Keysight Technologies
Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ
Data Sheet

卓越した測定を実現する技術革新

02 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

次世代のオシロスコープテクノロジー
Infiniium Sシリーズ オシロスコープは、革新的なテクノロジーの採用により、卓越した測定を実Infiniium Sシリーズ オシロスコープのすば現します。

らしさを知るには、ご自身で体験していた
だくのがベストです。

キーサイトの新しい10ビットADCと低雑音のフロントエンドテクノロジーにより、最大8 GHzの性能と業界最高のシグナルインテグリティーが得られます。さらに、キーサイトは、高速起動を実

デモをご希望の場合は、今すぐ計測お客様現できるフラッシュ・メモリ・ドライブ、タッチ操作が容易な15インチ静電容量方式ディスプレイ、窓口にお問い合わせください。

高速処理を可能にする高性能マザーボードを、最新のフレームに搭載しました。また、ほとんどの
キーサイトプローブおよびInfiniiumアプリケーションをご利用いただけます。

または、以下のサイトをご覧ください。

www.keysight.co.jp/find/S-Series

Infiniium Sシリーズは、500 MHz 〜 8 GHzの帯域幅を備えています。すべてのモデルは、15インチ大型静電容量方式タッチスクリーンを備えながら、奥行きがわずか
23 cmの小型サイズです。

アナログチャネル

DSOモデル（4個のアナログ
チャネル）

MSOモデル（4個のアナログ
チャネル＋16個の

アナログ
帯域幅

DSOS054A

MSOS054A

500 MHz

ADC

標準メモリ容量10100 Mポイント（2 ch時）
50 Mポイント（4 ch時）ビット数

帯域幅アップグレードのユーザーインストール

デジタルチャネル）DSOS104A

MSOS104A

1 GHz

DSOS204A

MSOS204A

2 GHz

DSOS254A

MSOS254A

2.5 GHz

DSOS404A

MSOS404A

4 GHz

DSOS604A

MSOS604A

6 GHz 1

DSOS804A

MSOS804A

8 GHz 1

1.

最大サンプリングレート

20 GSa/s（2 ch時）
10 GSa/s（4 ch時）

6 GHzおよび8 GHz帯域幅は、2チャネルモードでサポート。4つすべてのチャネルがオンの場合は、4 GHz帯域幅に制限されます。

可能

03 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

卓越した測定を実現する技術革新
業界最高のシグナルインテグリティー– 10ビットADC（最大8 GHz）による垂直軸分解能の向上– 低雑音のフロントエンドによる高精度な信号表示– わずか90 uVの雑音（1 mV/div、1 GHz帯域幅）– システムENOBは8以上– 最小−73 dBcのSFDR値– 2 mV/divの垂直軸スケーリングをハードウェアでサポート– 50 Ωと1 MΩの両方の経路にハードウェア帯域制限フィルターを内蔵– 補正フィルターによるフラットな周波数応答とbrick wallロールオフ– 固定ジッタ100 fs（代表値）という優れたジッタ特性– 帯域幅が8 GHzを上回るプレシジョンBNC

最高性能のプラットフォーム– 高度で柔軟性の高いInfiniiumユーザーインタフェース– マルチタッチ、握りやすいハンドル、タッチフィールドのサイズ変更などの機能を備えた
静電容量方式タッチスクリーン– Intel i5および8 GB RAMを搭載した高性能マザーボードによる高速処理– リムーバブル・フラッシュ・メモリ・ドライブ(SSD)による高速起動と、信頼性とセキュリ
ティーも向上– USB 3.0経由での高速データオフロード（最高200 MB/s）

さまざまな機能– 16個のデジタルチャネル（MSOモデル）– 豊富な機能を標準装備したソフトウェア（50種類を超える自動測定、16種類の演算機能、
ゲーティング、スペクトラムビュワー）– オプションのソフトウェアアプリケーションと柔軟なライセンスによる拡張：– さまざまなシリアルバスに対応できるプロトコルデコード／トリガ機能（オプション）– アイダイアグラムや、SDA、ジッタ、InfiniiScan、ディエンベディングによる測定など、幅広い解析アプリケーション– 業界標準への適合を確保するコンプライアンスアプリケーション– 100種類を超えるプローブのサポート（電流／電圧、アクティブ／パッシブ、1 MΩ/50 Ω入力）

04 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

業界最高のシグナルインテグリティー
卓越した測定を実現する、Sシリーズの次世代テクノロジーブロック
オシロスコープには、16個のカスタムASICとFPGAを搭載した20層の収集ボードが内蔵されています。新しいテクノロジーブロックにより、卓越したシグナルインテグリティーが実現でき、市場で販売されている他のポータブルオシロスコープでは得られない、優れた測定結果が得られます。

優れた10ビットADC各モデルには、サンプリングレートが40 GSa/sの業界最高速の10ビットADCが搭載されています。
これにより、2チャネルで20 GSa/s、4チャネルで10 GSa/sのサンプリングレートを実現できます。
– 8ビットオシロスコープの4倍を上回る垂直軸分解能– ADCのENOB（最大8.7）によるシステムENOB値の向上– 高分解能モードで最高12ビットの分解能– 従来の8ビットADCアーキテクチャーよりも、S/N比が向上– 2 mV/divの垂直軸スケーリングをハードウェアでサポート

キーサイトの新しい10ビットADC– 65 nm CMOS
（9 mm×14 mm）– 130 nm BiCMOSバッファ IC– 33 mmカスタムBGAパッケージ

優れた低雑音フロントエンド– 大量の量子化レベルに対応できる低雑音フロントエンドで10ビットADCを有効利用。すべてのSシリーズ オシロスコープが業界最小雑音のフロントエンドを搭載し、最大帯域幅8 GHzのポータブルオシロスコープを実現– 50 Ω入力と1 MΩ入力をサポート（それぞれ帯域制限フィルターをサポート）– アナログ/DSP帯域制限フィルターにより、不要なノイズを低減– 低雑音（1 GHz帯域幅で90 μV）で、小信号でも詳細に表示– 2 mV/divの垂直軸スケーリングをハードウェアでサポート（ADCとの組み合わせ）– 50 Ωと1 MΩの両方の経路にハードウェア帯域制限フィルターを内蔵– 金めっきプレシジョンBNC（定格帯域幅：＞8 GHz）
– 低インピーダンスの電子式アッテネータによる雑音の低減と信頼性の向上– 瞬時にモデルの帯域幅を拡張できるユーザーインストール可能なソフトウェアライセンス
Sシリーズのフロントエンドに搭載されている
130 nm BiCOMS ICなど3種類のカスタムICは、

ユーザー選択可能なアナログフィルターを備えているため、ソフトウェアライセンスにより帯域幅をアップグレードできます。

05 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

業界最高のシグナルインテグリティー（続き）
卓越した測定を実現する、Sシリーズの次世代テクノロジーブロック（続き）
優れたタイムベース
タイムスケール確度は、特に大容量メモリアプリケーションで重要です。
ジッタ測定は、高速システムの信頼性を確保するのに不可欠です。オシロスコープに関連する固有ジッタには、オシロスコープの内部ジッタが含まれており、この値が小さいほど、デバイスを正確に特性評価できます。 Sシリーズ オシロスコープは、
次世代のタイム・ベース・アーキテクチャーの採用により、高い時間確度を実現しています。
– 正確な大容量メモリ測定を可能にする12 ppbの業界最高性能タイムスケール
確度– 正確な特性評価を実現できる、固有ジッタ100 fs（代表値）の低ジッタ測定フロア

ハードウェアによる信号処理
Sシリーズ オシロスコープは高度なFPGAを搭載しており、高速かつ正確に信号を処理できます。このテクノロジーにより、業界最速の大容量メモリが実現でき、さらにハードウェアフィルターにより卓越した測定が可能です。
– ハードウェアベースのアルゴリズムでスクリーン上の描画（ピクセル配置）を迅速に行え、大容量メモリでも高速なパン／ズームを実現– 周波数応答補正フィルターで振幅と位相を補正したフラットな応答により、正確な波形を取得– ユーザー選択可能なハードウェア帯域幅制限補正フィルター（500 MHz 〜オシ
ロスコープの帯域幅）により、不要なノイズを低減。フロント・エンド・フィ
ルターの追加により、さらに帯域幅を制限可能– 2チャネル差動入力（チャネル1 〜 3またはチャネル2 〜 4）のサポート。差動プ
ローブは不要– DSPテクノロジーブロックにより、InfiniiSim、Precision Probe、イコライゼー
ションなどの高速ディエンベディングテクノロジー（オプション）をサポート

高速大容量メモリ
Sシリーズ オシロスコープは、業界最速の大容量メモリを備えています。4チャネル
すべてに50 Mポイントのメモリが標準装備されているので、高速なサンプリング
レートを維持しながら、長時間にわたる捕捉が可能です。高速な更新レートにより、大容量メモリを使用しても応答速度が落ちることなく、アナログ信号を正確に表示できます。

06 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

最高性能のプラットフォーム
卓越した測定を実現する、Sシリーズの次世代テクノロジー

Sシリーズ プラットフォームの標準機能
240 GBリムーバブルSSD– 高速起動– 信頼性を向上– セキュリティーを確保するために簡単に取り外し可能

高性能マザーボード– 8 GB RAM搭載の3 GHz Intel i5クワッド・コア・プロセッサにより、高度な演算や大容量メ
モリでも高速に計算– IO– イーサネット10/100/1000bT– 6個のUSBデバイスポート（前面に2個、側面に4個（2個はUSB 3.0））– DisplayPort/VGAビデオ出力。ドライバーは最大2台のディスプレイを同時サポート

高速データオフロード
オシロスコープデータに、アプリケーションからプログラムでアクセスする場合：– USB 3.0では、最高200 MB/sのオフロード– 1000bTイーサネットでは、最高80 MB/sのオフロード

タッチスクリーンの技術革新
Sシリーズは、静電容量方式のタッチスクリーンとWindows OSを搭載した、初のオシロスコープです。さらに、Infiniiumソフトウェアには、
ハンドル、タッチフィールドの拡大（タッチが有効の場合）、ジェスチャー
（マルチタッチ）など、タッチ操作しやすい拡張機能が数多く含まれてい
ます。

