AD-4531B
デジタルインジケータ

取 扱 説 明 書

1WMPD4002616B

注意事項の表記方法
用語とマークについて
取扱説明書に使用されている用語およびマークの意味は、次の通りです。

警告

！
注意

！

： 人体や生命に危害をおよぼす恐れのある場合に、その危険を避けるための注意事項が記されています。

： 機器を損傷する恐れのある場合に、注意事項が記されています。

： 感電の恐れがある箇所です。絶対に手を触れないでください。

： 保護用接地端子を示します。

： 操作上の禁止事項を示します。

： 便利な使い方の例を示します。
本製品に対するお問い合わせは、弊社営業所までお願いいたしま
また、e-mail によるお問い合わせも承っております。
mail アドレス

and-info1@aandd.co.j

ご注意
（１）
（２）
（３）

（４）



本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、お買い求めの販売店または最寄りの弊社営業所へご連絡ください。
弊社では、本機の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求については、（３）項にか
かわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
2014 株式会社 エー・アンド・デイ
株式会社エー・アンド・デイの許可なく複製・改変などを行なうことはできません。

2

目
1.

次

概要 .......................................................................... 5

1.1. 特長 .......................................................................... 5

2. お使いいただく前に ............................................................. 6
2.1. 設置および使用前の注意......................................................... 6
2.2. 使用上の注意................................................................... 6

3. 仕様 ........................................................................... 8
3.1. 一般仕様....................................................................... 8
3.2. 各種機能....................................................................... 93.3. オプション.................................................................... 10

4. フロントパネル ................................................................ 124.1. 計測値表示部.................................................................. 124.2. 状態マーク.................................................................... 124.3. キースイッチ.................................................................. 13
4.4. 動作モード.................................................................... 13

5. リアパネル .................................................................... 14
5.1. 各コネクタの説明.............................................................. 14
5.2. コントロール入力部の等価回路図 ................................................ 16
5.3. コントロール出力部の等価回路図 ................................................ 16
5.4. コネクタの接続方法............................................................ 175.5. ロードセルの接続.............................................................. 17

6. 各部の構成と役割 .............................................................. 19
6.1. 機能ブロック図................................................................ 19
6.2. 機能説明...................................................................... 20

7. キャリブレーション ............................................................ 21
7.1. キャリブレーションモード ...................................................... 21
7.2. キャリブレーションのエラー .................................................... 23

8. ファンクション ................................................................ 24
8.1. ファンクションの構成.......................................................... 24
8.2. キー操作...................................................................... 24
8.3. ファンクション項目............................................................ 26

9. デジタルゼロ（ＤＺ） .......................................................... 31
9.1. キー操作による制御............................................................ 31
9.2. Ｉ／Ｏ入力による制御.......................................................... 31
9.3. ゼロトラッキング.............................................................. 31
9.4. パワーオンゼロ................................................................ 32
9.5. ＤＺのバックアップ............................................................ 32
3

10. ホールド ..................................................................... 33
10.1. 基本動作...................................................................... 33
10.2. ホールドインジケータ.......................................................... 33
10.3. ホールド入力の優先順位........................................................ 33
10.4. ホールド中のオーバ............................................................ 33
10.5. ホールドの種類................................................................ 34

11. ラッチ ....................................................................... 36
12. コンパレータ ................................................................. 37
12.1. 比較の関係.................................................................... 37
12.2. 上限値および下限値の設定 ...................................................... 37
12.3. 動作例 ....................................................................... 38
12.4. ヒステリシス.................................................................. 38

13. アナログ出力 ................................................................. 42
13.1. アナログ電圧ＤＡＶ（０Ｖ～１０Ｖ） ............................................ 42
13.2. アナログ電流ＤＡＩ（４ｍＡ～２０ｍＡ） ........................................ 42

14. シリアル入出力 ............................................................... 43
14.1. データ出力フォーマット........................................................ 43
14.2. コマンドおよび応答............................................................ 44

15. 保守 ......................................................................... 46
15.1. エラー表示.................................................................... 46
15.2. 各動作のチェック.............................................................. 47

16. 設定リスト ................................................................... 52
16.1. キャリブレーション（Ｃファンクション） ........................................ 52
16.2. 基本性能...................................................................... 53
16.3. コンパレータ.................................................................. 54
16.4. アナログ出力.................................................................. 54
16.5. シリアル通信.................................................................. 55
16.6. 単位設定...................................................................... 56

17. 外形寸法図 ................................................................... 57

4

1. 概要
このたびは、エー・アンド・デイの製品をお買い求めいただきありがとうございます。
本機を十分に活用していただくため、ご使用前に本書をよくお読みください。

1.1.

特長

ＡＤ－４５３１Ｂは以下のような特長があります。
□ 実負荷によらないキャリブレーション
デジタルキャリブレーション機能によりセンサの定格出力（ｍＶ／Ｖ）をキー入力することでキャリブレーションが行えます。実負荷を加えることができない場合に便利です。
□ デジタルフィルタ
遮断周波数（カットオフ周波数）１１Ｈｚ～０．７Ｈｚおよびオフから選択できます。
□ デジタルゼロ（ＤＺ、ゼロ補正）
任意の測定点をゼロとし、そのポイントからの偏差を表示することができます。
荷重測定の風袋引きなどに使用できます。
ゼロの値は不揮発メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）にバックアップされ、パワーオン時（停電時）に継続することができます。バックアップ回数は１０００万回以上です。
□ ゼロトラッキング
測定値のゼロ点ドリフトを検出し、自動的にゼロになるように補正します。

□ ホールド機能
ファンクション設定（ホールドモード）によってサンプル、ピーク、ボトム、両極性ピークホー
ルドが選択可能です。
□ 比較機能ＨＩ、ＯＫ、ＬＯの比較結果は表示と接点信号に出力します。
ヒステリシス設定により、出力のチャタリングを防ぐことができます。
□ 多彩なデータ出力
オプションでコンパレータ出力、シリアルインタフェース（ＲＳ－４８５／ＲＳ－２３２Ｃ）、
アナログ電圧出力（ＤＡＶ）／アナログ電流出力（ＤＡＩ）を用意しております。

5

2. お使いいただく前に本機は精密機器ですので、開梱時の取り扱いにはご注意ください。
また、品物がそろっているかよくご確認ください。

2.1.

設置および使用前の注意

本機を安全にご使用いただくために以下の注意事項をよくお読みください。また、本機特有の注
意事項については以降の本文中に記載されております。
□ 本機は精密機器ですので、取り扱いには十分ご注意ください。
□ 水のかからない場所に設置してください。
□ 振動・衝撃のない場所、高温・多湿にならない場所、直射日光の当たらない場所、ほこりの少ない場所および塩分、硫黄分などを含んだ空気にさらされない場所に設置してください。
□ 引火性のあるガスまたは蒸気にさらされない場所に設置してください。
□ 使用温度範囲は、－１０℃～＋４０℃以内です。
□ 電源は、ＡＣ１００～２４０Ｖです。瞬停やノイズ成分を含むと、誤動作の原因になります。
電源は安定なものを使用してください。動力線との共用は避けてください。
□ 電力系の配線やノイズの多い配線とは別に配線してください。
□ アナログ電圧出力端子の負荷は必ず１０ｋΩ以上としてください。
また誘導負荷は接続しないでください。
□ アナログ電流出力端子の負荷は必ず５１０Ω以下としてください。
また誘導負荷は接続しないでください。
□ センサへの配線を延長する場合は、電力系の配線やノイズの多い配線とは別々にしてください。
□ 据付が完了するまで電源を投入しないでください。電源を切断するスイッチは本機にはありません。
□ ロードセルケーブルは、シールド付きのものを使用してください。
□ 接続可能数を超えるセンサを接続しないでください。機器が破損する恐れがあります。

2.2.

使用上の注意□ 本機はセンサからの微小電圧を計測する精密機器ですのでノイズの影響がないようにしてください。
(ノイズ源の例:電力系の配線、無線、電気溶接器、モータ等)□ 本機は改造しないでください。
□ いずれのホールドモードにおいてもホールド値はデジタル的にメモリされますのでホールド後の表示およびアナログ出力にドループ現象は起りません。但し、電源を切るとホールドは解除
されます。

6

警告

！

カバーを外すときは電源を切断
カバーを取り外す場合は、必ず電源を切断した状態で行ってください。

電源を切断してすぐに触れないでください。
感電の恐れがありますので、電源を切断してから１０秒以内は、本機の内部に手を触れないでください。

注意！

ネジの締め忘れに注意
ネジの締め忘れにご注意ください。ネジが緩いと使用中に外れて回路をショートする
恐れがあります。また、ノイズによる誤動作が発生する可能性があります。

7

3. 仕様3.1.

