Testo ポータブル燃焼排ガス分析計

カタログ
2024

testo 310 II/300 NEXT LEVEL
ボイラ・給湯器・吸収式冷凍機・GHP・厨房機器の排ガス濃度測定に

testo 340/350/350J/350 MARITIME_V2
各種工業炉・コージェネレーション・研究開発・環境分析に

testo 300 LLは本体4年保証テストー 燃焼排ガス分析計■ コンセプト

製品概要／測定原理■ 製品概要テストーの排ガス分析計は、小型軽量・高速起動が特 長の携 帯 性に優れたポータブル排ガス
分析計です。
搭載するセンサの数に応じて多成分のガス濃度の同時測定が行えるほか、
メンテナンスが容易なため、
ランニングコストを他のガス分析計に比べて抑えることができます。

■ 基本操作① 排ガス分析計の電源をONにします。
30秒間の大気ゼロ調整が始まります。
② 排ガスプローブを煙道に挿入します。
③ 本体メニューから測定スタート
内蔵ポンプで排ガスを吸引します。
④ 本体メニューで測定ストップ

排ガス分析計 本体

排ガスプローブ■ データ管理■ 測定
ガス濃度
搭載しているセンサ数（１～６個/最大搭載数は機種により異る）のガス濃度が同時に測定されます。
ガス温度／雰囲気温度
排ガスプローブ先端の温度センサと排ガス分析
計本体に搭載された温度センサの2点の温度が同時に測定されます。
（testo 310は除く）■ 演算機能空気比や燃焼効率、二酸化炭素（CO 2 ）などが演算表示できます。
また基準O 2 濃度に換算したCOやNOxなどの演算機能も備えています。

テストーの排ガス分析計は専用プリンタを使用してデータの印刷ができます。
testo 300/340/350では、内蔵メモリへのデータ記録ができます。記録したデータは、専用ソフトウェアを使って保管・解析・Excelへの出力などが行えます。またtesto 350シリーズでは4-20mAのアナログ信号出力オプションもご用意しています。

電気化学式ガスセンサについて
電気化学式ガスセンサの特長

O2センサ

テストーは、O2、CO、NO、NO2、H2S、SO2測定用に電気化学式ガスセンサを用いています。
このセンサは小型化されていますので、ポータブル測定器に適しています。
— 振動や温度変化の影響を受けません— 小型で軽量—	簡単にセンサ交換が可能です—	広い測定範囲と低濃度ガスのゼロ点調整の誤差が小さい— すべての測定範囲での優れた直線性

CO・NO・NO2・SO2・H2S

O2 ⇒ ガルバニ電池方式

CO・NO・NO2・SO2・H2S ⇒ 定電位電解法
新鮮な空気

OH-

OH-

OH-

OH-

燃焼排ガス

水性電解液
（KOHなど）外部回路

HC ⇒ 接触燃焼式
触媒

白金線

CO2
温度
4.27 µmの 受光器
波長だけを通すフィルター
CO2吸収

CO 2により吸収されやすい波長（4.27μm）の赤外線を用いて、受光光度の強弱でCO 2 濃度を求
めます。

2

基準電極
対電極
水性電解液

OH-

CO2

赤外線発光器

H+

温度センサ

ハイドロカーボンセンサ

燃焼排ガス

排出電極

アノード
（鉛極）

OH-

OH-

その他のガスセンサについて

CO2 ⇒ NDIR （非分散型赤外線吸収法）

通気性膜

カソード
（白金極）

溶存酸素濃度に比例して電流を発生させるガルバ
ニ電池を採用。電流量からO2濃度を求めます。

CO2センサ

煙道ガス（例えばCO）

加熱した白金線コイルに未燃炭化水素（HC）
が接触すると、素子表面で燃焼。この時の温度上
昇はHC濃度と比例。同時に変化した抵抗値を測定し、HC濃度を求めます。

電極電位設定用
基準電圧源

新鮮な空気

通気性膜

通気性膜を通じて電解液中に吸収されたガスが、定電位電解によって酸化された時に得られる電解電流を測定し、ガス濃度を求めます。

燃焼排ガス分析計ラインナップ*350Jは不可
製品名

testo 310 II
P.4

プローブ取り付け
画面表示

testo 300/300 LL NEXT LEVEL
P.5

testo 340
P.8

本体・プローブ一体型

testo 350/350J
P.10

プローブ差し替えタイプ

カラーグラフィック

カラーグラフィック

白黒

カラーグラフィック

最高+400℃プローブまで対応

タッチパネル
通信モジュール搭載によるレポート送信機能

単一ガス5倍希釈機能

全ガス5倍希釈機能*
間欠運転機能（350Jは不可）

ガスセンサ搭載数

2

1〜3

2〜4

2〜6

現場でのセンサ交換

―

●

●

●

製品特長

センサ測定成分

O2

CO

O2

CO

NO

O2

CO

O2

CO

NO

NO2

CO2

NO

SO2

NO2 SO2H2S CxHy

青地は標準搭載
黒地はオプション
排ガス温度

●

●

●

差圧

●

●

●

●

ドラフト圧

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

CO2
NOx
空気比

●

流量質量
排ガス損失/燃焼効率

●

●

●

●

●

●

O2換算NOx

●

●

露点

●

●

流量/流速

センサ校正/調整機能
その他

CO/NO/SO2：
低濃度オプション有り

●

希釈測定
演算

CO/NO：低濃度
オプション有り○（easyEmissionで調整可）●●○（Bluetooth）

○
（赤外線）

○
（赤外線）

○

○

○

1,000,000件

200,000件

250,000件

データ抽出○（easyHeat）○（easyEmission）○（easyEmission）

ロギング時間30秒～90分

1分～120分

1分～4時間プリンタ○（Bluetooth）

PCソフトウェアメモリ

testo DataControl(モバイルアプリ経由)

間欠運転

○

アナログ出力○ドレン満水アラーム●

CO2搭載のみ

センサ・デバイス診断

●

●

●

ガス流路診断●●●冷却前処理装置
選択可能プローブの耐熱温度○～+400℃～+1,000℃～+1,800℃～+1,800℃
●・
・標準搭載

○・
・オプション3

新製品 testo 310 II 燃焼排ガス分析計

testo 310 II
プローブ一体型エントリーモデル

小型ボイラー、厨房設備のメンテナンスに標準搭載センサ

O2
CO
hPa
℃

testo 310 II はプローブ一体型のコンパクトな排ガス分析計です。
日本語対応のカラーディスプレイを搭載し、簡単な操作で、スピーディな測定を実現します。
必要に応じてスマートフォンのアプリと Bluetooth でつながり、測定結果の記録や文書化にも対応します。
主な特徴
・ 排ガス濃度 (O₂ / CO) / 排ガス温度 / 周囲温度 / 周囲 CO /ドラフト圧 / 差圧・ 排ガスプローブ付き (シャフト ⌀6 × 180 mm)
・ モバイルアプリ連携で測定結果の記録と文書化を実現
・日本語対応のカラーディスプレイとシンプルな操作メニュー
・ 現場で測定結果を印刷 (Bluetooth プリンタ)
堅牢ボディ
本体とプローブを一体化したコンパクトなデザイン。毎日の厳しい使用環境に耐える堅牢なボディ。

製品仕様

カラーディスプレイ

０ ～ 21 vol.%±0.2 vol.％0.1 vol.% / 30秒
0 ～ 4000 ppm
CO±20 ppm (0 ～ 400 ppm)
±5％ of m.v. (401 ～ 2000 ppm）
±10％ of m.v. (2001 ～ 4000 ppm）
分解能 / 応答速度 (t90) 1 ppm / 60秒
排ガス温度 測定範囲
0 ～ 400 ℃
精度±1 ℃ (0 ～ 100 ℃)±1.5% of m.v. (その他範囲)
分解能 / 応答速度 (t90) 0.1 ℃ / < 50秒-20 ～ +100 ℃
周囲温度
測定範囲
±1 ℃
精度
分解能 / 応答速度 (t90) 0.1 ℃ / < 50秒
ドラフト圧
測定範囲
-20 ～ +20 hPa
精度±0.03 hPa (-3 ～ +3 hPa)
±1.5% of m.v. (その他範囲)
0.01 hPa
分解能
差圧
測定範囲 / 精度 / 分解能 -40 ～ 40 hPa / ±0.5 hPa / 0.1 hPa
O2

測定範囲
精度
分解能 / 応答速度 (t90)
測定範囲
精度

演算

最大7項目を表示する高精細カラーディスプレイ。モバイルアプリから表示項目をカスタマイズすることもできます。
モバイルアプリ testo Smart
測定値のセカンドスクリーン / 測定結果の記録 / 測定レポート (PDF) の作成 /テキストファイル (CSV、JSON) のエクスポート / 機器の設定

CO2、未希釈CO、燃焼効率、空気比、排ガス
損失-5 ～ +45 ℃
充電式 (約8時間)
201 × 83 × 44 mm / 690 g

動作温度
バッテリ
外形寸法 (本体部) / 質量

オーダー情報testo 310 II 燃焼排ガス分析計

testo 310 II 燃焼排ガス分析計 プリンタセット
testo 310 II 本体 (プローブ付き)
圧力測定用チューブ
フィッティングコーン
スペアフィルタ × 5
ACアダプタUSBケーブル
アタッシュケース
出荷検査書

testo 310 II 本体 (プローブ付き)
Bluetooth プリンタ
感熱紙ロール × 2
圧力測定用チューブ
フィッティングコーン
スペアフィルタ × 5
ACアダプタ、USBケーブル
アタッシュケース、出荷検査書

