電 源 ON と機 器 の設 定
電源を入れてメニューを表示させ、各種設定を行います。
1.

電源ボタンを押すと、起動中の画面が表示されます。

2.

しばらくすると給水を促す初期画面が表示されます。

3.

メニューボタンを押すと、メニュー画面 1 が表示されます。
※ 上下セレクトボタンを下方向に押しつづけると、「メニュー画面 2」、「メニュー画面 3」、「メニュー画面 4」へと表示が変わります。

各モード登録設定
各モードで洗浄消毒時に漏水テスト・洗剤による洗浄・アルコールフラッシュを行うかどうかの設定を登録します。
1.

上下セレクトボタンを押し、メニュー画面 2 まで移動します。

2.

上下セレクトボタンで変更を行いたいモード登録設定を選び、決定ボタンを押します。

3.

上下セレクトボタンで変更を行いたい設定を選び、決定ボタンを押します。

4.

それぞれの設定が終われば戻るボタンを押します。

26

漏水テスト設定（モード登録設定）
各モードで洗浄消毒前に漏水テストを行うかどうかを設定します。
1.

上下セレクトボタンを押し、メニュー画面 2 まで移動し、変更を行いたいモード登録設定を選び、決定ボタンを押します。

2.

上下セレクトボタンで漏水テスト設定を選び、決定ボタンを押します。

3.

上下セレクトボタンで「有」／「無」 を設定します。
※ 初期設定は「無」です。

4.

設定が終われば、戻るボタンを押します。

洗剤設定（モード登録設定）
各モードで消毒前に洗剤による洗浄を行うかどうかを設定します。
1.

上下セレクトボタンを押し、メニュー画面 2 まで移動し、変更を行いたいモード登録設定を選び、決定ボタンを押します。

2.

上下セレクトボタンで洗剤設定を選び、決定ボタンを押します。

3.

上下セレクトボタンで有／無 を設定します。
※ 初期設定は「有」です。

4.

設定が終われば、戻るボタンを押します。

27

アルコール設定（モード登録設定）
各モードで消毒後にアルコールフラッシュを行うかどうかを設定します。
1.

上下セレクトボタンを押し、メニュー画面 2 まで移動し、設定を行いたいモード登録設定を選び、決定ボタンを押します。

2.

上下セレクトボタンでアルコール設定を選び、決定ボタンを押します。

3.

上下セレクトボタンで動作時間を設定します（最長 99 分）。
※ 初期設定は 5 分です。

4.

決定ボタンで有／無 を設定します。
※ 初期設定は「無」です。

5.

設定が終われば、戻るボタンを押します。

アルコール設定（単独動作)
単独で行うアルコールフラッシュの動作時間を設定します。
上下セレクトボタンを押し、メニュー画面 3 まで移動します。
1. 上下セレクトボタンでアルコール設定を選び、決定ボタンを押します。
2. 上下セレクトボタンで動作時間を設定します（最長 99 分）。
※ 初期設定は 5 分です。
3. 設定が終われば、戻るボタンを押します。

28

送気設定（単独動作)
単独で行う送気の動作時間を設定します。
1. 上下セレクトボタンを押し、メニュー画面 3 まで移動します。
2. 上下セレクトボタンで送気設定を選び、決定ボタンを押します。

3. 上下セレクトボタンで動作時間を設定します（最長 99 分）。
※ 初期設定は 3 分です。
4. 設定が終われば、戻るボタンを押します。

その他設定
時刻調整
時刻を調整することができます。
1.

上下セレクトボタンを押し、メニュー画面 3 まで移動します。

2.

上下セレクトボタンでその他の設定を選び、決定ボタンを押します。

3.

上下セレクト ボタンで時刻調整を選び、決定ボタンを押します。

4.

上下セレクト ボタンで年月日と時刻を調整します。

5.

次の項目を調整する場合は、決定ボタンを押します。

6.

