手手袋

袋

32

手手袋

袋

54

滅菌器

滅菌器

76

滅菌器／フロアタイプ

滅菌器／フロアタイプ

EN 基準準拠・蒸気発生装置内蔵・プレバキュームタイプ

フルオートタイプ（ポリタンク式）

SG330V■ EN 基準（ヨーロッパ規格・EN13060）に準拠し、確実な滅菌工程管理を実現しました。
■ 高い滅菌性能
真空ポンプによるプレバキュームと蒸気注入を繰り返し、被滅菌物内の残留空気を徹底的に排除し、被滅菌物の細部にまで蒸気を浸透させます。さらに二重缶体構造により、チャンバー内温度の均一性が増して、より安定した滅菌環境を実現いたします。
■ 高い乾燥性能
真空状態（水の沸点を下げる）と外気導入を繰り返すことにより水分を効率よく蒸発させます。
■ 高機能で多様なプログラム
標準コース１・２に加え、プリオンコース、フラッシュコース、ボウィー・ディッ
クテスト、リークテスト、追加乾燥などのコースが搭載されています。また、真空パルスの回数を 3 回から 7 回まで選択できます。

■ ワンタッチ操作のフルオートタイプ
設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います。
■ ポリタンク内蔵式
給水タンク / 排水タンク内蔵で、使用した水は一回ごとに排水します。

コース
標準コース 1真空パルス回数 滅菌温度 滅菌時間 乾燥時間

包装品を滅菌するコース

標準コース 2

3〜7回

134℃

4〜90分 0〜90分

3〜7回

121℃

20〜90分 0〜90分

プリオンコース

プリオン（感染性蛋白質）を非活性化するコース

3〜7回

134℃

18分

0〜90分

フラッシュコース

未包装品を短時間で滅菌するコース

1回

134℃

4分

0〜90分

134℃

3.5分

2分

ー

1〜90分

ボウィー・ディックテスト 空気排除と蒸気浸透性を確認するテスト 3〜7回
リークテスト

規定の真空度を維持できるかを確認するテスト

追加乾燥ーーーー

スタートしてから滅菌に入るまでの時間：真空パルス 3 回（標準）でおよそ 15 分（無負荷）です。二重缶体構造で保温用ジャケット部分に蒸気を蓄えていますので、連続使用が可能です。
（電源投入時には蒸気製造の為、別途約 30 分かかります。）
製品
名外寸法（ドアノブ含まず）
チ ャンバ ー 寸 法 / 容 量
収
容力
滅 菌 温 度・時 間
乾 燥 方 式・時 間
電源設
備
消費電力重量設
置給 水 / 排 水 設 備
J A N コード希 望 小 売 価 格
医療機器製造販売認証番号

スーパークレーブ MOH350
W582 D971 H1465mm
φ350 有効寸法 626mm 有効容量約 60L
フルサイズコンテナ（300 160 600mm） 1、丸カスト 27cm 3、平カスト E-33 2
121℃（20 〜 90 分）・134℃（4 〜 90 分）
バキューム：0 〜 90 分
AC200V 三相 30A 以上 50/60Hz
6,000W
280kg
アンカーボルト止め
給水管 15A（1/2）給水圧 0.15MPa 〜 0.45MPa ／排水管 20A（3/4）塩ビ管可4547691722294¥5,150,000（税込￥5,665,000）
223AFBZX00080000
温度記録計

オプ

シ

ョン

RO 水製造装置（外付け）
サイズ：
W400 D310
H1100mm

ペーパーレス温度記録計
品番：YH10005
JAN コード：
4547691722904
希望小売価格¥298,000（税込￥327,800）

品番：YH10004
JAN コード：
4547691722928
希望小売価格¥698,000（税込￥767,800）

２ペン式温度記録計
品番：YH10006
JAN コード：
4547691722911
希望小売価格¥480,000（税込￥528,000）
gke 滅菌モニタリングシステム

