Sistemas de PCR em tempo real
CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx
e CFX Opus Deepwell Dx
Manual de operação
12014330
12014334
12014335
12014348
12014349
12016659
12016687
Revisão do manual: Maio de 2022
Revisão do software: 2.3

Sistemas CFX Opus 96 Dx, CFX Opus
384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx
Manual de operação

Suporte técnico da Bio-Rad™
O departamento de suporte técnico da Bio-Rad no Brasil está aberto de segunda-feira a sexta-feira, das 7:00
às 18:00, horário de Brasília.
Telefone: 4004-0399 para capitais e regiões metropolitanas; 0800 880 0092 para demais regiões. Opção 1.
E-mail: suportecientifico@bio-rad.com (apenas para Brasil)
Para assistência técnica fora dos EUA e Canadá, entre em contato com o suporte técnico local ou clique nolink Contact us (Contato) em bio-rad.com.

Aviso
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida em nenhum formato ou por nenhum
meio, eletrônico ou mecânico, inclusive fotocópia, gravação ou qualquer sistema de armazenamento ou
recuperação de informações, sem autorização por escrito da Bio-Rad.
A Bio-Rad se reserva o direito a modificar seus produtos e serviços a qualquer momento. Este guia estásujeito a alterações sem notificação. Embora tenha se preparado para garantir a exatidão, a Bio-Rad nãoassume nenhuma responsabilidade por erros ou omissões, ou por qualquer dano resultante da aplicação ou
do uso destas informações.
BIO-RAD, HARD-SHELL e MICROSEAL são marcas registradas da Bio-Rad Laboratories, Inc. em
determinadas jurisdições.
SYBR é uma marca registrada da Thermo Fisher Scientific Inc.
EvaGreen é uma marca registrada da Biotium, Inc.
Todas as marcas registradas usadas neste documento são propriedade de seus respectivos proprietários.
Copyright © 2022 by Bio-Rad Laboratories, Inc. Todos os direitos reservados.

Histórico de revisão

Histórico de revisão
Documento
Manual de operação do Sistema

Data

Descrição da alteração

Janeiro de 2021

Ver A, Versão inicial

Maio de 2021

n Atualização dos requisitos

de PCR em tempo real CFX Opus
Dx(Doc ID #10000135640)
Manual de operação do Sistemade PCR em tempo real CFX Opus

ambientais

Dx

n Atualização das descrições

(Doc ID #10000135640)

dos LEDs na barra de status
do sinal de LED

Guia de instrumentos do Sistema

Maio de 2022

n Atualizado para oferecer

de PCR em tempo real CFX Opus

suporte ao CFX Opus

Dx

Deepwell Dx(Doc ID #10000135640)

n Tabela de conjunto desímbolos atualizada
n Adicionada nota desegurança cibernética à
introdução e manutenção esolução de problemas

Manual de operação | iii

Indicação de uso
O Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx™ com CFX Maestro Dx Software, Security EditionTM
destina-se a realizar PCR baseado em fluorescência para detectar e quantificar sequências de ácidos
nucleicos. Os sistemas e softwares são destinados ao uso diagnóstico in vitro por técnicos de laboratório
treinados. Os sistemas destinam-se a ser utilizados com testes de ácido nucleico de diagnóstico deterceiros que tenham sido fabricados e rotulados para fins de diagnóstico.

Conjunto de símbolos

Fabricante

Número de lote

Usado por

Para uso em diagnóstico in vitro

Limite de temperatura

Número de catálogo

Consulte as instruções de uso

Número de testes

Para usar com

Número de série

Apenas para uso com receita

Contém látex

iv | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Traduções

Marcação CE - Regulação(UE) 2017/746 IVDR

Traduções
Os documentos do produto podem ser fornecidos em outros idiomas em mídia eletrônica.

Manual de operação | v

vi | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell DxÍndiceHistórico de revisão

iii

Indicação de uso

iv

Conjunto de símbolos

iv

Traduções

v

Conformidade regulatória e de segurança

13

Etiquetas com aviso de segurança

13

Conformidade regulatória e de segurança

15

Conformidade de segurança

15

Compatibilidade eletromagnética (EMC)

16

Avisos e observações de EMC

17

Requisitos ambientais

18

Riscos19

Riscos biológicos

19

Riscos químicos

21

Riscos explosivos ou de inflamabilidade

21

Riscos elétricos

22

Transporte

22

Bateria

22

Descarte22

Capítulo 1 Introdução

23

Principais características

23

Especificações de desempenho

24

Especificações de desempenho do bloco de amostra

24

Especificações de desempenho de detecção ótica

25

Mais informações

Capítulo 2 Configurar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx
Requisitos do local
Requisitos de espaço de bancada

25

27
27
27

Manual de operação | vii

ÍndiceRequisitos ambientais

28

Requisitos de alimentação elétrica

28

Requisitos de rede29Visão geral do sistema

30

Vista frontal

30

Vista traseira

33

Desembalar o sistema

34

Especificações do instrumento embalado

34

Desembalar o sistema

36

Conectar os cabos de alimentação e comunicação

40

Remover o parafuso de transporte

41

Fazer login no Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

44

Iniciar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

45

Criar contas de usuário no Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

46

Fazer login no Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

48

Carregar o bloco de amostra

50

Desligar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

52

Capítulo 3 Configurando o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

53Visão geral da tela sensível ao toque54

Arquivos de software

56

Tela Tools (Ferramentas)

57Opções da tela User Tools (Ferramentas do usuário)57

Opções da tela Admin Tools (Ferramentas de administração)59

Renomear o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

61Definir o fuso horário no Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

62

Configurar uma conexão de rede no Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

64

Configurar o serviço de e-mail68

Alterar servidores de e-mail69

Conectar a um computador com o CFX Maestro Dx Software, Security Edition

70

Calibrar novos corantes

72

Gerenciar contas de usuário pessoais

73

Alterar senhas de usuários

73

Configurar seu endereço de e-mail75

Configurar uma conexão com uma unidade de rede compartilhada

76

viii | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell DxÍndice

Gerenciar contas de usuário

79

Definir a senha do administrador

79

Redefinir senhas de usuário

80

Excluir contas de usuário do Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

82

Capítulo 4 Criar protocolos

85

Parâmetros e intervalos para etapas de protocolo

86

Criar um protocolo

88

Modificar as configurações em uma etapa de protocolo

93

Alterar a temperatura-alvo e o tempo de espera

93

Adicionar ou remover um gradiente de temperatura

95

Adicionar ou remover a taxa de rampa

96

Adicionar ou remover um incremento de temperatura

97

Adicionar ou remover uma opção de extensão de tempo

98

Adicionar ou remover um alerta sonoro

98

Alterar os parâmetros em uma etapa GOTO (Ir para)

99

Definir o volume da amostra e a temperatura da tampa

101

Volume da amostra e modos de controle de temperatura

101

Temperatura da tampa

102

Editar um protocolo

103

Editar um protocolo

104

Adicionar uma etapa de protocolo

107

Excluir uma etapa de protocolo

108

Renomear um protocolo

108

Salvar um protocolo editado

109

Capítulo 5 Executar protocolos

111

Executar um protocolo

112

Executar um protocolo salvo

112

Iniciar uma corrida concluída do Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

116

Monitorar uma corrida

118

Pausar uma corrida

119

Ignorar etapas em um protocolo

119Interromper uma corrida

120

Extrair e editar um protocolo de uma corrida

120

Manual de operação | ixÍndiceCapítulo 6 Gerenciar arquivos e pastas

123

A tela File Browser (Navegador de arquivos)

124

Gerenciar arquivos e pastas

126

Gerenciamento de arquivos no Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

127

Gerenciar pastas no Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

129

Fazer backup e restaurar arquivos e pastas
Armazenamento de arquivos

131
132

Apêndice A Sistemas de detecção de PCR em tempo real da Bio-Rad e números decatálogo do CFX Maestro Dx Software, Security Edition
133
Garantia

134Apêndice B Consumíveis plásticos recomendados

135

Consumíveis plásticos para sistemas CFX Opus 384 Dx

135

Consumíveis plásticos para os sistemas CFX Opus 96 Dx e CFX Deepwell Dx

135

Consumíveis plásticos para sistemas CFX Opus 96 Dx

135

Consumíveis plásticos para sistemas CFX Opus Deepwell Dx

136

Filmes e seladores de placa

136Apêndice C Manutenção e solução de problemas137

Limpeza e manutenção do Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

137

Manutenção de um fluxo de ar suficiente

142

Testar se há fluxo de ar suficiente

142

Corrigir um fluxo de ar insuficiente

142

Substituir fusíveis

143

Atualizar o software e o firmware no Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

144

Desligar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

147

Retornar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx para a Bio-Rad

148

Encaixar a placa e o parafuso de transporte
Solução de problemas nos Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dxs

148
152

Recuperação de arquivos

152

Exibir e exportar arquivos de log

152

Solução de problemas154Apêndice D Bio-Rad Free and Open-Source Notices for PCR Products
Avisos de software
M2Mqtt (paho.mqtt.m2mqtt)x | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

155
156
156

Índice

Texto da licença aberta padrão
LPE 1.0Apêndice E Referências

160
160

167

Manual de operação | xiÍndicexii | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Etiquetas com aviso de segurança

Conformidade regulatória e de segurança
O Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx (conhecido neste guia como Sistema CFX Opus Dx) aquece
e resfria muito rapidamente durante a operação. A Bio-Rad recomenda seguir as especificações desegurança listadas neste capítulo e em todo este guia.
Observação: use apenas os cabos USB fornecidos pela Bio-Rad (nº de catálogo local para padrão
brasileiro 2702077BR) ao usar o Sistema CFX Opus Dx.

Etiquetas com aviso de segurança
As etiquetas de aviso colocadas no Sistema CFX Opus Dx e neste manual avisam sobre fontes deferimentos ou danos. A Tabela 1 define cada etiqueta com aviso de segurança.
Tabela 1. Avisos gerais de segurança

Ícone

Significado
Operar o Sistema CFX Opus Dx antes de ler este manual pode constituir um risco
de ferimento pessoal. O uso deste instrumento de uma maneira não especificada
neste manual ou pela Bio-Rad poderá fazer com que os recursos de proteção doinstrumento sejam prejudicados ou desativados.
Não há riscos biológicos ou radioativos associados ao Sistema CFX Opus Dx.
Esses riscos só se tornam uma preocupação quando são introduzidos no sistema
por meio das amostras que estão sendo testadas. Ao manusear amostras com
risco biológico ou radioativo, siga as precauções e diretrizes recomendadas
específicas para o seu laboratório e localização. Essas diretrizes devem incluir
métodos de limpeza, monitoramento e descarte para os materiais perigosos em
uso.
Além disso, conforme identificado acima, há um pequeno risco de explosão ou de
expulsão de líquidos ou vapores dos recipientes de amostra. Ao trabalhar com
materiais perigosos, o risco de ferimentos causados por material expelido éagravado pelo próprio risco de dispersão dos materiais perigosos dentro e ao
redor do instrumento. Os usuários devem tomar as precauções adequadas para
tal situação.

Manual de operação | 13

Conformidade regulatória e de segurança

Tabela 1. Avisos gerais de segurança, continuação

Ícone

Significado
O Sistema CFX Opus Dx opera em temperaturas altas o suficiente para causar
queimaduras graves. Sempre permita que o bloco de amostra retorne àtemperatura ambiente antes de abrir a tampa e remover as amostras. Mesmo
depois de o bloco de amostra esfriar, as áreas circundantes, bem como a placa deaquecimento, podem permanecer quentes por algum tempo. Em situações ondenão há tempo suficiente para permitir que o instrumento esfrie, o uso deequipamentos de proteção, como luvas térmicas ou “luvas de forno”, érecomendado.
A segurança e o desempenho de qualquer sistema que incorpore um Sistema CFX
Opus Dx é de responsabilidade exclusiva do montador do sistema.

Durante a operação normal, o Sistema CFX Opus Dx pode ficar quente osuficiente para fazer com que os líquidos nas amostras fervam ou evaporem,
pressurizando os recipientes de amostra. Existe a possibilidade de falha dos
recipientes de amostra, levando a vazamentos, pulverização de fluido ou ruptura
explosiva e à dispersão de vapores ou líquidos dentro e ao redor do instrumento.
Os usuários devem sempre operar o instrumento com a tampa fechada ou usaróculos de proteção, luvas térmicas e outros equipamentos de proteção individual
durante a operação para evitar ferimentos. Abrir o instrumento enquanto as
amostras ainda estão quentes, como após cancelar uma corrida, pode fazer comque os recipientes pressurizados vazem, pulverizem ou jorrem líquido. Sempre
deixe as amostras esfriarem antes de abrir a tampa.
Os usuários nunca devem executar uma reação com uma tampa ou vedação que
esteja aberta, solta, perfurada ou danificada, pois isso aumenta a probabilidade deruptura ou explosão.
Os usuários nunca devem executar uma reação com reagentes voláteis que
possam aumentar a probabilidade de ruptura ou explosão.

14 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Conformidade regulatória e de segurança

Conformidade regulatória e de segurança
Conformidade de segurança
Sistema CFX Opus Dx foi testado e considerado em conformidade com todos os requisitos aplicáveis dos
seguintes padrões eletromagnéticos e de segurança:n

IEC 61010-1:2010 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle e
uso de laboratório — Parte 1: Requisitos geraisn

IEC 61010-2-010:2019 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos para medição,controle e uso de laboratório — Parte 2-010: Requisitos particulares para equipamentos delaboratório para aquecimento de materiaisn

IEC 61010-2-081:2019 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos para medição,controle e uso de laboratório — Parte 2-081: Requisitos particulares para equipamentos delaboratório automáticos e semiautomáticos para análise e outros finsn

IEC 61010-2-101:2018 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos para medição,controle e uso de laboratório — Parte 2-101: Requisitos particulares para equipamentos médicos
para diagnóstico in vitro (IVD)n

CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-12:2018 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos paramedição, controle e uso de laboratório, Parte 1: Requisitos geraisn

CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-2-010:19 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos paramedição, controle e uso de laboratório, Parte 2-010: Requisitos particulares para equipamentos delaboratório para aquecimento de materiaisn

CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-2-081:19 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos paramedição, controle e uso de laboratório, Parte 2-081: Requisitos particulares para equipamentos delaboratório automáticos e semiautomáticos para análise e outros finsn

CSA-C22.2 NO. 61010-2-101:19 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos paramedição, controle e uso de laboratório — Parte 2-101: Requisitos particulares para equipamentos
médicos para diagnóstico in vitro (IVD)n

EN 61010-1:2010 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle e
uso de laboratório, Parte 1: Requisitos gerais

Manual de operação | 15

Conformidade regulatória e de segurançan

EN 61010-2-010:2014 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle
e uso de laboratório — Parte 2-010: Requisitos particulares para equipamentos de laboratório paraaquecimento de materiaisn

EN 61010-2-081:2015 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle
e uso de laboratório — Parte 2-081: Requisitos particulares para equipamentos de laboratório
automáticos e semiautomáticos para análise e outros finsn

EN 61010-2-101:2017 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle
e uso de laboratório — Parte 2-101: Requisitos particulares para equipamentos médicos paradiagnóstico in vitro (IVD)n

UL 61010-1:2012 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle e
uso de laboratório — Parte 1: Requisitos geraisn

UL 61010-2-010:2019 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle
e uso de laboratório — Parte 2-010: Requisitos particulares para equipamentos de laboratório paraaquecimento de materiaisn

UL 61010-2-081:2019 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle
e uso de laboratório — Parte 2-081: Requisitos particulares para equipamentos de laboratório
automáticos e semiautomáticos para análise e outros finsn

UL 61010-2-101:19 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle e
uso de laboratório — Parte 2-101: Requisitos particulares para equipamentos médicos paradiagnóstico in vitro (IVD)

Compatibilidade eletromagnética (EMC)
Sistema CFX Opus Dx foi testado e considerado em conformidade com todos os requisitos aplicáveis dos
seguintes padrões eletromagnéticos:n

IEC 61326-1:2012 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle e
uso de laboratório — Requisitos da EMC — Parte 1: Requisitos gerais. Testado como um dispositivo
de Classe An

IEC 61326-2-6:2012 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle e
uso de laboratório — Requisitos da EMC — Parte 2–6: Requisitos particulares — Equipamentos
médicos para diagnóstico in vitro (IVD)

16 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Conformidade regulatória e de segurançan

EN 61326-1:2013 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle e
uso de laboratório — Requisitos da EMC — Parte 1: Requisitos gerais. Testado como um dispositivo
de Classe An

EN 61326-2:-6:2013 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle e
uso de laboratório — Requisitos da EMC — Parte 2–6: Requisitos particulares — Equipamentos
médicos para diagnóstico in vitro (IVD)nParte 15, subparte B, seções 15.107 e 15.109 da FCC. Testado como um dispositivo digital Classe An

CAN ICES-003v6:2019 Norma de equipamentos causadores de interferência, equipamento detecnologia da informação (incluindo aparelho digital) — Limites e métodos de medição. Testado paraos limites da Classe A

Avisos e observações de EMC
n

Aviso: alterações ou modificações desta unidade que não sejam expressamente aprovadas pela
Bio-Rad podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

nObservação: este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para dispositivos
digitais de Classe A, conforme a parte 15 das regras da FCC. Esses limites foram estabelecidos para
oferecer proteção razoável contra interferência nociva quando o equipamento é operado em
ambiente comercial. O equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se nãofor instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial
em comunicações via rádio. A operação deste equipamento em uma área residencial é provável decausar interferência nociva, caso no qual o usuário deverá corrigir a interferência por seus próprios
recursos.

nObservação sobre a conformidade FCC: embora este instrumento tenha sido testado e julgado
em conformidade com a parte 15, subparte B das Regras da FCC para um dispositivo digital deClasse A, observe que esta conformidade é voluntária, pois o instrumento se qualifica como um“dispositivo isento” sob 47 CFR 15.103(c), com relação aos regulamentos da FCC citados em vigor
no momento da fabricação.

nObservação relativa a cabos: este instrumento foi testado quanto à conformidade EMC usando
cabos USB especialmente projetados, que são fornecidos com o instrumento. Esses cabos, ou
substitutos autorizados pela Bio-Rad, devem ser usados com este instrumento para garantir aconformidade contínua com os limites de emissões EMC.

Manual de operação | 17

Conformidade regulatória e de segurança

Requisitos ambientais
O Sistema CFX Opus Dx foram projetados para operação segura nas condições ambientais listadas natabela a seguir.
Tabela 2. Requisitos ambientais do Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Parâmetro

Especificação

Ambiente

Apenas para uso interno

Altitude operacional

Até 2.000 metros acima do nível do mar

Temperatura ambiente

15–31 °C*

Temperatura de transporte e–20° a 60°C**

armazenamento–4 a 140 °F

Umidade relativa

20–80% (sem condensação)***Potência operacional

100–240 VCA ±10%, 50/60 Hz, 850 W máx.

Flutuação da tensão de alimentação da rede±10%

elétrica
Uso máximo de alimentação

<850 watts

Fusíveis

10 A, 250 V, 5 x 20 mm, fusão rápida (qtd. 2)

Categoria de sobretensão

II

Grau de poluição

2*A operação do instrumento fora dessa faixa de temperatura pode não atender às especificações dedesempenho. Uma temperatura ambiente entre 5 e 40 °C é considerada segura.
**Armazene e transporte o instrumento em sua embalagem de envio para cumprir essas condições detemperatura.
***A operação do instrumento a 4 °C deve ser limitada a 18 horas nessas condições. Podem serrealizadas esperas a 4 °C por até 72 horas se a umidade for inferior a 60% (sem condensação).

18 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Riscos

RiscosO Sistema CFX Opus Dx foi projetado para operar com segurança quando usado da maneira prescrita
pelo fabricante. Se o sistema ou qualquer um de seus componentes associados for usado de maneiranão especificada pelo fabricante, a proteção inerente fornecida pelo instrumento poderá ser prejudicada.
A Bio-Rad não é responsável por qualquer lesão ou dano causado pelo uso deste equipamento dequalquer maneira não especificada, ou por modificações no instrumento não realizadas pela Bio-Rad ou
por um agente autorizado. Reparos no Sistema CFX Opus Dx devem ser realizados somente por pessoal
treinado pela Bio-Rad.

Riscos biológicos
O Sistema CFX Opus Dx é um produto de laboratório. Porém, se houver presença de materiais que
sejam potenciais riscos biológicos, siga as diretrizes abaixo e cumpra qualquer diretriz local específica
para seu laboratório e localidade:Observação: nenhuma substância de risco biológico é emitida durante operações normais deste
instrumento.

Precauções geraisnSempre use luvas de laboratório, jaleco e óculos de segurança com proteção lateral ou óculos deproteção.

nMantenha as mãos longe da boca, nariz e olhos.

nProteja completamente qualquer corte ou arranhão antes de trabalhar com materiais potencialmente
infecciosos.

nLave bem as mãos com água e sabão depois de trabalhar com qualquer material potencialmente
infeccioso antes de sair do laboratório.

nRetire relógios de pulso e joias antes de trabalhar na bancada.

nArmazene todos os materiais infecciosos ou potencialmente infecciosos em recipientes inquebráveis
à prova de vazamentos.

nAntes de sair do laboratório, remova os trajes de proteção.

nNão use as mãos com luvas para escrever, atender ao telefone, acender a luz ou tocar algo que
outras pessoas podem tocar sem luvas.

nTroque as luvas com frequência. Retire as luvas imediatamente quando estiverem visivelmentecontaminadas.

Manual de operação | 19

Conformidade regulatória e de segurançanNão exponha materiais que não podem ser devidamente descontaminados a material
potencialmente infeccioso.

n

Ao concluir uma operação que envolva material que represente risco biológico, descontamine a áreade trabalho com um desinfetante apropriado (uma solução de alvejante doméstico 1:10, por
exemplo).

20 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Riscos

Descontaminação de superfíciesAVISO! Para evitar choque elétrico, sempre desligue e desconecte o instrumento antes
de realizar os procedimentos de descontaminação.

As seguintes áreas podem ser limpas com qualquer desinfetante bactericida, virucida ou fungicida do
hospital:nTampa exterior e chassinSuperfície interna do bloco de amostra e poços do bloco de amostranPainel de controle e tela

Para preparar e aplicar o desinfetante, consulte as instruções fornecidas pelo fabricante do produto. Lavesempre os poços do bloco de amostra e o bloco de amostra várias vezes com água após aplicar um
desinfetante. Seque bem o bloco de amostra e os poços do bloco de amostra após enxaguar com água.
Importante: não use detergentes abrasivos ou corrosivos ou soluções alcalinas fortes. Esses
agentes podem arranhar superfícies e danificar o bloco de amostra, resultando em perda de controletérmico preciso.

Descarte de materiais que representam risco biológico
Descarte os seguintes materiais potencialmente contaminados de acordo com os regulamentos locais,regionais e nacionais de laboratório:nAmostras clínicas

nReagentes

nFrascos de reação usados ou outros consumíveis que podem estar contaminados

Riscos químicos
O Sistema CFX Opus Dx não contém materiais químicos potencialmente perigosos.

Riscos explosivos ou de inflamabilidade
O Sistema CFX Opus Dx apresenta riscos incomuns relacionados à inflamabilidade ou explosão quando
usado de maneira adequada conforme especificado pelos Laboratórios Bio-Rad.

Manual de operação | 21

Conformidade regulatória e de segurança

Riscos elétricos
O Sistema CFX Opus Dx não representa nenhum risco elétrico incomum para os operadores se instalado
e operado corretamente sem modificação física e conectado a uma fonte de alimentação com
especificação correta.

Transporte
Antes de mover ou enviar o Sistema CFX Opus Dx, os procedimentos de descontaminação devem ser
executados. Sempre mova ou envie o sistema em contêineres separados no material de embalagem
fornecido pela Bio-Rad, que protegerá o sistema contra danos.
Para obter informações sobre como transportar o sistema e solicitar o material de embalagem adequado,
entre em contato com o escritório local da Bio-Rad.

Bateria
O Sistema CFX Opus Dx usa uma bateria para manter as configurações de hora em caso de perda deenergia CA. Se os dados de hora não permanecerem configurados após o desligamento da unidade, issopode indicar que as baterias estão ficando fracas.
AVISO! Não tente trocar as baterias. Elas não podem ser reparadas pelo usuário. Entreem contato com o suporte técnico da Bio-Rad para obter assistência.

Apenas para o Estado da Califórnia, EUAnMaterial de perclorato — As baterias de lítio contêm material de perclorato; manuseio especial podeser necessário. Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Descarte
O Sistema CFX Opus Dx contém materiais elétricos; eles não devem ser descartados como resíduos não
triados e ser coletados separadamente, de acordo com a Diretriz da União Europeia 2012/19/UE sobre
resíduos e equipamentos eletrônicos — Diretriz WEEE. Antes do descarte, entre em contato com o
representante local da Bio-Rad para obter instruções específicas do país.

