ラウンドテストRA-H5200シリーズ

Catalog No.15011(7)

形状測定機

高精度真円度・円筒形状測定機

世界最高レベルの精度を簡単操作性で実現

ラウンドテストRA-H5200シリーズ
内対面測定

世界最高レベルの高精度を実現

スパイラル測定解析

内径、外径が混在した測定・解析も、検出器の方向切り替えなしでの連続測定が可能です。

高精度自動心・水平出し回転テーブル
高精度、高剛性回転テーブルを実現するために各種パーツの精度を向上、さらに剛性に優れた高精度エアベアリングを採用し、真円度・円筒形状測定機の命ともいえる回転精度は、世界最高レベルの「0.02+3.5H/10000 µm」を円筒度や平面度等、テーブル回転と直動動作を組み合わせたスパイラル測定機能を拡充、多断面測定を1回の測定で実施し、連続的なデータとして取り込みます。

達成しています。

高剛性本体ベース測定機としての高精度化を実現するためには、基礎である本体ベースの高剛性化が必須条件になります。そこで、FEM構造解析シミュレーションを駆使し、本体ベースの応用解析を徹底的に実施。その結果生まれたのが「高剛性本体ベース」
です。

高精度 Z 軸コラム真直度精度の命となるコラムガイド面の加工精度を極限まで向上させ、さらに独自のシステムと機構を採用することにより、コラム真直度「0.05 µm/100 mm（狭範囲）」という超高精度を実現しています。

高精度でも高速移動クラス最高レベルの駆動速度を実現しています。
・上下動部（Z軸コラム部）：最大60 mm/s
・半径方向：最大50 mm/s

部分円測定
突起、あるいは、円が全周成立していない測定物でも測定が可能です。

高精度な位置決めセンサ
X軸/Z軸駆動部の位置決めセンサに弊社製リニヤスケールを搭載しました。駆動部の移動量をダイレクトに検出して、繰り返し測定に不可欠な高精度位置決めを実現します。

性能を発揮する高性能除振台を標準装備しています。

1

回転中心
ブルー

傾き

回転中心
ル

回転テーブ

回転テ

業から測定者を解放します。

A.A.T. (Automatic Adjustment Table): 自動心 / 水平出し機能説明

表面粗さ測定機能（粗さユニットオプション）
表面粗さ測定機能（粗さユニットオプション）
真円度測定機の規格に準拠した測定子に限らず、表面粗さ用検出器も装着可能なマルチセンサ対応です。
オプションの粗さ検出器ユニットを装着することにより、θ軸を回転させた円周方向の粗さ、テーブル回転を停めた Z 軸、X 軸方向の直動方向での粗さ測定にも対応しています。真円度、円筒度などの幾何公差と表面粗さを1台で検証できます。

ワークTable）を標準搭載していますので、測定物の心出し/水平出し作円度・円筒形状の変位が大きな測定物や、直動動作で得られるテーパ量が大きなワークの測定に有効です。

真円度・円筒形状測定機は振動などの外乱が精度に大きく影響します。
そのため、RA-H5200シリーズは優れた振動減衰

ワー
ク水平出し」を実現、ワークのセッティングから測定までのトータルスループットを大幅に短縮できます。
自動心 / 水平出し調整タイプの A.A.T.（Automatic Adjustment

スケールを内蔵したＸ軸が、測定物表面を追従しながら測定が可能です。真

高性能除振台を標準装備「高速自動心・水平出し」
を簡単＋あっという間に自動心 / 水平出し機構部分には、回転テーブル各軸に高精度ガラススケールを搭載して位置決め誤差を抑え、｢高速自動心 /X軸追従測定

心ずれ

予備測定

心・水平出し完了「A」、「B」2断面を予備測定

予備測定後、自動で心 / 水平出しの調整を行います。

RA-H5200AS/AHシリーズ

RA-H5200 PLUSシリーズ

2

世界最高レベルの精度を簡単操作性で実現

ラウンドテストRA-H5200シリーズ
RA-H5200AS/AHシリーズ

RA-H5200 PLUS シリーズ

世界最高レベルの高精度と、操作性・高解析力を両立させた真円度・円筒形状測定機です。追従測定、内外径自動測定機能などの測定機能も充実しております。
標準コラム仕様（Z 軸：上下移動量350 mm）と、高さのある被測定物生産性の向上と効率化に大きく貢献する高精度と自動測定を兼ね備えています。検出器の自動姿勢制御により高速無人測定を自動実行します。標準コラム仕様（ Z 軸：上下移動量350 mm）と、高さのある被測定物に対応するために、ハイコラム仕様（ Z 軸：上下移に対応するために、ハイコラム仕様（ Z 軸：上下移動量550 mm）も動量550 mm）もラインアップされています。