BMS 用コンパクト PCD オレンジ
品番：YM001
JAN コード：
4547691760883
希望小売価格￥51,000（税込￥56,100）

BD テスト用コンパクト PCD パープル品番：YM003
JAN コード：
4547691760906
希望小売価格￥93,000（税込￥102,300）

電源は必ず AC200V 三相 30A 以上の専用電源に接続してください。
（電源コード 4 芯 3m 付）
8AC100V 仕様

製品
名外寸法（ドアノブ含まず）
チャンバー寸法 / 容量収
容力
滅 菌 温 度・時 間
乾 燥 方 式・時 間
電源設
備消費
電力
重量
給水 / 排水タンク容量
J A N コード希 望 小 売 価 格
医療機器製造販売承認番号

スーパークレーブ SG330V
W593 D780 H1290mm
φ316 有効寸法 460mm 有効容量約 39.5L
丸カスト 27cm 2、平カスト E-33 2、収納カゴ 330 1
121℃（20 分）・132℃（5 分）
ヒーター + バキューム：0･30･40･50 分
AC100V 20A 以上 50/60Hz1,950W
128kg
20L ポリタンク使用
4547691210661¥1,280,000（税込￥1,408,000）
21900BZX00241000

コンセントはアース付3Pをご使用ください。
※電源プラグ
3P20A・WF4320（パナソニック製）

フルオートタイプ（循環式）

SG330L

AC100V 仕様■ ワンタッチ操作のフルオートタイプ
設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います。
■ 大容量タイプ
27cm 丸カストが 3 個入る大容量タイプです。
■ 循環式
内蔵タンクに水を貯めて使用する循環式です。
製品
名外寸法（ドアノブ含まず）
チャンバー寸法 / 容量収
容力
滅 菌 温 度・時 間
乾 燥 方 式・時 間
電源設
備
消費
電力
重量
給水 / 排水タンク容量
J A N コード希 望 小 売 価 格
医療機器製造販売承認番号

スーパークレーブ SG330L
W593 D1050 H1300mm
φ316 有効寸法 700mm 有効容量約 57.2L
丸カスト 27cm 3、平カスト E-33 2、収納カゴ 330 ロング 1
121℃（20 分）・132℃（5 分）
ヒーター + バキューム：0･30･40･50 分
AC100V 30A 以上 50/60Hz
3,000W166kg
約 10L
4547691210678¥1,810,000（税込￥1,991,000）
21900BZX00244000

コンセントはアース付3Pをご使用ください。
※電源プラグ
3P30A・WF4330（パナソニック製）

フルオートタイプ（上・下水道直結自動給水式）

SG330LW

AC100V 仕様■ ワンタッチ操作のフルオートタイプ
設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います。
■ 大容量タイプ
27cm 丸カストが 3 個入る大容量タイプです。
■ 給排水直結タイプ
上下水道直結式です。
製品
名外寸法（ドアノブ含まず）
チャンバー寸法 / 容量収
容力滅 菌 温 度・時 間乾 燥 方 式・時 間電源設備
消費
電力重量
給 水 / 排 水 設 備
J A N コード希 望 小 売 価 格
医療機器製造販売承認番号

スーパークレーブ SG330LW
W593 D1050 H1300mm
φ316 有効寸法 700mm 有効容量約 57.2L
丸カスト 27cm 3、平カスト E-33 2、収納カゴ 330 ロング 1
121℃（20 分）・132℃（5 分）
ヒーター + バキューム：0･30･40･50 分
AC100V 30A 以上 50/60Hz
3,000W164kg
給水管 15A（1/2）給水圧 0.15MPa 〜 0.7MPa/
排水管 15A（1/2）鉄管を推奨（塩ビ管の場合は、ご相談ください。）
4547691211378¥2,060,000（税込￥2,266,000）
21900BZX00245000

コンセントはアース付3Pをご使用ください。
※電源プラグ
3P30A・WF4330（パナソニック製）

9滅菌器

滅菌器

MOH350滅菌器／関連商品

オプション

滅菌器／関連商品

交換品

オプション

オプション

平カスト

専用水

高圧蒸気滅菌器専用水

角カスト

スーパークレーブウォーター■ 滅菌器内の配管を詰まらせるカルキ分や雑物を除去して被滅菌物にもクリーンな高圧蒸気滅菌器に適した専用水です。

規格サイズ
品
番
JAN コ ー ド
希望小売価格E-22
W310 D160 H60mm
YH31014547691210821¥26,000（税込￥28,600）