一般仕様□ 計測点数1点□ 適用センサ

ストレイン（ひずみ）ゲージ式センサ（出力抵抗 10kΩ以下）□ 電源電圧

AC100～240V (50/60Hz)□ 消費電力約 10VA□ センサ電源DC5V±5%, 50mA
120Ω系センサ最大 1 本、350Ω系センサ最大 3 本接続可能□ 計測範囲￭ スパン調整範囲-35～+35ｍV（-7～+7ｍV/V）￭ ゼロ点調整範囲-35～+35ｍV（-7～+7ｍV/V）￭ 最小保証入力感度0.15μV/d 以上 （d=最小目盛）￭ 最小表示入力感度

制限無し□ A/D 変換方式

デルタシグマ方式□ 内部分解能

約 16,000,000 カウント□ サンプリング速度

100 回/秒□ 表示範囲

-999999～+999999□ リニアリティ

0.005%F.S. ±1Digit 以内□ 温度係数￭ ゼロドリフト±0.1μV/℃（Typ.）￭ スパンドリフト±8ppm/℃（Typ.）□ 使用温湿度範囲-10℃～40℃、85%RH 以下(但し結露しないこと)□ キャリブレーション方式￭ デジタルスパン（実負荷によらない校正）￭ 実負荷キャリブレーション□ 外形寸法

96×48×127.5 mm (W×H×D)
パネルカット寸法 92×45 mm
配置間隔□ 本体質量横 120 mm 以上 縦 70 mm 以上

約 290g□ パネル面
￭ 計測値表示部

7 セグメント 赤色 LED 6 桁 文字高 9.2 mm、極性表示 赤色 LED 1 個￭ 状態表示部赤色 LED 1 個、緑色 LED 2 個、橙色 LED 2 個￭ キースイッチ

5個□ 付属品￭ AC 電源コネクタ（2 ピン）￭ ロードセル入力コネクタ（7 ピン）￭ コントロール入出力コネクタ（6 ピン）

8

3.2.

各種機能

￭ デジタルゼロ（ゼロ補正）

ZERO

キー､外部入力およびシリアルのコマンドからの指令に

より計測値をゼロにします。
デジタルゼロは不揮発メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）にバックアップします。
調整可能範囲：定格容量の１～１００％の範囲で任意に範囲設定可能￭ ゼロトラッキング機能

計測値のゼロ点ドリフトを検出し、自動的にゼロになるように補正します。
トラッキング時間：０．０～５．０（秒）任意に範囲設定可能
トラッキング幅：０．０～９．９（ｄ）任意に範囲設定可能￭ パワーオンゼロ機能

電源投入時のデジタルゼロの状態を選択します。

￭ デジタルフィルタ機能

カットオフ周波数範囲：０．７～１１（Ｈｚ）￭ コンパレータ機能

上下限設定によりＨＩ、ＯＫ、ＬＯを表示します。

￭ ホールド機能

サンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、
両極性ピークホールドから選択￭ ラッチ機能

外部入力のＬＡＴＣＨに対応し、表示値／コンパレータ／アナログ
出力／シリアル出力をラッチします。

￭ リレー出力機能

ＨＩ、ＯＫ、ＬＯの接点出力が可能です。（オプション）￭ シリアル入出力機能

計測値の出力およびコマンドの入力が行えます。
ＲＳ－４８５／ＲＳ－２３２Ｃ（オプション）￭ アナログ出力機能

計測値をアナログ電圧／アナログ電流で出力します。
（オプション）

9

3.3.

オプション

3.3.1. オプションの種類￭ ＡＤ４５３０－２００

リレー出力￭ ＡＤ４５３０－０３０

ＲＳ－４８５￭ ＡＤ４５３０－０４０

ＲＳ－２３２Ｃ￭ ＡＤ４５３０－００７

アナログ出力￭ ＡＤ４５３０－２３７

リレー出力、ＲＳ－４８５、アナログ出力￭ ＡＤ４５３０－２４７

リレー出力、ＲＳ－２３２Ｃ、アナログ出力

オプションはいずれか一つのみ装着可能です。

3.3.2. オプション仕様￭ リレー出力

ＨＩ，ＯＫ，ＬＯ

ＡＤ４５３０－２００

ＡＣ２５０ＶまたはＤＣ３０Ｖ ３Ａ（合計電流５Ａ）

ＡＤ４５３０－２３７

接点構造

機械接点

ＡＤ４５３０－２４７

接点構成

１ａ

機械的寿命 ５００万回以上、電気的寿命 １０万回以上（抵抗負荷）
４ピンコネクタ付属（ＨＩ，ＯＫ，ＬＯ，ＣＯＭ）￭ ＲＳ－４８５

ＥＩＡ ＲＳ－４８５ 準拠

ＡＤ４５３０－０３０

マルチドロップ台数 最大３１台

ＡＤ４５３０－２３７５ピンコネクタ付属（Ａ，Ｂ，ＳＧ，Ａ，Ｂ）￭ ＲＳ－２３２Ｃ
ＡＤ４５３０－０４０

ＥＩＡ

ＲＳ－２３２Ｃ 準拠

５ピンコネクタ付属（ＲｘＤ，ＴｘＤ，ＳＧ，ＩＣ，ＩＣ）

ＡＤ４５３０－２４７￭ アナログ出力

Ｄ／Ａ変換方式 ＰＷＭ

ＡＤ４５３０－００７

分解能

１３ｂｉｔ相当

ＡＤ４５３０－２３７

応答速度

約５００ｍｓＡＤ４５３０－２４７

電圧出力

０－１０Ｖ 適応負荷 １０ｋΩ ｍｉｎ．

電流出力４－２０ｍＡ

非直線性±０．１％ ｔｙｐ．

温度係数

ゼロ点 １００ｐｐｍ／℃ ｔｙｐ．

適応負荷 ５１０Ω ｍａｘ．

３ピンコネクタ付属（ＶＯＵＴ，ＩＯＵＴ，ＣＯＭ）

10

3.3.3. オプションの装着方法① ガイドレールを固定しているネジ（２本）をはずし、ガイドレールを引き抜いて取り去ります。
② ケースを固定しているネジ（２本）をはずします。
③ フロントパネル（図示の部分を手で持って）からケースを引き抜いてはずします。
④ 不要なブランクパネルをニッパなどで取り除きます。
⑤ オプションボードをフロントパネル裏面の所定の位置に差込みます。
⑥ 逆の手順で、ケースとガイドレールを取り付けます。

フロントパネル

3

2
オプションボード

5ケース

ブランクパネル

2
4

3

1

ガイドレール

1

11

1

4. フロントパネル①②③

計測値表示部

キー
スイッチ

④
⑤

4.1.

計測値表示部

計測データの表示および設定値の表示を行います。
小数点の設定はファンクションモードで行います。
７セグメント６桁およびマイナスで表示します。

4.2.
名

状態マーク
称

解

説

①

HI

計測値が上限値（ＨＩ）を超えたとき点灯します。

②

OK

下限値 ≦ 計測値 ≦ 上限値のとき点灯します。

③

LO

計測値が下限値（ＬＯ）に満たないとき点灯します。

④

DZ

デジタルゼロ補正のとき点灯します。

⑤

HOLD

ホールドしたとき点灯します。

12

4.3.

キースイッチ操 作

機 能
上限値設定モードに移行します。
数値入力中は極性を変更します。
下限値設定モードに移行します。
数値入力中は入力をキャンセル（解除）します。
デジタルゼロをオンします。
数値入力中は点滅桁の右移動および設定分類を変更します。

＋

デジタルゼロをオフします。
ホールドをオン／オフします。
数値入力中は点滅桁のインクリメントおよび選択肢を変更します。
シリアル出力します。
（印字）
数値入力中は入力を決定します。

＋

キャリブレーションモードに移行します。

＋

ファンクションの選択モードに移行します。

＋＋

チェックモードの選択モードに移行します。

※ デジタルゼロは任意の測定点をゼロとし、そのポイントからの偏差を表示する機能です。荷重測定の風袋引きなどに使用できます。
※ ゼロの値は内蔵不揮発性メモリにバックアップされ、パワーオン時（停電時）に継続することもできます。
※ デジタルゼロの操作方法は設定（Cf-11）により変更することができます。
誤操作防止用に＋キーまたはキー長押し（約１秒）でデジタルゼロがオン

します。

4.4.

動作モード

□ 上限値／下限値設定モード
コンパレータの上限値および下限値を設定するモードです。
□ キャリブレーションモード
任意の実負荷を使って、ゼロ、スパンを校正するモードです。
□ ファンクションモード
各種機能を設定するモードです。
□ チェックモード
各種入出力の動作を確認するモードです。
13

5. リアパネル
リレー出力RS-232C／RS-485

アナログ出力④ ③ ② ①⑤ ④ ③ ② ①③ ② ①①②③ ④ ⑤⑥⑦ ①②③④ ⑤⑥
ロードセル入力

コントロール入出力

①
ＡＣ電源

注意

！

端子番号に注意
配線時は、端子盤側面と筐体上面に表記されている端子番号を確認してください。

5.1.