高速
オフロード

07 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

オシロスコープの概要
最大8 GHzの帯域幅、20 GSa/sのサンプリン
グレート、10ビットADC、低雑音のフロントエンドを備えたSシリーズでは、テスト対象の信号のアナログ特性を正確に表示できます。

雑音は、各信号ポイントの垂直位置に直接影響を与えます。雑音が少ないオシロスコープほど、垂直位置が正確です。Sシリーズ オシロスコー
プは、次世代テクノロジーの採用により、業界最小の雑音で測定できます。
右図は、4 GHz、5 mV/divのスケーリングで比較しています。

シグナルインテグリティーが優れているため、立ち上がり時間などの測定をより正確に表示できます。固有ジッタがきわめて低いため(75 fs)、
オシロスコープ自体がジッタ測定に与える影響が小さく、ジッタバジェッ
トのほとんどをデザインに利用できます。

μV雑音（5 mV/div、4 GHz帯域幅）

08 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

オシロスコープの概要：タイムドメイン
表示ウィンドウとスケール表記
水平軸と垂直軸、両方のスケールに値が表記されているので、容易に解釈できます。Infiniiumオシロスコープでは、1個の波形エリアに16個のグリッドを表示でき、最大8つの波形エリアを活用できます。

結果ウィンドウ
最大20個の測定結果を統計データとともに表示できます。各結果はソー
スごとにカラーコード化されます。その他のドキュメント作成用に測定
注釈表示をオンにできます。

演算と測定50種類を超える自動測定と統計処理機能、さらに16種類の独立した演算機能を標準装備しているため、さまざまなテストを解析できます。業界最多の16個の独立したゲートを利用して、測定や演算を特定の時間ウィ
ンドウに制限することができます。

09 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

オシロスコープの概要：周波数ドメイン
スペクトラムビュワー、制御機能、ゲーティッドFFT、10ビットADC、優れたSFDR値を備えたSシリーズ オシロスコープは、FFT測定に最適なオシロスコーププラットフォームです。

FFT
タイムドメインだけでなく、周波数ドメインも表示できます。スペクト
ラムビュワーの標準機能で、スタート／ストップ周波数、RBW、中心周
波数／スパンなどを設定して、FFTを実行できます。ピークテーブルや各リードアウトとして、ピークのたった周波数とそのパワー値を表示します。

ゲート間でのFFT
Infiniiumは、FFTなどでゲーティッド演算／解析をサポートしています。
標準装備された16個の独立ゲートを使用して、特定の時間ウィンドウを選択してFFT計算を行えます。タイムドメインのゲートをドラッグして、指定した期間のFFT測定の時間相関を表示できます。右側の例は、2つの同時FFTを示しています。

エンベロープ測定
バーストの立ち上がり時間を確認する必要がある場合には、エンベロー
プ演算の後、立ち上がり時間測定を実行して、バーストのAM復調波形を取得できます。

10 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

オシロスコープの概要：周波数ドメイン（続き）
広帯域マルチチャネルFFT
1 GHzより広い信号スペクトラム帯域幅や複数のFFTを同時に表示する必要はありますか？オシロスコープは、スペクトラム・アナライザより広い帯域幅を備え、1台の測定器当たり4つのポート（チャネル）を標準装備しています。
Infiniium Sシリーズを使用すれば、最大8 GHzの広帯域測定と最大16個の同時FFTが行えます。ダウンコンバーターと組み合わせれば、さらに広い

チャネル数

帯域幅の信号を解析できます。

最大
4個

Sシリーズ

2

UXA

510 MHz

1 GHz

PXA

1個

0 MHz

帯域幅

510 MHz
帯域幅

2

1

Vシリーズ

1

Zシリーズ

PXA＋
オシロ
スコープ
1.2 GHz

3

1 GHz

帯域幅

8 GHz

帯域幅

13 GHz帯域幅

32 GHz
帯域幅

RF信号スペクトラム帯域幅
1.
2.
3.

1

S、V、Zシリーズ 2チャネル（フル帯域幅）、4チャネル（ハーフ帯域幅）。
最高50 GHzの搬送波。
3.6 GHz 〜 50 GHzの搬送波。

このOFDMの例では、Infiniiumのレーダーバーストの捕捉／解析機能を使用しています。

Sシリーズで捕捉したデータを使用したVSAの解析結果。
位相雑音は−121 dBc/Hz(10 kHz)、−122 dBc/Hz(100 kHz)。

... 63 GHz
帯域幅

11 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

オシロスコープの概要：周波数ドメイン（続き）
従来のタイムドメイン仕様だけで、オシロスコープがRF/マイクロ波／ミリ波測定に適切かどうかを判断するのは困難です。Sシリーズ オシロスコー
プは、補正フィルター、低雑音フロントエンド、10ビットADCを備えているので、広帯域RFアプリケーションに使用できます。Sシリーズの代表的なRF特性を以下に示します。このページの下に、特性評価の結果をグラフで示します。

8 GHz Sシリーズ オシロスコープの測定結果から得られたRF特性（代表値）
感度／ノイズ密度– 1 mV/div、−38 dBmレンジ– パワースペクトラム密度測定（1.0001 GHz中心周波数、500 kHzスパン、3 kHz RBW）

−160 dBm/Hz

雑音指数– 上の測定から導出

14 dB

S/N比／ダイナミックレンジ– 0 dBm、1 GHzの入力搬送波、0 dBmのオシロスコープ入力レンジ– 1 GHz中心周波数、100 MHzスパン、1 kHz RBW、中心から＋20 MHzで測定

108 dB

絶対振幅確度– 0 〜 7.5 GHz±1 dB

リニア位相からのずれ– 0 〜 7.5 GHz± 7°

位相雑音(1 GHz)
– 10 kHzオフセット– 100 kHzオフセット−121 dBc/Hz−122 dBc/Hz

EVM−47 dB(0.47 %)スプリアス応答（0 dBm信号、0 dBm入力レンジ）
スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ(SFDR)– 入力信号＝1 GHz、0 dBm、FFT=5 GHzスパン、3 GHz中心周波数、100 kHz RBW

72 dB

第2高調波歪み– 入力信号＝1 GHz、0 dBm、FFT=5 GHzスパン、3 GHz中心周波数、100 KHz RBW−64 dBc

第3高調波歪み– 入力信号＝1 GHz、0 dBm、FFT=5 GHzスパン、3 GHz中心周波数、100 KHz RBW−46 dBc– 802.11規格、2.4 GHz搬送波、20 MHz幅、64 QAM

2トーン3次インターセプト(TOI)ポイント– 入力トーン＝0 dBm、2.436 GHz/2.438 GHz（2 MHz間隔）、FFT=2.437 GHz中心周波数、10 MHzスパン、
30 kHz RBW、8 dBm入力レンジ
入力整合– ＜50 mV/div、0 〜 7 GHz– ≧50 mV/div、0 〜 7 GHz

Sシリーズで捕捉したデータを使用したVSAの解析結果。25 dBmの優れたTOIを示しています。

＋21.5 dBm

−15 dB、1.4 VSWR
−19 dB、1.25 VSWR

Sシリーズで捕捉したデータを使用したVSAの解析結果。IEEE 802.11規格64QAMのEVMは0.47 %です。

12 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

オシロスコープの概要：ユーザーインタフェース
Infiniiumオシロスコープは、優れたユーザビリティーを備えていることで定評がありました。Sシリーズ オシロスコープに標準装備されている次世
代Infiniiumユーザーインタフェースでは、機能がさらに向上しています。

カスタム表示– スライダーを使用して、結果と波形を表示するスペースの割合を変更できます– タブ付きレイアウトを使用すれば、ドッキングを解除して、ウィン
ドウを外部モニターに移動できます– 各波形ウィンドウに1個、2個、4個または16個のグリッド（ユーザー選択可能）を同時に表示可能で、波形を別々にスケーリング／表示できます

ドキュメントの品質向上と作成時間の短縮– 水平軸の値と垂直軸の値が明確に表示されるので、すばやく確認できます– ブックマーク、測定コールアウト、ダイナミック・デルタ・マーカーの読み値を使用して、注釈を追加できます– ファイルに保存しなくても、右クリックでイメージをコピーできます– 多目的ボタンを使用すれば、ファイル名の数値が自動的に更新されるので、画面イメージを簡単に保存できます– 波形、メモリ、演算、セットアップを1つの.oscファイルに簡単に保存でき、後でオシロスコープまたはPCでリコールできます– 画面イメージを.jpg、.png、.gif、.tiffとして保存できます

最高のユーザビリティー（タッチスクリーンなど）
さまざまなテストを検討した結果、他のオシロスコープには見られない
タッチスクリーンの技術革新が生まれました。以下はすべて業界初です。
– クリック1回でハンドルが表示され、これまでマウスが必要だった
マーカー、トリガレベル、波形表示を、タッチ操作できます– ズームやパンニングなどのマルチタッチ（ジェスチャー）をサポート
しています– タッチボタンのオン／オフ時に自動的に解像度の調整が行われ、指やマウスに合わせてフィールドが最適化されます13 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

オシロスコープの概要：ユーザーインタフェース（続き）
カスタム・マスク・エディター
画面上に最大15個のポイントをドラッグ・アンド・ドロップして、マスクファイルを数秒で作成できます。

解析ギャラリー
解析ギャラリーに解析／測定オプションの一覧がグラフィック表示されるので、簡単に目的のテストを見つけて、実行できます。

14 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

外部モニターの使用
タブ付きレイアウトを使用すれば、ドッキングを解除して、ウィンドウを外部モニターに移動できます。

Sシリーズは、VGAとDisplayPort IOの両方をサポートしています。

Infiniiumオフラインアプリケーション

結果をデスク上で表示／解析できます。オシロスコープファイルを保存すれば、オシロスコープを使用しなくても、PCで波形を表示／解析できます。

波形演算、フィルタリング、FFTスペクトラム解析を使用すれば、より詳細な解析が可能です。プロトコルデコードの表示、ジッタの解析、ア
イダイアグラムの表示が必要な場合には、Infiniium Offlineを使用して、これらすべてを詳細に解析できます。