22 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Principais características

Capítulo 1 IntroduçãoO Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx (conhecido neste guia como Sistema CFX Opus Dx) éum sistema de PCR em tempo real com um bloco de amostra integrado de 96 poços, 384 poços ou 96
poços de grande volume (referido neste guia como CFX Opus Deepwell Dx), dependendo do sistema.
Este guia explica como configurar e usar o Sistema CFX Opus Dx para realizar testes PCR quantitativossensíveis.
Importante: A cibersegurança visa a proteção de bens no ciberespaço contra ciberataques. Atravésda cibersegurança, a Bio-Rad protege o seu pessoal, a sua informação, os seus sistemas e a sua
reputação no ciberespaço. O ciberespaço é um mundo continuamente ligado e tecnologicamenteinterligado constituído por pessoas, organizações, informação e tecnologias.
A reação rápida é importante para a resolução de problemas de cibersegurança! Se suspeitar de um
potencial problema de cibersegurança relativa ao seu instrumento ou de uma violação da cibersegurança
no seu local, contacte imediatamente o seu representante da Bio-Rad para obter suporte técnico.

Principais características
As principais características do Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx incluem:n

A compatibilidade com a rede Ethernet WLAN permite conectar sua rede interna para ter acesso
ilimitado aos dados e ao armazenamento de nuvem

nA compatibilidade com unidades USB fornece um meio opcional para transferir protocolos earmazenar dadosnAs portas USB permitem a conexão direta com o computador que executa o CFX Maestro Dx
Software, Security EditionnGradiente de temperatura programável para identificação rápida e fácil das temperaturas deanelamento ideais

Manual de operação | 23

Capítulo 1 Introdução

Especificações de desempenho
Os componentes do Sistema CFX Opus Dx fornecem detecção sensível para a quantificação e adiscriminação precisa do alvo. As tabelas nesta seção listam o bloco de amostra e as especificações dedesempenho de detecção ótica para os sistemas CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus
Deepwell Dx.

Especificações de desempenho do bloco de amostra
Tabela 3. Especificações do bloco de amostra do Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx
Item

VolumeEspecificação
Sistemas CFX
Opus 96 Dx

Sistemas CFX
Opus 384 Dx

Sistemas CFX
Opus
Deepwell Dx

1–50 µl1–30 µl1–125 µl(10–50 µl(5–30 µl(10–125 µl

recomendado)

recomendado)

recomendado)

Taxa de rampa máxima

5 °C/s2,5 °C/s

2,5 °C/s

Taxa de rampa média

3,3 °C/s

2,0 °C/s

2,0 °C/s

As especificações a seguir se aplicam a todos os três instrumentos
Temperatura da tampa

30–110 °C

Método de aquecimento e resfriamento

PeltierIntervalo de temperatura

4–100°C

Incremento-10 °C a 10 °C/ciclo

Gradiente
Intervalo operacional

30–100 °C

Intervalo programável

1–24 °C

Precisão de temperatura±0,2 °C do alvo programado a 90 °C

Uniformidade de temperatura±0,3 °C poço a poço, 10 s depois de atingir 90 °C

24 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Mais informações

Especificações de desempenho de detecção ótica
Tabela 4. Especificações de detecção ótica do Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx
Item

Especificação
Sistemas CFX Opus 96 Dx e
CFX Opus Deepwell Dx

Sistemas CFX Opus 384 Dx

5 LEDs filtrados
Excitação

6 LEDs filtrados

Detecção

6 fotodiodos filtrados

5 fotodiodos filtrados

Intervalo de

450–730 nm

450–690 nm

5 alvos por poço

4 alvos por poço

12 s

<20 s

comprimentos deonda deexcitação/emissão
Análise multiplex
Tempo de varredura
Todos os canais
Varredura rápida

3s

8s

de canal único

Sim

Sim

FRET
Sensibilidade
Intervalo dinâmico

Detecta uma cópia da sequência-alvo em DNA genômico humano
10 ordens de magnitude

Mais informações
O site do Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx (bio-rad.com/CFXOpus) fornece acesso a notas
técnicas, manuais, informações sobre produtos e suporte técnico. Também fornece muitos recursos
técnicos em uma ampla variedade de métodos e aplicações relacionados à PCR em tempo real.

Manual de operação | 25

Capítulo 1 Introdução

26 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Capítulo 2 Configurar o Sistema de PCR em tempo
real CFX Opus Dx
Este capítulo explica como configurar o Sistema CFX Opus Dx no local.
Dica: antes de configurar o Sistema CFX Opus Dx, familiarize-se com o sistema e seu bloco deamostra, portas e acessórios.

Requisitos do local
As tabelas nesta seção listam os requisitos de espaço de bancada e energia necessários para instalar eusar com sucesso o Sistema CFX Opus Dx. Para obter o peso e as dimensões do instrumento embalado,
consulte Especificações do instrumento embalado na página 34.
Observação: instale o Sistema CFX Opus Dx em uma superfície plana e seca com fluxo de ar frio
suficiente para ele funcionar adequadamente.

Requisitos de espaço de bancada
Cuidado: o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx exige, pelo menos,
10 cm de folga na parte traseira e, pelo menos, 5 cm de folga nas laterais e na
parte superior para permitir que o ar de exaustão flua adequadamente.
Além disso, certifique-se de fornecer espaço suficiente ao redor do sistema para desconectar o cabode alimentação ou para acessar o botão liga/desliga em caso de emergência.
Observação: se você planeja conectar o Sistema CFX Opus Dx a um computador com o
CFX Maestro Dx Software, Security Edition, durante a configuração, certifique-se de que hajaespaço suficiente perto do sistema para o computador.

Manual de operação | 27

Capítulo 2 Configurar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Tabela 5. Requisitos de espaço de bancada do Sistema de PCR em tempo real CFX
Opus Dx

Item

Especificação

Dimensões

L: 13 pol; 33 cm
P: 22 pol; 56 cm

Peso

48 lb; 22 kg

Requisitos ambientais
Para obter informações sobre requisitos ambientais Consulte Requisitos ambientais.

Requisitos de alimentação elétrica
A alimentação do Sistema CFX Opus Dx deve ser estável e estar dentro das especificações para garantir
a operação adequada. O cabo de alimentação conectado à tomada deve ser classificado para 10 A ou
mais.
Tabela 6. Requisitos de alimentação do Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Item

Especificação

Número de tomadas de alimentação

n Um soquete para o Sistema CFX Opus Dxn (Opcional) Um soquete para o computador
com o CFX Maestro Dx Software, Security
Edition28 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Requisitos do local

Requisitos de redeO Sistema CFX Opus Dx é compatível com conectividade por USB.
Tabela 7. Requisitos de rede do Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Item

Especificação

Porta Ethernet

10/100 BASE-T (RJ45)*

Portas USB

USB 2.0 tipo A (duas no painel traseiro; uma no painel frontal)
USB 2.0 tipo B (uma no painel traseiro)

Leitor de código de barras

O leitor deve ser compatível com o Microsoft Windows 10

USB (opcional)

Manual de operação | 29

Capítulo 2 Configurar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus DxVisão geral do sistema
As ilustrações desta seção mostram os principais componentes do Sistema CFX Opus Dx.

Vista frontal

LEGENDA
1. Tela sensível ao toque

2. Bloco de amostra

3. Tampa retrátil (parcialmente retraída)

4. Barra LED de status do sistema

5. Entradas de ar

6. Porta USB A

Detalhesn

Tela sensível ao toque — fornece acesso a todas as funções necessárias para criar e executar
protocolos.

nBloco de amostra — contém a placa de 96 poços, 384 poços ou de poços profundos, dependendo
do instrumento.

nTampa retrátil — fornece acesso ao bloco de amostra.
Observação: o Sistema CFX Opus Dx não tem um botão manual para abrir/fechar a tampa.
Para abrir ou fechar a tampa, use o botão na tela inicial, na tela Run Setup (Configuração decorrida) ou na tela Run Status (Status da corrida), ou use o controle da tampa no CFX Maestro
Dx Software, Security Edition.

30 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell DxVisão geral do sistemannBarra LED de status do sistema — indica o status do sistema:oVerde (constante) — a corrida está em andamento.

oVerde (piscando) — a corrida foi pausada.

oAzul (piscando) — a corrida foi concluída (pisca até a tampa ser aberta).

oVermelho (piscando) — erro do sistema.

o

DESLIGADO — o sistema está inativo (não está executando uma operação, a tampa não semove) ou o sistema está desligado.

Aberturas de entrada de ar — permitem que o sistema se aqueça e resfrie rapidamente.
Importante: mantenha todas as entradas de ar limpas e desobstruídas.
Nunca insira objetos nas saídas de ar. Ventiladores ou outras peças móveis
internas podem colidir com o objeto e causar lesões pessoais ou danos aosistema. Objetos condutores podem entrar em contato com os circuitos
internos e causar danos ao sistema.

nPorta USB A — conecta o Sistema CFX Opus Dx a uma unidade USB, mouse, teclado, ou leitor decódigo de barras.

Considerações especiais em relação à tela sensível ao toque do Sistema de PCR
em tempo real CFX Opus Dx
As considerações especiais a seguir referem-se à tela sensível ao toque do Sistema CFX Opus Dx. Sevocê tiver alguma dúvida sobre a tela sensível ao toque, entre em contato com o suporte técnico da
Bio-Rad.
AVISO! Se algum líquido vazar de uma célula de vidro danificada e entrar em contato com
a pele, lave bem com água e sabão.

Observações:n

Uma forte incidência de luz sobre a tela sensível ao toque por longos períodos de tempo podedegradar a qualidade e o desempenho da tela.

nNão exponha a tela sensível ao toque a fortes raios ultravioleta ou luz solar direta por longos
períodos de tempo.

nNão toque ou arranhe a superfície da tela sensível ao toque com objetos duros.

Manual de operação | 31

Capítulo 2 Configurar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus DxnA tela sensível ao toque é autocalibrada nos primeiros segundos após ligar o instrumento.
Durante esse processo, nãooToque na superfície da tela sensível ao toqueoColoque as mãos perto da superfície da tela sensível ao toqueSe não for calibrada com sucesso durante a inicialização do sistema, a tela sensível ao toquepoderá não funcionar corretamente por algum tempo. Se o problema persistir, desligue e ligue osistema ou entre em contato com o suporte técnico da Bio-Rad para obter assistência.

32 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell DxVisão geral do sistema

Vista traseira

LEGENDA
1. Entrada de energia

2. Interruptor de energia

3. Fusíveis

4. Aberturas de resfriamento

5. Portas USB tipo A

6. Porta USB tipo B

7. Porta Ethernet

Detalhesn

Entrada de alimentação — conecta à alimentação CA.

nInterruptor de energia — liga ou desliga o Sistema CFX Opus Dx.

nFusíveis — fornece acesso aos fusíveis.

nAberturas de resfriamento — resfriam o Sistema CFX Opus Dx.
Importante: não bloqueie os orifícios. Para garantir uma operação ideal, certifique-se de que oar possa circular atrás do Sistema CFX Opus Dx.

nPortas USB tipo A — transferem dados de e para uma unidade USB ou conectam um mouse ou
teclado USB, ou um leitor de código de barras.

nPorta USB tipo B — conecta o Sistema CFX Opus Dx a um computador com CFX Maestro Dx
Software, Security Edition.

nPorta Ethernet — conecta o Sistema CFX Opus Dx à sua rede.

Manual de operação | 33

Capítulo 2 Configurar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Desembalar o sistema
Esta seção explica como desembalar adequadamente o Sistema CFX Opus Dx. Leia esta seção antes
de começar.
Cuidado: o Sistema CFX Opus Dx embalado pesa aproximadamente 57 lb (26 kg). A Bio-Rad
recomenda usar um carrinho hidráulico para mover o instrumento da área de recebimento até olaboratório.
Importante: use técnicas de elevação adequadas ao mover e erguer oinstrumento para evitar danos ao instrumento e lesões pessoais. A Bio-Rad
recomenda que o instrumento seja erguido por duas ou mais pessoas.

Especificações do instrumento embalado
A Tabela 8 lista as especificações do Sistema CFX Opus Dx embalado. Para obter informações sobre asespecificações de espaço de bancada, consulte Requisitos do local na página 27.
Tabela 8. Especificações do Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx embaladoParâmetro

Especificação

Peso

57 lb; 26 kg

Dimensões

Profundidade: 28 pol; 71 cm
Largura: 19 pol; 48 cm
Altura: 19 pol; 48 cm

34 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Desembalar o sistema

A imagem abaixo retrata o instrumento do Sistema CFX Opus Dx dentro de sua embalagem.

Manual de operação | 35

Capítulo 2 Configurar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Desembalar o sistema
Instale o Sistema CFX Opus Dx em uma superfície plana e seca com fluxo de ar frio suficiente para ele
funcionar adequadamente. O cabo de alimentação CA tem aproximadamente 5 pés (1,5 m) decomprimento. Certifique-se de ter acesso à tomada antes de começar.
Observação: certifique-se de que haja espaço livre suficiente na bancada do laboratório para o seu
instrumento, além de espaço adicional para movê-lo durante a conexão de cabos e acessórios. Sevocê planeja operar o sistema por meio do software CFX Maestro Dx SE, certifique-se de ter espaço
na bancada do laboratório para o computador que executará o software.
Cuidado: ao manusear o instrumento, não segure pela tela LCD ou pela tampa retrátil. Para erguero instrumento, posicione suas mãos sob os lados direito e esquerdo do instrumento.

Para desembalar o sistema
1.

Certifique-se de que o caminho da área de recebimento até o laboratório esteja livre de obstáculos eque possa acomodar o Sistema CFX Opus Dx embalado e o carrinho hidráulico.

2.

Usando um carrinho hidráulico, mova o contêiner do instrumento da área de recebimento até olaboratório.
Importante: a Bio-Rad NÃO recomenda usar um carrinho de mão para mover o instrumento
embalado.

3.

Deixe o contêiner do instrumento próximo à bancada do laboratório.

4.

Usando duas pessoas, levante e posicione o contêiner na bancada do laboratório.

36 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Desembalar o sistema

5.

Com uma tesoura ou um estilete, corte e remova as tiras externas que prendem o topo do contêiner
à base.
Dica: as tiras exteriores são muito apertadas. Segure-as com firmeza enquanto corta paraevitar ferimentos.

6.

Remova os clipes de plástico nos cantos inferiores, pressionando as abas e puxando os clipes para
fora.

7.

Levante a tampa grande do contêiner e remova-a da base, colocando-a de lado.

Você verá o Sistema CFX Opus Dx embrulhado em plástico e inserido na estrutura de espuma daembalagem.

Manual de operação | 37

Capítulo 2 Configurar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

8.

Remova a espuma superior e coloque-a de lado.

9.

De pé em frente ao instrumento, dobre para baixo a frente da base de papelão.

38 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Desembalar o sistema

10. Enquanto outra pessoa segura a base, segure a bandeja de papelão e deslize o instrumento
completamente para fora da base.

11. Usando os pontos de elevação de um lado do instrumento e depois do outro, erga o instrumento com
cuidado, remova as espumas e coloque-as de lado.
12. Usando duas pessoas, levante cuidadosamente o instrumento e remova a bandeja de papelão.
13. Deslize a tampa de plástico em direção à parte traseira do instrumento para removê-la.
14. Inspecione o instrumento quanto a danos.
Importante: se você observar qualquer dano no sistema, nãocontinue. Em vez disso, entre em contato com o Suporte ao Cliente da
Bio-Rad.

Manual de operação | 39

Capítulo 2 Configurar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Conectar os cabos de alimentação e comunicação
Depois de desembalar o Sistema CFX Opus Dx e colocá-lo sobre a bancada do laboratório, vocêprecisará conectar o cabo de alimentação e (opcionalmente) os cabos de comunicação. Esta seção
explica como conectar os cabos.
Dica: antes de conectar os cabos, familiarize-se com o Sistema CFX Opus Dx, seu kit de acessórios
e interruptores de energia.
Importante: certifique-se de ter espaço suficiente na bancada do laboratório para alcançar o botão
liga/desliga na parte traseira do sistema depois de conectar o cabo de alimentação e os cabos USB
Tipo B e Ethernet. Use apenas o cabo de alimentação fornecido pela Bio-Rad, bem como os cabos
USB tipo B e Ethernet.

Para conectar os cabos de alimentação e comunicação do Sistema CFX Opus Dx
1.

Localize o kit de acessórios que acompanha o Sistema CFX Opus Dx.

2.

Remova o cabo de alimentação CA e os cabos USB e Ethernet do kit de acessórios.
Dica: guarde a embalagem para uso futuro. Se algum item estiver faltando ou danificado, entre
em contato com o escritório local da Bio-Rad.

3.

Conecte uma extremidade do cabo de alimentação CA à porta de entrada de energia na partetraseira do sistema.

4.

Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação a uma tomada CA disponível com aterramento
e protegida contra sobretensão.

5.

(Opcional) Se você planeja conectar o Sistema CFX Opus Dx a um computador com o CFX Maestro
Dx SE, conecte a extremidade macho do cabo USB Tipo B fornecido à porta USB Tipo B localizada
na parte traseira do sistema.

6.

(Opcional) Se você planeja conectar o Sistema CFX Opus Dx à sua rede interna, conecte o cabo
Ethernet à porta Ethernet localizada na parte traseira do sistema.

40 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Remover o parafuso de transporte

Remover o parafuso de transporte
Importante: o Sistema CFX Opus Dx é fornecido com um parafuso de transporte vermelho inserido
na lateral da tampa para estabilizá-la durante o transporte. É necessário remover o parafuso detransporte antes de usar o sistema.

Para remover o parafuso de transporte
1.

Localize o plugue do parafuso de transporte no Sistema CFX Opus Dx.
Dica: ele pode estar localizado em uma bainha de plástico colada na frente ou na lateral do
instrumento.

2.

Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja inserido corretamente na entrada de alimentação
na parte traseira do instrumento.

3.

Caso ainda não tenha feito isso, conecte a outra extremidade do cabo de alimentação a uma tomada
CA disponível com aterramento e protegida contra sobretensão.

4.

Pressione o botão liga/desliga na parte traseira do instrumento para ligar o Sistema CFX Opus Dx.

5.

O sistema reconhece que o parafuso de transporte está inserido e exibe uma mensagem na telasensível ao toque instruindo você a remover o parafuso. Toque em OK.
As instruções para remover o parafuso de transporte são exibidas.

Manual de operação | 41

Capítulo 2 Configurar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

6.

Para remover o parafuso de transporte, gire-o no sentido anti-horário e remova-o do orifício. Guarde
o parafuso em um local seguro.
Cuidado: não insira o parafuso de transporte ou qualquer outro objeto no
orifício do parafuso de transporte enquanto o instrumento estiver em uso. As
peças móveis internas podem colidir com o objeto e causar lesões pessoais
ou danos ao sistema.

7.

Insira o plugue do parafuso de transporte no orifício do parafuso de transporte.
Dica: o pluge ajuda a evitar a contaminação dos componentes internos.

8.

Na tela Shipping Screw (Parafuso de transporte), toque em Screw Removed (Parafuso removido)para confirmar que o parafuso foi removido.

9.

Toque em Open Lid (Abrir tampa) para abrir a tampa.

10. Remova a placa de transporte do bloco de amostra e guarde-a em um local seguro.
Observação: guarde o parafuso e a placa em um local seguro e acessível. Será necessário
reinserir o parafuso e a placa de transporte caso você precise retornar o sistema por qualquer
motivo.

42 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Remover o parafuso de transporte

11. Na tela Shipping Screw (Parafuso de transporte), toque em Close Lid (Fechar tampa) para fechar atampa.
O Sistema CFX Opus Dx está pronto para uso e exibe a tela de login.

Manual de operação | 43

Capítulo 2 Configurar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Fazer login no Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx
O Sistema CFX Opus Dx é fornecido com três usuários padrão: Admin (Administrador), Service(Manutenção) e Guest (Convidado). Os usuários também têm a opção de criar sua própria conta ao fazer
login pela primeira vez no sistema.
Dica: a criação de contas de usuário no Sistema CFX Opus Dx é opcional.
Qualquer usuário pode fazer login como Guest (Convidado) e acessar todos os protocolos e corridas na
pasta Public (Pública), incluindo os arquivos qPCR na pasta padrão Bio-Rad qPCR.
Qualquer usuário, incluindo a conta Guest (Convidado), pode criar pastas e protocolos, editar modelosde protocolo e executar protocolos. Quando conectados como Guest (Convidado), os usuários podem
criar subpastas na pasta Public (Pública) e salvar seus protocolos e arquivos de corrida na pasta
selecionada.
Dica: todas as pastas e arquivos salvos na pasta Public (Pública) estão disponíveis para todos osusuários do Sistema CFX Opus Dx.
O Sistema CFX Opus Dx gera automaticamente uma pasta pessoal para cada usuário que cria sua
própria conta de usuário. Quando conectados, os usuários podem criar subpastas em suas pastas
pessoais e salvar seus protocolos e arquivos de corrida na pasta selecionada.
Observação: para o usuário Admin (Administrador) ou Service (Manutenção), todos esses arquivos
são salvos nas respectivas pastas. Essas pastas não podem ser acessadas por nenhum outro
usuário.

44 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Fazer login no Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Iniciar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx
Para iniciar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx
uPressione o botão liga/desliga na parte traseira do instrumento para ligar o Sistema CFX Opus Dx,
caso ainda não tenha feito isso.
A tela de inicialização do Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx é exibida.

O sistema executa uma série de testes de inicialização e exibe a tela de login

Manual de operação | 45

Capítulo 2 Configurar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Criar contas de usuário no Sistema de PCR em tempo real CFX
Opus Dx
Dica: a criação de contas de usuário no Sistema CFX Opus Dx é altamente recomendada.
Quando logado no Sistema CFX Opus Dx, você poden

Criar e gerenciar uma estrutura de pastas em um ambiente de navegador.

n

Criar e editar protocolos e salvá-os em suas pastas pessoais.

nExecutar um protocolo e salvá-lo em suas pastas pessoais.

nExcluir protocolos e corridas em suas pastas pessoais.

n

Copiar um protocolo ou arquivo de corrida em uma pasta pública ou unidade USB.

n

Conectar-se a uma pasta compartilhada na rede para armazenar ou acessar arquivos de protocolo e
corrida.

n

Criar e alterar sua senha.

Esta seção explica como criar contas de usuário no Sistema CFX Opus Dx.

Para criar um novo usuário
1.

Execute uma das opções a seguir:nLigue o Sistema CFX Opus Dx.

n

Na tela inicial, toque em Logout para fazer logout de um usuário atualmente conectado.

A lista de login é exibida.

46 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Fazer login no Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

2.

Toque no ícone Create User (Criar usuário):

3.

Usando o teclado alfanumérico, digite um nome de usuário e toque em OK.
A caixa de diálogo Password (Senha) é exibida.

4.

Execute uma das opções a seguir:nInsira e confirme uma senha usando o teclado alfanumérico e toque em Save Password (Salvar
senha).
As senhas do Sistema CFX Opus Dx podem ser qualquer combinação de caracteres
alfanuméricos. As senhas devem ter entre 4 e 50 caracteres.
Dica: as senhas diferenciam maiúsculas e minúsculas.

nToque em Skip Password (Ignorar senha).

Dica: você pode criar uma senha em outro momento, acessando Tools (Ferramentas) > User
Profile (Perfil do usuário). Consulte Alterar senhas de usuários na página 73 para obter mais
informações.
A tela inicial é exibida, mostrando seu nome de usuário ao lado do botão Logout.

Manual de operação | 47

Capítulo 2 Configurar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Fazer login no Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx
Quando o Sistema CFX Opus Dx é iniciado, a lista de login é exibida, mostrando os usuários existentes
com o usuário mais recente no topo.
Importante: por padrão, a conta de administrador não possui uma senha. Ao acessar pela primeiravez, a Bio-Rad recomenda criar uma senha para a conta de administrador e armazená-la em um
gerenciador de senhas. Para redefinir uma senha de administrador esquecida é necessário ligar
para o suporte técnico da Bio-Rad. Consulte Alterar senhas de usuários na página 73 para obter
mais informações.

Para fazer login em uma conta de administrador na inicialização do Sistema CFX Opus Dx
1.

Na lista de login, localize e toque em Admin (Administrador).

2.

Quando solicitado, digite a senha do administrador usando o teclado alfanumérico e toque em OK.

Para fazer login em uma conta de usuário na inicialização do Sistema CFX Opus Dx
1.

Na lista de Login, localize e toque em seu nome de usuário.

2.

Se solicitado, digite sua senha usando o teclado alfanumérico e toque em OK.
Dica: depois de criar sua conta de usuário, o teclado não será exibido se você não tiver criado
uma senha.

Para fazer login em uma conta de convidado na inicialização do Sistema CFX Opus DxuNa lista de Login, localize e toque em Guest (Convidado).
Dica: o teclado não é exibido porque a conta Guest (Convidado) não tem uma senha.

48 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Fazer login no Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Para alterar usuários
1.

Na tela inicial, toque em Logout para fazer o logout do usuário atualmente conectado.
A lista de login é exibida.

2.

Na lista de Login, toque em seu nome de usuário.

3.

Se solicitado, digite sua senha usando o teclado alfanumérico e toque em OK.
Dica: o teclado não será exibido se a conta do usuário não tiver uma senha.

Para fazer logoutu

Na tela inicial, toque em Logout.