ラインアップしております。

スライド式検出器ホルダを標準装備 スライド量：112 mm
検出器ホルダ部分にスライド機構を搭載。いままでの標準アームでは測定が難しかった深穴ワークなどに、ワンタッチで簡単に対応することができます。

電動検出器ホルダ搭載機へのレトロフィット対応
自動測定を実現させる電動検出器ホルダ※の増設が可能です。
※詳細は､P3をご参照ください。

3

安全機構標準装備
検出器部分に安全機構を搭載。
下方向からのアクシデンタルタッチを感知すると、真円度・円筒形状測定解析プログラム（ROUNDPAK）がエラーを発生し、測定機の動作を自動停止します。

自動測定を実現させる電動検出器ホルダの姿勢変更機能
検出器を保持するホルダアーム部の姿勢（縦/横）と検出器の回転機構（測定ワークの傾斜角度に合わせて1°毎に回転可能）を制御し、外径や内径、上面、下面測定まで連続した自動測定が可能です。また、オフラインティーチング機能も充実し、パートプログラム作成も簡単に行えます。

検出器Ⅱ（オプション）
電動検出器ホルダに搭載する自由度の高い検出器です。

RA-H5200用の替測定子※を使うことが出来、測定子角度を自在に変更できるのが特長です。
※検出器Ⅱ用の替測定子はP7をご参照ください。

4真円度・円筒形状測定解析プログラム

ROUNDPAK

アイコン、マウス操作による簡単操作を実現したROUNDPAKを搭載
豊富なパラメータ、解析機能搭載でも簡単操作
真円度、円筒度のみならず、平面度、平行度など多種多彩なパラメータを標準装備しています。
選択は、アイコンから視覚的に選択ができます。
また、特 殊 解 析 機 能として、設 計 値ベスト
フィット解析、ハーモニック解析、円周上のピークボトム検出機能なども有しており、一度取り込んだデータは、再計算やデータの削除なども簡単に行えます。

多彩なグラフィック機能
アイコンビュー
動作機能ビュー

シミュレーション機能

シミュレーション画面で測定動作を仮想実行することができます。
シミュレーション上で、衝突の危険性などを警告表示※することも可能

パートプログラムリスト

ノーマル表示ワイヤーフレーム表示 サーフェスマップ表示です。
※RA-H5200 PLUSのみ

シェーディング表示

MitutoyoLauncher対応

StatusMonitor

再計算設定画面

測定機の稼働状況を遠隔地で監視可能です。
データ削除画面

測定対象物がなくてもパートプログラム（測定手順）を作成できるオフ
ラインティーチング機能を備え、3D円筒度や同軸度などの解析結果を3Dグラフィック表示で視覚的に表現することができます。

シンプルかつ直感的な操作を可能にし、パートプログラムの実行を簡単に行えるQuick Launcherを標準搭載しています。
また、バーコードやQRコードの読み込みによるパートプログラム実行

ワークビューも可能です。

動作座標確認ビュー

測定図形・結果などを自由にレイアウト

サーバ●稼働状況のデータ収集と見える化を実現

解析結果、図形の表示位置・大きさなどを設定し、お客様のオリジナルフォーマットの結果報告書を作成することできます。
解析結果画面がそのままレイアウト画面として使用できます。
レイアウトを含んで測定手順を保存するので、測定開始から計算、結果保存、印刷までを自動実行できます。

● MT Connect 通信に対応

ハーモニック公差照合/Velocity解析
ベアリング摺動面の解析機能を標準搭載しています。

結果画面

56オプション■RA-H5200 PLUS用替測定子（オプション）

M2スタイラスシャンク（標準溝用）M2スタイラスシャンク（2 倍溝用）※112AAL044
12AAL0453.5

226SR0.25（サファイア）M2 深さ5148.5

68.556

M266

M2

ø45.5

ø4

ø4227.5

三次元測定機スタイラス取付用 三次元測定機スタイラス取付用 三次元測定機スタイラス取付用（取付部ねじ径：M2）（取付部ねじ径：M2）（取付部ねじ径：M2）

3.5

SR0.25 mm サファイア

ø4

ø1.6 mm 超硬ø2.48.82.8

ø2.46.9

深溝用測定子深穴用測定子 B12AAE305
ø 0.5 mm 超硬12AAE308
ø 1.6 mm 超硬ø 1.6 mm 超硬先端形状

20331244.633344.2

12AAE30744.7
1.23344.1

33172°

43.858（69.6）■RA-H5200シリーズ共通オプション類■三爪チャック

1461463.5

先端形状

8M2 スタイラスシャンク
12AAL043

パーツNo.

