R&S®ESSENTIALS

R&S®NGA100
電源シリーズ
リニア、高確度、低価格

Data Sheet
Version 02.00

モデル概要R&S®NGA101► 1出力► 最大40 Wの全出力パワー► 各出力が最大35 Vまたは最大6 A

R&S®NGA102► 2出力► 最大80 Wの全出力パワー► 各出力が最大35 Vまたは最大6 A► 直列モードで最大70 Vまたは並列モードで最大12 A

R&S®NGA141► 1出力► 最大40 Wの全出力パワー► 各出力が最大100 Vまたは最大2 A

R&S®NGA142► 2出力► 最大80 Wの全出力パワー► 各出力が最大100 Vまたは最大2 A► 直列モードで最大200 Vまたは並列モードで最大4 A

22

概要

R&S®NGA100 電源はリニアで、小型で、操作性が優れています。
どのモデルも、要求の厳しい測定における低電流範囲でのリードバック
確度が優れています。

データロギング、任意波形、内蔵統計機能、およびリモートセンシングなどの機能により、さまざまなベンチアプリケーションに理想的な電源です。
R&S®NGA100 電源はUSBやイーサネットを含むいくつもの異なるリモートインタフェースを備えており、自動テストに最適です。
チャネル融合機能により、電圧と電流の範囲が拡張されます。
直列モードのR&S®NGA142で最大200 Vが得られ、並列モードのR&S®NGA102で最大12 Aが得られます。
高度な保護機能により、デバイスの接続を維持し、電源を安全に保ちます。

利点

考え抜かれた設計► リニアな設計► 高いリードバック確度► 内蔵の統計機能► 独立したチャネル► 柔軟なパワー供給► カラーコード化► 安全バインディングポスト► ラックに取り付けて使用可能

フル機能搭載► EasyRamp► EasyArb► データロギング► 低電流の測定範囲► チャネル融合► トラッキング► リモートセンシング► デバイス設定の保存／呼出し► 保護機能高い接続性► USBインタフェース► イーサネットインタフェース► デジタルトリガI/O

Rohde & Schwarz R&S®NGA100 電源シリーズ ﻿  3

さまざまな電源クラス
ベーシック電源► 手頃な価格設定、静音設計で安定動作► 手動操作および簡単なコンピューター制御操作向き► 教育、実験室、およびシステムラックで使用

R&S®NGC103/R&S®NGE103B
3チャネル電源

多機能／高性能電源► 速度、確度、高度なプログラミング機能がテスト性能に不可欠な場合► DUT保護、高速プログラミング時間、ダウンロード可能なV/Iシーケンスなどの機能► ラボおよびATEアプリケーションで使用

R&S®HMP4040/R&S®NGP804
4チャネル電源

高精度電源► 特定の用途に合わせてカスタマイズ► 以下のような固有の機能— バッテリーの固有の特性のエミュレーション— 正確に電流をシンクし、消費電力を管理する電子負荷► ラボおよびATE環境に最適

R&S®NGU401 シングルチャネルSMUおよびR&S®NGM202 2チャネル電源44

考え抜かれた設計
リニアな設計

通常、高度な電子回路は複雑で、電源ラインへの干渉に敏感です。
出力段がリニアな設計であるため、R&S®NGA100 電源は、最小限の残留リップルとノイズで動作することができます。
干渉に敏感なコンポーネントを開発する際には、きわめて安定した出力電圧および電流を供給することが重要です。

高いリードバック確度

R&S®NGA100 電源シリーズはプログラミングおよびリードバッ
ク確度がきわめて高く、電圧および電流のレベルが低い場合でもデバイスの実際の電力消費を正確に測定し、再現することができます。
内蔵された計測器により、外部マルチメータが必要なくなり、セットアップを簡素化できます。

内蔵の統計機能独立したチャネル（R&S®NGA102およびR&S®NGA142）

2つのチャネルの回路は完全に分離しており、シャーシグランドに接続されていないため、±12 Vを必要とする場合において、バイポーラー回路のチャネルを組み合わせることが容易になります。
双方のチャネルは電気的に等価で、同じ電圧、電流およびパワーです。
2つのチャネルは別個の電源として動作し、個別に動作させることも同時に動作させることもできます。

