液面レベル

圧力流量

電磁弁

ガス・液体
センシング
制御機器

OUR EXPERIENCEYOUR SOLUTION

セレクションガイド

Gemsセンサー＆コントロールズは1955年設立以来、50年以上にわたり流体センシング・制御機器を開発・製造を行ってきました。
•流体、圧力センシング、制御機器の幅広いラインナップ•

柔軟なカスタマイズ対応、ＯＥＭ需要に対応する製造キャパシティ

•世界基準の品質（ISO9001他）、経験豊富なエンジニアによるサポート

1997年にダナハーグループに加わり、インダストリアルテクノロジーのキーブランドとして最新の技術と高品質なサポートを提供し続けています。

ダナハーＩＣＧジャパンは日本市場でのダナハーグループのセンサ・制御機器の製造・販売拠点です。
＜取扱ブランド＞•

自社工場による日本市場向けブランドの開発製造•

専任エンジニアによる技術サポート、独自の品質検査の実施•

技術営業が２０００以上のアイテムから最適な商品を選定サポート

海外の各ブランドとはダナハーグループの仲間として、商品開発から顧客サポートにいたるまで同じ会社の一員として深い連携を持って活動しています。

東京オフィス

ダナハーコーポレーション
ダナハーコーポレーション（Danaher Corporation）
は米国のワシントンD.C.に本社を置き、ＮＹ株式市場に上場（NYSE: DHR）されています。
ダナハーはその革新的な製品・サービスの設計、製造、そして販売を一貫しておこない、卓越したテクノロジーで産業界のリーダーとなっています。
事業領域は、環境、計測、ライフサイエンス、工業技術など広範囲に及び、各事業領域で世界的に認知されたプレミアムブランド群を市場に提供します。
ダナハーは世界50カ国以上でビジネスを展開し、社員数は世界で約5万人です。2010年の年商は132億ドルを計上し、フォーチュン500社にランキングされています。

ダナハーの成功は経験に裏付けられたダナハービジネスシステム(DBS)によってもたらされます。
『イノベーションが未来を築く』『最高のチームは勝利する』『株主のために競争する』という企業理念に基づき、創業以来進化を重ねたダナハーの文化です。
ダナハーはDSBを実践し顧客の耳に声を傾けることで『品質』『納期』『コスト』『イノベーション』の向上をこれからも目指します。

流量センサ 流量センサ

電子式電子式

 流量スイッチ

視認性の高い、パドルホイール方式を採用したRoterFlow®シリーズ。目視式インジケータにアナログおよびスイッチ出力を搭載。

ホール素子方式を採用し超小型を実現したTurboFlow®シリーズ。超小型サイズにより、装置搭載に適しています。

25〜76mmの大口径配管の水および油の監視に適しており、低い圧力損失が特徴です。

 流量センサ/指示器

シャトル式

配管径

6.4 〜 25mm

繰返精度

0.5% of F.S.

出力アナログ・パルス・接点

直線性±3% of Reading＜原理＞

FlowSensor Selection＜原理＞
磁化されたロ

ホール素子

タイプ

流量範囲 耐圧(L/min) (M Pa)

材質

Roter
Flow

0.4〜227 0.3〜1.4

ステンレス
真鍮・PP

Turbo
Flow

0.5〜30 1.4〜2.4 ガラス強化繊維ーターの回転をホール素子
磁化ローターにより検出しスプリングにより支入力

ルが流量によってフード

密閉型
リードスイッチスプリング

永久磁石押し上げられると、ます。
出力

えられているシャトナイロン永久磁石の位置が移動しリードスイッチによって検出されハウジング

シャトルます。

 流量スイッチ

 流量スイッチ

 流量スイッチ

流量に応じて位置の変化するピストン方式は高精度なキャリブレーションおよび繰返し性を提供します。
粘度補償を備えた特殊仕様も用意、最大10M Paまでの高圧に対応します。

稼動部のない、熱拡散検出方式を採用。導電性、非導電性のどちらの媒体でも流量検出が可能で、微粒子混合液や懸濁液などに最適です。また、媒体粘性の影響も受けません。

配管サイズが30mm以上の大口径に適応したパドル方式。動作点に応じて30〜140mmの範囲で長さを調節して使用します。
特許技術のシームレスカム方式を採用し、低い圧損とシールフリーを実現しました。

熱拡散式

ピストン式

パドル式

繰返精度
15% of F.S.

FlowSwitch Selection＜原理＞
バネによって支えられているピストンが流量によって位置が変化し、内蔵された永久磁石によって検出しOリングタイプ

ハウジング

ピストン式（固定）.

