MAGMAX®

EGS5000
セラミック電磁流量計検出器
概要
MAGMAX® EGS5000 は 測 定 管 に セ ラ ミ ッ ク を 採 用 し た ハ イ パ
フォーマンス電磁流量計検出器です。
耐食性・耐摩耗性・耐久性に優れ、薬液やスラリーの高精度流量測定に最適です。
微小口径の 2.5mm から 100mm まで、10 サイズをラインアップし、MAGMAX® シリーズ電磁流量計変換器と組み合わせて使用します。

特長❑ 接液部にセラミック測定管と白金電極を採用し、高耐食・高耐磨耗・高耐久性を実現。
❑ セラミック測定管は樹脂ライニングに比べて寸法安定性が格段に優れ、長期間にわたって高精度を維持。
❑ レジューシングチューブを採用。上流側流速分布の影響を低減することにより精度・安定性の向上と測定管の剛性強化を実現。

● 配線接続口❑ ステンレスハウジングを採用。
❑ 高精度

指示値の ±0.5%● 電源● 周囲温度標準仕様
一般仕様：MAGMAX® シリーズ電磁流量計変換器
EGC300F/W、EGC100W 他：矩形波励磁：2.5、4、6、10、15、25、40、50、80、100mm：流速 最小：0 〜 0.3m/s
最大：0 〜 12m/s
流量 最小：0 〜 0.0054m3/h（口径 2.5mm の最小値）
最大：0 〜 339m3/h（口径 100mm の最大値）：IP66/67、〔オプション〕IP68（IEC 60529）● 組合せ変換器● 励磁方式● 口径● 測定範囲● 保護等級● ハウジング材質

検出部 ：口径 2.5mm 〜 15mm ；ステンレス鋳物
口径 25mm 〜 100mm；ステンレス鋼
端子箱 ：アルミニウム合金（＊1）● 接地● プロセス接続● 適合フランジ（＊ 2）タンタルアースリングは PTFE ジャケット形ガスケット（中芯：フッ素ゴム）と一体品（＊ 3）流体温度・圧力範囲については「アースリング用ガスケッ
ト使用範囲」を参照してください。
（＊ 4）塗装は端子箱のみ、検出部ステンレスハウジングは無塗装。

流体仕様
● 温度

● 圧力（＊1） 防食塗装
● 接液部材質

測定管 ：口径 2.5 〜 25mm；
ジルコニアセラミック（ZrO2）
口径 40 〜 100mm；
アルミナセラミック（Al2O3）
電極 ：口径 2.5 〜 25mm；白金サーメット
口径 40 〜 100mm；白金
アースリング ：ステンレス鋼（SS316）〔標準〕〔オプション〕
ハステロイ ® B、ハステロイ ® C、チタン、タンタル（＊2 ＊3）
アースリング用 ：PTFE ジャケット形（ノンアスジョイント
ガスケット（＊3） シート中芯、バルカー No.N7035 相当）〔標準〕：〔オプション〕
充填材入りフッ素樹脂（バルカー No. N7020相当）● 塗装：ポリシロキサンエポキシ樹脂塗装（＊4）● 塗装色（＊ 4）：グレー（端子箱）、ジェードグリーン（端子箱カバー）：2×G1/2 めねじ、または 2×1/2 NPT めね
じ、または 2×M20 防水グランド（オプション：G1/2 用防水グランド）：変換器から供給：− 40 〜＋ 65℃（動作）− 50 〜＋ 70℃（保存）※ATEX 防爆については、お問い合せください。
：接地抵抗 100Ω 以下（D 種接地）
：ウエハ（配管フランジはさみ込み）接続：JIS10K / 20K / 30K / 40K 相当
ASME クラス 150/300 相当
DIN PN16/40● 導電率● 許容温度衝撃：− 40 〜 ＋ 180℃
※ATEX 防爆については、お問い合せくだ
さい。
： 口径 2.5 〜 80mm ；0Pa（abs）〜 4MPa
口径 100mm；0Pa（abs）〜 1.6MPa※ アースリング用ガスケットにより温度・圧力に制限があります。
「アースリング用ガスケット使用範囲」を参照してください。
： 口径 25 〜100mm；1 μS/cm 以上
口径 4 〜 15mm ；5 μS/cm 以上
口径 2.5mm；10 μS/cm 以上（ただし、水の場合はいずれも 20 μS/cm 以上）※ 最小導電率は組み合わせる変換器および電極信号ケーブルの種類・長さによって制限があります。変換器のテクニカルガ
イダンスを参照してください。
： 温度上昇時（加熱）；ΔT ≦ 150℃ / 10 分間（急加熱：ΔT ≦ 120℃）
温度下降時（冷却）；ΔT ≦ 100℃ / 10 分間（急冷：ΔT ≦ 80℃）

