一般医療機器 特定保守管理医療機器
一般的名称：真空吸引器
医療機器届出番号：27B1X00013000003
販売名：クーデックキューインポット

保証書
本書はお買い上げの日から下記の期間中に正常な使用状況で故障が発生した場合に、無料修理を行うことをお約束するものです。

品番

保証期間

製造番号

本体 お買い上げ日より1カ年

年お買い上げ日

月日

代

お 客

住所・店名

理店

様様
1. 上記保証期間内に正常な使用状況で故障した場合には無料修理をさせて頂きます。
2. 保証期間でも次の場合には有料修理になります。
（1）消耗品である配管保護装置等の交換（2）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障や損傷（3）火災、地震、落雷、水害その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源等による故障や損傷（4）本書のご提示の無い場合（5）本書にお買い上げ年月日、お客様名、代理店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

電話番号（）※この保証書は、本書に明示した期間、条件において無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの代理店または弊社までお問い合わせください。

取扱説明書

大研医器株式会社 カスタマーセンター〒594 -1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2
TEL 0725 - 51- 2138

フリーダイヤル

0120-233-036

この度は、クーデックQinPotをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を使用する際には、必ずこの 取 扱 説 明 書をお読 み いただ
き、お取り扱いくださいますようお願い致します。

製作担当

1905B〈社内管理番号：02204501-J05〉

安全上の注意

安全上の注意禁忌・禁止・ ライナーは再使用禁止。

使用上の注意＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
1. 使用前に、吸引器本体及びライナー並びに各チューブや先端具等の接続状態、更に医療ガス配管設備との接続状態等の点検を行い、本製品が正常に作動することを確認すること。
2. 使用する流量及び圧力に関しては、術法、対象部位、大きさ、患者の体格と年齢、使用者の経験及び技法を勘案して行うこと。
3. 吸引器本体のコントローラを調整しても、医療ガス配管設備以上の吸引圧力にはならないので注意すること。
4. 一つの医療ガス配管設備では一つの吸引を行い、ふたまた等の同時使用はしないこと。
5. 吸引器本体を固定用フックに確実に取り付けること［取り付けが不完全な場合、わずかな衝撃や振動で吸引器本体が落下するおそれがある]。
6. ライナーを吸引器本体にセットする時は、ライナーのテープを外さないこと[ライナーが正常に膨らまないおそれがある]。
7. 過貯溜防止装置が作動して吸引が停止した場合、そのまま放置せず速やかにライナーを交換、廃棄すること［過貯溜防止装置の成分が流出するおそれがある］。
8. ライナーは樹脂製品なので、吸引器本体にセットする時に傷等をつけないように注意すること［圧力がかかった時に破裂するおそれがある］。
9. ライナー内の排液が1000mLに到達するまでに吸引を中止すること。
10. ライナーを交換する時は、吸引チューブを抜き取り、ライナーのアダプタにアダプタキャップをし、コントローラを0kPaの位置に戻してから蓋を開けること。
11. 使用後は、アダプタキャップをアダプタに確実にはめること。
12. ライナーのEOG滅菌やオートクレーブ及びウォッシャーステリライザーによる熱湯消毒等は避けること。
13. 蓋のパッキンが、アダプタに乗り上げないように蓋を閉めること［気密が確保できず、吸引できないおそれがある］。
14. 吸引を行わない時は、必ず本製品のオン−オフレバーを右回転し、オフにすること[吸引を再開する際、吸引できなくなるおそれがある］。
15. 医療ガス配管設備の吸引供給装置以外には接続しないこと［陽圧やその他の配管に接続すると患者、使用者及び装置に損傷を与える、又は装置の性能が変化するおそれがある］。
16. 本製品の使用は適切な教育を受講後、行うこと。
17. 本製品を使用する前には、必ず取扱説明書及び添付文書を熟読し、その内容を理解した上で使用すること。

