MS3700
標準仕様書 型式：MS3763B
薄型プラグイン 絶縁１出力／２出力 測温抵抗体温度差入力変換器

概29

要2 つの 2 線式測温抵抗体センサの温度差を検出し、その温度差を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁１出力／２出力 測温抵抗体温度差入力変換器です。

5<86型 式 コ ー ド

ＭＳ３７６３Ｂ -□-□□□□＿
型式125

供給電源
Ａ: AC 100～ 240V (50～ 60Hz)
Ｄ: DC 24V
Ｐ: DC 100～ 240V
入力信号 2 線式測温抵抗体 Pt100Ω
測定温度範囲Ａ: -20～30℃
Ｂ: 0～50℃

Ｃ: 50～100℃
Ｙ: 上記以外

ご 発 注 時 指 定 事 項･型式コード(例)MS3763B-A-ADA6
その他ご指定例･出力“0”時MS3763B-A-BEA0(出力 2～10V)･ｵﾌﾟｼｮﾝ“X”時
MS3763B-A-CFA6/X(JPt100Ω)･ｵﾌﾟｼｮﾝ複数時は､ｺｰﾄﾞ記号を続けてご指定下さい｡(/LX)

仕入力温度差 (A RTD - B RTD)
Ｄ: ±10℃
Ｇ: 0～50℃
Ｅ: ±20℃
Ｙ: 上記以外
Ｆ: 0～20℃
第 1 出力信号
Ａ: 4 ～ 20mA DC
Ｄ: 0 ～ 20mA DC
Ｚ: 指定電流信号

１ : 0 ～ 10mV DC
２ : 0 ～ 100mV DC
３ : 0 ～ 1V DC
４ : 0 ～ 10V DC
５ : 0 ～ 5V DC
６ : 1 ～ 5V DC
３Ｗ: ± 1V DC
４Ｗ: ±10V DC
５Ｗ: ± 5V DC
０ : 指定電圧信号

第 2 出力信号
未記入： なし
第 1 出力信号のコードと同じ☞第1出力信号が電圧出力の場合、第2出力信号は電流出力のご指定はできません。

☞2 出力共 4～20mＡの場合、出力負荷は第１出力 550Ω以下、第 2 出力 350Ω以下となります。

オプション
未記入: なし／Ｌ : 電流２出力高出力負荷型(OUT-1:750Ω/OUT-2:550Ω)／Ｘ : 特注*特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

(mm)

●電源様部

許 容 電 圧 範 囲 AC100～240V : AC85～264V（47～63Hz）
DC24V : DC24V±10%
DC100～240V : DC85～264V
電 源 感 度 各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
電 源 ヒ ュ ー ズ 160mA ヒューズ
最大消費電力電源
AC100～240V
DC24V DC100～240V
1 出力型
5.5VA 以下/ 1.5W 以下/ 6.0W 以下
2 出力型
6.5VA 以下/ 1.8W 以下/ 7.2W 以下●入力部

励 起 電 流 約 2mＡ
入 力 導 線 抵 抗 1 線あたり 50Ω max.

●出力部

最大出力負荷電圧出力(DC)
1V スパン以上
10mV
100mV
電流出力(DC)
4～20ｍA 1 出力
4～20ｍA 2 出力

2mA 以下10kΩ以上100kΩ以上
750Ω以下第１出力 550Ω以下
第２出力 350Ω以下

ゼ ロ 点 調 整 範 囲 スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)
ス パ ン 調 整 範 囲 スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)
バ ー ン ア ウ ト 上昇（ARTD、BRTD、COM何れが断線しても）製作可能範囲
電流信号
電圧信号
出力範囲(DC)
0～20mA-10～10V
出力スパン(DC)4～20mA
10mV～20V
出力バイアス
0～100%-100～100%*電流出力信号の場合、0.1mA未満の出力は精度保証外となります。
（例 1）4～20mA⇒出力スパン 16mA、バイアス 25%（例 2）-1～4V⇒出力スパン 5V、バイアス-20%