型番：0563 3104
標準価格（税別）￥126,000

型番：0563 3105
標準価格（税別）￥164,000

Bluetooth プリンタ

4(Bluetooth / 赤外線 )型番：0554 0621

※プリンタセットに含まれます。

標準価格（税別）￥70,000

燃焼排ガス分析計 testo 300 / 300 LL NEXT LEVEL

testo 300 / 300 LL NEXT LEVEL
タッチパネル操作が可能なカラーディスプレイモデル

革新的な“スマート”排ガス分析計標準搭載のO2センサに、オプションでCO/NOセンサを加え、最大３ガス測定

標準搭載センサ

専用保護
フィルム

O2

く便利な機能を搭載し、作業時間短縮と効率化に役立ちます。
testo 300 NEXT LEVELはモバイルアプリtesto Smart に対応しています。

CO

4年保証

NO

testo 300 LL本体
O2センサ
COセンサ

Pa
℃

主な特徴
・ 5インチ大画面カラータッチディスプレイ搭載（静電容量式）
・あらゆる測定をサポートする直感的なメニュー構造PCやモバイル端末
・スタンバイモードからワンタッチで測定準備を開始
・ 現場で測定レポートの作成とメール送信が可能

添付ファイル付

大型カラーディスプレイ＆スマートタッチ（静電容量式）
メール送信

製品仕様
PCやモバイル端末
testo 300
/ 300 LL

O2

測定範囲
0～21Vol.％
精度/分解能/応答速度（t90） ±0.2vol.%/0.1Vol.%/<15秒

CO

測定範囲
0～4,000ppm
精度/分解能/応答速度（t90） ±20ppm（0～400ppm）±5％rdg（401～2,000ppm）±10％rdg（2,001～4,000ppm）/
1ppm/<40秒

COH2補償に対応した燃焼排ガス分析計。独自の製品コンセプトによりさらに使いやす

測定範囲
0～8,000ppm
精度/分解能/応答速度（t90） ±10ppm or ±10％rdg（0～200ppm）±20ppm or ±5％rdg（201～2,000ppm）
添付ファイル付±10％rdg（メール送信2,001～8,000ppm）/
1ppm/<40秒

視認性の高い5インチの大型カラーディスプレイを搭載しているため、ひと目で全ての測定パラメータを確認する事ができます。測定値や演算値の数値だけでなく、グラフ等の表示モードに切り替え可能。
シーンに応じて素早く設定変更が行えます。
埋め込みタイプのディスプレイは直接衝撃を受けにくい構造となっており、専用保護フィルムも付いています。

COlow H₂補償 測定範囲
0～500ppm（オプション） 精度/分解能/応答速度（t90） ±2ppm（0～39.9ppm）±5%rdg（～500ppm）/0.1ppm/<40秒
CO希釈時
COH₂補償 希釈時
NO

測定範囲
0～15,000ppm
精度/分解能/応答速度（t90） ±200ppm or ±20％rdg/1ppm/<40秒
測定範囲
0～30,000ppm
精度/分解能/応答速度（t90） ±100ppm or ±10％rdg/1ppm/<40秒
測定範囲
0～3,000ppm
精度/分解能/応答速度（t90） ±5ppm（0～100ppm）±5％rdg（101～2,000ppm）±10％rdg（2,001～3,000ppm）/
1ppm/<40秒

NOlow
測定範囲
0～300ppm（オプション） 精度/分解能/応答速度（t90） ±2ppm（0～39.9ppm）±5%rdg（～300ppm）/0.1ppm/<30秒
排ガス温度

測定範囲
-40～1,200℃
精度/分解能/応答速度（t90） ±0.5℃（0～100℃）±0.5％rdg/
0.1℃/プローブによる

ドラフト圧

測定範囲
精度/分解能差圧
測定範囲(内蔵センサ) 精度/分解能

演算

活用イメージ

ズームイン-9.99～40hPa（ズームアウト）±0.005hPa（0～0,1hPa）±0.02hPa（0.1～3.00hPa）±1.5％rdg（3.01～40hPa）/
0.001hPa（0～0.1hPa）-100～+200hPa±0.5hPa（0.0～50.0hPa）±1％rdg（50.1～100.0hPa）±1.5％rdg（100.1～200hpa）/
0.01hPa
CO₂、
O₂換算、
空気比、燃焼効率、排ガス損失、
CO/CO₂比 テザリング

最大正圧

50hPa

最大負圧

-80hPaメモリ

1,000,000データ

動作温度-5～+45℃

バッテリ

専用リチウムイオン充電池（約10時間）外形寸法・質量244×98×59mm

800g

スワイプ

ズームイン
（ズームアウト）

リスト表示→グラフ切り替え

表示項目のサイズを変更

レポート作成＆メール機能
testo 300に保存した測定値やカスタマー/
活用イメージ

測定サイト情報を読み出して測定レポート

PCやモバイル端末

テザリングを作成することができます。
作成したレポートはWi-Fi環境下でメール送信が可能。

添付ファイル付
メール送信

センサ交換可能
本体内部には調整データを内蔵したモジュールタイ
プのセンサセルが搭載されています。センサセルはPC/モバイル端末
ユーザーで簡単に交換でき、
メンテナンス性に優れ
サーバ等
ています。
※ヘクスローブドライバー（星型/サイズT10）
が
必要です。
ズームイン
（ズームアウト）5testo 300 / 300 LL NEXT LEVEL 本体 & アクセサリ

基本構成③ ソフトケース① testo 300 排ガス分析計 本体⑥ アタッシュケース② 排ガスプローブ

フィッティングコーン（煙道に押さえつけて気密を保ちます）④ Bluetooth / IrDAプリンタ※収納イメージ⑤ 専用ソフト「easyHeat」

CO

testo 300 NEXT LEVEL（O₂センサ標準搭載）
・
・
・①

COH₂

COlow

CO４倍希釈◯◯◯◯testo 300 LL NEXT LEVEL

4年保証
testo 300 LL本体
O2センサ
COセンサ

NOlow

◯
◯

（O₂センサ標準搭載）
・
・
・①

NO

◯
◯
◯

◯

◯

□選択

◯
◯
□選択

□選択

◯
□選択

◯
◯
◯
◯

仕様

型番
（本体）

O2のみ
O2/CO (4,000ppm)
O2/COH₂補償 (8,000ppm)
O2/CO(4,000ppm)/NO
O2/COH₂補償 (8,000ppm)/NO
O2のみ
O2/CO (4,000ppm)
O2/COH₂補償 (8,000ppm)
O2/COH₂補償 (8,000ppm)/4倍希釈
O2/CO (4,000ppm)/NO
O2/COH₂補償 (8,000ppm)/NO
O2/COH₂補償 (8,000ppm)/4倍希釈/NO
O2/CO (いずれか選択)/NOlow

0633 3002 76¥140,000
0633 3002 70¥165,000
0633 3002 71¥197,000
0633 3002 74¥284,000
0633 3002 75¥316,000
0633 3004 76¥183,000
0633 3004 70¥208,000
0633 3004 71¥240,000
0633 3004 81¥283,000
0633 3004 74¥327,000
0633 3004 75¥359,000
0633 3004 85¥402,000
0633 3004
お問い合わせください

価格（税別）※標準同梱品：ACアダプタ（USBケーブル付） ※センサの後付けは出来ません。

製品名
排ガスプローブ・
・
・②
アクセサリ

型番

標準価格（税別）

必要な耐熱温度、パイプの長さと直径を基に、P.20より選択ください。
【必須】
差圧測定用セット(アダプタ+ホース)

0554 1203¥11,000

Bluetooth/IrDAプリンタ・・・④0554 0621¥70,000

長期保存用スペア感熱紙(6巻入)0554 0568¥5,500easyHeat ソフトウェア・・・⑤0554 3332

無料

testo 300用 ソフトケース・・・③（プローブ挿入長 300mmまで収納可能）

0516 3001¥14,000

排ガス計用ケース小300㎜プローブ対応・・・⑥

0516 3300¥18,000

排ガス計用ケース大300㎜プローブ対応・・・⑥

0516 3301¥28,000

ソフトキャリングケース (testo 300/340用)(プローブ挿入長 335mmまで収納可能）

503080 4010

¥10,000

その他のアクセサリは、P.17から選択してください。
testo 300 NEXT LEVEL O2/CO/180㎜プローブセット

testo 300 O2、COH₂ 補償付きセット
排ガスプローブ：180mm、
φ6mm、耐熱+500℃
排ガスプローブ用スペアフィルタ
ACアダプタ（USBケーブル付）
testo Bluetooth コネクタ
ソフトケース