規格
サイズ
品
番
JAN コ ー ド
希望小売価格E-33
W350 D210 H100mm
YH31024547691210838¥33,000（税込￥36,300）

オプション

L-22
W310 D160 H130mm
YH31034547691210845¥28,000（税込￥30,800）

HS-200
W270 D160 H110mm
YH31044547691210852¥28,000（税込￥30,800）

オプション

簡易カスト

規
格 12cm18cm
27cm21cm
サ イ ズ φ120 H112mm φ180 H135mm φ210 H155mm φ270 H200mm
YH3138
YH3141
YH3139品
番 YH3136
JAN コード 4547691676047 4547691210975 4547691210982 4547691210999
希望小売価格 ¥7,400（税込￥8,140） ¥8,000（税込￥8,800） ¥13,800（税込￥15,180） ¥14,800（税込￥16,280）

規格 150220260HS-200
サ イ ズ W200 D128 H64mm W270 D190 H100mm W280 D200 H100mm W270 D190 H80mm
YH3106
YH3107
YH3108
品番 YH3105
JAN コード 4547691210869 4547691210876 4547691210883 4547691210890
希望小売価格 ¥20,000（税込￥22,000） ¥22,000（税込￥24,200）¥24,000（税込￥26,400） ¥24,000（税込￥26,400）

オプション

オプション

二段トレーセット収納カゴ

規格 150220260
W250 D130 H13mm 2 W320 D150 H20mm 2 W320 D150 H20mm 2
サ イ ズ
2 段分のトレーの高さ：65mm 2 段分のトレーの高さ：123mm 2 段分のトレーの高さ：177mm
品
番 YH3111
YH3112
YH31132
JAN コード 4547691232991
4547691210920
4547691210937
希望小売価格 ¥22,000（税込￥24,200） ¥28,000（税込￥30,800） ¥30,000（税込￥33,000）

規格サイズ
品番JAN コ ー ド
希望小売価格オプション交換品

架台

滅菌器

滅菌器

丸カスト

330
W430 D270 H180mm
YH31174547691210906¥53,000（税込￥58,300）

コック付

中身は 20L 入りポリタンクです。

330 ロング
W650 D284 H188mm
YH31184547691802163¥83,000（税込￥91,300）

製
品
名品
番
内容
量
JAN コ ー ド
希望小売価格

スーパークレーブウォーター 20L
YH320020L
4547691736574¥3,000( 税込￥3,300)

製
品
名品
番
内容
量
JAN コ ー ド
希望小売価格

スーパークレーブウォーター 2L
YH3100
2L 6 本4547691683007¥2,400( 税込￥2,640)

記録紙（6巻セット）
T-300

規格 V-22
V-26T-300
サ イ ズ W480 D521 H685mm W540 D561 H685mm W663 D760 H685mm
YH31232
YH31235
品
番 YH31231
JAN コード 4547691701572
4547691701589
4547691692108
対応器 種 HF220、HE220、FX220 V240 タイプ B、HF260、 HE330
HE260、FX260、HS-200Ⅱ
希望小売価格 ¥80,000（税込￥88,000） ¥90,000（税込￥99,000） ¥99,000（税込￥108,900）

サイズ
品番JAN コ ー ド
希望小売価格58mm 15m 6 本
YH31504547691692115¥7,500（税込￥8,250）

新品のチャンバー
配管を詰まらせる

５ 年 後・・・

V-22 ／ V-26

水道水 で５年間使用したチャンバーカルキ分や雑物を除去した、「SUPER CLAVE」
専用水だから・・・

交換品

ドアパッキン

交換品

無菌フィルター交換品

排水キャップチャンバーの底に汚れがこびりついています。

※ 一例（写真はHF220用）※一例（写真は V240 タイプ B ／ HF シリーズ用）

希望小売価格 オープンプライス

使 用 器 種 V240 タイプ B、MOH350、SG/HF シリーズ、HE330
希望小売価格 オープンプライス

10

使 用 器 種 V240 タイプ B、SG330V、
HE/FX シリーズ
希望小売価格 オープンプライス● クリーンな蒸気で滅菌できます。
● 不純物が少ないので、配管が詰まりにくくなります。
● チャンバーの汚れが軽減されるので、メンテナンスがしやすくなります。
11

水位センサーに汚れが付着しています。