MS3763B 仕様書 Rev.1.0(MQDDK-140718-1)

Page:

1/2

標準仕様書

型式：MS3763B 薄型プラグイン 絶縁１出力／２出力 測温抵抗体温度差入力変換器●基 準 性 能●材

精度＜標準仕様＞
測定温度範囲本体ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
端子台
端 子 台 ｶ ﾊ ﾞ ｰ
DIN ﾚｰﾙｽﾄｯﾊﾟｰ
端 子 ネ ジﾌﾟﾗｸﾞ･ｿｹｯﾄ
端子表面処理基板
防 湿 処 理(周囲温度 25℃±5℃にて)
入力温度差
精度
0～20℃
スパンの±1.0%以内
0～50℃
スパンの±0.5%以内±10℃
スパンの±1.0%以内±20℃
スパンの±1.0%以内-20～30℃
0～50℃
50～100℃*標準外の測定温度範囲、入力温度差をご指定の場合はお問い合わせ下さい。

温応C
信度
答M号

特速R絶絶縁抵

耐電性度
R
縁10℃の変化に対してｽﾊﾟﾝの±0.2%以内
300ms 以下(0～90%)@100%ステップ入力
100dB 以上（500V AC，50/60Hz）

0.2μm/金メッキ
ガラスエポキシ（FR-4：UL-94V-0）
ヒューミシールコーティング：HumiSeal 1A27NS（ポリウレタン樹脂）

  

●取 付 ・ 形 状付
線

ABS 樹脂（UL-94V-0）
PBT 樹脂（UL-94V-0）
PC 樹脂（UL-94V-2）
PP 樹脂（UL-94HB）
鉄/ニッケルメッキ

端子配置図、信号割付

入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間
絶縁
抗 100MΩ以上（@500V DC）
入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間
圧 入力－[第1 出力、第2 出力]－[電源、大地]各間：2000V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
電源－大地間：2000V AC 遮断電流 5mA 1 分間
第 1 出力－第 2 出力間：500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間

Ｓ Ｗ Ｃ 対 策 ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
動 作 環 境 温度：-5～55℃
湿度：5～90%RH（結露のないこと）
保 存 温 度 -10～60℃
取
配質

方方

法 壁取付、DIN レール取付共用
法 M3.5 ネジ端子接続（電源端子カバー付き/脱落防止機構）
ﾈｼﾞ締め付けﾄﾙｸ 0.8～1[N・m] *推奨値
外 形 寸 法 W29×H86×D125mm（取付ネジ、ソケット端子台含む）
質
量 本体 120g 以下、ｿｹｯﾄ端子台 80g 以下

①②（P ＋）④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪＋ OUTPUT 1－ OUTPUT 1（N －）
GND

POWER

N.C＋ OUTPUT 2－ OUTPUT 2A RTD
B RTD
COM

ブ ロ ッ ク 図

定電流回路

ARTD ⑨Z

S

増幅回路

BRTD ⑩測温抵抗体

絶縁回路

絶縁回路

第 1 出力回路

絶縁回路

第 2 出力回路④ 第 1 出力信号＋⑤ 第 1 出力信号－

COM ⑪供給電源

P(＋) ①電源
回路

N(－) ②⑦ 第 2 出力信号＋⑧ 第 2 出力信号－

GND※入力温度差＝

A RTD－

B RTD となります。

例）測定温度範囲 50－100℃、入力温度差±10℃、第 1 出力±10V、第 2 出力 0-10V 仕様の場合
A RTD

B RTD

A RTD

第 1 出力第 2 出力75℃

75℃

75℃－75℃=0℃

－0V

5V

75℃

65℃

75℃－65℃=10℃

10V

10V

65℃

75℃

65℃－75℃＝－10℃－10V0V

B RTD

MS3763B 仕様書 Rev.1.0(MQDDK-140718-1)

Page:

2/2