0.05 〜 5.7 L/min

ピストン式（可変）1.9 〜 75.7 L/min

シャトル式（固定）0.95 〜 378.5 L/min

シャトル式（可変）2.8 〜 56.8 L/min

パドル式
熱拡散式（固定）

スプリング
永久磁石
密閉型
リードスイッチます。
ピストン流量レンジ

材質

特徴

樹脂・銅合金取付方向が自由精度10〜20%

樹脂・銅合金ステンレス

高流量対応
透明樹脂タイプあり

19 〜 148 L/min

銅合金

シールフリー0.5 〜 41 L/min

ステンレス

稼動部なし

詳細仕様・最新情報は http://www.danaher.jp/gems/

液面レベルセンサ
 液面レベルスイッチ

 液面レベルスイッチ

光学式

フロート式

屈折率を応用した光学式スイッチは超小型で可動部がないため長期信頼性が高く、様々な用途に対応します。

 液面レベルスイッチ

多点フロート式

実績のあるリードスイッチ方式を採用し、高い再現性と長期信頼性を実現。取付方法・サイズ・材質の全てにおいて幅広いラインナップを用意。

安定したフロート式のメリットを持ちながら最大7点のレベル検出に対応。

繰り返し精度±1mm

環境温度-40 〜 +150℃

耐圧力

最大 17M Pa

環境温度-40 〜 +250℃

最大長3550mm

材質

テフロン
ステンレス他

材質

PP・テフロンステンレス他

材質

PP・テフロンステンレス他

＜用途＞

＜原理＞

＜原理＞

接液によるプリズム面の反射率の変化を検出します。

支柱内の規定位置に設定さ多段検出によるモニタリれた密閉型磁気リードスイ
受光部

永久磁石分離する２液の境界レベッチにより、フロート内のＬＥＤ永久磁石を検出します。

フロートプリズム
液中へ拡散反射が減衰

ング・制御はもちろん、密閉型磁気リードスイッチ

ルの検出などにも活用できます。

上限
境界下限

油水

 液面レベルスイッチ

 レベルスイッチ 液面レベルスイッチ

導電率の変化で検出する電極式は、用途に応じて１点または多点を用意、ステンレスの電極は希望の長さに切断可能です。
制御装置と併用することで導電性液体の警報管理やポンプ吸引・吐出の管理システムをサポートします。

非接触磁気検出方式を採用したリーク検出センサ。設置するだけの簡単インストールを実現しました。

側面取付に対応したフロート方式のセンサでタンク上部のスペースが限られている場合などに最適です。

リーク検出用

電極式

側面取付フロート式

精度±3mm

材質

バロックス樹脂

 レベルスイッチ レベルスイッチ

高純度液体に適したPTFEまたはPVDF製で、高粘度液体・多点にも対応します。

お客様のご要望に応じたカスタム品にも対応します。

高純度用

最大長15000ｍｍ

電極材質

ステンレス・チタン
ハステロイ

＜構成例＞
レベルに応じてポンプを駆動

＜実績例＞

電源ライン

1. 制御部

カスタムタイプ

2. 接続部
3. プローブ

ポンプ停止

参照電極

L字形ステム
液面の波打防止
温度センサ組込み
サイホン管 etc.

ポンプ駆動

詳細仕様・最新情報は http://www.danaher.jp/gems/

液面レベルセンサ
 液面レベル計

 液面レベルスイッチ

超音波式

超音波式

非接触で液面レベルを検出する超音波式は超高純度液体、汚濁液体、塗料、剥離液、腐食性液体などの接液が難しい材質に適しています。タンク上部に設置し、最大8mまでの検出距離をカバー。本体に搭載されたLCDディスプレーにより簡単設定を実現。

対面したセンサ間の超音波の到達により液面を検出する超音波方式で、ステンレスのシールレス構造が特徴
で、低粘度で検出が難しい、酸・フロン・塗料などのレベル検出に適しています。

 液面レベルスイッチ

圧電共振方式繰返精度2mm

材質

ステンレス

特許技術の圧電共振方式を採用した
ExOsense™は、タンクの外側から完全な非接触で液面のレベルを検出する全く新しいセンサです。接液しないため、いかなる液体でも検出が可能。約30mmのセンサヘッド部はシールで貼付けるだけの簡単インストール。キャリブレーションも不要です。VHB®接着剤により長期間の安定性が保証されています。