型番：0564 3002 70
標準価格（税別）￥206,000

型番：0564 3002 72
標準価格（税別）￥237,000

testo 300 NEXT LEVEL O2、CO、300㎜プローブセット

6

testo 300 NEXT LEVEL O2/CO(H2補償)/180㎜プローブセット

testo 300 O2、CO セット
排ガスプローブ：180mm、
φ6mm、耐熱+500℃
排ガスプローブ用スペアフィルタ
ACアダプタ（USBケーブル付）
testo Bluetooth コネクタ
ソフトケース

testo 300 NEXT LEVEL O2、CO(H₂補償)、300㎜プローブセット

testo 300 O2、CO セット
排ガスプローブ：300mm、
φ6mm、耐熱+500℃
排ガスプローブ用スペアフィルタ
ACアダプタ（USBケーブル付）
testo Bluetooth コネクタ
アタッシュケース(小)testo 300 O2、COH₂ 補償付きセット
排ガスプローブ：300mm、
φ6mm、耐熱+500℃
排ガスプローブ用スペアフィルタ
ACアダプタ（USBケーブル付）
testo Bluetooth コネクタ
アタッシュケース(小)型番：0564 3002 86
標準価格
（税別）
￥213,000

型番：0564 3002 87
標準価格
（税別）
￥243,000

燃焼排ガス分析計

特長＆リモート操作機能

リモート操作機能
テストーの排ガス計に搭載されている無線機能でモバイルアプリとの通信がおこなえます。排ガス計から離れた場所からリモート操作が可能です。
ボイラーのメンテナンスで、排ガスの測定場所と調整の場所が離れている場
合、
リモート操作で測定値を確認しながらボイラーの調整が行えるので便利です。
また、外出先でスマホを使って測定状況を確認したり、データを保存したりすることが可能です。外出先からメールでレポートを提出するなど、従来の排ガス分析計では行えなかった作業が手軽に行えるようになり、
メンテナンスの作業効率が一層アップします。
リモート操作でできること

専用アプリはGoogle Play/App Storeより無料ダウンロード可能
リモート操作をご利用になる場合、専用アプリをインストールする必要があります。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。
テストー ホームページ https://www.testo.com（350） （310 II・300）

testo 310 II
testo 300 NEXT LEVEL*
testo 340
testo 350

testo 310 II・testo 300 NEXT LEVEL（共通）・リモート操作 (スタート・ストップ)・ 測定値(瞬時値)の保存・ PDFレポート作成・共有

Android
testo Smarttesto Smarttesto CombustioniOS
testo Smarttesto Smart-*testo 300 NEXT LEVEL はモバイルアプリ testo Smart による連携が可能です。
詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

testo 300 NEXT LEVELによるモバイルアプリ連動■アプリ画面例 (testo 300用アプリ)

セカンドスクリーンとして測定値表示

testo 300 NEXT LEVELは通信モジュール標準搭載です。

差圧測定用アクセサリ

無線通信で他のデバイスと連携！

ガス供給の基幹部から支流へ段階的に圧力を下げていく際のガバナの差圧測定や、ガス機器へガスを供給する際のガス圧調整などで使用します。

testo 310 II / 300 / 300 LLはWi-Fi/Bluetoothモジュールを搭載しており、測定したデータを業務アプリ等に取り込むためのインターフェイスを有しています。アプリを使った燃焼機器の総合メンテンナンスにおいて活用できる機能です。※業務アプリで連携するためには別途開発が必要です。
活用イメージ

Wi-Fi/Bluetooth
排ガス計差圧測定用
ホースコネクションセット使用時

スマートプローブ
testo 510i

ポケットラインtesto 510

ドラフト圧: -9.99 ～ 40 hPa
差圧: -100 ～ 200 hPa

差圧:-150 ～ +150 Pa

差圧:
0 ～ 100 hPa

差圧測定用アクセサリ

型番

標準価格（税別）

排ガス計差圧測定用ホースコネクションセット
差圧計
スマートプローブ 差圧計 testo 510i
ポケットライン 差圧計 testo 510

0554 1203
型番0560 1510
0563 0510¥11,000
標準価格（税別）¥26,000¥28,000

testo 510i・testo 510には差圧ホースが同梱されています。

7

燃焼排ガス分析計 testo 340

testo 340
高濃度ガス吸引時にも安心の自動ガス希釈機能標準搭載モデル
標準搭載センサ

O2
標準センサの他に1センサ以上の
搭載が必須

CO

NO

NO2

SO2

Pa

℃

燃焼設備の定期点検や性能検証時の運転調整に
基本のO2ガスに加え、CO, NO, NO2, SO2ガスから3種を選択し、最大4種
類のガスの同時測定ができます。工業炉・コージェネレーションなどの排ガス測定にも適しています。
主な特徴
・ センサ交換をユーザーで行うことが可能
・ 20 万メモリ内蔵。保存先もフォルダを分けて整理できる
・ガス希釈機能標準搭載で高濃度ガス吸引時も安心
・ロガー機能搭載で任意の間隔で測定データを自動保存できる
・ PC に専用ソフトウエアをインストールすれば、オンライン測定も可能（P.15 参照）

独立した差圧センサ搭載
製品仕様
		
O2

testo 340

測定範囲
0～25Voｌ.%
精度/分解能/応答速度(t90) ±0.2Voｌ.%/0.01Vol.%/<20秒
CO H2補償 測定範囲
0～10,000ppm（オプション） 精度/分解能/応答速度(t90) 	±10ppm or ±10％rdg(0～200ppm)±20ppm or ±5％rdg(～2,000ppm)±10％rdg(～10,000ppm) /1ppm/<40秒
COlow
測定範囲
0～500ppm
精度/分解能/応答速度(t90) ±2ppm(0～39.9ppm)
H2補償（オプション）		
±5％rdg(～500ppm)/0.1ppm/<40秒
NO
測定範囲
0～4,000ppm（オプション） 精度/分解能/応答速度(t90) ± 5ppm(～99ppm),±5％rdg(～1,999ppm)±10％rdg(～4,000ppm)/1ppm/<30秒
NOlow
測定範囲
0～300ppm（オプション） 精度/分解能/応答速度(t90) ±2ppm(～39.9ppm)
		±5％rdg（～300ppm）/0.1ppm/<30秒
NO2
測定範囲
0～500ppm（オプション） 精度/分解能/応答速度(t90) ±10ppm(0～199ppm)
		±5％rdg（～500ppm）/0.1ppm/<40秒
SO2
測定範囲
0～5,000ppm（オプション） 精度/分解能/応答速度(t90) 	±10ppm(～99ppm),±10％rdg（～5,000ppm）/
1ppm/<40秒
5倍希釈
測定範囲/精度/分解能※P.13参照/未希釈精度に±10%rdgを
スロット2のみ		
加算/未希釈精度に同じ
2倍希釈
測定範囲/精度/分解能※P.13参照/未希釈精度に±10%rdgを
全スロット		加算/未希釈精度に同じ
排ガス温度 測定範囲
-40～+1,200℃
精度/分解能/応答速度(t90) ±0.5℃（代表値）/0.1℃/プローブによる
ドラフト圧
測定範囲
-40～40hPa（ΔP1）
精度/分解能±1.5%rdg(代表値)/0.01hPa
差圧
測定範囲-200～200hPa（ΔP2）
精度/分解能±1.5%rdg(代表値)/0.1hPa演算		
CO2、換算CO、0%換算CO、燃焼効率、
		
空気比、排ガス露点
排ガス損失、
CO/CO2比、
NOx、
換算NOｘ
		
ロギング機能		
1秒以上任意間隔（最大60分間）（1フォルダーに最大最大メモリ		100フォルダー
10ロケーションデータ）（約200,000データ）		
最大正圧		
50hPa
最大負圧		
-200hPa
動作温度		
-5～+50℃
バッテリ		
専用リチウムイオン充電池（約6時間）
外形寸法・質量283×103×65mm 960g

8testo340は独立した圧力センサを搭載しています。この本体下部の圧力センサに直接シリコン
チューブを接続し、ドラフト圧、差圧など様々な測定がオプションパーツ無しで行えます。

測定範囲を自動で5倍に拡大
スロット2に設置したガス成分（O2以外）の測定範
囲上限を越えると自動希釈機能が働き、測定範囲を5倍に拡大できる「単一ガス自動希釈機能」を標準搭載。すべてのガス測定範囲を2倍拡大できる「全体希釈機能」
も標準搭載です。高濃度ガスにも対応できるので使用用途が広がります。
※ガス希釈機能を搭載することで、高濃度ガス吸引時にガス濃度を薄め、センサの消耗
（ダメージ）を少なくします。

大容量メモリ
20万データ記録できる大容量メモリを搭載。専用
ソフトウエアを使えば、更にデータ管理がしやすくなります。ソフトウエアをPCにインストールし、PCと排ガス計をUSB接続すれば、取り込んだデー
タをExcelまたはCSVに出力することもできます。
（P.15参照）
ロガー機能搭載測定期間と記録間隔を設定して自動でデータ記録ができます。本体に5種類の測定プログラムを保存可能です。

センサ交換が簡単
各センサごとの調整データを内蔵したモジュー
ルタイプのセンサで誰でも簡単に交換ができ、そのまま測定が可能です。メーカーに都度分析計を送る手間、経費の削減が可能です。

testo 340 本体 & アクセサリ

基本構成⑥ アタッシュケース① testo 340 排ガス分析計 本体③ ソフトキャリングケース② 排ガスプローブ

フィッティングコーン（煙道に押さえつけて気密を保ちます）④ 赤外線プリンタ※収納イメージ⑤ 専用ソフト「easyEmission」

testo 340で測定を行うには、色付け製品が必須です。センサは、標準搭載のO2センサの他に1～3種を選択してください。

製品名
本体・
・
・①

排ガスプローブ・
・
・②
アクセサリ

型番

testo 340 多成分燃焼排ガス分析計

0632 3340¥280,000

COモジュール(0～10,000ppm)