18. 本製品を設置する場合には、次の事項に注意すること。
・水のかからない場所に設置すること。
・温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ等を含んだ空気などにより、悪影響の生じるおそれの無い場所に設置すること。
・傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）等、製品の安定状態に注意すること。
・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
19. 本製品の使用者は、各術法に応じた使用を行うこと。
20. 本製品を採血用吸引器として、絶対に使用しないこと。
21. 吸引チューブを直接患者に適用せず、必ず先端部に適切な先端具を接続して使用すること。
22. 吸引器本体及びライナー並びに先端具等は、使用前に損傷がないか、又は著しい劣化が無いか点検すること［排液の漏れ、又は飛散による周囲環境汚染のおそれがある］。
23. 使用中に異常を感じた時は、使用を中止すること［排液の漏れ、又は飛散による周囲環境汚染のおそれがある］。
24. 本製品の使用後は次の事項に注意すること。
・定められた手順により、オン−オフレバー、コントローラ等を使用前の状態に戻した後、医療ガス配管設備の供給状態を停止し、その後接続を切ること。
・チューブ類の取り外しに際しては、無理な力を掛けないこと。
25. 使用後のライナーを処理する場合は、院内の「廃棄物処理規定」に従って処理すること。
26. 使用後、ライナー内の排液を排出する際の操作は全て、手袋、マスク、ゴーグル等の保護具を着用して行うこと。
27. 本製品の分解・改造は絶対にしないこと［正常に作動しなくなるおそれがある］。
28. 本製品を廃棄する際は、必ず殺菌・滅菌処理した後、医療廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。
29. 本製品が故障した場合は、必ず専門家に修理を依頼すること。又、消耗品は当社純正部品を使用すること［不完全な修理、部品の交換は正常な機能や安全の保証ができなくなる］。
30. 本製品及び部品は必ず定期点検を行うこと。
31. しばらく使用しなかった時は、使用前に必ず正常且つ安全に作動することを確認すること。
32. 吸引器本体を滅菌する場合はEOG滅菌（温度50℃以下、湿度75%Rh以下）以外は行わないこと。
33. 本製品を清拭する場合は有機溶剤（アルコール等）を使用しないこと［ひび割れ等、損傷の原因になる］。

目次
安全上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

保守点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

禁忌・禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

1. 吸引器本体の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

1. 保守・点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

2. 吸引の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

2. 参考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

製品概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

3. 吸引が終わったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

3. 日常点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

製品の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

4. A. 排出タイプの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

4. 定期点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

性能・使用目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

B. 凝固タイプの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

安全機構・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

ご使用後は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

日常点検チェックリスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

各部の名称と働き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

1. 保管方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

吸引器本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
ライナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

23

製品概要

製品概要
性能・使用目的

製品の概要

1. 性能

配管コネクタピン式（川重・ユニ式）

1）吸引圧力調整範囲
・患者適用吸引圧力：0〜−60kPa（緊急時最高吸引圧力−80kPa）※ コントローラを右回転すると、−60kPaで回転ストッパーに当たって停止します。しかし、その状態から更にコントローラを右回転することで、回転ストッパーを越えて約60°回転することができます。
これは、吸引チューブが組織等で万一詰まった時に、その詰まりを除去するために緊急的に適用するための措置です。
2）真空指示器の精度
最大設定圧力の±10％3）排液貯溜容量
1000mL

吸引器本体

配管コネクタシュレーダ式（アムコ式）

4）使用環境周囲温度5〜40℃
相対湿度20〜90％（結露なきこと）
2. 使用目的
病院の医用ガス供給システムから供給される陰圧を利用して、液体又は粒状物質の吸引等の治療に用いる装置である。
※ 吸引器本体のコントローラを調整しても、配管設備能力以上の吸引圧力にはなりません。