15 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

N8900A Infiniiumオフラインのオーダーオプション
オプション

概要

N8900A-001

InfiniiumオフラインPCベースライセンス、トランスポータブル永久ライセンス

N8900A-002

DSAバンドル（EZJIT、EZJIT+、EZJIT Complete SDA）、トランスポータブル永久ライセンス

N8900A-003

解析バンドル（InfiniiSim、イコライゼーション、UDFを含む）、トランスポータブル永久ライセンス

N8900A-004

ロー・スピード・プロトコル・バンドル、トランスポータブル永久ライセンス

N8900A-005

ハイ・スピード・プロトコル・バンドル、トランスポータブル永久ライセンス

N8900A-006

PAM解析バンドル、トランスポータブル永久ライセンス

N8900A-007

Infiniiumオフライン・ソフトウェア・パッケージのアドオン（2016用）、トランスポータブル永久ライセンス

MSOの概要MSOモデルは、16の高速タイミングチャネルと128 Mポイントの標準デジタルメモリを備え、2 GSa/sの高速サンプリングレートで長時間にわたってデータを捕捉できます。DSOはすべてMSOにユーザーアップグレード可能です。アップグレードに要する時間は5分足らずです。
デジタルチャネルを使えば、制御信号の相関、最大16ビット幅のデータ
バスを評価できます。シンボルを用いれば、波形も容易に解釈できます。

MSO測定アプリケーション– 特定の制御／データ・フロー・イベントのトリガと表示– デジタルチャネルを使用したプロトコルトリガ／デコード（I²C、

SPI、RS-232C、JTAG、USBなど）– FPGAデバッグポートからのデータの捕捉– パワー・レール・シーケンスのタイミング相関のトリガとモニター– アナログチャネルと併用して、最大20チャネルを同時トリガ

16 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

プロトコルアプリケーションシステムのシリアルバスが、デバッグやテストの重要なポイントになる場合は、キーサイトのプロトコルデコード／トリガ・アプリケーション・パッ
ケージを使用して、生産性を高めることができます。このソフトウェアは、DSO/MSOの物理層の収集データを特定のプロトコル用にパケット変換
して、パケットレベルのトリガ条件を指定できます。
時間相関トラッキングマーカーを使って、物理層とプロトコル層の両方の情報を迅速に読み取れます。プロトコルコンテンツを波形やリストに表示することもできます。

17 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

プロトコルアプリケーション（続き）
オプションのアプリケーションの概要

ライセンスタイプ
固定

フローティング

ユーザーインストールの工場インストール済み（オシロスコープの新規購入 トランスポータブル時）またはユーザーインス
ライセンス
トール（既存のオシロ
スコープ）

サーバーライセンス（N5435Aオプション）

8B/10B

N5384A-1FP

N5384A-1TP

003

ARINC 429/MIL-STD-1553プロトコル−

N8842A-1TP

106

プロトコル

DVI

N5384A-1FP

N5384A-1TP

003

HDMI

N5384A-1FP

N5384A-1TP

003

I²C、SPI、RS-232C/UARTプロトコルトリガ／デコード

N8800B-1FP

N8800B-1TP−

I²C/SPIプロトコルデコード

N5391B-1FP

N5391B-1TP

006

JTAGプロトコルデコード

N8817B-1FP

N8817B-1TP

038

MIPI® CSI-3(M-PHY®)プロトコルデコード

N8820B-1FP

N8820B-1TP−

MIPI DigRF® v4

N8807B-1FP

N8807B-1TP

047

MIPI D-PHYSMプロトコルデコード

N8802B-1FP

N8802B-1TP

036

MIPI LLIプロトコルデコード

N8809B-1FP

N8809B-1TP

049

MIPI RFFEプロトコルデコード

N8824B-1FP

N8824B-1TP

072

MIPI UniProSMプロトコルデコード

N8808B-1FP

N8808B-1TP

048

SPMIプロトコルトリガ／デコード

N8845A-1FP

N8845A-1TP

114

PCI Express Gen1/Gen2プロトコルトリガ／デコード®

N5463B-1FP

N5463B-1TP

032

Generic Raw：NRZプロトコルデコード

−2

−2

−2

Generic Raw：PAM-4プロトコルデコード

−3

−3

−3

RS-232C/UARTプロトコルトリガ／デコード

N5462B-1FP

N5462B-1TP

001

SATA/SASプロトコルデコード

N8801A-1FP

N8801A-1TP

035

SVIDプロトコルデコード

N8812B-1FP

N8812B-1TP

054

USB 2.0プロトコルトリガ／デコード

N5464B-1FP

N5464B-1TP

034

USB 3.0プロトコルデコード

N8805B-1FP

N8805B-1TP−

USB 3.0 SuperSpeed Inter-Chip(SSIC)プロトコルデコード 1

N8819B-1FP

N8819B-1TP−

088

10/100イーサネット・プロトコル・トリガ／デコード

N8825B-1FP

N8825B-1TP

USB 3.1プロトコルトリガ／デコード

N8821A-1FP

N8821A-1TP

092

USB-PDプロトコルトリガ／デコード

N8837A-1FP

N8837A-1TP

096

ユニバーサル・フラッシュ・ストレージ(UFS)プロトコルデコー
ド

N8818B-1FP

N8818B-1TP

063

eSPI/Quad eSPIプロトコルトリガ／デコード

N8835A-1FP

N8835A-1TP

091

CAN/LIN/FlexRay/CAN-FDプロトコルトリガ／デコード

N8803C-1FP

N8803C-1TP

103

N8803A/B CAN/LIN/FlexRayプロトコルトリガ／デコードが、
CAN-FDをサポートするようにアップグレード

N8803C-2FP

N8803C-2TP−

I2Sプロトコルトリガ／デコード

N8811A-1FP

N8811A-1TP

105

1.
2.
3.

サーバーライセンスは外部PCで動作し、GUIからサーバーに接続することにより、90日間チェックアウト（持ち出し）できます。フローティングライセンスやトランスポータブル
ライセンスを別のオシロスコープに移動するには、KLMを使用します。これは、オンラインでも、USBメモリドライブを介しても可能です。
SDA（6.0以上のファームウェア）に標準で付属しています。
PAM4およびSDA（6.0以上のファームウェア）が必要です。

18 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

解析アプリケーション
詳細な解析を瞬時に実行できる、さまざまな解析機能

InfiniiScan
表示できても、ハードウェアトリガで指定できない複雑なイベントでト
リガできます。この革新的なソフトウェアは、収集した何千もの波形サ
イクルをスキャンして、異常な信号動作を特定します。複数のオシロス
コープチャネルで最大8個のゾーンを選択できます。

SDA（シリアルデータ解析）
埋め込みクロックを使用した高速シリアルインタフェースのシグナルイ
ンテグリティーを迅速に検証できます。埋め込みクロックをリカバリー
し、アイダイアグラムを作成／検証できます。SDAは、8B/10Bデータ
向けにソフトウェアベースのトリガ／デコード機能も備えています。

EZJIT、EZJIT Plus、EZJIT Complete
使用頻度の高いジッタ測定を評価できます。EZJIT PlusはRj/Dj分離を自動化し、EZJIT Completeは垂直軸雑音を詳細に評価します。
詳細については、ジッタに関するデータシートを参照してください。

19 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

解析アプリケーション（続き）
詳細な解析を瞬時に実行できる、さまざまな解析機能（続き）
クロストーク解析
最大4つの信号（1つのビクティムと3つのアグレッサー）の近端クロス
トーク(NEXT)と遠端クロストーク(FEXT)を同時に測定できる業界初のア
プリケーションソフトウェアにより、困難なクロストークの問題も簡単に解決できます。
– アグレッサーとビクティムの識別– クロストーク量のレポート– クロストークの除去および解析

PAM-4解析
PAM-4解析ツールを使用すれば、アイベースとレベルベースの測定を簡
単に実行できます。アイの幅、アイの高さ、アイのスキュー、レベルの平均値、RMS、各レベルの幅の他に、以下を測定できます。
– 各しきい値のデータ・タイム・インターバル・エラー– 6種類の各PAM-4遷移の立ち上がり／立ち下がり時間– CTLE/FFE/DFEイコライゼーションのサポート– ビット・エラー・レート測定：累積および収集毎

20 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

解析アプリケーション（続き）
詳細な解析を瞬時に実行できる、さまざまな解析機能（続き）

PAM-4解析（続き）
EZJITアプリケーションやInfiniiScanアプリケーションを使用すれば、リミットテストを適用して、バーストエラーを検出し、波形上でエラーが発生している場所を表示することができます。

MultiScope
複数のオシロスコープを接続することにより、最大40個のアナログチャネルを同時に表示できます。2台、5台、または10台のオシロスコープを接続
し、校正してスキューを除去することができます。

21 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

その他のアプリケーション
ナショナルインスツルメンツ用ドライバーLabVIEW プラグアンドプレイとIVI-Cドライバーに対応(ni.com/idnet)

ベクトル信号解析
89601B ベクトル信号解析ソフトウェアを使用して、オシロスコープの機能を拡張できます。オシロスコープからデータを取り出して、無線通信のスペクトラム解析やデジタル変調解析を行うことができます。

ユーザー定義関数によるMATLABの統合
オシロスコープにMATLABをインストールして、.mスクリプトを演算子として使用できます。オシロスコープのデータをMATLABにエクスポー
トして、直接解析できます。右側のFFTウォーターフォール／スペクト
ログラムは、MATLABで実行可能な処理の例です。N8831Aと一緒にオプ シ ョ ン001
（MATLABベ ー シ ッ ク の 場 合 ）ま た は オ プ シ ョ ン002
（MATLABアドバンスドの場合）をご注文ください。