＜原理＞
超音波発信子と受信子が対向して設置してあ測定レンジ

50 〜 1250mm または1800 〜 8000mm

最小検出単位

0.5mm または1.0mm

り、液による減衰で検出します。

発信
受信

容器厚み

1.0 〜 3.8mm

使用温度

0 〜 +70℃

 液面レベル計

 液面レベル指示器

フロート式

テープ式

 液面レベル指示器

支柱に埋め込まれた多点のリードスイッチにより、フロート位置を連続的に検出します。

キャップを外してタブを引き上げ、テープ位置によりレベルを確認するタイプで、電気を使わないため、危険区域に理想的です。

チューブ式インジケータSureSite®
は、ステンレスまたは強化樹脂によって保護された液体内のフロートを磁性体のフラッグが位置を表示するシステムで従来のガラス管のような破損の心配がありません。オプショ
ンにより外部出力にも対応。

測定範囲

最大 6000mm

最小検出単位

0.5 〜 12.7mm

＜原理＞

ハウジング

リードスイッチ

永久磁石

フロート

３つのリードスイ

チューブ式

ッチがセットとなり、フロートの絶対位置を検出しCCB
AC

B
A

B
Aます。
ＡとＢがＯＮ

すべてＯＮ

ＢとＣがＯＮ

検出範囲

150 〜 1830mm

検出範囲

最大 6100mm

材質

PVC・ステンレス他

使用温度

最大 399℃

詳細仕様・最新情報は http://www.danaher.jp/gems/

圧力センサ 圧力センサ 圧力センサ 圧力センサ

CVD薄膜タイプ

スパッタ薄膜タイプ

静電容量タイプ

化学蒸着法（ＣＶＤ）により分子レベルで構成された多結晶シリコン薄膜により高性能と高いコストパフォーマンスを両立しました。

スパッタリング技術により構成された金属薄膜センサは優れた熱特性と安定性とあわせて高い直線性を生み出します。研究用途など精密測定に理想的な方式です。

ダイヤフラムの位置を高精度な静電容量センサで位置を検出するシンプルな構造で高い繰り返し精度と長期安定性に優れたタイプです。７００MＰａまでの超高圧・真空・差圧・クリーン用途など幅広いラインナップを用意。

＜原理＞
高強度ダイヤフラムに直結されたＣＶＤセン

高強度ダイヤフラム

CVDセンサの高い感度により高強度ダイヤフラムの採用が可能にサが高感度に圧力を検 CVDセンサ出します。

レーザ溶接でダイヤフラムに接続されノイズを極限まで低減

超小型ASIC

高速・高精度処理により高い直線性と温度保障を実現

ノイズ保護回路

ノイズ、スパイク電圧、静電気に対して保護回路を搭載

Pressure Sensor Selection
タイプ

圧力レンジ

直線性（F.S. 代表値）

動作温度範囲CVDタイプ-100k 〜 41M Pa

0.25%-40 〜 +125°
C

圧力により変形したダイヤフラムの位置を静電容量セ高精度CVDタイプ

50k 〜 40M Pa

0.15%-30 〜 +100°
Cンサで検出します。

スパッタタイプ

20k 〜 220M Pa

0.08%-54 〜 +135°C

高温対応

100k 〜 40M Pa

0.10%-54 〜 +230°
C

静電容量タイプ

100 〜 70M Pa

0.25%-40 〜 +85°
C

微差圧用

62〜25 k Pa（一方向）25〜12 k Pa（双方向）

1.00%-18 〜 +65°C

MEMSタイプ

3.5k 〜 1.8M Pa

0.25%-40 〜 +80°
C

＜原理＞

対象物による圧力金メッキ面}

電極

セラミックウェハ

ダイヤフラム}

誘電層（空気）ダイヤフラム（伝導性素材）参照圧ポート圧力ポート

 圧力センサ 圧力スイッチ 圧力スイッチ

マイクロマシン技術(MEMS)で製造されたひずみゲージを使用、処理部も同一ウェハ上に構成されており、細径タイプを実現、また高い耐久性から水中用途などにも応用が可能です。

実績のあるセンシング方式とＡＳＩＣ技術を統合した半導体タイプは、特に強い衝撃や振動のある厳しい環境での使用に適しています。
さらに、50Hzを超える高速応答にも対応。
幅広いポート形状と出力タイプを用意しています。

独自形状のピストン・ダイヤフラムを採用した機械式圧力スイッチ
は、OEM仕様のコンパクトな円筒形のものから、過酷な環境に耐える大型タイプまで幅広くラインナップ。
筐体および接液部の材質も豊富に準備しあらゆるアプリケーションにも対応します。