340-opt-CO¥200,000

低COモジュール(0～500ppm)

340-opt-COlow¥250,000

NOモジュール(0～3,000ppm)

340-opt-NO¥210,000

低NOモジュール(0～300ppm)

340-opt-NOlow¥250,000

NO2モジュール(0～500ppm)

340-opt-NO2¥250,000

SO2モジュール(0～5,000ppm)

340-opt-SO2¥250,000

必要な耐熱温度、パイプの長さと直径を基に、P.20より選択ください。
【必須】
ACアダプタ【必須】

0554 1096¥11,000

卓上式赤外線プリンタ・・・④0554 0549¥52,000

easyEmissionソフトウェアライセンス・
・
・⑤
ケース

標準価格（税別）※USB接続ケーブル付

ソフトキャリングケース (testo 300/340用)・
・
・③（プローブ挿入長 335mmまで収納可能）

0554 3334¥85,000

503080 4010

¥10,000

排ガス計用ケース 335㎜プローブ対応・
・⑥

0516 3340¥40,000

排ガス計用ケース小300㎜プローブ対応

0516 3300¥18,000

その他のアクセサリは、P.17から選択してください。
希釈測定範囲希釈測定範囲希釈倍率5倍 スロット2に搭載された場合のみ適用

希釈倍率2倍-全センサ搭載された全てのセンサに適用

CO（H2補償付）

測定範囲
精度
分解能

700〜50,000ppm
測定値の±10％（+未希釈時の精度）
1ppm

CO（H2補償付）

測定範囲
精度
分解能

700〜20,000ppm
測定値の±10％（+未希釈時の精度）
1ppm

COlow
（H2補償付）

測定範囲
精度
分解能

300〜2,500ppm
測定値の±10％（+未希釈時の精度）
0.1ppmCOlow（H2補償付）

測定範囲
精度
分解能

300〜1,000ppm
測定値の±10％（+未希釈時の精度）
0.1ppm

NO

測定範囲
精度
分解能

500〜20,000ppm
測定値の±10％（+未希釈時の精度）
1ppm

NO

測定範囲
精度
分解能

500〜8,000ppm
測定値の±10％（+未希釈時の精度）
1ppm

NOlow

測定範囲
精度
分解能

150〜1,500ppm
測定値の±10％（+未希釈時の精度）
0.1ppm

NOlow

測定範囲
精度
分解能

150〜600ppm
測定値の±10％（+未希釈時の精度）
0.1ppm

SO2

測定範囲
精度
分解能

500〜25,000ppm
測定値の±10％（+未希釈時の精度）
1ppm

NO2

測定範囲
精度
分解能

200〜1,000ppm
測定値の±10％（+未希釈時の精度）
0.1ppm

SO2

測定範囲
精度
分解能

500〜10,000ppm
測定値の±10％（+未希釈時の精度）
1ppm

9多成分燃焼排ガス分析計 testo 350

testo 350
メンテナンス、熱処理管理など幅広く使える標準モデルと環境分
析用モデル
標準搭載センサ

6ガス同時測定ができる高機能機種。大型設備の管理にも対応
基本のO2ガスに加え、CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S, HCから5種を選択し測定ができる燃焼排ガス計シリーズの最上位機種です。testo 350Jなら大気汚染防止法で必要とされるNOx,SO2測定にも対応しています。
（JIS適合）O2
主な特徴

 準センサの他に1センサ以上の
標
搭載が必須

CO

CO2

NO

NO2

SO2

H2S

・ 起動30秒で測定可能*
・ Bluetooth対応で、遠隔で操作・データ閲覧が可能
・ 小型軽量で高所での作業に最適
・ 4-20mAアナログ出力対応
・ 間欠運転で任意の時間、間隔で自動測定可能
・ NO2実測でより正確なNOx測定可能※350JはP.14参照

HCPa*CO2測定時の暖機時間は15分です。

℃

App

無線通信対応（P.7参照）

起動30秒で測定開始の簡単排ガス計
電源を入れて30秒の自動ゼロ調整後、すぐに排ガス測定を行えます。定置型分析計のような長いウォームアップ時間や基準
ガスでの校正をする必要がなく、すぐに測定できるポータブルならではの設計です。
また、測定も4ステップで簡単に行えます。
１．アプリケーションの選択
２．燃料種類の選択
３．測定項目の選択
４．測定スタート

testo 350 NEW コントロールユニッ
トの表示例
現場でグラフ表示30
sec

testo 350は見やすいカラーディスプレイを搭載しています。これにより、別途パソコンやロガーを用意することなく、現場で燃焼状態の推移をグラフで確認が可能です。

1. アプリケーションを選択

2. 燃料選択3. 測定項目設定

4. 測

定

5. グラフ表示

ロガー機能とデジタル／アナログ出力
本体約5kgと超軽量
testo 350は従来のポータブル型より遥かに軽く、持ち運びに適しています。
ショルダーストラップが付属しており持ち運びが簡単です（右図）。

本体とコントロールユニットに25万データメモリを搭載し、1秒以上の間隔を設定してデータ登録
することができます。記録したデータはUSB経由
でPC出力ができます。オプションのアナログ信号
ユニットを使えば、4-20ｍAのアナログ信号で測定値を出力できます。

間欠運転

センサが消耗しても、テストーの分析計ならセンサ
セルを乾電池のように交換するだけで引き続きお使い頂けます。これにより、従来ならメーカーに毎回分析計を送る手間、経費の削減が可能です。

長時間測定を行う際に間欠運転（プログラム運転）を使
うと自動で排ガス測定と大気パージ（リンス）
・ゼロ調整を繰り返し行い記録します。
排ガス吸引時間：10 分
リンス時間：5 分
の場合の例

濃度

データ記録 バルブ切替

センサ交換が簡単にできるのでメンテナンスが簡単

時間
ガス

記録

大気

ガス

記録

大気

ガス

記録

大気

ガス

記録

ゼロ調整（30sec）→安定時間（2min）→排ガス測定（10min）→リンス（5min）→以降同じサイクルの繰り返し

10多成分燃焼排ガス分析計 testo 350

最大6種ガスの濃度を同時に測定

リモート・コントロールユニット
コントロールユニットは排ガス測定ボックスと分離することができ、無線通信で離れた場所から測定値の確認ができます。
コントロールユニットは、測定ボックスとの有線接続とBluetoothによる無線通信ができ最大100mの距離からの通信が可能です。

酸素（O 2 ）以外にCO、CO 2 、NO、NO 2 、SO 2 、H 2 S、
HCガスから5種類のガス濃度を同時測定。センサセ
ル交換は誰でも簡単にできるのでメンテナンス性に優れています。

二酸化炭素実測が可能

最大16台まで排ガス測定ボックスを拡張可能

他のシリーズと異なり二酸化炭素測定センサ対応（NDIR方式）。演算値ではなく、実測を必要とす
る製造工程などの測定にも最適です。

測定範囲を最大40倍に拡大

カスケード接続すれば、最大16台までコントロールユニットで操作することができます。
またPCに接続してPC上から操作したり、間欠運転の予約を行うこともできます。現場では赤外線プリンタで測定データを印刷することもできます。
※350Jは不可

IrDA
（赤外線）
通信でプリントアウト

IRDA 通信でプリ
ントアウ
ト ト
IRDA
通信でプリ
ントアウ

単一ガスであれば最大40倍に測定範囲を拡大できるガス希釈機能を搭載。エンジンやタービンの高濃度CO吸引時にも安心です。
※フレッシュエアバルブ搭載で全ガス5倍希釈機能が追加。
さらにオプションで単一ガスを最大40倍まで希釈することが可能です。
※希 釈機能を搭載することで、高濃度ガス吸引時にガス濃度を薄めセンサの消耗（ダメージ）
を少なくし
ます。

ペルチェ冷却前処理とドレンタンク
吸引した排ガスを冷却処理することでガス中の水分を除去し、より正確な測定が行えます。そのためのオプション機能がペルチェ冷却前処理です。除去した水分は、
ドレンタンクに溜めて排水、もしくはタンクに排水ホースをつけ簡単に排出で
きます。
製品仕様
testo 350 排ガス測定ボックス

testo 350 コントロールユニット

質量4,800g

質量

440g

外形寸法

330×128×438mm

外形寸法

220×88×38mm

動作温度-5～+45℃

動作温度-5～+45℃

保管温度-20～+50℃

保管温度-20～+50℃

材質/ハウジング

ABS樹脂

メモリ

2MB
（250,000データ）

メモリ

250,000データ

保護等級

IP40

保護等級

IP40

バッテリの種類

専用リチウムイオン充電池

電源

AC電源
（100V AC/0.45A～240V AC/0.2A、50～60Hz）
または専用内蔵充電池
オプション：DC入力（11～40V DC、
1～4A）

バッテリ駆動時間

5時間（フル充電後/ワイヤレス接続を使用しない場合）

最大許容粉塵量20g/m3

最大正圧/負圧

50hPa / -300hPa

質量

307g

バッテリ稼働時間

ガスクーラー、CO2センサ搭載: 2.5時間 / 非搭載: 4.5時間

外形寸法

200×88×38mm

ポンプ流量

1ℓ/分
（フロー・モニター付）

動作温度-5～+45℃

ホース長

最大16.2m

保管温度-20～+50℃

最大湿度負荷+70℃td（吸気口での露点温度換算）

testo 350 アナログ出力ボックス(電流出力)