オプションのアプリケーションの概要

ライセンスタイプ
固定

フローティング工場インストール済み（オシロスコープの新規購入時）またはユーザーインス
トール（既存のオシロスコープ）

ユーザーインストールの サーバーライセンス（N5435Aオプション）
トランスポータブル
ライセンス

DSOS000-DSA（新規購入時のみ）−

003および055026

解析

DSA（EZJIT Complete/SDAバンドル）
イコライゼーションエミュレーション

N5461B-1FP

N5461B-1TP

EZJIT

E2681B-1FP

E2681B-1TP

002

EZJIT Plus

N5400B-1FP

N5400B-1TP

001

EZJIT Complete垂直軸雑音解析

N8823B-1FP

N8823B-1TP

067

InfiniiScan

N5415B-1FP

N5415B-1TP

004

InfiniiSim Basic

N5465B-3FP

N5465B-3TP

026

InfiniiSim Advanced

N5465B-1FP

N5465B-1TP

027

OSA（オシロスコープ・シグナル・アナライザ）

W2650A−−

消費電力

U1882B-1FP

U1882B-1TP−

PrecisionProbe

N2808A-1FP

N2808A-1TP

044

シリアルデータ解析

N5384A-1FP

N5384A-1TP

003

UDF（ユーザー定義関数）

N5430B-1FP

N5430B-1TP

005

MATLAB/UDF（ユーザー定義関数）バンドル

N8806A-1FP−−

クロストーク解析ツール

N8833B-1FP

N8833B-1TP

084

PAM-4

N8836A-1FP

N8836A-1TP

094– 2台のオシロスコープ

N8834A-AFP

N8834A-ATP085– 5台のオシロスコープ

N8834A-BFP

N8834A-BTP

086– 10台のオシロスコープ

N8834A-CFP

N8834A-CTP

090

MultiScope

22 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data SheetInfiniium Sシリーズの標準機能

15インチXGAディスプレイにより、アナログ／デジタル信号や、スペクトラム／プロトコルをはっきりと表示できます
静電容量方式ディスプレイにより、高速タッチ制御が可能で、マルチタッチジェスチャーをサポートしています
表示：最大8個の波形ウィンドウ。各エリアには最大16個のグリッドを表示できます
ドラッグ・アンド・ドロップにより、高速測定を実現できます測定– 50種類を超える自動測定– 最大20個の測定の同時表示– ユーザーがサイズ／位置／情報をカスタマイズ
できる結果ウィンドウ– X/Yマーカー（デルタ値の変動も表示可能）

解析– 20種類の演算子（FFTやフィルターを含む）– 最大16個の演算機能（組み合わせ可能）ウィンドウ表示：アナログ、演算、スペクトラム、測定結果（同時表示／タブ表示、ドッキング解除可能）

内蔵10 MHz REF入力／出力ポートを使用してシステムで複数の測定器を同期できます

XGA/DisplayPortビデオ出力ポートに、外部モニターを接続できます

ミックスド・シグナル・オシロスコープ(MSO)モデルは、4個のアナログチャネルと16個のデジタルチャネルをシームレスに統合します

標準のUSB 2.0/3.0/LANポートにより、高速
データオフロード、USB 2.0/3.0/LANデバイスのサポート／接続が可能です
トリガ入力／出力ポートにより、オシロスコー
プと他の測定器を簡単に同期できます23 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

専用のシングル収集ボタンにより、単発のイベントを簡単に捕捉できます
水平遅延ノブを押すと、遅延が0に設定されます

ズームボタンにより、2画面ズームモードを簡単に使用できます
高速大容量メモリにより、パンやズームがすばやく行えます

オートスケールを使用すると、アナログ／デジタルのアク
ティブ信号をすばやく表示できます。メモリが最適化され、最も確認しやすい垂直軸、水平軸、トリガコントロールが自動的に設定されます
デジタル・チャネル・ボタンにより、デジタルチャネルの設定がすばやく行えます
シリアル・デコード・ボタンにより、シリアルデコードの設定がすばやく行えます
各チャネル専用のフロント・パネル・コントロールがあり、垂直軸と水平軸のスケールとオフセットを簡単に設定できます
微調整／粗調整コントロールは、水平／垂直感度ノブを押すだけで簡単に切り替えられます
内蔵USBポートを使用すれば、作業結果の保存や、システム
ソフトウェアの更新がすばやく行えます

金めっき精密BNCは、コネクタ経由

AutoProbeインタフェースは、プロー

でも8 GHzを超える帯域幅を実現しブの減衰比を自動的に設定し、キーサイ

ますトのアクティブプローブに電源を供給します24 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

コンプライアンスアプリケーション
業界標準シリアルバスへの適合をテストする必要がある場合
Sシリーズは、多くのアプリケーションをサポートしています。

オプションのアプリケーションの概要

ライセンスタイプ
固定

フローティング工場インストール済み ユーザーインストール サーバーライセンス（オシロスコープの新規 のトランスポータブル （N5435Aオプション）購入時）またはユーザー ライセンス
インストール（既存のオシロスコープ）
コンプライアンス（詳細については、個々のアプリケーションのデータシートを参照）

最小必要帯域幅(GHz)

BroadR-Reach

N6467B-1FP

N6467B-1TP

N5435A-062

DDRバンドル：DDR1/2/3/4を含む

N5459B-1FP

−

−

1

DDR1（200 〜 1067 MT/s）

U7233B-1FP

U7233B-2FP

N5435A-021

1〜4

DDR2＋LPDDR2（400 〜 1067 MT/s）

N5413C-1FP

N5413C-1TP

N5435A-037

2〜4

DDR3＋LPDDR3（800 〜 1067 MT/s）

U7231C-1FP

U7231C-1TP

N5435A-053

4

eMMC

N6465B-1FP

N6465B-1TP

N5435A-061

1

イーサネット

N5392C-3FP

N5392C-3TP

N5435A-008

1

イーサネット＋EEE

N5392C-1FP

N5392C-1TP

N5435A-060

1

10 GBase-T

U7236B-1FP

U7236B-1TP

N5435A-023

2.5

HDMI 1.4

N5399D-3FP

N5399D-3TP

N5435A-011

8

MHL 2.0

N6460C-3FP

N6460C-3TP

N5435A-050

8

MIPI D-PHY

U7238D-1FP

U7238D-1TP

N5435A-022

4

MIPI M-PHY

U7249D-1FP

U7249D-1TP

N5435A-043

6

MOST

N6466B-1FP

N6466B-1TP

N5435A-068

1.5

PCI Express Gen4

N5393G-3FP

N5435A-112

2.5

UDA（ユーザー定義アプリケーション）

N5467C-1FP

N5467C-1TP

N5435A-058

0.5

UHS-I

N7246B-1FP

N7246B-1TP−

1

UHS-II

N6461B-1FP

N6461B-1TP

N5435A-052

6

USB 2.0

N5416B-1FP

N5416B-1TP

N5435A-017

2

HSIC

U7248C-1FP

U7248C-1TP

N5435A-042

2

XAUI

N5431B-1FP

N5431B-1TP

N5435A-018

6

さらに高速のシリアルバスもテストする必要がある場合
キーサイトのZシリーズ、90000Aシリーズ、Vシリーズをご検討ください。

25 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

プローブの概要
Sシリーズ オシロスコープは、1 MΩと50 Ωの両方の経路を備えています。このため、50 Ω経路しかサポートしていない高性能オシロスコープと比べて、幅広いプローブに柔軟に対応できます。
すべてのSシリーズ オシロスコープに、4本のパッシブプローブが標準で付属しています。また、約100種類の幅広い電流／電圧プローブをサポートしています。下表に、Sシリーズで一般的に使用されるプローブを示します。
プローブおよびアクセサリの詳細については、

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5968-7141EN.pdf を参照してください。

プローブタイプ

以下の測定に最適

推奨プローブのモデル番号

パッシブプローブ

500 MHzまでのシングルエンド電圧

N2873A（標準で4本付属）

InfiniiMaxアクティブプローブ

差動／シングルエンド電圧

1130A/31A/32A/34A、1168A/69A

差動／シングルエンド／コモンモード電圧

N2830A/31A/32A(InfiniiMode)

InfiniiModeアクティブプローブ

シングルエンド／差動／コモンモード電圧

N2750A-52A

シングルエンド・アクティブ・
プローブ

2 GHzまでのシングルエンド電圧

N2795A、N2796A、N2797A（温度負荷試験用）

汎用差動プローブ

CMRRの高い、7 kVまでの高電圧差動信号

N2790A、N2791A、N2818A、N2819A、N2891A

電流プローブ

大電流、AC/DC（mA 〜数百A）

1146B、1147B、N2780B-83B、N2893A

高感度電流、AC/DC（数十uA 〜 A）

N2820A、N2821A

高電圧（最大4 kVのピークパルス）

10076B

汎用（最大1.5 GHz）

N2870A 〜 N2876A

シングルエンド/2 GHz/±24 Vオフセット

N7020A

パッシブプローブ
パワー・レール・プローブ

26 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

プローブ／アクセサリの概要
N7020A パワー・レール・プローブ
オシロスコープ本体のオフセット制限以上にオフセット設定をしたい
ケースはありませんか？電源ラインにのっているリップルノイズを、拡大スケールで低ノイズに観測したいことはありませんか？ 50 ΩのDC負荷インピーダンスではDCの電圧降下が生じますが、十分な高いインピー
ダンスを確保できていますか？パワーレールプローブは、電源ノイズを正確に効率的にモニターできる電源ノイズ観測専用のプローブです。
±24 Vのオフセットをプローブ側でかけられ、±850 mVのダイナミッ
クレンジを持っています。1:1分圧比の低ノイズ性能のプローブで、帯域は2 GHzまで対応します。50 kΩの高いインピーダンスにより、電圧降下の影響を最小限に抑えることができます。
詳細については、www.keysight.co.jp/find/N7020A を参照してください。

N2750Aシリーズ InfiniiModeアクティブプローブ
これらのアクティブプローブは、1.5/3.5/6 GHzの帯域幅とInfiniiMode
動作モードを備えています。これらのプローブを使用すれば、オシロス
コープの各種機能にすばやくアクセスできます。
さ ら に、 ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ（10:1で10 Vpp）と オ フ セ ッ ト レ ン ジ（±15 V）
が広いため、さまざまな測定に使用できます。
詳細については、www.keysight.co.jp/find/InfiniiMode を参照してく
ださい。

N2820Aシリーズ 高感度電流プローブ
小電流を測定する必要がある場合には、N2820Aシリーズ 高感度電流プ
ローブを用いれば、50 uA 〜 5 Aの測定が可能です。10ビットADCを備えた低雑音のSシリーズで使用すれば、高解像度の電流測定を実現できます。また、このプローブを使用して最小3 μVの微小電圧を測定することも可能です。
詳細については、www.keysight.co.jp/find/N2820A を参照してください。