安全機構

■ 規格
品番4

品名

仕様

CQR10-PY

キューインポットイエローP

CQR10-PP

キューインポットピンクP

配管コネクタCQR10-PG

キューインポットグリーンP

ピン式（川重・ユニ式）

CQR10-PB

キューインポットブルーP

CQR10-SY

キューインポットイエローS

CQR10-SP

キューインポットピンクS

配管コネクタCQR10-SG

キューインポットグリーンS

シュレーダ式（アムコ式）

CQR10-SB

キューインポットブルーS

CQD10-H

キューインポットライナー排出タイプ（別売）

凝固剤無し

CQD10-G

キューインポットライナー凝固タイプ（別売）

凝固剤有り

1）ライナーの入口に逆止弁を内蔵することにより、ライナー内の排液の急な飛び出しを防止する構造になっています（逆止弁の構造上、微量の排液が漏れる可能性がありますので、使用後はアダプタにアダプタキャッ
プをはめてください）。
2）ライナーに過貯溜防止装置を設けることにより、ライナーの容量を超えた唾液、血液、組織液等の体液が混入した排液の吸引を防止する構造になっています。
3）吸引器本体内に配管保護装置を設けることにより、万一ライナーから排液が漏出した場合にも、漏出した排液が配管設備を汚染することを防止する構造になっています。
4）吸引器本体内に圧力調整機構を設けることにより、設定吸引圧力を超える吸引圧力が発生することを防止する構造になっています。

