吸入チェックシート
統一事項①

カウンター（残量）を確認しましょう！

②

p-MDI（エアゾール型）はよく振ってから使用しましょう！

③

吸入器には通気口があります、塞がないように持ちましょう！

④

ボタンやレバーは最後まで押し、吸入前に離しましょう⑤

吸入器を加えるときには口角を閉じましょう！

⑥ドライパウダー型は早く強く（掃除機のイメージ）
エアゾール型はゆっくり深く（薬剤を集めるように）⑥吸入後は息を止めましょう（苦しくない範囲で、だいたい5秒くらい）⑥吸入後はうがいをしましょう（ブクブク、ガラガラ 2から3回くらい）

患者ID
患者名

レスピマットチェックシート（商品名：スピリーバ スピオルト）

吸入準備回す※〇△×で評価し、△×についてはコメント欄へ記入

チェック項目（日にちイン）

確認者サ ／ ／ ／ ／ ／ コメント

① 残量を確認（目盛りが0を指していたら交換）② キャップを閉じた状態で上向きに持つ③ 透明ケースをカチッと音がするまで右に180度回転させる④ 緑のキャップを開け、息をゆっくり最後まで吐き出す⑤ ボタンを下にし、吸入口をしっかりくわえる⑥ 通気孔を塞がない⑦ 息をゆっくりと吸いながら、噴霧ボタンを押し、薬剤をゆっくり肺いっぱいに吸い込む⑧ 息を止める（約10秒間）⑨ ①から⑧を2回繰り返す⑩ ティッシュで吸入口を拭き、キャップをする⑪ うがいをする〈陥りやすいピットホール〉①キャップを正しい方向へ開けられない②本体をカチッと音がするまで回し切っていない（手が滑って回転しにくい場合は簡易補助具があります）③2回目の吸入前にキャップをすることを忘れている（開けたままでは、薬剤を顔に噴霧してしまう危険があります）④デバイスを寝かせて回転させると、正しい量の薬剤が噴霧されないことがあります⑤うがいが難しかったら吸入時間を食前へ変更することで、うがいを省略できます

患者ID
患者名

タービュヘイラ―チェックシート（商品名：シムビコート パルミコート オーキシス
クルッカチッ）

スー準備吸入※〇△×で評価し、△×についてはコメント欄へ記入

チェック項目（日にち 確認者サイン）①カウンターの残量を確認（０が小窓の中心に表示されていたら交換する）② キャップを回して開ける（このとき吸入口は上向き）／ ／ ／ ／ ／ コメント

③ 吸入器を垂直にして、回転グリップ（赤色の部分）を右へ止まるまでクルッと回す④ 回転グリップを今度は左へカチッと音がするまで戻す⑤ 吸入器をくわえる（このとき通気口は塞がない）⑥ 力強く吸い込む（数回に分けても可）⑦ 息を止める⑧ 指示された吸入の回数を①から⑧くり返す⑨ ティシュで吸入口を拭き、キャップをする⓾ うがいはブクブク、ガラガラを3回以上する〈陥りやすいピットホール〉①残量が０でも回転グリップを回すとカチッと音が出るので必ずカウンターを確認する②吸入器を振って出る音は薬剤ではなく乾燥剤の音です③吸入器を斜めにして回転グリップを回すと薬剤が正しく充填されません④クルッ、カチッを2回繰り返しても2吸入分まとめて吸入はできません⑤吸った気がしないほど吸入量は少量であることを伝えましょう⑥うがいが難しかったら吸入時間を食前へ変更することで、うがいを省略できます患者ID
患者名

ディスカスチェックシート（商品名：アドエア、フルタイド、セレベント）

準備吸入終了※〇△×で評価し、△×についてはコメント欄へ記入

チェック項目（日にち 確認者サイン）①カウンターの残量を確認（０なら交換する）／ ／ ／ ／ ／ コメント

②デバイスはカウンターを上にして水平に持つ③ 左手でカバーを持ち、右手の親指をグリップにあて、グリップが止まるところまで回す（カチッと音がするまで）④レバーをグリップのところまで押し付ける（カチッと音がするまで）⑤ 軽く息を吐く（吸入口に息を吹きかけない）⑥ 吸入口をくわえる（口角を開けない）⑦ はやく深く息を吸い込む⑧ 軽く息を止める⑨ グリップに親指をあて、カチッと音がするところまで回し戻して、カバーを閉じる⑩ ①～⑨を指定の回数繰り返
す⑪吸入口をティッシュでふく⑫うがいブクブク、ガラガラを3回以上する〈陥りやすいピットホール〉①デバイスは水平にする。息を吐いている間に斜めにしてしまうと薬剤がこぼれてしまいます②残量が０でも吸入操作ができてしまうので必ずカウンターを確認してください③吸入時に口角が開いてしまっていると薬剤が十分に吸い込めません④うがいが難しかったら吸入時間を食前へ変更することで、うがいを省略できます