27 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

キーサイトの製品ラインナップの比較

InfiniiVision

Infiniium

ファミリー

6000 Xシリーズ

9000シリーズ

Sシリーズ

90000Aシリーズ

特長

最高速の更新速度と最低価格（最大6 GHz）

4 GHzまでの測定優れたシグナルインテ
グリティー（最大8 GHz）

優れたシグナルインテ
グリティー（最大13 GHz）

有効帯域幅

500 MHz 〜 6 GHz

600 MHz 〜 4 GHz

500 MHz 〜 8 GHz

2.5 〜 13 GHz

標準メモリ容量／チャネル（2チャネル）

4 Mポイント

40 Mポイント100 Mポイント

40 Mポイント

ADCビット数

8

8

10

8

帯域幅フィルターあり

20 MHz（1 MΩ入力のみ）あり。広範囲あり。広範囲

帯域幅補正フィルター

なし

なし

あり

あり

プローブ入力50 Ωおよび1 MΩ50 Ωおよび1 MΩ50 Ωおよび1 MΩ

50 Ω

マザーボードおよびOSなし。内蔵Intel Core 2 Duo、Win7

Intel i5クワッドコア、Win7 Intel Core 2 Duo、Win7標準内蔵ドライブ

なし

HDD

リムーバブルSSD

HDD

BNC入力

従来のBNC

従来のBNC

プレシジョンBNC

プレシジョンBNC

MSOモデル

あり

あり

あり

なし

フレーム容量の比較

1/2倍

1倍

1倍

2倍

Infiniium Sシリーズは、高性能オシロスコープの機能と幅広い汎用機能を兼ね備えています。

28 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

アクセサリ
取り外し簡単なフラッシュ・メモリ・ドライブによるセキュリティーの向上
すべてのSシリーズ モデルに、フラッシュ・メモリ・ドライブが標準で付属しています。このため、起動時間が短縮され、信頼性が向上します。
また、フラッシュ・メモリ・ドライブを簡単に取り外せるので、セキュリティーの高い状態で保管できます。さらにセキュリティーの高い環境が必要な場合は、N2746SでWindows 7搭載のフラッシュ・メモリ・ド
ライブを追加できます。

オシロスコープの輸送、飛行機への持ち込み
Cruzer社がキーサイトのInfiniium Sシリーズ オシロスコープ用のケースを作成しました。この堅牢な輸送用ハードケースは、製品番号3F13120411JでCruzer社(http://www.casecruzer.com/
oscilloscope/3f1312-0411j.html)から直接取り寄せることができます。
出荷時の質量（アクセサリを除くSシリーズ本体）は23.4 kgです。

オシロスコープのラックマウント
N2902B ラック・マウント・キットを使用して、Sシリーズ オシロスコー
プを高さ8U、幅19インチ(487 mm)のラックに取り付けることができます。この頑丈なキットのフロントパネルにはBNCコネクタが追加されており、Sシリーズ モデルのBNC入力／出力信号に使用できます。

29 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

デモウィザードやUSBデモボードを使用してすばやく確認
デモウィザードの波形を使用した評価
キーサイトでは、Sシリーズ オシロスコープを短時間で評価していただ
くため、さまざまな信号や測定値を捕捉しました。デモウィザードを使用すれば、オシロスコープの機能を短時間でご理解いただけます。大量のライブ信号を作成・測定する必要はありません。

測定例
例えば、FFTウィンドウを前に表示して、以下を確認できます。
値が表記されたスケール軸で個々のスペクトラムを表示できるビュワー、

X/Yデルタマーカー値の更新、FFTピークテーブルなどカスタマイズ可能
な結果表示ウィンドウ

N2867A USBデモボード
マウス、USBドライブ、その他のデバイスとオシロスコープを接続してターゲットに容易にアクセスできます。簡単な評価やオシロスコープの操作トレーニングに使用できます。
ボードには、D+、D-、5 V、グランドの配線があるので、電圧、電流、パワーなどの測定を実行できます。

30 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

Sシリーズのオーダー構成
Sシリーズのオーダー構成
1.
2.
3.
4.
5.

校正オプションとアクセサリオプション

必要な帯域幅の選択

MSOまたはDSOの選択
必要なソフトウェアアプリケーションの選択
メモリ容量アップグレードの選択
その他のプローブおよびアクセサリの選択（オス）-SMA（メス）アダプター
プレシジョンBNC（2個）（スタンドアロンPN：54855-67604)

DSOS000-821

17025準拠校正

DSOS000-1A7

17025認定校正

DSOS000-AMG

ANSI Z540準拠校正

DSOS000-A6J

Sシリーズ ラックマウントキット（高さ8U）

N2902B

Win7搭載SSDの追加

N2746S

GPIB-LANアダプター

N4865A

アナログチャネル

DSOモデル（4個のアナログ
チャネル）

MSOモデル（4個のアナログチャネル＋16個のデジタルチャネル）

アナログ
帯域幅

DSOS054A

MSOS054A

500 MHzDSOS104A

MSOS104A

1 GHz

DSOS204A

MSOS204A

2 GHz

DSOS254A

MSOS254A

2.5 GHz

DSOS404A

MSOS404A

4 GHz

DSOS604A

MSOS604A

6 GHz 1

DSOS804A

MSOS804A

8 GHz 1

1.
2.

最大サンプリングレート

20 GSa/s（2 ch時）
10 GSa/s（4 ch時）

ADC

標準メモリ容量10100 Mポイント（2 ch時）
50 Mポイント（4 ch時）

ビット数

6 GHzおよび8 GHz帯域幅は、2チャネルモードでサポート。4つすべてのチャネルがオンの場合は、4 GHz帯域幅に制限されます。
MSOアップグレードの場合、ユーザーインストール校正を推奨しますが追加料金が必要です。

メモリオプション
1オシロスコープチャネルあたりのメモリ（4チャネル/2チャネルモード）

工場インストール済みオプション（オシロスコープの新規購入時）

50 Mポイント/100 Mポイント

DSOS000-050

100 Mポイント/200 Mポイント

DSOS000-100

200 Mポイント/400 Mポイント

DSOS000-200

400 Mポイント/800 Mポイント

DSOS000-400

標準の付属アクセサリ
すべてのモデルに標準で付属：N2873A 500 MHzパッシブプローブ4本、プローブ・アクセサリ・
ポーチ、Keysight I/Oライブラリスイート、各国用電源ケーブル、フロント・パネル・カバー、
8 GHz BNC校正ケーブル、キーボード、マウス。
ユーザーガイドとプログラマーズガイドは、オシロスコープのドライブに入っています。サービス
ガイドはKeysight.co.jp から入手できます。MSOモデルには、16チャネル・フライング・リード・
セット・ロジック・プローブ、ケーブル、校正フィクスチャも付属しています。

ユーザーによる
帯域拡張

Yes 2

31 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

投資の保護
メモリ、帯域幅、デジタルチャネル、ソフトウェアアプリケーションを追加して、オシロスコープの機能を拡張できます。

メモリを追加すれば、時間軸を遅く設定した場
合でも、高速サンプリングレートを維持しながら長時間捕捉できます。捕捉メモリの追加は、新規購入時も購入後も可能です。

すべてのSシリーズ オシロスコープは、製造ラインで、同じハードウェアを用いて8 GHzまで校正されています。Sシリーズ オシロスコープの帯域幅は、より広い帯域幅に1分以内でユー

メモリアップグレード
1オシロスコープチャネルあたりのメモリ（4チャネル/2チャネルモード）

購入後のアップグレード（既存のオシロスコープへの追加）

50 Mポイント/100 Mポイントから100 Mポイント/
200 Mポイントへのアップグレード

N2113A-100

100 Mポイント/200 Mポイントから200 Mポイント/
400 Mポイントへのアップグレード

N2113A-200

200 Mポイント/400 Mポイントから400 Mポイント/
800 Mポイントへのアップグレード

N2113A-400

ザーアップグレードできます。

帯域幅アップグレード

DSOS8GBW

8 GHz帯域幅へのアップグレード

N2901E MSOアッ プグレー ド キット に より、
DSOモデルをMSOに1分以内でアップグレード

DSOS6GBW

6 GHz帯域幅へのアップグレード

DSOS4GBW

4 GHz帯域幅へのアップグレード

できます。

DSOS2G5BW

2.5 GHz帯域幅へのアップグレード

DSOS2GBW

2 GHz帯域幅へのアップグレード

DSOS1GBW

1 GHz帯域幅へのアップグレード

N2901Eアップグレードの内容– 1×E5383A フライング・リード・プロー
ブ（01650-61609プローブチップ）– 1×54904-61622 MSOリ ボ ン ケ ー ブ ル（E5383Aをオシロスコープに接続）– 1×5090-4833 グラバー・キット・アセ
ンブリー（ICクリップ20個入り）– 1×5959-9334 プローブグランド（2インチ）（5本入り）– 1×MSOステッカー（オシロスコープの背面用）

MSOチャネルの校正用– 1×1250-3817 BNC-プローブ・チップ・
アダプター– 1×1250-0080 BNC（メス-メス）バレル

注記：ユーザーインストール校正を推奨しますが追加料金が必要です。

32 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data SheetInfiniium Sシリーズの性能特性
垂直軸
DSO/MSOモデル