5

各部の名称と働き

各部の名称と働き
ライナー

吸引器本体
⑨キャニスタキャップ

⑥蓋

⑦蓋ロック
⑯アダプタキャップ①壁掛けホルダ
⑰アダプタ

⑳テープ

⑱過貯溜防止装置

⑧アダプタ
ホルダ

⑲凝固剤（凝固タイプのみ）⑤キャニスタ

⑩蓋パッキン⑭配管チューブ⑪配管コネクタ③コントローラ

名称

内容⑯アダプタキャップ

排液の逆流を防止します。

⑰アダプタ

吸引チューブを接続します。
排液の急な飛び出しを防止する逆止弁を内蔵しています。

②オン−オフレバー⑫脱着ツマミ④配管保護装置⑱過貯溜防止装置

排液の過貯溜を防止します。

⑲凝固剤（凝固タイプのみ）

排液を凝固します。

⑳テープ

ライナーが適切に膨らむように形を整えています。

⑮ストッパー⑬蛇腹チューブ
名称内容① 壁掛けホルダ

吸引器本体を壁の固定用フックに固定します。

② オン−オフレバー

吸引の開−閉をします。

③ コントローラ

吸引圧力の調整をします。

④ 配管保護装置

排液の漏出による配管の汚染を防止します。 ※消耗品

⑤ キャニスタ

ライナーを入れます。

⑥蓋

キャニスタを密閉します。

⑦ 蓋ロック

蓋をキャニスタに固定します。

⑧ アダプタホルダ

ライナーをキャニスタに固定します。

⑨ キャニスタキャップ

使用しない側のアダプタホルダを密閉します。

⑩ 蓋パッキン

蓋とキャニスタの隙間を密閉します。

⑪ 配管コネクタ

壁配管と吸引器本体を接続します。

⑫ 脱着ツマミ

蓋の取り外し時に使用します。

⑬ 蛇腹チューブ

吸引圧力を蓋に導入します。

⑭ 配管チューブ⑮ストッパー

6

キャニスタの外れを防止します。

7

使用方法

使用方法
2. ライナーのアダプタをキャニスタのアダプタホルダに取り付けます。

1 吸引器本体の設置
1. 配管保護装置を配管チューブに接続します。
必要に応じ、配管チューブの長さを調整してください。

注意・ライナー のテープ は 絶 対に外さないでください。

注意・ 配管チューブの長さの調整はチューブ表面を傷つけないように行ってください。
・ 配 管チューブと配 管 保 護 装置の 接 続は確 実に行ってください。

テープは外さないでください

3. ライナーの挟み込みに注意して、蓋を確実にロックします。

蓋ロックの上部を押さえる

注意・吸引器本体の蓋パッキンが、ライナーのアダプタに乗り上げないよう蓋を閉めてください。

2. 壁掛けホルダを壁の固定用フックに取り付けます。

4. コントローラを回し、吸引圧力を設定します。

注意・吸引器 本体を固 定 用フックに確 実に取り付けてください。取り付けが不完全な場合、わずかな衝撃や振 動で吸引器本体が 落下するおそれがあります。

注意
壁の固定用フックへ

3. 配管コネクタを壁配管に接続します。

注意・オン−オフレバーがOFFになっている状態で配管コネクタを接続してください。

壁配管へ

・コントローラにはロック機構があります。
・コントローラを押し込んだ状態ではロックがかかり、吸引圧力の調整ができません。吸引
圧力の調整を行う時は、コントローラを引き出した後、行ってください。
・ロックがかかったまま、無理にコントローラを回すと、破損のおそれがあります。
5. オン−オフレバー を 反 時 計 回りに9 0 °回 転し、吸引圧力を吸引器本体に導入します。

注意

2 吸引の準備
1. キャニスタキャップはライナーを取り付けない側のアダプタホルダに取り付けます。

コントローラ・オン−オフレバーを中間位置で止めると誤作動の原因となりますので、必ずON又はOFFの位置に確実に切り替えてご使用ください。

オン−オフレバー

注意・必ず図の方向に取り付けてください。
・逆に取り付けると蓋を閉めた時破損するおそれがあります。

89使用方法

使用方法
2. コントローラを反時計回りに回して吸引圧 力を最小にし、蓋ロックのOPEN部を押して蓋を開けます。

6. アダプタキャップが外れている事を確認し、ライナーを膨らませた後、患者側の吸引チューブをアダプタに接続してください。

OPEN

注意

注意

・吸引直後は、内部が陰圧のため、蓋が開かないことがあります。
蓋が開かない時は、しばらく時間を置いてから開けてください。

・ライナーの膨らみが十 分でない時は患者 側の吸引チューブを接続する前に吸引圧力を上げてください。
ライナーが膨らんだら、吸引圧力をもとの設定に戻してください。

3. アダプタをアダプタホルダより取り外し、キャニスタを手で押さえながら、ライナー上部の穴に指を通し、ライナーを持ち上げて取り出してください。

7. 吸引器具の先端に吸引圧力が発生していることを確認してから、吸引を開始してください。

注意

注意・吸引を10 0 0 m L 以 上行わな いでください 。
ライナーが取り出しにくくなったり、吸引終了後に蓋が開きにくくなります。
・アルコール等の有機溶剤を吸引しないでください。ライナーの過貯溜防止装置からの排液漏れや、凝固タイプの凝固不良の原因になります。

蓋ロックアダプタをアダプタホルダより取り外す・ライナーのみを持って引っ張ると、キャニスタが一緒に持ち上がる場合があります。

3 吸引が終わったらライナーの穴に指を通す

注意
・過 貯 溜防止 装置 が 作 動して吸引が 停止した
場合、そのまま放置せずに速やかにライナーを交換・廃棄してください。
長時間放置すると過 貯溜防止装置の成分が流出するおそれがあります。
1. オン−オフレバーを時計回りに90°回転させて吸引を停止したあと、患者側の吸引チューブを取り外し、アダプタキャップをアダプタに確実に取り付けます。

4 A. 排出タイプの場合
1. 排液の排出が 可能です。排液の飛び出しに注 意しながらライナーを切り、院内の「廃棄物処理規定」に従って排液の排出を行ってください。
2. ライナーを院内の「廃 棄 物 処 理 規 定 」に従って処理してください。
オン−オフレバー注意
・吸引を行わない時は、必ずオン−オフレバーをOFFの状態にしてください。
・以後の操作は全て、手袋、マスク、ゴーグル等の保護具を着用して行ってください。

1011

ご使用後は使用方法

ご使 用後は、清掃を行い、正しく保管してください。

4 B. 凝固タイプの場合
1. 排液吸引時に凝固剤が、水溶性の凝固剤袋から自動的に投入されています。
排液が凝固していない場合は、ライナーを取り出した後、外部より軽く揉 みほぐして凝固 剤を 分散させてください。
2. 排液が完全に凝固したことを確認した後、ライナーを院内の「廃棄物処理規定」に従って処理してください。