患者ID
患者名

ブリーズヘラーチェックシート（商品名：オンブレス、シーブリ、ウルティブロ
準備）

カチッ

押す

※〇△×で評価し、△×についてはコメント欄へ記入

チェック項目（日にち 確認者サイン）／ ／／ ／ ／ コメント

①キャップを取り外し、吸入口を開ける②アルミシートからカプセルを取り出し、カプセル充填部（穴）へ横向きに置く③吸入口をカチッと音がするまで閉める④両側のボタンを強く1回のみ押して離す⑤十分に息を吐き出す（吸入口には息を吹きかけないで下さい）⑥吸入口をくわえ、早く深く息を吸い込む（正しく吸入できていれば、カプセルの震える音が聞こえ、振動を感じます）⑦吸入口から口を離し、５秒間息を止める⑧息をゆっくり吐き出す⑨ ⑤から⑧を2回繰り返す⑩ 吸入口を開け、カプセル内に粉末が残っていないことを確認し、カプセルを捨てる⑪ ティシュで吸入口を拭き、キャップをする⑫ うがいをする〈陥りやすいピットホール〉①カプセルに穴をあけるボタンを押し忘れている②ボタンを押したまま吸入すると、針が刺さったままとなり薬剤が十分に出ないことがあります③吸入口にカプセルを入れてしまう④1ヶ月を目安に吸入器を新しくして下さい⑤うがいが難しかったら吸入時間を食前へ変更することで、うがいを省略できます

患者ID
患者名

MDI(定量噴霧式エアゾール製剤)チェックシート
商品名：フルティフォーム、アドエア、メプチン、サルタノール、オルベスコ
キュバール、フルタイドなど）

ボンベ

吸入吸入口

上下によく振るチェック項目（日にち 確認者サイン）① 残量を確認（０なら交換）※〇△×で評価し、△×についてはコメント欄へ記入／ ／ ／ ／ ／ コメント

② キャップを外す③ 吸入器を5回振る④ 十分に息を吐き出す⑤ クローズドマウス法：吸入口を歯でくわえる
オープンマウス法：吸入口から３～４ｃｍのところで大きく口を開ける⓺ ボンベを押すと同時に、2秒以上かけてゆっくり吸い込む⑦ 吸入口から口を離し、3秒以上息を止める⑧ 息をゆっくり吐き出す⑨ ティシュで吸入口を拭き、キャップをする⓾うがいはブクブク、ガラガラを3回以上する〈陥りやすいピットホール〉①薬剤噴霧時と吸気のタイミングが合わない→スペーサーの使用を検討しましょう②手指の力が弱く、薬剤ボンベがしっかり押せない→補助器具の使用を検討しましょう③うがいが難しかったら吸入時間を食前へ変更することで、うがいを省略できます

患者ID
患者名

エリプタチェックシート（商品名：レルベア アノーロ 他準備）

吸入※〇△×で評価し、△×についてはコメント欄へ記入

チェック項目（日にち 確認者サイン）① 残量確認（０なら交換）／ ／／／ ／

コメント

② デバイスは吸入口が上になるように持つ③「カチッ」と音がするまでカバーを開ける（薬剤が充填される）④ 息を吐く
（このとき吸入口に息を吹きかけない）⑤ 口角が開かないように吸入口をくわえる（通気口を手でふさがない）⑥ 「スーーーッ」と深く吸い込む⓻3秒以上息を止め、その後ゆっくりと息を吐く⑧吸入口をティッシュで拭く
⑨ カバーをもとの位置へ戻す⑩うがいはブクブク、ガラガラを3回以上する〈陥りやすいピットホール〉①カバーを開けると薬剤がセットされるので、吸入するときまでカバーを開けないでください。カバーを続けて2回開けても、薬が2回分セットされることはありません。
②残量が０でも吸入操作ができてしまうので必ずカウンターを確認してください。
③吸入時に口角が開いてしまっていると薬剤が十分に吸い込めません。
④通気口は吸入口の下にきます。手でふさがないようにしてください。
⑤うがいが難しかったら吸入時間を食前へ変更することで、うがいを省略できます

患者ID
患者名

スイングヘラーチェックシート（商品名：メプチン）
準備吸入※〇△×で評価し、△×についてはコメント欄へ記入

チェック項目（日にち

確認者サイン）／／／／／ コメント

① 残量確認② キャップを開ける（このとき吸入口を上向きにしない）③水平と表示している面を上に向け持ち、青いボタンをカチッと音がするところまで押し指の力を抜いてボタンをもとの位置まで戻す④ 吸入器を水平に持ち、くわえる⑤ 通気孔を塞がない⑥ 早く深く息を吸い込む⑦ 息を止める⑧ ①から⑧を2回繰り返す⑨ ティッシュで吸入口を拭き、キャップを閉める⓾ うがいをする〈陥りやすいピットホール〉①デバイスには裏表があるのでカウンターがあるほうを必ず上にして水平に持つ②ボタンを押したまま吸入すると1回分の薬剤が出ないことがある③吸入時に通気口を指でふさがない④吸入後は必ず防湿キャップをする⑤うがいが難しかったら吸入時間を食前へ変更することで、うがいを省略できます

患者ID
患者名

ジャヌエアチェックシート（商品名：エクリア他）

吸入前は緑色

吸入後は赤色※〇△×で評価し、△×についてはコメント欄へ記入

チェック項目（日にち確認者サイン）① 残量確認② デバイスは水平に持ち、緑色のキャップをはずす（この時小窓が赤色になっていることを確認）③ 緑色のボタンを押す（この時小窓が緑色へ変わったことを確認）④ 口角が開かないように吸入口をくわえる⑤ 強く早く吸い込む
この時カチッと音が聞こえるが最後まで吸いきる（この時小窓は緑色から赤色に変わる）⑥ 吸入器から口を離し苦しくない程度に息を止め、その後ゆっくりと息を吐く。
（このとき吸入口に息を吹きかけない）⑦ 吸入口をティッシュで吸入口を拭く

⑧ 緑のキャップをもとの位置へ戻す／／／ ／／

コメント