RF2000
ラジエータ風速測定システム
RR5000D/RR5100D 変換器
赤外線センサ タイプ
概要
RF2000 はエンジンラジエータへの風速を計測するシステムです。プロペラセンサの回転周波数をプロペラセンサに取り付けてある赤外線センサで計測します。赤外線センサからの信号は電気ケーブルを介してラジエータ風速計用変換器へ伝えられ、風速に換算します。変換器は 1台で 16ch の風速を測定でき、風速・周波数表示、アナログ電圧出力、RS-485 通信機能、CAN 通信機能を備えています。
RS-485 通信では変換器を 4 台まで接続でき、最大 64ch 同時にデータ収集することができます。専用の測定ソフト TIC Wind-LV を使用することで測定間隔と回数を設定し、風速データ収集、風速の平均値算出ができます。パソコンから変換器の設定変更をすることもできます。
CAN 通信では、変換器を 4 台まで接続でき、風速データを収集できます。
システム全体を車載すれば実走行テストをすることができます。

特長

RF2000 システム仕様¢ 小型・軽量・薄型センサ

1）ラジエータ風速計用変換器

厚さ 10mm の薄型センサはラジエータとコンデンサの間に取り付け

RR5000D/RR5100D 赤外線センサ タイプることが可能です。

電源

DC12 〜 24V ± 10％表示

2 行 LCD
チャンネル表示、風速・周波数表示

操作キー

CH UP, CH DOWN, SHIFT, INC., ENT., MOVE の 6 個¢ 測定指向性
空気通過方向と平行した軸を持つプロペラで流速を測定しますので、熱線式、圧力式などにみられる他方向からの流入空気の影響がほぼプロペラセンサと変換器間は電気ケーブルで接続しているため、曲げローレベルカットオフ、移動平均、風速変換係数、フルスケール風速、リニアライズ設定、スタートチャンネル設定、エンドチャ設定機能
ンネル設定、表示更新周期、RS-485 通信ユニットアドレス /ID アドレス、CAN 通信速度
DC0-5V、16ch
アナログ出力
負荷抵抗 100k Ω以上
周波数変換精度：± 1Hz精度
アナログ出力精度：± 0.6％ of rdg ± 0.01V（表示に対して）や ねじれ、低 温に強く、ガラス光ファイバケーブルよりも 扱 い

通信形式が容易です。

使用温度範囲 5 〜 60℃ありません。ラジエータへの垂直成分を的確にとらえます。
¢ 低圧損
プロペラによる圧力損失はラジエータの圧力損失と比較すると非常に小さく、約 0.1kPa（20m/s 測定時）。
¢ 電気ケーブル接続¢ 多チャンネルの風速測定
RR5000D/RR5100D は 1 台で 16ch の測定が可能です。
¢ RS-485 通信機能
変換器を最大 4 台：64ch 分のデータを同時に収集できます。パソ
コンから変換器の設定変更も可能です。
¢ CAN 通信機能
変換器を最大 4 台：64ch 分のデータを同時に収集できます。通信
データは DBC ファイルにより、風速値に変換します。

RS-485 通信機能、CAN 通信機能

2）ベーンアネモメータ（プロペラセンサ）
RS-1050-IR/RS-1150-IR 赤外線センサタイプ
形状

外形寸法 : 約 69mm（突起含む）、5 枚羽根ケーブル長：6m

測定可能範囲 0.4 〜 30m/s±（1％ of rdg+0.05m/s）（0.4 〜 20m/s の範囲において）‒40 〜 120℃（結露・凍結無き事）
使用温度範囲ただし連続運転時は 100℃まで

測定精度

RS-1038-IR/RS-1138-IR 赤外線センサタイプ
形状

外形寸法：約 42mm（突起含む）、8 枚羽根ケーブル長：6m

測定可能範囲 0.5 〜 30m/s±（1.5％ of rdg+0.05m/s）（0.5 〜 20m/s の範囲において）‒40 〜 120℃（結露・凍結無き事）
使用温度範囲ただし連続運転時は 100℃まで

