L E V E L

M E T E R/

L E V E L

S W I T C H

/

レベル計

V I S C O M E T E R

レ ベ ル ス イ ッ チ・粘 度 計

静電容量式

超音波式

31フロート（機械）式

静電容量式
フロート式

1074フロート（マグネット）式

6
チューブラー式

5

粉粒体

12

静電容量式

一 般 タ ン ク
粉 粒 体 タ ン ク
レーダー式
フロート式

92

静電容量式

静電容量式

103

超音波式

1

超音波式

導電率式

フロート式

1

129フロート（投込）式

11電極式

8

光式

1314
双頭振動式
粘度計
界面
汚泥

10 3 静電容量式
水 処 理 槽食品・ケミカルタンク

フィールド計測のペンタフと、レベル計開発のメイクが提案するプロセス用レベル計です。
多様な用途に適合し、少量多品種生産をいといません
保護機能を選択できます：防水、防滴、耐熱、耐食、耐圧、防爆、耐結露、高粘度、耐粉塵、耐静電気、サニタリ、KHK受検、消防法危険物など
デモ計測、試験品・代替品貸出し、適合調査、アセスメント業務を承ります

Pentough & MAKE

レベル計
1
ABM-U

超音波式

Pentough & MAKE

6

精度・計測範囲 F.S±0.25%、0〜27.4m

次世代型の非接触レベル計

フロート(マグネット)式

計測範囲

0〜4ｍ(10mmピッチ表示)

MFG● 自動クリーニング機能：センサ表面の結露を検知すると自動的に振動して振り払う● ゲイン自動調整機能：タンク内の蒸気やダストの変化に対応● 多発発信(16〜17パルス/秒)：攪拌機のあるタンクの液面や粉面計測に対応● 偽反射波診断機能：レベル計と側壁との距離が取れないタンクに対応● 下水・排水流量計用

マグネット内蔵フロートをタンク外から検知
耐熱耐圧防爆● チューブラー式よりも破損に強いチャンバー式● 低粘性・酸性・アルカリ性液体や溶剤、油、各種薬液に対応し、加圧タンクや消防法規定の危険物液体貯蔵タンクにも適合● 現場・遠隔監視：現場指示計(無電源)と、遠隔監視・制御タイプ(外部電源、接点・アナログ出力)を選択できる

粉粒計測

ミニタイプ

耐蝕

サニ
タリ

下水・排水用
フリューム式流量計

2

耐圧 耐熱

耐蝕

7
DLG

レーダー(マイクロウェーブ)式 精度・計測範囲 F.S±0.25%、0〜73m● 非金属透過機能：タンクの外や窓から計測可能● 自動診断・ゲイン調整機能：様々なタンク内状況に対応● 泡層透過機能：誘電率が小さい泡を透過して、液面・界面を計測できる精度・計測範囲

F.S±1.0%、0〜10m

信頼性の高い機械式・危険物測定に最適● 視認性に優れたダイヤル表示● 低粘性・酸性・アルカリ性液体や溶剤、油、各種薬液に対応し、加圧タンクや消防法規定の危険物液体貯蔵タンクにも適合● 浸水する恐れのある地下タンクの液位遠隔監視（防水ハウジング）● 指示計はタンク頂面・側面いずれにも設置可能● 現場指示計(ダイヤル表示・無電源)と、遠隔監視・制御タイプ(外部電源、接点・アナログ出力)を選択できる

ABM-R

タンク外計測が可能な完全非接触レベル計

フロート(機械)式

防爆

防爆
耐圧 耐熱 耐蝕

タンク外計測耐熱

3静電容量式

精度・計測範囲

サニタリ

耐蝕

F.S±1.0%、0〜4m

レベルスイッチ
8QB(SB)EL

可動部がなく長寿命。多品種で用途対応● 広範な計測対象：導電性液体から絶縁性高粘度液体や粉粒体● 選択できる保護機能：防爆、高温、高圧、高負荷、腐食、真空、耐静電気● 用途対応センサ：分液用、泡用、付着補正型、小型組込み用など● 測定物の性質に応じた電極材質と形状の選定が可能

サニタリ

9

粉粒計測

耐蝕耐熱

4フロート(リードスイッチ)式 精度・計測範囲

耐蝕

サニタリ

簡単にできる
リードスイッチ交換

耐圧 耐熱 耐蝕

10

サニタリ

耐熱 耐蝕
0〜2m

シンプル構造の現場確認用液面計● 小型タンクの目視による現場液面監視● チェックボールバルブ(逆止弁)：液漏れ防止用で、ゲージの上下に装備● 一般用途のSUS304製バルブ、腐食性液体用PVC製バルブ● 用途に応じたチューブ材質を選択：ガラス管、PFA樹脂管、PVC樹脂管● チューブ破損防止のための保護筒付き● オプション：フロート、目盛板（スケール）

サニ
タリ

防爆

耐圧TUG

耐圧 耐熱

フロート(リードスイッチ)式 精度・計測範囲 ヒステリシス精度3mm以下、0〜4ｍ● 多点検出：独自の自己保持型リードスイッチを採用。
接点間を短くでき、1台で10点以上の多点検出が可能● リードスイッチ部分だけを取り出して、修理・交換・設定変更・追加ができるため、作業時間を大幅に短縮できる

防爆● 液種(低粘度)が変わる現場にも対応● 浸水する恐れのある地下タンクの液位遠隔監視(防水ハウジング)● 動作位置抵抗とセンサ固有抵抗の比較による、故障原因特定と短時間復旧● 指示計・外部信号保護用のリミッタ回路● 選択可能な計測ピッチ(2.5mm、5mm、標準10mm)