23.1

ø48
ø4

ø4°
105

ø1超硬球

150°
146
SR0.25（サファイア）0.5

ø 0.5 ボール測定子

12AAE304
ø 0.8 mm 超硬ø4R15145

ø2

ø 0.8 ボール測定子

12AAE303
ø 1.6 mm 超硬2 倍小穴用測定子※112AAL040
ø1 mm 超硬超硬超硬合金

ø 1.6 ボール測定子

ø4ø4

ø4.5

2倍カッターマーク除去用測定子 ※112AAL039146
SR0.25（サファイア）3 倍深溝用測定子※112AAL042

226
227.5

146147.566

R13 倍測定子※112AAL041

外観図
（mm）

0.5

ø4°
1059.5

ø4

ø2138.8

ø2

ø1.6超硬球

68超硬合金5868.8パーツNo.

外観図
（mm）

66

44.644.6

ø1.2

品 名

2 倍測定子※112AAL035
ø 1.6 mm 超硬超硬9.5
R15145品 名

ø1.6超硬球ø42 倍コーナー用測定子※112AAL038
SR0.25 mm サファイア

9.5

146148.2

ø1.2

ø42 倍深溝用測定子※112AAL037
SR0.25 mm サファイアø4ø466
ø 1超硬球 67.5

ø4

ø3超硬球

ø0.766
ø0.5超硬球 67.5

ø2

外観図（mm）

ø0.366
R0.25（超硬）7先端形状

12AAL034

5.5

2 倍切り欠き用測定子※112AAL036
ø 3 mm 超硬12AAL032
12AAL033
ø 0.5 mm 超硬（深さ2.5 mm） ø1 mm 超硬（深さ5.5 mm）

3.4

品 名0.520

平面用測定子

ø4

ø12

ø1.6超硬球
ø1.266クランク形測定子（ø1.0）

ø467.9

外観図（mm）

クランク形測定子（ø 0.5）

2.5

12AAL031
ø 12 mm 超硬

366

7.8

先端形状

パーツNo.

4066

ディスク形測定子

ø0.5超硬球
ø0.3

33

165°
33
45.3

ø2.466品 名

パーツNo.

ø1.6超硬球

165°
33

ø1.2

12

ø1超硬球

ø4

ø0.8超硬球
ø0.6

外観図（mm）ø1.6 ボール測定子
12AAL030
ø 1.6 mm 超硬3343.8

12AAE306

69.7

ø0.3

先端形状

12AAL029
ø 0.5 mm 超硬外観図（mm）

ø2.4

極小穴用測定子（深さ 3 mm）

12AAL028
ø 1.6 mm 超硬°
140

ø0.6

小穴用測定子（ø1.6）

12AAL027
ø 1 mm 超硬66

ø2.4

小穴用測定子（ø1.0）

12AAL026
ø 0.8 mm 超硬44.7

ø1.2

小穴用測定子（ø 0.8）

パーツNo.

9.5
R15

ø43.4

ø4

品 名°
105

5.5

9.57.8ø47

SR0.25（サファイア）.5

ø 1.6 mm 超硬先端形状

65

ø2

R1 0

深穴用測定子 A

12AAE309
ø 3 mm 超硬ø1.2150°66
SR0.25（サファイア）

66

超硬合金

切り欠き用測定子

12AAE301
ø 1.6 mm 超硬.4
ø2°10558.8

標準測定子

12AAE302
ø 1.6 mm 超硬.2
ø16668.2

9.5
ø26667.565

ø2平面用測定子

12AAE310
ø 1.6 mm 超硬8.1

ø 3超硬球溝用測定子

パーツNo.

ø2.4

ø1.6超硬球

外観図
（mm）

超硬品 名

9.5

先端形状

12AAL025

ø2.4

カッターマーク除去用測定子

12AAL024
SR0.25 mm サファイア

ø4

コーナー用測定子

12AAL023
SR0.25 mm サファイア

5.5

深溝用測定子12AAL022
ø 3 mm 超硬ø 2.4

切り欠き用測定子

12AAL021
ø 1.6 mm 超硬ø 2.4

標準測定子（標準付属品）

パーツNo.