各コネクタの説明

5.1.1. ＡＣ電源コネクタ① ＡＣ電源 ............. ＡＣ電源コードを接続します。
入力電源は ＡＣ１００～２４０Ｖ ５０／６０Ｈｚです。

注意！

配線時の注意事項
関連する機器の電源をすべて切ってください。
電力系の配線およびノイズの多い配線とは別に配線してください。

5.1.2. ロードセル入力コネクタ① ＳＨＬＤ.............. センサケーブルのシールド線を接続します。
② ＳＩＧ－ ............. センサの(-)入力端子です。
③ ＳＩＧ＋ ............. センサの(+)入力端子です。

④ ＥＸＣ－ ............. センサに印加する電圧の(-)側出力端子です。
⑤ ＳＥＮ－ .............. センシング入力(-)入力端子です。４線式接続のときはＥＸＣ－とショー
トします。
⑥ ＳＥＮ＋ .............. センシング入力(+)入力端子です。４線式接続のときはＥＸＣ＋とショー
トします。
⑦ ＥＸＣ＋ ............. センサに印加する電圧の(+)側出力端子です。

14

5.1.3. コントロール入出力コネクタ① 外部入力１

コントロール入力１の端子です。

② 外部入力２

コントロール入力２の端子です。

③ ＩＮ－ＣＯＭ

コントロール入力のコモン端子です。

④ 外部出力１

コントロール出力１の端子です。

⑤ 外部出力２

コントロール出力２の端子です。

⑥ ＯＵＴ－ＣＯＭ コントロール出力のコモン端子です。

5.1.4. リレー出力コネクタ（オプション）① ＣＯＭ .......... リレー出力端子のコモン端子です。
② ＬＯ .............. リレーのＬＯ出力端子です。計測値がＬＯになると出力します。
③ ＯＫ .............. リレーのＯＫ出力端子です。計測値がＯＫになると出力します。
④ ＨＩ .............. リレーのＨＩ出力端子です。計測値がＨＩになると出力します。

注意！

コンパレータ出力の注意事項
回路の破損防止のため、出力定格を絶対に超えないでください。
負荷のショート以外に定格を超える例として、リレーやソレノイドなどの誘導負荷による逆起電力などがあります。対策としてはバリスタ、ＣＲ回路、ダイ
オード等を使用する方法があります。

5.1.5. シリアル通信コネクタ（オプション）
ＲＳ－２３２Ｃの場合① ＩＣ ...............内部接続（接続しないでください。
）② ＩＣ ...............内部接続（接続しないでください。
）③ ＳＧ ...............シグナルグラウンド端子です。
④ ＴｘＤ ...........送信端子です⑤ ＲｘＤ ...........受信端子です
ＲＳ－４８５（２線式）の場合① Ｂ ..................Ｂ端子です。
② Ａ ..................Ａ端子です。
③ ＳＧ ...............シグナルグラウンド端子です。
④ Ｂ ..................Ｂ端子です。
⑤ Ａ ..................Ａ端子です。
※ Ａ端子、Ｂ端子はそれぞれ２端子有ります。
内部で接続していますので、終端抵抗やマルチドロップ接続に使用してください。

5.1.6. アナログ出力コネクタ（オプション）①ＣＯＭ .............アナログ出力端子のコモン端子です。
②ＩＯＵＴ .........アナログ電流出力端子です。
③ＶＯＵＴ .........アナログ電圧出力端子です。

15

5.2.

コントロール入力部の等価回路図＋５Ｖ
トグルスイッチ

３．３ｋΩ
２００Ω

０．１μＦ

メカリレー接点①外部入力１

約１．５ｍＡ
半導体接点（トランジスタ
オープンコレクタ）③ＩＮ_ＣＯＭ
機械接点（スイッチ）
ＡＤ－４５３１Ｂ内部

ＯＮ時間、ＯＦＦ時間は各々

ＴＴＬ オープンコレクタ出力

１００ｍｓ以上確保してください。
※ ②外部入力２は、①外部入力１と同一回路です。

注意！ 入力端子の結線時の注意□ スイッチ素子は機械接点、半導体接点の無電圧入力としてください。
□ スイッチ素子のＯＦＦ時のリークは３０μＡ以下としてください。

5.3. コントロール出力部の等価回路図＋５Ｖ④外部出力１⑥ＯＵＴ_ＣＯＭ
ＡＤ－４５３１Ｂ内部⑤外部出力２は、④外部出力１と同一回路です。
出力回路方式

オープンコレクタ出力

出力回路耐圧

ＤＣ４０Ｖ

許容ドライブ電流

５０ｍＡ

出力端子残留電圧

１．５Ｖ

16

5.4.

コネクタの接続方法

ＡＣ電源およびオプション用

ロードセル入力およびコントロール入出力用

ピッチ.................. ５．０８ｍｍ

ピッチ ................. ３．５０ｍｍ

ＡＷＧ.................. １２～２４

ＡＷＧ ................. １６～２８

むき線長さ .......... ６～７ｍｍ

むき線長さ .......... ６～７ｍｍ

締付けトルク....... ０．５～０．６Ｎｍ

締付けトルク ...... ０．２Ｎｍ
コネクタ

コネクタ

マイナスドライバ

マイナスドライバ

5.5. ロードセルの接続
ロードセルの接続には、６線式と４線式の２種類があります。
計量を高精度、高安定度で行なうため、６線式の接続を行うことをお勧めします。

●６線式① ＳＨＬＤ② ＳＩＧ－③ ＳＩＧ＋④ ＥＸＣ－⑤ ＳＥＮ－⑥ ＳＥＮ＋⑦ ＥＸＣ＋

17

●４線式① ＳＨＬＤ② ＳＩＧ－③ ＳＩＧ＋④ ＥＸＣ－⑤ ＳＥＮ－⑥ ＳＥＮ＋⑦ ＥＸＣ＋

ロードセルの接続方法

方式

長所

短所

備考

ロードセルケーブルの延長や、細いロードセルケーブ
６線式

ルを使用した場合にも誤差（推奨） が少ない。

和算箱を使用する場合には、配線がやや複雑。

６線式で配線することを強くお勧めします。

複数のロードセルを使用する場合にも誤差が少ない。

ロードセルケーブルの導 ロードセルケーブルを延長
線抵抗の影響を受けるた して使用する場合や、複数４線式

配線が簡単。

め、温度係数が悪化する。 のロードセルを使用する場
コネクタなどの接触抵抗 合には、誤差が発生しやす
くなります。
の影響を受ける。

４線式で接続する場合の注意点
やむを得ず４線式で接続する場合は、次の点にご注意ください。
● ＥＸＣ＋とＳＥＮ＋の間、およびＥＸＣ－とＳＥＮ－の間を必ずショートする。
● ロードセルケーブルを延長する場合は、極力断面積の大きいものを使用する。また、ケーブル長は最短にする。

18

6. 各部の構成と役割
6.1.

機能ブロック図

センサからの入力

Ａ／Ｄ変換

キー操作

外部入力

デジタルフィルタ

計測値の生成

制御

ホールド

ラッチ

Ｄ／Ａ変換

アナログ出力

コンパレータ

リレー出力

オプション

表示用フィルタ（1～20 回/秒）

コンパレータ表示

シリアル入出力

計測値表示

19

6.2.

機能説明

6.2.1. デジタルフィルタ
遮断周波数（カットオフ周波数）１１Ｈｚ～０．７Ｈｚおよびオフから選択できます。

6.2.2. デジタルゼロ
任意の計測値をゼロ点とし、ゼロ点からの変位を表示する機能です。

6.2.3. ホールド
サンプルホールド、 ピークホールド、 ボトムホールド、両極性ピークホールドの４種類のホールド機能があります。ホールドの種類はファンクション（f0-04）で選択します。

6.2.4. ラッチ
外部入力のＬＡＴＣＨに対応してファンクション（f0-06）で設定した値や出力をラッチします。ラッチはホールド処理の次に動作します。

6.2.5. コンパレータ
計測値を上限値、下限値と比較し、比較結果をＬＥＤ表示およびリレー出力端子に出力します。

6.2.6. リレー出力（オプション）
コンパレータの比較結果をリレー出力端子に出力します。

6.2.7. アナログ出力（オプション）
計測値をアナログ電圧ＤＡＶ（０Ｖ～１０Ｖ）とアナログ電流ＤＡＩ（４ｍＡ～２０ｍＡ）に変換して出力します。
（f2-01～f2-04）

6.2.8. シリアル入出力（オプション）
ＲＳ－２３２ＣまたはＲＳ－４８５で、計測値を出力、コマンドの受信およびファンクションの設定ができます。

20

7. キャリブレーション
ＡＤ－４５３１Ｂはセンサから電圧信号を計測して表示します。キャリブレーションはＡＤ－４５３１Ｂの計測を正しく表示できるよう校正（調整）する機能です。
、最小目盛（Cf-02）、定格容量（Cf-03）はファンクションモードで小数点位置（Cf-01）
設定してください。
、スパンの入力電圧（Cf-05）、スパンの入力電圧に対する表示値
ゼロ点の入力電圧（Cf-04）（Cf-06）はキャリブレーションモードで調整してください。
ファンクションモードで設定することもできます。
（デジタル校正）※ 校正中は安定させてください。安定入力しないと校正誤差の原因になります。
※ 安定は HOLD のＬＥＤの点灯で確認できます。
※ 計量値と区別する為、数値のみの場合は小数点が点滅します。

