Bedienungsanleitung

Operation Instructions

Für künftige Verwendung aufbewahrenD

Elektronischer Druckschalter

Mit zwei Schaltausgängen mit Messzelle in SoS Technik

Baureihe 0540 / 0541 / 0542 / 0544 / 0545 / 0546

Mode d’emploi

Please keep carefully for future use

GBElectronic pressure switch

Dual switching output, measuring cell in SoS technique

Series0540 / 0541 / 0542 / 0544 / 0545 / 0546

A conserver précieusement pour toute utilisation ultérieureF

Pressostat électronique

Deux sorties de commutation à cellule avec Technologie SoS

Séries0540 / 0541 / 0542 / 0544 / 0545 / 0546

Einbau und Inbetriebnahme sind nach dieser Bedienungsanleitung und
nur durch autorisiertes Fachpersonal vorzunehmen.
Insbesondere beim Umgang mit Netzspannungen und Sauerstoff sowie im ATEX-Bereich sinddie Sicherheitsvorschriften der landesspeziﬁschen Behörden zu beachten.

Installation and commissioning may only be installed and started up in accordance with these
Operation Instructions and by authorised specialists.
The safety regulations of country-speciﬁc authorities must be observed, especially when working with mains voltages and oxygen, and in potentially explosive areas.

Le montage et la mise en service sont à entreprendre en respectant le présent mode d’emploi et
uniquement par le personnel autorisé.

SUCO Robert Scheuffele GmbH & Co. KG
Keplerstraße 12-14
74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland
Telefon:+49 (0) 7142 / 597-0
Telefax:+49 (0) 07142 / 980 151
E-Mail:info@suco.deWeb:www.suco.de

SUCO Robert Scheuffele GmbH & Co. KG
Keplerstraße 12-14
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Telefon:+49 (0) 07142 / 597-0
Telefax:+49 (0) 07142 / 980 151
E-Mail:info@suco.deWeb:www.suco.de

SUCO Robert Scheuffele GmbH & Co. KG
Keplerstraße 12-14
74321 Bietigheim-Bissingen, Allemagne
Telefon:+49 (0) 07142 / 597-0
Telefax:+49 (0) 07142 / 980 151
E-Mail:info@suco.deWeb:www.suco.de

Voraussetzungen für den Produkteinsatz
Allgemeine, stets zu beachtende Hinweise für den ordnungsgemäßen undsicheren Einsatz des Druckschalters:

Consignes relatives à la mise en service

Conditions governing the use of the productConsignes générales à respecter en permanence pour une utilisation conforme et en toute sécurité du pressostat électronique:

The following general instructions are to be observed at all times to ensure thecorrect, safe use of the pressure switch:• Beachten Sie unbedingt die Warnungen und Hinweise in derBedienungsanleitung.

• Respecter impérativement les mises en garde et autres recommandations
signalées dans ce mode d’emploi.

• Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften der landesspeziﬁschen Behörden.

• Observe without fail the warning notices and other instructions laid down in
the operating instructions.

• Der Druckschalter ist für die Überwachung von ﬂüssigen und gasförmigen
Medien bestimmt.

• Observe the applicable safety regulations of country-speciﬁc authorities.

• Respecter les règles de sécurité en vigueur, régies par les autorités
compétentes.

• Halten Sie die angegebenen Grenzwerte wie z.B. Drücke, Kräfte,Momente und Temperaturen ein.

• Use the switch only for monitoring ﬂuid and gaseous media.

• Utiliser le produit exclusivement pour le contrôle des liquide et gazeux• Do not exceed the speciﬁed limits for e.g. pressures, forces, moments or
temperatures under any circumstances.

• Veiller SVP à respecter les valeurs limites indiquées dans cette notice, telles
que: pression, force, couple et température.

• Give due consideration to the prevailing ambient conditions (temperature,atmospheric humidity, atmospheric pressure, etc.).

• Tenir compte des conditions ambiantes réelles (température, hygro métrie,
pression atmosphérique, etc.).

• Never expose the pressure switch to severe side impacts or vibrations.

• Ne jamais exposer le pressostat à de forts impacts latéraux ou vibrations.

• Use the product only in its original condition. Do not carry out any
unauthorized modiﬁcations.

• Utiliser le produit exclusivement dans sa conﬁguration d’origine. N’apporter
aucune modiﬁcation sans autorisation préalable.

