HL-WP シリーズ

防水･防塵デジタルはかり

取扱説明書
適用機種
HL-300WP
HL-3000WP
HL-3000LWP

1WMPD4000755F

1. 安全にお使いいただくために
この取 扱説明 書 には、 お買い 上 げの製 品を安 全 にお使 いいた
だくた め、守 っ ていた だきた い 事項が 記載さ れ ていま す。
その表 示と図 記 号の意 味は次 の ように なって い ます。

警告

この表記は、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

この表記は、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。

注意 正しく使用するための注意点の記 述です。

注意（1） 本書の一部または全部を無断 転載することは固くお断りします。
（2） 本書の内容については将来予 告無しに変更することがあります。
（3） 本書の内容は万 全 を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、お買い求めの販売店または最寄の弊社営 業 所へご連絡ください。
（4） 当社では、本機の運用を理由とする損失、逸失利 益などの請求については、（3）項にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
©2017 株式会 社

エー・アンド・デイ
株 式 会 社 エー・アンド・デイの許 可 なく複 製 ･改 変 などを行 うことはできません。

警告
修理

ケースを開けての修理は、サービスマン以外は行わないでください。
保証の対象外になるばかりか、機器を損傷したり火災の原因となったりします。

機器の異 常機器に異常が認められた場合は、速やかに使用をやめ、「故障中」であることを示す貼紙を機器につけるか、あるいは誤って使用されることのない場所に移動してください。そのまま使用を続けることはたいへん危険です。なお、修理に関しては、お買い求めの販売店、または最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。
－ 2 －注意環境はかりは完全防水・完全防塵構造ではありません。はかりを水につけたり、長時間直接水をかけたりしないでください。また、ほこりの多い場所や高温多湿のなかで長時間使うと、故障の原因になることがあります。
直射日光の当たる場所や風の当たる場所、振動の多い不安定な場所で使用すると、著しく精度が落ちる場合があります。しっかりした水平な台の上でお使いになるようおすすめします。

取扱い

計量皿を持っての移動、本体または計量皿への衝撃、また、計量皿にひょう量以上のものをのせることはしないでください。故障の原因となります。
長期間使用されない場合は、電池を抜いてください。清掃時、中性洗剤を少ししみこませた柔らかい布で拭き取ってください。

温度

はかりを極端に暑い場所や寒い場所（-5～35℃以外）でご使用することは避けてください。

AC アダプタAC アダプタでお使いになる場合、JIS5 級防水性能を維持することはできませんのでご注意ください。特に底からの水は避けてください。

2. はじめに
この度は、HL-WP シリーズデジタルはかりをお買いあげいただき誠にありがとうございます。ご使用にあたっては本書をお読みいただき、内容を良くご理解の上、正しくご使用ください。本書を読み終わった後は、大切に保管してください。
 HL-WP シリーズは、ロードセルを利用した「はかり」です。
 電源に電池、または AC アダプタを使用できます。
 計量皿と本体ケースにステンレス（SUS304）を採用しました。
 電源に電池を使 用した場合、JIS5 級に準拠した防水 性能です。

－ 3 －3. 各部名称
計 量皿
電源 入/切キー

保 護 フィルム（シート）をはがしてからご使 用ください。

表示器

表 示 をオンまたはオフします。

HL-3000LWP
は長方形皿

ゼロキー
表 示 値 をゼロにするときに押 します。

ゴムキャップ
シリアル番号

電池カバー

AC アダプタ
入力ジャック

単 3 形乾電 池

電池カバー押え（電池は付属していません）

電池ボックスゴム足※主な材質は「7.仕様」を参照してください。

安定マーク
計 量 値 が安 定 していると点 灯 します。

0-100.0kg

ゼロ点マーク
ゼロ点 で点 灯 します。

風袋引 中マーク
風 袋 引 中 であることを示します。

0-100.0kg

極性
計量値の極性を示します。
－ 4 －計量単 位 g

4. 取扱方法
4.1. 電池の入れ方と交換方法
注意 電池は、ケースの表示に従い正しく極性(+/-)を合わせてセットしてください。
 電池の交換は、6 個同時にまとめて行ってください。
 異なった種類の電池、新旧の電池 を混ぜて使用しないでください。
 電 池 交 換 時 に計 量 皿 を下 にして置 くと、はかりに無 理 な力 が加 わる恐れがあります。過度の力がかからないよう注意してください。
電池カバーをはずし、新しい単 3 形乾電池 6 個をケースの極性表 示に従い正しく入れてください。電池カバーを取り付けた後は、必ず電池カバー押えで固定してください。

