプタ

信号入力端子（BNC)）

収録データの再生が可能
駆動部が無く、動作は無音。
振動や高湿度の環境でも使用可能

再生出力端子（φ2.5）

モニタ出力端子（φ3.5ステレオミニジャック）

外部トリガ入力端子（φ2.5 モノラルミニジャック）USB端子（USBミニB）
音声メモ入力端子（φ3.5 4極ミニジャック）

音声メモ機能搭載

バーグラフで「レベル」の把握が可能

測定中画面例

メニュー画面

175 mmSoftware DA-21の収録データは各種ソフトで表示・分析が可能
ビューアソフトウェア
AS-70 Viewer

付属

DA-21で収録したWAVEファイルを読み込み、波形表示やレベル表示、ファイル出力（WAVE形式/CSV形式）および再生が可能。ユニット間同期データの表示も可能。

波形処理ソフトウェア
AS-70 オプション

AS-70Viewerの機能に、オク分析、FFT分析機能を追加。
仕様

波形分析

周波数重み

仕様
グラフ

統計値

表示種類

振幅波形、レベル波形

周波数重み付けZ、A、C、G、CtoA、特性Lvx（鉛直特性）、Lvxy（水平特性）

時間重み付け10 ms/F（速い）/

時間重み付

特性

630 ms/S（遅い）/10 s

オクターブ

最大値/最小値/平均値/

バンド分析

振幅波形

演算

分散/実効値
レベル波形

4ch表示画面例
推奨動作環境FFT分析

Leq/LE/Lmax /Lmin/LN（5種類）

周波数分析画面例

ビューアソフト AS-70 Viewer / 波形処理ソフトウェアAS-70 ■ CPU : Intel Core i5 2 GHz相当以上 ■ RAM : 2 GB以上、推奨 ４ GB ■ HDD : 20 GB以上（空き容量）、推奨100 ＧＢ以上 ■ DISPLA
波形分析ソフト CAT-WAVE ■ CPU : Intel Core i5/i7 1.4 GHz以上（Core2 Duo 2 GHz以上） ■ RAM : 2 GB以上 ■ HDD : 60 GB以上
（空き容量） ■ DISPLAY : SXGA（1280×1024）
以従来製品DA-20からのアップ機能

Battery Life

大容量SDカード対応（最大32 GB）

単3形乾電池（アルカリ）4本使用時

量子化ビット数
24 bitにも対応

約
USBストレージ対応（リムーバルディスクとして認識）

回転入力端子の追加（専用端子）

ユニット間の同期（最大8ch）

入力端子／再生出力端子を分離

8時間

＊1

＊1 20 kHz、4ｃｈ、CCLD未使用時

バッテリパック BP-21A、単1形乾電池（アルカリ）
4本使用時

約40時間

＊2

＊2 本体電池とBP-21Aの併用時
収録条件により異なります

45 mm

タイムトリガの追加

計量法施行規則第38条別表第四＊に記載のデータレコーダ（音圧レベル・振動加速度レベル）の仕様に適合します。
＊（計量証明事業登録に必要な機器一覧）

System システム構成（本体以外はオプション）
多機能計測システム
SA-A1

プリアンプ NH-22

周波数分析器SA-02

レベルレコーダ
LR-07

オシロスコープなど

BNC-BNC同軸ケーブル
EC-90シリーズ

1/2インチエレクトレットマイクロホン

UC-52/57/59

ピックアップ用コード
VP-51シリーズ

加速度ピックアップ

DA-21

BNCアダプタ

PV-91C/90T/97I（3方向）※

VP-52C

アンプ内蔵

USBケーブル

回転入力端子

140 mmコンピュータピックアップ用コード
VP-51シリーズ
チャージコンバータ

加速度ピックアップ

付属

VP-40

PV-08A/85/90H

ビュアーソフトAS-70 Viewerなど

オプション

チャージコンバータ
チ

圧電式加速度
ピックアップ（3方向）波形処理ソフトウェア
AS-70

C

VP-40

A

PV-97C※/93※

D

SDカード

B

振動計

ユニット間同期

騒音計

最大DA-21

回転・歪み・温度など

8ch

USBケーブル

大容量メモリカードに対応
B

A モニタ用イヤホン

C

B 音声メモ用マイク

クターブバンド、1/3オクターブバンド最大D

C リモコンD ACアダプタ

オプション

最大値、最小値、平均値、実効値、表示データ

DA-21で収録したWAVEファイルを読み込み、オクターブバンド・1/3オクターブバンド分析、FFT分析が可能。クロススペクトル、伝達関数などのチャンネル間演算や1/12オクターブバンド分析が可能（トラッキング分析を追加可能（オプション））。