• Remove all items providing protection in transit such as foils, caps or
cartons.

• Retirer tous les éléments de protection nécessaires pour le transport, telsqu’emballage, capuchons ou cartons.

• Disposal of the above-named materials in recycling containers is permitted.

• Tous les éléments susnommés sont recyclables, et peuvent être disposés
dans des containers prévus à cet effet.

• Berücksichtigen Sie die vorherrschenden Umgebungsbedingungen(Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck etc.).
• Setzen Sie den Druckschalter niemals starken Stößen oder Vibrationen aus.
• Verwenden Sie das Produkt nur im Originalzustand. Nehmen Sie keine
eigenmächtige Veränderung vor.
• Entfernen Sie alle Transportvorkehrungen wie Schutzfolien, Kappen oder
Kartonagen.
• Die Entsorgung der einzelnen Werkstoffe in Recycling-Sammelbehältern istmöglich.

BetriebsbedingungenOperating conditions

Wird der Druckschalter außerhalb des speziﬁzierten Temperaturbereichs
betrieben, können Abweichungen im Schaltpunkt außerhalb derToleranzen auftreten oder der Druckschalter kann ausfallen.

Transistorausgänge:

0542

0544

0545

0546

2 PNP-Ausgänge (High 2 NPN-Ausgänge (LowSide N-Kanal MOSFETs)) Side N-Kanal MOSFETs)

Schaltfunktion:

Schließer /SchließerÖffner /ÖffnerSchließer /ÖffnerSchließer /SchließerÖffner /ÖffnerSchließer /ÖffnerVersorgungsspannung:

9,6 … 32 VDC

Einstellbereiche pnenn:

2…100 % des Nenndruckbereiches,
im Werk programmierbar

Technical data

Ausgang:

Max 0,5 A Schaltstrom mit Kurzschlussschutz
und Schutz gegen Überspannung

Betriebsart:

Mit Hysterese oder Fenstermodus(im Werk programmierbar)

Wiederholgenauigkeit :
1)

0546

NO/NO NC/NC NO/NC NO/NO NC/NC NO/NC

La valeur admise de surpression statique est exprimée dans les
caractéristiques techniques. Elle se réfère à la valeur hydraulique ou
pneumatique du manocontact.

Caractéristiques techniquesType

9,6 … 32 VDC
2…100 % of the nominal pressure range (Full Scale, FS),
programmable at factorysee label, factory programmable

Hysteresis:

0,2…99,8 % of the nominal pressure range (FS), programmable at factory (5% of the switching point is set
as standard)

Accuracy 1):±0.5 % of the nominal pressure range (FS) at room
temperature, ±0,25%BFSL

Switching Output:

0,5 A transistor output with short circuit protection andovervoltage protection

Switching mode:

hysteresis or window mode, programmable at factoryLong term stability:±0,1 % full scale p.a.

±0,1 % Endwert (FS)Temperature Error 1):±0,2 % / 10 K full scale

0541

0542

0544

0545

2 sorties NPN (Niveau
Bas N-canal MOSFET)

Fonction de commutation:

NO/NO NC/NC NO/NC NO/NO NC/NC NO/NC

Tension d‘alimentation:9,6 – 32 VDC

Plage de réglage pointde commutation

2 - 100 % de la plage de réglage (PE), réglable enusine

Hystérésis:0,2 - 99,8 % PE, de la plage de réglage (PE), réglable enusine (réglée par défaut à 5% du point de commutation)

Précision:±0,5 % de la plage de réglage (PE) à températureambiante, ±0.25 % BFSL
0,1 % de la plage de réglage (PE)Retard à la commutation:

ON (0 ... 0,5 s) / OFF (0 ... 2 s) avec pas de 1 ms, indépendamment du point de commutation, réglable en usine(préciser la valeur lors de la commande, sinon 0 sera lavaleur réglée par défaut)Sortie:Sortie transistor 0,5 A avec protection contre lescourts-circuits et surtensions
Avec hystérésis ou fenêtre, programmable en usine

Stabilité à long terme:±0,1 % PE / an

Erreur en température1):

0,02 % / °K PE

Temperaturfehler1):±0,2 % / 10 K Endwert (FS)-20°C … +80° C / -4°F…+176° F

Plage de compensation en température:-20°C … +80° C / -4°F…+176° F

Kompensierter
Temperaturbereich:Compensated temperature range:-20°C … +80° C / -4°F…+176° F-40°C … +100° C / -40°F…212° F

