スイッチ内蔵圧力計
ＧＳ１－５０取 扱 説 明 書

取扱い要領と注意事項
一般注意事項
1.本品は供給圧力の確認用として使用してください。したがって精密な制御回路へ使用する場合には最寄りの弊社営業所へご相談ください。
2.設置場所の温度が 45 ℃以上、または湿度が常時 50 ％以下の所ではスイッチの性能が低下する恐れがありますので、その様な所で使用する場合には最寄りの弊社営業所へご相談ください。

スイッチ内蔵圧力計
取付・配管
1. 取付姿勢は自由ですが、バルブとアクチュエータの間に取り付ける場合など、圧力の脈動が激しい場合には絞り機構などを設けてください。また強い振動がある場所に取り付ける場合はご相談ください。
2. 取付けおよび配管時には、圧力計の本体部をつかんで締め付けないでください。締付けは必ず配管接続口の六角部にスパナを掛けて行なってください。

結線要領
NC,NO接点とリード線の色（コネクタ付では端子番号）に注意して結線してください。図中の（ ）は端子番号を、また c は圧力上昇方向を示します。インジケータは設定圧力以上で消灯し、設定圧力以下になると警報として点灯します。

圧力調節● DC24V

圧力調節ねじを回して、調圧指針（赤色）を設定圧力に合わせてセットします。圧力調節ねじを左回転（反時計回り）させると高圧側、右回転（時計回り）させると低圧側に設定されます。空気圧力が上昇して設定圧力になるとスイッチが切り換わり、圧力が降下して設定圧力0.05MPaになると復帰します。

NO : 白色（2）負荷

COM : 黒色（1）
（−）

（＋）

NC : 赤色（3）● AC100V, AC200V
NO : 白色（2）負荷

COM : 黒色（1）NC : 赤色（3）調圧指針（赤色）● DIN 式コネクタ付の結線要領
ケーブル
ケーブルグランド00.3 .4 0.5
0.20.6

ケーブルガスケット
ワッシャ

0.70.1

0.80MP
a0.9-+JIS C3306
VCTF 導体 0.75mm 2仕上げ外径 6.6（2 芯）
7.0（3 芯）

1リード線

コンタクト
リード線
ストッパ

高圧力調節ねじ

低ガスケットカバー
ターミナル リード線
ガスケット
取付ねじ
カバー
ターミナルボディ

圧力指針（黒色）

1. 圧力調節をするには、レンズ面のキャップを外さずに、キャップのスリットから時計ドライバーを入れて直接に圧力調節ねじを回してください。
2. 調圧指針には 0.05MPa の指示誤差があります。微調節をするには、設定圧力の圧縮空気を印加してスイッチの切換えを確認しながら行なってください。

ターミナルボディ
プライヤ

シースむき（キャブタイヤ外皮のみ）をするときは、リード線の取出し方向に注意してください。ターミナルカバー内で外側となるリード線は内側より8mm 程度長くなるようにするとターミナルカバーにターミナルボディを容易に取り付けることができます。リード線は被覆をむかずにターミナ
ルボディのリード線ストッパにあたるまで入れて上部よりコンタクトをあてがい、プライヤでくわえ、しっかりと押え込み、コンタクトが芯線と確実に接触するようにしてください。

スイッチの設定方法と作動内容コネクタ式タイプでは、納入時にはコネクタの配線口位置が接続ねじ部方向（裏側）になっております。

設定例：圧力が0.3MPa 以下になった場合、スイッチを切り換えたい。
インジケータ点灯
圧力スイッチ設定
調圧指針（赤針）

0.70.80.10.9MPa● DC24V
COM : 黒色（1）
（−）

-

1

0.5 0.6
0.80.2

0.1

0.9

0.1

10MPa

-+

● AC100V, AC200V

COM : 黒色（1）（−）

NO : 白色（2）負荷（＋）

NC : 赤色（3）● AC100V, AC200V
NO : 白色（2）負荷
NC : 赤色（3）調圧指針（赤針）を0.3MPaに設定。ただし、調圧指針には最大0.05MPaの誤差があるため指針の指す目盛にかかわらず、必ず圧縮空気を印加、圧力調節し0.3MPa以下のとき内部のスイッチがOFFすることをテスタ等で確認してください。
圧力が0.3〜0MPaのとき、内部のスイッチは上記回路図の様にNC側のままで、インジケータは点灯します。