S-054A

S-104A

S-204AS-254AS-404A

S-604A

S-804A

垂直軸：オシロスコープチャネル

DSOモデル：アナログ4

入力チャネル数

MSOモデル：アナログ4＋デジタル16
アナログ帯域幅（−3 dB）

50 Ω 1500 MHz

1 GHz

2 GHz

2.5 GHz

4 GHz

6 GHz 68 GHz 61 MΩ500 MHz

500 MHz

500 MHz

500 MHz

500 MHz

500 MHz

500 MHz

垂直軸分解能 2、3

10ビット（高分解能モードでは最高12ビット）

立ち上がり時間／立ち下がり時間（代表値）
10 % 〜 90 % 4

860 ps430 ps215 ps172 ps107.5 ps

71.7 ps

53.8 ps

立ち上がり時間／立ち下がり時間（代表値）
20 % 〜 80 % 5620 ps

310 ps155 ps124 ps77.5 ps51.7 ps

33.8 ps

ENOB（代表値）

8.1

7.8

7.5

7.4

7.2

6.8

6.4

入力インピーダンス 1

50 Ω：±3.5 %（±1 %（25 ℃）、代表値）
1 MΩ：±1 %（14 pF（代表値））
50 Ω：1 mV/div 〜 1 V/div

入力感度 3

1 MΩ：1 mV/div 〜 5 V/div
入力カップリング50 Ω：DC
1 MΩ：AC（＞11 Hz）、DC

帯域制限フィルター（アナログ）

20 MHz、200 MHz（50 Ωと1 MΩの両方の経路）

DSP補正／帯域制限フィルター

オシロスコープの定格帯域幅まで500 MHzステップ

DC 〜 100 MHz：50 dB

チャネル間アイソレーション

100 MHz 〜 1 GHz：40 dB＞1 GHz：30 dB

DC利得確度

1、2、3

フル分解能（5 mV/div 〜 1 V/div、代表値）でフルスケールの±1 %フル分解能でフルスケールの±2 % 1

最大入力電圧 1

50 Ω：±5 V
1 MΩ：300 VrmsまたはDCおよび±400 Vpp（DC＋AC）

オフセットレンジ

オフセット確度 1、3

50 Ω

1 MΩ

垂直軸感度

使用可能なオフセット

垂直軸感度

使用可能なオフセット

すべての垂直軸レンジ±12 divまたは±4 V、どちらか小さい方＜10 mV/div±2 V≧10 mV/div±5 V≧20 mV/div±10 V≧100 mV/div±20 V≧1 V/div±100 V

オフセット＜2 Vの場合、±0.1 div±2 mV±（オフセット設定の1 %）オフセット≧2 Vの場合、±0.1 div±2 mV±（オフセット設定の1.5 %）ダイナミックレンジ 7

DC電圧測定確度 250 Ω：画面中央から±4 div

1 mV 〜 100 mV、−30 dBcの2次高調波歪み

1 MΩ：画面中央から±4 div

101 mV 〜 5 mV、−20 dBcの2次高調波歪み

デュアルカーソル：±［（DC利得確度）＋（分解能）］
シングルカーソル：±［（DC利得確度）＋（オフセット確度）＋（分解能/2）］

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

保証されている仕様を表します。その他はすべて代表値です。仕様は、30分間のウォームアップ後、ファームウェア校正温度±5 ℃以内で有効です。オシロスコープディスプレ
イ内に波形の振幅値がすべて表示されるようにV/divスケーリングが調整されている場合に、入力インピーダンスは有効です。
垂直軸分解能＝フルスケールの0.4 %（≦5 GSa/s）またはフルスケールの0.1 %（10 GSa/sまたは20 GSa/s）。
50 Ω入力：フルスケールは8 div（垂直軸）と定義されています。2 mV/div未満では拡大され、フルスケールは16 mVと定義されています。
メジャースケール設定は、5 mV、10 mV、20 mV、50 mV、100 mV、200 mV、500 mV、1 Vです（最大サンプリングレート時）。
1 MΩ入力：フルスケールは8 div（垂直軸）と定義されています。2 mV/div未満では拡大され、フルスケールは16 mVと定義されています。
メジャースケール設定は、5 mV、10 mV、20 mV、50 mV、100 mV、200 mV、500 mV、1 V、2 V、5 Vです（最大サンプリングレート時）。
Tr＝0.43/BWに基いた計算値。
Tr＝0.31/BWに基いた計算値。
6 GHzおよび8 GHz帯域幅は、2チャネルモードでサポート。4つすべてのチャネルがオンの場合は、4 GHz帯域幅に制限されます。
10:1プローブ（1 MΩ入力）の場合は、垂直軸のスケールに10を乗算します。

33 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data SheetInfiniium Sシリーズの性能特性（続き）
RMSノイズフロア（Vrms(AC)、50 Ω入力）
垂直軸設定(V/div)

S-054A

S-104A

S-204AS-254AS-404A

S-604A

S-804A

1 mV/div

74 μV

90 μV

120 μV

130 μV

153 μV

195 μV

260 μV

2 mV/div

74 μV

90 μV

120 μV

130 μV

153 μV

195 μV

260 μV

5 mV/div

77 μV

94 μV

129 μV

135 μV

173 μV

205 μV

320 μV

10 mV/div

87 μV

110 μV

163 μV

172 μV

220 μV

256 μV390 μV

20 mV/div

125 μV

163 μV233 μV254 μV

330 μV446 μV620 μV

50 mV/div

372 μV456 μV

610 μV

650 μV

768 μV

1.3 mV

1.4 mV

100 mV/div

0.78 mV

0.96 mV

1.2 mV

1.3 mV

1.6 mV

2.3 mV

3.1 mV

200 mV/div

1.6 mV

2.0 mV

2.6 mV

2.8 mV

3.4 mV

4.9 mV

6.4 mV

500 mV/div

3.5 mV

4.2 mV

5.5 mV6 mV

7.3 mV

10.0 mV

13.3 mV

1 V/div

5.1 mV

6.8 mV

9.2 mV

10.1 mV

12.5 mV

17.6 mV

24.1 mV

垂直軸：デジタルチャネル
入力チャネル数

16個のタイミングチャネル

アナログ帯域幅

400 MHz

しきい値選択ユーザー定義、TTL、5.0 V CMOS、3.3 V CMOS、2.5 V CMOS、ECL、PECL

ユーザー定義しきい値範囲±8.00 V、10 mVステップ

最大入力電圧±40 Vピーク

しきい値確度±（100 mV＋（しきい値設定の3 %））入力ダイナミックレンジ

しきい値を中心に±10 V

最小入力電圧スイング

500 mV p-p

入力インピーダンス

プローブチップで100 kΩ±2 %（並列容量8 pF）

チャネル間スキュー

500 ps（代表値）

解像度

1ビット

34 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data SheetInfiniium Sシリーズの性能特性（続き）
水平軸
水平軸システム：オシロスコープチャネル
メインタイムベース範囲

5 ps/Div 〜 50 s/Div

分解能

1 ps

モード

リアルタイム5 ps 〜 200 s

等価時間

5 ps 〜 5 μs

セグメント

5 ps 〜 200 s

ロールモード5 ps 〜 1,000 s

基準位置

水平軸表示範囲にわたって連続的に調整可能

水平位置範囲

0 〜±500 s

遅延掃引範囲

1 ps/div 〜現在のメイン・タイム・スケール設定

タイムスケール確度 1、8±（12 ppb初期値＋75 ppb/年の経年変化）

オシロスコープのチャネルスキュー補正
範囲−1 ms 〜＋1 ms

固有ジッタ 6
（サンプリング・クロック・ジッタ）

収集時間レンジ（デルタ・タイム・ 内部基準
インターバル）＜1 μs(100 ns/div)

100 fs rms

100 fs rms

10 μ（
s 1 μs/div）

123 fs rms

123 fs rms

100 μ（s 10 μs/div）

138 fs rms

138 fs rms

1 ms（100 μs/div）

145 fs rms

145 fs rms

10 ms(1 ms/div)

200 fs rms

145 fs rms

チャネル間固有ジッタ 3

100 fs rms

チャネル間スキュードリフト 3、7＜500 fs rms

ジッタ測定フロア

外部基準

2– タイム・インターバル・エラー

22
 ノイズフロア  + ( 固有ジッタ ) スルーレート – 周期ジッタ2

2– サイクル間/Nサイクルジッタ●2
 ノイズフロア  + ( 固有ジッタ )スルーレート22
 ノイズフロア
3 
 + ( 固有ジッタ )スルーレート●チャネル間ジッタ測定フロア 2、3、5

1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.

2

2

 タイム・インターバル・ タイム・インターバル・  チャネル内  エラー（エッジ1）
 + エラー（エッジ2）
 +  固有ジッタ 


 
 

2

保証されている仕様を表します。その他はすべて代表値です。仕様は、30分間のウォームアップ後、ファームウェア校正温度から±5 ℃以内で有効です。
最大サンプリングレート。ノイズおよびスルーレートは、固定電圧測定しきい値、信号の中央付近で測定。表示信号の垂直方向へのクリッピングなし。正弦波のスルーレート＝（ピーク信号振幅）● 2 ● π ● f、高速ステップのスルーレート〜＝（10 〜 90 %の立ち上がり時間）。
チャネル内＝同じチャネルの両方のエッジ、チャネル間＝異なるチャネルの2つのエッジ。タイム・インターバル・エラー（エッジ1）＝最初のエッジのタイム・インターバル・エラー
測定フロア、タイム・インターバル・エラー（エッジ2）＝2番目のエッジのタイム・インターバル・エラー測定フロア。
オシロスコープチャネルおよび信号インターコネクトを測定前にスキュー補正。
Wenzel 501-04608A 10 MHz基準を使用して測定された外部タイムベース基準値。固有ジッタ値は、タイム・インターバル・エラーの式の収集時間範囲と、すべての2エッジの式のエッジ間のデルタ時間に依存します。
±5 ℃の温度変化に起因するチャネル間のスキュー。
初期＝工場校正またはユーザー校正の直後。

35 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data SheetInfiniium Sシリーズの性能特性（続き）
水平軸（続き）水平軸システム：オシロスコープチャネル（続き）
デルタ時間測定確度 2、3、4、5– チャネル内– アベレージングなし– 256回のアベレージング


± 5



2
2

タイム・インターバル・ タイム・インターバル・  タイム  デルタ  エラー（エッジ1）
 + エラー（エッジ2）
 +  スケール確度   時間   
 
 

 
 


●


5
±
16


●

●

2
2

タイム・インターバル・  タイム・インターバル・   タイム
  デルタ  エラー（エッジ1）
 +  エラー（エッジ2）
 +   スケール確度  時間   
 
 

 
 

●

– チャネル間– アベレージングなし– 256回のアベレージング

2.
3.
4.
5.