トリガー入力オプション 電圧：5～12V（立ち上がり／立ち下がりエッジ）
パルス間隔：1秒以上
負荷：5V/max.5mA、12V/max.40mA

11

testo 350 テクニカルデータ※testo 350Jは仕様が異なります。P.14参照

O2

CO H2 補償付

COlow H2 補償付

NO

測定範囲

0〜25Vol.%

0〜10,000ppm

0〜500ppm

0〜4,000ppm

精度±0.2%Vol.%±10ppm（0〜199ppm）±5%rdg（〜2,000ppm）±10%rdg（〜10,000ppm）±2ppm（0〜39.9ppm）±5%rdg（〜500ppm）±5ppm（0〜99ppm）±5%rdg（〜1,999ppm）±10%rdg（〜4,000ppm）

分解能

0.01Vol.%

1ppm

0.1ppm

1ppm

応答時間

<20秒
（t95）

<40秒
（t90）

<40秒
（t90）

<30秒
（t90）

NOlow

NO2

SO2

SO2low

測定範囲

0〜300ppm

0〜500ppm

0〜5,000ppm

0〜200ppm

精度±2ppm（0〜39.9ppm）±5%rdg（〜300ppm）±5ppm（0〜99.9ppm）±5%rdg（〜500ppm）±5ppm（0〜99ppm）±5%rdg（〜2,000ppm）±10%rdg（〜5,000ppm）±2ppm（0〜39.9ppm）±5%rdg（40.0〜200ppm）

分解能

0.1ppm

0.1ppm1ppm

0.1ppm

応答時間

<30秒
（t90）

<40秒
（t90）

<30秒
（t90）

<30秒
（t90）

CO2（IR赤外線センサ）

H2S

HC

測定範囲

0〜50Vol.%

0〜300ppm

100〜40,000ppm

100〜21,000ppm

精度±(0.3Vol.% + 1%rdg)（〜25Vol.%）±2ppm（0〜39.9ppm）±(0.5Vol.% + 1.5%rdg)（その他の範囲） ±5%rdg（〜300ppm）±400ppm（100〜4,000ppm）±10%rdg（その他の範囲）±400ppm（100〜4,000ppm）±10%rdg（その他の範囲）

HC

CH（メ
タン）
4

C3H（プロパン）
8

分解能

0.01Vol.%（0～25Vol.%）0.1Vol.%（～50Vol.%） 0.1ppm

10ppm

10ppm

応答時間

<10秒
（暖機時間：15分）

<40秒
（t90）

<40秒
（t90）

<35秒
（t90）

煙道ガスの最低Ｏ2必要量

-

-

2%+
（メタンの測定値×2）2%+（プロパンの測定値×5）

応答係数

-

-

1

1.5

償付温度（K熱電対）差圧（レンジ1）

差圧（レンジ2）

測定範囲

100〜18,000ppm-200〜+1,370℃-40hPa〜+40hPa-200hPa〜+200hPa

精度±400ppm（100〜4,000ppm）±10%rdg（その他の範囲）±0.4℃（-100〜+200℃）±1℃（その他の範囲）±0.03hPa（-2.29〜+2.99hPa）±1.5%rdg（その他の範囲）±0.5hPa（-49.9〜+49.9ppm）±1.5%rdg（その他の範囲）

0.1℃

0.01hPa

0.1hPa

HC

C4H10
（ブタン）

分解能

10ppm

応答時間

<40秒
（t90）

-

-

煙道ガスの最低Ｏ2必要量

2%+（ブタンの測定値×6.5）

-

-

-

応答係数

2

-

-

-

その他表示項目

希釈機能-

NOx(演算)、燃焼効率、排ガス損失、露点、CO2(演算)、風速、風量、空気比、O2換算CO、O2換算NO、O2換算NOx、O2 換算SO2、O20%換算CO、ポンプ流量、H2、気圧※希釈機能を搭載することで、高濃度ガス吸引時にガス濃度を薄めセンサの消耗を防いだり、センサの寿命を延ばすことができます。※350Jは不可

すべてのガス濃度を5倍に希釈*フレッシュエアバルブ搭載時（P.17参照）

希釈測定範囲SLOT 6 に搭載したセンサを２～４０倍に希釈*ガス希釈機能追加時
オプション（P.17参照）

希釈測定範囲希釈倍率5倍-全センサ希釈時（オプション） 搭載されたすべてのセンサに適用

希釈倍率は2、5、10、20、40倍から選択（オプション）

O2

測定範囲
精度*1/分解能

測定値を表示しません—/—

測定範囲*1
CO（H2補償付） 精度*2/分解能

0〜400,000ppm±2％rdg/1ppm

CO（IR）
2

測定範囲
精度*1/分解能

測定値を表示しません—/—

測定範囲*1
COlow（H2補償付） 精度*2/分解能

0〜20,000ppm±2％rdg/0.1ppm

測定範囲
CO（H2補償付） 精度*1/分解能

2,500〜50,000ppm±5％rdg（-150〜0hPa）
/1ppm

NO

測定範囲*1
精度*2/分解能

0〜160,000ppm±2％rdg/1ppm

測定範囲
COlow
（H2補償付） 精度*1/分解能

500〜2,500ppm±5％rdg（-100〜0hPa）/0.1ppm

NOlow

測定範囲*1
精度*2/分解能

0〜12,000ppm±2％rdg/0.1ppm

NO

測定範囲
精度*1/分解能

1,500〜20,000ppm±5％rdg（-100〜0hPa）
/1ppm

SO2

測定範囲*1
精度*2/分解能

0〜200,000ppm±2％rdg/1ppm

NOlow

測定範囲
精度*1/分解能

300〜1,500ppm±5％rdg（-150〜0hPa）/0.1ppm

HC*3

測定範囲*1

SO2

測定範囲
精度*1/分解能

500〜25,000ppm±5％rdg（-100〜0hPa）/1ppm

メタン：100～40,000ppm
プロパン：100～21,000ppm
ブタン：100～18,000ppm±2％rdg/10ppm

NO2

測定範囲
精度*1/分解能

500〜2,500ppm±5％rdg（-50〜0hPa）/0.1ppm

H2S

測定範囲
精度*1/分解能

200〜1,500ppm±5％rdg（-100〜0hPa）/0.1ppm

HC*2

測定範囲
精度*1/分解能

測定値を表示しません—/—*1	測定範囲拡張機能を使用しない場合の測定精度に加算されます。精度は記載の圧力範囲（プローブ先端部の圧力範囲）における数値です。
*2 爆発下限を厳守してください。

12※専用プローブ装着し、測定対象と同等の濃度の標準ガスで調整時。

精度*2/分解能*1 最高倍率で希釈時の最大測定範囲です。
*2 測定範囲拡張機能を使用しない場合の測定精度に加算されます。
*3 爆発下限を厳守してください。
倍率

希釈ガス（空気）と測定ガスの比率

×1
×2
×5

希釈なし
1:1
4:1

倍率

×10
×20
×40
自動希釈

希釈ガス（空気）と測定ガスの比率

9:1
19:1
39:1
4:1

testo 350 選定シート□・・用途により選択

testo 350 選定シート

コントロール
ユニット・
・
・①

■・・必須

標準価格
（税別）

testo 350

testo 350 コントロールユニット

0632 3511¥410,000■

testo 350 コントロールユニッ
ト用 BLUETOOTH

opt-BlueCU¥40,000□

ACアダプタ0554 1096¥11,000□

testo 350 排ガス測定ボックス（O2センサ標準搭載）

0632 3510¥590,000■

COセンサ(H2補償付)

3

4

5

6

□

□

□

□

□

opt-CO-low¥250,000

□

□

□

□

□

opt-CO2¥570,000

−

−

□

−

−

opt-NO¥210,000

□

□

□

□

□

opt-NO-low¥250,000

□

□

□

□

□

opt-NO2¥250,000

□

□

□

−

−

opt-SO2¥250,000

□

□

□

□

□

0554 2251¥300,000

□

□

□

□

□

opt-HC¥260,000

−

−

−

□

□

H2S計測センサ(0～300ppm)

opt-H2S¥300,000

□

□

□

−

−

ペルティエ式ガスクーラーユニット(前処理装置)

opt-Cooler¥430,000□ 推奨

フレッシュエアーバルブ

opt-AirValve¥140,000□ 推奨

opt-x20¥390,000□

testo 350用 長寿命ポンプ

opt-LLpump¥130,000□ 推奨

圧力センサ自動ゼロ調整

opt-autoP0¥96,000□

DC入力(11～40V)

opt-DCinput¥132,000□

testo 350 測定ボックス用BLUETOOTH

opt-BlueBOX¥40,000□

AC電源ケーブル(3P/IEC C8型) ※ミッキー型

503030 4010

¥3,000■

testo 350用 データバスケーブル (2m)0449 0075¥29,000□

testo 350用 データバスケーブル (5m)0449 0076¥48,000□

アナログ信号出力ユニット(4～20mA出力/6ch)※専用接続ケーブル2m付属、ケーブル長カスタマイズ可・・・⑦0554 3149¥318,000□

電源アダプタ 8VDC 1A※専用接続ケーブルが3m以上の場合必須

0554 1094¥20,000□

easyEmissionソフトウェアライセンス ※USB接続ケーブル付・・・⑥0554 3334¥85,000□ 推奨

卓上式赤外線プリンタ・・・⑤0554 0549¥52,000□（赤外線プリンタ）

testo 350用 アタッシュケース※プローブ挿入長 335mmまで収納可能

0516 3510¥60,000□ 推奨

ガスセンサスロット 1 ～ 6

NOセンサ(0～4,000ppm)
NO low センサ(0～300ppm)
NO2センサ(0～500ppm)
SO2センサ(0～5,000ppm)
低SO2アップグレードモジュール(0〜200ppm)
ハイドロカーボン計測センサ(100～40,000ppm)