柔軟なパワー供給

R&S®NGA100シリーズは、さまざまな動作点において最大パワーで動作し、単一レンジの電源よりもはるかに広範なアプリケーションをカバーします。
出力可能なすべての電圧と電流の組
み合わせは、対応するFlexPower曲線に示されています。

内蔵統計機能により、パワー、電圧および電流の最小値と最大値が表示されます。

R&S®NGA141/R&S®NGA142 FlexPowerの出力毎の曲線

6電流（A）

電流（A）

R&S®NGA101/R&S®NGA102 FlexPowerの出力毎の曲線
最大36 W

5.5
5
4.5

2

1.8
1.6
1.4

4

1.2

3.5
3

12.52

最大40 W

1.5
10.8

最大40 W

0.6
0.4
0.2

0.5
0005

101520253035電圧（V）

01020304050607080

90
100電圧（V）

Rohde & Schwarz R&S®NGA100 電源シリーズ ﻿  5カラーコード化

すべての動作条件が3.5インチのディスプレイにはっきりと表示され、保護機能の状態も示されます。
電圧値と電流値は、離れていても読みやすくなっています。
各種動作ステートは次のようにカラーコード化されています。
► 定電圧モードにおけるアクティブ出力は緑色で示されます。
► 定電流モードにおけるアクティブ出力は赤色で示されます。
► 非アクティブ出力は白色で示されます。
チャネルが設定モードになっている場合、設定対象の数字の背景が青色で示されます。

安全バインディングポスト

R&S®NGA100の出力電源コネクタには、4 mmの安全バナナプラグとストリップケーブルが両方とも、アダプターなしで接続できます。

バインディングポストおよびディスプレイ上のカラーコード化は、接続エラーの防止に役立ちます。

ラックに取り付けて使用可能互換のラックマウントキットと背面の出力コネクタにより、
テストシステムへの統合が容易です。
各ラックマウントフレームは、最大で2台のR&S®NGA100 電源を保持することができます。

フル機能搭載EasyRamp

突入電流を制御するため、一部のテストセットアップでは、電源電圧を急激に上昇させずに、一定に上昇させる必要があります。
EasyRamp機能では、10 ms～10 sのタイムフレームで一定に出力電圧を上昇させます。

EasyArb

さまざまなデバイス状態をシミュレートするテストシーケンスでは、電圧と電流を変動させる必要があります。
手動で、ユーザーインタフェースを使用して、または外部インタフェースを使用して、任意波形シーケンスをプログラムすることができます。

データロギング

データのロギングは、パワーの変化を解析したり消費電力を最適化したりする場合の長期モニタリングやテストセットアップの確認、テスト条件の繰り返しにおいて重要です。

R&S®NGA100 電源は、電圧および電流の時間ごとの測定値を、すべての出力について毎秒10サンプルのサンプリングレートで同時に記録します。
このタイムスタンプ付きのデータは.csvファイルとして容易にエクスポートでき、レポートやドキュメントに使用できます。
Log­ボタンを押すと、データ収集を開始し、もう一度押すと収集を終了します。

低電流の測定範囲

IoTデバイスには、電流消費量がとても少ないスリープモードが複数あるものもあります。
これらの動作状態を正確に判定するために、
R&S®NGA100 電源には低電流の測定範囲があります。
200 mA未満の電流が1 µAの分解能および±（0.15 %＋25 µA）の精度で測定されます。

6

チャネル融合（R&S®NGA102およびR&S®NGA142）

2つの出力チャネルを直列または並列で動作させて電圧または電流を引き上げます。
直列または並列のチャネル統合をオンにすると、デバイスは、電圧または電流の容量が2倍の1チャネル電源のように動作し始めます。
直列モードでは出力が内部で接続され、並列モードでは外部配線が必要になります。