5

±




2
2
2
タイム・インターバル・ タイム・インターバル・  チャネル内  ++
エラー（エッジ1）
 エラー（エッジ2）
  固有ジッタ 
 

 
 

 タイム  デルタ    チャネル内




スケール確度   時間    スキュードリフト
 
 




●


5
16
±




●

●

2
2
2
タイム・インターバル・ タイム・インターバル・  チャネル内  
エラー（エッジ1）
 + エラー（エッジ2）
 +  固有ジッタ 
 

 
 

 タイム  デルタ    チャネル内




スケール確度   時間    スキュードリフト
 
 



●

最大サンプリングレート。ノイズおよびスルーレートは、固定電圧測定しきい値、信号の中央付近で測定。表示信号の垂直方向のクリッピングなし。正弦波のスルーレート＝（ピーク信号振幅）● 2 ● π ● f、高速ステップのスルーレート〜＝（10 〜 90 %の立ち上がり時間）。
チャネル内＝同じチャネルの両方のエッジ、チャネル間＝異なるチャネルの2つのエッジ。タイム・インターバル・エラー（エッジ1）＝最初のエッジのタイム・インターバル・エラー
測定フロア、タイム・インターバル・エラー（エッジ2）＝2番目のエッジのタイム・インターバル・エラー測定フロア。
読み値は表示されたデルタ時間測定確度の測定値です。デルタ時間測定確度の計算式に示されているタイムスケール確度の値を2倍にしないでください。
オシロスコープチャネルおよび信号インターコネクトを測定前にスキュー補正。

36 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data SheetInfiniium Sシリーズの性能特性（続き）
データ収集／トリガ
データ収集：アナログチャネル
最大リアルタイム・サンプリング・ 4×10 GSa/sまたは2×20 GSa/s
レート
標準メモリ容量50 Mポイント×4チャネル、100 Mポイント×2チャネル

メモリオプション

オプション100：100 Mポイント×4チャネル、200 Mポイント×2チャネル
オプション200：200 Mポイント×4チャネル、400 Mポイント×2チャネル（シングル／実行モード）
オプション400

サンプリングモード

サンプリングレート

2チャネル

4チャネル

20 GSa/s

800/400 Mポイント−

10 GSa/s

400/200 Mポイント

400/200 Mポイント≦5 GSa/s

536/268 Mポイント

400/200 Mポイント

リアルタイムリアルタイム＋パケット検出
高分解能（11/12ビットをユーザー選択）
等価時間

セグメントメモリ

バースト信号を最高サンプリングレートで捕捉し、バーストオフ期間にはメモリを消費しません
セグメント間の最小時間＝3.3 μs
メモリ長：

50 M

100 M

200 M

400 M

最大セグメント数：

8192

16384

32767

65536

ロール
（5 ps 〜 1,000 s）
フィルター

Sin(X)/x補間

デジタル収集：デジタルチャネル
最大リアルタイム・サンプリング・ 2 GSa/s
レート

1チャネルあたりの最大メモリ容量

128 M/64 Mポイント（2 GSa/sの場合）。64 M/32 Mポイント（サンプリング＜2 GSa/sの場合）。
（シングル／実行モード）

グリッチ検出最小幅

2 ns

DSO/MSOモデル

S-054A

S-104A

S-204AS-254AS-404A

200 MHz

1 GHz

2.5 GHz

S-604A

S-804A

トリガ：アナログチャネル
チャネル1/2/3/4、補助、ライン
最大トリガ周波数（50 Ω経路）

フル帯域幅

感度（エッジトリガ）

3 GHz帯域幅
20 MHz＞2.5 GHz

1 MΩ

＜5 mV/div＜0.7 div＜1.4 div（最大500 MHz）

＞5 mV/div＜0.3 div＜0.5 div

50 Ω＜5 mV/div＜0.15 div＜0.2 div＜0.3 div＜0.45 div

＜1.6 div＞5 mV/div

0 div

0 div

0 div

＜0.1 div＜0.6 div＜0.8 div（最大500 MHz）

トリガレベル範囲：任意のチャネル チャネル1/2/3/4：50 Ω：画面中央から±4 div
チャネル1/2/3/4：1 MΩ：画面中央から±4 div
補助：±5 V（50 Ω）（最大入力：5 Vpp）
掃引モード

自動、トリガ、シングル

表示ジッタ 2、3、4（トリガジッタ）

520 fs rms

トリガホールドオフ範囲

100 ns 〜 10 s

トリガ動作

トリガ条件発生時の動作（および動作の頻度）を指定します
動作には、トリガ時のメール送信や、ユーザー設定の実行などがあります

トリガ結合

1.
2.
3.
4.

50 Ωおよび1 MΩ：DC、またはAC：(10 Hz)低周波除去（50 kHzハイパスフィルター）、高周波除去（50 kHzローパ
スフィルター）

保証されている仕様を表します。その他はすべて代表値です。仕様は、30分間のウォームアップ後、ファームウェア校正温度から±5 ℃以内で有効です。
内部エッジ・トリガ・モード（ジッタフリー補正オン）。値は、オシロスコープの設定およびトリガ信号の特性に依存し、タイムスケール確度の最小値を使用した、上の式に示されているタイム・インターバル・エラー値と等しくなります。
示されている値は、DSOS404Aの100 mV/divでの表示ジッタの代表値を表します（500 mVpp 2 GHz正弦波信号でトリガ）。
最大サンプリングレート。ノイズおよびスルーレートは、固定電圧トリガしきい値、信号の中央付近で測定。表示信号の垂直方向へのクリッピングなし。

37 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data SheetInfiniium Sシリーズの性能特性（続き）
トリガ
トリガ：MSOモデルのデジタルチャネル
しきい値範囲（ユーザー定義）±8.0 V、10 mVステップ

しきい値確度±（100 mV＋（しきい値設定の3 %））トリガモードエッジ（アナログ／デジタル）

任意のチャネルの指定したスロープ（立ち上がり、立ち下がり、立ち上がり／立ち下がり交互）と電圧レベルでトリガします。

エッジ遷移（アナログ）

指定した時間より長い時間または短い時間で、2つの電圧レベルを通過する立ち上がりまたは立ち下がりエッジでトリガします。エッジ遷移は最小250 psから設定できます。

エッジ後のエッジ（時間）（アナログ／デジタル）

トリガはエッジで判定されます。指定された10 ns 〜 10 sの範囲内の時間遅延の後、選択された任意の1つの入力の立ち上がり／立ち下がりエッジでトリガが発生します。

エッジ後のエッジ（イベント）（アナログ／デジタル）

トリガはエッジで判定されます。指定された1 〜 16,000,000の範囲内の立ち上がり／立ち下がりエッ
ジの遅延の後、選択された任意の1つの入力の立ち上がり／立ち下がりエッジでトリガが発生します。

グリッチ（アナログ／デジタル）

波形内の最も短いパルスよりも狭い幅と極性を指定することにより、波形内の他のパルスよりも短いグリッチでトリガします。グリッチ範囲設定は、パルス幅設定と同じです。

パルス幅（アナログ／デジタル）

指定したパルス幅より広いパルスまたは狭いパルスでトリガします。パルス幅レンジの設定は、アナ
ログチャネルでは250 ps 〜 10 s、デジタルチャネルでは2 ns 〜 10 sです。

1 GHzおよび500 MHzモデル

最小検出可能パルス幅：

2 GHzおよび2.5 GHzモデル

最小検出可能パルス幅：

4 GHz、6 GHz、8 GHzモデル

最小検出可能パルス幅：

ラント（アナログ）

1つのしきい値と交差した後、もう1つのしきい値と交差せずに、最初のしきい値ともう一度交差した

150 ps（アナログチャネル）
1 ns（デジタルチャネル）
100 ps（アナログチャネル）
1 ns（デジタルチャネル）
50 ps（アナログチャネル）
1 ns（デジタルチャネル）

タイムアウト（アナログ／デジタル）

パルスでトリガします。設定ラントは、設定パルス幅と同じです。

チャネルが一定の時間ハイ、ロー、または一定のレベルを継続した場合にトリガします。
設定タイムアウトは、設定パルス幅と同じです。

パターン／パルス範囲（アナログ／デジタル）

チャネルの指定されたロジックの組み合わせが開始するか、終了するか、指定された時間だけ存在す
るか、指定された時間範囲内に入るか、タイムアウトした場合にトリガします。各チャネルは、ハイ(H)、ロー (L)、ドントケア(X)のいずれかの値を取ることができます。

ステート（アナログ／デジタル）

1つのチャネルの立ち上がり、立ち下がり、または立ち上がり／立ち下がりエッジが交互にクロックセットアップ／ホールド（アナログ）

回路のセットアップ、ホールド、またはセットアップ／ホールド違反でトリガします。任意の2つの入力（補助、ラインを除く）チャネルのクロック信号とデータ信号がトリガソースとして必要です。セッ
トアップ／ホールド時間を指定する必要があります。

ウィンドウ（アナログ）

指定された電圧範囲に入ったとき、出たとき、内部にあるときにトリガします。

プロトコルパケット（ハードウェア・シリアル・トリガ）

指定されたプロトコルオプション、I2C、SPI、CAN、LIN、RS-232C/UART、SVID、USB、PCIe® Gen 1が必要です。

ゾーンクオリファイ

InfiniiScanソフトウェアオプションが必要です。最大8つのユーザー描画ゾーン間でソフトウェアベー
スでトリガします。各ゾーンで、ユーザーは「交差する」または「交差しない」を指定します。ゾーンは複数のチャネル上で描画できます。また、論理式を使用して組み合わせることもできます。

となるパターントリガ。

38 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data SheetInfiniium Sシリーズの性能特性（続き）
測定と演算
測定と演算
演算機能は、チャネル、メモリ、他の演算を任意に組み合わせて動作します。
演算機能

最大16個の独立した演算

ゲート数（任意の演算をゲートとして使用可能）
最大16

波形測定

メイン、ズーム、またはゲート領域で実行可能で、最大20個の測定を同時に表示可能

波形メモリ

アナログ波形用に4つ。1つのメモリにすべてのデジタルチャネルが同時に含まれます

電圧（アナログチャネル）

p-p、最小値、最大値、平均値、実効値、振幅、ベース、トップ、オーバーシュート、Vオーバーシュート、
プリシュート、Vプリシュート、上、中央、下、クロスポイント電圧、パルストップ、パルスベース、
パルス振幅

時間（デジタルチャネル）

周期、周波数、正の幅、負の幅、デューティーサイクル、デルタ時間

時間（アナログチャネル）立ち上がり時間、立ち下がり時間、周期、周波数、正の幅、負の幅、デューティーサイクル、Tmin、Tmax、
Tvolt、チャネル間デルタ時間、チャネル間位相、パルスカウント、バースト幅、バースト周期、バースト間隔、
セットアップ時間、ホールド時間