Manual de operação | 49

Capítulo 2 Configurar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Carregar o bloco de amostra
A Bio-Rad recomenda fortemente que você use apenas placas de baixo perfil (low profile) e tubos detampa plana com o Sistema CFX Opus Dx. O uso de placas de alto perfil (high profile) pode esmagar os
tubos. O uso de tubos com tampa arredondada pode afetar negativamente as leituras da placa.
Para obter uma lista de placas e tubos compatíveis com o Sistema CFX Opus Dx, acesse www.biorad.com/cfxopus ou entre em contato com o representante de vendas local da Bio-Rad.
Para garantir o aquecimento e resfriamento uniforme das amostras, os frascos de reação devem estar
em completo contato com o bloco de amostra. Para garantir o contato adequado, faça o seguinte:nConfirme se os blocos de amostra estão limpos antes de carregar amostras.

n

Pressione firmemente os tubos, tiras de tubos ou microplacas individuais aos poços do bloco.

n

Ao usar um ou poucos tubos, use a armação de tubos ou carregue pelo menos um tubo vazio em
cada canto do bloco para garantir que a tampa exerça pressão homogênea sobre os tubos
individuais.

Carregar placas, tubos e tiras de tubos no bloco de amostra
Cuidado: nunca execute uma amostra com uma tampa ou vedação que esteja aberta,
solta, perfurada ou danificada. Isso aumentará a probabilidade de ruptura, o que poderá
causar lesões ou contaminar o sistema.
Importante: ao inicializar o Sistema CFX Opus Dx, sempre equilibre as tiras de tubo ou adicione
tampas de tubo aos poços do canto para garantir que a tampa aquecida aplique pressão homogênea
no bloco.

Para carregar placas no bloco de amostra
1.

2.

Para abrir a tampa motorizada, execute uma das seguintes opções:n

Na tela inicial, toque em Open Lid (Abrir tampa).

n

Na tela Run Setup (Configuração de corrida), toque em Open Lid (Abrir tampa).

n

No painel Detected Instruments (Instrumentos detectados) do CFX Maestro Dx Software,
Security Edition, clique em Open Lid (Abrir tampa).

n

No painel Detected Instruments (Instrumentos detectados) do CFX Maestro Dx SE, clique com obotão direito no instrumento e em Open Lid (Abrir tampa).

n

Na guia Start Run (Iniciar corrida) do painel Run Setup (Configuração de corrida) do
CFX Maestro Dx SE, clique em Open Lid (Abrir tampa).

Coloque a microplaca, os tubos individuais ou as tiras de tubos com tampas vedadas no bloco.

50 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Carregar o bloco de amostra

Importante: verifique se os tubos estão completamente vedados para evitar vazamento.
Dica: para obter resultados ideais, carregue volumes de amostra de 10–50 µl no sistema CFX
Opus 96 Dx , de 10–125 µl no sistema CFX Opus Deepwell Dx e de 5–30 µl no sistema CFX
Opus 384 Dx.
3.

Para obter análises de dados precisas, verifique se a orientação das amostras nos blocos é
exatamente igual à orientação do conteúdo dos poços no CFX Maestro Dx SE.

4.

Para fechar a tampa motorizada, faça uma das seguintes opções:n

Na tela inicial, toque em Close Lid (Fechar tampa).

n

Na tela Run Setup (Configuração de corrida), toque em Close Lid (Fechar tampa).

n

No painel Detected Instruments (Instrumentos detectados) no software CFX Maestro Dx SE,
clique em Close Lid (Fechar tampa).

n

Na guia Start Run (Iniciar corrida) do painel Run Setup (Configuração de corrida) do
CFX Maestro Dx SE, clique em Close Lid (Fechar tampa).

n

No painel Detected Instruments (Instrumentos detectados) do CFX Maestro Dx SE, clique com obotão direito no instrumento e em Close Lid (Fechar tampa).

n

No painel Run Details (Detalhes da corrida) do CFX Maestro Dx SE (ao clicar com o botão
direito no instrumento do painel Detected Instruments [Instrumentos detectados] e selecionar
Run Details [Detalhes da corrida]), clique em Close Lid (Fechar tampa).

Importante: certifique-se de que nada bloqueie a tampa quando ela se fechar. Embora haja um
mecanismo de segurança para evitar que a tampa se feche ao detectar uma obstrução, nãodeixe nada no caminho da tampa antes de fechá-la.

Manual de operação | 51

Capítulo 2 Configurar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Desligar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx
Importante: siga estas instruções para desligar com segurança e completamente o Sistema CFX
Opus Dx.

Para desligar o Sistema CFX Opus Dx
1.

Certifique-se de que nenhum protocolo esteja em corrida e que o sistema não esteja em uso.

2.

Remova as amostras do bloco, caso ainda não tenha feito isso.
a.

Na tela inicial, toque em Open Lid (Abrir tampa) para acessar as amostras.

b.

Remova as amostras do bloco e toque em Close Lid (Fechar tampa).

3.

Na tela inicial, toque em Logout para fazer logout do sistema.

4.

Na tela de login, toque em Shut Down (Desligar) (5.

Quando o Sistema CFX Opus Dx tiver concluído o processo de desligamento, pressione o botão
liga/desliga na parte traseira do instrumento para desligar o sistema.

) para desligar o sistema.

52 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Capítulo 3 Configurando o Sistema de PCR em
tempo real CFX Opus Dx
Depois de instalar com sucesso o Sistema CFX Opus Dx, você pode configurar o sistema de acordo com
os requisitos do local. Usando a tela sensível ao toque do sistema, o usuário Admin (Administrador) pode
executar as tarefas a seguir.
nDefinir o fuso horário e a hora local do Sistema CFX Opus DxnAtivar ou desativar o protetor de tela do sistemanRenomear o sistemanConfigurar a redenConfigurar o serviço de e-mailnConectar o sistema a um computador com o CFX Maestro Dx Software, Security Edition

Como um usuário do Sistema CFX Opus Dx, você poden

Criar sua própria conta de login do Sistema CFX Opus DxnDefinir ou alterar sua senhanDefinir ou alterar seu endereço de e-mailnDefinir ou alterar a conexão a uma pasta de rede compartilhada

Como um usuário Guest (Convidado) do Sistema CFX Opus Dx, você podenDefinir ou alterar sua conta de e-mailEste capítulo explica como configurar o Sistema CFX Opus Dx.

Manual de operação | 53

Capítulo 3 Configurando o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus DxVisão geral da tela sensível ao toque
Esta seção fornece uma visão geral dos recursos da tela sensível ao toque do Sistema CFX Opus Dx.

LEGENDA
1. Conectividade e versão do software

2. Menu de atividades primárias

3. Detalhes do instrumento

4. Usuário atualmente conectado

5. Abrir/fechar tampa

Detalhesn

Conectividade e versão do software — exibe a versão atual do software e o tipo de conexão
operacional:oConexão de rede — indica conexão a uma rede Ethernet:— Conexão de rede EthernetonVersão do software — exibe a versão do software da tela sensível ao toque. Para instalar
atualizações manualmente, consulte Atualizar o software e o firmware no Sistema de PCR em
tempo real CFX Opus Dx na página 144.

Menu de atividades primárias — fornece acesso rápido às atividades primárias necessárias para
criar e executar protocolos e gerenciar a operação do Sistema CFX Opus Dx.

54 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell DxVisão geral da tela sensível ao toqueo

New Protocol (Novo protocolo) — abre a tela New Protocol (Novo protocolo) na qual você podecriar um novo protocolo. Para obter mais informações, consulte Criar protocolos na página 85.

oFiles (Arquivos) — abre o File Browser (Navegador de arquivos), no qual você pode gerenciar
seus arquivos e iniciar corridas. Para obter mais informações sobre como gerenciar arquivos,
consulte Gerenciar arquivos e pastas na página 123.

oTools (Ferramentas) — acessa menus a partir dos quais os usuários e os administradores
podem executar operações de gerenciamento do sistema.

o

Run Status (Status da corrida) — abre a tela Run Status (Status da corrida) para visualizar ostatus da corrida atual.

nInstrument status (Status do instrumento) — identifica o sistema, o número de série e o status
atual.

nAção/status de Logout — identifica o usuário logado no momento e permite sair do sistema.
oLogout — toque neste botão para fazer logout do sistema. O sistema exibe a lista de Login.
Dica: para criar uma nova conta de usuário, consulte Criar contas de usuário no Sistemade PCR em tempo real CFX Opus Dx na página 46.

onUsuário logado — identifica o usuário logado no sistema.

Open/Close Lid (Abrir/fechar tampa) — abre ou fecha a tampa do instrumento.
Se a tampa estiver fechada, o rótulo exibe Open Lid (Tampa aberta). Se a tampa estiver aberta, orótulo exibe Close Lid (Fechar tampa). Para obter detalhes sobre como carregar placas, consulte
Carregar o bloco de amostra na página 50.

Manual de operação | 55

Capítulo 3 Configurando o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Arquivos de software
A Tabela 9 lista os tipos de arquivo do Sistema CFX Opus Dx.
Tabela 9. Tipos de arquivo do Sistema CFX Opus Dx

Tipo de arquivo
ProtocoloÍcone

Detalhes
Contém detalhes de configuração do protocolo para executar
uma corrida de PCR.

Dados

Contém os resultados de uma corrida de experimento eanálise de PCR.

JSON

Um arquivo somente leitura gerado apenas pelos sistemas
CFX Opus Dx. Contém os dados do arquivo de corrida que
aparecem no painel de detalhes no File Browser (Navegador
de arquivos) quando um arquivo de corrida é selecionado. É
gerado após a conclusão de uma corrida. É exportado com oarquivo .zpcr e salvo com os arquivos de dados quando o
Save Location (Local de salvamento) é uma unidade USB ou
uma pasta de rede compartilhada.

56 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Tela Tools (Ferramentas)

Tela Tools (Ferramentas)
Na tela Tools (Ferramentas), os usuários e administradores podem acessar uma variedade de opções.
Essas opções controlam o sistema. Todas as opções disponíveis para os usuários também estão
disponíveis para os administradores. Apenas aqueles que fazem login com uma conta de administrador
têm acesso às opções de administrador.

Opções da tela User Tools (Ferramentas do usuário)Dica: você não precisa fazer login com uma conta de usuário para acessar as opções do usuário. A
conta Guest (Convidado) também pode acessar as opções na tela Tools (Ferramentas).

Para acessar a tela User Tools (Ferramentas do usuário)1.

Na tela inicial, toque em Logout e faça login com suas credenciais de usuário.

2.

Na tela inicial, toque em Tools (Ferramentas).
A tela User Tools (Ferramentas do usuário) é exibida.

nAbout (Sobre) — veja a versão atual do software, o número de série, a capacidade e adisponibilidade de espaço em disco, bem como o número total de horas de funcionamento e
ciclos acumulados pelo sistema desde o último acesso.

nUser Profile (Perfil do usuário) — veja as opções de perfil do usuário para senha, endereço dee-mail, e da rede compartilhada.
Observação: um usuário convidado somente pode definir seu endereço de e-mail.

Manual de operação | 57

Capítulo 3 Configurando o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dxn

Run Reports (Relatórios de corrida) — veja o relatório de corrida de cada protocolo executado
no sistema. Os usuários podem exportar um relatório de corrida específico ou todos os
relatórios de corrida para uma unidade USB conectada.
Dica: além de exportar os relatórios de corrida, os usuários administradores podem reduzir
a lista para remover relatórios mais antigos ou inválidos, bem como recuperar o arquivo.zpcr de corridas específicas.

nSystem Logs (Logs do sistema) — veja dois tipos de logs:oMessages Log (Log de mensagens) — mensagens que ocorrem durante cada corrida.

oUsage Log (Log de uso) — todos os eventos que ocorrem durante cada corrida.

Observação: nessa tela, os usuários logados podem exportar todas as mensagens e logs
de uso para uma unidade USB conectada. Os usuários administradores podem exportar elimpar todos os logs do sistema.
nReal-Time PCR Demo (Demonstração de PCR em tempo real) — veja uma demonstração em
tempo real de uma corrida de PCR multiplex ou SYBR® de poços profundos ou de 96 ou 384
poços na tela sensível ao toque.

nShipping Screw (Parafuso de transporte) — veja as instruções para remover ou encaixar oparafuso de transporte.

58 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Tela Tools (Ferramentas)

Opções da tela Admin Tools (Ferramentas de administração)Todas as opções disponíveis para os usuários também estão disponíveis para os administradores.
Somente os usuários que fazem login como administradores têm acesso às opções de administradores.

Para acessar a tela Admin Tools (Ferramentas de administração)1.

Se necessário, na tela inicial, toque em Logout e faça login como Admin (Administrador).

2.

Toque em Tools (Ferramentas) na tela inicial.
A tela Tools (Ferramentas) é exibida e mostra as opções do administrador.
Dica: para visualizar as opções do usuário padrão, toque em User (Usuário) na parte inferior da
tela.

n

System Settings (Configurações do sistema) — nesta tela, os usuários Admin(Administradores) podemoDefinir o fuso horário, a data e a hora do sistemaoAtivar ou desativar a exigência de senha

Observação: se um usuário criar uma conta de usuário local sem uma senha antes dehabilitar essa exigência, o usuário será solicitado a criar uma senha na próxima tentativa delogin.

Manual de operação | 59

Capítulo 3 Configurando o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus DxoAtivar ou desativar o protetor de tela e definir o tempo de inatividade

Observação: a proteção de tela é exibida quando o sistema fica inativo por um
determinado período de tempo. O protetor de tela não é exibido quando uma corrida está
em andamento.
oRenomear o sistemanNetwork Settings (Configurações de rede) — veja detalhes sobre a conexão de rede atual; use
essa tela para conectar o sistema à rede interna por uma conexão Ethernet.

n

User Management (Gerenciamento de usuários) — remova usuários e redefina senhas.

nEmail Settings (Configurações de e-mail) — defina as informações do servidor de e-mail.

nSystem Updates (Atualizações do sistema) — atualize o software e o firmware do sistema apartir de uma unidade USB conectada.
Observação: o instalador do Sistema CFX Opus Dx pode incluir atualizações de software
e firmware. As atualizações de firmware do Sistema CFX Opus Dx não são distribuídas em
um pacote separado.

nDiagnostic Test (Teste de diagnóstico) — execute uma série de autotestes de diagnóstico nosistema (para uso durante a manutenção do sistema).

60 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Tela Tools (Ferramentas)

Renomear o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx
Inicialmente, cada Sistema CFX Opus Dx recebe o nome do número de série. Você pode renomear osistema para facilitar a identificação.

Para renomear um Sistema CFX Opus Dx
1.

Na tela inicial, toque em Logout e, em seguida, faça login como o usuário Admin (Administrador).

2.

Na tela inicial, toque em Tools (Ferramentas) para abrir o menu de ferramentas.

3.

Na tela Admin Tools (Ferramentas de administração), toque em System Settings (Configurações dosistema) para abrir a tela System Settings (Configurações do sistema).

4.

Toque no campo Instrument name (Nome do instrumento) e digite um novo nome usando o teclado
alfanumérico.

5.

Toque em Apply (Aplicar) para confirmar a alteração nas configurações.

6.

Toque em Back (Voltar) para retornar ao menu Tools (Ferramentas).

Manual de operação | 61

Capítulo 3 Configurando o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Definir o fuso horário no Sistema de PCR em tempo real CFX Opus
Dx
A hora do sistema CFX Opus é sincronizada com o fuso horário configurado no sistema operacional docomputador. Se o seu instrumento estiver conectado à Internet, você poderá definir o fuso horário deacordo com as práticas recomendadas do seu laboratório. Você poderá definir a hora real do sistema deacordo com o fuso horário em que o sistema está localizado.
As alterações de fuso horário serão aplicadas imediatamente aos campos Date (Data) e Time (Hora) em
System Settings (Configurações do sistema) e serão salvas ao tocar em Apply (Aplicar). Todas asalterações feitas na data e na hora antes de definir o fuso horário serão perdidas. As alterações de data ehora feitas após a alteração do fuso horário serão salvas e aplicadas ao tocar em Apply (Aplicar).
Os relatórios de corrida exibirão a hora local (ou seja, o fuso horário no qual está localizado o instrumento
em que o experimento foi executado).
Importante: mesmo que você defina o fuso horário, deverá ajustar a hora corretamente. O sistemanão detecta automaticamente a hora local.
Dica: as alterações de horário devido à alternância entre o horário de verão e o horário padrão são
realizadas automaticamente ao definir o fuso horário.

Para definir o fuso horário no Sistema CFX Opus Dx
1.

Na tela inicial, toque em Logout e, em seguida, faça login como o usuário Admin (Administrador).

2.

Na tela inicial, toque em Tools (Ferramentas) para abrir o menu de ferramentas.

3.

Na tela Admin Tools (Ferramentas de administração), toque em System Settings (Configurações dosistema) para abrir a tela System Settings (Configurações do sistema).

62 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Tela Tools (Ferramentas)

4.

Toque no campo Time zone (Fuso horário) e selecione o fuso horário desejado na lista suspensa.

5.

Toque no campo Date (Data) e defina a data usando o calendário.

6.

Toque no campo Time (Hora) e defina os campos de hora, minuto e segundo usando o teclado.
Observação: o campo de hora está no formato de 24 horas.

7.

Toque em Apply (Aplicar) para confirmar a alteração nas configurações.

8.

Toque em Back (Voltar) para retornar ao menu Tools (Ferramentas).

Manual de operação | 63

Capítulo 3 Configurando o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Configurar uma conexão de rede no Sistema de PCR em tempo
real CFX Opus Dx
Ao estabelecer uma conexão entre o Sistema CFX Opus Dx e sua rede interna, um servidor DHCP é
necessário para que o sistema receba um endereço IP. O servidor DHCP deve ser configurado para
sempre atribuir o mesmo endereço IP ao sistema. Consulte seu administrador de rede para obter mais
informações.
Por padrão, o endereço IP do Sistema CFX Opus Dx é dinâmico. Ou seja, o endereço IP poderá mudar
sempre que o sistema for reiniciado. Nesses casos, o sistema deverá restabelecer a conexão com sua
rede interna sempre que for iniciado. Um endereço IP estático nunca muda; assim, o sistema sereconecta à rede sempre que é reiniciado.
Esta seção explica como configurar um IP dinâmico ou uma conexão de rede IP estática no Sistema CFX
Opus Dx.

Configurar uma conexão de rede IP dinâmica
Observação: antes de iniciar este procedimento, certifique-se de que o Sistema CFX Opus Dx
esteja desligado.

Para configurar uma conexão de rede IP dinâmica
1.

Conecte o cabo Ethernet fornecido à porta Ethernet na parte traseira do Sistema CFX Opus Dx, caso
ainda não tenha feito isso.

2.

Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet ao roteador ou hub de conexão de rede.

3.

Ligue o sistema.
O Sistema CFX Opus Dx detecta automaticamente um endereço IP disponível e se conecta à sua
rede. O sistema exibe o ícone de Ethernet no canto inferior esquerdo da tela inicial para indicar que
uma comunicação de rede Ethernet foi estabelecida.

4.

Para testar a configuração de IP dinâmico, faça login no Sistema CFX Opus Dx como administrador
e toque em Tools (Ferramentas) na tela inicial.

5.

Na lista Admin Tools (Ferramentas de administração), toque em Network Settings (Configurações derede).

64 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Tela Tools (Ferramentas)

6.

Na tela Network Settings (Configurações de rede), toque em IP Config (Config. de IP).
A caixa de diálogo IP Config (Config. de IP) é exibida, mostrando os detalhes da configuração de IP
dinâmico atual, por exemplo:

7.

Toque em Test (Testar) para testar a conexão.
Uma mensagem é exibida, indicando que uma conexão com a Internet foi encontrada.

8.

Toque em OK para fechar a mensagem e em Cancel (Cancelar) para fechar a caixa de diálogo IP
Config (Config. de IP) e retornar à tela Network Settings (Configurações de rede).

9.

Na tela Network Settings (Configurações de rede), toque em Back (Voltar) para retornar à tela Tools(Ferramentas).

10. Se necessário, implemente as medidas de segurança de rede de acordo com as políticas desegurança e privacidade da sua organização.

Manual de operação | 65

Capítulo 3 Configurando o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Configurar uma conexão de rede IP estática
Observação: antes de iniciar este procedimento, certifique-se de que o Sistema CFX Opus Dx
esteja desligado.
Ao configurar uma conexão de rede IP estática, você deverá fornecer o endereço IPv4, a máscara de
sub-rede, o gateway padrão e os detalhes do servidor DNS primário e alternativo para o seu sistema.
Consulte o administrador do sistema para obter as configurações apropriadas.
Observação: o Sistema CFX Opus Dx é compatível apenas com a conectividade IPv4. Certifique-sede que as configurações sejam adequadas para o seu local.

Para configurar uma conexão de rede IP estática
1.

Conecte o cabo Ethernet fornecido à porta Ethernet na parte traseira do Sistema CFX Opus Dx, caso
ainda não tenha feito isso.

2.

Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet ao roteador ou hub de conexão de rede.

3.

Ligue o sistema.
O Sistema CFX Opus Dx detecta automaticamente um endereço IP disponível e se conecta à sua
rede.

4.

Para definir uma configuração de IP estático, faça login no Sistema CFX Opus Dx como Admin(Administrador) e toque em Tools (Ferramentas) na tela inicial.

5.

Na lista Admin Tools (Ferramentas de administração), toque em Network Settings (Configurações derede).

6.

Na tela Network Settings (Configurações de rede), toque em IP Config (Config. de IP).
A caixa de diálogo IP Config (Config. de IP) é exibida.

7.

Toque em Static IP (IP estático) e forneça o endereço IP, a máscara de sub-rede, o gateway padrão
e os detalhes do servidor DNS primário e alternativo do local.
n

IP address (Endereço IP) — o endereço numérico específico do Sistema CFX Opus DxnIP subnet mask (Máscara de sub-rede IP) — o filtro numérico usado para definir a sub-rede àqual o endereço IP pertencen

IP default gateway (Gateway padrão de IP) — (opcional; necessário se você planeja acessar oSistema CFX Opus Dx de computadores com o software CFX Maestro Dx SE que estão em
outra sub-rede) o endereço IP do nó que permite a comunicação entre as sub-redesnPrimary DNS Server (Servidor DNS primário) e Alternate DNS Server (Servidor DNS alternativo)— o endereço IP dos nós que traduzem um nome de servidor em seu endereço IP

66 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Tela Tools (Ferramentas)

8.

Toque em Test (Testar) para testar a conexão.
Uma mensagem é exibida, indicando que uma conexão com a Internet foi encontrada.

9.

Toque em OK para fechar a mensagem e em Cancel (Cancelar) para fechar a caixa de diálogo IP
Config (Config. de IP) e retornar à tela Network Settings (Configurações de rede).

10. Na tela Network Settings (Configurações de rede), toque em Back (Voltar) para retornar à tela Tools(Ferramentas).
11. O sistema exibe o ícone de Ethernet no canto inferior esquerdo da tela inicial para indicar que uma
comunicação de rede Ethernet foi estabelecida.

12. Se necessário, implemente as medidas de segurança de rede de acordo com as políticas desegurança e privacidade da sua organização.

Manual de operação | 67

Capítulo 3 Configurando o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Configurar o serviço de e-mailVocê pode conectar o Sistema CFX Opus Dx ao servidor de e-mail e enviar notificações e relatórios por
e-mail diretamente para uma determinada conta de usuário. O Sistema CFX Opus Dx salva osparâmetros de conexão do servidor de e-mail até que você os altere.
Por padrão, o sistema vem com as configurações do servidor do Gmail salvas. Você pode criar uma
conta do Gmail e enviar e-mails para essa conta ou pode programar o sistema para enviar e-mails parauma conta específica no servidor de e-mail do seu site.
Esta seção explica como conectar o sistema a um servidor de e-mail personalizado.
Observação: antes de conectar o sistema a um servidor de e-mail personalizado, consulte oadministrador do sistema para obter os requisitos de servidor de e-mail específicos do site.

Para conectar o Sistema CFX Opus Dx a um servidor de e-mail personalizado
1.

Na tela inicial, toque em Logout e depois faça login como Admin (Administrador).

2.

Na tela inicial, toque em Tools (Ferramentas) para abrir a tela Tools ( Ferramentas).

3.

Na tela Admin Tools (Ferramentas de administração), toque em Email Settings (Configurações de email) para abrir a caixa de diálogo Email Settings (Configuração de e-mail).
A caixa de diálogo Email Settings (Configuração de e-mail) exibe as configurações padrão doservidor do Gmail.

68 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Tela Tools (Ferramentas)

4.

Forneça as informações para sua empresa:nAuthentication (Autenticação) — por padrão, a autenticação está selecionada (necessária
para servidores de e-mail do Gmail) e os campos Authenticated Account (Conta autenticada) e
Account Password (Senha da conta) estão ativos. Se o seu site não exige autenticação deconta, desmarque esta caixa de seleção.
Dica: consulte o administrador do sistema para obter o nome da conta autenticada e asenha.
oAuthenticated Account (Conta autenticada) — o nome da conta autenticada.

o

Account Password (Senha da conta) — a senha da conta autenticada.