この機能により、単一の機器で対応できるアプリケーションがさらに広がります。

直列モード

デバイス設定の保存／呼出し

最大5つの共通機器設定をフロントパネルの5つのメモリキーで容易に記憶し、呼び出します。

保護機能

各チャネルには次の設定が可能です。
► 最大電流（電子ヒューズ、過電流保護、OCP）► 最大電圧（過電圧保護、OVP）► 最大パワー（過電力保護、OPP）

制限値に達すると、出力が自動的にオフになり、メッセージ（FUSE OVPまたはOPP）が表示されます。
2チャネルのデバイス（R&S®NGA102およびR&S®NGA142）では、過電流保護を他のチャネルにリンクすることができます（FuseLink機能）。
この場合、最大電流を超えるチャネルとリンクされたチャネルがオフにされます。
電子ヒューズに遅延時間を設定することもでき、短い電流スパイクによって出力がオフにされないようにできます。
R&S®NGA100 電源には過熱保護機能も内蔵されており、熱的過負荷がすぐにも発生しそうな場合に出力をオフにします。

並列モード

トラッキング（R&S®NGA102およびR&S®NGA142）

双方の出力の電圧または電流を同時に対称的に調整します。

リモートセンシング

リモートセンシングを用いると、電源の出力端子ではなくDUTの入力端子で直接出力電圧をレギュレーションすることによって、電圧レギュレーションを改善できます。

4線式のリモートセンシングにより、電源の電圧降下を補正することで、特に大電流を用いるアプリケーションが可能になります。
R&S®NGA100 電源は、リアパネルの各出力に、センシング接続できる端子を備えています。

Rohde & Schwarz R&S®NGA100 電源シリーズ ﻿  7

高い接続性

USBインタフェース（仮想COMポートおよびTMCクラス）

デジタルトリガI/O

USBインタフェースを通じて外部PCからR&S®NGA100 電源をデジタル入力トリガにより、機器のメイン機能を自動的に制制御することができます。
USBポートではログ・データ・ファイル 御することができます。
機器イベントは、出力トリガを介してやスクリーンショットをUSBドライブに保存することができます。 リモートインタフェースを制御することもできます。
オプションの4ビットデジタル入出力インタフェースにより、トリガシス
ウェブサーバー内蔵のイーサネットインタフェーステムのセットアップが容易になります。
この機能を使用するにイーサネットインタフェースですべての機器パラメータをリモー は、R&S®NGA-K103オプションが必要です。
ト制御します。
固定IPアドレスを使用するか、DHCP機能を使用してダイナミックIPアドレスを割り当てるかを選択します。
内蔵
ウェブサーバーにより、ブラウザーから直接かつ容易に機器を制御することができます。

8

仕様
定義

一般事項
製品データは、以下の条件で有効です。
► 周囲温度に3時間置いた後、30分のウォームアップ► 30分のウォームアップ時間後、すべてのデータが＋23 ℃（－3 ℃/＋7 ℃）で有効です。
► 指定された環境条件を満たすこと► 推奨校正間隔を守ること► 可能な場合、内部自動調整を実行すること

Y軸

リミット付きの仕様指定されたパラメータに関する値の範囲によって、保証される製品性能を表します。
これらの仕様は、＜、≦、＞、≧、±などのリミット記号か、最大値、リミット、最小値といった記述によって示されます。
コンプライアンスは、テストによって確認されているか、デザインから導出されています。
該当する場合、測定の不確かさ、ドリフト、エージングを考慮するため、テストリミットはガードバンドによって狭められています。

仕様のリミット測定の不確かさとガードバンドを含む実測値

仕様のリミット測定の不確かさ

ガードバンドX軸

リミットなしの仕様指定されたパラメータの保証される製品性能を表します。
これらの仕様には特別な標識はなく、与えられた値からの偏差がないか無視できる程度である値を表します（寸法やパラメータ設定の分解能など）。
コンプライアンスは、設計により保証されています。