ミックスド（アナログチャネルのみ）

エリア、スルーレート

周波数ドメイン

FFT周波数、FFT振幅、FFTデルタ周波数、FFTデルタ振幅

レベルクオリファイ測定に使用しないチャネルを使って、すべてのタイミング測定でレベルクオリファイ可能

アイダイアグラム測定

アイの高さ、アイの幅、アイジッタ、交差パーセンテージ、Q値、デューティーサイクル歪み

測定モード
統計

表示中の自動測定の平均値、標準偏差、最小値、最大範囲、測定値の数を表示

ヒストグラムソース

波形または測定方向

垂直（タイミングおよびジッタ測定）または水平（ノイズおよび振幅変化）モード、領域は波形マーカーで定義

測定

平均値、標準偏差、平均値±1、2、3σ、中央値、モード値、p-p値、最小値、最大値、全ヒット数、ピーク（最
大ヒット数のエリア）、Xスケールヒット、Xオフセットヒット

マーカーモード

手動マーカー、波形データトラッキング、測定トラッキング、デルタマーカー値を表示可能

波形演算
演算子

絶対値、加算、AM復調、平均、ゲーティング、バターワース 1、コモンモード、微分、除算、エンベロープ、
FFT振幅、FFT位相、FIR 1、ハイパスフィルター、積分、反転、LFE 1、ローパスフィルター（4次Bessel Thompsonフィルター）、拡大、最大値、最小値、乗算、リアルタイムアイ 1、スムージング、2乗和平方根 1、2乗、平方根、減算、
対チャート（MSOモデル）

自動測定

測定メニューからすべての測定にアクセス可能、同時に最大20個の測定を表示可能

多目的ボタン

押したときにイメージを保存するか、ユーザー定義の一連の測定を実行するか、他のアクションを実行するか、ユーザーが選択可能

ドラッグ・アンド・ドロップ
測定ツールバー

測定ツールバーから測定アイコンを表示された波形にドラッグ・アンド・ドロップして測定可能

FFT（FFTビュワーを標準装備）
周波数レンジDC 〜 10 GHz(20 GSa/s)または5 GHz(10 GSa/s)

周波数分解能

分解能＝サンプリングレート／メモリ容量

ウィンドウモード

ハニング、フラットトップ、方形、ブラックマンハリス、ハミング

1.

MATLABソフトウェアとライセンスが必要です。

39 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data SheetInfiniium Sシリーズの性能特性（続き）
ディスプレイ、コンピューターシステム、IOポート
ディスプレイディスプレイ

15インチXGA静電容量方式タッチスクリーン

解像度

Infiniiumアプリケーションは、横1024ピクセル×縦768ピクセルの解像度で動作

注釈表示

最大100個のブックマークを波形エリアに挿入可能。各ブックマークは、フロートさせることも、特定の波形に関連付けることも可能

グリッド

1つの波形エリアに最大16のグリッド

波形ウィンドウ

最大8波形スタイル

実線、ドット、可変残光表示、無限残光表示、カラーグラデーション無限残光表示

コンピューターシステムおよび周辺機器、I/Oポート
コンピューターシステムと周辺機器
オペレーティングシステム

Windows 7標準搭載

CPU

3 GHz Intel i5クワッドコア

PCシステムメモリ

8 GBのRAMドライブ

240 GB以上のリムーバブルSSD（フラッシュ・メモリ・ドライブ）

周辺機器

光USBマウスおよびコンパクトキーボードが付属。すべてのInfiniiumモデルは、USBインタフェースのWindows入力
デバイスをサポート

LXI規格

LXI class C

IOポート
LAN

RJ-45コネクタ、10Base-T、100Base-T、1000Base-Tをサポート。ウェブ経由のリモート制御、トリガ時の電子メー

USB

全部で7ポート：

ル送信、データ／ファイル転送、ネットワーク印刷などが可能– 前面：2個のUSB 2.0ポート– 側面：4個のUSBポート（2個のUSB 3.0と2個のUSB 2.0）

– 側面：1個のUSB 3.0デバイスポート（最高200 MB/sのデータオフロードをサポート）
外部ディスプレイ

ドライバーは最大2台のディスプレイを同時サポート

DisplayPort/VGAビデオ出力
トリガアウトTTLレベル（ハイインピーダンス入力に対して）補助出力

DC（±2.4 V）、方形波

タイムベース基準出力50 Ω負荷に対する振幅：内部基準を使用した場合も外部基準を使用した場合も、1.65 Vpp±50 mV（8.3 dBm±0.3 dB）

タイムベース外部基準入力（50 Ω負荷インピーダンス）

周波数：10 MHz±20 ppmの正弦波（1年以内に校正した場合）
内部基準の周波数：10 MHz±100 ppb
振幅：最小356 mVpp（−5 dBm）〜最大5 Vpp（＋18 dBm）

ファイルタイプ
オシロスコープ波形：
圧縮*.wfm、*.bin、*.h5、*.osc複合（設定と波形）

内部フォーマット
大規模フォーマット*.csv、*.tsv、*.txt

デジタル波形.oscまたは.h5フォーマットをサポート

画像.bmp、.tiff、.gif、.png、.jpg

40 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data SheetInfiniium Sシリーズの性能特性（続き）
環境および一般温度

動作時：5 〜 40 ℃
保管時：−40 〜＋65 ℃
動作時：最大90 %の相対湿度（非結露、＋40 ℃）

湿度

保管時：最大90 %の相対湿度（非結露、＋65 ℃）
高度

動作時：最高4,000 m
保管時：最高15,300 m

振動

動作時：ランダム振動5 〜 500 Hz、1軸あたり10分、0.3 g(rms)
保管時：ランダム振動5 〜 500 Hz、1軸あたり10分、2.41 g(rms)。共振サーチ5 〜 500 Hz、正弦波掃引、掃引速
度1オクターブ／分、(0.75 g)、1軸あたり4共振で5分間の共振持続時間

100 〜 120 V、±10 %、50/60/400 Hz

電源

100 〜 240 V、±10 %、50/60 Hz
最大消費電力：380 W
動作ノイズ（代表値）

35 dB（測定器前面）

質量

フレーム：12 kg。出荷時：20 kg

寸法（脚を収納した状態）

高さ：33 cm、幅：43 cm、奥行き：23 cm

安全規格

CAN/CSA22.2 No. 61010-1-12 UL Std.61010-1(3rd Edition)

EMC（電磁環境適合性）規格IEC 61326-1:2005/EN 61326-1:2006
CISPR 11/EN 55011
IEC 61000-4-2/EN 61000-4-2
IEC 61000-4-3/EN 61000-4-3
IEC 61000-4-4/EN 61000-4-4

MTBF（平均故障間隔）

110,000時間（代表値）

キーサイトのオシロスコープ

20 MHz 〜 90 GHz以上でさまざまなサイズ、業界最高レベルの仕様と、幅広いアプリケーション

41 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheetwww.axiestandard.org
AXIe（AdvancedTCA® Extensions for Instrumentation and Test）は、AdvancedTCA®を汎用テストおよび半導体テスト向けに拡張したオープン規格です。Keysightは、AXIeコンソーシアムの設立メンバーです。
www.lxistandard.org
LXIは、ウェブへのアクセスを可能にするイーサネットベースのテストシステム
用インタフェースです。Keysightは、LXIコンソーシアムの設立メンバーです。
www.pxisa.org
PXI（PCI eXtensions for Instrumentation）モジュラー測定システムは、PCベースの堅牢な高性能測定／自動化システムを実現します。

次世代の解析のダウンロード
キーサイトのソフトウェアには、専門知識に裏付けされたノウハウが凝縮されています。キーサイトは初期のデザインから最終製品の出荷に到るまでに必要となるツールを提供し、解析データが有用な情報へ、さらに設計上の知見となることを加速させ、デザインサイクルの効率化に貢献します。
詳細については、以下のウェブサイトをご覧くだ– エレクトロニック・デザイン・オートメー
ション(EDA)ソフトウェア

さい。

www.keysight.co.jp/find/software– アプリケーションソフトウェア– プログラミング環境

まずは、30日間の無料試用版をお試しください。

– プロダクティビティーソフトウェア

www.keysight.co.jp/find/free_trials

42 | Keysight | Infiniium Sシリーズ 高分解能オシロスコープ - Data Sheet

進化
キーサイト独自のハードウェア、ソフトウェア、スペシャリストが、お客様の次のブレークスルーを実現します。キーサイトが未来のテクノロジーを解明します。

ヒューレット・パッカードからアジレント、そしてキーサイトへ

myKeysight
www.keysight.co.jp/find/mykeysight
ご使用製品の管理に必要な情報を即座に手に入れることができます。

www.keysight.com/go/quality

DEKRA Certified
ISO9001 Quality Management System

Keysight Technologies, Inc.
DEKRA Certified ISO 9001:2015
Quality Management System
Keysight Services
www.keysight.co.jp/find/service
私達は、計測器業界をリードする専門エンジニア、プロセス、ツールにて、設計、試験、計測サービスにおける様々な提案をし、新しいテクノロジーの導入
やプロセス改善によるコスト削減をお手伝いします。

Keysight Assurance Plans
www.keysight.com/find/AssurancePlans
Up to ten years of protection and no budgetary surprises to ensure yourinstruments are operating to specification, so you can rely on accurate
measurements.
契約販売店

www.keysight.co.jp/find/channelpartners
キーサイト契約販売店からもご購入頂けます。
お気軽にお問い合わせください。

PCI-SIG®、PCIe®、PCI Express®は、PCI-SIGの登録商標／サービスマークです。

MIPI®サービスマークとロゴマークは、MIPI Alliance, Inc.が所有し、キーサ
イト・テクノロジーがライセンスに基づいて使用しています。その他のサービ
スマークと商標は、それぞれの所有者が権利を有しています。

www.keysight.co.jp/find/S-Series

キーサイト・テクノロジー合同会社
本社〒192-8550 東京都八王子市高倉町9-1
受付時間 9：00-18：00（土・日・祭日を除く）

TEL
0120-421-345 (042-656-7832)
FAX
0120-421-678 (042-656-7840)
Email contact_japan@keysight.com
www.keysight.co.jp© Keysight Technologies, 2014 - 2017
Published in Japan, May 4, 20175991-3904JAJP
0000-00DEP
www.keysight.co.jp