7.1.
通常モードよりキャリブレーションモード
＋キーでキャリブレーションモードに入ります。

ゼロ点キャリブレーションモードに入ります。
通常モードに戻ります。

7.1.1. ゼロ点キャリブレーションモード
ロードセルに何も載せない状態で、安定を待ってから

キーを

押します。
ゼロ点キャリブレーションを行い、スパンキャリブレーション
モードへ進みます。
ゼロ点キャリブレーションを行わないで、スパンキャリブレー
ションモードへ進みます。
押している間、ゼロのｍＶ／Ｖを表示します。
スパンキャリブレーション

21

7.1.2. スパンキャリブレーションモード
ロードセルにスパンキャリブレーションに使う実負荷を加えた後、その負荷のときに表示させる値を入力します。
安定を待ってからキーを押します。

変更する桁を選択します。
変更する桁の値が増加します。
極性を変更します。
スパンキャリブレーションを行い、登録待ちとなります。

キャリブレーション
登録モード

スパンキャリブレーション行わないで、登録待ちとなります。
※ スパンキャリブレーションを行うと３秒間スパンキャリブレーションのｍＶ／Ｖ値を表示した後、キャリブレーション登録待ち状態になります。

7.1.3.キャリブレーション登録モード取得したキャリブレーションのゼロとスパンおよび表示値を登録します。
キャリブレーションを行わなかったデータは登録しません。
取得したデータを登録し、通常モードに戻ります。
取得したデータを登録しないで、通常モードに戻ります。

22

通常モード

7.2.
表

示

キャリブレーションのエラー
原

因

対処法
ロードセルの定格および結線を確認してくC?e2

ゼロ校正を行った点の電圧がプラス方向にオーバしています。

C?e3

ゼロ校正を行った点の電圧がマイナス方向にオーバしています。

C?e4

分銅値がひょう量を超えています。 適切な値の分銅を使用してください。

C?e5

分銅値が最小目盛未満です。

C?e6

ロードセルの結線を確認してください。
ロードセルの感度が不足しています。
適切な値の分銅を使用してください。

C?e7

スパンの校正を行った点の電圧が、 ロードセルの結線を確認してください。
ゼロ点より低くなっています。

C?e8

定格容量の大きなロードセルを使用するか、ひょう量の荷重を載せたときにロードセルの出力電圧が高過ぎます。ひょう量を小さな値に設定してください。

23

ださい。

8. ファンクション
ＡＤ－４５３１Ｂの各種機能を設定するファンクションの設定に関する説明です。
設定値は不揮発性メモリに記憶されるので電源を切っても内容は保持されます。

8.1.

ファンクションの構成

ファンクション番号の上位２桁はファンクションの種類を表し、下位２桁は枝番を表します。
Cf ................ キャリブレーションファンクション
f0 ................ 基本機能ファンクション
f1 .................コンパレータファンクション
コンパレータの動作に関する設定をするファンクションです。
f2 .................アナログ出力ファンクション
アナログ電圧出力およびアナログ電流出力の出力値を設定するファンクションです。
f3，f4 ........シリアル通信ファンクション
ＲＳ－２３２ＣおよびＲＳ－４８５の設定をするファンクションです。
、スパンの入力電圧（Cf-05）、スパンの入力電圧に対する表※ ゼロ点の入力電圧（Cf-04）
示値（Cf-06）はキャリブレーションモードで設定される設定値です。
※ 上限値（f1-01）と下限値（f1-02）は、上限値設定モード、下限値設定モードで設定される設定値です。
※ 計量値と区別する為、数値のみの場合には小数点が点滅します。

8.2.
通常モードより

キー操作＋

キーでファンクション選択モードに入ります。

8.2.1.ファンクション選択モード
ファンクションの種類を選択します。（上位２桁）
ファンクションの枝番を選択します。（下位２桁）
設定変更モードに入ります。
メモリ上の設定をバックアップ領域に保存し、通常モードに戻ります。

24

8.2.2.設定変更モード（２種類の設定タイプがあります。）
Ｐ

パラメータ選択タイプ（すべて点滅する。）
選択肢を変更します。
設定を有効にし、ファンクション選択モードに戻ります。
設定を無効にし、ファンクション選択モードに戻ります。

Ｄ

デジタル入力タイプ（変更する桁が点滅する。
）
点滅桁を移動します。
点滅桁の値を変更します。
極性を変更します。
設定を有効にし、ファンクション選択モードに戻ります。
設定を無効にし、ファンクション選択モードに戻ります。

25

8.3.

ファンクション項目

8.3.1. キャリブレーション（Ｃファンクション）
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号
設定範囲

Cf-01
0～5

Cf-02
1～50

Cf-03
1～999999

Cf-04-7.00000～7.00000

Cf-05
0.00001～9.99999

Cf-06-999999～999999

Cf-07
0～100

Cf-08
0.0～5.0

Cf-09
0.0～9.9

Cf-10
0～2

Cf-11
1～3

機能名

計測値の小数点位置。
小数点位置 0:000000 2:0000.00
1:00000.0 3:000.000
計測値の最小目盛 ｄ。
最小目盛
1:１
5:５
(ｄ)
2:２
10:１０

1～2

4:00.0000
5:0.00000
20:２０
50:５０

定格容量 ＋８ｄ（８目盛）の値まで計測可能。
(最大計測値) 小数点位置は Cf-01 に連動。

0
Ｐ
1
Ｐ
70000
Ｄ

ゼロ点の
入力電圧

ゼロ点のロードセルからの入力電圧。
単位はｍＶ／Ｖ。

0.00000
Ｄ

スパンの
入力電圧

スパン
（測定値－ゼロ点）ロードセルからの入力電圧。単位はｍＶ／Ｖ。

3.20000
Ｄ

スパンの入力スパン（測定値－ゼロ点）の表示値。
電圧に対する
小数点位置は Cf-01 に連動。
表示値

32000
Ｄ

ゼロキーを受け付ける範囲ゼロ校正を行った点を中心に、最大計測値に対する％で表す。

100Ｄ

ゼロトラッ ゼロトラッキング幅と組合わせて、ゼロトラッキ
キング時間 ングを行う。単位は秒。

0.0
Ｄ

ゼロトラッ ゼロトラッキング時間と組合わせて、ゼロトラッ
キング幅 キングを行う。単位はｄ。

0.0
Ｄ

電源投入時のデジタルゼロ。
パワーオン 0:デジタルゼロをオフする
ゼロ
1:デジタルゼロを取り直す
2:電源オフ時の状態を維持

0Ｐ

ゼロ補正範囲

1:

でオン

2:

＋

3:

を１秒以上押し続けるとオン

でオン

ゼロ操作

＜共通＞ オン時に

Cf-12

初期値
設定タイプ

設定内容

＋

Ｉ／Ｏ入力 1:Ｉ／Ｏに連動してオン／オフのゼロ
2:オン動作のみ（オフなし）

26

1
Ｐ

でオフ

1
Ｐ

8.3.2. 基本性能
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号
設定範囲

f0-01
00000
～ 11111

f0-02
0 ～9

f0-03
1 ～ 20

f0-04
0 ～4

f0-05
0.0 ～ 9.9

機能名

設定値の各桁がキー（スイッチ）に対応。
通常モードのみ有効。
0:禁止しない
設定とキーの関係
1:禁止する
00000
キー(スイッチ)の禁止

遮断周波数（カットオフ周波数）。
0: なし
4: 4 Hz
8: 1 Hz
デジタルフィルタ 1: 11 Hz
5: 2.8 Hz 9: 0.7 Hz
2: 8 Hz
6: 2 Hz
3: 5.6 Hz 7: 1.4 Hz
表示変換回数

1: 1 回/秒
2: 2 回/秒
5: 5 回/秒

ホールドモード

0:
1:
2:
3:
4:

ホールド
平均化時間

f0-07
0 ～6

f0-08
0 ～6

f0-09
0 ～9

f0-10
0 ～9

10: 10 回/秒
20: 20 回/秒

ホールドしない
サンプルホールド
ピークホールド
ボトムホールド
両極性 ピークホールド

0.1 秒単位で指定。0.0 のとき平均化しない。
外部入力の LATCH に対応。
0:機能なし設定とラッチの関係
1:機能あり
0000

f0-06
0000
～ 1111

設定内容

ラッチ機能

外部入力 1
外部入力 2
外部出力 1
外部出力 2

表示値ラッチ
コンパレータラッチ
アナログ出力ラッチ
シリアル出力ラッチ
0:
1:
2:
3:

なし
ZERO
HOLD
PRINT

4: HOLD スタート
5: HOLD ストップ
6: LATCH

0:
1:
2:
3:
4:

なし
DZ
HOLD 中HOLD ビジー
HI

5:
6:
7:
8:
9:

OK
LO
計量動作中(ON)
計量動作中(1 Hz)
計量動作中(50 Hz)

初期値
設定タイプ

00000
(2 進数)
Ｄ

8
Ｐ

20
Ｐ
1
Ｐ
0.0
Ｐ

0000
2 進数
Ｄ

1
Ｐ
2
Ｐ
1
Ｐ
2
Ｐ

※ デジタルフィルタ（f0-02）の設定時にキーを押すと計量値表示を確認できます｡

計量値を表示中は OK のＬＥＤが点滅し､キーで表示をゼロにすることもできます｡

キーを押すと設定表示に戻ります。

27

8.3.3. コンパレータ
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号
設定範囲

機能名

f1-01

設定内容

初期値
設定タイプ

上限値

コンパレータの上限値。
小数点位置は Cf-01 に連動。

0Ｄ

-999999～999999

下限値

コンパレータの下限値。
小数点位置は Cf-01 に連動。

0
Ｄ

f1-03

コンパレータモード

0:比較しない
1:ゼロ付近以外比較
2:常時比較

2
Ｐ

コンパレータに使用されるゼロ付近を設定する｡

0Ｄ

ヒステリシスの方向。
1:上方２段階判定
2:上下限判定
3:下方２段階判定

2
Ｐ

ヒステリシス時間

０.１秒単位で設定。
0.0 のときヒステリシスを使用しない。

0.0
Ｄ

ヒステリシス幅１ｄ（目盛）単位で指定。
00 のときヒステリシスを使用しない

99Ｄ-999999～999999

f1-02

0～2

f1-04
-999999～999999

ゼロ付近

f1-05

ヒステリシス
モード

1～3

f1-06
0.0～5.0

f1-07
00～99

8.3.4. アナログ出力
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号
設定範囲

機能名

f2-01
-999999～999999

ＤＡＶ ０Ｖ出力時の計測値。
小数点位置は Cf-01 に連動。

0
Ｄ

１０Ｖ出力

ＤＡＶ １０Ｖ出力時の計測値。
小数点位置は Cf-01 に連動。

10000
Ｄ

４ｍＡ出力

ＤＡＩ ４ｍＡ出力時の計測値。
小数点位置は Cf-01 に連動。

0Ｄ

２０ｍＡ出力ＤＡＩ ２０ｍＡ出力時の計測値。
小数点位置は Cf-01 に連動。

10000
Ｄ

f2-03
-999999～999999
Ff2-04-999999～999999

初期値
設定タイプ

０Ｖ出力

f2-02
-999999～999999

設定内容

28

8.3.5. シリアル通信
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号
設定範囲

f3-01
2400～38400

f3-02
7～8

f3-03
0～2

f3-04
1～2

f3-05
1～2

f3-06
1～6

f3-07
00～99

f3-08
6～8

機能名
ボーレート

データビット長パリティ

設定内容2400：2400 bps
4800：4800 bps
9600：9600 bps

19200：19200 bps
38400：38400 bps

初期値
設定タイプ

2400
Ｐ

7：７ビット
8：８ビット

7Ｐ

0：なし
1：奇数パリティ

2Ｐ

2：偶数パリティ

1
Ｐ

ストップビット

1：１ビット
2：２ビットターミネータ

1：ＣＲＬＦ
2：ＣＲ

出力モード

1：ストリーム
2：マニュアルプリント
3：オートプリント（測定値がゼロ範囲以上
で最初に安定したとき､1 回出力）
4：オートプリント（測定値がゼロ範囲以上で安定する毎に 1 回出力）
5：コマンドモード
6：ジェットストリームモード（サンプリング毎に出力｡ 但し､ボーレート依存｡）

2
Ｐ

機器番号

シリアル出力に付加するＩＤ。
00 は付加しない

00
Ｄ

6：６文字
7：７文字
8：８文字
小数点、極性含む

8
Ｐ

測定値の文字数

ASCII コード CR: 0D
ASCII コード LF: 0A

1
Ｐ

8.3.6. 単位設定
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号
設定範囲

f4-00
0～4

f4-01
f4-02
f4-03
f4-04
f4-05

機能名
単位
単位文字１
単位文字２
単位文字３
単位文字４
単位文字５

設定内容
0： 単位指定（f4-01 ～ f4-05)
1： kg
3: t
2： g
4: lb
シリアル出力に付加する単位文字。
１６進数の ASCII コードで設定。
00 以降は無し。

00～7F

29

初期値
設定タイプ

1
Ｐ

00
１６進数
Ｄ

8.3.7. エラー
表

示

原

因

対処法

ad?e

Ａ／Ｄコンバータからデータを得 修理が必要です。
られません。

eepe

不揮発メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）から 初期化を行ってください。
解消されない場合には修理が必要です。
正常なデータを読めません。

Cale

校正データが異常です。

キャリブレーションを行ってください。

dt?e

設定値が設定範囲外です。

設定値を確認し設定しなおしてください。

8.3.8. ＡＳＣＩＩコード（２０ｈ～７Ｆｈ）
16 進

００

０１

０２

０３

０４

０５

０６

０７

０８

０９

０Ａ

０Ｂ

０Ｃ

０Ｄ

０Ｅ

０Ｆ

２０

SP

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

３０

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

４０

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

５０

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

６０

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

７０

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

DL

20

SP はスペース（空白）7F

DL は DEL30

9. デジタルゼロ（ＤＺ）
任意の測定点をゼロとし、そのポイントからの偏差を表示する機能です。
荷重測定の風袋引きなどに使用できます。
この機能が動作中にはＬＥＤの DZ が点灯します。

9.1.

キー操作による制御

キーを押すごとに表示をゼロとし、ＤＺ機能をオンにします。
＋

キーでＤＺ機能をオフします。

※ 操作方法を設定（Cf-11）により変更することができます。
＋

キーまたは

キー長押し（約１秒）でＤＺ機能がオンします。

オンになったときに表示をゼロとします。

9.2.

Ｉ／Ｏ入力による制御

Ｉ／Ｏ入力のゼロ端子に連動してＤＺ機能がオン／オフします。
ゼロ端子がオン（ＣＯＭ端子との短絡）になったとき、ＤＺ機能をオンして表示をゼロとします。
オフ動作をファンクションにより無効にすることができます。（Cf-12）

9.3.

ゼロトラッキング

ゼロ点の変動を感知し、自動的にゼロ点を更新します。
この機能はデジタルゼロがオンのときに有効で、ゼロトラッキング時間（Cf-08）やゼロトラッキング幅（Cf-09）はファンクションで設定します。
※ ゼロ補正範囲を超えての更新は行いません。
※ ゼロトラッキングによるゼロ点の更新は、不揮発メモリにはバックアップされません。

表示 ０

トラッキング幅

開始
トラッキング時間

31

9.4.

パワーオンゼロ

電源投入時のデジタルゼロ動作を選択できます。
（Cf-10）０：デジタルゼロをオフする
キャリブレーションのゼロ点を基準に測定します。
力測定など絶対値の測定で使用します。
１：デジタルゼロを取り直す
電源投入時をゼロ点として測定します。
重量測定などで使用します。
２：電源オフ時の状態を維持
ＤＺを基準に測定します。
ホッパスケールなど長期にわたる測定で使用します。
停電対策に有効です。

電源の変化

ＤＺ
オン

電源
オフ

電源
オン

ＯＮ
ＯＦＦ

入力の変化
０
表示の変化
０：デジタルゼロ
をオフする

１：デジタルゼロ
を取り直す

２：電源オフ時の
状態を維持

０

０

０
設定による違い

9.5.

ＤＺのバックアップ

ＤＺ値を不揮発メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）に書込みます。
書込み回数は１０００万回ですので使用頻度に注意してください。
ＤＺメモリの書込み寿命が少なくなると DZ のＬＥＤは点滅します。
（書込み寿命１０％以下）※ Cf-10＝2 でキーやコマンドによる更新時のみバックアップを更新します。
（ゼロトラッキングによるゼロ点の更新ではバックアップを更新しません。
）
32

10. ホールド
サンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ピークホールドの４種類のホールド機能があります。ホールドの種類はファンクション（f0-04）で選択します。
□ いずれのホールドモードにおいてもホールド値はデジタル的にメモリされますのでホールド後の表示およびアナログ出力にドループ現象は起りません。但し、電源を切るとホールドは解除されます。

10.1. 基本動作
ホールドの開始はキーによる方法、外部入力のホールド端子およびシリアル通信のコマンド命令による方法があります。

10.1.1.