ゴムキャップを閉じる

電池は付属していません。別にお求めください。
新しい単 3 形乾電 池 6 個
電池カバー押え4.2. AC アダプタの接続
注意AC アダプタ

 AC アダプタでお使いになる場合､底面に水のかからないようご注意ください。
AC 電源をご使用の場合は、別売のAC アダプタ（AX-TB294）をお求めください。（AX-TB266 または AXTB196 でもご使用いただけます。）

切断

AC アダプタをご使用の場合はゴムキャップを閉じることができません。
ゴムキャップを取り外してください。
接続は右図に従ってください。
－ 5 －AC アダプタ入力ジャック

5. 操作方法
5.1. 基本操作
1.

電源 入/切キーを押すと、全表示点灯の後ゼロを表示します。

2. 計量皿に物をのせ、安定マークがついたら読みとります。
3.

ゼロ

キーを押すと表示がゼロになります。必要に応じてご使用ください。

（キーを押す場合はキーの中央を軽 く押してください。）

5.2. オートパワーオフ機能
 オートパワーオフ機 能 は、安 定 表 示 が約 ５分 以 上 続 くと自 動 的 に電 源が切れる機能です。
ゼロ キーを押しながら 電源 入/切 キーを押して電源を入れるとp-xx の表 示 後 計 量 表 示 となります。この操 作 を行 うたびにオートパワーオフ機 能 が“働 く／働 かない”が切 り替 わります。（xx には、ソフトバージョン番号が表示されます。）

 この機 能 が“働 く／働 かない”は内 部 に記 憶 されています。どの状 態 にあるかは、通 常 の計 量 値 表 示 において、 ゼロ キーと ゼロ キーを同 時 に押 したときの表 示 で確 認 できます（キーを押 している間 、下 記 が表示されます）。
ゼロ キー
poff0 e オートパワーオフ機能が働 かない。
poff1 e オートパワーオフ機能が働 く。

5.3. エラー表示
eeeee

ひょう量を越えています。速やかに計量物を降ろしてください。

-----

電 源オン時に計 量 皿 に何 かのっています。取 り除いてください。

lblbe

電池がなくなりました。交 換してください。

－ 6 －6. 感度調整
正 確 な計 量 のために、はかりを最 初 に設 置 した場 合 、離 れた場 所 に移 動した場 合 、使 用 環 境 が大 きく変 化 した場 合 など、また定 期 的 に感 度 調 整を行うことをおすすめします。
はかりは、重 力 加 速 度 マップの⑨区 で感 度 調 整 がされています。異 なる区域で使う場合、重 力加速 度を使用場 所に合わせて設定 してください。

注意 感 度 調 整 用 の分 銅 は別 売 です。分 銅 がない場 合 、“6.2. 分 銅 を使 用する感 度 調 整 方 法 ”は行 わないでください（ゼロ点 のみの感 度 調 整 は可能です）。

6.1. 感度調整の準備
電 源 オフから ゼロ キーと ゼロ キーをゼロ キー
押しながら、 電源 入/切 キーを押すと、CCalと表 示 されます。次 のいずれか一 方を選択して感度調 整を行ってください。
ゼロ キーを押 すと分 銅 を使 用 する感 度 調 整校正を行います。
ゼロ キーを押すと重力加速 度の設 定による感度調整 を行います。