代表値与えられたパラメータの代表的な値によって、製品性能を記述します。
＜、＞が付記されているか、範囲で記述されている場合は、製造時に約80 %の測定器が満たす性能を表します。
それ以外の場合は、平均値を表します。
公称値
与えられたパラメータの代表的な値によって、製品性能を記述します（公称インピーダンスなど）。
代表値と異なり、統計的評価は行われておらず、パラメータは製造時にテストされていません。
測定値期待される製品性能を、個々のサンプルから得られた測定結果によって表します。

不確かさ
与えられた測定量の測定の不確かさのリミットを表します。
不確かさは包含係数2で定義され、GUM（Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement）のルールに従って、環境条件、エージング、摩耗を考慮して計算されています。

デバイス設定とGUIパラメータは、「パラメータ：値」という形式で示されます。
代表値、公称値、測定値は、ローデ・シュワルツによって保証されません。

3GPP規格に従って、チップレートはMcps（100万チップ／秒）で表され、ビットレートとシンボルレートはGbps（10億ビット／秒）、Mbps（100万ビット／秒）、kbps（1000ビット／秒）、Msps（100万シンボル／秒）、またはksps（1000シンボル／秒）で、サンプリングレートはMsa/s（100万サンプル／秒）で表されます。
Gbps、Mcps、Mbps、Msps、kbps、ksps、Msa/sはSI単位ではありません。

Rohde & Schwarz R&S®NGA100 電源シリーズ ﻿  9

30分のウォームアップ時間後、すべてのデータが＋23 ℃（－3 ℃/＋7 ℃）で有効です。
電気仕様
出力

出力チャネル数
最大全出力パワー1チャネルあたりの最大出力パワー

チャネル出力はガルバニック絶縁されており、グランドに接続されていません。
R&S®NGA101、R&S®NGA141

1

R&S®NGA101、R&S®NGA141

40 W

R&S®NGA102、R&S®NGA142
R&S®NGA102、R&S®NGA142

1チャネルあたりの出力電圧

R&S®NGA101、R&S®NGA102

1チャネルあたりの最大出力電流

R&S®NGA101、R&S®NGA102

電圧リップルとノイズ

R&S®NGA141、R&S®NGA142
R&S®NGA141、R&S®NGA142
20 Hz～20 MHz

R&S®NGA101、R&S®NGA102

R&S®NGA141、R&S®NGA142

電流リップルとノイズ

20 Hz～20 MHz

電圧±（出力の%＋オフセット）

負荷レギュレーション

電流

過渡応答時間立ち上がり時間
立ち下り時間プログラミング分解能
電圧
電流

プログラミング確度

負荷変動：10 %～90 %R&S®NGA101、R&S®NGA102
R&S®NGA141、R&S®NGA142±（出力の%＋オフセット）

80 W
40 W

0 V～35 V

0 V～100 V
6A
2A＜0.5 mV（RMS）（実測）、＜10 mV（ピークツーピーク）（実測）＜1.5 mV（RMS）、＜20 mV（ピークツーピーク）（実測）＜500 µA（RMS）（実測）＜0.01 %＋5 mV＜0.01 %＋10 mV＜0.01 %＋5 mA

10 %～90 %の負荷変動から、0.2 %以内の定格電圧まで
R&S®NGA101、R&S®NGA102
R&S®NGA141、R&S®NGA142

10 %～90 %の定格出力電圧、抵抗性負荷
R&S®NGA101、R&S®NGA102
R&S®NGA141、R&S®NGA142

90 %～10 %の定格出力電圧、抵抗性負荷
R&S®NGA101、R&S®NGA102
R&S®NGA141、R&S®NGA142
R&S®NGA101、R&S®NGA102
R&S®NGA141、R&S®NGA142

電圧±（出力の%＋オフセット）

電流±（出力の%＋オフセット）

102

R&S®NGA101、R&S®NGA102
R&S®NGA141、R&S®NGA142＜100 µs（実測）＜50 µs（実測）＜50 ms（実測）＜100 ms（実測）
フル負荷：15 ms（実測）、
50 %負荷：30 ms（実測）
フル負荷：30 ms（実測）、
50 %負荷：50 ms（実測）
1 mV