FFT分析

32〜65 536ポイント
パワースペクトル、パワースペクトル密度、

JIS C 1513-1 : 2020（IEC 61260-1 :分析周波数オクターブバンド 0.5 Hz〜１６ kHz、表示機能

時間軸拡大縮小、微積分
WAVE形式（ch分割、区間指定が可能）/CSV形式（区間指定が可能）/JPEG

分析点数

64〜32 768ポイント

表示データ

パワースペクトル、クロススペクトル、伝達関数（振幅）、伝達関数（位相）、コヒーレンス関数、パワースペクトルマップ、スペクトル領域での微積分

オクターブ

10 ms、F（速い）、630 ms、S（遅い）、10 s

適合規格

＋

DA-21で収録したファイルは、
SA-02M/02A4（スループットディスク付）
でも分析が可能32 GB

ファイル出力スペクトログラム

付け特性

本製品はキャテック
株式会社の製品です

波形分析

Z、A、C、G、ＣｔｏＡ、Lvx（ 鉛直特性）、Lvxy（水平特性）

分析点数

オプション

仕様

分散、微積分、HPF、LPF

み付け特性

スループットディスク
CAT-SA02-TH

ソフトケース

波形分析ソフト
CAT-WAVE

演算オプション

多チャンネル分析処理器
SA-02

SDカード

A

オプション

波形分析ソフト
CAT-WAVE※３方向ピックの場合それぞれに使用する
VP-52C、VP-40は３個必要

適合規格

バンド分析2014）クラス1のフィルタ

1/3 オクターブバンド 0.4 Hz〜２0 kHz

スペクトルマップ画面例

AY : XGA（1024×768ピクセル）以上 ■ 対応OS : Microsoft Windows 10 Pro 64 bit、
11 Pro 64 bit
以上 ■ 対応OS : Microsoft Windows 8.1 Pro 64 bit、10 Pro 64 bit

JIS C 1513-1 : 2020（IEC 61260-1 : 2014）クラス1のフィルタ、
JIS C 1514 : 2002 クラス1

分析周波数オクターブバンド 0.5 Hz〜8 kHz、1/3オクターブバンド 0.4 Hz〜10 kHz、範囲

1/12オクターブバンド 0.36 Hz〜11 kHz

時間重み付け特性

1 ms、10 ms、35 ms、F（速い）、630 ms、S（遅い）、10 s

周波数重み付け特性

FLAT、A、C■ 仕様 4チャンネルデータレコーダ
トリガソース

外部：オープンコレクタ対応
External、External Gate
（騒音計NL-62A、NL-52A、NL-42Aのコンパレータ出力に対応）
内部：レベルトリガ（波形）：レンジフルスケールの0.1〜0.9 %、1〜99 %におけるリニアピーク
タイムトリガ：設定された開始日時、終了日時の間、設定間隔で繰り返し収録可能
トリガモードフリー、シングル、リピート（リピート時にはファイル分割）
プリトリガ
0秒、1秒、5秒（トリガイベントからのプリタイム）
読替
リニア（EU）、Log（dB）
チャンネル毎に設定可能
液晶
256×160 dots（モノクロ液晶、バックライト付）
表示内容
設定画面、収録画面、レベルバー、レベル履歴
LED
オーバーロード表示、カード残容量警告、収録、再生、トリガ待ちなどの状態表示
設定の保存
5組の設定を内部メモリに保存、SDカードにスタートアップ用ファイルを用意
リムーバブルディスクとして認識
USB マスストレージクラス
電源
乾電池または専用ACアダプタ（NC-98E）、シガレットアダプタ（CC-82）
乾電池
単3形電池（アルカリ乾電池またはニッケル水素充電池） 4本
外部DC
5〜20 V、消費電流 約190 mA（6 V）（周波数レンジ：100 Hz、CCLD OFF バックライト OFF モニタアウト OFF）
電池寿命
アルカリ乾電池
20 kHz 4ch CCLD使用時：約4.5時間（連続収録時、23 ℃、CCLD未使用時：約8時間
バックライトOFF、
20 kHz 1ch CCLD使用時：約7.5時間
32 GBカードの代表値）
CCLD未使用時：約10時間
ニッケル水素電池 20 kHz 4ch CCLD使用時：約7時間（容量2 450 mAh
CCLD未使用時：約10時間の場合）
20 kHz 1ch CCLD使用時：約11時間
CCLD未使用時：約12時間
ユニット間の同期に対応し、最大8chまでの波形レベルの同期が可能
ユニット間同期機能
約140 mm（H）×175 mm（W）×45 mm（D）・約450 g（電池含まず）
大きさ・重さ−10 ℃〜＋50 ℃、90 %RH以下（結露のないこと）
使用温湿度範囲
単3形アルカリ乾電池×4、AS-70Viewer×1
付属品
500,000円
希望小売価格（税別）
トリガ部
校正
表示部