Plage de températureuide:-40°C … +100° C / -40°F…212° F

Temperaturbereich
Umgebung:

Temperature range
ambient:-40°C … +100° C / -40°F…212° F-40°C … +125° C / -40°F…257° F

Plage de températureambiante:-40°C … +125° C / -40°F…257° F

Temperaturbereich
Medium:Temperature Range
Media:-40°C … +125° C / -40°F…257° F

Overload factor po 2):

4x pnom static (at 600 bar = 1650 bar)Überdrucksicherheit pu 2):

4x pnenn statisch (bei 600 bar = 1650 bar)
8x pnenn statisch(bei 600 bar = Berstdruck: 2.000 bar)

Berstdruck 2):
Maximale
Druckänderungsrate:< 5,0 bar / ms

Medienberührende
Werkstoffe:

Edelstahl 1.4305 (AISI 303) und Titan

Isolationswiderstand:>100 MΩ

IP-Schutzart:

Siehe elektrische Anschlüsse auf der nächsten Seite

Kurzschluss-, Überspannungs-, & Verpolungsschutz:

1)2)Anschluss-Schaltbilder
PNP Ausgang

NPN Ausgang

Pression d‘éclatement :8x pnom statique (600 bar = 2.000 bar)

Taux de montée enpression:

Acier inox (1.4305 / AISI 303)

Résistance d‘isolation:< 2 ms< 15 mA
20 g at 4 – 2000 Hz sine, DIN EN 60068-2-6< 2 msIsolation électrique:< 15 mAsee electrical connections next page

CEM:

500 m/s², 11 ms demi-sinus; DIN EN 6068-2-27

Indice de protection:

built inEn fonction de la connexion électriqueProtection contre les inversions de polarité, courts-circuits et surtensions

approx. 80 g (DIN 175301 approx. 110 g, withcable approx. 135 g)

Masse:

within compensated temperature range
Static pressure. Dynamic value is 30 to 50 % lower. These values refer to the hy
draulic or pneumatic part of the pressure switch.or pneumatic part of the pressure
switch.

1)
2)

EMC 2014/30/EU, EN 61000-6-2:2005,
EN 61000-6-3:2007
intégrée

80 g env. (EN 175301: 110 g env., version câble: 135 g env.)

Avec compensation de la plage de température.
Pression statique. La pression dynamique doit être inférieure de 30 à 50 %.
Ces valeurs se rapportent à la partie hydraulique ou pneumatique du pressostat.

Schémas de câblage

Connection diagrams
Sortie Niveau Haut (PNP)

Sortie Niveau Bas (NPN)

Low Side Output (NPN)

Pin assignment depending on electr. connection

PTO

20 g à 4...2000 Hz sinus; DIN EN 60068-2-6

Tenue aux vibrations:half sine 500 m/s², 11 ms, DIN EN 6068-2-27>100 MΩ

Temps de commutation:

2014/30/EU, EN 61000-6-2:2005,
EN 61000-6-3:2007

High Side Output (PNP)

Acier inox 1.4305 (AISI 303) et titane

Corps:>100 MΩ

IP-protection class:2)

5 bar/ms

Matériau des parties encontact avec le uide:

EMC:

Pinbelegung abhängig vom elektrischen Anschluss

Bitte wenden

4x pnom statique (600 bar = 1650 bar)

1)

Tenue aux chocs:

1)

ca. 80 g (DIN 175301 ca 110 g,
Kabelausgang ca. 135 g)

Innerhalb des kompensierten Temperaturbereichs.
Statischer Druck. Dynamischer Wert 30 bis 50 % niedriger. Die Werte beziehen
sich auch den hydraulischen bzw. pneumatischen Anteil des Druckschalters.

stainless steel 1.4305 (AISI 303)

Weight in grams:

eingebaut

Art.-Nr.: 1-5-40-628-041 10/16

Gewicht in Gramm:

Housing materials:

Protection against reverse
polarity, short-circuit andover voltage surges:

2014/30/EU, EN 61000-6-2:2005,
EN 61000-6-3:2007

Elektromagnetische
Verträglichkeit:

stainless steel 1.4305 (AISI 303) and titanium

Shock resistance:

Halbsinus 500 m/s², 11 ms, DIN EN 6068-2-27

Schockfestigkeit:

Wetted part materials

Vibration resistance:

20 g bei 4 – 2000 Hz Sinus, DIN EN 60068-2-6

Vibrationsfestigkeit:< 5,0 bar / ms

Idle power consumption:< 15 mA

Stromeigenbedarf:

Max. pressure
rise rate:

Switching time:< 2 msSchaltzeit:

8x pnom static (at 600 bar = burst pressure: 2.000 bar)

Electrical insulation:

Edelstahl 1.4305 (AISI 303)

Material Gehäuse:Burst pressure 2):

107 impulsions avec taux de 5 bar/ms à pnom

Surpression maxi pu1) :Art.-Nr.: 1-5-40-628-041 10/16

107 Pulsationen bei Anstiegsraten
bis zu 5 bar/ms bei pnenn

Mechanische
Lebensdauer:

Durée de vie
mécanique:

107 pulses for pressure rates
up to 5 bar/ms at pnom

Mechanical life
expectancy:0546

2 sorties PNP (Niveau
Haut N-canal MOSFET)

Mode opératoire:±0,1 % full scale

Repeatability 1):

0540

Sortie transistor:

Résolution:

0,1% of the nominal pressure range (FS)
spective of switching point, programmable at factory (specify
value when ordering, otherwise default value of 0s is set)

±0,1 % Endwert (FS) pro Jahr

Langzeitstabilität:

0545

Protection contre les surpressions:Switching delay-times: ON (0…0,5 s) OFF (0…2 s) delay in increments of 1 ms, irre-

AN (0 … 0,5 s) / AUS (0 … 2 s) Verzögerung in Schrittenvon 1 ms, unabhängig von Schaltpunkt, im Werk programmierbar (bei Bestellung Wert angeben, Standard 0s)

Schaltverzögerung:0544

Switch Function:

Switch point resolution:

0,1 % des Nenndruckbereichs

Auﬂösung:

0542

2 PNP-Outputs (High Side 2 NPN-Outputs (Low Side
N-Channel MOSFETs)
N-Channel MOSFETs)

Switching points:±0,5 % des Nenndruckbereichs
bei Raumtemperatur, ±0,25%BFSL

Genauigkeit 1):

0541

Transistor Output(s):Adjustment pressure
range pnom:

0,2…99,8 % des Nenndruckbereiches, standardmäßig 5% des Schaltpunktes eingestellt

Hysterese:

0540

Supply Voltage:siehe Typenschild, im Werk programmierbar

Schaltpunkt(e):Les pressostats non sont pas adaptés pour une utilisation avec de l‘oxygène!

Overpressure safety:
The values given in the technical data for overpressure safety relate to thehydraulic or pneumatic part of the pressure switch.

Type
0541

Application oxygène:

The pressure switches are not suitable for use in oxygen!

Überdrucksicherheit:

0540

L’homologation de l’indice de protection ne signiﬁe pas absence derestrictions. L’utilisateur est tenu de vériﬁer si le connecteur est branché
conformément aux règles et prescriptions en vigueur, ou s’il peut être utilisé
pour des applications non prévues par nous.

Use with oxygen:

Die Druckschalter sind nicht für den Einsatz von Sauerstoff geeignet!

Typ

Indice de protection IP65 / IP67:

Type testing does not apply to all ambient conditions without limitations. The
user is responsible for verifying that the plug-and-socket connection complies
with the speciﬁed rules and regulations, or whether it may be used forspecialized purposes other than those intended by us.

Sauerstoffeinsatz:

Technische Daten

Une utilisation en dehors des limites de température spéciﬁées pourrait
conduire à un comportement hors tolérances spéciﬁées ou causer undysfonctionnement du pressostat.

Type of protection IP65 / IP67:

Die Typenprüfung ist nicht uneingeschränkt auf alle Umweltbedingungenübertragbar. Die Überprüfung, ob die Steckverbindung anderen als den
angegebenen Bestimmungen und Vorschriften entspricht bzw. ob diese inspeziellen, von uns nicht vorgesehenen Anwendungen eingesetzt werdenkann, obliegt dem Anwender.

Die in den technischen Daten angegebenen Werte für die Überdrucksicherheit
beziehen sich auf den hydraulischen bzw. pneumatischen Teil desDruckschalters.

Conditions d’utilisation

Operation out of speciﬁed temperature limits could lead to deviations outside
the speciﬁed tolerances or could cause a defect of the pressure switch.