6.2. 分銅を使用する感度調整方法
1. CCCal

表示で、 ゼロキーを押します。

2. ° CCal0

計量皿に何ものせずに安定マークを確認してキーを押します。

3. ° fCalf

計量皿に下 記の感 度調整 用分 銅をのせ、安定マークを確認して ゼロ キーを押します。

ゼロ

HL-300WP： 300g±0.02g
HL-3000WP： 3000g±0.2g
HL-3000LWP： 3000g±0.2g
4. ° eendf

感度 調整 終了です。分銅を降ろしてください。自動的に計量表示に戻ります。

注意 ゼロ点のみを感度 調整を行う場合、3 項の ° Calf 表示でロキーを押してください。 ° end 表示になり感度調 整を終 了します。
－ 7 －6.3. 重力加速度設定方法
1. CCCal

表示で、ゼロ

キーを押します。

2. C9979, 8

設 定 されている重 力 加 速 度 が表 示 されます。 ゼロを押すと“，”の右側の 1 桁を変更 できます。 ゼロを押すと“，”が移動し、変更できる桁 が変わります。

3. C9980, 1

次 ページの重 力 加 速 度 マップを参 考 にして数 値 を変 更 してください。

4.

ゼロ

キーを押し続けると、 ° eendfキーキー表示となり設定終了です。

5. 自動的に計 量 表示に戻ります。

7. 仕様

HL-300WP
HL-3000WPHL-3000LWP
300 g
3000 g
0.1 g
1g
±0.2g
±2g
0.1g
1g
±0.015%／°C TYP (5°C~35°C)-10°C~40°C、85%RH 以下
7 セグメント LCD 文字高 13 mm
約 10 回／秒
単 3 形乾電 池(R6P/ LR6) x 6 個 または、電源AC アダプタ(別売)マンガ ン 乾電池 使用時 約 100 時間 (20°C)
電池寿 命
アルカ リ 乾電池 使用時 約 200 時間 (20°C)
防水等 級
JIS5 級準拠 （乾電池使 用時）
計量皿 寸法128 (W) x 128 (D) mm
174 (W) x 137 (D) mm
174 (W) x 219 (D)170 (W) x 219 (D) x 63 (H) mm
本体寸 法x 63 (H) mm
本体質 量
約 810 g
約 890 g
SUS304（計量皿、本体金 属部）、ポリエステルフィルム
主な材質（表示シート）、ABS（本体プラスティック部）、エラスト
マー（ゴム足、ゴムキャップ）
感度調 整質量300g ± 0.02g
3000g ± 0.2g
標準付 属品取扱説 明書
別売アクセサリー
AC アダプタ AX-TB294

モデル
ひょう量
最小表 示
直線性
再現性（標準偏 差 ）スパンドリフト使用温 湿度範 囲
表示
表示書 換回数－ 8 －－ 9 －

保 証 書この度は弊社の製品をお買い上げ頂き有難うございました。
末永くご愛用頂くため、弊社の点検サービスをお勧めいたします。
下記の通り製品に限り保証いたしますので、この保証書は大切に保管しておいてください。
記
正常な使用状態において製造上の責任による故障は、納品日より1 ヵ年間無償にて修理いたします。
ただし、製品の運用を理由とする損失、逸失利益などのご請求には前記にかかわらず いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
(2) 次のような場合には保証期間内でも有償修理といたします。
(ｲ) 不適当な取扱または使用による故障。
(ﾛ) 弊社または弊社が委託した者以外による改造または修理に起因する故障。
(ﾊ) 火災、地震、水害、異常気象、その他の天災地変をはじめ、故障の原因が本製品以外の理由による故障または損傷。
(ﾆ) 取扱説明書に記載されている必要な設置条件、及び保守が満たされない場合。
(ﾎ) ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。
(3) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
※ お買い上げ店または弊社営業所にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様がご負担願います。
(1)

品名 エー・アンド・デイ デジタルはかり
型名 HL-300WP／HL-3000WP／HL-3000LWP
お客様お名前
ご住所□□□-□□□□

様

ご購入日
年月日
ご購入店 (ご購入店名を必ずご記入ください)
保証期間 ご購入日より 1 年間

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋３-２３-１４ (ダイハツ・ニッセイ池袋ビル５Ｆ)

1. お問い合わせ窓口