入力部

電源部

出力部
収録部

入力端子
信号入力
4（BNC）
回転速度（回転パルス） 1（BNC）
音声メモ入力1（音声メモマイク用φ3.5 4極ミニジャック）
外部トリガ入力
1（φ2.5モノラルミニジャック）
リモコン端子1（リモコン用 8-pin MINI DIN）
USB端子
ミニB
入力レンジ
±0.01 V、±0.03 V、±0.1 V、±0.3 V、±1 V、±3 V、±10 V
入力インピーダンス
100 kΩ以上
最大入力電圧±13 V
過負荷
レンジフルスケール + 2.0 dB（許容差 ±1.0 dB）
入力結合AC/DC（AC結合時：0.315 Hzに於いてー3.0 dB ±1.0 dB）
センサ駆動電源（CCLD） 2 mA、24 V
フィルタ（ディジタル） ハイパス：OFF、5 Hz（−3.0 dB ±1.0 dB）（−12 dB/oct）
ローパス：OFF、200 Hz、1 kHz、2 kHz（−3.0 dB ±1.0 dB）（−12 dB/oct）
周波数特性
DC結合時
DC〜1 Hz：±1.0 dB
1 Hz〜12.5kHz：±0.5 dB
12.5 kHz〜20 kHz：±1.0 dB
AC結合時
1 Hz：±1.0 dB
1 Hz〜12.5 kHz：±0.5 dB
12.5 kHz〜20 kHz：±1.0 dB
チャンネル間位相差1度以内（AC結合、HPF OFF時、同一レンジ時、20 kHzレンジ時）
S/N比
80 dB以上（10 V、3 V、1 V、0.3 Vレンジ、周波数帯域内、過負荷含む）
歪率
0.1 %以下（周波数帯域内）
音声メモ
2通りの使用方法
A：アイドル中に記録
B：収録中常時に回転速度チャンネルを音声メモとして利用
回転速度と音声メモの切り替えは不可※収録中にマーカ機能として動作することも可能
回転パルス
入力インピーダンス 100 kΩ以上
入力電圧範囲0〜10 V、オープンコレクタ対応
スレッシュルドレベル 約2.5 V
計数方式
周期計測
測定回転数範囲
200〜600 000 rpm (1 pulse / rotation)
出力端子
再生出力端子4（φ2.5モノラルミニジャック、信号入力端子と別）収録した信号を再生、
出力インピーダンス 600 Ω
周波数特性
DC〜1 Hz：±1.0 dB、
1 Hz〜12.5 kHz：±0.5 dB、12.5 kHz〜20 kHz：±1.0 dB
出力電圧±3.16 V（レンジフルスケール時に対応する電圧）
最大出力電圧±4.0 Vチャンネル間位相差 1度以内（周波数帯域内）
モニタ出力端子1（φ3.5 ステレオミニジャック）、出力インピーダンス 100 Ω
収録時選択された1チャンネルのアナログ信号出力
再生時選択された任意の1チャンネル（音声メモ含む）の再生出力
出力電圧±3.16 V（レンジフルスケール時に対応する電圧）
最大出力電圧±5.5 V
再生時出力選択
再生出力端子とモニタ出力端子から出力
記録媒体
SDカード
（動作を保証する当社販売品をお使いください）
最大容量32 GB
ファイルシステム（FAT16/FAT32）
A/D変換器
量子化ビット数：24 bit、Bit長はメニューから16 bit/24 bitから選択
ファイル形式WAVE 形式（16 bit/24 bit直線、非圧縮）
周波数レンジ
100 Hz、500 Hz、
1 kHz、5 kHz、
10 kHz、
20 kHz
サンプリング周波数
周波数レンジ×2.4または×2.56
最大収録時間
約23時間（20 kHz、サンプリング周波数×2.4、4ch、32 GBカード使用時）
プリ収録
収録開始、またはトリガイベントより、0秒、1秒または5秒前のデータから収録■ オプション
品名希望小売価格（税別）