Schutzart IP65 / IP67:

Art.-Nr.: 1-5-40-628-041 10/16

Les règles de sécurité des autorités compétentes du pays concerné doivent être observées, en particulier en ce qui concerne les tensions d‘alimentation, l‘oxygène et les zones potentiellement explosives.

Assignation des broches suivant connexion électr.

T. s. v. p.

Connexions électriques
M 12–DIN EN
61076-2-101-A

Electrical connections

ISO 15170-A1-4.1
4

1

2

3

DEUTSCH DT04-4P

Out 1

Out 2

M 12–DIN EN
61076-2-101-A

Out 2

Elektrische Anschlüsse
ISO 15170-A1-4.1

4

1

2

3

DEUTSCH DT04-4P

Out 1

ISO 15170-A1-4.1

Out 2

4

1

2

3

Out 1

DEUTSCH DT04-4P

BrocheAssignation

BrocheAssignation

BrocheAssignation

Pin

Assignment

Pin

Assignment

Pin

Assignment

Pin

Belegung

Pin

Belegung

Pin

Belegung

1

Uv+

1

Uv+

1

Gnd

1

Uv+

1

Uv+

1

Gnd

1

Uv+

1

Uv+

1

Gnd

2

Out 2

2

Out 2

2

Uv+

2

Out 2

2

Out 2

2

Uv+

2

Out 2

2

Out 2

2

Uv+

3

Gnd

3

Gnd

3

Out 2

3

Gnd

3

Gnd

3

Out 2

3

Gnd

3

Gnd

3

Out 2

Out 1

4

Out 1

4

Out 1

4

Out 1

4

Out 1

4

Out 1

4

Out 1

4

Out 1

4

4

Out 1

IP67

IP67, IP6K9K

IP67, IP6K9K

IP67

IP67, IP6K9K

IP67, IP6K9K

IP67

IP67, IP6K9K

IP67, IP6K9K

x ~ 54 mm

x ~ 65 mm

x ~ 74 mm

x ~ 54 mm

x ~ 65 mm

x ~ 74 mm

x ~ 54 mm

x ~ 65 mm

x ~ 74 mm

d = ø 22 mm

d = ø 27 mm

d = ø 23 mm

d = ø 22 mm

d = ø 27 mm

d = ø 23 mm

d = ø 22 mm

d = ø 27 mm

d = ø 23 mm

Câble

Cable Connection

marron
blanc
noir
bleu

Kabelanschluss

brown
white
black
blue

BrocheAssignation

marron

Uv+

blanc

Out 2

noir

Out 1

bleu

Gnd

braun
weiß
schwarzblau(1) Hydraulic / pneumaticconnection(1) Connexion électrique

054x

Cable

(2) Raccord Hydraulique /pneumatique

IP67

Assignment

brown

Uv+

white

Out 2

black

Out 1

blue

Gnd

054x

(2) Electrical connection

Visser le pressostat électronique sur le raccordement de pression à l’aide
d’une clé plate de 22 (suivant DIN 894 ou similaire).

Drehen Sie den Druckschalter mit einem Maulschlüssel der Schlüsselweite
22 (nach DIN 894 o.ä.) in den vorgesehenen Druckanschluss.
Zum Abdichten des Systems verwenden Sie eine für das jeweilige
Gewinde geeignete Dichtung. Für Gewinde mit integriertem Dichtring ist
keine zusätzliche Dichtung notwendig.
Elektrisch:Achten Sie auf die ordnungsgemäße Lage der Dichtungen der jeweiligen
Steckverbindung und auf eine sachgemäße Montage, da sonst die IPSchutzart nicht erreicht wird.

Ensure that the position of the seal of individual connectors is correctly
mounted and the Pg gland (at DIN EN175301- A) is properly ﬁtted, as
otherwise the IP-class of the enclosure cannot be achieved.

Bitte beachten Sie beim Anschlagen der Leitung in der Gerätesteckdose
DIN EN 175301-A:

Pay particular attention while wiring the connector DIN EN 175301-A:– Verkabelung nach Anschlussbild– cable connections as per diagram– Quetschfreie Kabelführung– cables routed without crushing– Pg-Verschraubung (mit ca. 20 cNm) anziehen.