注意

凝固剤

・ 液体に浸して洗浄しないでください。液体が製品内部にしみ込みますと、樹脂や金属が劣化・腐食するおそれがあります。
・ 吸引器本体を滅菌する場合には、EOG滅菌（温度50℃以下、湿度75％Rh以下）以外は行わないでください。
・ 有機溶剤（アルコール等）は使用しないでください。ひび割れ等損傷の原因になります。
・ 消毒剤例を下記に示します。消毒剤の希釈率等は、各消毒剤の添付文書に従ってください。
塩化ベンザルコニウム水溶液（オスバン等）
塩化ベンゼトニウム水溶液（ハイアミン等）
クロルヘキシジン水溶液（ヒビテン等）
・ 消毒剤を使用した場合は、水又はぬるま湯を浸したやわらかい布等で消毒剤をふき取り、清潔でやわらかい布等で余分な湿気を取ってください。

1 保管方法本製品を保管する場合には、次の事項に注意してください。
1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、紫外線、ほこり、塩分やイオウ等を含んだ空気などにより悪影響の生じるおそれの無い場所に保管すること。
3. 傾斜、振動、衝撃等、製品の安定状態に注意すること。
4. 化学薬品のそばやガスの発生するような場所に保管しないこと。
5. 保管環境 周囲温度：−5〜40℃
相対湿度：10〜95％（結露なきこと）
使用環境 周囲温度：5〜40℃
相対湿度：20〜90％（結露なきこと）

1213

保守点検

保守点検
● 耐用年数・ 指定の保守・点検を実施した場合の耐用期間：5年（自己認証（当社データ）による）・ 耐用年数は使用環境により変動します。

1 保守・点検● 洗浄
キャニスタ及び蓋が汚れた場合は、分解・洗浄が可能です。

緩めるビス

2 参考

● 分解・組立
1. 一 番上のビスを 緩めてストッパーを取り外し、キャニスタを取り外します。
2. 蛇腹チューブを蓋から引き抜いた後、脱着ツマミを内側にスライドさせ、蓋を取り外します。

● 圧力単位換算表

ストッパー

注意

kPa×7.5=mmHg

kPa

1020304050607080mmHg

75150

225300375450525600

3 日常点検・蓋及びキャニスタ以外は洗浄不可能です。
・洗浄後は水分をよく切り、日陰で完全に自然乾燥させた後、組み立ててください。

● 外観
亀裂、損傷、変形、変色及び劣化が無いかを目視で確認してください。
● 各部の点検
亀裂、損傷、変形、変色、劣化及び取り付け位置のズレが無いかを目視で確認してください。

3. 分解と逆の手順で組み立てを行ってください。

注意●蓋・組立後は日常点検を行ってください。
キャニスタ

開閉にガタつきが無く、スムーズに行えるかどうかを確認してください。

● コントローラ
回転がスムーズに行えるか、コントローラの回転に伴い、吸引圧力が変化するかを確認してください。
● オン−オフレバー
吸引の開閉が正常に行われるかを確認してください。
● 配管保護装置
内部に水分（水滴）が無いことを確認してください。

注意● 配管保護装置の交換
・ 配管保護装置が作動し吸引しなくなった時、吸引力の低下を感じられた時、及び内部のフィルタが汚れた時は、配管 保護 装置の交 換を行ってください。
● 配管保護装置の交換手順
・ オン−オフレバーをOFFの状態にします。
・ 配管コネクタを外します。
・ 配管保護装置と配管チューブを外し、新しい配管保護装置を取り付けてください。

蛇腹チューブ脱着
ツマミ・ 各点検で異常が認められた場合は、直ちに使用を中止し、弊社担当者までご連絡ください。
・ 落下・衝撃が加わった場合は、吸引器本体の外観及び動作に異常が見られない場合でも直ちに使用を中止し、弊社担当者までご連絡ください。