5.

Toque em Save (Salvar) para salvar as alterações.

6.

(Opcional) Para verificar se as configurações do servidor SMTP estão corretas:a.

Toque em Test Email (Testar e-mail) para abrir a caixa de diálogo Email Server (Servidor de email).

b.

Forneça um endereço de e-mail válido e insira um tamanho de anexo de amostra.
O limite de tamanho para anexos é determinado pelo servidor da sua empresa. A Bio-Rad
recomenda testar um tamanho de anexo entre 0,5 e 5 MB.
Dica: digite 0 para enviar um e-mail de teste sem um anexo.

c.

Toque em Send Email (Enviar e-mail).
O sistema envia um e-mail de teste para a conta de e-mail.

d.

7.

Toque em Cancel (Cancelar) para retornar à caixa de diálogo Email Setup (Configuração de email).

Toque em Back (Voltar) para retornar à tela Tools (Ferramentas).

Alterar servidores de e-mailO Sistema CFX Opus Dx salva os parâmetros de conexão para um servidor de e-mail por vez. Ele
mantém a conexão do último servidor até que você a altere.

Para alterar para outro servidor de e-mail1.

Na caixa de diálogo Email Setup (Configuração de e-mail), faça as alterações apropriadas.

2.

Toque em Save (Salvar) e em Yes (Sim) para salvar as alterações.

3.

Toque em Back (Voltar) para retornar à tela Tools (Ferramentas).

Manual de operação | 69

Capítulo 3 Configurando o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Conectar a um computador com o CFX Maestro Dx Software,
Security Edition
Durante a instalação, o instalador do software CFX Maestro Dx SE instala automaticamente os drivers do
instrumento no computador. O CFX Maestro Dx SE detecta os instrumentos conectados ao iniciar osoftware.
Importante: é necessário desconectar o Sistema CFX Opus Dx do computador com o CFX Maestro
Dx SE antes de instalar o software. Não é necessário desligar o sistema durante a instalação dosoftware.

Para detectar instrumentos conectados
1.

Se ainda não tiver feito isso, conecte a extremidade quadrada (macho) do cabo USB tipo B fornecido
na porta USB tipo B localizada na parte traseira da base do Sistema CFX Opus Dx.

2.

Insira a outra extremidade (porta) em uma porta USB no computador do CFX Maestro Dx SE.

3.

Se o sistema ainda não estiver em execução, pressione o interruptor de acionamento na partetraseira do instrumento para ligá-lo.

4.

Inicie o software CFX Maestro Dx SE.

O software detecta automaticamente o instrumento conectado e exibe seu nome no painel Detected
Instruments (Instrumentos detectados) na janela Home (Início).

70 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Tela Tools (Ferramentas)

Observação: se o instrumento não aparecer no painel Detected Instruments (Instrumentos
detectados), verifique se o cabo USB está instalado corretamente. Para reinstalar os drivers,
selecione Tools (Ferramentas) > Reinstall Instrument Drivers (Reinstalar drivers do instrumento) na
janela Home (Início) do software CFX Maestro Dx SE.

Manual de operação | 71

Capítulo 3 Configurando o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Calibrar novos corantes
Os sistemas CFX Opus 96 Dx e CFX Opus 96 Deepwell Dx são calibrados de fábrica para fluoróforos
comumente usados em placas de poços brancos e transparentes. O sistema CFX Opus 384 Dx é calibradode fábrica apenas para fluoróforos comumente usados em placas de poços brancos.
Para obter uma lista dos fluoróforos, canais e instrumentos calibrados de fábrica e as instruções sobrecomo calibrar novos corantes, consulte o guia de usuário do CFX Maestro Dx Software, Security Edition.

72 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Gerenciar contas de usuário pessoais

Gerenciar contas de usuário pessoais
Como um usuário logado no Sistema CFX Opus Dx, você podenDefinir ou alterar sua senhanDefinir ou alterar seu endereço de e-mailnDefinir ou alterar sua unidade de rede compartilhada

Esta seção explica como gerenciar sua conta pessoal.
Importante: os usuários convidados somente podem definir ou alterar suas próprias contas de email.

Alterar senhas de usuários
A Bio-Rad recomenda adicionar uma senha ao criar o perfil de usuário. Você pode alterar sua senha aqualquer momento. A seção explica como definir uma senha, caso não tenha adicionado uma ao criar
seu perfil de usuário.
Observação: se você planeja se conectar ao a uma unidade de rede compartilhada, deverá definir
uma senha.
Dica: as senhas do Sistema CFX Opus Dx podem ser qualquer combinação de caracteres
alfanuméricos. As senhas devem ter entre 4 e 50 caracteres e diferenciam maiúsculas e minúsculas.

Para criar uma senha de usuário
1.

Na tela inicial, toque em Tools (Ferramentas) e, em seguida, na tela Tools (Ferramentas) toque em
User Profile (Perfil do usuário).
A tela User Profile (Perfil do usuário) é exibida.

Manual de operação | 73

Capítulo 3 Configurando o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

2.

Na seção Password (Senha) do Sistema CFX Opus Dx, toque empara expandir a caixa dediálogo e toque em Change Password (Alterar senha).
A caixa de diálogo Change Password (Alterar senha) é exibida.

3.

Digite e confirme sua senha usando o teclado alfanumérico e toque em Save Password (Salvar
senha).

4.

Toque em Back (Voltar) para retornar à tela Tools (Ferramentas) e, em seguida, toque em Home
(Início) para retornar à tela inicial.

Para alterar sua senha
1.

Na seção Password (Senha) do Sistema CFX Opus Dx na tela User Profile (Perfil do usuário), toqueem Change Password (Alterar senha).

2.

Digite a senha atual usando o teclado alfanumérico e toque em OK.
A caixa de diálogo Change Password (Alterar senha) é exibida.

3.

Na caixa de diálogo Change Password (Alterar senha), digite e confirme sua senha usando o teclado
alfanumérico e toque em Save Password (Salvar senha).

4.

Toque em Back (Voltar) para retornar à tela Tools (Ferramentas) e, em seguida, toque em Home
(Início) para retornar à tela inicial.

74 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Gerenciar contas de usuário pessoais

Configurar seu endereço de e-mailAdicionar um endereço de e-mail à sua conta de usuário do Sistema CFX Opus Dx permite receber
notificações por e-mail após a conclusão de uma corrida. Esta é uma opção da tela Run Setup(Configuração de corrida) para iniciar corridas. Para obter mais informações, consulte Executar
protocolos na página 111.
Observação: os usuários convidados podem escolher qual conta de e-mail receberá notificações
após a conclusão de uma corrida. No entanto, o sistema continuará a enviar notificações para esse
e-mail, a menos que a conta de e-mail do convidado seja alterada. A Bio-Rad recomenda que todas
as contas de usuário convidado usem um endereço de e-mail genérico para que os usuários
convidados não deixem de receber as notificações.
Observação: para receber notificações do Sistema CFX Opus Dx por e-mail, o administrador do
local deve configurar o serviço de e-mail. Para obter mais informações, consulte Configurar o serviçode e-mail na página 68.

Para adicionar um endereço de e-mail à sua conta de usuário
1.

Na tela inicial, toque em Tools (Ferramentas) e, em seguida, na tela do usuário, toque em User
Profile (Perfil do usuário).
A tela User Profile (Perfil do usuário) é exibida.

2.

Na seção Email Notification (Notificação por e-mail), toque empara expandir a caixa de diálogo.

3.

Toque no campo Email Address (Endereço de e-mail), digite seu endereço de e-mail usando oteclado alfanumérico e toque em OK.

4.

Toque em Back (Voltar) para retornar à tela Tools (Ferramentas) e, em seguida, toque em Home
(Início) para retornar à tela inicial.

Manual de operação | 75

Capítulo 3 Configurando o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Observação: você pode configurar o sistema para enviar uma notificação por e-mail para seu
telefone celular, dependendo da sua operadora. Entre em contato com sua operadora detelefonia celular para obter informações específicas sobre o endereço de e-mail do seu celular.
Digite o endereço de e-mail do seu telefone (por exemplo, 5552221234@domínio_de_e-mail_da_operadora) na caixa de texto Email Notification (Notificação por e-mail) da tela User
Preferences (Preferências do usuário).
Observação: o sistema pode enviar notificações por e-mail para seu telefone celular se esse
serviço for suportado pelo seu provedor de telefone celular. Entre em contato com seu provedor deserviços de telefonia celular para obter informações específicas de domínio de e-mail. Digite oendereço de e-mail do seu telefone (por exemplo, 5552221234@domínio_de_e-mail_da_
operadora) na caixa de texto Email Notification (Notificação por e-mail) da tela User Preferences(Preferências do usuário).

Configurar uma conexão com uma unidade de rede compartilhada
Observação: você deve ter uma senha no Sistema CFX Opus Dx para se conectar a uma unidadede rede compartilhada. Consulte Alterar senhas de usuários na página 73 para obter mais
informações.
Você pode conectar sua conta de usuário do Sistema CFX Opus Dx a uma unidade compartilhada em
sua rede interna. Depois de conectado, você poderá criar protocolos no Sistema CFX Opus Dx e salvar
os protocolos e arquivos de corrida em sua unidade de rede. Você também poderá copiar os arquivos deprotocolo do CFX de sua unidade de rede para uma pasta no Sistema CFX Opus Dx.

Para se conectar a uma unidade de rede compartilhada
1.

Na tela inicial, toque em Tools (Ferramentas) e, em seguida, na tela do usuário, toque em User
Profile (Perfil do usuário).
A tela User Profile (Perfil do usuário) é exibida.

76 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Gerenciar contas de usuário pessoais

2.

Na seção Network Folder (Pasta de rede), toque empara expandir a caixa de diálogo.

3.

Na seção Folder Path (Caminho da pasta), digite o caminho da pasta de rede compartilhada usandoo seguinte formato:\\server_name\folder_name\...\target_folder
Observação: é necessário digitar as duas barras invertidas (\\) no início do caminho e separarcada pasta com uma única barra invertida.

4.

Na seção Connection (Conexão), digite o nome de domínio global e o nome de usuário que vocêusa para se conectar a esse servidor usando o seguinte formato:
global_domain_name\user_nameVocê deve incluir a barra invertida no caminho, por exemplo:
Global\Carln
Dica: este nome de usuário pode ser diferente do seu nome do usuário do Sistema CFX Opus
Dx.

5.

(Opcional) Toque em Save User Password (Salvar senha do usuário) para salvar sua senha de redeno Sistema CFX Opus Dx. A senha não será solicitada na próxima vez que você fizer login em sua
conta do Sistema CFX Opus Dx.

6.

Toque em Connect (Conectar).

7.

Digite a senha que você usa para se conectar a esse servidor usando o teclado alfanumérico e toqueem OK.
Quando a conexão for bem-sucedida, o status da pasta de rede mudará para Connected(Conectado):

8.

Toque em Back (Voltar) para retornar à tela Tools (Ferramentas) e, em seguida, toque em Home
(Início) para retornar à tela inicial.
Dica: o sistema informa quando a pasta à qual você está conectado é somente leitura.

Para desconectar o Sistema CFX Opus Dx da sua unidade de rede1.

Na tela inicial, toque em Tools (Ferramentas) e, em seguida, na tela do usuário, toque em User
Profile (Perfil do usuário).
A tela User Profile (Perfil do usuário) é exibida.

Manual de operação | 77

Capítulo 3 Configurando o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

2.

Na seção Network Folder (Pasta de rede), toque no ícone

para expandir a caixa de diálogo.

3.

Toque em Disconnect (Desconectar).

4.

Toque em Back (Voltar) para retornar à tela Tools (Ferramentas) e, em seguida, toque em Home
(Início) para retornar à tela inicial.

78 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Gerenciar contas de usuário

Gerenciar contas de usuário
Um usuário administrador do Sistema CFX Opus Dx pode realizar tarefas limitadas de gerenciamento de
usuários. Na tela User Profile (Perfil do usuário), o usuário Admin (Administrador) pode criar sua própria
senha. Na tela User Management (Gerenciamento de usuários), o usuário Admin (Administrador) pode:n

Alterar a senha de um usuárionExcluir uma conta de usuário

Esta seção explica como definir a senha do administrador e gerenciar contas de usuário.

Definir a senha do administrador
Importante: o usuário Admin (Administrador) padrão não possui uma senha. A Bio-Rad recomenda
que o usuário que assumir a função de administrador defina imediatamente uma senha e aarmazene em um gerenciador de senhas. Para redefinir uma senha de administrador é necessário
ligar para o suporte técnico da Bio-Rad.
As senhas do Sistema CFX Opus Dx podem ser qualquer combinação de caracteres alfanuméricos. As
senhas devem ter entre 4 e 50 caracteres e diferenciam maiúsculas e minúsculas.

Para adicionar a senha de administrador1.

Na tela inicial, toque em Logout para fazer logout do usuário conectado e, em seguida, faça login
como o usuário Admin (Administrador).

2.

Na tela inicial, toque em Tools (Ferramentas) para abrir a tela Admin Tools (Ferramentas deadministração).

3.

Toque no ícone User (Usuário) na parte inferior da tela para exibir a tela User Tools (Ferramentas do
usuário) e toque em User Profile (Perfil do usuário).
A tela User Profile (Perfil do usuário) é exibida.

4.

Na seção Password (Senha) do Sistema CFX Opus Dx, toque no ícone

e toque em Change

Password (Alterar senha).
5.

Na caixa de diálogo Change Password (Alterar senha), digite e confirme sua senha usando o teclado
alfanumérico e toque em Save Password (Salvar senha).

6.

Toque em Back (Voltar) para retornar à tela Tools (Ferramentas) e, em seguida, toque em Home
(Início) para retornar à tela inicial.

Manual de operação | 79

Capítulo 3 Configurando o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Para alterar a senha do administrador1.

Na seção Password (Senha) do Sistema CFX Opus Dx na tela User Profile (Perfil do usuário), toqueem Change Password (Alterar senha).

2.

Digite a senha atual usando o teclado alfanumérico e toque em OK.
A caixa de diálogo Change Password (Alterar senha) é exibida.

3.

Digite e confirme a nova senha, e toque em Save Password (Salvar senha).

4.

Toque em Back (Voltar) para retornar à tela Tools (Ferramentas) e, em seguida, toque em Home
(Início) para retornar à tela inicial.

Redefinir senhas de usuário
Se um usuário esquecer sua senha, o usuário Admin (Administrador) poderá redefinir a senha desse
usuário. Os usuários podem alterar suas senhas a qualquer momento e com a frequência que
desejarem.

Para alterar ou adicionar uma senha para outro usuário
1.

Na tela inicial, toque em Logout e faça login como o usuário Admin (Administrador).

2.

Na tela inicial, toque em Tools (Ferramentas) e, na tela Admin Tools (Ferramentas administrativas),
toque em User Management (Gerenciamento de usuários).
A tela User Management (Gerenciamento de usuários) é exibida.

3.

Toque no nome do usuário desejado na lista de usuários.

80 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Gerenciar contas de usuário

4.

Toque em Reset Password (Redefinir senha) na barra de ferramentas inferior.
A caixa de diálogo Reset Password (Redefinir senha) é exibida.

5.

Digite e confirme a nova senha usando o teclado alfanumérico e toque em Save Password (Salvar
senha).

6.

Toque em Back (Voltar) para retornar à tela Tools (Ferramentas) e, em seguida, toque em Home
(Início) para retornar à tela inicial.

Manual de operação | 81

Capítulo 3 Configurando o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Excluir contas de usuário do Sistema de PCR em tempo real CFX
Opus DxAVISO! Excluir contas de usuários do Sistema CFX Opus Dx também exclui
permanentemente os protocolos, os arquivos de corrida e os dados do usuário. Tome
cuidado ao excluir usuários do sistema.
Observação: você não pode excluir contas de usuário Admin (Administrador), Guest (Convidado)
ou Service (Manutenção).

Para excluir uma conta de usuário
1.

Na tela inicial, toque em Logout e faça login como o usuário Admin (Administrador).

2.

Na tela inicial, toque em Tools (Ferramentas) e, na tela Admin Tools (Ferramentas administrativas),
toque em User Management (Gerenciamento de usuários).
A tela User Management (Gerenciamento de usuários) é exibida.

3.

Toque no nome do usuário desejado na lista de usuários.

4.

Toque em Remove User (Remover usuário) na barra de ferramentas inferior.
Um aviso é exibido informando que a remoção de um usuário excluirá permanentemente seus
dados.

5.

Toque em Cancel (Cancelar) para cancelar a tela ou toque em Remove (Remover) para remover aconta do usuário e excluir permanentemente seus dados.

6.

Toque em Back (Voltar) para retornar à tela Tools (Ferramentas) e, em seguida, toque em Home
(Início) para retornar à tela inicial.

82 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Gerenciar contas de usuário

Manual de operação | 83

Capítulo 3 Configurando o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

84 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Capítulo 4 Criar protocolos
Usando a tela sensível ao toque do Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx, você pode criar e
editar protocolos, alterar parâmetros de etapa, bem como definir o volume da amostra e a temperatura datampa.
Para cada protocolo, você pode adicionar, editar ou remover qualquer um dos seguintes parâmetros:nPlate “read” (“Leitura” da placa)nGradientes de temperaturanIncrementos de temperaturanTaxa de rampanTempo de extensão

n

Alertas sonorosnEtapas GOTO (Ir para)

Um protocolo pode conter os seguintes tipos de etapas:nTemperature (Temperatura) — aumenta para uma temperatura-alvo em uma determinada taxa derampa e mantém essa temperatura; pode incluir uma leitura de placa no final da etapa.

nGradient (Gradiente) — aplica um diferencial de temperatura nas linhas do bloco; pode incluir uma
leitura de placa no final da etapa.

n

GOTO (Ir para) — cria um ciclo com um número específico de repetições entre determinadas etapas
do protocolo.

nMelt Curve (Curva de fusão) — coleta dados de fluorescência em determinados intervalos detemperatura entre uma temperatura inicial e uma temperatura final; usado para realizar a análise dacurva de fusão. Inclui uma leitura de placa após cada intervalo.

A seção Parâmetros e intervalos para etapas de protocolo na página 86 lista as opções e intervalos paraas etapas do protocolo. Revise as informações nessa seção antes de criar seu protocolo.

Manual de operação | 85

Capítulo 4 Criar protocolosParâmetros e intervalos para etapas de protocolo
Use as informações da Tabela 10 para modificar as configurações padrão das etapas do protocolo.

Etapas de temperatura
A temperatura-alvo é um valor entre 4,0 e 100,0 °C, definido em décimos de grau. O sistema aquece até
essa temperatura e mantém esse valor pelo período de tempo especificado (o tempo de espera).

Etapas de gradiente
O intervalo do gradiente é a diferença entre as temperaturas inferior e superior em uma etapa degradiente. O intervalo máximo permitido é de 24 °C. A temperatura inferior é um valor entre 30,0 e
99,0 °C, definido em décimos de grau. A temperatura superior máxima é 100 °C. O termociclador aquece
até o gradiente de temperatura-alvo em todo o bloco e mantém essa temperatura pelo tempo de espera
especificado.
Importante: o instrumento calcula o valor do gradiente. Quando você insere um valor nos campos
superior e inferior da calculadora de gradiente, o software calcula e atribui automaticamente as
temperaturas aos campos restantes. Quando você insere uma temperatura em qualquer campo
entre os campos superior e inferior, o instrumento calcula automaticamente os campos restantes.
Não é possível inserir um valor de temperatura manualmente em cada campo.

86 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Parâmetros e intervalos para etapas de protocolo

Tabela 10. Parâmetros e intervalos para etapas de protocolo

Parâmetro

Intervalo

Descrição

Ramp rate (Taxan Para sistemas CFX Opus 96 Dx :Instrui o termociclador a aquecer atéde rampa)

0,1–5 °C por segundon Para sistemas CFX Opus 384 Dx :0,1–2,5 °C por segundon Para os sistemas CFX Opus Deepwella temperatura-alvo na taxa
especificada nessa etapa.
Disponível apenas para etapas detemperatura.

Dx :0,1–2,5 °C por segundo
Increment

Um número de -10,0 a 10,0 °C por ciclo, em

Instrui o termociclador a alterar a(Incremento)

décimos de grau

temperatura-alvo de uma etapa acada ciclo, em que um número
positivo aumenta a temperatura e um
número negativo diminui atemperatura.
Disponível apenas para etapas detemperatura.

ExtendUm tempo de -60 a 60 segundos por ciclo(Estender)

Instrui o termociclador a estender otempo de espera a cada ciclo. Umnúmero positivo aumenta o tempo deespera e um número negativo diminuio tempo de espera.
Disponível para etapas detemperatura e gradiente.

Beep (Sinal(Nenhum parâmetro)sonoro)Instrui o termociclador a emitir um
sinal sonoro para sinalizar que otermociclador atingiu a temperatura
desejada para essa etapa.
Disponível apenas para etapas detemperatura.

Plate read

(Nenhum parâmetro)

Instrui o termociclador a adicionar(Leitura dauma leitura de placa à etapa

placa)

selecionada.
Disponível para etapas detemperatura e gradiente.

Manual de operação | 87

Capítulo 4 Criar protocolos

Criar um protocolo
Importante: ao criar seu protocolo, tome cuidado ao definir o volume da amostra e a temperatura datampa. Se a temperatura da tampa estiver muito alta, a temperatura da amostra poderá ultrapassar atemperatura-alvo. Para obter mais informações sobre essas configurações, consulte Definir ovolume da amostra e a temperatura da tampa na página 101.

Para criar um protocolo
1.

Na tela inicial, toque em New Protocol (Novo protocolo) para abrir a tela New Protocol (Novo
protocolo).

2.

Para definir ou alterar as opções a seguir, toque no respectivo botão ou campo e insira um valor
usando o teclado alfanumérico:nName (Nome) — o nome do protocolo. O nome pode consistir em até 32 caracteres
alfanuméricos.
Dica: os espaços são considerados caracteres.

nVolume — o volume da amostra/reação em μL.
Observação: a configuração do volume afeta o modo de controle usado para determinarquando a amostra atinge a temperatura-alvo. Para obter mais informações, consulte
Volume da amostra e modos de controle de temperatura na página 101.

n

Lid temp (Temp. da tampa) — a temperatura da tampa em °C.

88 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Criar um protocolonTemperature (Temperatura) — a temperatura-alvo da etapa. Por exemplo:(temperatura-alvo definida para 95 °C)nTime (Tempo) — o tempo de espera da etapa (entre 1 s e 17:59:59) no formato HH:MM:SS. Por
exemplo:(tempo de espera definido para 10 s)

Dica: para definir um tempo de espera infinito em uma etapa, toque na teclan.

GOTO step number (Ir para número da etapa) — (somente para etapas GOTO) o número daetapa à qual o ciclo GOTO (Ir para) retorna. Por exemplo:(o ciclo GOTO retorna à etapa 2 e repete as etapas seguintes.)n

Ciclo GOTO (Ir para) — (somente para etapas GOTO) o número de vezes que o ciclo deve serrepetido. O padrão é 39 vezes. Por exemplo:(repetir o ciclo 39 vezes)

3.

(Opcional) Se o seu protocolo exigir uma nova temperatura, gradiente, curva de fusão, leitura daplaca ou etapa GOTO (Ir para):a.

Selecione a etapa no protocolo que precederá a nova etapa e toque em Insert (Inserir) na parteinferior da tela.
A caixa de diálogo Insert Step (Inserir etapa) é exibida.

Manual de operação | 89

Capítulo 4 Criar protocolosb.

Toque no tipo de etapa a ser inserida.
A nova etapa é exibida realçada no protocolo, à direita da etapa selecionada. A temperaturapadrão da nova etapa é 50 °C e o tempo padrão é 30 s (0:30). Toque no tempo ou na
temperatura para editar os parâmetros na nova etapa.

4.

(Opcional) Para excluir uma etapa, selecione a etapa e toque em Remove (Remover) na parteinferior da tela.

5.

Toque em Save (Salvar) para salvar o protocolo.
A caixa de diálogo Save As (Salvar como) é exibida:

Se você tiver uma conta de usuário local, o local de salvamento padrão será sua pasta pessoal,
exibida como My Files (Meus arquivos) na caixa de diálogo Save As (Salvar como). Os protocolos
salvos nessa pasta ou em qualquer pasta na estrutura de pastas My Files (Meus arquivos) ficam
visíveis apenas para você. Os arquivos na sua estrutura My Files (Meus arquivos) não estão
disponíveis ou não podem ser compartilhados com outros usuários.
Como alternativa, você pode escolher salvar os protocolos em uma pasta de rede compartilhada, setiver ativado essa configuração. Você também pode escolher salvar em uma unidade USB
conectada.
Por fim, você pode salvar protocolos em um local na pasta Public (Pública). Os arquivos salvos
nessa pasta ou em qualquer pasta dentro da estrutura de pastas Public (Pública) ficam visíveis epodem ser compartilhadas com todos os usuários do Sistema CFX Opus Dx em sua organização.
Importante: os arquivos salvos em um local alternativo não são salvos simultaneamente no
Sistema CFX Opus Dx. Considere isso antes de selecionar o local.
Para usuários convidados, o local de salvamento padrão é a pasta Public (Pública). Os usuários
convidados podem salvar protocolos apenas na estrutura de pastas Public (Pública) ou em uma
unidade USB conectada.