COM : 黒色
（1）

0.7
0.80.9MPa-● DC24V（＋）

0.5 0.60.40.30.2+

NO : 白色（2）負荷

応差：最大0.07MPa

0.70

NC : 赤色（3）COM : 黒色
（1）

0.4
0.30.20

圧力指針（黒針）

圧力上昇

0.5 0.6

0.40.3

NO : 白色（2）負荷
NC : 赤色（3）

圧力が上昇し、調圧指針（赤針）の0.3MPa を超えたとき、内部のスイッチは上記回路図の様にNO 側に切り換わり、負荷電流が流れインジケータは消灯します。

+1

圧力が降下し、圧力指針（黒針）が調圧指針（赤針）を過ぎたとき、最大0.07MPa の応差で内部のスイッチはNC 側に切り換わります。このとき、繰返し精度が最大±0.03MPa あります。
なお、NC 側を負荷接点として使用することはできません。NO 側のOFF によるリレーなどのB 接点制御を行なってください。
上記以上の精度をお求めの場合は、●センサ内蔵デジタル圧力計●デジタル圧力スイッチを推奨します。

GS1-50●設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネ
ルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。
●インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。また、結線方法は標準のグロメット（リード線）タイプに加え、DIN式コネクタタイプもオプションとして用意されています。

表示記号仕様項目
使用流体

形式

最高使用圧力MPa0.83

使用温度範囲（雰囲気および使用流体）°C

5 〜 60GS1-50空 気

圧力表示範囲圧力計仕様

0 〜 1.0

MPa

指示精度

注文記号
GS1-50 ––スイッチ仕様–F.S.± 3 ％0.1 〜 0.83

圧力調節範囲MPa

調圧指針誤差注 1 注 3

MPa± 0.05

繰返し精度注 3

MPa± 0.05（5 〜 45 °C）

応差

MPa0.07 以下接点方式

マイクロスイッチ a 接点（NO）
標準接点方式

リード線方式長さ：約 500mm 注 2

オプション

DIN 式コネクタ

インジケータDC 用は LED、AC 用はネオンランプ標準装備

耐衝撃結線方式
取付方向
無記入 リード線方式
T
DIN 式コネクタ付 質量9.8m/s2

自 由kg0.17（DIN 式コネクタ付は 0.19）

本体
材質

電圧
AL
DL

AC100V,AC200V 用
DC24V 用

アルミダイカスト

ケース

SPCC株

黄 銅

ブルドン管

黄 銅

注１：圧力上昇時をしめしています。
２：オーダーメイドで -1L:1000、-2L:2000、-3L:3000mmも可能です。
3：調圧指針誤差と繰返し誤差は集積されることがあります（。最大±0.1MPa）
使用時にご注意ください。

ノン・イオン仕様
無記入 標準仕様
NCU ノン・イオン仕様
スイッチ内蔵圧力計（外径 50mm）

使用電流範囲備考：接点保護回路（外来サージ吸収素子）を内蔵したもの

Aも製作可能です。詳細については最寄りの弊社営業所へご相談ください。

定格電圧

DC30V

AC125V

AC250V

連続

0.05 〜 0.1

0.01 〜 0.1

0.01 〜 0.05

突入

0.5 MAX.

0.5 MAX.

0.2 MAX.

0.01 〜 0.5

0.01 〜 0.3

0.01 〜 0.2

使用電流範囲誘導負荷
無誘導負荷

スイッチ内蔵圧力計寸法図（mm）

GS1-5052.5
φ5インジケータ

3540● DIN 式コネクタ付(6)(49.5)

52.5

1.5

R1/4
M5×0.82-M4×0.7深さ7
パネル取付用ねじφ45
圧力計外径圧力調整ねじ

010.9MPa-+14
二面幅

1+

φ14.8

-0.8

0.1

29.6

MPa0.70.2

φ180.1

0.9

約500

40

52.5

0.2

0.8

0

0.5 0.6

0.4
0.3

0.7

13(二面幅)
M12×1.25

7.5(25)(32.5)

(7.6)

14.8

(4.6)

(2.4)

0.5 0.6

0.4
0.3