精度
指示値の ±0.5 %※ 精度規定は組み合わせる変換器により異なります。変換器のテクニカルガイダンスを参照してください。
TG-F2235-J00
初版 2022 02 K

MAGMAX®

セラミック電磁流量計検出器

EGS5000

アースリング用ガスケット使用範囲

流量レンジ

ガスケットの種類

流体圧力

流体温度

PTFEジャケット形（ノンアスジョイントシート中芯）（バルカーNo.N7035相当）

1.5MPa以下

140℃以下充填材入りフッ素樹脂（バルカーNo.7020相当）

4MPa以下タンタルアースリング（PTFEジャケット形ガスケットと一体品）

0.7MPa以下

設定可能流量レンジ（m3/h）

口径（mm）

最小（流速：0〜0.3 m/s）

最大（流速：0〜12 m/s）

2.5

0 〜 0.0054

0 〜 0.212

40 〜 0.0136

0 〜 0.542

6

0 〜 0.0306

0 〜 1.22

10

0 〜 0.0849

0 〜 3.39

15

0 〜 0.191

0 〜 7.63

25

0 〜 0.531

0 〜 21.2

40

0 〜 1.36

0 〜 54.2

50

0 〜 2.13

0 〜 84.8

80

0 〜 5.43

0 〜 217100

0 〜 8.49

0 〜 339

180℃以下140℃以下外形図
口径：25〜100mm

口径：2.5〜15mm
106106(26)5853(26)505853φd

接地端子(M5)H3

H1H1

接地端子(M5)

アースリングH2(H)H3アースリング

H2(H)7750LWW
L

標準流れ方向標準流れ方向寸法（mm）

口径（mm）

L2.5〜1525※d質量（約kg）

44−2102

682117843175

136

1023155

191

168

134

7168

2041931589（H）

H1H2H368

206

5111915569193

34123

159

4094

20842130

166

50114

226

5113980

164

258

67100

21428379W※1 面間寸法 L は、アースリング用ガスケットが PTFE ジャケット形の場合を示します。
アースリング用ガスケットが充填材入りフッ素樹脂の場合、面間寸法は（L − 2）mm となります。
※2 アースリングがタンタルの場合、口径 2.5 〜 15mm の面間寸法は（L − 5）mm、口径 25 〜 100mm の面間寸法は（L − 1）mm となります。

2TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2235-J00

MAGMAX®

セラミック電磁流量計検出器

EGS5000

DiDa

セラミック測定管寸法

XY寸法（mm）

口径（mm）DaDiXY

2.562205047320506952050101272050151412205025242026554037303680

50494051

10080786070

150

1009880

103200結線図
EGC100W 形変換器との結線図（例）を示します。他の変換器と組み合わせる場合は、変換器のテクニカルガイダンスを参照してください。

変換器
EGC100W

（赤）
（白）

S 7 8

1 2 3SCA

アースクランプ
検出器
EGS5000

4 3 2 1

● 使用ケーブル
Ａ：電極信号用DSケーブル（専用ケーブル）
Ｃ：励磁電流用ケーブル
2芯、0.75〜2.5mm2、シールド付（お客様にてご用意ください）● 端子構造： スプリングクランプ式端子※接地端子からアース線を使用して接地してください。
（お客様にてご用意ください）9 8 7（白）（赤）※≦100Ω( )は、結線する心線の被覆色を示します。
端子記号