90 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Criar um protocolo

Dica: para obter mais informações sobre como gerenciar arquivos e pastas, consulte o Capítulo
6, Gerenciar arquivos e pastas.
6.

Na caixa de diálogo Save As (Salvar como):a.

Se você ainda não nomeou o protocolo, toque no campo Protocol Name (Nome do protocolo) e
digite um nome para o protocolo no teclado alfanumérico.

b.

Siga um destes procedimentos para determinar o destino do arquivo:n

Aceite o local da pasta padrão.

nToque no link Folder Location (Local de pasta) para abrir a caixa de diálogo Select Location(Selecionar local) e selecione o novo local. Se necessário, toque em Create Folder (Criar
pasta) () para criar uma nova pasta no local selecionado. Ao terminar, toque em Select(Selecionar).
c.

7.

Toque em Save (Salvar) para salvar o protocolo ou Cancel (Cancelar) para retornar à tela New
Protocol (Novo protocolo).

Na tela New Protocol (Novo protocolo), toque em Next (Avançar) para abrir a caixa de diálogo Run
Setup (Configuração de corrida).

Manual de operação | 91

Capítulo 4 Criar protocolos

8.

Ajuste as configurações de corrida conforme necessário para o seu protocolo:nSample volume (Volume de amostras)n

Lid temperature (Temperatura da tampa)nScan mode (Modo de digitalização)n(Opcional) Plate ID (ID da placa)n

Run file name (Nome do arquivo de corrida)
Dica: esse é o nome do arquivo de corrida, separado do nome do protocolo.

n

Save location (Local de salvamento)
Dica: o local padrão é a pasta pessoal do usuário (My Files), você pode alterar isso parasalvar na mesma pasta que contém o protocolo salvo, em uma unidade de redecompartilhada, em uma unidade ou em uma unidade USB.

n

Notificações após a conclusão da corridaVocê pode fazer o sistema emitir um sinal sonoro e/ou enviar um e-mail para uma determinada
conta de e-mail quando a corrida for concluída.

9.

Na tela Run Setup (Configuração de corrida), toque em Run (Executar) para iniciar a corrida.

Para obter mais informações, consulte o Capítulo 5, Executar protocolos.

92 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Criar um protocolo

Modificar as configurações em uma etapa de protocolo
Ao criar seu protocolo, você pode modificar as configurações padrão de cada etapa. Você pode adicionarou remover qualquer um dos seguintes:
nTemperatura-alvonTempo de esperanGradientes de temperaturanIncrementos de temperaturanTaxa de rampanTempo de extensão

n

Alertas sonorosVocê também pode modificar as configurações padrão de uma etapa GOTO (Ir para). Essas tarefas são
explicadas nas seções a seguir.

Alterar a temperatura-alvo e o tempo de espera
Para alterar a temperatura-alvo e o tempo de espera
1.

Selecione a etapa desejada e toque em Options (Opções) na barra de ferramentas inferior para abrira caixa de diálogo Step Options (Opções da etapa):

2.

Toque na opção apropriada e insira um novo valor no teclado.

3.

Toque em OK para confirmar e fechar o teclado.

Manual de operação | 93

Capítulo 4 Criar protocolos

4.

Toque em OK para fechar a caixa de diálogo Step Options (Opções de etapa).

5.

Toque em Save (Salvar) para salvar as alterações.

Dica: como alternativa, toque no campo apropriado na etapa desejada e insira um novo valor no
teclado. Toque em OK para fechar o teclado e retornar ao protocolo.

94 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Criar um protocolo

Adicionar ou remover um gradiente de temperatura
Para adicionar um gradiente de temperatura1.

No protocolo, selecione a etapa de destino e toque em Options (Opções).
A caixa de diálogo Step Options (Opções de etapa) é exibida.

2.

Na caixa de diálogo Step Options (Opções de etapa), toque na caixa de seleção Gradient(Gradiente). O intervalo do gradiente é exibido à direita na caixa de diálogo Step Options (Opções deetapa).

3.

Para alterar o intervalo do gradiente, toque no valor superior ou inferior e insira um novo valor no
teclado.

Manual de operação | 95

Capítulo 4 Criar protocolos

Importante: o valor superior do intervalo do gradiente deve estar dentro de 24 °C do valor
inferior.
4.

Toque em OK para confirmar e fechar o teclado.

5.

Toque em OK para fechar a caixa de diálogo Step Options (Opções de etapa).

6.

Toque em Save (Salvar) para salvar as alterações.

Para remover o gradiente de temperatura1.

No protocolo, selecione a etapa do gradiente e toque em Options (Opções).
A caixa de diálogo Step Options (Opções de etapa) é exibida.

2.

Desmarque a caixa de seleção Gradient (Gradiente).

3.

Toque em OK para confirmar e fechar o teclado.

4.

Toque em OK para fechar a caixa de diálogo Step Options (Opções de etapa).

5.

Toque em Save (Salvar) para salvar as alterações.

Adicionar ou remover a taxa de rampa
A opção de taxa de rampa instrui o termociclador a aquecer até a temperatura-alvo na taxa especificada
nessa etapa.
Para emular um termociclador que funcione a uma taxa de rampa mais lenta do que o Sistema CFX Opus
Dx, altere a taxa de rampa da etapa apropriada do protocolo.

Para adicionar uma taxa de rampa
1.

No protocolo, selecione a etapa de destino e toque em Options (Opções).
A caixa de diálogo Step Options (Opções de etapa) é exibida.

2.

Toque em Ramp Rate (Taxa de rampa) e insira um valor usando o teclado.

3.

Toque em OK para confirmar e fechar o teclado.

4.

Toque em OK para fechar a caixa de diálogo Step Options (Opções de etapa).

5.

Toque em Save (Salvar) para salvar as alterações.

Para remover uma taxa de rampa
1.

No protocolo, selecione a etapa da taxa de rampa e toque em Options (Opções).

2.

Na caixa de diálogo Step Options (Opções de etapa), toque em Ramp Rate (Taxa de rampa) edepois toque em Off (Desativar) para limpar a entrada.

96 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Criar um protocolo

3.

Toque em OK para confirmar e fechar o teclado.

4.

Toque em OK para fechar a caixa de diálogo Step Options (Opções de etapa).

5.

Toque em Save (Salvar) para salvar as alterações.

Adicionar ou remover um incremento de temperatura
Um incremento de temperatura aumenta ou diminui a temperatura-alvo de uma etapa em cada ciclo.

Para adicionar um incremento de temperatura1.

No protocolo, selecione a etapa de destino e toque em Options (Opções).
A caixa de diálogo Step Options (Opções de etapa) é exibida.

2.

Toque em Increment (Incremento).

3.

Insira um valor de incremento usando o teclado.
Dica: um número positivo aumenta a temperatura; um número negativo diminui a temperatura.

4.

Toque em OK para confirmar e fechar o teclado.

5.

Toque em OK para fechar a caixa de diálogo Step Options (Opções de etapa).

6.

Toque em Save (Salvar) para salvar as alterações.

Para remover um incremento de temperatura1.

No protocolo, selecione a etapa do incremento de temperatura e toque em Options (Opções).

2.

Na caixa de diálogo Step Options (Opções de etapa), toque em Increment (Incremento) e depois
toque em 0 (zero) para limpar a entrada.

3.

Toque em OK para confirmar e fechar o teclado.

4.

Toque em OK para fechar a caixa de diálogo Step Options (Opções de etapa).

5.

Toque em Save (Salvar) para salvar as alterações.

Manual de operação | 97

Capítulo 4 Criar protocolos

Adicionar ou remover uma opção de extensão de tempo
A opção Extend (Estender) instrui o termociclador a estender o tempo de espera a cada ciclo.

Para adicionar ou modificar uma opção de extensão
1.

No protocolo, selecione a etapa de destino e toque em Options (Opções).
A caixa de diálogo Step Options (Opções de etapa) é exibida.

2.

Toque em Extend (Estender) e digite um valor usando o teclado.

3.

Toque em OK para confirmar e fechar o teclado.

4.

Toque em OK para fechar a caixa de diálogo Step Options (Opções de etapa).

5.

Toque em Save (Salvar) para salvar as alterações.

Para remover uma opção de extensão
1.

No protocolo, selecione a etapa a estender e toque em Options (Opções).

2.

Na caixa de diálogo Step Options (Opções de etapa), toque em Extend (Estender) e depois toqueem 0 (zero) para limpar a entrada.

3.

Toque em OK para confirmar e fechar o teclado.

4.

Toque em OK para fechar a caixa de diálogo Step Options (Opções de etapa).

5.

Toque em Save (Salvar) para salvar as alterações.

Adicionar ou remover um alerta sonoro
O Sistema CFX Opus Dx emite um alerta sonoro quando atinge a temperatura-alvo de uma etapa deprotocolo.

Para adicionar um alerta sonoro
1.

No protocolo, selecione a etapa de destino e toque em Options (Opções).
A caixa de diálogo Step Options (Opções de etapa) é exibida.

2.

Toque na caixa de seleção Beep (Sinal sonoro) para marcá-la.

3.

Toque em OK para confirmar e fechar o teclado.

4.

Toque em OK para fechar a caixa de diálogo Step Options (Opções de etapa).

5.

Toque em Save (Salvar) para salvar as alterações.

98 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Criar um protocolo

Para remover um alerta sonoro
1.

No protocolo, selecione a etapa de sinal sonoro e toque em Options (Opções).

2.

Na caixa de diálogo Step Options (Opções de etapa), toque em Beep (Sinal sonoro) para desmarcar
a caixa de seleção.

3.

Toque em OK para confirmar e fechar o teclado.

4.

Toque em OK para fechar a caixa de diálogo Step Options (Opções de etapa).

5.

Toque em Save (Salvar) para salvar as alterações.

Alterar os parâmetros em uma etapa GOTO (Ir para)
A etapa GOTO (Ir para) instrui o termociclador a retornar a uma etapa específica do protocolo e repetir asérie de etapas um determinado número de vezes. Isso cria um ciclo no experimento de PCR. A etapa
GOTO (Ir para) na Etapa 4 na imagem a seguir instrui o termociclador a retornar à Etapa 2 e realizar 34
repetições, para um total de 35 ciclos.

Para alterar os parâmetros em uma etapa GOTO (Ir para)
1.

Para alterar a etapa de retorno, toque em Step (Etapa) na etapa GOTO (Ir para) e digite o novo
número da etapa usando o teclado.

2.

Toque em OK para confirmar e fechar o teclado.

3.

Para alterar o número de repetições, toque em X na etapa GOTO (Ir para) e digite um novo valor
usando o teclado.

4.

Toque em OK para confirmar e fechar o teclado.

Manual de operação | 99

Capítulo 4 Criar protocolos

5.

Toque em OK para fechar a caixa de diálogo Step Options (Opções de etapa).

6.

Toque em Save (Salvar) para salvar as alterações.

100 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Definir o volume da amostra e a temperatura da tampa

Definir o volume da amostra e a temperatura da tampa
Importante: se a temperatura da tampa estiver muito alta, a temperatura da amostra poderá
ultrapassar a temperatura-alvo.

Volume da amostra e modos de controle de temperatura
O Sistema CFX Opus Dx usa um de dois modos de controle para determinar quando a amostra atinge atemperatura-alvo:nCalculated mode (Modo calculado) — quando uma configuração de volume de amostra é maior
que zero, o Sistema CFX Opus Dx calcula a temperatura da amostra com base no volume daamostra. A Bio-Rad recomenda o uso do modo calculado porque ele representa com mais precisão
a temperatura real da amostra.

n

Block mode (Modo de bloco) — quando o volume da amostra é zero (0) µl, o Sistema CFX Opus Dx
assume que a temperatura da amostra é igual à temperatura medida no bloco.

Para alterar o volume da amostra
1.

Na tela New Protocol (Novo protocolo) ou Edit Protocol (Editar protocolo), toque em Volume na partesuperior da tela e digite um novo valor usando o teclado.

2.

Toque em OK para confirmar e fechar o teclado.

Para visualizar a configuração do modo de controle para um protocolo salvo ou arquivo decorrida1.

Na tela inicial, toque em Files (Arquivos) para abrir a tela File Browser (Navegador de arquivos).

2.

Toque no local e na pasta do protocolo ou do arquivo de corrida e, em seguida, toque no nome doarquivo para ver seus detalhes.

Manual de operação | 101

Capítulo 4 Criar protocolos

Por exemplo, a imagem a seguir mostra que o protocolo PCR12 usa o modo de controle CALC
(calculado):

Temperatura da tampa
Observação: para os sistemas CFX Opus 96 e CFX Opus Deepwell Dx, a Bio-Rad recomenda uma
temperatura da tampa de 105 °C. Para o sistema CFX Opus 384 Dx, a Bio-Rad recomenda uma
temperatura de tampa de 95 °C.
A tampa aquecida ajustável do Sistema CFX Opus Dx permite controlar a temperatura da tampa. O
aquecimento da tampa evita a formação de condensação dentro dos poços de amostra. Quando o
Sistema CFX Opus Dx está em funcionamento, a tampa aquecida mantém a temperatura especificada
para o protocolo em corrida. Sem uma tampa aquecida, a água dos reagentes pode ser perdida por
condensação, concentrando os reagentes no tubo ou na placa.
A temperatura padrão da tampa é 105 °C para blocos de amostra CFX Opus 96 Dx e CFX Opus Deepwell
Dx e 95 °C para CFX Opus 384 Dx.
Observação: quando o bloco está operando em uma espera infinita a uma temperatura abaixo de
30,0 ° C, o aquecedor da tampa mantém a temperatura em 31,0 °C.

Para alterar a temperatura da tampa
1.

Na tela New Protocol (Novo protocolo) ou Edit Protocol (Editar protocolo), toque em Lid temp (Temp.
da tampa) na parte superior da tela e digite um novo valor usando o teclado.

2.

Toque em OK para confirmar e fechar o teclado.

102 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Editar um protocolo

Editar um protocoloVocê pode editar qualquer parâmetro em um protocolo existente e salvá-lo com o mesmo nome na
mesma pasta ou em uma pasta diferente, ou pode renomear o protocolo e salvá-lo em qualquer pasta.
Renomear um protocolo não substitui o protocolo original.
Dica: você também pode abrir um arquivo de corrida concluído, editar o protocolo original e salvá-lo
em outra pasta ou com outro nome. Para obter mais informações, consulte Extrair e editar um
protocolo de uma corrida na página 120.
Cuidado: salvar um protocolo com o mesmo nome na mesma pasta substituirá o protocolo original.
Você pode ter vários protocolos com o mesmo nome, desde que sejam salvos em pastas diferentes.
O Sistema CFX Opus Dx fornece duas opções para editar um protocolo:nnInteração direta com botões que aparecem no protocolo:o

Nas etapas de temperatura, gradiente e curva de fusão, toque nos botões de temperatura etempo da etapa para definir esses parâmetros. Mais opções estão disponíveis na caixa dediálogo Options (Opções).

o

Nas etapas Goto (Ir para), toque no botão de número da etapa para alterar a etapa na qual ociclo Goto deve começar. Toque no botão de ciclos para alterar o número de ciclos a serem
repetidos.

Toque em Options (Opções) na barra de ferramentas inferior para abrir a caixa de diálogo Step
Options (Opções de etapa), que fornece acesso a todas as opções disponíveis para a etapa
selecionada.

Manual de operação | 103

Capítulo 4 Criar protocolos

Editar um protocolo
Para editar um protocolo
1.

Na tela inicial, toque em Files (Arquivos) para abrir a tela File Browser (Navegador de arquivos).

2.

Toque no local e na pasta que contém o arquivo de protocolo e, em seguida, toque no nome doarquivo para selecioná-lo.

3.

Toque em Edit (Editar) para abrir a tela Edit Protocol (Editar protocolo). O protocolo é exibido em
formato gráfico.

104 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Editar um protocolo

4.

Para definir ou alterar as opções a seguir, toque no respectivo botão ou campo e insira um valor
usando o teclado alfanumérico:nName (Nome)nVolumeObservação: a configuração do volume afeta o modo de controle usado para determinarquando a amostra atinge a temperatura-alvo. Para obter mais informações, consulte
Volume da amostra e modos de controle de temperatura na página 101.

5.

n

Lid temp (Temp. da tampa)nTemperature (Temperatura)n

Step time (Tempo da etapa)n

Ir para o destino da etapa (início do ciclo)n

Ir para número de ciclos(Opcional) Para adicionar uma nova etapa, selecione uma etapa no protocolo e toque em Insert(Inserir) na barra de ferramentas inferior.

Na caixa de diálogo Insert Step (Inserir etapa), toque no tipo de etapa a ser inserida. A nova etapa é
exibida à direita da etapa selecionada. Consulte Criar um protocolo na página 88 para obter mais
informações.
6.

Toque em Next (Avançar) para abrir a caixa de diálogo Run Setup (Configuração de corrida). Toqueem Run (Executar) para executar o protocolo.

Manual de operação | 105

Capítulo 4 Criar protocolos

7.

Toque em Save (Salvar) para inserir um novo nome de arquivo, pasta e local para salvar o protocolo.

Editar um protocolo qPCR
O Sistema CFX Opus Dx é fornecido com um conjunto predefinido de protocolos qPCR de amostra.
Esses protocolos são somente leitura. Você pode copiar os protocolos qPCR de amostra para qualquer
pasta no sistema.
Observação: você não pode editar ou excluir esses protocolos somente leitura, mesmo se fizer uma
cópia e salvá-los em outra pasta.
Os arquivos qPCR de amostra estão localizados na pasta Public (Pública) > Bio-Rad qPCR, que também
é somente leitura. Não é possível salvar ou excluir arquivos nesta pasta.
No entanto, qualquer usuário, incluindo usuários Guest (Convidados), pode renomear e salvar um
protocolo qPCR em outro local antes de executá-lo. Os protocolos renomeados são protocolos abertos e
podem ser editados, copiados e excluídos.
Observação: é necessário salvar o protocolo qPCR renomeado em um local diferente da pasta
Bio-Rad qPCR.
Esta seção explica como editar um protocolo qPCR de amostra.

Para editar um protocolo qPCR
1.

Na tela File Browser (Navegador de arquivos), toque em Public (Pública) no painel de navegação
esquerdo e toque na pasta qPCR Bio-Rad para exibir os protocolos qPCR de amostra.

2.

Selecione o protocolo desejado e toque em Edit (Editar).

106 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Editar um protocolo

A tela Edit Protocol (Editar protocolo) é exibida.
3.

No campo Name (Nome), digite um novo nome para o protocolo.
Dica: é necessário renomear o protocolo. A menos que você o renomeie, o sistema não salvará
as edições em um protocolo qPCR, independentemente da pasta escolhida para salvá-lo.

4.

(Opcional) Na tela Edit Protocol (Editar protocolo), faça as alterações necessárias no protocolo etoque em Save (Salvar).

5.

Na caixa de diálogo Save As (Salvar como), toque no link Folder Location (Local da pasta) e
selecione um local para salvar o protocolo.

6.

Verifique se você alterou o nome do arquivo e toque em Save (Salvar) para salvar o arquivo qPCR
de amostra renomeado.

7.

Na tela Edit Protocol (Editar protocolo), siga um dos seguintes procedimentos:
nToque em Next (Avançar) para abrir a tela Run Setup (Configuração de corrida) na qualconfigurar e executar o protocolo.

n

Toque em Back (Voltar) para retornar à tela File Browser (Navegador de arquivos).

Adicionar uma etapa de protocolo
Para adicionar uma etapa de protocolo
1.

Toque na etapa de protocolo que precederá a nova etapa e toque em Insert (Inserir) na barra deferramentas inferior.
A caixa de diálogo Insert Step (Inserir etapa) é exibida.

2.

Toque no tipo de etapa a ser inserida:nTemperature (Temperatura)

Manual de operação | 107

Capítulo 4 Criar protocolosnGradient (Gradiente)nMelt Curve (Curva de fusão)nPlate read (Leitura da placa)
Observação: a opção Plate Read (Leitura da placa) não insere uma etapa, apenas adiciona
uma ação de leitura de placa à etapa selecionada. Se uma etapa contiver uma leitura de placa,ela exibirá o seguinte ícone:n

Goto (Ir para)

A nova etapa é exibida à direita da etapa selecionada.
Dica: a temperatura-alvo padrão de uma nova etapa é 50 °C e seu tempo padrão é 30 s (0:30).
Toque no tempo ou na temperatura da etapa ou toque em Options (Opções) para editar os
parâmetros na nova etapa.

Excluir uma etapa de protocolo
Para excluir uma etapa de protocolou

No protocolo, selecione a etapa de destino e toque em Remove (Remover) na barra de ferramentas
inferior.

Renomear um protocolo
Para renomear um protocolo
1.

No protocolo, toque em Name (Nome) na parte superior da tela.

2.

Digite um novo nome para o protocolo usando o teclado alfanumérico.

3.

Toque em OK para aceitar o nome e fechar o teclado.

108 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Editar um protocolo

Salvar um protocolo editado
Para salvar um protocolo editado
1.

No protocolo, toque em Save (Salvar) para abrir a caixa de diálogo Save As (Salvar como).

Importante: salvar o protocolo com o mesmo nome no mesmo local substituirá o protocolo
original. Salvar o protocolo com um novo nome ou em outro local criará um novo protocolo. O
arquivo original permanecerá inalterado.
2.

Toque no campo Protocol Name (Nome do protocolo) e digite um nome para o protocolo.

3.

Siga um destes procedimentos para determinar o destino do arquivo:n

Aceite o local da pasta existente.

nToque no link Folder Location (Local de pasta) para abrir a caixa de diálogo Select Location(Selecionar local) e selecione o novo local. Se necessário, toque em Create Folder (Criar pasta)() para criar uma nova pasta no local selecionado. Ao terminar, toque em Select (Selecionar).

O caminho Folder Location (Localização da pasta) exibe o caminho para o destino selecionado:

4.

Clique em Save (Salvar) para salvar o protocolo ou em Cancel (Cancelar) para retornar à tela Edit
Protocol (Editar protocolo).

Manual de operação | 109

Capítulo 4 Criar protocolos

110 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Capítulo 5 Executar protocolos
No Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx, você pode:n

Executar um novo protocolonExecutar um protocolo salvonEditar um protocolo de uma corrida concluída e, em seguida, executar o protocolo editadonRepetir uma corrida concluídanExibir o status de uma corrida

nPausar e retomar uma corridanPular etapas em uma corridanParar uma corrida

Este capítulo explica como realizar essas tarefas usando a tela sensível ao toque do Sistema CFX Opus
Dx.

Manual de operação | 111

Capítulo 5 Executar protocolos

Executar um protocolo
O Sistema CFX Opus Dx oferece várias opções para executar um protocolo:n

Executar um novo protocolonExecutar um protocolo salvonIniciar uma corrida concluída novamentenEditar um protocolo de uma corrida concluída e, em seguida, executar o protocolo editado

Esta seção explica essas opções em detalhes.

Executar um protocolo salvo
Usando o recurso File Browser (Navegador de arquivos) do Sistema CFX Opus Dx, os usuários
conectados podem selecionar e executar os protocolos salvos localmente em sua estrutura de pastas My
Files (Meus arquivos), em uma unidade USB conectada ou em uma pasta de rede compartilhada.
Os usuários convidados podem executar protocolos salvos na estrutura de pastas Public (Pública) ou em
uma unidade USB conectada.
Os usuários administradores podem executar protocolos salvos em uma pasta local, uma unidade USB
conectada ou uma pasta de rede compartilhada.

Para executar um protocolo salvo
1.

Na tela inicial, toque em Files (Arquivos) para abrir a tela File Browser (Navegador de arquivos).

2.

Toque no local e na pasta em que o protocolo foi salvo e, em seguida, toque no nome do arquivo
para selecioná-lo.

112 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Executar um protocolo salvo

Dica: os arquivos de protocolo são identificados por um ícone de protocolo (os arquivos de corrida são identificados por um ícone de corrida (3.

) enquanto que).

Toque em Next (Avançar).
A caixa de diálogo Run Setup (Configuração de corrida) é exibida.

Manual de operação | 113

Capítulo 5 Executar protocolos

4.

Ajuste as configurações de corrida conforme necessário para o seu experimento:n

Sample volume (Volume de amostras)n

Lid temperature (Temperatura da tampa)nScan mode (Modo de digitalização)n(Opcional) Plate ID (ID da placa)
Para adicionar uma ID de placa, faça o seguinte:oToque no campo Plate ID (ID da placa) e insira manualmente a ID da placa no teclado
alfanumérico. Toque em OK para aceitar a ID da placa e fechar o teclado.

o

Use um leitor de código de barras USB para ler o código de barras da placa neste campo:a.

Conecte um leitor de código de barras a uma das portas USB do sistema.
Observação: o Sistema CFX Opus Dx é compatível somente com leitores decódigo de barras compatíveis com Windows 10 e que estão prontos para uso
quando conectados.

nb.

Toque no campo Plate ID (ID da placa) para visualizar o teclado alfanumérico.

c.