HOLD

キーによる方法

キーを押すとホールドを開始し、ホールド値を表示します。
ホールド中に再びキーを押すとホールドが解除され、計測値を表示します。

10.1.2. 外部入力のホールド端子による方法
外部ホールド入力端子をＯＮ（接点入力）にしたとき、ホールドを開始します。
このとき、外部入力のホールド端子はＯＮ状態を保持します。
入力をＯＦＦ状態にしたとき、ホールドが解除されます。

10.1.3. シリアル通信のコマンド命令による方法
シリアル通信のホールドＯＮコマンド“ＨＣＲＬＦ”によってホールドを開始し、ホールドＯＦＦコマンド“ＣＣＲＬＦ”によってホールドを解除します。

10.2. ホールドインジケータ
ホールドが開始されると表示部の HOLD のＬＥＤが点灯し、＜ホールド中＞であることを表示します。

10.3. ホールド入力の優先順位
ホールド入力の優先順位は外部入力が他の方法より高くなっています。

10.4. ホールド中のオーバ
ホールド中にオーバとなった場合、表示はブランクとなります。
コンパレータや出力など表示以外の機能はホールドデータを基に処理されますので注意してください。
33

10.5. ホールドの種類
10.5.1. サンプルホールド
サンプルホールドはホールド入力が入った後、表示と出力をホールドします。
センサ入力
表示値

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

ホールドキー
外部入力(ホールド)
外部入力(START)
外部入力(STOP)※ 平均化時間が設定されたら、その時間の間に平均化した後ホールドする。
平均化時間はサンプルホールドでも有効。

10.5.2. ピークホールド
ピークホールドはホールド入力が入った後、ピーク値をホールドします。

センサ入力
表示値

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

ホールドキー
外部入力(ホールド)
外部入力(START)
外部入力(STOP)

34

10.5.3. ボトムホールド
ボトムホールドはホールド入力が入った後、 低い値をホールドします。

センサ入力
表示値

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

ホールドキー
外部入力(ホールド)
外部入力(START)
外部入力(STOP)

10.5.4. 両極性ピークホールド
両極性ピークホールドはホールド入力が入った後、絶対値のピーク値をホールドします。
センサ入力
表示値
)

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

ホールドキー
外部入力(ホールド)
外部入力(START)

ON
OFF

外部入力
(STOP)

35

11. ラッチ
外部入力のＬＡＴＣＨに対応してファンクション（f0-06）で設定した値や出力をラッチします。
ラッチはホールドの次に（出力に対して）機能します。

センサ入力
表示値

ラッチ区間

ON
OFF

外部ラッチ入力36

12. コンパレータ
計測値を上限値、下限値と比較し、比較結果をＬＥＤ表示およびリレー出力端子に出力します。

12.1. 比較の関係
比較出力と上下限設定値の関係は以下のような式で表示します。
比較結果

比較条件式

ＨＩ

上限値 ＜ 計測値

ＯＫ

下限値 ≦ 計測値 ≦ 上限値

ＬＯ

計測値 ＜ 下限値

※ プラスオーバのときはＨＩ出力、マイナスオーバのときは、ＬＯ出力となります。
※ 上下限値はマイナスの設定も可能です。
例

上限値－１０００、下限値－２０００と設定した場合、計測値が－５００のときはＨＩ、－２５００のときはＬＯという結果を表示および出力します。

12.2. 上限値および下限値の設定
ファンクションの上限値（f1-01）、下限値（f1-02）を以下の操作で変更できます。
通常モードより

またはキーを押すと、上下限値の設定モードとなります。

上下限値の設定モードでは、HI または LO のＬＥＤが点滅します。
（リレー出力には影響しません）

通常モード

設定値が表示され、キー操作で値を変更できます。
点滅桁を移動します。
HI

点滅桁の値を変更します。

OKLO

極性を変更します。
設定を有効にし、通常モードに戻ります。
設定を無効にし、通常モードに戻ります。

通常モード※ 上下限値の設定モードで２０秒間キーが押されない場合は、設定を無効にし通常モードに戻ります。
※ 計測値と区別する為、数値のみの場合には小数点が点滅します。

37

12.3. 動作例
ゼロ付近以外常時比較

上限値

下限値
ゼロ付近

HI 出力

ON
OFF

OK 出力

ON
OFF

LO 出力

ON
OFF

12.4. ヒステリシス
出力端子のチャタリング（接点がＯＦＦ→ＯＮまたはＯＮ→ＯＦＦへ移行する際、ＯＮ／ＯＦＦ
を何回か繰り返しながら状態が移行する現象）を防ぐため、出力がＯＮ／ＯＦＦするタイミングに時間と幅を持たせる機能です。
計測値が設定値を超え出力がＯＮした後、計測値が設定値を下回り、更にヒステリシス幅だけ計
測値が下がったとき、またはヒステリシス時間が経過したとき、出力がＯＦＦします。
ヒステリシスの方向、幅、時間はファンクションで設定できます。（f1-05～f1-07）

38

12.4.1. ヒステリシス上方２段階判定（f1-05＝1）□ ＨＩとＯＫの関係
計測値が上限値を超えたときには、すぐにＨＩになります。
計測値が上限値を下回っても、すぐにＯＫにはなりません。
ヒステリシス幅を下回るか、ヒステリシス時間を超えた時点でＯＫになります。
□ ＬＯとＯＫの関係
計測値が下限値を超えたときには、すぐにＯＫになります。
計測値が下限値を下回っても、すぐにＬＯにはなりません。
ヒステリシス幅を下回るか、ヒステリシス時間を超えた時点でＬＯになります。
□ 判定の例

ヒステリシス幅Hi

ヒステリシス時間

lo

HI 出力

ON
OFF

OK 出力

ON
OFF

LO 出力

ON
OFF

39

12.4.2. ヒステリシス上下限判定（f1-05＝2）□ ＨＩとＯＫの関係
計測値が上限値を超えたときには、すぐにＨＩになります。
計測値が上限値を下回っても、すぐにＯＫにはなりません。
ヒステリシス幅を下回るか、ヒステリシス時間を超えた時点でＯＫになります。
□ ＬＯとＯＫの関係
計測値が下限値を下回ったときには、すぐにＬＯになります。
計測値が下限値を超えても、すぐにＯＫにはなりません。
ヒステリシス幅を超えるか、ヒステリシス時間を超えた時点でＯＫになります。
□ 判定の例

ヒステリシス幅Hi

ヒステリシス時間

lo

HI 出力

ON
OFF

OK 出力

ON
OFF

LO 出力

ON
OFF

40

12.4.3. ヒステリシス下方２段階判定（f1-05＝3）□ ＨＩとＯＫの関係
計測値が上限値を下回ったときには、すぐにＯＫになります。
計測値が上限値を超えても、すぐにＨＩにはなりません。
ヒステリシス幅を超えるか、ヒステリシス時間を超えた時点でＨＩになります。
□ ＬＯとＯＫの関係
計測値が下限値を下回ったときには、すぐにＬＯになります。
計測値が下限値を超えても、すぐにＯＫにはなりません。
ヒステリシス幅を超えるか、ヒステリシス時間を超えた時点でＯＫになります。
□ 判定の例
ヒステリシス幅Hi

ヒステリシス時間

lo

HI 出力

ON
OFF

OK 出力

ON
OFF

LO 出力

ON
OFF

41

13. アナログ出力
計測値をアナログ電圧ＤＡＶ（０Ｖ～１０Ｖ）やアナログ電流ＤＡＩ（４ｍＡ～２０ｍＡ）に変換して出力します。
（f2-01 ～ f2-04）

13.1. アナログ電圧ＤＡＶ（０Ｖ～１０Ｖ）
出力電圧
１０Ｖ
ｂ

ａ

０Ｖ

f2-01ａf2-02ｂf2-02ａf2-01ｂ
計測値

13.2. アナログ電流ＤＡＩ（４ｍＡ～２０ｍＡ）
出力電流
２０ｍＡ
ｂ

ａ

４ｍＡ

f2-03ａf2-04ｂf2-04ａf2-03ｂ計測値
42

14. シリアル入出力
14.1. データ出力フォーマット
＠

Ｎ

Ｎ

Ｗ

機器番号

Ｔ

，

±

０

１

２

ヘッダ

３

．

４

５

ｋ

測定値

ｇ

単位

Ｃ

Ｒ

Ｌ

Ｆ

ターミネータ

機器番号f3-07 で 00 以外を設定した場合に付加されます。

ヘッダ

表示可能な範囲の測定値の場合、“ＷＴ，”をオーバ時(表示ブランク時)は“ＯＬ，”をヘッダとして付加します。

測定値

f3-08 の設定で出力する測定値の文字数(符号と小数点を含む)を 6～8 文
字の範囲で指定します。測定値が表示可能な範囲であってもシリアル出力に出力する測定値が f3-08 で指定した文字数を超過する場合、出力はオー
バ時と同様になります。

単位

f4-00 で設定した単位文字が付加されます。f4-00 の設定を 0 にした場合は、f4-01～f4-05 で設定した文字を付加します。

ターミネータ

出力データのターミネータ(終端文字)です。f3-05 でＣＲ ＬＦまたは、ＣＲのいずれかから選択します。

データ出力フォーマットの例
測定値が表示可能な範囲の場合(小数点あり)
測定値が表示可能な範囲の場合(小数点なし)
測定値がオーバ(表示ブランク)の場合機器番号付加した場合単位に指定文字を付加した場合
f3-08 を 7 にした場合
f3-08 を 7 にした場合(オーバ時)
f3-08 を 6 にした場合
f3-08 を 6 にした場合(オーバ時)