10 mV
1 mA

＜0.05 %＋5 mV＜0.05 %＋20 mV＜0.05 %＋500 µA

出力測定
測定機能

電圧、電流、パワー

電圧

1 mV

リードバック分解能
電流

低電流の測定範囲

リードバック確度

200 mA以下の出力電流

電圧±（出力の%＋オフセット）

電流±（出力の%＋オフセット）

温度係数（1 ℃あたり）＋5 ℃～＋20 ℃および＋30 ℃～＋40 ℃

電流±（出力の%＋オフセット）

低電流の測定範囲

電圧

低電流の測定範囲

リモートセンシング
最大センス補正

R&S®NGA101、R&S®NGA102
R&S®NGA141、R&S®NGA142±（出力の%＋オフセット）

R&S®NGA101、R&S®NGA102
R&S®NGA141、R&S®NGA142

定格

グランドに対する最大電圧
最大カウンター電圧

出力に接続された、極性が同じ電圧最大反転電圧

出力に接続された、極性が反対の電圧

最大反転電流R&S®NGA101、R&S®NGA102
R&S®NGA141、R&S®NGA142

最大5分間

リモート制御コマンド処理時間

プログラミング分解能
過電力保護

R&S®NGA101、R&S®NGA102
R&S®NGA141、R&S®NGA142

応答時間(Iload > Iresp × 2)、Iload≧2 A時

ヒューズ遅延時間

チャネルごとに調整可能

過熱保護

チャネルごとに独立ヒューズ結合（FuseLink機能）結合されたチャネルの応答時間＜0.02 %＋5 mV＜0.02 %＋10 mV＜0.05 %＋500 µA＜0.15 %＋40 µA＜0.0075 %＋0.75 mV＜0.015 %＋3 mA＜0.023 %＋5 µA
0.5 V（測定値）
1.0 V（測定値）250 V DC
36 V