4 定期点検安全に、より長くお使いいただくために、1〜2年に一度を目安に定期点検を実施してください。
定期点検につきましては、弊社担当者までご相談ください。

配管コネクタ

注意・配 管 保 護 装置の 接 続 方向に注 意してください。側面の矢印マークが配管コネクタ側になるよう接続してください。
・配管保護装置の交換時は、手袋・マスク・ゴーグル等の保護具を着用して行ってください。

14

配管保護装置15

トラブルシューティング
現
吸引しない

象

原因

日常点検チェックリスト
対処方法

配管コネクタが吸引源に接続されていない配管コネクタの接続を確認してください

オン−オフレバーがOFFになっている

オン−オフレバーはONにしてください

年月日：

／

／

担当：

使用前点検（毎回）
1

吸引器本体の外観に亀裂や劣化等の異常はありませんか？

OKNG

2

各部に亀裂や劣化、及び取り付け位置のズレはありませんか？

OKNG

3

蓋の開閉にガタつきはありませんか？

OK

NG

4

蓋パッキンに傷、めくれ等はありませんか？

OKNG

ライナーが正しく取り付けられていない（ラ ライナーを付け直してください
イナーが蓋とキャニスタに噛み込んでいる）

5キャニスタキャップは確実に取り付けてありますか？

OK

NG

6

コントローラの回転はスムーズに行えますか？

OKNG

ライナーの過貯溜防止装置が作動している ライナーを新しいものに交換してください7

コントローラの回転に伴い、吸引圧力は変化しますか？

OKNG

吸引チューブが抜けている
又は、抜けかけている

8

オン−オフレバーの操作に伴い、吸引の開閉が正常に行われますか？

OK

NG

9

配管保護装置内に水分（水滴）はありませんか？

OK

NG

OK

NG

コントローラの圧力設 定値が最小になっ 圧力設定値を上げてくださいているキャニスタキャップが外れているキャニスタキャップを取り付けてください

キャニスタキャップが正しく付いていないキャニスタキャップを付け直してください

吸引チューブとライナーとの接続を確認してください

蓋パッキン、キャニスタキャップが劣化し、修理をお申し付けください
破れや亀裂がある

総合判定

配管チューブ、吸引チューブが折れ曲がっ チューブを確認してくださいている注意

蛇腹チューブが蓋に確実に接続されてい 蓋を開き、蛇腹チューブが蓋に接続されないているか確認してください
キャニスタが確実に取り付けられていない キャニスタを確実に取り付けてください

吸引が弱い

製造番号：

キャニスタに亀裂・損傷がある修理をお申し付けください

蓋が正しく取り付けられていない

蓋を正しく取り付けてください

蓋とキャニスタに隙間がある修理をお申し付けください

配管保護装置と配管チューブが抜けている

配管保護装置と配管チューブを正しく接続してください

配管保護装置が作動している配管保護装置を交換してください

配管保護装置内のフィルタが汚れている配管保護装置を交換してください

上記以外の原因修理をお申し付けください

・各点検で異常が認められた場合は、直ちに使用を中止し、弊社担当者までご連絡ください。
・落下・衝撃が加わった場合は、吸引器本体の外観及び動作に異常が見られない場合でも直ちに使用を中止し、弊社担当者までご連絡ください。

圧力設定のコントローラの設定値が最小 圧力設定値を上げてください
付近になっている
蓋パッキン、キャニスタキャップが劣化し、修理をお申し付けください
破れや亀裂がある
配管チューブ、吸引チューブが折れ曲がっ チューブを確認してくださいている
蓋とキャニスタに隙間がある修理をお申し付けください

配管保護装置が作動している

配管保護装置を交換してください

配管保護装置内のフィルタが汚れている

配管保護装置を交換してください

上記以外の原因

修理をお申し付けください

吸引圧力の調整ができない 圧力設定のコントローラが回らない

コントローラを手前に引いてロックを解除してください。解除しても回らない場
合は、修理をお申し付けください

上記の項目に該当しない場合は、弊社担当者へお問い合わせください。

1617

MEMO