6

1

5

2

4

3

標準搭載のO2センサの他、必要なセンサを選んで最大6つまで同時に搭載できます。各スロットに搭載可能なセンサは、右記の表からお選び下さい。

計測範囲拡張装置《希釈ユニット》※フレッシュエア･バルブ(opt-AirValve)必須

排ガスプローブ・・・③

2¥200,000

CO2計測センサ(0～50Vol%)

ケース・
・
・④

1

してご使用下さい。

opt-CO-H2

CO lowセンサ(0～500ppm)

アクセサリ

□に

型番

単一スロットガス希釈機能は、
ガスセンサスロット 6 に搭載したセンサが対象

排ガス測定
ボックス・
・
・②

−・・選択不可O2

必要な耐熱温度、パイプの長さと直径などを基に、P.16より選択ください。

13

環境分析用 燃焼排ガス分析計 tetso 350J

testo 350J 環境分析用モデル

JIS 規格適合

testo 350J
環境分析用モデル
標準搭載センサO2 準センサの他に1センサ以上の
標
搭載が必須

CO

CO2

NO

NO2
testo 350の便利な機能はそのままに

SO2
Pa

無線通信対応（P.22参照）

testo 350Jは、JISに適合した環境測定モデルです。大気汚染防止法で測定が必要とされるNOx・SO2測定を標準モデルから環境測定に必要なレンジ範囲に絞ったJIS規格に適合した仕様です。
testo 350J環境分析用モデルは従来の自動分析計に比べ、わずか30秒で暖機が行えるので、必要な時に直ぐ測定を行うことができます。
また、testo
350Jは機動性と便利さを備えた、
これまでにない大気濃度測定器であり、入り組んだ工場や高所での作業など、様々な現場に対応します。

℃

・電源立ち上げ30秒で測定開始可能*
・1台でO2、CO、NO、NO2、SO2、CO2を同時測定
・ドレンタンクと前処理装置は本体内蔵・Bluetooth通信で遠隔からの操作・閲覧が可能
・NO2実測でより正確なNOx測定が可能
・重量約5kgと超軽量・センサセルの交換はユーザーで行うことが可能

testo 350J 排ガス測定ボックス仕様
質量4,800g

外形寸法

330×128×438mm

ポンプ流量

1ℓ/m(フローモニタ付)

動作温度-5～+45℃*CO2測定時の暖機時間は15分です。

保管温度-20～+50℃

メモリ

250,000データ電源

AC電源(100V AC/4.5A～240V AC/0.2A, 50～60Hz)

最大正圧

50hPa

最大負圧

-300hPa

測定対象

ボイラー(ガス炊、A重油炊)
testo 350J 排ガスセンサ テクニカルデータ

測定範囲

Ｏ2

NＯ

0〜25Vol.%

0〜2,500ppm

精度±0.2Vol.%				±5ppm(0〜129ppm)±4%rdg(〜1,999ppm)±10%rdg(〜2,500ppm)

分解能

0.01Vol.%

1ppm

応答速度

< 20秒

< 30秒

CＯ2

NＯ2

testo 350Jは手分析と違い測定値を現場でリア
ルタイムで表示、
そのまま赤外線プリンタで印刷、もし
くはスマホ、
パソコンでPDFレポートの提出が可能です。暖機時間も30秒と、従来の分析計よりも遥かに短縮。
もう、測定器の前でじっと待っている必要はありません。testo 350Jを使えば、今までより速く、そして効率的に測定業務が行うことができます。
また、ラン
ニングコスト、
イニシャルコストも低く抑えられます。

testo 350J センサの測定原理と適合JIS規格
測定原理

適合JIS

0〜300ppm

O₂センサ

ガルバニ電池式

JIS B 7983

精度±(0.3Vol% + 1%rdg)
		±5ppm(0〜129ppm)±4%rdg(〜300ppm)

COセンサ

定電位電解式

非適合

CO₂センサNDIR（非分散型赤外線吸収式）

JIS B 7986

分解能

0.01Vol.%

0.1ppm

NOセンサ

定電位電解式JIS B 7982

応答速度

< 40秒

< 40秒

NO₂センサ

定電位電解式JIS B 7982

SＯ2

CO
（H2補償付）

SO₂センサ

定電位電解式JIS B 7981

0〜2,000ppm

0～10,000ppm

測定範囲

測定範囲

0～25Vol.%

精度14

手分析、従来の自動分析計よりも遥かに手軽、経済的±5ppm(0〜129ppm)±4%rdg(〜2,000ppm)
		±10ppm(0～199ppm)±5%rdg(～2,000ppm)±10%rdg(～10,000ppm)

分解能

1ppm

1ppm

応答速度

< 30秒

< 40秒

testo 350J セット/ソフトウェア

testo 350J 環境分析用モデル基本構成
testo 350J

① O2、NOxセット② O2、CO、NOx、SＯ2セット③ O2、CO、NOxセット

testo 350 測定ボックス
・Bluetoothモジュール（O2、NO、NO2）
ペルチェ前処理クーラー・エアバルブ

testo 350 測定ボックス
testo 350 測定ボックス
・Bluetoothモジュール （O2、CO、NO、NO2）・Bluetoothモジュール（O2、CO、NO、NO2、SO2）
ペルチェ前処理クーラー・エアバルブ
ペルチェ前処理クーラー・エアバルブ

型番：0632 3510 70標準価格（税別）￥1,715,000

型番：0632 3510 71
標準価格（税別）￥2,165,000

型番：0632 3510 72
標準価格（税別）¥1,915,000④ O2、CO、CO2、NOxセット⑤ O2、CO、CO2、NOx、SＯ2セット⑥ O2、CO、CO2セット

testo 350 測定ボックス
testo 350 測定ボックス①～⑤いずれかのセットを testo 350 測定ボックス
・Bluetoothモジュール （O2、CO、CO2、NO、NO2、SO2）・Bluetoothモジュール（O2、CO、CO2）・Bluetoothモジュール（O2、CO、CO2、NO、NO2）
選択してください。
ペルチェ前処理クーラー・エアバルブ
ペルチェ前処理クーラー・エアバルブ
ペルチェ前処理クーラー・エアバルブ
型番：0632 3510 73
標準価格（税別）￥2,485,000

型番：0632 3510 74
標準価格（税別）¥2,735,000

型番：0632 3510 75
標準価格（税別）¥2,025,000＋
AC電源ケーブル(3P/IEC C8型)
※ミッキー型

testo 350 コントロールユニット

ACアダプタ

型番：503030 4010
標準価格（税別）￥3,000

型番：0632 3511
標準価格（税別）¥410,000

型番：0554 1096
標準価格（税別）¥11,000

testo 350用 アタッシュケース

testo 350 コントロールユニット用 BLUETOOTH 排ガスプローブ各種

型番：0516 3510
標準価格（税別）¥60,000

型番：
opt-BlueCU
標準価格（税別）¥40,000

p.16から選択ください。

※その他のプローブ・アクセサリはP.17をご覧ください※測定ガスに阻害物質が含まれる場合は仕様通りの測定ができない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

専用ソフトウエア easyHeat / easyEmission
専用ソフトウエアをPCにインストールして、USBケーブルで測定器本体を接続するとPCにデータを取り込みExcel転送が可能です。接続した状態ならオ
ンライン測定も行えます。
機能・ 測定データをExcelグラフやパネルメータなどから選択して表示
・ データをExcelにエクスポート・ PDF書き出し
・ 測定データをA4レポート形式で作成し、PC印刷
・オンライン測定（PCと測定器をUSBケーブルで接続し、1秒以上の任意のメモリ間隔を設定）
・ 測定データは、任意のフォルダ名でデータ保存