ＷＴ，±０１２３．４５ｋｇＣＲ ＬＦ
ＷＴ，±００１２３４５ｋｇＣＲ ＬＦ
ＯＬ，±９９９９．９９ｋｇＣＲ ＬＦ
＠ＮＮＷＴ，±０１２３．４５ｋｇＣＲ ＬＦ

Ｎは、f3-07 で設定
した番号
Ｕは、f4-01～

ＷＴ，±０１２３．４５ＵＵＵＵＵ Ｒ
Ｃ

ＬＦ

f4-05 で設定した文字コード

ＷＴ，±１２３．４５ｋｇ Ｒ
Ｃ

ＬＦ

ＯＬ，±９９９．９９ｋｇＣＲ ＬＦ

測定値が７文字を超える場合も同様ＷＴ，±１２３．４ｋｇＣＲ ＬＦ
ＯＬ，±９９９．９ｋｇＣＲ ＬＦ

43

測定値が６文字を超える場合も同様

14.2. コマンドおよび応答※ コマンドを認識できない場合には「？」を、コマンドを実行できない場合には「Ｉ」を返します。
※ 機器番号付加時には「＠ＮＮ」（ＮＮは f3-07 で設定した番号）をコマンドの前に付加してください。
「＠ＮＮ」が無い場合や番号が違う場合には応答しません。
応答の前にも「＠ＮＮ」が付加されます。

14.2.1. データ要求
コマンドを受けた時点の表示データを出力します。
コマンド

Ｒ

コマンド例

ＲＣＲＬＦ

応答例

ＷＴ，±０１２３．４５ＣＲＬＦ

応答はデータ出力フォーマット参照。

14.2.2. ゼロコマンド
ゼロ動作を行います。
コマンド

Ｚ

コマンド例

ＺＣＲＬＦ

応答例

ＺＣＲＬＦ

14.2.3. ホールドＯＮコマンド
ホールドを開始します。
コマンド

Ｈ

コマンド例

ＨＣＲＬＦ

応答例

ＨＣＲＬＦ

14.2.4. ホールドＯＦＦコマンド
ホールドを解除します。
コマンド

Ｃ

コマンド例

ＣＣＲＬＦ

応答例

ＣＣＲＬＦ

14.2.5. ＣＡＬゼロコマンド
コマンドを受けた時点の入力データでＣＡＬのゼロ点の入力電圧（Cf-04）を更新します。
コマンド

ＣＺ

コマンド例

ＣＺＣＲＬＦ

応答例

ＣＺＣＲＬＦ44

14.2.6. ＣＡＬスパンコマンド
コマンドを受けた時点の入力データでＣＡＬのスパンの入力電圧（Cf-05）を更新します。
コマンド

ＣＳ

コマンド例

ＣＳＣＲＬＦ

応答例

ＣＳＣＲＬＦ

14.2.7. ファンクション読出しコマンド
ファンクション設定を確認します。
？ファンクション番号４桁
コマンド例？Ｆ１２３ＣＲＬＦ

応答例

Ｆ１２３，±４５６７８９ＣＲＬＦ

14.2.8. ファンクション設定コマンド
ファンクション設定を変更します。
ファンクション番号４桁、極性、設定値６桁
コマンド例

Ｆ１２３，±４５６７８９ＣＲＬＦ

応答例

Ｆ１２３，±４５６７８９ＣＲＬＦ

45

15. 保守
15.1. エラー表示
エラーが表示された場合には対処法に従い対処してください。
表

示

ad?e
eepe
Cale
C?e＊
dt?e

表

示

C?e2
C?e3

原

因

対処法

Ａ／Ｄコンバータからデータを得 修理が必要です。
られません。
不揮発メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）から 初期化を行ってください。
正常なデータを読めません。

解消されない場合には修理が必要です。

校正データが異常です。

キャリブレーションを行ってください。

キャリブレーションのエラーです。 「7.2. キャリブレーションのエラー」を参照してください。
設定値が設定範囲外です。

原

設定値を確認し設定しなおしてください。

因対処法

ゼロ校正を行った点の電圧がプラ ロードセルの定格および結線を確認してス方向にオーバしています。

ください。

ゼロ校正を行った点の電圧がマイナス方向にオーバしています。

C?e4

分銅値が定格容量を超えています。 適切な値の分銅を使用してください。

C?e5

分銅値が最小目盛未満です。

C?e6
C?e7
C?e8

ロードセルの感度が不足しています。 ロードセルの結線を確認してください。
適切な値の分銅を使用してください。
スパンの校正を行った点の電圧が、 ロードセルの結線を確認してください。
ゼロ点より低くなっています。
定格容量の大きなロードセルを使用するか、定格容量を小さな値に設定してくだ
ロードセルの出力電圧が高過ぎます。
さい。
定格容量の荷重を載せたときに

46

15.2. 各動作のチェック
チェックモードにて、表示、キースイッチ、外部入出力などの動作確認を行います。
※ 計測値と区別する為、数値のみの場合には小数点が点滅します。

15.2.1. チェックモードへの入り方（選択モード）
通常モードより

＋

＋

通常モード

キーでチェックモードの選択モードに入ります。

チェック項目を変更します。
選択モ

各チェックモードに入ります。

モード名表示｜通常モードに戻ります。

ド
決定
各チェック
モードへ

15.2.2. ディスプレイチェック
各セグメントおよびＬＥＤの点灯によりディスプレイのチェックを行います。
全点灯／桁ごとに点灯／セグメントごとに点灯
チェック内容を切替えます。
（全灯、桁、セグメント）
選択モードへ移行します。
（「15.2.1.」参照）
選択モード

15.2.3. バージョンチェック
ＡＤ－４５３１ＢのＲＯＭバージョンを表示します。

バージョンを表示します。

選択モードへ移行します。
（「15.2.1.」参照）

選択モード

47

15.2.4. Ａ／Ｄ（ｍＶ／Ｖ）チェック
入力電圧をｍＶ／Ｖで表示しチェックを行います。
表示するＡ／Ｄを選択します。
ad1：ｍＶ／Ｖ､ ad2：内部カウント､ ad3：表示カウント
表示をゼロにします。

選択モードへ移行します。
（「15.2.1.」参照）

選択モード

15.2.5. ＤＡＶ電圧チェック
Ｄ／Ａ電圧出力を１Ｖ毎にチェックを行います。
または
出力電圧を１Ｖずつ増加します。（１０Ｖの次は０Ｖ）

微調整モードへ移行します。
（０Ｖ、１０Ｖのときに５秒押し）

微調整モード選択モードへ移行します。
（「15.2.1.」参照）
選択モード※微調整モードにて出力電圧を微調整することができます。

15.2.6. ＤＡＩ電流チェック
Ｄ／Ａ電流出力を２ｍＡ毎にチェックを行います。
または
出力電流を２ｍＡずつ増加します。
（２０ｍＡの次は４ｍＡ）
微調整モードへ移行します。
（４ｍＡ、２０ｍＡのときに５秒押し）

微調整モード選択モードへ移行します。
（「15.2.1.」参照）
選択モード※ 微調整モードにて出力電流を微調整することができます。
48

※ 微調整モード
ＤＡＶ電圧は０．００１Ｖ単位、ＤＡＩ電流は０．００１ｍＡ単位で微調整できます。
０Ｖと４ｍＡ調整時には LO が点滅します。
１０Ｖと２０ｍＡ調整時には HI が点滅します。
調整レンジの選択します。
（調整レンジの桁が点滅）
調整レンジで出力を増加します。
（点滅桁が９の場合、上位桁が増え０となります）
調整レンジで出力を減少します。

戻る（点滅桁が０の場合、上位桁が減り９となります）
出力を確定、記憶します。

戻ります。

注意

！

調整には基準となる高精度の電圧／電流計が必要です。
これらをご用意できない場合には微調整を行わないでください。
正しい値を出力できなくなる可能性があります。

15.2.7. Ｉ／Ｏチェック
制御入力とコンパレータ出力のチェックを行います。
１の桁

ＥＸＴ、ＩＮ１入力のＯＮ／ＯＦＦ（１／０）

１０の桁

ＥＸＴ、ＩＮ２入力のＯＮ／ＯＦＦ（１／０）

ＨＩ出力および HI 点灯します。

ＯＫ出力および OK 点灯します。

ＬＯ出力および LO 点灯します。

選択モードへ移行します。
（「15.2.1.」参照）

49

選択モード

15.2.8. シリアルチェック
シリアル入出力（ＲＳ－２３２Ｃ／ＲＳ－４８５）のチェックを行います。
「ＷＴ，０１２３４５６単位」をストリームまたはマニュアルプリントで出力します。
「Ｒ」コマンドを受信すると OK が点灯します。
ストリーム（HI 点灯）／
マニュアルプリント（LO 点灯）を切替えます。
を押している間、設定のボーレートを表示します。

