Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

RLI-G シリーズ -ガイドウェーブレーダー式
液面レベルセンサ（液体用）







測定レンジ最大24m
精度：±5mm (0.2 インチ)
温度、圧力、密度の変化に依存しない測定
ロッドタイプ、ケーブルタイプ、同軸パイプタイプをご用意
最小誘電率 (er) は1.4 以上取外し可能なディスプレイ
4-20 mA + HART  出力
媒体温度範囲：-30°
C ～ +90°C
最大使用圧力：40 MPa
保護等級 IP67

LEVEL SENSORS – CONTINUOUS

ガイドウェーブレーダー式液体レベルセンサRLI-Gシリーズは、導電性または非導電性の液体や粉体、粘度の高い媒体のレベル検出用に最適です。RLI-Gシリーズの測定原理は時間領域反射率測定法によるものです。マイクロパルス波が光速でプローブに沿って送られます。そのマイクロパルス波が液面に到達すると、すぐに反射してセンサに戻ります。液面までの距離はマイクロパルス波の移動時間に正比例します。媒体の比誘電率(er)により反射信号は変わりますが、比誘電率が1.4 er 以上であれば測定が可能です。
ジェムス（Gems）の時間領域反射率測定技術は、媒体の特性やスペースに影響を受けない上に、測定においては、温度や圧力などの物理的特性の変化による影響を受けずにご使用いただけます。

仕様

測定値

距離、レベル、容積（計算で算出）

プローブタイプ

シングルケーブル、ツインケーブル、シングルロッド、ツインロッド                                                           

測定レンジ

精度
直線性誤差 1
分解能

媒体の最小比誘電率（er）
電源電圧

プローブタイプと使用媒体の比誘電率 (er) により変化
同軸パイプ、分離型ロッド±5mm (0.2 インチ)
プローブ長が10m以上の場合：プローブ長の±0.05 %±3 μA

1.4 (プローブのタイプによってはさらに大きい値が必要 )18 V - 35 V DC

• 粘度の高い液体• クリーンまたは汚染された液体• 静水井 (キャリブレーション要)• 導電性の泡状媒体• 高温用途• 側管のある静水井

ツインケーブルタイプ

出力
デジタル通信4-20 mA + HART

媒体温度範囲最大使用圧力同軸プローブタイプ-30°
C ～ +90°C• 水、溶剤、油、燃料• 比誘電率の低い媒体 (er > 1.8)
• 細いタンクや制限のあるスペース• 不感帯があまりない場所• タンクの壁近くでの設置

1.6 MPa

ツインロッドタイプ

保護等級

IP67

ディスプレイ

ケーブルタイプ、ロッドタイプ

電気的接続
電気的保護

GMD-100 グラフィックディスプレイユニット

4 MPa

2x 1/2˝ NPT と 2x M20 x1.5（メスネジ）
Class III

ハウジング材質

アルミニウム（塗装あり）

重量（ハウジングのみ）

約 2 kg

シール材

周囲温度

FPM  

• コーティングされたタンク• 汚染された液体• 不感帯があまりない場所• 細いタンクや制限のあるスペース• 懸濁液やドロドロの液体

同軸パイプタイプ-30°
C ～ +60°
C
ディスプレイを含む場合：-20°
C ～ +60°C

注:
1. 基準になる条件と安定した温度環境下が条件となります。

1用途例

シングルケーブルタイプ/ シングルロッドタイプ/
分離型ロッドタイプ• 高さ最大6mまでの小型な器やタンク• 溶剤、LPG、LNG• 比誘電率の低いクリーンな液体• 撹拌または流れのある液体• 接触が可能な金属製の容器またはタンクの壁• 不感帯がない場所

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

BU24_C_RLI-G_20210421

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

MICRO-PULSE RADAR TYPE
取付と各種ガイダンス
寸法詳細

s=内
 部の障害物からの最小距離（プローブと平行なものは測定を妨げません。）
thd

プローブタイプS 寸法

シングル> 300mm (12 inch)

ツイン> 100mm (4 inch)

同軸0h≤dt = 上部不感帯b = 下部不感帯
不感帯

タンク内の上部と下部に測定出来ないエリアがあります。下部の不感帯はおもりの長さによって拡張されます(ケーブルタイプのみ)。
プローブタイプ

比誘電率（er）=  80

比誘電率（er）=  2.4上部 (t)

下部 (b)上部 (t)

下部 (b)

300mm(12 inch)

20mm(0.75 inch)

400mm(16 inch)

100mm(4 inch)