計測範囲

端子箱だけの交換もOK生産ラインを止めずにリードスイッチを交換・修理

F.S±1.0%、0〜4m

多点スイッチと抵抗でレベルを連続出力

チューブラー式

0〜4ｍ、1〜7点(標準4点)

FLS

FLC5

計測範囲と検知数● タンク、ピット、処理槽の液面検知(導電性)● 選択できる端子箱：
屋外設置用(ABS製・IP65)、温水用(PP製)、腐食廃水用(PVC製)、スチーム洗浄用(PTEE製)、サニタリ用(IDF2S 2,5Sヘルール取付け)などを提供● 端子箱気密保持：Oリング(耐圧0.3MPa)、
バイトン・EPDM、シリコンモールド● 電極棒の被覆絶縁加工：チューブ、テフロンコート

耐圧

防爆

電極式

耐蝕QH(SH)

静電容量式

精度・計測範囲

F.S±1.0%、0〜20m

独自の電極設計で様々な計測現場に対応● 可動部がないため長寿命● 広範囲な計測対象：
液面、粉面、界面(分液)、泡面の検知、導電性・絶縁性対象物両方の検知が可能。
スラリー(カーボン・金属粉)、海底土砂、汚泥などの検知● 選択できる保護機能：防爆、高温、高圧、高負荷、腐食、真空、耐静電気● 独自機能：①感度ダイヤルと範囲切替スイッチ②小型ヘッドケース(φ60)③自動補正機能(付着堆積による誤動作回避用)④窒素封入型リレー⑤ガラスライニング⑥チタン・ハステロイ素材使用⑦高所・狭所タンクの遠隔監視・調整用の分離型

耐圧サニタリ

防爆

耐蝕
耐熱 粉粒体レベルスイッチ

11

フロート(投げ込み)式

QFA

精度・計測範囲 ±10°
検出、0〜20m（1〜2点）

給排水・下水・し尿処理施設の水位監視・制御● 深いタンク・ピット(高さ20ｍ以上)に対応● 接点容量の大きいマイクロスイッチタイプ● 検出点(標準4点)の設定が簡単で、a接・ｂ接の選択が可能● 小型フロート(2インチ)や高温用フロート(SUS製)タイプも選択できる

12

導電率式

QR

精度・計測範囲

耐熱

精度は感度設定による。0〜2ｍ

導電性液体の泡面・界面検知● 食品・化学プラントのプロセス制御● 食品プラントCIP洗浄液の分岐検知● 曝気槽の泡面検知● 発酵槽で生じる部分的な泡の検知と消泡制御

13

光式

OPT

精度・計測範囲

サニタリ

耐蝕

耐圧 耐熱

精度は感度設定による。0〜2ｍ

処理槽沈殿物や活性汚泥の界面検知● 透明度の異なる2液の界面検出(比重と電気抵抗値に差がないケースにも適合)● プラスチック微粉末等の低比重紛体の検出● 方式：赤外線パルス変調方式。外乱光の影響が小さく検出精度が高い● 検出部：FEP管被覆で耐薬品性が高く付着影響が少ない

耐蝕

粘度計
双頭振動式

14

チキソ性流体(スラリー)や粘・弾性流体の粘度計測

MV● 燃料油精製、塗料製造工程の粘度管理● 重合・縮合反応釜内のピーク粘度確認● 洗浄工程の終了確認● 製糖工場の結晶粘度・糖度確認● 循環ラインの粘度一定管理

保護機能

防爆

耐圧 耐熱防爆

サニタリ

耐蝕コンプライアンス● TIIS(日本の検定機関)の認証に対応する、本質安全防爆構造● 日本国内の石油精製、石油化学、化学プラントなど、可燃性ガスや可燃性液体が発生する施設の計測器は、TIISの防爆構造認証を受ける必要あり

耐圧● 高圧ガス保安法に定められたガス設備では、高圧ガス設備試験に合格した計測器を使用する必要あり
フィールド校正サービス● 0.5MPa以上に適用

耐熱 ● 60℃を超える環境で使用する計測器は、耐熱素材の使用や放熱構造が必要
医薬品、化粧品等の製造工程で使用する計測器は、
サニ ● 食品、タリ
サニタリ研磨や電解研磨による、洗浄性と耐薬品性を高めた衛生保持性能が必要

耐蝕● 製造工程の酸や塩分によって腐食され易い環境にある計測器は、厳密な社内精度検査

耐蝕素材の使用と気密保持による内部部品保護が必要

特定営業代理店・フィールドサービス

実管路による水位校正

開発・製造・メンテナンス

MAKE CO., LTD. メイク株式会社
Phone
E-mailU R L

06-6458-1231
info@pentough.com
http://www.pentough.com■本 社〒531-0076 大阪市北区大淀中１丁目７-１０
TEL.06-6458-1231 FAX.06-6458-1221■東京支店〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町485-5 TEL.045-642-8580 FAX.045-642-8581■サービスセンター〒940-0097 新潟県長岡市山田1丁目2-19
TEL.0258-39-5548 FAX.0258-32-7909

Phone
E-mail
U R L

072-640-3105
info@make-levelsensor.jp
http://www.make-levelsensor.jp■本 社〒567-0057

大阪府茨木市豊川3-1-48

TEL：072-640-3105

FAX：072-640-3107