Información técnica

Calibración de punto fijo según ITS-90
Hoja técnica WIKA IN 00.38

Aplicaciones■ Industria (laboratorio, taller y producción)

505,078

231,928

302,9146

29,7646

273,16

0,01

234,3155-38,8344

Descripción

Punto triple del mercurio

acreditado por DAkkS (Oficina Alemanda de Acreditación)
D-K-15105-01-00■ Alta precisión hasta 2 mK
■ Aplicable a termorresistencias

419,527

Punto triple del agua

■ Calibración trazable en nuestro laboratorio de calibración692,677

Punto de fusión del galioCaracterísticas

660,323

Punto de solidificación del estaño■ Servicio de calibración y mantenimiento933,473

Punto de solidificación del zinc

■ Fabricantes de sensores de temperatura y transmisores°C

Punto de solidificación del aluminio■ Industria farmacéutica

K

Un factor de calidad importante es la trazabilidad delequipo de medición, para garantizar que los resultados
de la medición se basen en una cadena de medición
ininterrumpida conforme al estándar nacional e internacional.
Por tal motivo, la importancia del certificado de calibración
con reconocimiento internacional es cada vez más
importante ya que solo así los resultados de calibración soncomparables a nivel internacional.

Puntos fijos ITS-90
Mercurio a aluminio

Con la calibración de punto fijo se puede alcanzar una
incertidumbre mínima de medición de hasta ± 2 mK. La
fuente de temperatura utilizada son células en las que sepueden obtener los puntos fijos de materiales altamente
puros como el galio o el zinc. Durante las transiciones defase, por ejemplo de sólido a líquido, la temperatura delmaterial permanece constante a presión constante y, por lotanto, es apto para la calibración.

La Escala Internacional de Temperatura de 1990 (ITS-90)
define 17 puntos fijos, desde el punto triple de hidrógeno
(-259.3467 °C) hasta el punto de solidificación del cobre(1084.62 °C).
El laboratorio WIKA, por ejemplo, calibra en los puntos triples
de mercurio y agua, en el punto de fusión del galio y en lospuntos de solidificación de estaño, zinc y aluminio. Esto
cubre un rango de temperatura de -38.8344 °C a 660.323 °C.

Para algunas sustancias, además de las transiciones de fasese usan los puntos triples. En dicho punto, los tres estados
físicos de la sustancia respectiva están en equilibrio térmico.
Se pueden preparar con alta precisión y con repetibilidad en
cualquier momento. Además, pueden mantenerse durante
un período de tiempo más largo.

No todos los instrumentos de medición de temperatura
son adecuados para una calibración de punto fijo. Para
los termómetros de resistencia, por ejemplo, el platino delsensor debe cumplir con determinados criterios de pureza ysu envoltura de alambre debe mantenerse libre de tensiones.

Hoja técnica WIKA IN 00.38 ∙ 01/2018

Página 1 de 2

Rango de calibración típico para la calibración de escala de temperatura internacional(ITS-90) en nuestro laboratorio de calibración acreditado por DAkkS D-K-15105-01-00
Mínima incertidumbre medible 1)

MaterialClaseTemperatura °C-38,8344

3 mKAguaPunto triple

0,01

2 mKGalioPunto de fusión

29,7646

2,5 mK

EstañoPunto de solidificación

231,928

5 mK

Zinc

Punto de solidificación

419,527

5 mKAluminio

Punto de solidificación

660,323

10 mK

Mercurio1)

Punto triple

El mejor caso, si se mantienen todas las condiciones limites dadas por la termorresistencia a comprobar.

Alcance del suministro

Accesorios■ Calibración en los puntos indidcados en el pedido.

■ Sensor de temperatura modelo CTP5000■ Pruebas adicionales al termómetro: estabilización,determinación de la idoneidad del termómetro por
representación del ITS-90, determinación de la tasa
de autocalentamientoOpción■ Cálculo de la función de desviación con ITS-90© 10/2017 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos los derechos reservados.
Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicación.
Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales.

Página 2 de 2

Hoja técnica WIKA IN 00.38 ∙ 01/2018

Instrumentos WIKA S.A.U.
C/Josep Carner, 11-1708205 Sabadell BarcelonaTel.
+34 933 9386-30
info@wika.es
www.wika.es

01/2018 ES based on 10/2017 DE■ Cálculo de la función de desviación como polinomio