測定データ

グラフ

パネルメーター

排ガス計 接続イメージ※ 実際のソフトウェアは、
日本語対応しています。
（画像はeasyEmissionです。）

testo 350

最大 100m*
Flue gas
List

レポート形式Chart

コントロールユニット ⇔ 排ガス測定ボックス ⇔ PC/スマートフォン
無線通信可能（Bluetoothオプション）*測定場所により変動します。

ソフトウェア

対応機種

型番

標準価格（税別）

testo DataControl
310 II
モバイルアプリ経由

0501 4000

無料

easyHeat3000554 3332

無料

easyEmission

340/350/350J 0554 3334

testo 300

¥85,000※easyEmissionには、
ソフトウェアダウンロードコード、USB接続ケーブルが同梱されています。

Flue gas
List

Chart

15

排ガスプローブ○：選択可/推奨

製品名

300/300 LL 340/350

耐熱

挿入長

シャフト径

△：選択可

備考

型番

―：選択不可標準価格（税別）

コンパクト排ガスプローブ(ホース1.5m、K熱電対、フィッティングコーン、ハンドル、フィルタ付) シャフト交換不可

コンパクト排ガスプローブ用ダストフィルタ(型番:0554 0040) P.17②参照

○

△

500°
C

180mm φ6mm

排ガスプローブ φ6㎜/180㎜/500℃

0600 9740¥32,000

○

△

500°
C

300mm φ6mm

排ガスプローブ φ6㎜/300㎜/500℃

0600 9741¥35,000

モジュールシャフト式排ガスプローブ（ホース2.2m、K熱電対、フィッティングコーン、ハンドル、フィルタ付） シャフト交換可能
○

△

500°
C

180mm φ6mm

排ガスプローブ φ6㎜/180㎜/500℃

0600 9762¥53,000

○

△

500°
C

180mm φ8mm

排ガスプローブ φ8㎜/180㎜/500℃

0600 9760¥53,000

○

△

500°
C

300mm φ6mm

排ガスプローブ φ6㎜/300㎜/500℃

0600 9763¥55,000

シャフト交換可能な排ガスプローブ。
シャフトに熱電対を標準搭載して、排ガス温度を測定。

○

△

500°
C

300mm φ8mm

排ガスプローブ φ8㎜/300㎜/500℃

0600 9761¥55,000

○

○

500°
C

335mm φ8mm

排ガスプローブ φ8/335㎜/500℃

0600 9766¥86,000

○

○

500°
C

700mm φ8mm

排ガスプローブ φ8/700㎜/500℃

0600 9767¥105,000

モジュールシャフト式排ガスプローブ
用ダストフィルタ(10個)(型番:0554 3385) P.17①参照○○

1,000°C 335mm φ8mm

排ガスプローブ φ8㎜/335㎜/1,000℃ 0600 8764

¥140,000○○

1,000°C 700mm φ8mm

排ガスプローブ φ8㎜/700㎜/1,000℃ 0600 8765

¥169,000

φ8mm

ダストフィルタ付排ガスプローブφ8㎜/
335㎜/1,000℃

0600 8766¥204,000

φ8mm

ダストフィルタ付排ガスプローブφ8㎜/
700㎜/1,000℃

0600 8767¥228,000

330mm φ9mm

交換用フレキシブルプローブシャフト
φ9㎜/330㎜/180℃

0554 9770¥39,000¥26,000

焼結フィルタφ14mm○○

1,000°C 335mm○○

1,000°C 700mm

○

△

180°
C

(焼結フィルタφ14mm)(焼結フィルタφ14mm)

交換用モジュールシャフト

○

△

500°
C

180mm φ8mm

交換用モジュールシャフト φ8/180㎜/500℃

0554 9760

○

△

500°
C

300mm φ8mm

交換用モジュールシャフト φ8/300㎜/500℃

0554 9761¥27,000○○

1,000°C 335mm φ8mm

交換用モジュールシャフト φ8/335㎜/1,000℃

0554 8764¥120,000○○

1,000°C 700mm φ8mm

交換用モジュールシャフト φ8/700㎜/1,000℃

0554 8765¥150,000

ステンレス排ガスプローブ（ホース4m、フィッティングコーン、インラインフィルタ）※測定口からの輻射熱が強い場合にオススメ△* 排ガス吸引可能/温度測定は焼結フィルタφ14mm
不可―

testo 340/350 共通○

1,000°C 335mm φ8mm

ステンレス排ガスプローブ

0600 7555¥139,000○

1,000°C 335mm

φ8mm

ステンレス排ガスプローブ(焼結フィルタ付)

0600 7556¥170,000○

1,000°C 335mmステンレス排ガスプローブ用 K熱電対
335㎜

0600 8898¥75,000(焼結フィルタφ14mm)―

工業用排ガスプローブ

工業用排ガスプローブは、
セメント工場や鉄鋼所、ガラス工場などの1,000℃を超える高温ガスや、高濃度のCO2・SO2、塵芥を多く含む環境下でお使いいただけます。
用途に応じて以下の3タイプのセットからお選びください。
1200℃対応工業用プローブセット

1800℃対応工業用プローブセット

・プローブシャフト（耐熱+1,200°
C、シャフト長1m、シャフト部φ12mm、両端φ20mm、2.4856合金625）
・サンプリングホース（スペアダストフィルター型番：0554 3371付、4m）
・ハンドル（耐熱600℃、ステンレス鋼 1.4404製）
・K熱電対（耐熱+1,200℃、1.2m、
φ2mm）
セット型番
0600 7610
標準価格（税別） ¥249,000
加熱工業用プローブセット

16

・プローブシャフト（耐熱+1,800°
C、1m、φ12mm、アルミナ（Al2O3）>99.7%）
・サンプリングホース（スペアダストフィルター型番：0554 3371付、4m）
・ハンドル（耐熱+600℃、ステンレス鋼 1.4404製）※延長パイプや焼結フィルタの取付け不可。
セット型番0600 7620
標準価格（税別） ¥154,000

工業用排ガスプローブ用アクセサリ

型番

焼結フィルタ (0600 7610用)

0600 7616

標準価格（税別）￥91,000

・プローブシャフト（耐熱+600℃、1m、
φ25mm、
ステンレス鋼 1.4571製）
・加熱サンプリングホース（4m、外径34mm）
・K熱電対（耐熱+1,200℃、1.2m、
φ2mm）

1200℃対応延長パイプ (0600 7610用)

0600 7617￥125,000

工業用プローブ用ケース（335mm以上の排ガスプロープを収納可能）

0516 7600￥23,000

セット型番
0600 7630
標準価格（税別） ¥1,122,000

スペアダストフィルター(10コ入リ)

0554 3371￥7,500S熱電対温度プローブ (～1,500℃)※工業用プローブとの併用必須

お問い合わせください。

周辺アクセサリ

対応機種

300/300 LL 340/350

プローブ関連

○

○

○

○

型番

標準価格（税別）

排ガスプローブ用延長ホース（2.8m）

0554 1202¥39,000①モジュールシャフト式排ガスプローブ用ダストフィルタ(10個)P.16参照

0554 3385¥4,900○②コンパクト排ガスプローブ用ダストフィルタ（10個）（0600 9740/0600 9741専用）
P.16参照0554 0040¥5,600○③スペアダストフィルタ（10個）
ステンレス・工業用プローブのインラインフィルタ用またはドレンポット（0544 9755）用

0554 3371¥7,500④モジュールシャフト接続ピン保護用キャップ

0192 0769

お問い合わせください⑤testo 350用測定ボックス用スペアフィルタ

0554 3381¥22,000○⑥交換用焼結ダストフィルタ（2個）（0600 8766/0600 8767専用）（燃結フィルタ付排ガスプローブ用）

0554 3372¥28,000○○⑦燃焼用空気温度プローブ（挿入長60mm）
0～+100℃

0600 9797¥23,000○○⑦気体用温度プローブ 190㎜/100℃

0600 9787¥23,000○○

ミニ雰囲気温度プローブ（0～+80℃）

0600 3692¥12,000○○⑧ガス校正用アダプタ（排ガス計に直接ホースを繋いだり、ガス校正を行う場合に使用します。）

0554 1205¥6,200○○⑨油煙プレート付スモークテスター
ポンプ式。
ガス中の煤煙（スス）の測定用0554 0307¥26,000

フィッティングコーン○○

φ6mmプローブ用フィッティングコーン（スチール製 耐熱500℃）

0554 3329¥4,000

ソフトウエア○easyHeat ソフトウェア

0554 3332

無料○

USB2.0 ケーブル 2m (タイプ Mini-B ⇔タイプ A)

0449 0047¥3,000easyEmissionソフトウェアライセンス ※USB接続ケーブル付

①

③

②

⑤

○

○

④
⑥

⑦
⑧

⑨

○
ケース
⑩

⑪

0554 3334¥85,000○○⑩排ガス計用ケース小 300㎜プローブ対応（testo 340）

0516 3300¥18,000○○⑩排ガス計用ケース大 300㎜プローブ対応（testo 340）

0516 3301¥28,000⑫○

赤外線プリンタ※プローブの先端につけて煤が排ガスプローブに直接入りにくくします。P.16参照○○⑩排ガス計用ケース 335㎜プローブ対応

0516 3340¥40,000○⑩testo 350用 アタッシュケース

0516 3510¥60,000

503080 4010

¥10,000○⑪ソフトキャリングケース (testo 300/340用)（testo 340）○

⑫プローブ用ソフトケース（1,260×5×240mm）

0516 7600¥23,000○

卓上式赤外線プリンタ

0554 0549¥52,000

卓上式Bluetooth/赤外線プリンタ

0554 0621¥70,000

長期保存用スペア感熱紙(6巻入)0554 0568¥5,500○○○※上記以外のアクセサリにつきましては、
お気軽にお問い合わせください。

排ガス計共通プローブアクセサリ

型番

標準価格（税別）

外付け排ガスクーラー：冷却温度（代表値）：+10℃ （testo 340/350）

0554 3501¥212,000

ドレンポット付粉塵フィルター（交換用フィルタ型番：0554 3371）（testo 310以外の全機種）※エンジン用・工業用プローブ接続時は温度測定不可

0554 9755¥56,000

0554 9755用フィルタ取り外しツール

0192 0247

お問い合わせください17流速・流量測定オプション / 舶用エンジン用 燃焼排ガス分析計

排ガス測定における流速・流量測定（testo 340 / 350）
テストーの排ガス分析計には差圧センサが内蔵されており、ピトー管を使用して排ガスの流速・流量を測定することが可能です。
ピトー管を使用することで、高温・高風速、ばい煙の多い排ガスでも煙道内の流速・流量を測定できます。