Toque no campo de texto no teclado e, em seguida, leia o código de barras para inserilo no campo de texto.

d.

Toque em OK para aceitar o código de barras e fechar o teclado.

Run file name (Nome do arquivo de corrida) — o formato do nome de arquivo padrão é<NomeProtocolo>_<Data>_<Hora>_<NúmeroSérie>_<NomeUsuário>. Você pode alterá-lopara o nome que desejar.
Observação: o nome do arquivo de corrida está limitado a 64 caracteres.

n

Save Location (Local de salvamento) — o local onde salvar o arquivo de corrida. O local padrão
é a pasta na qual o protocolo salvo está localizado.
Para salvar o arquivo de corrida em outro local, toque no link do local para acessar a caixa dediálogo Select Location (Selecionar local) e selecione o novo local. Se necessário, toque em
Create Folder (Criar pasta) () para criar uma nova pasta no local selecionado. Ao terminar,

toque em Select (Selecionar).

114 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Executar um protocolo salvonNotificações após a conclusão da corrida:o

Beep (Sinal sonoro)= desativado= ativadooE-mail= desativado= ativado
Seu endereço de e-mail é exibido ao lado do ícone de e-mail.
= desativado porque o e-mail não está configurado.

Para obter informações sobre como configurar o e-mail, consulte Configurar seu endereço de email na página 75.
5.

Conforme necessário, toque em Open Lid/Close Lid (Abrir tampa/Fechar tampa) para inserir a placano bloco de amostra.

6.

Toque em Run (Executar) para iniciar a corrida.

7.

Quando a corrida for concluída, a tela Status exibirá Protocol Complete (Protocolo concluído). O
sistema salvará o arquivo de corrida no local com o nome indicado na Etapa 4, por exemplo:

Manual de operação | 115

Capítulo 5 Executar protocolos

Iniciar uma corrida concluída do Sistema de PCR em tempo
real CFX Opus Dx
Para iniciar uma corrida concluída
1.

Na tela inicial, toque em Files (Arquivos) para abrir a tela File Browser (Navegador de arquivos).

2.

Toque no local e na pasta que contém o arquivo da corrida concluída e, em seguida, toque no nome
do arquivo para selecioná-lo.

3.

Toque em Next (Avançar).
A caixa de diálogo Run Setup (Configuração de corrida) é exibida.

116 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Iniciar uma corrida concluída do Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

4.

Ajuste as configurações de corrida conforme necessário para o seu experimento.
Consulte Executar um protocolo salvo na página 112 para obter mais informações.

5.

Quando a corrida for concluída, o sistema salvará o arquivo de corrida no local com o nome indicado
na Etapa 4.
Dica: para diferenciar o segundo arquivo de corrida do arquivo original, se não tiver alterado onome, confira o registro de data e hora, por exemplo:

Manual de operação | 117

Capítulo 5 Executar protocolos

Monitorar uma corrida
Durante uma corrida, você pode usar os botões de status na tela inicial para monitorar a corrida.

Para monitorar um protocolo em corrida
1.

Para ver o status detalhado de uma corrida em andamento, toque em Run Status (Status da corrida)na tela inicial.
A tela Run In-Progress (Corrida em andamento) é exibida.

2.

Para ver o tempo restante na corrida, toque em Time Remaining (Tempo restante).

118 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Pausar uma corrida

3.

Para retornar à tela Run In-Progress (Corrida em andamento) , toque em View Status (Exibir status).

Pausar uma corrida
Na tela de status, você pode pausar temporariamente uma corrida em andamento. Enquanto a corrida
está pausada, o Sistema CFX Opus Dx continua aquecendo ou resfriando até a temperatura-alvo emantém a temperatura da tampa.
Dica: após uma falta de energia, o Sistema CFX Opus Dx exibe uma mensagem de aviso. Quando aenergia for restabelecida, o sistema reiniciará automaticamente a corrida em andamento no
momento da falta de energia.
Importante: pausar uma etapa pode alterar negativamente o resultado da reação de PCR. Se o
protocolo for pausado durante uma etapa de temperatura, a reação de PCR permanecerá natemperatura-alvo por mais tempo do que o exigido pela etapa do protocolo.

Para pausar ou retomar um protocolo em corrida
1.

Na tela inicial, toque no botão de status do Sistema CFX Opus Dx.

2.

Na tela Run In-Progress (Corrida em andamento), execute uma das seguintes ações:nToque em Pause (Pausar) para pausar o protocolo em corrida.

nToque em Resume (Retomar) para retomar o protocolo.

Ignorar etapas em um protocolo
Na tela de status, você poderá pular as etapas de um protocolo durante sua corrida se for necessário
encurtá-lo.
Observações:n

Se o Sistema CFX Opus Dx estiver em espera infinita, toque em Skip Step (Pular etapa) para sair daespera.

n

Se você tocar em Skip Step (Pular etapa) durante uma etapa GOTO (Ir para), o software avançarápara o próximo ciclo no ciclo GOTO. Se a etapa GOTO (Ir para) estiver no último ciclo e você tocar
em Skip Step (Pular etapa), o Sistema CFX Opus Dx sairá do loop GOTO e avançará para a próxima
etapa do protocolo.

n

Ao pular etapas repetidamente, é possível ignorar vários ciclos de um loop GOTO e encurtar oprotocolo.

Manual de operação | 119

Capítulo 5 Executar protocolos

Para pular uma etapa em um protocolo em corrida
1.

Se necessário, na tela inicial, toque em Run Status (Status da corrida) para exibir a tela Run InProgress (Corrida em andamento).

2.

Toque em Skip Step (Pular etapa) para avançar para a próxima etapa.
Dica: para pular mais de uma etapa, toque várias vezes em Skip Step (Pular etapa).

Interromper uma corridaVocê pode interromper um protocolo em corrida. Quando o protocolo é interrompido, o bloco para
imediatamente de alterar a temperatura.
AVISO! Não abra a tampa imediatamente depois de interromper uma corrida.
Abrir a tampa enquanto as amostras ainda estão quentes pode fazer com que os
recipientes pressurizados vazem, aspirjam ou jorrem líquido. Sempre deixe as
amostras esfriarem antes de abrir a tampa.

Para interromper uma corrida em andamento
1.

Na tela inicial, toque no botão de status do termociclador.
A tela Run In-Progress (Corrida em andamento) é exibida.

2.

Toque em Stop Run (Parar corrida).

Extrair e editar um protocolo de uma corridaVocê pode extrair um protocolo de uma corrida, editá-lo e salvá-lo. Isso é útil se, por exemplo, você não
tiver acesso ao arquivo de protocolo original.
Este processo cria uma cópia do arquivo de protocolo contido no arquivo de corrida e não afeta o arquivode corrida nem o arquivo de protocolo original. Se você deseja editar um arquivo de protocolo existente
no Sistema CFX Opus Dx, consulte Editar um protocolo na página 103.
Importante: se você salvar o protocolo editado com o mesmo nome e no mesmo local que o arquivo
original, o sistema perguntará se você deseja substituir o arquivo original. Você não poderá
recuperar o arquivo original se ele for substituído. A Bio-Rad recomenda salvar o arquivo com outro
nome ou em um local diferente para evitar perda de dados.

120 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Extrair e editar um protocolo de uma corrida

Para extrair e editar um protocolo de uma corrida
1.

Na tela inicial, toque em Files (Arquivos) para abrir a tela File Browser (Navegador de arquivos).

2.

Toque no local e na pasta que contém o arquivo de corrida e, em seguida, toque no nome do arquivo
para selecioná-lo.

3.

Toque em Edit (Editar) para abrir a tela Edit Protocol (Editar protocolo). O protocolo é exibido em
formato gráfico.

Manual de operação | 121

Capítulo 5 Executar protocolos

4.

Para definir ou alterar qualquer um dos parâmetros, toque em seu respectivo botão ou campo einsira um valor usando o teclado alfanumérico.
Para obter informações detalhadas sobre os parâmetros do protocolo, consulte Parâmetros eintervalos para etapas de protocolo na página 86.
Para obter mais informações sobre as configurações em um protocolo, consulte Criar um protocolo
na página 88.

5.

(Opcional) Para excluir uma etapa, selecione a etapa e toque em Remove (Remover) na parteinferior da tela.

6.

Toque em Save (Salvar) para abrir a caixa de diálogo Save As (Salvar como).

7.

Digite um novo nome para o protocolo e (opcionalmente) selecione um novo local para salvá-lo.

8.

Toque em Save (Salvar) para salvar o protocolo ou em Cancel (Cancelar) para retornar à tela Edit
Protocol (Editar protocolo).

9.

(Opcional) Toque em Run Setup (Configuração de corrida) para definir os parâmetros de corrida e,em seguida, execute o protocolo.

122 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Capítulo 6 Gerenciar arquivos e pastas
Usando o recurso de navegador de arquivos do Sistema CFX Opus Dx, você pode:n

Criar uma estrutura de pastas sofisticada para gerenciar seus arquivos de dados armazenadosnSalvar arquivos de dados diretamente no Sistema CFX Opus Dx ou a uma unidade USB conectada
ou unidade de rede compartilhadanCopiar arquivos e pastas de e para uma unidade de rede compartilhadanCopiar arquivos e pastas de e para uma unidade USB conectadanRenomear arquivos e pastas no sistemanExcluir arquivos e pastas desnecessários do sistema

Este capítulo explica como gerenciar arquivos e pastas no Sistema CFX Opus Dx.

Manual de operação | 123

Capítulo 6 Gerenciar arquivos e pastas

A tela File Browser (Navegador de arquivos)
No Sistema CFX Opus Dx, você gerencia pastas e arquivos usando a tela File Browser (Navegador dearquivos).
Para visualizar o File Browser (Navegador de arquivos), toque em Files (Arquivos) na tela inicial.

A tabela Legenda na página 125 descreve a tela File Browser (Navegador de arquivos) em detalhes.

124 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

A tela File Browser (Navegador de arquivos)

LEGENDA
1

Diretórios — possíveis diretórios:
n My Files (Meus arquivos) — armazenamento de arquivos disponível apenas para a pessoa
conectada ao Sistema CFX Opus Dx.
Dica: essa opção não está disponível para usuários que não possuem uma conta local(ou seja, usuários logados como convidados).
n Public (Pública) — armazenamento de arquivos disponível para todos os usuários dosistema. Use esse diretório para compartilhar arquivos entre usuários.
Dica: essa opção está disponível para usuários que não possuem uma conta local (ouseja, usuários logados como convidados).
n USB — armazenamento de arquivos em um dispositivo USB portátil conectado ao Sistema
CFX Opus Dx.

2

Localização do subdiretório — identifica sua localização atual dentro do diretório
selecionado.

3

Create Folder (Criar pasta) — permite criar uma pasta no local atual.

4Opções de gerenciamento de arquivos — depois de selecionar um arquivo, o painel dedetalhes é exibido. As opções de gerenciamento incluem:n Copy (Copiar) — copia o arquivo existente para um local específico
n Delete (Excluir) — exclui o arquivo do sistema
n Rename (Renomear) — renomeia o arquivo em seu local atual

Manual de operação | 125

Capítulo 6 Gerenciar arquivos e pastas

Gerenciar arquivos e pastas
Para gerenciar arquivos e pastas, toque em Files (Arquivos) na tela inicial para abrir a tela File Browser(Navegador de arquivos) . A Tabela 11 lista todas as funções de gerenciamento de pastas e arquivos
disponíveis na tela File Browser (Navegador de arquivos).
Observação: os nomes de arquivos e pastas têm um limite de 32 caracteres no Sistema CFX Opus
Dx.
Tabela 11. Lista de funções de arquivos e pastas na tela File Browser (Navegador de arquivos)

OpçõesFunçãoOpções de arquivo(todas as ações de arquivo ocorrem localmente no instrumento)

Copy (Copiar)

Copia o arquivo existente para o local especificado no sistema, uma unidade
USB conectada ou uma unidade de rede compartilhada conectada.

Delete (Excluir)

Exclui o arquivo do instrumento.

RenameRenomeia o arquivo em seu local atual.

(Renomear)Opções de pasta
New Folder (Nova

Cria uma nova pasta no local atual.

pasta)

Copy (Copiar)

Copia a pasta existente para um local específico no sistema, uma unidade USB
conectada ou uma unidade de rede compartilhada conectada.

Delete (Excluir)

Exclui a pasta e todo o conteúdo dela.

126 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Gerenciar arquivos e pastas

Gerenciamento de arquivos no Sistema de PCR em tempo real
CFX Opus Dx
Usando o File Browser (Navegador de arquivos) do Sistema CFX Opus Dx, você pode copiar, renomear
e excluir as pastas de protocolos e corridas localizadasnLocalmente no sisteman

Em um USB conectadon

Em uma unidade de rede compartilhada conectada

Esta seção explica como gerenciar arquivos no Sistema CFX Opus Dx.
1.

Na tela inicial do Sistema CFX Opus Dx, toque em Files (Arquivos) para visualizar a tela FileBrowser (Navegador de arquivos).

2.

Na tela File Browser (Navegador de arquivos), navegue até o arquivo que deseja copiar e toque nelepara visualizar o painel de detalhes.

3.

No painel de detalhes do arquivo, toque em Options (Opções) e em Copy (Copiar).
A caixa de diálogo Select Location (Selecionar local) é exibida.

4.

Na caixa de diálogo Select Location (Selecionar local), siga um destes procedimentos:
nNavegue até uma pasta existente.

nNavegue até o local para criar uma pasta na qual salvar o arquivo e toque em Create Folder(Criar pasta) (5.

) para criar uma nova pasta nesse local.

Toque em Select (Selecionar) para copiar o arquivo para o local selecionado ou em Cancel(Cancelar) para retornar à tela File Browser (Navegador de arquivos).
Observação: se já existir um arquivo com esse nome no local selecionado, uma caixa demensagem será exibida. Toque em Yes (Sim) para substituir o arquivo existente ou em No(Não) para retornar à tela File Browser (Navegador de arquivos).
O Sistema CFX Opus Dx exibirá uma mensagem de confirmação quando o arquivo for copiado com
sucesso.

Excluir um arquivo
Para excluir um arquivo
1.

Na tela inicial, toque em Files (Arquivos) para visualizar a tela File Browser (Navegador de arquivos).

2.

Na seção File Browser (Navegador de arquivos), navegue até o arquivo que deseja excluir e toquenele para visualizar o painel de detalhes.

Manual de operação | 127

Capítulo 6 Gerenciar arquivos e pastas

3.

No painel de detalhes do arquivo, toque em Options (Opções) e em Delete (Excluir).
Uma mensagem de confirmação é exibida.

4.

Toque em Delete (Excluir) para confirmar ou em Cancel (Cancelar) para retornar à tela File Browser(Navegador de arquivos).

O Sistema CFX Opus Dx exibirá uma mensagem de confirmação quando o arquivo for excluído com
sucesso.

Renomear um arquivo
Observações:nVocê pode renomear apenas arquivos de protocolo. Os arquivos de corrida não podem ser
renomeados.

n

Os arquivos de protocolo localizados na pasta qPCR do Bio-Rad são somente leitura e não podem
ser renomeados. No entanto, você pode copiar um arquivo de protocolo para outro local, abrir oarquivo e editar os parâmetros. Salve o protocolo editado com um novo nome.

Para renomear um arquivo
1.

Na tela inicial, toque em Files (Arquivos) para visualizar a tela File Browser (Navegador de arquivos).

2.

Na seção File Browser (Navegador de arquivos), navegue até o arquivo que deseja renomear etoque nele para visualizar o painel de detalhes.

3.

No painel de detalhes do arquivo, toque em Options (Opções), depois toque em Rename(Renomear) e digite um novo nome para o arquivo usando o teclado.

4.

Toque em OK para confirmar.

128 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Gerenciar arquivos e pastas

Gerenciar pastas no Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx
Usando o File Browser (Navegador de arquivos) do Sistema CFX Opus Dx, você pode copiar, renomear
e excluir as pastas de protocolos e corridas localizadasnLocalmente no sisteman

Em um USB conectadon

Em uma unidade de rede compartilhada conectada

Esta seção explica como gerenciar pastas no Sistema CFX Opus Dx.

Criar uma nova pasta
Para criar uma nova pasta
1.

Na tela inicial, toque em Files (Arquivos) para visualizar a tela File Browser (Navegador de arquivos).

2.

Na tela File Browser (Navegador de arquivos), navegue até o local em que deseja criar a nova pasta.

3.

Toque em Create Folder (Criar pasta) () e digite um nome usando o teclado alfanumérico e toqueem OK para confirmar.
A nova pasta é exibida no File Browser (Navegador de arquivos).

Copiar uma pastaVocê pode copiar uma pasta em um local no sistema e salvá-la em outro local, incluindo seu conteúdo.
Por exemplo, você pode copiar a pasta para uma unidade USB conectada, uma unidade de redecompartilhada ou para a pasta Public (Pública).
Você também pode copiar uma pasta e salvá-la no mesmo local. Nesse caso, você precisará renomear apasta copiada. Você não pode ter mais do que uma pasta com um mesmo nome no mesmo local.

Para copiar uma pasta
1.

Na tela inicial, toque em Files (Arquivos) para visualizar a tela File Browser (Navegador de arquivos).

2.

Na tela File Browser (Navegador de arquivos), navegue até a pasta que deseja copiar e toque nas
reticências para visualizar o painel Options (Opções).

Manual de operação | 129

Capítulo 6 Gerenciar arquivos e pastas

3.

No painel Options (Opções), toque em Copy (Copiar).
A caixa de diálogo Select Location (Selecionar local) é exibida.

4.

Na caixa de diálogo Select Location (Selecionar local), navegue até o local de destino.

5.

Toque em Select (Selecionar) para copiar a pasta e seu conteúdo para o local selecionado ou em
Cancel (Cancelar) para retornar à tela File Browser (Navegador de arquivos).
Observação: se já existir uma pasta com esse nome no local selecionado, uma caixa dediálogo será exibida. Toque em OK para fechar a caixa de diálogo e selecionar outro local.

O Sistema CFX Opus Dx exibirá uma mensagem de confirmação quando a pasta e seu conteúdo forem
copiados com sucesso.

130 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Fazer backup e restaurar arquivos e pastas

Excluir uma pasta
Importante: quando você exclui uma pasta, o conteúdo dela também é excluído. Tome cuidado ao
excluir pastas do Sistema CFX Opus Dx.

Para excluir uma pasta
1.

Na tela inicial, toque em Files (Arquivos) para visualizar a tela File Browser (Navegador de arquivos).

2.

Na tela File Browser (Navegador de arquivos), navegue até a pasta que deseja excluir e toque nas
reticências para visualizar o painel Options (Opções).

3.

No painel Options (Opções), toque em Delete (Excluir). Uma mensagem de confirmação é exibida.

4.

Toque em Delete (Excluir) para confirmar ou em Cancel (Cancelar) para retornar à tela File Browser(Navegador de arquivos).

O Sistema CFX Opus Dx exibirá uma mensagem de confirmação quando a pasta e seu conteúdo forem
excluídos com sucesso.

Fazer backup e restaurar arquivos e pastas
Usando o navegador de arquivos do Sistema CFX Opus Dx, você pode fazer backup e restaurar
rapidamente seu protocolo e arquivos de corrida em uma unidade USB conectada ou em uma pasta derede compartilhada.
Dica: a Bio-Rad recomenda fazer backup de seus arquivos de dados com frequência e em um local
diferente de uma pasta no Sistema CFX Opus Dx. Siga os POPs recomendados em vigor no local.
Para restaurar arquivos perdidos durante uma falta de energia ou desconexão do sistema, consulteArmazenamento de arquivos na página 132.
Observações: você pode fazer backup e restaurar apenas um arquivo ou pasta por vez.

Para fazer backup ou restaurar arquivos
1.

Com o arquivo de destino aberto na tela do File Browser (Navegador de arquivos), toque em Options(Opções) > Copy (Copiar).

2.

Na caixa de diálogo Select Location (Selecionar local), toque no destino e em Select (Selecionar).

Para fazer backup ou restaurar pastas
1.

Na tela File Browser (Navegador de arquivos), toque nas reticências na pasta de destino e em Copy
(Copiar).

2.

Na caixa de diálogo Select Location (Selecionar local), toque no destino e em Select (Selecionar).

Manual de operação | 131

Capítulo 6 Gerenciar arquivos e pastas

Armazenamento de arquivos
O Sistema CFX Opus Dx armazena vários arquivos, dependendo do sistema. Esses arquivos são salvos
localmente na pasta My Files (Meus arquivos) do menu File Browser (Navegador de arquivos) e no menu
Run Reports (Relatórios de corrida).
O menu Run Reports (Relatórios de corrida) armazena até 100 dos arquivos mais recentes, caso ocorra
uma interrupção na conexão do sistema durante uma corrida. Para obter mais informações sobre comorecuperar arquivos do menu Run Reports (Relatórios de corrida), consulte Recuperação de arquivos napágina 152.
O Sistema CFX Opus Dx pode armazenar o seguinte número de arquivos de PCR em tempo real:n

CFX Opus 96 Dx: aproximadamente 1000 arquivos (100 são armazenados no menu Run Reports[(Relatórios de corrida)]; o restante é armazenado na pasta My Files [Meus arquivos])n

CFX Opus Deepwell Dx: aproximadamente 1000 arquivos (100 são armazenados no menu Run
Reports [(Relatórios de corrida)]; o restante é armazenado na pasta My Files [Meus arquivos])n

CFX Opus 384 Dx : aproximadamente 500 arquivos (100 são armazenados no menu Run Reports[(Relatórios de corrida)]; o restante é armazenado na pasta My Files [Meus arquivos])

132 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell DxApêndice A Sistemas de detecção de PCR em
tempo real da Bio-Rad e números de catálogo do
CFX Maestro Dx Software, Security Edition
Este apêndice lista os números de catálogo para os sistemas de detecção de PCR em tempo real da
Bio-Rad, serviços de software, CFX Maestro Dx Software, Security Edition e acessórios.
Tabela 12. Números de catálogo para o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx da
Bio-Rad, acessórios e CFX Maestro Dx Software, Security Edition

Número decatálogo

Descrição

Instrumentos
12014330

Sistema de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx

12014334

Sistema de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, China

12014335

Sistema de PCR em tempo real CFX Opus 384 Dx

12014348

Sistema de PCR em tempo real CFX Opus 384 Dx, China

12016659

Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Deepwell Dx

12016687

Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Deepwell Dx, China

CFX Maestro Dx Software, Security Edition e acessórios
12014349

CFX Maestro Dx Software, Security Edition

12012942

Cabo USB* (para uso apenas com instrumentos CFX Opus)

12013205

Cabo Ethernet* (para uso apenas com instrumentos CFX Opus)

Manual de operação | 133Apêndice A Sistemas de detecção de PCR em tempo real da Bio-Rad e números de catálogo do CFX Maestro Dx Software,

Tabela 12. Números de catálogo para o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx da
Bio-Rad, acessórios e CFX Maestro Dx Software, Security Edition, continuação

Número decatálogo

Descrição
Adaptador Wi-Fi (para uso somente com os instrumentos do Sistema CFX Opus
Dx)
Entre em contato com o representante de vendas da Bio-Rad para obter
informações sobre o adaptador específico para sua região, ou acesse biorad.com/cfxopus.

* Para manter a conformidade com as normas da EMC, use apenas os cabos USB e Ethernet aprovados
pela Bio-Rad com este instrumento.

Garantia
O Sistema CFX Opus Dx e acessórios associados estão cobertos pela garantia padrão da Bio-Rad. Entreem contato com o escritório local da Bio-Rad para obter detalhes sobre a garantia.