ø1.2

品 名8.1■RA-H5200AS/AH 用替測定子（オプション）

146■心出しチャック

（ハンドル固定）（ローレットリング固定）

クランクシャフトやピンシャフトなどのような長軸部品を測定する場合、ハンドルで確実に固定することができます。
●保持範囲：
内爪での外径ø2〜ø35 mm
内爪での内径ø25〜ø68 mm
外爪での外径ø35〜ø78 mm●外観寸法（D×H）：ø157×70.6 mm●質量：3.8 kg

小物部品の測定で、操作性が良くローレットリングで容易に固定できます。
●保持範囲：
内爪での外径ø1〜ø36 mm
内爪での内径ø16〜ø69 mm
外爪での外径ø25〜ø79 mm●外観寸法（D×H）：ø118×41 mm●質量：1.2 kg

211-014211-032■マイクロチャック
211-031

心出しチャックでは保持できない ø1 mm 以下の極小径の部品を固定できます。
●保持範囲：
外径ø0.2〜ø1.5 mm●外観寸法（D×H）：
ø107×48.5 mm●質量：0.6 kg■倍率校正器211-045

検出器の感度調整を行う校正器です。マイクロメータヘッドの送りで基準面を極微小な量だけ上下させ、検出器のキャリブレーションを行います。
●最大校正範囲：400 µm●目量：0.2 µm●外観寸法（W×D×H）：
235（max）×185×70 mm●質量：4 kg

■円筒スコヤ350850●円筒度：2 µm●真直度：1 µm●外観寸法（D×H）：
ø70×250 mm●質量：7.5 kg※1：測定方向は縦方向のみです。
※汎用的に使われるオプション測定子5種類（切り欠き用 / 深溝用/小穴用（ø1.0）/ø1.6ボール/2倍）をセットにした替測定子5本セット（パーツNo.12AAL020）も用意しています。
※ご注文により特殊測定子を製作いたします。対応可能な仕様等につきましては、弊社各営業所へお問い合わせください。

78

RA-H5200シリーズ仕様 / 外観寸法図

仕様

外観寸法図
単位：mm

RA-H5200AS（0.02+3.5H/10000）µm（H：測定高さ（mm））

心出し調整範囲
最大積載質量
最大測定径

ø400 mm

最大積載径

移動量

移動速度
測定力

測定子先端形状、材質

標準

追従

電源その他

空気消費量
本体質量

除振台質量

90.05 µm/100 mm
0.05 µm/100 mm
0.05 µm/100 mm
0.2 µm/550 mm
0.14 µm/350 mm
0.2 µm/550 mm
0.32 µm/550 mm
0.2 µm/350 mm
0.32 µm/550 mm
最大60 mm/s（測定時：0.5/1.0/2.0/5.0 mm/s）
350 mm
550 mm
350 mm
550 mm
350 mm
550 mm
350 mm
550 mm
ø32 mm以上：深さ85 mm
ø32 mm以上：深さ104 mm
ø7 mm以上：深さ50 mm
ø12.7 mm以上：深さ26 mm
0.4 µm/200 mm（λc2.5 mm）
0.5 µm/200 mm（母線基準）
225 mm（回転中心より-25 mm移動可能）
最大50 mm/s（測定時：0.5/1.0/2.0/5.0 mm/s）
約10〜50 mN（5段階切り替え）約40 mN
ø1.6 mm 超硬球ø1.6 mm 超硬球±400 µm/±40 µm/±4 µm±400 µm/±40 µm/±4 µm
±5 mm
±5 mm
IN/OUTワンタッチ切替機構付き
測定圧切替機構付き（5段階）
アクシデンタルタッチ機能
測定方向：1方向
Z軸方向衝突検出機能
スタイラス角度目盛（±45°付き）
100 V〜240 V
0.39 MPa
標準状態にて45 L/min【空気源としては80 L/min以上】
650 kg
670 kg
650 kg
670 kg
170 kgø300800
ø300700

真直度

回転軸心との直角度

使用空気圧

6600.05 µm/100 mm
0.14 µm/350 mm
0.2 µm/350 mm

1700（1900）

内径/外径測定時

最大測定深さ（標準測定子使用時）

その他

980
Max.1260

660

900

移動速度

上下移動量

検出範囲

980
Max.1260

ø356 mm700

回転軸心との平行度（母線基準）

検出器■RA-H5200 PLUS

ø680 mm

運動の真直度（λc2.5 mm）

半径方向
移動量

■RA-H5200AS/AH

710

心/水平出し調整機構

最大測定高さハイコラム

2, 4, 6, 10 rpm（自動求心時：20 rpm）
ø300 mm
A.A.T.
±5 mm±1°
80 kg（自動求心時：65 kg）

水平出し調整範囲

上下動部（Z軸コラム部）

標準コラム（0.02+3.5X/10000）µm（X：回転中心からの距離（mm））

軸方向

テーブル有効径

回転テーブル部

RA-H5200 PLUS

ハイコラム

1700（1900）

回転速度RA-H5200AH

800

半径方向

回転精度

標準コラム

900

Z軸コラム部710

符号※（ ）内寸法はハイコラム仕様※サイドテーブル（データ処理装置用ラック）はオプションとなります。

10座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム

仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所
伊勢崎営業所
さいたま営業所
新潟営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所