102 V
0.4 V
6A

チャネルごとに調整可能
1 mV

10 mV

チャネルごとに調整可能
チャネルごとに調整可能

過電流保護（電子ヒューズ）

プログラミング分解能

1 µA＜50 ms（実測）

保護機能
過電圧保護

10 µA

R&S®NGA102、R&S®NGA142

1 mA

＜1 ms
可能

10 ms～10 （s 10 ms増分）＜75 ms（実測）可能

Rohde & Schwarz R&S®NGA100 電源シリーズ ﻿  11

特別機能

EasyRamp

出力ランプ機能

EasyRamp時間
任意機能

パラメータ

CH1のみ

最大ポイント数

トリガ応答時間

電圧、電流、時間
10 ms～600 （s 10 ms増分）
連続またはバーストモード
1～255の繰り返し

繰り返し

トリガ／コントロールインタフェース

EasyArb
128

持続時間
トリガ

10 ms～10 （s 10 ms増分）

R&S®NGA-K103

最大電圧（IN/OUT）

手動、リモート制御、またはオプションのトリガ入力

デジタルI/O＜100 ms
5V

入力レベル

TTL

最大ドレイン電流（OUT）

5 mA

データロギング

最大収集レート

10サンプル／秒

電圧分解能

リードバック分解能を参照

電流分解能

リードバック分解能を参照

メモリ長

外部USBドライブ

電圧確度

リードバック確度を参照

電流確度

チャネル融合リードバック確度を参照

直列モードでの最大電圧

R&S®NGA102

70 V

並列モードでの最大電流

R&S®NGA102

12 A

R&S®NGA142
R&S®NGA142► デジタルI/O

ディスプレイ

3.5インチ/QVGA

フロントパネル接続

12► EasyRamp► リモートセンシング

ディスプレイとインタフェース

リモート制御インタフェース

4A► EasyArb

制限される機能

リアパネル接続

200 V

4 mmの安全バインディングポスト
標準

8ピンのコネクタブロック（出力、リモートセンシング）
USB-TMC、USB-CDC（仮想COM）
LAN一般仕様
環境条件
温度
湿度
高度

電源定格

動作温度範囲

＋5 ℃～＋40 ℃

非結露

5 %～95 %ストレージ温度範囲
動作高度

主電源公称電圧
主電源ヒューズ
製品適合

電磁両立性

50 Hz～60 Hz
100 V/115 VのAC電源
230 VのAC電源

EU：
無線機器指令2014/53/EUに準拠、シリアル番号＜110 000の場合

EU：
EU EMC指令2014/30/EUに準拠、シリアル番号≧110 000の場合
韓国
電気保安

無線LAN承認

RoHS

機械式抵抗振動

米国、
カナダ

EU：
低電圧指令2014/35/EUに準拠
米国、
カナダ

質量

推奨校正間隔

2.5 A、250 V IEC 60127-2/5 T
適用規格：► ETSI EN 300328 V2.2.2► EN 61326-1► EN 61326-2-1► EN 55011（クラスA）► EN 55032（クラスA）► ETSI EN 301489-1 V2.1.1► ETSI EN 301489-17 V3.1.1

適用規格：► EN 61326-1► EN 61326-2-1► EN 55011（クラスA）► ETSI EN 301489-1 V2.2.0► ETSI EN 301489-17 V3.2.0
KCマーク

FCC47 CFR Part 15B、ICES-003 Issue 6
適用高調波規格：EN 61010-1

UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

IMDA規格DB102020

EU指令2011/65/EUに準拠

EN IEC 63000:2018

米国、カナダ、
シリアル番号＜110 000の場合

正弦波

FCC、IC

5 Hz～55 Hz、0.3 mm（ピークツーピーク）、55 Hz～150 Hz、0.5 g一定、
EN 60068-2-6に準拠
8 Hz～500 Hz、加速度：1.2 g（RMS）、
EN 60068-2-64に準拠
40 gの衝撃スペクトラム
MIL-STD-810E method 516.4、
手順Iに準拠W×H×D

222 mm×97 mm×448 mm

R&S®NGA1416.9 kg

R&S®NGA101
R&S®NGA102

ラックへの収容5 A、250 V IEC 60127-2/5 T

シンガポール、
シリアル番号＜110 000の場合

衝撃
寸法

230 W

オーストリア、ベルギー、
ブルガリア、クロアチア、
キプ
ロス、
チェコ共和国、
デンマーク、
エストニア、
フィンラ
ンド、
フランス、
ドイツ、
ギリシャ、
ハンガリー、
アイスラ
ンド、
アイルランド、
イタリア、
ラトビア、
リヒテンシュタ
CE
イン、リトアニア、ルクセンブルク、
マルタ、
オランダ、
ノ
ルウェー、ポーランド、ポルトガル、
ルーマニア、
スロバ
キア、
スロベニア、
スペイン、
スウェーデン、
スイス、
トル
コ、英国、
シリアル番号＜110 000の場合ランダム

