価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：SVB
計装用プラグイン形変換器 M・UNIT シリーズ

直流入力変換器（広範囲出力）主な機能と特長●入出力間の直流的絶縁●入出力間耐圧2000V AC●高速応答形を用意（25ms以下）●デジタル入力指示計付を用意●最大30V 出力可能●許容負荷抵抗1500Ω（20mA 出力時）
●密着取付可能アプリケーション例●プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う

50

D：0～20mA DC（入力抵抗 50Ω）
E：0～16mA DC（入力抵抗 62.5Ω）
F：0～10mA DC（入力抵抗 100Ω）
G：0～1mA DC（入力抵抗 1000Ω）
H：10～50mA DC（入力抵抗 100Ω）
J：0～10μA DC（入力抵抗 1000Ω）
K：0～100μA DC（入力抵抗 1000Ω）
GW：-1～+1mA DC（入力抵抗 1000Ω）
FW：-10～+10mA DC（入力抵抗 100Ω）
Z：指定電流レンジ（入力仕様参照）◆電圧入力
1：0～10mV DC（入力抵抗 10kΩ以上）
15：0～50mV DC（入力抵抗 10kΩ以上）
16：0～60mV DC（入力抵抗 10kΩ以上）
2：0～100mV DC（入力抵抗 100kΩ以上）
3：0～1V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
4：0～10V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
5：0～5V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
6：1～5V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
4W：-10～+10V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
5W：-5～+5V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
0：指定電圧レンジ（入力仕様参照）

80②出力信号127（mm）

形式：SVB－①②－③④価格
基本価格 98,000円
加算価格
指示計付 +10,000円
・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項
・形式コード：SVB－①②－③④①～④は下記よりご選択下さい。
（例：SVB－6A－M2／E／K／Q）
・オプション仕様（例：／C01／S01）

①入力信号
◆電流入力
A：4～20mA DC（入力抵抗 250Ω）
A1：4～20mA DC（入力抵抗 50Ω）
B：2～10mA DC（入力抵抗 500Ω）
C：1～5mA DC（入力抵抗 1000Ω）◆電流出力
A：4～20mA DC（負荷抵抗 750～1500Ω)
B：2～10mA DC（負荷抵抗 1500～3000Ω）
C：1～5mA DC（負荷抵抗 3000～6000Ω）
D：0～20mA DC（負荷抵抗 750～1500Ω）
E：0～16mA DC（負荷抵抗 935～1875Ω）
F：0～10mA DC（負荷抵抗 1500～3000Ω）
G：0～1mA DC（負荷抵抗 15k～30kΩ）
DW：-20～+20mA DC（負荷抵抗 500～1000Ω）
FW：-10～+10mA DC（負荷抵抗 1000～2000Ω）
Z：指定電流レンジ（出力仕様参照）◆電圧出力
8：0～20V DC（負荷抵抗 2000Ω以上）
9：0～30V DC（負荷抵抗 3000Ω以上）
8W：-20～+20V DC（負荷抵抗 2000Ω以上）
0：指定電圧レンジ（出力仕様参照）
注） 電流出力形で負荷抵抗が上記範囲内でない場合、正常動作しませんのでご注意下さい。

③供給電源
◆交流電源
M2：100～240V AC（許容範囲 85～264V AC、47～66Hz）◆直流電源
R：24V DC（許容範囲 ±10％、リップル含有率 10％p-p以下）

SVB仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1307 Rev.9 Page 1/4

形式：SVB④付加コード（複数項指定可能）

出力仕様◆入力指示計無記入：なし／E：付き（0.0～100.0％表示）◆応答時間（0→90%）
無記入：標準応答形 0.5s以下／K：高速応答形 25ms以下◆規格適合
無記入：CE適合なし／CE：CE適合品（入力指示計コード「／E」は選択できません。）◆オプション仕様
無記入：なし／Q：あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）■電流出力（製作可能範囲）
・出力電流範囲：-20～+20mA DC
・スパン：1～40mA・出力バイアス：出力スパンの1.5倍以下
・許容負荷抵抗：変換器の出力端子間電圧が15V以上、30V以下になる抵抗値
ただし、0%出力値がマイナスになる場合は、10V以上、20V以内になる抵抗値■電圧出力（製作可能範囲）
・出力電圧範囲：-20～+30V DC(ただし、出力0%～出力100%の値が-10V～+12Vの範囲内の場合は、製作不可です。)
・スパン：10～50V
・出力バイアス：出力スパンの1.5倍以下
・許容負荷抵抗：負荷電流が10mA以下になる抵抗値

オプション仕様（複数項指定可能）◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）／C01：シリコーン系コーティング ＋1,000円／C02：ポリウレタン系コーティング ＋1,000円／C03：ラバーコーティング ＋1,000円◆端子ねじ材質／S01：ステンレス ＋500円

機器仕様
構造：プラグイン構造
接続方式：M3.5ねじ端子接続
端子ねじ材質：鉄にクロメート処理（標準）または、ステンレス
ハウジング材質：難燃性黒色樹脂
アイソレーション：入力－出力－電源間
出力範囲：約-10～+110%（0～20V DC時）
ゼロ調整範囲：-2～+2%（前面から調整可）
スパン調整範囲：98～102%（前面から調整可）■表示（入力指示計）
液晶デジタル表示：0.0～100.0%表示（最小桁0.1%）（スケーリング機能はありません）

入力仕様
■電流入力
入力端子取付用の抵抗器（0.5W）が付属します。
指定電流レンジ時は、入力抵抗値をご指定下さい。
■電圧入力
入力抵抗
スパン 10～100mV: 入力抵抗 10kΩ以上
スパン 0.1～1V: 入力抵抗 100kΩ以上
スパン 1V以上: 入力抵抗 1MΩ以上●製作可能範囲
・入力電圧範囲: -300～+300V DC・スパン: 10mV～600V
・入力バイアス: 入力スパンの1.5倍以下

設置仕様
消費電力・交流電源：
100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約6VA
264V ACのとき 約7VA
・直流電源：約3W
使用温度範囲：-5～+60℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
取付：壁またはDINレール取付
質量：約400g

性能（スパンに対する%で表示）
基準精度：±0.1％
表示精度：±（0.1% of FS＋1digit）
温度係数：±0.015％／℃
電源電圧変動の影響：±0.1％／許容電圧範囲
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：入力－出力－電源－大地間 2000V AC 1分間

適合規格
適合EU指令：電磁両立性指令（EMC指令）EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
低電圧指令
EN 61010-1
設置カテゴリⅡ、汚染度2
入力・出力－電源間 強化絶縁（300V）
入力－出力間 基本絶縁（300V）
RoHS指令SVB仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1307 Rev.9 Page 2/4

形式：SVB
外形寸法図（単位：mm）
本体取付用クランプ（上、下）80

6 54 37 81 280207.8DINレール（35mm幅）
取付の場合

2ーφ4.5取付穴（深さ15）50

8ーM3.5端子ねじ10712740（3.3）

50・密着取付可能

端子番号図（単位：mm）

12

入力抵抗器（REM）

6 5437 8

1 2

REMは電流信号入力のときに付きます。

ブロック図・端子接続図※2Z
入力信号＋−※1R

3低ドリフト
電圧増幅回路

絶回

縁路

S
出力回路

1 ＋
2 −

45電源回路

6出力信号

7 U（＋）

供給電源

8 V（−）

ソケット※1、電流入力時は入力抵抗器（R）が付きます。
※2、入力指示計付のみ

SVB仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1307 Rev.9 Page 3/4

形式：SVB●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

SVB仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1307 Rev.9 Page 4/4