設定が終われば、戻るボタンを押します。

29

画面明るさ調整
本体表示画面の明るさを調節することができます。
1. 上下セレクトボタンを押し、メニュー画面 3 まで移動します。
2. 上下セレクトボタンでその他の設定を選び、決定ボタンを押します。
3. 上下セレクトボタンで画面明るさ調整を選び、決定ボタンを押します。
4. 上下セレクトボタンで設定値を変更します。
※ 初期設定は「10」です。
5. 設定が終われば、戻るボタンを押します。

ブザー設定
消毒終了時、各種ボタン操作時、エラー時に出る音（ブザー）の大きさを設定します。
ブザー音量は「大」「小」「無」の 3 段階から選択できます。
1. 上下セレクトボタンを押し、メニュー画面 3 まで移動します。
2. 上下セレクトボタンでその他の設定を選び、決定ボタンを押します。
3. 上下セレクトボタンでブザー設定を選び、決定ボタンを押します。

4. 上下セレクトボタンで大／小／無 を設定します。
※ 初期設定は「大」です。
5. 設定が終われば、戻るボタンを押します。
※ ブザー設定が「無」の場合でも、エラー発生時はブザーが鳴ります。

30

自己洗浄消毒槽、機器内部の電解槽及び送液経路を水道水で洗浄します。
※電気分解後は自己洗浄を受けつけません。排水してから再度行ってください。
1.

上下セレクトボタンを押し、メニュー画面 4 まで移動します。

2.

上下セレクトボタンで自己洗浄を選び、決定ボタンを押します。

3.

スタート/ストップボタンを押します。

4.

自己洗浄が始まります。

約 10 分で自己洗浄が終了し、右図（待機画面）に変わります。
※ ご使用環境の水圧によって所要時間は変動します。

履歴管理設定履歴管理機能の有無、機器番号の設定を行います。
履歴管理データの保存件数が確認できます。
1. 上下セレクトボタンを押し、メニュー画面 4 まで移動します。
2. 上下セレクトボタンで履歴管理設定を選び、決定ボタンを押します。
上下セレクトボタンで機器番号を変えることができます。
※ 複数台で履歴管理をするときは、機器識別のために設定を行なってください。（00~35 の範囲で設定可）
決定ボタンで履歴管理の有／無を設定します。
※ 初期設定は「無」です。
31

3. 設定が終われば、戻るボタンを押します。
※ 履歴管理データの保存件数は最大 600 件です。
※ 600 件を超えると最も古い履歴管理データから削除されます。
※ 履歴管理データが必要な場合には、速やかに付属の USB メモリに保存してください。

排水時間設定各工程（洗剤、リンス 1、リンス 2）における消毒槽の排水時間を設定します。
1. 上下セレクトボタンを押し、メニュー画面 4 まで移動します。

2. 上下セレクトボタンで排水時間設定を選び、決定ボタンを押します。
3. 上下セレクトボタンで動作時間を設定します。（最長 60 秒）※

初期設定は 35 秒です。

4. 設定が終われば、 戻るボタンを押します。

リンス 2 ブロー設定
洗浄消毒終了時（リンス 2 工程の最後）の送気時間を設定します。
1. 上下セレクトボタンを押し、メニュー画面 4 まで移動します。

2. 上下セレクトボタンでリンス 2 ブロー設定を選び、決定ボタンを押します。
3. 上下セレクトボタンで動作時間を設定します。（最長 4 分）※

初期設定は 1 分です。

4. 設定が終われば、 戻るボタンを押します。

32

表示アイコンの説明※ ブザー設定を「大」又は「小」にすると、待機画面の左上にアイコンが表示されます。
※ モード選択のアイコンは電気分解後に表示されます。
※ 各モードにて洗剤設定、アルコール設定、漏水テストを「有」にすると、電気分解後の待機画面でアイコンが表示されます。
※ メッセージアイコンは、機器の状態によって必要なときに自動的に表示されます※ モード選択は電解酸性水を作った後にのみ表示されます。
待機画面

設定アイコン

メッセージアイコン

ブザー

タンククリーニング実行
洗剤
アルコール

選択中のモード

待機画面（電気分解後）

排気フィルター交換

漏水テスト

33