HI

OK

LO

設定値表示

出力

を押している間、設定のデータビット長、パリティ、
ストップビット、ターミネータを表示します。
データを出力します。

選択モードへ移行します。
（「15.2.1.」参照）

選択モード

15.2.9. キーチェック
キーの状態のチェックを行います。
１の桁（０／１）

１０の桁（０／１）

１００の桁（０／１）

２回押す

１０００の桁（０／１）

選択モード

１００００の桁（０／１）（続けて２回押すと選択モードへ）

15.2.10. ＤＺメモリチェック
ＤＺメモリの書込み寿命を％で表示します。
選択モードへ移行します。
（「15.2.1.」参照）

選択モード
50

15.2.11. 初期化
各種設定値を初期化します。
初期化の種類「inif」

Ｆファンクションを初期化します。

「iniC」

ＦファンクションとＣＦファンクションを初期化します。

「inia」

ＦファンクションとＣＦファンクションおよびＤＡＶ電圧とＤＡＩ電流の補正を初期化します。
初期化の種類を選択します。

初期化を実行します。（５秒押し）51

16. 設定リスト
設定リストは、お客様のＡＤ－４５３１Ｂの保守のため、メモとしてご活用ください。
また、お問い合わせの際はユーザ設定値をお知らせください。

16.1. キャリブレーション（Ｃファンクション）
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号
設定範囲

Cf-01
0～5

Cf-02
1～50

Cf-03
1～999999

Cf-04-7.00000～7.00000

Cf-05
0.00001～9.99999

Cf-06-999999～999999

Cf-07
0～100

Cf-08
0.0～5.0

Cf-09
0.0～9.9

Cf-10
0～2

設定内容

計量値の小数点位置。
0:000000
2:0000.00 4:00.0000
01:00000.0
3:000.000 5:0.00000
計量値の最小目盛 ｄ。
1：１
5：５
20：２０
1
2：２
10：１０
50：５０
定格容量（最大測定値）。
＋８ｄ（８目盛）の値まで計測可能。
70000
小数点位置は Cf-01 に連動。
ゼロ点の入力電圧。
ゼロ点のロードセルからの入力電圧。
0.00000□．□□□□□ｍＶ／Ｖ
スパンの入力電圧。
スパン（測定点－ゼロ点）ロードセルからの入力電圧。 3.20000□．□□□□□ｍＶ／Ｖ
スパンの入力電圧に対する表示値。
スパン（測定点－ゼロ点）の表示値。
32000
小数点位置は Cf-01 に連動。
ゼロ補正範囲。
ゼロキーを受け付ける範囲ゼロ校正を行った点を中100
心に、最大測定値に対する％で表す。
ゼロトラッキング時間。
ゼロトラッキング幅と組合わせて、ゼロトラッキングを0.0行う。単位は秒。
ゼロトラッキング幅。
ゼロトラッキング時間と組合わせて、ゼロトラッキング
0.0を行う。単位はｄ。
パワーオンゼロ。電源投入時のデジタルゼロ。
0：デジタルゼロをオフする
0
1：デジタルゼロを取り直す
2：電源オフ時の状態を維持
ゼロ操作。
＜共通＞
1：
でオン
オン時に

Cf-11
1～3

Cf-12
1～2

初期値

＋

2：

＋

3：

を１秒以上押し続けるとオン

でオン

Ｉ／Ｏ入力のゼロ。
1：Ｉ／Ｏに連動してオン／オフ
2：オン動作のみ（オフなし）
52

でオフ

1

1

ユーザ設定

16.2. 基本性能
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号
設定範囲

f0-01

設定内容
キースイッチの禁止。設定値の各桁がキー（スイッチ）に対応。通常モードのみ有効。
設定とキーの関係 0:禁止しない
1:禁止する
00000

00000
（２進数）

00000
～11111

f0-02
0～9

f0-03
1～20

f0-04
0～4

f0-05
0.0 ～ 9.9

f0-06
0000
～ 1111

デジタルフィルタ。遮断周波数（カットオフ周波数）
0: なし
4: 4 Hz
8: 1 Hz
1: 11 Hz 5: 2.8 Hz 9: 0.7 Hz
2: 8 Hz
6: 2 Hz
3: 5.6 Hz 7: 1.4 Hz
表示変換回数。
1: 1 回/秒
10: 10 回/秒
2: 2 回/秒
20: 20 回/秒
5: 5 回/秒
ホールドモード。
0: ホールドしない
1: サンプルホールド
2: ピークホールド
3: ボトムホールド
4: 両極性 ピークホールド
ホールド平均化時間
0.1 秒単位で指定。0.0 のとき平均化しない。
ラッチ機能
外部入力の LATCH に対応。
0:機能なし設定とラッチの関係
1:機能あり0000

f0-07 外部入力 1
0 ～6

f0-08 外部入力 2
0 ～6

f0-09 外部出力 10 ～9f0-10 外部出力 2
0 ～9

初期値

表示値ラッチ
コンパレータラッチ
アナログ出力ラッチ
シリアル出力ラッチ
0: なし
1: ZERO
2: HOLD
3: PRINT

4: HOLD スタート
5: HOLD ストップ
6: LATCH

0: なし
5: OK
1: DZ
6: LO
2: HOLD 中
7: 計量動作中(ON)
3: HOLD ビジー 8: 計量動作中(1 Hz)
4: HI
9: 計量動作中(50 Hz)

53

8

20

1

0.0

0000
2 進数

1
2
1
2

ユーザ設定

16.3. コンパレータ
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号
設定範囲

f1-01
-999999～999999

f1-02-999999～999999

f1-03
0～2

f1-04
-999999～999999

f1-05
1～3

f1-06
0.0～5.0

f1-07
00～99

設定内容

初期値

コンパレータの上限値。
小数点位置は Cf-01 に連動。

0

コンパレータの下限値。
小数点位置は Cf-01 に連動。

0

コンパレータモード。
0：比較しない
1：ゼロ付近以外比較
2：常時比較

2

コンパレータに使用されるゼロ付近。

0

ヒステリシスの方向。
1：上方２段階判定
2：上下限判定
3：下方２段階判定
０．１秒単位で設定。
0.0 のときヒステリシスを使用しない。
１ｄ（目盛）単位で指定。
00 のときヒステリシスを使用しない。

ユーザ設定

2

0.0
99

16.4. アナログ出力
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号
設定範囲

f2-01
-999999～999999f2-02-999999～999999f2-03-999999～999999

Ff2-04-999999～999999

設定内容

初期値

ＤＡＶ ０Ｖ出力時の計測値。
小数点位置は Cf-01 に連動。

0

ＤＡＶ １０Ｖ出力時の計測値。
小数点位置は Cf-01 に連動。

10000

ＤＡＩ ４ｍＡ出力時の計測値。
小数点位置は Cf-01 に連動。

0

ＤＡＩ ２０ｍＡ出力時の計測値。
小数点位置は Cf-01 に連動。

10000

54

ユーザ設定

16.5. シリアル通信
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号
設定範囲

設定内容

ボーレート。
2400：2400 bps
19200：19200 bps
38400：38400 bps
2400～38400 4800：4800 bps
9600：9600 bps
データビット長。
f3-02
7：７ビット7～8
8：８ビットパリティ。
f3-03 0：なし
1：奇数パリティ
0～2
2：偶数パリティ
ストップビット。
f3-04
1：１ビット
1～2
2：２ビットターミネータ。
f3-05
1：ＣＲＬＦASCII コード CR: 0D
1～2
2：ＣＲ
ASCII コード LF: 0A
出力モード。
1：ストリーム
2：マニュアルプリント
3：オートプリント（測定値がゼロ範囲以上で最初に
f3-06
安定したとき､1 回出力）
4：オートプリント（測定値がゼロ範囲以上で安定1～6する毎に 1 回出力）
5：コマンドモード
6：ジェットストリームモード（サンプリング毎に出力｡ 但し､ボーレート依存｡）

f3-01

f3-07
00～99

f3-08
6～8

初期値

2400

7

2

1

1

2

機器番号。シリアル出力に付加するＩＤ。
00 は付加しない

00

測定値の文字数。
6：６文字
7：７文字
8：８文字
小数点、極性含む

8

55

ユーザ設定

16.6. 単位設定
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ番号
設定範囲

f4-00
0～4

f4-01
f4-02
f4-03
f4-04
f4-05

設定内容
単位。
0： 単位指定（f4-01～f4-05）
1： kg
3： t
2： g
4： lb

初期値

1

単位文字。
シリアル出力に付加する単位文字
１６進数の ASCII コードで設定
00 以降は無し。

00～7F

56

00
１６進数

ユーザ設定

17. 外形寸法図
上面

側面

正面

MIN. 70

+0.6
45 -0

MIN. 120

+0.8
92 -0

パネルカット寸法・配置間隔※ 配置する際は、間隔をあけてください。
単位：ｍｍ

57

MEMO

58

[白紙]

お問い合わせ窓口