型式

波形処理ソフトウェア
波形分析ソフトチャージコンバータ＊1
メモリカード（SDカード）

AS-70
CAT-WAVE
VP-40
2 GB
MC-20SD232 GB
MC-32SP3
ACアダプタ
NC-98E
バッテリパック
BP-21A
シガレットアダプタ
CC-82
4chデータレコーダ用リモコンユニット
DA-20RC1
音声メモ用マイク
SSM-17A
モニタ用イヤホン
ATH-C320
ソフトケース（肩掛けバンド付き）
DA-20007
BNC-BNC同軸ケーブル
EC-90シリーズ（2 m〜）
BNC-BNCコード
NC-39A
BNC-ピン出力コード
CC-24＊2 CC-42C
コンパレータケーブル（NL-42A/52A/62A用）
ユニット間同期ケーブル
CC-４３
USBケーブル（A-mini B）
ー

200,000円
250,000円
65,000円
30,000円
100,000円
14,000円
32,000円
2,100円
16,000円
10,000円
7,500円
8,400円
7,000円〜
4,000円
4,000円11,000円
6,000円
市販品＊1 動作を保証する当社販売品をお使いください＊2 DA-21で使用する場合はBNC-ピン出力コードCC-24とBNC中継コネクタVP-54Cが別途必要です

メモリカード（SDカード）使用時の最大収録時間（目安）32 GBのSDカード

サンプリング周波数：×2.56（2.4にも対応）、量子化ビット数：16 bit
500 Hz

10 kHz

20 kHz1

17066時間40分 3413時間20分 1706時間40分 341時間20分 170時間40分

85時間20分

28533時間20分 1706時間40分

85時間20分

42時間40分

853時間20分 170時間40分

2 GBのSDカード サンプリング周波数：×2.56（2.4にも対応）、量子化ビット数：16 bit

35688時間32分

1137時間36分

568時間48分

113時間36分

56時間48分

28時間24分

44266時間40分

853時間20分

426時間40分

85時間20分

42時間40分

21時間20分

収録チャンネル数

収録チャンネル数

100 Hz周波数レンジ
1 kHz5 kHz

周波数レンジ
1 kHz
5 kHz

100 Hz500 Hz1

1066時間40分

213時間20分

106時間40分

21時間20分

10時間40分

10 kHz

20 kHz
5時間20分2

533時間20分

106時間40分

53時間20分

10時間40分

5時間20分

2時間40分

3

355時間32分

71時間06分

35時間33分

7時間06分

3時間33分

1時間46分

4

266時間40分

53時間20分

26時間40分

5時間20分

2時間40分

1時間20分＊収録されるデータのファイル数により若干異なります ＊１ファイルあたりの最大収録時間は約1 000時間となります ＊メモリカードは動作を保証する当社販売品をお使いください

当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関（IAJapan）
は、アジア太平洋
認定協力機構（APAC）
及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。当社の品質保証室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0197は品質保証室の認定番号です。

https://svmeas.rion.co.jp/＊本カタログに掲載されている価格はメーカが希望する小売価格です。＊本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談受付

0120 -26 -1566

当社の休日および土・日・祝日を除く
9：00 〜12：00 / 13：00 〜17：00

本社・営業部〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
TEL.042-359-7887
FAX.042-359-7458

西日本営業所〒530-0001 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル
TEL.06-6346-3671
FAX.06-6346-3673

東海営業所〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル
TEL.052-232-0470
FAX.052-232-0458

九州リオン（株） 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 5 番 18 号
TEL.092-281-5366
FAX.092-291-2847

この印刷物は環境に配慮したUVインキを使用しています。

1404-122403.P.D

上海理音科技有限公司

郵編200233 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業化大楼 C区501室
TEL.021-5423-5082
FAX.021-5423-5266

修理・再校正のお問い合わせ窓口〒192-0918 東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号
TEL.042-359-7898
FAX.042-359-7458