仙台市若林区卸町東1-7-30〒984-0002 電話 (022)231-6881 ファクス(022)231-6884
仙台市若林区卸町東1-7-30（※1） 〒984-0002 電話 (024)931-4331 ファクス(022)231-6884
宇都宮市平松本町796-1〒321-0932 電話 (028)660-6240 ファクス(028)660-6248
水戸市元吉田町260-3〒310-0836 電話 (029)303-5371 ファクス(029)303-5372
伊勢崎市宮子町3463-13〒372-0801 電話 (0270)21-5471 ファクス(0270)21-5613
さいたま市北区宮原町3-429-1〒331-0812 電話 (048)667-1431 ファクス(048)667-1434
新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972 電話 (025)281-4360 ファクス(025)281-4367
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-1611 ファクス(044)813-1610
川崎市高津区坂戸1-20-1（※1）
〒213-8533 電話 (03)3452-0481 ファクス(044)813-1610
厚木市中町2-6-10 東武太朋ビル2F〒243-0018 電話 (046)259-6400 ファクス(046)259-6404
富士駐在所
電話 (0545)55-1677
諏訪営業所
諏訪市中洲582-2〒392-0015 電話 (0266)53-6414 ファクス(0266)58-1830
上田駐在所
電話 (0268)26-4531
浜松営業所
浜松市東区和田町587-1〒435-0016 電話 (053)464-1451 ファクス(053)464-1683
安城営業所
安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
名古屋営業所
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
金沢営業所
金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田〒920-0057 電話 (076)222-1160 ファクス(076)222-1161
大阪営業所
大阪市住之江区南港北1-4-34〒559-0034 電話 (06)6613-8801 ファクス(06)6613-8817
神戸営業所
兵庫県神戸市西区丸塚1-25-15〒651-2143 電話 (078)924-4560 ファクス (078)924-4562
京滋営業所
草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F〒525-0032 電話 (077)569-4171 ファクス(077)569-4172
岡山営業所
岡山市北区田中134-107〒700-0951 電話 (086)242-5625 ファクス(086)242-5653
広島営業所
東広島市八本松東2-15-20〒739-0142 電話 (082)427-1161 ファクス(082)427-1163
福岡営業所
福岡市博多区博多駅南4-16-37〒812-0016 電話 (092)411-2911 ファクス(092)473-1470
センシング営業課 川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-8236 ファクス(044)822-8140
地震機器課
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)455-5021 ファクス(044)822-8140（※1）営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

お求めは当店で̶

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。
あらかじめご了承ください。
●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
●本カタログに掲載されている仕様は 2022年 9 月現在のものです。

M3 Solution Center …商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
宇都宮市下栗町 2200
〒321-0923 電話 (028) 656-1607 ファクス (028) 656-9624
UTSUNOMIYA
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-1611 ファクス (044) 813-1610
TOKYO
諏訪市中洲 582-2〒392-0015 電話 (0266) 53-6414 ファクス (0266) 58-1830
SUWA
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072 電話 (0566) 98-7070 ファクス (0566) 98-6761
ANJO
大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話 (06) 6613-8801 ファクス (06) 6613-8817
OSAKA
呉市広古新開 6-8-20〒737-0112 電話 (082) 427-1161 ファクス (082) 427-1163
HIROSHIMA
計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業所にご連絡ください。
〒213-8533 電話 (044) 822-4124 ファクス (044) 822-4000
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸 1-20-1
キャリブレーションセンタ…商品の検査・校正・保守・修理をお受けしています。
宇都宮市下栗町2200〒321-0923 電話 (028) 656-1432
宇都宮川崎
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-8214
広島呉市郷原町一ノ松光山10626番62 〒737-0161 電話 (0823) 70-3820

ファクス (028) 656-8443
ファクス (044) 813-8223
ファクス (0823) 70-3833

カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
電話 (0570) 073214
ファクス (044) 813-1691

最寄りの営業所をご確認いただけます。

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/domestic/list.html#sale

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533
https://www.mitutoyo.co.jp

202 2209(7)B-(CH)NE144