メカニカル仕様データ

最大高度：海抜2,000 m
100 V/115 V/230 V（±10 %）

主電源周波数
最大消費電力－20 ℃～＋70 ℃

R&S®NGA142
R&S®HZN96指定された環境条件の全範囲で週あたり40時間稼働

6.6 kg
7.0 kg
7.3 kg

ハーフ19インチ、2 HU
1年

Rohde & Schwarz R&S®NGA100 電源シリーズ ﻿  13

オーダー情報
名称タイプ

オーダー番号

1チャネル電源、35 V/6 A

R&S®NGA101

5601.8002.02

2チャネル電源、35 V/6 A

R&S®NGA102

5601.8002.04

ベースユニット

1チャネル電源、100 V/2 A
2チャネル電源、100 V/2 A
付属品

R&S®NGA141
R&S®NGA142

5601.8002.03
5601.8002.05

電源ケーブル、ターミナルブロック、クイック・スタート・ガイドのセット

オプション

無線LANリモート制御（シリアル番号＜110 000の場合）

デジタルトリガI/O

システムコンポーネント

19インチ・ラックアダプター、2 HU

R&S®NGA-K102

5601.8419.03

R&S®HZN96

3638.7813.02

R&S®NGA-K103

保証

ベースユニット

3年

その他の品目1)オプション

1年延長保証、1年R&S®WE1

校正サービス付き延長保証、1年R&S®CW1

延長保証、2年校正サービス付き延長保証、2年認定校正サービス付き延長保証、1年認定校正サービス付き延長保証、2年1）

R&S®WE2

R&S®CW2
R&S®AW1
R&S®AW2搭載オプションには、本体保証の残りの期間が適用されます（期間が1年を超える場合）。例外：バッテリーはすべて1年保証です。

145601.8425.03

お近くのローデ・シュワルツの営業所にお問い合わせください。

販売から サービス対応まで- 国内で対応。

70か国以上に広がるローデ・シュワルツのネットワークが、高度な知識と能力を備えたエキスパートによる最適な現地サポートを保証します。

プロジェクトの全段階で、ユーザーのリスクを最小限に抑えます。

▶ ソリューションの発見／購入▶ 技術的な立ち上げ、アプリケーション開発、統合▶ トレーニング▶ 操作／校正／修理

CANADA

Hamburg
CologneHillsboro

MemmingenOttawaUSA

GERMANY
BerlinTeisnach
MunichMONGOLIAKAZAKHSTAN

Milpitas
Burbank
IrvineSan Diego

MEXICO
Mexico CitySAUDIARABIANew Delhi

Karachi

UAE

CHINA

ChengduPAKISTAN
EGYPT

Miami

INDIA
MumbaiHyderabadBangalore

Seoul
Daejeon Yongin Saitama
Gumi City OsakaTokyo

Xi'an

Islamabad

ISRAEL

ALGERIA

CoppellMonterrey

SOUTH
KOREA JAPANBeijing

Columbia

Shanghai

Guangzhou
TAIWAN
ShenzhenHong Kong
Hanoi

THAILAND
Penang

VIETNAM
Ho Chi
Minh CityPHILIPPINESMALAYSIA
Shah Alan

COLOMBIARWANDASINGAPORE
INDONESIAPERUBRAZIL

AUSTRALIA
BrisbaneCHILE

URUGUAY
ARGENTINA

Adelaide
Melbourne

SydneyCanberra

NEW ZEALAND

Rohde & Schwarz R&S®NGA100 電源シリーズ ﻿  15ローデ・シュワルツのサービス
安心してお任せください！
► 世界に広がるサービス網► 各地域に即した独自性►個別の要望に応える柔軟性► 妥協のない品質► 長期信頼性

ローデ・シュワルツ

ローデ・シュワルツはテクノロジーグループとして、電子計測、テクノロジーシステム、ネットワーク／サイバーセキュリティの分野の最先端ソリューションを提供することで、安全でつながり合った世界の実現を先導する役割を果たしています。
創業から90年を超えるこのグループは、全世界の産業界と政府機関のお客様にとっての信頼できるパートナーです。
本社をドイツのミュンヘンに構え、独立した企業として、70か国以上で独自の販売／サービスネットワークを展開しています。
www.rohde-schwarz.com/jp

永続性のある製品設計► 環境適合性と環境負荷の低減► 高エネルギー効率と低排出ガス► 長寿命かつ所有コストの最適化
Certified Quality Management

ISO 9001

Certified Environmental Management

ISO 14001

ローデ・シュワルツトレーニング

www.training.rohde-schwarz.com

ローデ・シュワルツ カスタマーサポート
www.rohde-schwarz.com/support

R&S® は、ドイツRohde & Schwarz の商標または登録商標です。
掲載されている記事・図表などの無断転載を禁止します。
PD 3609.5051.36 | Version 02.00 | 7月 2024 (st)R&S®NGA100 電源シリーズ
おことわりなしに掲載内容の一部を変更させていただくことがあります。
あらかじめご了承ください。
© 2021 - 2024 Rohde & Schwarz |GmbH81671&Munich,
Co. KG |Germany
81671 Munich, Germany