134 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell DxApêndice B Consumíveis plásticos recomendados
Consumíveis plásticos para sistemas CFX Opus 384 Dx
Para obter os resultados ideais, a Bio-Rad recomenda os seguintes consumíveis para os sistemas
CFX Opus 384 Dx:n

HSP3805 — Placas de PCR Hard-Shell™ de 384 poços, baixo perfil (low profile), com borda, poços
transparentes, revestimento branconHSP3865 — Placas de PCR Hard-Shell de 384 poços, baixo perfil (low profile), poços brancos,
revestimento preto

Consumíveis plásticos para os sistemas CFX Opus 96 Dx e
CFX Deepwell Dx
Os sistemas CFX Opus 96 Dx e CFX Deepwell Dx aceitam placas e tubos de baixo perfil de 0,2 mL. Paraobter resultados ideais, a Bio-Rad recomenda HSP9655 — Placas de PCR Hard-Shell de 96 poços,baixo perfil (low profile), com borda, poços transparentes, revestimento branco. Estes consumíveis
plásticos adicionais são compatíveis com o sistema, mas podem precisar ser validados e otimizados para
fluxos de trabalho específicos:
Os sistemas CFX Opus 96 Dx e CFX Opus Deepwell Dx aceitam placas e tubos de baixo perfil de 0,2 mL.
Para obter resultados ideais, a Bio-Rad recomenda os seguintes consumíveis:n

HSP9601 — Placas de PCR Hard-Shell de 96 poços, baixo perfil (low profile), com borda, poços
transparentes, revestimento brancon

TLS0801 — Tiras de 8 tubos de PCR de 0,2 ml, baixo perfil (low profile), sem tampas, transparentesn

TLS0851 — Tiras de 8 tubos de PCR de 0,2 ml, baixo perfil (low profile), sem tampas, brancasn

TCS0803 — Tiras óticas planas de 8 tampas, para tubos e placas de PCR de 0,2 ml

Consumíveis plásticos para sistemas CFX Opus 96 Dx
Estes consumíveis são compatíveis com os sistemas CFX Opus 96. No entanto, a Bio-Rad recomenda
os consumíveis listados em Consumíveis plásticos para os sistemas CFX Opus 96 Dx e CFX Deepwell

Manual de operação | 135Apêndice B Consumíveis plásticos recomendados

Dx para obter os melhores resultados.
n

MLL9601 — Placas de PCR Multiplate de 96 poços, baixo perfil (low profile), sem borda, poços
transparentesn

MLL9651 — Placas de PCR Multiplate de 96 poços, baixo perfil (low profile), sem borda, poços
brancos

Consumíveis plásticos para sistemas CFX Opus Deepwell Dx
Estes consumíveis são compatíveis com os sistemas CFX Opus Deepwell Dx. No entanto, a Bio-Rad
recomenda os consumíveis listados em Consumíveis plásticos para os sistemas CFX Opus 96 Dx e CFX
Deepwell Dx para obter os melhores resultados.
n

HSS9665 — Placa de PCR de alto perfil (high profile), com semiborda, revestimento preto, poços
brancosn

HSS9601 — Placa de PCR de alto perfil (high profile), com semiborda, revestimento branco, poços
transparentes

Filmes e seladores de placa
Para obter resultados ideais, a Bio-Rad recomenda os seguintes filmes de placa:n

MSB1001 — Filmes adesivos Microseal™ 'B', oticamente transparentes (à base de adesivo forte)n

MSC1001 — Filmes óticos Microseal 'C', oticamente transparentes (ativados por pressão, à base deadesivo)n1814030 — Selador de placa, por calor, oticamente transparente

136 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell DxApêndice C Manutenção e solução de problemas
Este apêndice explica como limpar e manter o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx e comosolucionar quaisquer problemas que você possa ter. Se você precisar retornar o sistema para a Bio-Rad,
consulte Retornar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx para a Bio-Rad.
Importante: A cibersegurança visa a proteção de bens no ciberespaço contra ciberataques. Atravésda cibersegurança, a Bio-Rad protege o seu pessoal, a sua informação, os seus sistemas e a sua
reputação no ciberespaço. O ciberespaço é um mundo continuamente ligado e tecnologicamenteinterligado constituído por pessoas, organizações, informação e tecnologias.
A reação rápida é importante para a resolução de problemas de cibersegurança! Se suspeitar de um
potencial problema de cibersegurança relativa ao seu instrumento ou de uma violação da cibersegurança
no seu local, contacte imediatamente o seu representante da Bio-Rad para obter suporte técnico.

Limpeza e manutenção do Sistema de PCR em tempo real
CFX Opus Dx
O Sistema CFX Opus Dx exige pouca manutenção para uma operação adequada e controle térmico
preciso. No entanto, com o uso prolongado e constante, o sistema exigirá alguma limpeza e manutenção.
O Sistema CFX Opus Dx inclui um sistema ótico móvel que é sensível e se move rapidamente durante acoleta de dados, bem como um bloco de amostras que deve aquecer e resfriar rapidamente. A
contaminação desses componentes pode interferir na ciclagem térmica e na coleta de dados.
Evite contaminar seu Sistema CFX Opus Dx seguindo estas diretrizes:nSempre limpe a parte externa dos recipientes antes de colocá-los no bloco.

n

Nunca execute uma reação com uma vedação que esteja aberta, solta, perfurada ou danificada.

nLimpe o bloco de amostra e a tampa interna periodicamente para evitar o acúmulo de sujeira,material de risco biológico ou soluções fluorescentes (consulte a Tabela 13).

Manual de operação | 137Apêndice C Manutenção e solução de problemasnLimpe a superfície externa Sistema CFX Opus Dx regularmente para remover quaisquer detritos ou
sujeiras que possam interferir com o funcionamento adequado (consulte a Tabela 13 na página 139).
Limpe o sistema para evitar danos à entrada de ar ou ao compartimento de amostra.

Importante: para obter instruções sobre como manusear e limpar materiais radioativos ou de risco
biológico, consulte as diretrizes de segurança radiológica e de biossegurança fornecidas por sua
instituição. Essas diretrizes também incluem métodos de descarte de materiais perigosos.

138 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Limpeza e manutenção do Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Avisos de segurança sobre limpeza e manutenção do Sistema de PCR em tempo
real CFX Opus Dx
Ao limpar e fazer a manutenção do Sistema CFX Opus Dx, sempre considere e siga os avisos listados na
Tabela 13 a seguir.
Tabela 13. Avisos de segurança sobre limpeza e manutenção

Aviso
Para evitar choque elétrico, sempre desligue e desconecte o instrumento da tomada
antes de limpá-lo.

Um termociclador opera em temperaturas altas o suficiente para causar queimaduras
graves. Sempre deixe todo o instrumento retornar à temperatura ambiente antes delimpá-lo.
Ao manusear amostras com risco biológico ou radioativo, siga as precauções ediretrizes recomendadas específicas para o seu laboratório e localização. Essas
diretrizes devem incluir métodos de limpeza, monitoramento e descarte para osmateriais perigosos em uso.
Além disso, conforme identificado acima, há um pequeno risco de explosão ou de
expulsão de líquidos ou vapores dos recipientes de amostra. Ao trabalhar com
materiais perigosos, o risco de ferimentos causados por material expelido é agravado
pelo próprio risco de dispersão dos materiais perigosos dentro e ao redor do
instrumento. Os usuários devem tomar as precauções adequadas para tal situação.

Manual de operação | 139Apêndice C Manutenção e solução de problemas

Manutenção do Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx
A Tabela 14 lista os componentes do Sistema CFX Opus Dx que requerem manutenção.
Tabela 14. Manutenção do Sistema CFX Opus Dx

ComponenteAção

Entradas de ar

Use uma escova macia, um pano úmido ou
um aspirador de pó para remover a poeira
superficial das entradas de ar. Remova apoeira incrustada nas entradas de arusando um aspirador de pó.
Dica: a limpeza das entradas de arpermite fluxo de ar suficiente para um
controle térmico preciso durante uma
corrida.

Caixa externa do sistema

Use um pano ou tecido umedecido para
limpar quaisquer respingos da caixa
externa. Se necessário, use uma solução desabão neutro e remova os resíduos
completamente.
Dica: limpar a caixa externa evita acorrosão.

140 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Limpeza e manutenção do Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Tabela 14. Manutenção do Sistema CFX Opus Dx, continuação

Componente

AçãoBloco de amostra

Importante: limpe quaisquer
respingos imediatamente para evitar
que sequem dentro dos poços.
Use pipetas de plástico descartáveis com
água (recomendado), etanol a 95% ou uma
diluição 1:100 de alvejante e água. Sempre
enxágue os poços com água várias vezes
para remover todos os vestígios de etanol,
alvejante ou sabão.
Observação: considere o seguinte ao
limpar o bloco de amostra:n Se alvejante, etanol ou sabão for deixado
nos poços do bloco, poderá havercorrosão e/ou destruição dos tubos e das
microplacas durante a corrida. Sempre
enxágue completamente o bloco depois
de limpá-lo com qualquer solução quenão seja água.
n Nunca limpe o bloco de amostra com
soluções alcalinas fortes (sabão forte,amônia ou alvejante altamente
concentrado). Nunca use soluções delimpeza corrosivas ou abrasivas. Esses
agentes de limpeza podem danificar o
bloco, impedindo o controle térmico
preciso.
n Nunca aqueça o bloco com solução delimpeza sobre ele ou dentro dele. O
aquecimento com solução de limpezadanifica o bloco e a tampa e podecontaminar o módulo ótico.
Se for usado óleo, os poços deverão ser
limpos de forma completa e frequente. O
uso de óleo nos poços não é
recomendado. Use uma solução de etanol
a 95% para remover o óleo do bloco deamostra. Não permita que o óleo se
acumule no bloco.

Manual de operação | 141Apêndice C Manutenção e solução de problemas

Manutenção de um fluxo de ar suficiente
O Sistema CFX Opus Dx exige fluxo de ar suficiente para aquecer e resfriar precisamente até a temperaturaalvo especificada. Se o fluxo de ar for bloqueado, o termociclador não poderá atingir a temperatura correta no
tempo especificado. Esta seção explica como testar o fluxo de ar e como corrigir um fluxo de ar baixo ou
quente.

Testar se há fluxo de ar suficiente
O fluxo de ar é suficiente quando o sistema aquece e resfria até as temperaturas-alvo imediatamente. A
Bio-Rad sugere testar o fluxo de ar ao configurar o Sistema CFX Opus Dx em um novo local. Vocêtambém pode medir a temperatura do ar a qualquer momento para garantir um fluxo de ar suficiente.

Para determinar a presença de fluxo de ar suficiente
1.

Configure e inicie o sistema.

2.

Ajuste o ambiente local para as condições típicas:

3.

nLigue qualquer equipamento próximo, como ventiladores ou outros sistemas.

nAbra as persianas para reproduzir as condições típicas durante uma corrida.

Execute um protocolo de PCR típico por 30 min.
Se mais de um sistema estiver na área, execute um protocolo em todos ao mesmo tempo.
Observação: amostras não são necessárias para corridas de teste. No entanto, você deve
incluir uma microplaca vazia ou tubos de tiras tampados. A tampa não aquecerá corretamente
se estiver encostada no bloco de amostra.

4.

Meça a temperatura do ar nas entradas de ar do sistema.
Se a temperatura na entrada de ar ultrapassar 31 °C, consulte a seção Corrigir um fluxo de arinsuficiente a seguir.

Corrigir um fluxo de ar insuficiente
Se a temperatura do ar perto do sistema estiver acima de 31 °C, faça uma ou mais das seguintes
alterações para aumentar o fluxo de ar mais frio ao redor do sistema:n

Ajuste o ar condicionado para diminuir a temperatura do ar ambiente.

nMova o sistema para outro local.

nAbra espaço ao redor do sistema e entre os instrumentos adjacentes. Posicione os instrumentos deforma que o ar quente da exaustão de um instrumento não entre nas entradas de ar de outro.

142 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Substituir fusíveis

nProteja o sistema de fontes de calor, como radiadores, instrumentos de produção de calor e luz solar
intensa.

Substituir fusíveis
Os fusíveis do Sistema CFX Opus Dx são projetados para queimar em caso de picos de energia severos
ou outras causas de curto-circuito. Isso protege tanto o usuário quanto o sistema contra correntes
elétricas excessivas e potencialmente prejudiciais. Os fusíveis do Sistema CFX Opus Dx raramente
precisam ser substituídos. No entanto, algumas instituições preferem substituir os fusíveis regularmentepara manter a operação ininterrupta.
Se o sistema não ligar, primeiro verifique se o cabo de alimentação está conectado a uma fonte dealimentação operante. Além disso, verifique se o cabo de alimentação e a fonte de alimentação estão
dentro das especificações deste sistema.
Importante: não tente substituir o cabo de alimentação do Sistema CFX Opus Dx. Entre em contato
com o suporte técnico da Bio-Rad.
Por fim, verifique se os fusíveis estão intactos. Se estiverem quebrados ou queimados, substitua-os. Estaseção explica como visualizar e substituir fusíveis no Sistema CFX Opus Dx.
Dica: o sistema utiliza dois fusíveis de fusão rápida de 10 A, 250 V, 5 x 20 mm.
AVISO! Para evitar choque elétrico, sempre desligue e desconecte o sistema da tomada
antes de verificar os fusíveis.

Para verificar e substituir os fusíveis
1.

Verifique se você desligou e desconectou o cabo de alimentação da parte traseira do instrumento.
Importante: você deve desconectar o cabo de alimentação do instrumento para abrir a porta do
fusível. Tentar abrir a porta do fusível com o cabo conectado poderá danificar a porta.

2.

Usando a ponta do dedo, puxe delicadamente a porta preta do fusível localizada na parte traseira dosistema.

3.

Usando uma chave de fenda pequena, solte cuidadosamente o porta-fusível vermelho até que
possa segurá-lo com os dedos.

4.

Quando você conseguir segurar o porta-fusível com firmeza, puxe-o diretamente para fora do
instrumento.

5.

Usando a ponta do dedo, remova suavemente o fusível do porta-fusível.

6.

O porta-fusível contém dois fusíveis, um de cada lado. Você deve inspecionar os dois fusíveis.

Manual de operação | 143Apêndice C Manutenção e solução de problemas

Um fusível defeituoso exibe uma ruptura ou ponto queimado no filamento de metal interno, ou
apresenta medição aberta com um ohmímetro. Um fusível bom tem um filamento de metal interno ou
apresenta medição curta (<1 Ohm). Se um fusível estiver ruim ou danificado, substitua-o por um
novo de mesmo tipo e classificação.
Observação: alguns fusíveis usados no Sistema CFX Opus Dx são feitos de cerâmica e não
podem ser inspecionados visualmente. Nesse caso, você deve usar um ohmímetro para
determinar se o fusível está bom. Como alternativa, você pode substituir o fusível por um em
bom estado sem verificar.
7.

Assumindo que os pinos indicam a frente do porta-fusível, insira a extremidade traseira de um fusível
de 10 A, 250 V, 5 x 20 mm de fusão rápida no suporte central. Certifique-se de que a extremidade
dianteira do fusível esteja voltada para os pinos.

8.

Com o quadrado vermelho plano no porta-fusível voltado para cima, insira o porta-fusível no
instrumento e pressione-o firmemente no lugar.

9.

Feche a porta do fusível, insira o cabo de alimentação e ligue o instrumento.
Cuidado: se o Sistema CFX Opus Dx queimar repetidamente um ou mais fusíveis, pode
haver um problema interno com o instrumento. Entre em contato com o suporte técnico
da Bio-Rad para obter ajuda para determinar se é seguro substituir os fusíveis
novamente ou se o instrumento precisa ser reparado.

Atualizar o software e o firmware no Sistema de PCR em
tempo real CFX Opus Dx
Importante: somente um usuário administrador pode atualizar o software e o firmware de um
Sistema CFX Opus Dx.
Antes de atualizar o sistema, a Bio-Rad recomenda verificar a versão atualmente instalada no Sistema
CFX Opus Dx. Esta seção explica como verificar a versão instalada e como atualizar o sistema.
Observação: dependendo do tipo de atualização, esse processo pode levar vários minutos para serconcluído.

Verificar a versão instaladaPara verificar a versão atual do software do Sistema CFX Opus Dx
1.

Na tela inicial do Sistema CFX Opus Dx, toque em Tools (Ferramentas) para visualizar a tela Tools(Ferramentas).

2.

Se você estiver conectado como Admin (Administrador), toque no ícone User (Usuário) na parteinferior da tela para ver as ferramentas disponíveis para todos os usuários.

144 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Atualizar o software e o firmware no Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

3.

Toque em About (Sobre) e localize Opus Version (Versão do Opus) na tela About (Sobre).

4.

Observe a versão atualmente instalada.
Verifique se a versão para a qual você está atualizando é mais recente do que a versão atualmente
instalada.

5.

Toque em Back (Voltar) e em Home (Início) para retornar à tela inicial.

Atualizar o software e o firmware do Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx
Observação: dependendo do tipo de atualização, esse processo pode levar vários minutos para serconcluído.

Para atualizar o software e o firmware
1.

No computador do CFX Maestro Dx SE, faça login em bio-rad.com e acesse a página Firmware andSoftware Updates (Atualizações de software e firmware) para baixar o instalador em uma unidade
USB conectada.

2.

Insira a unidade USB em uma porta USB no Sistema CFX Opus Dx.

3.

Na tela inicial do Sistema CFX Opus Dx, faça login como o usuário Admin e toque em Tools(Ferramentas) para abrir a tela de ferramentas de administração.

4.

Na tela Admin Tools (Ferramentas de administração), toque em System Update (Atualização dosistema) para abrir a tela Software and Instrument Updates (Atualizações de software e
instrumento).
A tela Software and Instrument Updates (Atualizações de software e instrumento) é exibida.

Importante: enquanto a atualização estiver em andamento, não desligue o sistema e nãoremova a unidade USB.
5.

(Opcional) Para obter mais informações sobre a atualização, toque em Details (Detalhes).

Manual de operação | 145Apêndice C Manutenção e solução de problemas

6.

Execute uma das seguintes opções:nPara cancelar a atualização, toque em Cancel (Cancelar).

nPara atualizar o sistema, toque em Update (Atualizar) e siga as instruções.
Observação: quando a atualização for concluída, o sistema será reiniciado
automaticamente.

146 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Desligar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx

Desligar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx
Importante: siga estas instruções para desligar com segurança e completamente o Sistema CFX
Opus Dx.

Para desligar o Sistema CFX Opus Dx
1.

Certifique-se de que nenhum protocolo esteja em corrida e que o sistema não esteja em uso.

2.

Remova as amostras do bloco, caso ainda não tenha feito isso.
a.

Na tela inicial, toque em Open Lid (Abrir tampa) para acessar as amostras.

b.

Remova as amostras do bloco e toque em Close Lid (Fechar tampa).

3.

Na tela inicial, toque em Logout para fazer logout do sistema.

4.

Na tela de login, toque em Shut Down (Desligar) (5.

Quando o Sistema CFX Opus Dx tiver concluído o processo de desligamento, pressione o botão
liga/desliga na parte traseira do instrumento para desligar o sistema.

) para desligar o sistema.

Manual de operação | 147Apêndice C Manutenção e solução de problemas

Retornar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx paraa Bio-Rad
Importante: se for necessário retornar o Sistema CFX Opus Dx instrumento para a Bio-Rad, seu
especialista de suporte técnico da Bio-Rad fornecerá instruções para realizar a descontaminação, aembalagem e o envio do instrumento. Antes de retornar o instrumento, será necessário encaixar a
placa e o parafuso de transporte. Esta seção explica essas tarefas em detalhes.
Observação: localize o parafuso e a placa de transporte que você guardou quando instalou osistema. Você precisará desses itens para embalar adequadamente o sistema. A Bio-Rad enviará avocê o material de embalagem necessário para retornar o sistema com segurança.
Importante: antes de começar, certifique-se de ter feito backup de todos os arquivos de dados em
uma unidade de rede compartilhada ou unidade USB.

Encaixar a placa e o parafuso de transporte
Dica: esta informação também está disponível na tela sensível ao toque do Sistema CFX Opus Dxpara garantir o encaixe preciso do parafuso.

Para encaixar a placa e o parafuso de transporte
1.

Se necessário, inicie o Sistema CFX Opus Dx e faça login.

2.

Copie todos os dados do usuário para uma unidade de rede ou uma unidade USB conectada.

3.

Na tela inicial, toque em Tools (Ferramentas) para visualizar a tela User Tools (Ferramentas do
usuário).
Observação: o botão Shipping Screw (Parafuso de transporte) é exibido na tela User (Usuário)> Tools (Ferramentas). Se você estiver conectado como um usuário Admin (Administrador),
toque em User (Usuário) na parte inferior da tela.

4.

Na tela User Tools (Ferramentas do usuário), toque em Shipping Screw (Parafuso de transporte).
A tela Shipping Screw (Parafuso de transporte) é exibida com instruções para encaixar o parafuso
de transporte.

148 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Retornar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx para a Bio-Rad

5.

Siga as instruções para remover o parafuso de transporte.
a.

Toque em Open Lid (Abrir tampa) na barra de botões inferior.

b.

Coloque a placa de transporte no bloco de amostra.

c.

Na tela Install Shipping Screw (Encaixar parafuso de transporte), toque em Close Lid (Fechar
tampa) para fechar a tampa.

d.

Toque em Lock Instrument (Travar instrumento) para posicionar o sistema móvel e travar atampa no lugar.
O sistema exibe uma mensagem confirmando que você encaixou a placa de transporte.

Manual de operação | 149Apêndice C Manutenção e solução de problemasn

Se a placa de transporte estiver encaixada, toque em Yes (Sim). O sistema trava oinstrumento para o transporte. Quando o bloqueio estiver concluído, toque em OK econtinue com a Etapa e a seguir.

n

Se a placa de transporte não estiver encaixada, toque em No (Não). O sistema interrompeo processo de bloqueio e retorna à tela Install Shipping Screw (Encaixar parafuso detransporte).
Repita as etapas deste procedimento e certifique-se de encaixar a placa de transporte.

e.

Remova o plugue (guarde-o em um local seguro) e encaixe o parafuso de transporte, girando-ono sentido horário até que esteja firmemente encaixado no lugar.

f.

Na tela Shipping Screw (Parafuso de transporte), toque em Screw Installed (Parafuso
encaixado) para confirmar que o parafuso de transporte está encaixado.

150 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Retornar o Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dx para a Bio-Rad

6.

Toque em Back (Voltar) para retornar à tela inicial.

7.

Saia do sistema e desligue o Sistema CFX Opus Dx.

8.

Embale e envie o sistema para a Bio-Rad de acordo com as instruções fornecidas pela Bio-Rad.

Manual de operação | 151Apêndice C Manutenção e solução de problemasSolução de problemas nos Sistema de PCR em tempo real
CFX Opus Dxs
Esta seção fornece informações sobre como exportar informações de log do sistema que podem ser
usadas para fins de solução de problemas. Também lista os possíveis problemas e as soluções
sugeridas para o Sistema CFX Opus Dx.

Recuperação de arquivos
O Sistema CFX Opus Dx permite que um usuário Admin (Administrador) recupere até 100 dos arquivos.zpcr mais recentes e os exporte para uma unidade USB caso ocorra uma interrupção na conexão dosistema ou o sistema seja desligado inesperadamente enquanto uma corrida estiver em andamento.
Esses arquivos são recuperados do menu Run Reports (Relatórios de corrida).
Observação: apenas um usuário Admin (Administrador) pode recuperar arquivos do menu Run
Reports (Relatórios de corrida).

Para recuperar arquivos do menu Run Reports (Relatórios de corrida):
1.

Insira uma unidade USB em uma porta USB do sistema CFX Opus.

2.

Toque em Admin (Administrador) para fazer login como administrador.

3.

Na tela inicial, toque em Tools (Ferramentas) para abrir a tela Tools ( Ferramentas).

4.

Toque em User (Usuário).

5.

Toque em Run Reports (Relatórios de corrida) para acessar a tela de relatórios de corrida.

6.

Na tela Run Reports (Relatórios de corrida), selecione o relatório de corrida desejado.

7.

Toque no botão Recover Data (Recuperar dados). O arquivo .zpcr é salvo na unidade USB
conectada.

Observações: é possível recuperar apenas um arquivo .zpcr por vez.
Depois de recuperar o arquivo, arraste e solte o arquivo .zpcr no Maestro e visualize a corrida do teste
PCR na janela Data Analysis (Análise de dados).

Exibir e exportar arquivos de log
Os arquivos de log de uso e mensagens do Sistema CFX Opus Dx contêm informações úteis parasolucionar problemas no sistema. O suporte técnico da Bio-Rad pode solicitar esses arquivos para
melhor ajudá-lo a solucionar os problemas. Você pode exportar os arquivos de log para uma unidade
USB conectada.

152 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Solução de problemas nos Sistema de PCR em tempo real CFX Opus Dxs

O Sistema CFX Opus Dx mantém todas as mensagens e dados de uso até que sejam apagados. Apenaso usuário Admin (Administrador) pode limpar o arquivo de log.

Para visualizar e exportar arquivos de log
1.

Insira uma unidade USB na porta USB do instrumento, caso ainda não tenha feito isso.

2.

Na tela inicial, toque em Tools (Ferramentas) e abra o menu User Tools (Ferramentas do usuário).

3.

Na tela User Tools (Ferramentas do usuário), toque em System Logs (Logs do sistema).
A tela System Logs (Logs do sistema) é exibida, mostrando os logs de mensagem por padrão.

4.

Toque em Export Logs (Exportar logs) para exportar os logs do sistema. O Sistema CFX Opus Dx
cria uma pasta denominada Exports (Exportações) na unidade USB conectada e exporta os
seguintes arquivos de log no formato .txt:nSystemMessageLognSystemUsageLognDebugLog

n

OSLog

n

FirmwareUpdateLogn

GUILogManual de operação | 153Apêndice C Manutenção e solução de problemasn5.

WCFLogClique duas vezes em Back (Voltar) para retornar à tela inicial.

Para visualizar as informações de log, remova a unidade USB do Sistema CFX Opus Dx, insira-a em uma
porta USB em um computador disponível e abra os arquivos de log em um programa de edição ou
processamento de texto.