内容

● 電極信号ケーブルの最大長さ ※1

12電極信号出力

組合せ変換器

3478検出器 ─ 変換器間ケーブル長使用しない

EGC300F/W
励磁電流入力EGC100W

9使用しないSシールド

ケーブル ※2口径
2.5mm

口径600mAB

口径（4〜15mm） （25〜100mm）

150m

A600m600m※ 1 流体の導電率によっても電極信号ケーブルの最大長さに制限があります。詳細は組み合わせる変換器のテクニカルガイダ

接地ンスを参照してください。
※2 電極信号用ケーブル A：DS ケーブル使用時
電極信号用ケーブル B：BTS ケーブル使用時

TG-F2235-J00

TOKYO KEISO CO., LTD.

3MAGMAX®

セラミック電磁流量計検出器

EGS5000

形式および仕様コード● 口径：2.5 〜 100mm

形式：EGS5000
検出部仕様コード
検出部コード（固定コード）V N 1 8 4
V N 1 84

口径

プロセス接続用途

N0 0123568B
CEFN

端子箱／配線接続口

タイプ（固定コード）0456900

アースリング／アースリング用ガスケット ※1

電極材質
保護等級
（固定コード）校正（固定コード）特殊仕様※1※201236K
L
RS
T
90 0 0 0 2 0 0 0 0 0

内容
ウエハ形、
セラミックタイプ、
白金電極
常に4配管側フランジサイズ
2.5mm
4mm
10または15A
1/2"
6mm
10mm
15A
15mm
1/2"
25A
25mm
1"
40A
40mm
1-1/2"
50A
50mm
2"
80A
80mm3"
100A
100mm
4"
ウエハ接続（フランジはさみ込み）
一般形
（非防爆）
アルミニウム合金／1/2 NPTめねじ
アルミニウム合金／G 1/2めねじ
アルミニウム合金／M20防水グランド付
その他
分離形
常に0ステンレス鋼（SS316）/ PTFE
流体圧力：
ハステロイ ® C / PTFE
1.5MPa以下
ハステロイ ® B / PTFE
チタン / PTFE
ステンレス鋼（SS316）/ 充填材入りフッ素樹脂
流体圧力：
ハステロイ ® C / 充填材入りフッ素樹脂
4MPa以下ハステロイ ® B / 充填材入りフッ素樹脂
チタン / 充填材入りフッ素樹脂
流体圧力：0.7MPa以下
タンタル / PTFE
（ガスケット一体形）
その他
0標準0IP66/67
1IP68
0 0
常に00000標準校正
0 2 0 0 0 0 0
常に0200000（空欄） なし／Zあり ※2標準品○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○
○
○
○
○

アースリング用ガスケットについては、「アースリング用ガスケット使用範囲」を参照してください。
特殊仕様がある場合には、コードの末尾に「／Z」を記入して内容を別記してください。
（製作可否については事前にお問い合わせください

標準付属品

ご注文時指定事項● 取扱説明書：1 冊

1. 形式および仕様コード例）形式：EGS5000
仕様コード：VN1848N05001000000200000
2. オプション仕様（必要な場合のみ指定）
オプションの項目を参照の上、略号でご指定ください。
3. 流体名オプション● 配管用ボルト、ナット 1 組〔略号：BN〕

材質：SUS304、JIS10K フランジ用● 配管用 PTFE ジャケット形ガスケット 2 枚（略号：FG〕

バルカー No. N7030、JIS10K フランジ用
注）ボルト・ナット、ガスケット付で配管側フランジが JIS10K以外の場合はフランジ規格をお知らせください。
● G1/2 配線接続口用防水グランド〔略号：WG〕

4TG-F2235-J00