ＭＥＭＳタイプ

半導体タイプ

機械式

 センサ

CANbus対応
ダイレクトにCANbus出力対応タイプをラインナップ。デジタルベースでの測定システムの構築に最適です。

Pressure Switch Selection
タイプ

圧力レンジ

耐圧

超小型

5k 〜 41M Pa

最大 51M Pa

超小型(Kapton®ダイヤフラム）

35k 〜 2M Pa

最大 3.5M Pa

小型

24k 〜 34M Pa

最大 41M Pa

真空タイプ

5k 〜 95k Pa

最大 2.4M Pa

半導体タイプ

0 〜 41M Pa

最大 82M Pa

詳細仕様・最新情報は http://www.danaher.jp/gems/

電磁弁／制御機器
 電磁弁

 電磁弁

 電磁弁

汎用タイプ

極低温（-196℃）

隔離タイプ

小型または超小型が特徴の電磁弁です。２ポートまたは３ポートタイプを用意。省スペース構造と幅広いラインナップからあらゆる用途への対応をお約束します。

液体窒素をはじめとした極低温の用途に適した超小型電磁弁です。テフロンシールにより耐久性を確保。半導体や医療用などの用途で活躍しています。

腐食性流体に適した小型アイソレーション（隔離）タイプの電磁弁です。ダイヤフラムの材質は対象物に応じて多数用意しています。

Solenoid Valve Selection
仕様

汎用タイプ

隔離タイプ

極低温タイプ

ポート数

２または３ポート

2ポート

２ポート

対象物

ガス・液体

ガス・液体

液体

サイズ

超小型

小型

超小型

小型

小型

Kv値レンジ

0.015〜0.060

0.016〜0.754

0.014〜0.034

0.017〜0.257

0.034〜0.660

オリフィス径0.8〜2.0mm

0.8〜9.5mm

0.8〜1.3mm

0.8〜4.0mm

1.2〜20.0mm

最大差圧

690 k〜1.7 M Pa

2.7M〜6.9M Pa

480k Pa

340k〜1M Pa

6.2M〜6.9M Pa 近接スイッチ コントローラ コントローラ

PRXシリーズ

安全コントローラー制御パネルアクセスパネルやドアの開閉検出用の近接センサです。
密閉型磁気検出タイプを採用し、稼動部が無く長期的な安定性に優れます。また待機電力も０という特徴を持ち、インターロックに最適です。
サイズ・取付寸法など幅広いラインナップを用意し、簡易なインストールを実現しました。

危険区域内へのセンサ設置に対応するための、半導体安全リレー・バリアを用意。広範囲な直流・交流制御のスイッチ用途に対応。

危険区域(UL913準拠)、非危険区域(UL508A準拠)で使用されるULまたはCSAの安全マークに対応。
電気機械式リレー、ソリッドステー
トリレー、タイマー、オルタメーター、モータースターター、変圧器、警報装置、表示灯などから構成される制御装置一式の提案も可能です。

ＨＰのご紹介高い安全性で高価な防爆仕様のセンサ、制御装置、ハウジングなどが不要となり、大幅な費用削減が可能です。

http://www.danaher.jp/

ダナハーＩＣＧジャパンのホームページには各商品の仕様・取扱説明書・新商品情報が満載。
ＧＥＭＳセンサーだけでなく、エンコーダ・カウン
タ・直動機器など幅広い商品ラインナップでエンジニアをサポートします。
詳細仕様・最新情報は http://www.danaher.jp/gems/お問い合わせはフリーダイヤル
メールアドレス
ホームページアメリカ
Gems Sensors & Controls,
One Cowles Road, Plainville,
CT 06062-1198
Tel: +1 860 747 3000
Fax: +1 860 747 4244
Email: info@gemssensors.com

OUR EXPERIENCE

0120-083-081
contact@danaher.jp
http://www.danaher.jp

イギリス
Gems Sensors & Controls,
Lennox Road,
Basingstoke, Hampshire, RG22
4AW
Tel: +44 (0)1256 320244
Fax: +44 (0)1256 473680
Email: sales@gems-sensors.co.uk

YOUR SOLUTION

ダナハーＩＣＧジャパン株式会社
大阪本社〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-12-23
TEL:06-6386-8001 FAX:06-6386-5022
東京営業所
TEL:03-6712-9585

BU24-SELECTION-2012-1

FAX:03-6712-9586

中国
Danaher Setra-ICG(Tianjin) Co.,Ltd.
28 Weiwu Road
Micro-electronics Industrial Park
Jingang Highway Xiqing District
Tianjin 300385
Tel: +86-22-83988098
Fax: +86-22-83988099
Email: sales@dhr-scg.com.cn

www.danaher.jp/gems