L字ピトー管ストレートピトー管

L字型ピトー管は専用ホー

全圧（＋）

スを測定器に接続して使用します。

ストレートピトー管は温度センサを内蔵しており、温静圧（ー）

度補正が不要です。
ピトー係数: 0.67

ピトー係数: 1.00

耐熱温度 1,000℃

製品

型番

L字型ピトー管 350mm
L字型ピトー管 500mm
L字型ピトー管 1,000mm

0635 2145
0635 2045
0635 2345

標準価格（税別）¥26,000¥30,000¥74,000製品

型番

標準価格（税別）

温度センサ内蔵ピトー管 750mm
ステンレス/工業プローブ用アダプタ*

0635 2042
0440 3352

お問い合わせください¥226,000*排ガスプローブと同時に使用しない場合（ピトー管単品で使用する場合）に必要です。

シリコンホース

testo 400 + 高温ストレートピトー管

L字型ピトー管（全圧側と静圧側）と圧力ニップルに

排ガス流速・流量のみ測定する場合の装着します。

測定器です。

最大負荷: 700hPa

ピトー係数: 0.67
耐熱温度 1,000℃

製品

型番

シリコン製圧力測定用ホース（5 m）

0554 0440

標準価格（税別）¥9,000製品

型番

testo 400 マルチ環境計測器
0560 0400
高温ストレートピトー管（ベースは0635 2042） 特注標準価格（税別）¥220,000
お問い合わせください舶用エンジン用燃焼排ガス分析計 testo 350 MARITIME_V2
型式承認番号
DNV
TAA00001K0

日本海事協会 (ClassNK)
14DD001B

船上でのNOx測定 SCR（脱硝装置）のスポットチェックに
testo 350 MARITIME_V2は、次の型式承認を受けています。
・日本海事協会（NK）
認定番号：14DD001B
・DNV 認定番号：TAA00001K0
また、上記2協会からNOxテクニカルコード2008で定義された・Direct measurement and monitoring method（船上における直接測定及び監視法）・Simplified measurement method（船上における簡易測定法）への適合を受けています。
船上におけるSCR（脱硝装置）の前後の測定（スポットチェック）やエンジン認証の為の初回検査および中間検査･定期検査での使用が可能です。
主な特長

18

パラメータ（実測）

測定範囲℃（排ガス温度）-40～+1,000℃

O₂

0～25Vol.%CO0～3,000ppm

NO0～3,000ppm

NO₂0～500ppm

SO₂0～3,000ppm

CO₂
（IR）

0～40Vol%

絶対値（Pabs）

600～1,150hPa

保管温度-20℃～+50℃

動作温度-5℃～+45℃

電源供給

リチウムイオン充電池または100～240VAC50/60Hz

消費電力
（W）

max.40W

最大正圧/排ガス

50hPa

最大負圧/排ガス-300hPa

質量（キャリングケース含む）

約17kg

キャリングケース 外形寸法56.5×45.5×26.5cm

・ 起動後30秒で測定開始
・ 基準ガスを用いてどこでも校正可能
・ガスセンサには調整データが入っており、センサ交換後も再調整不要で使用可能・ 滑車付キャリングケース（プロテクトケース）に入れたままで測定可能〈測定方法〉
排ガスは、専用のガスサンプル用プローブで採取します。
耐久性の高い電気式ガスセンサ（ECS）
によりO2、CO、NOx、SO2の燃焼排ガス濃度を高精度に測定します。CO2濃度は、NDIR（非分散型赤外線吸収法）
式ガスセンサにより測定されます。
また、船上での厳しい条件にも耐えられるよう丈夫なプロテクトケース
キャリングケース使用例 に覆われています。

製品

型番

testo 350 MARITIME_V2
0563 3503
easyEmissionソフトウェアライセンス
0554 3334※USB接続ケーブル付
AC電源ケーブル(3P/IEC C8型) ※ミッキー型 503030 4010
スペアダストフィルター(10コ入リ)
0554 3371

標準価格（税別）¥3,680,000¥85,000¥3,000¥7,500

校正サービス

燃焼排ガス分析計の校正試験
テストーでは測定器の新規購入時および定期校正をお薦めしています。
横浜のサービスセンターでは、
「温度」
「湿度」
「風速」
「圧力」
「ガス濃度」領域での校正サービスを行っており、校正試験の後、校正試験成績書・校正証明書、
トレーサビリティ体系図を発行しています。テストーでは定期校正や定期メンテナンスを通じて、1台の測定器を末永くご愛用頂けるよう、専門のスタッフがメン
テナンス及び校正業務を担当しています。
・校正試験料金には、
トレーサビリティー体系図の発行を含みます。
・料金は機種によって異なりますのでお問い合わせください。
・新規納入以外のガス校正試験には別途、
点検・オーバーホール料（センサの調整費を含む）が必要となります。

燃焼排ガス分析計
対象製品： testo 310/300/340/350（J）
標準ガス
酸素(O2)

濃度
10 vol％100 ppm
1,000 ppm
17 vol％80 ppm
500 ppm
50 ppm50 ppm
1,000 ppm
200 ppm
5,000 ppm

一酸化炭素(CO)二酸化炭素(CO2)
一酸化窒素(NO)
二酸化窒素(NO2)二酸化硫黄(SO2)
硫化水素(H2S)
メタン(CH4）

テストーの新しいアフターサービスプラン「TestoCare (テストーケア)」「TestoCare(テストーケア)」
は、testo 300/340/350/350J/350 MARITIME_V2を対象とした排ガス校正サービス・パッケージです。
対象製品の新規ご購入時にTestoCareを初回校正費用と合わせてご注文いただくと、3年間または5年間の点検・校正費用を大幅に削減することができます。
TestoCareには以下の5つのメリットがあります。
20%以上削減①校正費用の削減&予算化
定期点検・校正の費用を20%以上削減可能です。
さらに機器の購入時のご予算に、その後の校正費用を含めることができるため、毎年の見積もり取得や予算申請に費やす時間を削減できます。

5年目
4年目
TestoCare 5②保証期間1年間延長
通常2年間の製品本体の保証期間を3年間に延長します。万が一保証期間中に初期不良やが故障あった場合は、無償で修理および交換を行います。
※testo 300 LLの場合は本体4年保証を5年に延長します。搭載されるガスセンサは対象外です。

(2～5年目の点検・校正)

3年目
2年目

初回校正

初回校正

③交換用ガスセンサ・部品が20%オフ
ガスセンサの消耗や、測定器およびパーツが故障してしまった際は、交換用ガスセンサ・パーツを通常価格の20%オフでご提供いたします。

④お知らせメール配信
校正忘れを未然に防止するために、校正の時期が近くなると弊社よりご担当者様宛にお知らせメールを配信いたします。

⑤下取りサービス (TestoCare 5のみ)
対象の測定器を5年間使用したあと、同等の製品をお得な価格でご購入いただくことができます。

1年目

2年目

3年目

TestoCare 3

初回校正

1 点検・校正

2 点検・校正

TestoCare 5

初回校正

1 点検・校正

2 点検・校正

4年目

3 点検・校正

5年目

4 点検・校正

19

テストーについて■ 株式会社テストー
株式会社テストーは、
Testo SE & Co. KGaA の日本法人として1987年に設立されました。横浜に本社、
営業拠
点、
サービスセンターを設け、テストー製品の国内販売から、
校正試験および校正証明書の発行、測定器の修理・メ
ンテナンス、マッピングサービスを行っています。
日本国内では環境測定専門メーカーとして、
換気空調、
医薬&ヘルスケア、
食品安全、
工業分野のセグメントに向けて、お客様の測定業務を効率化するためのご提案をしています。
■ Testo SE & Co. KGaA
1957年、Testo SE & Co. KGaA の前身である、Testoterm GmbH はドイツのシュヴァルツヴァルト（Schwarzwald）
一帯の自然環境とその周辺地域のハイテク産業を背景に、レンツキルヒ（Lenzkirch）
に設立さ
れました。

ドイツ Testo SE & Co. KGaA 本社ビル

testo 300 モバイル端末通信イメージ

現在、ティティゼ（Titisee）に本社屋を移転し、環境測定器の研究開発、製造を行っています。
Testo SE & Co. KGaA は、
世界の34の現地法人を有し、その他の地域では代理店ネットワークを形成するドイツのグローバル企業に成長しました。
設立以来一貫してポータブル環境測定器の研究開発に力を注いでおり、市場のニーズに対応した製品をリリースしています。
最近は、従来のスタンドアロンの測定器だけでなく、
スマートフォンやWi-Fi、Bluetooth等の無線に対応した環境測定器シリーズもリリースしています。
通信モジュールを測定器に搭載することでメール、クラウドサーバへのアクセスが可能となったテストーの無線対応製品は、測定業務効率向上という点で世界のお客様に高く評価されています。

＊本カタログの内容は予告なく変更される場合があります。
＊掲載されている価格は2024年1月現在のものです。

www.testo.com

お問い合わせは〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F TEL.045-476-2544（代表）● セールス
TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277● サービスセンター（修理・校正） TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863
ヘルプデスク TEL.045-476-2547
ホームページ https://www.testo.com

e-mail info@testo.co.jp（2024.01/ga/V1.1）