150mm(6 inch)0mm(0 inch)20mm(0.75 inch)
10mm(0.4 inch)

300mm(12 inch)
0mm(0 inch)

100mm(4 inch)
100mm(4 inch)

4mm シングルケーブル
8mm シングルケーブル
8mm シングルロッド

14mm 分離型ロッド
4mm ツインケーブル
8mm ツインロッド
同軸パイプ

配線

ディスプレイモジュール
コネクタ

セットアップとプログラミング

LEVEL SENSORS – CONTINUOUSsb

GMD-100 ディスプレイユニット

4-20 mA出力と電源電圧(HART)2

注: 配線手順の詳細は取扱説明書をご参照ください。

3

GMD-100 プラグインディスプレイを使用することでさまざまなプログラムを簡単に行うことが可能です。測定と出力の基本的なパラメータは、GMD‑100のテキストベースのメニューシステムを使用して設定出来ます。測定値は、大型のLCDディスプレイに数値と棒グラフで表示されます。

GemsView ソフトウェア
GemsView設定ソフトウェアは無料でダウンロードいただけます。
これを用いることで、RLI-G
シリーズで変更可能な全てのパラメーターの設定と、数値の参照が可能です。その他の特徴は以下の通りです。継続的な「エコーマップ」
読み取り、トレンド監視、データロギング、データ保存。

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

BU24_C_RLI-G_20210421

2

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

媒体の比誘電率によって媒体の測定可否と反射信号強度は異なります。
反射信号強度 (%) vs. 比誘電率 (er)比誘電率（er）
（参考値）
ブタン

粒子

1.4
1.5 – 10
1.6 – 1.9
1.8 – 2.1

セメント
LPG

ケロシン
原油

石炭石

アセトン

エタノール

2.1

ディーゼル油
ベンゼン

メタノール

グリコール

2.3
2.6
2.7
2.4 – 3.6

アスファルト

クリンカー
樹脂

3-5
3.9
6.1 – 9.1
2124
33.1
3740

食用油

ニトロベンゼン水80

硫酸 ** (温度 = 20°C)

プローブの種類と仕様

LEVEL SENSORS – CONTINUOUS

プローブタイプ

4mm シングルケーブル 8mm シングルケーブル 4mm ツインケーブル

同軸パイプ 514mm 分離型ロッド 8mm シングルロッド 8mm ツインロッド

1000

寸法 (mm)

Ø4Ø8L

L
100

Ø40260

L

Ø8Ø4

Ø40

Ø25M8

メスネジ

最大測定距離LØ28Ø14LL

80M8M12

メスネジ

L

メスネジ

24m (80 feet)Ø14

Ø86m (20 feet)

3m (10 feet)

媒体最小比誘電率 er

2.1

1.8

1.4

2.1

2.1

1.8

最小測定距離(er = 80 / er = 2.4)

0.3m / 0.4m
(1 feet / 1.3 feet)

0.15m / 0.3m
(0.5 feet / 1 feet)

0m(0 feet)

0.3m / 0.4m
(1 feet / 1.3 feet)

0.3m / 0.4m
(1 feet / 1.3 feet)

0.15m / 0.3m
(0.5 feet / 1 feet)

プローブ回りの測定スペース 1

Ø 600mm(2 feet)Ø 200mm(0.65 feet)

0 mm(0 feet)Ø 600mm(2 feet)Ø 600mm(2 feet)Ø 200mm(0.65 feet)

プローブ材質316 SS

316 SS

316 SS (Ti)

316 SS (Ti)

316 SS (Ti)

316 SS (Ti)

プローブ直径 Ø（典型値）

4mm (0.15 inch)

8mm (0.3 inch)

4mm (0.15 inch)

28mm (1.1 inch)

14mm (0.55 inch)

8mm (0.3 inch)

8mm (0.3 inch)

セパレーター材質 2——

PFA（ケーブルに溶接）

PTFE—

—

PTFE-GF25

注:
1. 必要な検出スペースの削減については、弊社までお問合せください。
2. プローブ長1.5m未満の際はセパレーターはありません。
3. 同軸パイプタイプ以外では、プローブはお客様でヘッドユニットから取り外すことが出来ます。
4. ANSI フランジ接続タイプでは、選択されたプローブタイプに合わせ、ヘッドユニットがフランジにねじ込まれています。
5. 同軸パイプタイプでは、プローブ長が1mを超える場合は分離型となります。

3フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

BU24_C_RLI-G_20210421

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

MICRO-PULSE RADAR TYPE
型式選定チャート
（全ての組合せが対応可能ではありません。）
使用環境条件（この情報は製品のご選定及びご使用において不可欠です。本製品をご選定の際はこちらの使用条件も合わせtご記入ください。）
1. 使用媒体: _____________________________________________

4. 使用媒体比誘電率: ______________________________________

2. 使用圧力: 最小 _______________ MPa 最大 ______________ MPa

5. タンク: 材質 _______________________

3. 使用温度: 最小 ________________ ℃ 最大 _______________ ℃

6. センサ設置場所:  屋内  屋外

深さ _______________

型式構成（以下の太字をご希望仕様に合わせご選定いただき、型式を完成させてください。）
RLI-G - B - XX - X - X1 - X2 - 4シリーズ

出力

4 - 4-20mA + HARTタイプ

プローブ長 1B - センサ + ディスプレイ

R - 1˝ BSP
P - 1˝ NPTAC - 3˝ 150# ANSI1
AD - 4˝ 150# ANSI1

K - 1˝ BSPL - 1˝ NPTV - 1-1/2˝ BSP
W - 1-1/2˝ NPT
AG - 3˝ 150# ANSIAH - 4˝ 150# ANSI

14mm 分離型ロッド

8mm シングルケーブル

8mm ツインロッド

4mm ツインケーブル

S - 1-1/2˝ BSPZ - 1-1/2˝ NPTAC - 3˝ 150# ANSI1
AD - 4˝ 150# ANSI1

D - 1-1/2˝ BSPE - 1-1/2˝ NPTAE - 3˝ 150# ANSIAF - 4˝ 150# ANSI

同軸パイプ
長さ ≤1.0m

以下より X1とX2 を選択してください。

プローブタイプ：同軸パイプ、ロッド（シングル、ツイン、分離型）
ハウジング材質
4 - アルミニウム

N - 1-1/2˝ BSPJ - 1-1/2˝ NPTAJ - 3˝ 150# ANSIAK - 4˝ 150# ANSI

T - 1-1/2˝ BSPU - 1-1/2˝ NPTAL - 3˝ 150# ANSIAM - 4˝ 150# ANSI

コード

長さ012
34
560m
0.1m
0.2m
0.3m
0.4m
0.5m
0.6m
0.7m
0.8m
0.9m

X2

コード

012
3
4
5
6
789

プローブタイプ：ケーブル（シングル、ツイン）
長さ

X10m
10m
20m

長さ >1.0m

CS - 1-1/2˝ BSP
HS - 1-1/2˝ NPTAAS - 3˝ 150# ANSIABS - 3˝ 150# ANSI

オプション
オプション

型式

プラグイン グラフィックディスプレイ モジュール
リモートプログラム 設定用ソフトウェア「GemsView」（PC用）

X10m1m2m3m4m5m6m

2C - 1-1/2˝ BSP
H - 1-1/2˝ NPTAA - 3˝ 150# ANSIAB - 4˝ 150# ANSI

長さ

GMD-100
無料ダウンロード可能

リモートプログラム用 HART-USB モデム（PC 1 ）注:
1. HART-USB プログラミングアッセンブリーには 24V / 250 Ωの抵抗が組み込まれています。

DPC-55

コード

長さ

01
20m
1m
2m
3m
4m
5m
6m
7m
8m
9m

X2

LEVEL SENSORS – CONTINUOUS

X1= メートル、X2= 10分の1メートル

取付部タイプ（プローブタイプ別）
4mm シングルケーブル
8mm シングルロッド

コード0123456789

型式選定における注意点:
1. プローブタイプのロッドと分離型ロッドタイプでは取付部タイプ
コードAC または ADをご使用ください。
a) 8mm ロッドタイプは長さ3m未満をご選択ください。
b)14mm 分離型ロッドタイプは長さ6m未満をご選択ください。
c) 8mm と 14mm のロッドタイプは取付部タイプコードAC または ADを共有しています（ANSI フランジ）。
d) ご注文時に特に指定がなければ、プローブ長3m以下は8mmロッドタイプ、3mより長い場合は14mmm分離型ロッドとなります。
e) もしプローブ長3m未満でも14mm分離型ロッドをご希望の際は、ご注文時にその旨をお申し付けください。
2. プローブ長が1mを超える場合は、同軸パイプタイプは分離型となります。1m以下の場合は、製品は独立構造となります。
3. プローブへのコーティングのご希望については弊社までお問合せ     ください。
4. 静水井オプションについては弊社までお問合せください。

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

BU24_C_RLI-G_20210421

4