価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：SVF（超高速）
主な機能と特長●直流信号を統一信号に変換●応答時間500μs●入出力間の絶縁●密着取付可能FW：-10～+10mA DC（入力抵抗 100Ω）
Z：指定電流レンジ（入力仕様参照）◆電圧入力
3：0～1V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
4：0～10V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
5：0～5V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
6：1～5V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
4W：-10～+10V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
5W：-5～+5V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
0：指定電圧レンジ（入力仕様参照）

アプリケーション例●振動解析システムのアイソレーション②出力信号

計装用プラグイン形変換器 M・UNIT シリーズ

直流入力変換器

5080127（mm）

形式：SVF－①②－③④価格
基本価格 70,000円
加算価格
・オプション仕様により加算あり。

◆電流出力A：4～20mA DC（負荷抵抗 750Ω以下）
B：2～10mA DC（負荷抵抗 1500Ω以下）
C：1～5mA DC（負荷抵抗 3000Ω以下）
D：0～20mA DC（負荷抵抗 750Ω以下）
E：0～16mA DC（負荷抵抗 900Ω以下）
F：0～10mA DC（負荷抵抗 1500Ω以下）
G：0～1mA DC（負荷抵抗 15kΩ以下）
Z：指定電流レンジ（出力仕様参照）◆電圧出力
1：0～10mV DC（負荷抵抗 10kΩ以上）
2：0～100mV DC（負荷抵抗 100kΩ以上）
3：0～1V DC（負荷抵抗 1000Ω以上）
4：0～10V DC（負荷抵抗 10kΩ以上）
5：0～5V DC（負荷抵抗 5000Ω以上）
6：1～5V DC（負荷抵抗 5000Ω以上）
4W：-10～+10V DC（負荷抵抗 10kΩ以上）
5W：-5～+5V DC（負荷抵抗 5000Ω以上）
0：指定電圧レンジ（出力仕様参照）③供給電源
ご注文時指定事項
・形式コード：SVF－①②－③④①～④は下記よりご選択下さい。
（例：SVF－6A－B／Q）
・オプション仕様（例：／C01／S01）

①入力信号
◆電流入力
A：4～20mA DC（入力抵抗 250Ω）
B：2～10mA DC（入力抵抗 500Ω）
C：1～5mA DC（入力抵抗 1000Ω）
D：0～20mA DC（入力抵抗 50Ω）
E：0～16mA DC（入力抵抗 62.5Ω）
F：0～10mA DC（入力抵抗 100Ω）
G：0～1mA DC（入力抵抗 1000Ω）
H：10～50mA DC（入力抵抗 100Ω）
GW：-1～+1mA DC（入力抵抗 1000Ω）◆交流電源
B：100V AC
C：110V AC
D：115V AC
F：120V AC
G：200V AC
H：220V AC
J：240V AC◆直流電源
S：12V DC
R：24V DC

④付加コード◆オプション仕様
無記入：なし／Q：あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）

SVF仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1313 Rev.19 Page 1/4

形式：SVF
オプション仕様（複数項指定可能）◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）／C01：シリコーン系コーティング ＋1,000円／C02：ポリウレタン系コーティング ＋1,000円／C03：ラバーコーティング ＋1,000円◆端子ねじ材質／S01：ステンレス ＋500円

機器仕様
構造：プラグイン構造
接続方式：M3.5ねじ端子接続
端子ねじ材質：鉄にクロメート処理（標準）または、ステンレス
ハウジング材質：難燃性黒色樹脂
アイソレーション：入力－出力－電源間
出力範囲：約-10～+120%（1～5V DC時）
ゼロ調整範囲：-5～+5%（前面から調整可）
スパン調整範囲：95～105%（前面から調整可）

約2W（24V DC時 約80mA）
使用温度範囲：-5～+60℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
取付：壁またはDINレール取付
質量：約400g

性能（スパンに対する%で表示）
基準精度：±0.1％
温度係数：±0.015％／℃
応答時間：500μs以下（0→90%）
電源電圧変動の影響：±0.1％／許容電圧範囲
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：
入力－出力－電源間 1000V AC 1分間
入力・出力・電源－大地間
2000V AC 1分間

入力仕様
■電流入力
入力端子取付用の抵抗器（0.5W）が付属します。
指定電流レンジ時は、入力抵抗値をご指定下さい。
■電圧入力
入力抵抗：1MΩ以上●製作可能範囲
・入力電圧範囲: -300～+300V DC
・スパン: 1～600V
・入力バイアス: 入力スパンの1.5倍以下

出力仕様■電流出力（製作可能範囲）
出力電流範囲：0～20mA DC
スパン：1～20mA
出力バイアス：出力スパンの1.5倍以下
許容負荷抵抗：変換器の出力端子間電圧が15V以下になる
抵抗値■電圧出力（製作可能範囲）
出力電圧範囲：–10～+12V DC
スパン：5mV～22V
出力バイアス：出力スパンの1.5倍以下
許容負荷抵抗：負荷電流が1mA以下になる抵抗値（ただし出力が0.5V以上のとき）

設置仕様
供給電源
・交流電源：許容電圧範囲 定格電圧±10%50／60±2Hz 約2VA・直流電源：許容電圧範囲 定格電圧±10%リップル含有率10%p-p以下
SVF仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1313 Rev.19 Page 2/4

形式：SVF
外形寸法図（単位：mm）
本体取付用
クランプ（上、下）
20

7.8
6 5

4 3

7 8

1 28080

DINレール（35mm幅）取付の場合

2ーφ4.5
取付穴（深さ15）

50

8ーM3.5
端子ねじ

107
127

40（3.3）50・密着取付可能

端子番号図（単位：mm）

12

入力抵抗器（REM）

6 5437 8

1 2

REMは電流信号入力のときに付きます。

ブロック図・端子接続図
Z
信号源＋−※1R3低ドリフト
電圧増幅回路高速絶縁応答回路

S
出力回路

41 ＋
2 −

5電源回路

6出力信号

7 U（＋）
8 V（−）

供給電源

ソケット※1、電流入力時は入力抵抗器（R）が付きます。

注）
本器は超高速形のため原理的に測定範囲内の周波数成分の入力信号に含まれるノイズだけを変換器内で減衰させることはできません。
したがって シールド付より対線 を使用するなど入力信号にノイズが混入しないように十分ご注意下さい。

SVF仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1313 Rev.19 Page 3/4

形式：SVF●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

SVF仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jpNS-1313 Rev.19 Page 4/4