Solução de problemas
Erro

Causas possíveis

Etapas de solução de problemasNão é possível usar

Perda de potência

Desligue e ligue o Sistema CFX Opus Dx.

unidades USB

154 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell DxApêndice D Bio-Rad Free and Open-Source
Notices for PCR ProductsThis document includes licensing information relating to free, open-source, and public-source softwareand data (together, the “MATERIALS”) included with or used to develop Bio-Rad products and services.
The terms of the applicable free, open-source, and public-source licenses (each an “OPEN LICENSE”)
govern Bio-Rad’s distribution and your use of the MATERIALS. Bio-Rad and the third-party authors,licensors, and distributors of the MATERIALS disclaim all warranties and liability arising from all use anddistribution of the MATERIALS. To the extent the OSS is provided under an agreement with Bio-Rad thatdiffers from the applicable OSS LICENSE, those terms are offered by Bio-Rad alone.
Bio-Rad has reproduced below copyright and other licensing notices appearing within the MATERIALS.
While Bio- Rad seeks to provide complete and accurate copyright and licensing information for all
MATERIALS, Bio-Rad does not represent or warrant that the following information is complete, correct, or
error-free. MATERIALS recipients are encouraged to (a) investigate the identified MATERIALS to confirm
the accuracy of the licensing information provided and (b) notify Bio-Rad of any inaccuracies or errors
found in this document so that Bio-Rad may update this document accordingly.
Certain OPEN LICENSES (such as the Affero General Public Licenses, Common Development andDistribution Licenses, Common Public License, Creative Commons Share-Alike License, Eclipse Public
License, Mozilla Public Licenses, GNU General Public Licenses, GNU Library/Lesser General Public
Licenses, and Open Data Commons Open Database License) require that the source materials be madeavailable to recipients or other requestors under the terms of the same OPEN LICENSE.
The corresponding open source software is available for download from the links in the section that
follows.

Manual de operação | 155Apêndice D Bio-Rad Free and Open-Source Notices for PCR Products

Avisos de software
M2Mqtt (paho.mqtt.m2mqtt)
Página inicial do projeto/sites de download:
https://m2mqtt.wordpress.com/
https://www.nuget.org/packages/M2Mqtt/
Site do código-fonte da Bio-Rad:https://github.com/bio-rad-lsg-open-source/Mqtt-4.3.0.0
Site do código-fonte externo:
https://github.com/eclipse/paho.mqtt.m2mqtt
Avisos de licenciamento de projeto:

Contrato de Usuário de Software da Fundação Eclipse
1º de fevereiro de 2011
Uso do conteúdo
A ECLIPSE FOUNDATION DISPONIBILIZA SOFTWARE, DOCUMENTAÇÃO,INFORMAÇÕES E/OU OUTROS MATERIAIS PARA PROJETOS DE CÓDIGO ABERTO(COLETIVAMENTE, "CONTEÚDO"). O USO DO CONTEÚDO É REGIDO PELOS TERMOSE CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E/OU PELOS TERMOS E CONDIÇÕES DOS
CONTRATOS DE LICENÇA OU AVISOS INDICADOS OU REFERIDOS ABAIXO. AO USARO CONTEÚDO, VOCÊ CONCORDA QUE SEU USO SERÁ REGIDO POR ESTE CONTRATO
E/OU OS TERMOS E CONDIÇÕES DE QUAISQUER CONTRATOS DE LICENÇA OU
AVISOS INDICADOS OU REFERIDOS ABAIXO. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM OSTERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO NEM COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DEQUAISQUER CONTRATOS DE LICENÇA OU AVISOS INDICADOS OU REFERIDOSABAIXO, VOCÊ NÃO PODERÁ USAR O CONTEÚDO.
Licenças aplicáveis
Salvo indicação em contrário, todo o Conteúdo disponibilizado pela
Fundação Eclipse é fornecido a você sob os termos e condições daLicença Pública Eclipse Versão 1.0 ("LPE"). Uma cópia da LPE é
fornecida com este Conteúdo e também está disponível em
http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html. Para os fins da LPE,
"Programa" significará o Conteúdo.

156 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Avisos de software

O conteúdo inclui, entre outros, código-fonte, código-objeto,documentação e outros arquivos mantidos no repositório de códigofonte da Fundação Eclipse ("Repositório") em módulos de software("Módulos") e disponibilizados como arquivos para download("Downloads").
l

l

l

l

O Conteúdo pode ser estruturado e empacotado em módulos para
facilitar a entrega, a extensão e a atualização do Conteúdo. Os
módulos típicos podem incluir plug-ins ("Plug-ins"), fragmentos
de plug-in ("Fragmentos") e recursos ("Recursos").
Cada Plug-in ou Fragmento pode ser empacotado como um subdiretório ou JAR (Java™ ARchive) em um diretório denominado"plugins".
Um Recurso é um pacote de um ou mais Plug-ins e/ou Fragmentos emateriais associados. Cada Recurso pode ser empacotado como um
subdiretório em um diretório chamado "recursos". Dentro de um
Recurso, os arquivos denominados "feature.xml" podem conter uma
lista de nomes e números de versão dos Plug-ins e/ou Fragmentos
associados a esse Recurso.
Os Recursos também podem incluir outros Recursos ("Recursos
Incluídos"). Dentro de um Recurso, os arquivos denominados "feature.xml" podem conter uma lista de nomes e números de versão
dos Recursos Incluídos.

Os termos e condições que regem os Plug-ins e Fragmentos devem estar
contidos em arquivos denominados "about.html" ("Sobre"). Os termos econdições que regem os Recursos e os Recursos Incluídos devem estar
contidos em arquivos denominados "license.html" ("Licenças deRecursos"). Sobre e Licenças de Recursos podem estar localizados em
qualquer diretório de um Download ou Módulo, incluindo, entre outros,
os seguintes locais:
l
l
l
l

l

O diretório de nível superior (raiz)
Diretórios de Plug-ins e Fragmentos
Dentro de Plug-ins e Fragmentos empacotados como JARs
Subdiretórios do diretório denominado "src" de determinados
Plug-ins
Diretórios de recursos

Observação: se um Recurso disponibilizado pela Fundação Eclipse for
instalado usando a Tecnologia de Provisionamento (conforme definido
abaixo), você deverá concordar com uma licença ("Licença de
Atualização de Recurso") durante o processo de instalação. Se o
Recurso contiver Recursos Incluídos, a Licença de Atualização deManual de operação | 157Apêndice D Bio-Rad Free and Open-Source Notices for PCR Products

Recurso deverá fornecer os termos e condições que regem os Recursos
Incluídos ou informar onde você pode localizá-los. As Licenças deAtualização de Recurso podem ser encontradas na propriedade "license"
dos arquivos denominados "feature.properties" em um Recurso. Sobre,
Licenças de Recursos e Licenças de Atualização de Recursos contêm os
termos e condições (ou referências a tais termos e condições) que
regem o uso do Conteúdo associado nesse diretório.
SOBRE, LICENÇAS DE RECURSOS E LICENÇAS DE ATUALIZAÇÃO DE RECURSOS
PODEM SE REFERIR À LPE OU A OUTROS CONTRATOS DE LICENÇA, AVISOS OUTERMOS E CONDIÇÕES. ALGUNS DESTES OUTROS CONTRATOS DE LICENÇA PODEM
INCLUIR (ENTRE OUTROS):
l

l

l

l

l

l

Licença de Distribuição Eclipse Versão 1.0 (disponível em
http://www.eclipse.org/licenses/edl-v1.0.html)
Licença Pública Comum Versão 1.0 (disponível em
http://www.eclipse.org/legal/cpl-v10.html)
Licença de Software Apache 1.1 (disponível em
http://www.apache.org/licenses/LICENSE)
Licença de Software Apache 2.0 (disponível em
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0)
Licença Pública Metro Link 1.00 (disponível em
http://www.opengroup.org/openmotif/supporters/metrolink/license.html)
Licença Pública Mozilla Versão 1.1 (disponível em
http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html )É SUA OBRIGAÇÃO LER E ACEITAR TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES ANTES DE
USAR O CONTEÚDO. Se nenhum Sobre, Licença de Recurso ou Licença de
Atualização de Recurso for fornecido, entre em contato com a Fundação
Eclipse para determinar quais termos e condições regem esse Conteúdo
específico.

Uso da tecnologia de provisionamento
A Fundação Eclipse disponibiliza software de provisionamento,
exemplos dos quais incluem, entre outros, p2 e Eclipse Update Manager("Tecnologia de provisionamento") com a finalidade de permitir que os
usuários instalem software, documentação, informações e/ou outros
materiais (coletivamente, "Software Instalável"). Esse recurso éfornecido com a intenção de permitir que esses usuários instalem,
estendam e atualizem produtos baseados em Eclipse. Informações sobreo pacote de Software Instalável estão disponíveis em
http://eclipse.org/equinox/p2/repository_packaging.html("Especificação").

158 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Avisos de softwareVocê pode usar a Tecnologia de Provisionamento para permitir queoutras partes instalem o Software Instalável. Você será responsável
por permitir que os contratos de licença aplicáveis relacionados ao
Software Instalável sejam apresentados e aceitos pelos usuários da
Tecnologia de Provisionamento de acordo com a Especificação. Ao usara Tecnologia de Provisionamento dessa maneira e disponibilizá-la deacordo com a Especificação, você afirma seu acordo e a aquisição detodos os direitos necessários para permitir o seguinte:
1. Uma série de ações pode ocorrer ("Processo de Provisionamento") em
que um usuário pode executar a Tecnologia de Provisionamento em uma
máquina ("Máquina de Destino") com a intenção de instalar, estenderou atualizar a funcionalidade de um produto baseado em Eclipse.
2. Durante o Processo de Provisionamento, a Tecnologia deProvisionamento pode fazer com que o Software Instalável deterceiros, ou parte dele, seja acessado e copiado para a Máquina deDestino.
3. De acordo com a Especificação, você fornecerá ao usuário os termos
e condições que regem o uso do Software Instalável ("Contrato deSoftware Instalável") e tal Contrato de Software Instalável deverá
ser acessado na Máquina de Destino de acordo com a Especificação. Tal
Contrato de Software Instalável deverá informar o usuário sobre os
termos e condições que regem o Software Instalável e solicitar aaceitação do usuário final da maneira prescrita em tal Contrato deSoftware Instalável. Mediante tal indicação de concordância por partedo usuário, a Tecnologia de Provisionamento completará a instalação
do Software Instalável.

Criptografia
O conteúdo pode conter software de criptografia. O país em que vocêestá localizado pode ter restrições quanto à importação, posse e uso
e/ou reexportação para outro país de software de criptografia. ANTESde usar qualquer software de criptografia, verifique as leis,
regulamentos e políticas do país referentes à importação, posse ou
uso e reexportação de software de criptografia para ver se isso épermitido.
Java e todas as marcas comerciais baseadas em Java são marcas
comerciais da Oracle Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros
países.
/LICENSE:
Consulte LPE-1.0 no apêndice Texto da Licença OSS Padrão deste documento.

Manual de operação | 159Apêndice D Bio-Rad Free and Open-Source Notices for PCR Products

Texto da licença aberta padrão
LPE 1.0
Licença Pública Eclipse - v 1.0
O PROGRAMA QUE ACOMPANHA ESTA LICENÇA FOI FORNECIDO DE ACORDO COM OSTERMOS DA LICENÇA PÚBLICA ECLIPSE ("CONTRATO"). QUALQUER USO,REPRODUÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA IMPLICA NA ACEITAÇÃO POR PARTE
DO BENEFICIÁRIO DESTE CONTRATO.
1. DEFINIÇÕES
"Colaboração" significa:a) para o Colaborador inicial, o código inicial e a documentação
distribuída nos termos deste Contrato, eb) para todos os Colaboradores subsequentes:i) alterações no Programa, eii) adições ao Programa;
sempre que tais alterações e/ou adições ao Programa originam de e são
distribuídas por aquele Colaborador específico. Uma Colaboração se"origina" de um Colaborador, se foi adicionada ao Programa por tal
Colaborador ou por qualquer um agindo em nome de tal Colaborador.
Colaborações não incluem adições ao Programa que: (i) sejam módulos
separados do software distribuídos junto com o Programa de acordo com
os termos do seu próprio contrato de licença, e (ii) não sejam
trabalhos derivados do Programa.
"Colaborador" é qualquer pessoa ou entidade que distribui o Programa.
"Patentes
Licenciadas"significa
reivindicações
depatentelicenciáveis por um Colaborador que são necessariamente violadas pelo
uso ou venda dessa Colaboração em si ou junto com o Programa.
"Programa" denota as Colaborações distribuídas de acordo com esse
Contrato.
"Beneficiário" indica qualquer pessoa que receba o Programa de acordo
com este Contrato, incluindo todos os Colaboradores.

160 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Texto da licença aberta padrão

2. CONCESSÃO DE DIREITOSa) Sujeitos aos termos desse Contrato, todos os Colaboradores
concedem ao Beneficiário uma licença de direitos autorais não
exclusiva, mundial, sem royalties para reproduzir, preparar trabalhos
derivados de, exibir publicamente, executar publicamente, distribuir
e sublicenciar a Colaboração de tal Colaborador, se houver, etrabalhos derivados da presente, na forma de código-fonte e códigoobjeto.
b) Sujeitos aos termos desse Contrato, todos os Colaboradores
concedem ao Beneficiário uma licença de patente não exclusiva,
mundial, sem royalties com Patentes Licenciadas para fazer, utilizar,
vender, oferecer para venda, importar e, de qualquer outra forma,transferir a Colaboração de tal Colaborador, se houver, em forma decódigo-fonte e código-objeto. Essa licença de patente é válida para a
combinação da Colaboração e do Programa se, no momento em que aColaboração for adicionada pelo Colaborador, essa adição daColaboração fizer com que tal combinação seja abrangida pelas
Patentes Licenciadas. A licença de patente não se aplica a nenhuma
outra combinação que inclua a Colaboração. Esta licença não abrange
nenhum hardware em si.
c) O Beneficiário entende que, apesar de todos os Colaboradores
concederem licenças às Colaborações aqui estabelecidas, não é
fornecida nenhuma garantia, de qualquer Colaborador, de que oPrograma não viola direitos de patente ou outros direitos depropriedade intelectual de qualquer outra entidade. Todos os
Colaboradores se isentam de qualquer responsabilidade com o
Beneficiário decorrente de reivindicações feitas por qualquer outra
entidade com base na violação de direitos de propriedade intelectual
ou outros. Como condição para exercer os direitos e licenças
concedidasnapresente,
todos
os
Beneficiários
assumemaresponsabilidade de garantir quaisquer outros direitos de propriedade
intelectual necessários, se houver. Por exemplo, caso uma licença depatente de terceiro seja necessária para permitir que o Beneficiário
distribua o Programa, é responsabilidade do Beneficiário adquirir tal
licença antes de distribuir o Programa.
d) Todos os Colaboradores declaram que, até o limite de seu
conhecimento, possuem os direitos autorais de suas Colaborações, sehouver, para conceder a licença de direitos autorais estabelecida
neste Contrato.
3. EXIGÊNCIASManual de operação | 161Apêndice D Bio-Rad Free and Open-Source Notices for PCR Products

Um Colaborador pode optar por distribuir o Programa na forma decódigo-objeto de acordo com seu próprio contrato de licença, desdequea) esteja em conformidade com os termos e condições deste Contrato; eb) seu contrato de licença:i) isente efetivamente todos os Colaboradores de todas as garantias econdições, implícitas ou explícitas, incluindo garantias ou condições
de título e não violação, garantias ou condições implícitas decomercialização e adequação a uma finalidade específica;ii) exclua efetivamente toda a responsabilidade dos Colaboradores por
indenizações diretas, indiretas, especiais, incidentais e causadas
por danos indiretos, como lucros cessantes;iii) declare que todas as cláusulas que divirjam deste Contrato serão
garantidas apenas por esse Colaborador e por nenhuma outra parte; eiv) declare que o código-fonte do Programa foi disponibilizado por
tal Colaborador e informe os licenciados sobre como obtê-lo de forma
razoável ou através de um meio comum para o intercâmbio de software.
Quando o Programa for disponibilizado em forma de código-fonte:a) deve ser disponibilizado de acordo com este Contrato; eb) uma cópia deste Contrato deve ser incluída em cada cópia do
Programa.
Os colaboradores não podem remover ou alterar quaisquer avisos dedireitos autorais contidos no Programa.
Cada Colaborador deve identificar- se como o criador de sua
Colaboração, se houver, de modo a permitir, de forma razoável, que os
Beneficiários subsequentes identifiquem o criador da Colaboração.
4. DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL
Os distribuidores comerciais do software podem aceitar certas
responsabilidades com relação aos usuários finais, parceiros denegócios e similares. Embora essa licença seja voltada para facilitaro uso comercial do Programa, o Colaborador que incluir o Programa em
uma oferta de produto comercial deverá fazê-lo de modo a não criar
uma possível responsabilidade para os demais Colaboradores. Portanto,
se um Colaborador incluir o Programa em uma oferta de produto
comercial, ele ("Colaborador Comercial") concordará em defender e

162 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Texto da licença aberta padrão

indenizar os demais Colaboradores ("Colaborador Indenizado") dequalquer perda, dano ou custo (coletivamente "Perdas") oriundos dereivindicações, processos e outras ações legais movidas por terceiros
contra o Colaborador Indenizado na medida causada pelos atos ou
omissões do Colaborador Comercial em relação à distribuição do
Programa em uma oferta de produto comercial. As obrigações nestaseção não são válidas para nenhuma reivindicação ou Perdas
relacionadas a qualquer real ou suposta violação de propriedade
intelectual. Para ser considerado um Colaborador Indenizado, énecessário: a) notificar imediatamente o Colaborador Comercial por
escrito dessa reivindicação, e b) cooperar com o Colaborador
Comercial e permitir que esse último controle a defesa e quaisquernegociações de acordo relacionadas. O Colaborador Indenizado podeparticipar nessa ação, a suas próprias custas.
Por exemplo, um Colaborador pode incluir o Programa em uma oferta deproduto comercial, o Produto X. O Colaborador será, então, um
Colaborador Comercial. Se esse Colaborador Comercial fizer afirmações
de desempenho ou oferecer garantias relacionadas ao Produto X, tais
garantias ou afirmações de desempenho serão de responsabilidade
apenas do Colaborador Comercial. De acordo com esta seção, oColaborador Comercial deverá defender os demais Colaboradores dasreivindicações relacionadas a essas alegações de desempenho egarantias, e, se um tribunal exigir que outro Colaborador indenize
qualquer dano, o Colaborador Comercial é quem deverá fazê-lo.
5. SEM GARANTIASALVO DETERMINAÇÃO EXPLÍCITA NESTE CONTRATO, O PROGRAMA É FORNECIDO"NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIAS OU CONDIÇÕES DEQUALQUER TIPO, IMPLÍCITAS OU EXPLÍCITAS INCLUINDO, ENTRE OUTRAS,QUALQUERGARANTIA
OU
CONDIÇÃO
DETÍTULO,NÃOVIOLAÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. Cada
Beneficiário é o único responsável por determinar a adequação do uso
e distribuição do Programa, e assume todos os riscos associados com o
exercício dos direitos concedidos por este Contrato, incluindo, entre
outros, riscos e custos dos erros do programa, conformidade com alegislação em vigor, dano ou perda de dados, programas ou
equipamentos e indisponibilidade ou interrupção das operações.
6. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADESALVO CASO DE DETERMINAÇÃO EXPLÍCITA NESTE CONTRATO, O BENEFICIÁRIO E
OS COLABORADORES NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER INDENIZAÇÃO
DIRETA, INDIRETA, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVA OU CAUSADA POR DANOManual de operação | 163Apêndice D Bio-Rad Free and Open-Source Notices for PCR Products

INDIRETO (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, LUCROS CESSANTES), E, SOB QUALQUER
POSSÍVELALEGAÇÃODERESPONSABILIDADE,SEJAEMCONTRATO,RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU CIVIL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU OUTROMOTIVO), DECORRENTES DE QUALQUER FORMA DE USO OU DISTRIBUIÇÃO DO
PROGRAMA, OU DO EXERCÍCIO DE QUALQUER DIREITO CONCEDIDO NA PRESENTE,MESMO QUE TENHAM SIDO ADVERTIDOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAL DANO.
7. GERAL
Caso qualquer cláusula deste Contrato seja inválida ou inexequível na
legislação em vigor, isso não afetará a validade ou aplicabilidade
dos demais termos deste Contrato, e, sem nenhuma outra ação daspartes deste, tal cláusula será emendada na menor medida necessária
para torná-la válida e exequível.
Se o Beneficiário ajuizar um litígio em matéria de patente contra
qualquer entidade (incluindo uma ação de regresso ou pedido
reconvencional em uma ação judicial) alegando que o Programa em si(excluindo combinações do Programa com outro software ou hardware)viola patente(s) desse Beneficiário, então, os direitos concedidos aesse Beneficiário na Seção 2 (b) cessarão a partir da data do
ajuizamento dessa lide.
Os direitos de todos os Beneficiários deste Contrato cessarão quando
esses não cumprirem algum termo ou condição material deste Contrato e
não consertarem essa falha em um período de tempo razoável após terem
tomado ciência dessa não conformidade. O Beneficiário concorda em
encerrar o uso e distribuição do Programa, assim que razoavelmente
praticável, se todos os seus direitos decorrentes deste Contrato
cessarem. Contudo, as obrigações do Beneficiário decorrentes deste
Contratoedequalquer
licença
concedida
pelo
Beneficiário
relacionada ao Programa devem continuar e sobreviver.
Todos podem copiar e distribuir cópias deste Contrato, mas, paraevitar inconsistências, o Contrato foi registrado e poderá sermodificado apenas da forma a seguir. O Administrador do Contrato
reserva- se o direito de publicar eventualmente novas versões
(incluindo revisões) deste Contrato. Nenhum outro Administrador deContrato tem o direito de modificar este Contrato. A Fundação Eclipseé o Administrador de Contrato inicial. A Fundação Eclipse podedelegar a responsabilidade de atuar como Administrador de Contrato a
uma entidade separada adequada. Todas as novas versões do Contrato
receberão um número de versão diferente. O Programa (incluindo as
Colaborações) sempre poderá ser distribuído nos termos da versão doContrato ao qual está submetido. Além disso, após a publicação de uma

164 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Texto da licença aberta padrão

nova versão do Contrato, o Colaborador pode optar por distribuir oPrograma (incluindo suas Colaborações) de acordo com versão nova.
Exceto quando explicitamente disposto nas Seções 2(a) e 2(b) acima, oBeneficiário não receberá direitos ou licenças de propriedade
intelectualdequalquer
Colaborador
neste
Contrato,
seja
explicitamente, por implicação, embargo ou qualquer outra forma.
Todos os direitos no Programa que não foram explicitamente concedidos
neste Contrato são reservados.
Este Contrato é regido pela legislação do Estado de Nova York e pela
legislação de propriedade intelectual dos Estados Unidos da América.
Nenhuma parte deste Contrato ajuizará uma ação legal relacionada aeste Contrato mais de um ano após o fato que deu causa à ação. Todas
as partes renunciam a seus direitos a um tribunal do júri em qualquer
lide deste decorrente.

Manual de operação | 165Apêndice D Bio-Rad Free and Open-Source Notices for PCR Products

166 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell DxApêndice E Referências
1.

Breslauer KJ et al. (1986). Predicting DNA duplex stability from the base sequence. Proc Natl Acad
Sci USA 83, 3,746–3,750.

2.

Sugimoto N et al. (1996). Improved thermodynamic parameters and helix initiation factor to predictstability of DNA duplexes. Nucleic Acids Res 24, 4,501–4,505.

Manual de operação | 167Apêndice E Referências

168 | Sistemas de PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx e CFX Opus Deepwell Dx

Bio-Rad Laboratories, Inc.
4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547

Bio-Rad3, boulevard Raymond Poincaré
92430 Marnes-la-Coquette, France
Tel.: +33 (0)1 47 95 60 00
Fax: +33 (0)1 47 41 91 33
bio-rad.com

Bio-RadLaboratories, Inc.
Website bio-rad.com USA 1 800 424 6723 Australia 61 2 9914 2800 Austria 00 800 00 24 67 23 Belgium 00 800 00 24 67 23 Brazil 4003 0399
Canada 1 905 364 3435 China 86 21 6169 8500 Czech Republic 00 800 00 24 67 23 Denmark 00 800 00 24 67 23 Finland 00 800 00 24 67 23
France 00 800 00 24 67 23 Germany 00 800 00 24 67 23 Hong Kong 852 2789 3300 Hungary 00 800 00 24 67 23 India 91 124 4029300 Israel 0 3 9636050
Italy 00 800 00 24 67 23 Japan 81 3 6361 7000 Korea 82 2 3473 4460 Luxembourg 00 800 00 24 67 23 Mexico 52 555 488 7670
The Netherlands 00 800 00 24 67 23 New Zealand 64 9 415 2280 Norway 00 800 00 24 67 23 Poland 00 800 00 24 67 23 Portugal 00 800 00 24 67 23
Russian Federation 00 800 00 24 67 23 Singapore 65 6415 3188 South Africa 00 800 00 24 67 23 Spain 00 800 00 24 67 23 Sweden 00 800 00 24 67 23
Switzerland 00 800 00 24 67 23 Taiwan 886 2 2578 7189 Thailand 66 2 651 8311 United Arab Emirates 36 1 459 6150 United Kingdom 00 800 00 24 67 23

Life ScienceGroup

10000135640 Ver E

US/EG

22-02380422

Sig 0122