測定精度3）データ収集ソフト TIC Wind-LV
RW2000（RF2000 用）
動作環境

Windows 7 SP1 以降
各 OS が推奨する環境以上

通信形式

RS-485機能

ch ごとの風速データを収集
一定間隔（1 〜 9999 秒）でデータを複数回（１〜 99999 回）計測し CSV ファイルにデータを記録、変換器設定変更

TG-F1140-J05
６版 2020 11 K
初版 2015 04 K

RF2000

ラジエータ風速測定システム・RR5000D/RR5100D 変換器タイプ

形式コード
ラジエータ風速計用変換器 ( 赤外線センサタイプ )
RR

□□□□□

内容

5000D

1 台に付きプロペラセンサ 16 個接続可能。RS-1050-IR/RS-1038-IR と組合せて使用。

5100D

1 台に付きプロペラセンサ 16 個接続可能。センサとの接続は、ロック付コネクタ。RS-1150-IR/RS-1138-IR と組合せて使用。

プロペラセンサ ( 赤外線センサタイプ )RS‒ □ □ □ □ ‒ □□内容

1050-IR

プロペラ径：φ 50、0.4 〜 30m/s。RR5000D と組合せて使用。

1150-IR

プロペラ径：φ 50、0.4 〜 30m/s。変換器との接続はロック付コネクタ。RR5100D と組合せて使用。

1038-IR

プロペラ径：φ 30、0.5 〜 30m/s。RR5000D と組合せて使用。

1138-IR

プロペラ径：φ 30、0.5 〜 30m/s。変換器との接続はロック付コネクタ。RR5100D と組合せて使用。

ラジエータ風速データ収集システム
RW□□□□

内容

2000

RF2000 用 風速データの収集ソフト

システム構成図
変換器̶プロペラセンサ組合せ

RR5000D
変換器

RS-1050-IR/
RS-1038-IR
プロペラセンサ
RR5000DとRS-1050-IR/RS-1038-IRを組合せて使用

RR5100D
変換器（ロック付コネクタ）

RS-1150-IR/
RS-1138-IR
プロペラセンサ（ロック付コネクタ）
RR5100DとRS-1150-IR/RS-1138-IRを組合せて使用

RS-1050-IR/
RS-1150-IR/
RS-1038-IR/
RS-1138-IR
赤外線センサタイプ
プロペラセンサ

プロペラセンサは変換器1台に最大 16個接続。

プロペラセンサと変換器間の接続ケーブルは 6m

変換器は 4台までディジーチェーンで接続し通信出来ます。
最大 64ch

RR5000D/
RR5100D
ラジエータ
風速計用変換器① ②③RW2000③③③④④④① ②① ②① ②① 電源ケーブル② アナログ出力ケーブル③ RS-485 通信ケーブル④ CAN通信ケーブル④インストールPC※設置について： 計測原理上、赤外線センサに直射日光が当たる場所では計測に影響が出る場合があります。
設置時は赤外線センサの場所・向きにご注意下さい。

2TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F1140-J05

RF2000

ラジエータ風速測定システム・RR5000D/RR5100D 変換器タイプ

外形図
RR5000DNo.

ラジエータ風速計用変換器① プロペラセンサ接続コネクタ

部位名称

② カバー
③ 電源スイッチ④ 電源コネクタ⑤ RS-485 通信コネクタ
562

6⑥ CAN 通信コネクタ⑦ アナログ出力コネクタ

5⑧ 通気孔⑨ 表示ディスプレイ
⑩ 操作キー

347A side view
158

225

RR5000D
CH1CH2CH3CH4CH5CH6CH7CH89989

A
CH9 CH10 CH11 CH12RADIATOR WIND SPEEDCONVERTER

CH13 CH14 CH15 CH16CH/UP CH/DOWN SHIFT

1910INC.

ENT.

MOVE

8RS-1050-IR
RR5000D 用φ 50 プロペラセンサ
10(69)

Ø55

Ø53(60)

2.5

7.5

RS-1038-IR
RR5000D 用φ 30 プロペラセンサ
10(42)

2.539.4

TG-F1140-J05

TOKYO KEISO CO., LTD.

3RF2000

ラジエータ風速測定システム・RR5000D/RR5100D 変換器タイプ

外形図
RR5100DNo.

ラジエータ風速計用変換器① プロペラセンサ接続コネクタ

部位名称

② カバー
③ 電源スイッチ④ 電源コネクタ

56⑤ RS-485 通信コネクタ

26⑥ CAN 通信コネクタ

5⑦ アナログ出力コネクタ⑧ 通気孔⑨ 表示ディスプレイ

3⑩ 操作キー

47A side view
158

CH1CH2CH3CH4CH5CH6CH7CH8CH9CH10CH11CH12CH13CH14CH15CH16RR5100D

9989A

225

RADIATOR WIND SPEEDCONVERTER
CH/UP CH/DOWN SHIFT

1910INC.

ENT.

MOVE

8RS-1150-IR
RR5100D 用φ 50 プロペラセンサ
10(69)

Ø55

Ø53(60)

2.5

7.5

RS-1138-IR
RR5100D 用φ 30 プロペラセンサ
10(42)

2.539.4

4TG-F1140-J05