– Pg gland screwed with ca. 20 cNm

AusbauRemoving

Beachten Sie folgende wichtige Punkte beim Ausbau des Druckschalters:

Please bear in mind the following when removing the pressure switch:• Es müssen alle relevanten Sicherheitsbestimmungen beachtet werden.

• All the relevant safety regulations must be complied with.

• Avant de démonter le pressostat électronique, éliminer toute pression
dans le circuit.

• Drehen Sie den Druckschalter mit einem Maulschlüssel derSchlüsselweite 22 (nach DIN 894 o.ä.) aus dem Druckanschluss.

• Unscrew the pressure switch out of the pressure connection using an
open-jaw spanner of 22 AF size (as per DIN 894 or similar).

• Respecter toutes les règles de sécurité applicables en vigueur.

CE Mark

Marquage CE

CE Kennzeichnung
Electronic pressure switchesfrom SUCO fall under the
2014/30/EU EMC Directive.
EC declarations of conformity
have been issued for theelectronic pressure switches
are available on request or
can be downloaded fromour website. The devices aredenoted by a CE mark.

Elektronische
Druckschaltervon SUCO fallen unter die EMVRichtlinie 2014/30/EU. Für dieelektronischen Druckschalter
ist eine EG Konformitätserklärung ausgestellt unddiese kann angefordert odervonunsererInternetseite
heruntergeladen
werden.
Die Geräte sind mit dem CEZeichen gekennzeichnet.

Key to drawings:

Zeichenerklärung:

Recyclable

DangerNos produits étant continuellement en développement, nous nous
réservons le droit d‘apporter toutes modiﬁcations sans préavis.

Art.-Nr.: 1-5-40-628-041 10/16

Explication des symboles:
CautionNote

Recycling

Subject to technical changes without notice.

DangerArt.-Nr.: 1-5-40-628-041 10/16

Les pressostats électroniques
SUCO tombent sous la
Directive CEM 2014/30/EU.
Les déclarations de conformité
CE ont été établies pour lespressostats électroniques etsont disponibles sur simple
demande, ou téléchargeables
directement sur notre site
internet. Les appareils portentle marquage CE.

Nota,remarque• Das Drucksystem, aus dem der Druckschalter ausgebaut werden soll,muss sich im drucklosen Zustand beﬁnden.

• Before the electronic pressure switch is removed, the system must be
depressurized

Lors du démontage du pressostat électronique, veuillez respecter lespoints suivants:

Gnd

Mechanisch, pneumatisch, hydraulisch:Electrical:

Vériﬁer que le positionnement de joint de connecteurs est correctement
positionné, et que le presse-étoupe Pg (pour DIN EN 175301-A) est
parfaitement mis en place, sans quoi l’indice de protection IP65 ne pourraêtre assuré(2) Elektrischer Anschluss

EinbauTo seal the system, use a proper gasket relating to the individual thread.
For threads with integrated sealing ring no additional sealing is necessary.

Raccordement électrique:

Attention

Out 1

Screw the electronical pressure switch into the pressure connection
provided using an open-jaw spanner of 22 AF size (as per DIN 894 orsimilar).

Pour assurer l’étanchéité du montage, utiliser un joint approprié au ﬁletage
retenu. Pour les ﬁletages avec joint intégré, aucun système d‘étanchéité
supplémentaire n‘est nécessaire.

• Dévisser le pressostat électronique du raccordement de pression àl‘aide d’une clé plate de 22 (suivant DIN 894ou similaire).

Out 2

Mechanical, pneumatic, hydraulic:Mécanique, hydraulique, pneumatique:Démontage

Weiß
Schwarz

054x

d ~ ø 22 mm

Installation

Attacher une attention particulière lors du câblage du connecteur DIN EN
175301-A:– respecter le schéma de connexion– vériﬁer l‘absence d‘écrasement sur le chemin de câble– presse-étoupe Pg vissé avec un couple de 20 cNm

Uv+

x ~ 44 mm(+ 20 mm Knickschutz)

d ~ ø 22 mm

Montage

Belegung

Braun(1) Hydraulischer /pneumatischer Anschluss

IP67

x ~ 44 mm(+ 20 mm cable gland)d ~ ø 22 mm

Kabel

Blau

IP67

x ~ 44 mm(+ 20 mm protège câble)Art.-Nr.: 1-5-40-628-041 10/16

M 12–DIN EN
61076-2-101-A

Achtung

Hinweis,Bemerkung

Recycling

GefahrTechnische Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten.