保証書付

取 扱説明書目次

シチズン上腕式血圧計

CHUR901• ご使用前に本書を必ずお読みください。

• 本書は保証書を兼ねています。
紛失しないよう大切に保管してください。

• ご使用中は必ず本書をお手元に置いてください。

CHUR90

1

RADIO

CONT

ROLLE

ご使用のまえに
安全上のお願い..............................1
使用上のお願い..............................3
血圧測定の基本事項 ......................4
各部のなまえと機能 ......................5
電池を入れましょう ......................8
ACアダプターの使いかた ............9
自動で時刻を設定.......................10
手動で時刻を設定.......................13
アラームの設定...........................15

測定しましょうカフ（腕帯）を巻きましょう......17
正しい姿勢を確認しましょう......19
測定しましょう...........................21
ブザー音の設定...........................24
マークについて...........................25
測定結果を呼び出しましょう ...27
朝、夜の血圧測定.......................30

D

お知らせ
血圧について ..............................31
血圧Q&A.....................................33
エラー表示について ...................35
保管とお手入れのしかた ...........37
EMC技術資料 .............................39
故障かな？と思ったら ...............41
製品仕様 ......................................42
保証規定・保証書................. 裏表紙

安全上のお願いご使用の前に、この「安全上のお願い」をよくお読みください。

警
注

人が死亡または重傷を負う可能性が想定

告 される場合
意人が傷害を負ったり、物的損害＊ の発生する可能性が想定される場合

ご使用のまえに＊ 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

強制 必ず実行していただく「強制」内容です。
禁止 してはいけない「禁止」内容です。
警

告測定結果の自己判断、および治療は危険です。
必ず医師の指導に従ってください。
強制

強制→自己判断は、病気の悪化につながるおそれがあります。

心臓疾患、その他循環器疾患、重度の血行障害のある方やペースメーカーをご使用の方は、医師の指導に従ってください。
→体調不良をおこすおそれがあります。

強制

電池の液が目に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
→けがなどの原因になります。

分解・修理・改造をしないでください。

1

禁止→事故やけがのおそれや、本体が故障する原因になります。

安全上のお願い注意

お子様や意思表示ができない方へのご使用はおやめください。
禁止→事故やけがの原因になります。

長時間連続して測定しないでください。
→うっ血、はれなどの原因になります。

血圧測定以外に使用しないでください。
→事故やけがの原因になります。
禁止

血圧計の近くで、携帯電話などを使用しないでください。
禁止

禁止

ご使用のまえに禁止→誤作動をおこすおそれがあります。

古い電池と新しい電池、種類のちがう電池を同時に使用しないでください。
電池のの向きを間違えないようにしてください。
→ 漏液、発熱、破裂などをおこし、本体が破損する原因になります。

禁止

本体に無理な力を加えたり、落としたりしないでください。
→故障の原因になります。

2

使用上のお願いACアダプター使用上のお願い

警

告ご使用にならないときは、必ず電源プラ
グをコンセントから抜いてください。

ご使用のまえに強制→感電や火災、故障の原因になります。

強制ACアダプターを抜くときはコードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。
→感電や火災の原因になります。

電源プラグのほこりは拭き取ってください。
強制→感電や火災の原因になります。

専用のACアダプター以外は、使用しな
いでください。
禁止→感電や火災の原因になります。

ACアダプターはぬれた手で、コンセント
から抜き差ししないでください。
禁止

禁止→感電や火災、故障の原因になります。

ACアダプターのコードやプラグが痛んでいたりコンセントの差し込みがゆるい
ときは使用しないでください。
→感電や火災の原因になります。

電源コードを無理に曲げたり、ねじったり使用時に束ねたりしないでください。
禁止

3→感電や火災、故障の原因になります。

血圧測定の基本事項
コーヒーや紅茶を飲んだり喫煙した直後には測定をおこなわないでください（血圧が高くなります）。

入浴や飲酒の後には測 尿意や便意があるとき定をおこなわないでく は、排尿や排便をすまださい。
せてから測定してください。

連続して測定をおこな
わないでください。上
腕がうっ血して、正しい値が得られません。

ご使用のまえに

心配ごとやイライラがあるとき、睡眠不足や便秘のとき、また運動や食事の直後でも血圧は高くなります。

血圧を測る前に 5 〜 6
回深呼吸をし、リラッ
クスした状態で測定してください（緊張したり不安定な精神状態のときは、血圧が安定しません）。

TOILET

楽な姿勢で安静にして 寒さは血圧を上昇させ測定してください。腕ますので、20℃前後の帯を心臓の高さに保ち、 室温で測定してくださ腕を動かしたり、話をし い。
たりしないでください。

血圧は、長期のデータを見ることが大切です。
お薬（血圧を下げる薬等 ) を服用した時間も考慮して、毎日できるだ
け同じ時刻に測定しま
しょう。

4

各部のなまえと機能
本

体
表示部

※表示部の透明シールをはがしてお使いください。

[測定／停止]スイッチ
901

UR

CO
O
RA
DI

ご使用のまえに

NT
RO
LL
ED

CH

[進む（+）]スイッチ[戻る（ ）]スイッチ[ユーザー2]スイッチ[ユーザー1]スイッチ[朝／夜切替]スイッチ

カフホルダー
エアホースソケット（エアホースプラグを接続する）[時計設定]スイッチ

表示部
ユーザー 1、2 マーク
アラーム 1、2 マーク（P.15）

メモリーマーク
平均マーク（P.27）

電池マーク
（P.8）

最高血圧値

最低血圧値

朝、
夜マーク
（P.28）
電波受信マーク（P.10）
日付5

カフ巻きエラーマーク（P.25）
脈拍数
脈間隔変動マーク
（P.25）
血圧分類マーク
時刻 体動マーク
（P.26）（P.25）

各部のなまえと機能
本体

カフホルダー

電池カバー

カフホルダーは着脱可能ですフック

ご使用のまえに

ＡＣアダプター用
コネクター※ご家庭で血 圧計を置くスペースが限られているなど、状 況によりカフホル ダーを外してご使用になることができます。
・カフ ホ ル ダー を 外す 場合、フックに指をかけて、カフホルダーをスライドさせます。

・カフホルダーを付ける場
合、カフホルダーを本体のみぞに合わせてスライドさせます。

みぞ6

各部のなまえと機能
カフ（腕帯）※適用腕周範囲２２ｃｍ〜３２ｃｍ

エアホース

青い帯
型番：SCN-012

ご使用のまえに

カフリング
（金具）

エアホースプラグ※カフ ( 腕帯 ) は消耗品です。カフ ( 腕帯 ) の寿命は約 2000 回です。カフ( 腕帯 ) が汚れたり、破損や空気漏れするなどして新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室（0120-88-6295) でお受けします。

本体付属品
以下のものがそろっているかご確認ください。
●本体 ●カフ（腕帯） ●単３形乾電池X４本（モニター用）●取扱説明書/保証書/EMC技術資料 ●医療機器添付文書●ACアダプター※本製品にはモニター用電池（動作確認用電池）が付属されています。
※本製品は単３形ニッケル水素充電池が使用できます。
本 製 品 に 使 用 可 能 な 充 電 池 は、 パ ナ ソ ニッ ク 株 式 会 社 製 の 単 ３ 形
eneloop ®（エネループ）または、単３形充電式 EVOLTA（エボルタ）です。
これらの充電池は必ず専用の充電器を使用して充電してください。本製品に付属の AC アダプターからは充電されません。
・「eneloop ®」はパナソニックグループの登録商標です。
・「EVOLTA」はパナソニック株式会社の登録商標です。

7

電池を入れましょう
電池を入れましょう※電池を入れると、標準電波の受信を開始します。（☞10〜12ページ）

1 電池カバーを外します① フックを矢印方向に押
しながら、

①

ご使用のまえに② 開けます。
②

2 電池を入れます
を間違えないように
必ずバネの出ている 側から入れてください。

3 電池カバーを閉めます
ツメをくぼみに合わせ、「カチッ」と音がするまで
押し込みます。

ツメ●またはマークが表示されたら、電池を交換してください。
（充電池をご使用の場合は充電してください。
）● 付属の乾電池はモニター用ですので、所定の電池使用回数を満たさない場
合があります。
● アルカリ電池、マンガン電池、ニッケル水素充電池を混ぜて使用しないでください。
● アルカリ電池、マンガン電池、ニッケル水素充電池以外は使用しないでください。
● ニッケル水素充電池は専用の充電器で充電してからご使用ください。
● ご使用済みの電池は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分
してください。

8ACアダプターの使いかた
ACアダプターは必ず専用のAC-230CZをお使いください。

ACアダプターを使用する場合の注意
ACアダプターを使用する場合、電池を入れてからご使用ください。電池を入れないで、ACアダプターをコンセントまたは本体から抜くと、設定した日付と時刻が消えます。

ACアダプターのプラグを本体のコネクターに差し込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。
ご使用のまえにACアダプターを取り外す時は、電源プラグ
をコンセントから抜いて、本体のコネクター
からプラグを抜きます。

コンセント

電源プラグ
CH

UR

RAD

IO C

ONT

901

ROL
L

ED

※すぐに電源プラグをコンセントから抜けるよう、周囲にものなどを配置しないでください。
コネクター

電源コード
プラグ

主な仕様
※『屋内使用専用』
入力
AC100-240V 50/60Hz 出力
DC6.0V 600mA 3.6W
動作環境 10 〜 40℃／ 30 〜 85％ RH 保管環境 − 20 〜 60℃／ 10 〜 95％ RH

9アダプター極性(positive tip polarity)

電気用品
安全法準拠

クラスⅡ
機器

CEC レベルⅣ
効率規格準拠交流

直流

自動で時刻を設定 （電波受信）
電波受信での時計の合わせかた
標準電波を受信し、自動的に時刻・日付が設定されます。
使い始めや、電池交換の際に時刻設定が簡単におこなえます。

電波受信マークについて〈電波送信所〉

ご使用のまえに

標準電波の受信を開始すると電波受信マーク が点滅します。
午前２時１６分４０秒または午前4時１６分４０秒に標準電波を自動受信します。
電波受信マークは受信成功後、翌日の電波受信まで点灯します。

• おおたかどや山標準電波送信所（福島局）• はがね山標準電波送信所(九州局)
日本国内の標準電波はほぼ２４時間継続して送信されています
が、保守点検などで送信が中断されることがあります。標準電波の送信状態の確認は、情報通信研究機構・日本標準時プロジェク
トのホームページ（http://jjy.nict.go.jp/）をご覧ください。
標準電波は、人体や医療機器には一切影響がありません。
※図の発信域を示す円はイメージです。

標準電波とは：10万 年 に1秒 の 誤 差とされる原子時計をもとに情報通信研究機構が管理する国内2ヵ所 の「標準電波送信所」が送信する日本標準時の事。

10

自動で時刻を設定
強制受信（手動受信）※電池を入れた直後には強制受信をしますので、何もスイッチを押さずに、電波受信マークを確認してください。
（以下 3 参照）電波受信を中止する場合は[測定/停止]スイッチを押してください。

1 血圧計を電波が受信し

901

UR

CH

ご使用のまえに

RA

DIO

CO
NT
RO
L

LE

D

やすい窓際などに置いてください。

血圧計に内蔵されている受信アンテナ（本体左側）をお住まいの場所から近い
電波送信所の方向に垂直になるように置くと受信しやすくなります。

受信アンテナ
電波送信所

2 [ 時計設定] スイッチを長押し（約２秒）します。

CHUR901

RADIO

CONTRO

LLED

電波受信マークが点滅して電波受信状態になります。

3 電波受信マークを確認します。

受信中は電波受信マークが点滅して受信状態をお知らせします。

受信しやすい受信しづらい受信できない受信を開始してから１〜２分経過しても電波受信マークが受信しづらい状態の時は、受信アンテナの方向や血圧計の置く場所をかえてください。
※電波受信は最長 16 分間継続します。

4 受信結果を確認します。
11

受信に成功すると、電波受信マークが点滅から点灯にかわり正しい時刻が表示されます。受信に失敗すると電波受信マークは消灯します。この場合は、日時の修正はおこなわれません。
※受信に成功しても、ノイズ等により誤った日時を表示する場合があります。
このようなときには、場所をかえて再度受信を試みてください。
※初めて電波を受信する際には、受信に成功するまで時間がかかる場合があります。

自動で時刻を設定
定時受信（自動受信）■電波受信は日本国内のみに対応しています。
海外で使用した場合、ノイズ等により誤った日時を表示したり、日本の電波を受信して日本の標準時を表示することがあります。
ȝǤȳȈ

受信が困難な場所についてご使用のまえに強制受信時と同様に血圧計を受信しやすい窓際などに置いて、受信アンテナを電波送信所の方向に向けてください。
毎日午前２時１６分４０秒に受信をおこない、受信ができなかった
場合は、再度午前４時１６分４０秒に自動的に電波を受信して時計を合わせます。
血圧計の操作中（血圧測定中やアラームの設定中など）は、自動
受信はおこないません。また、自動受信中にアラームの設定時刻になったときは、自動受信を中止します。

電波の受信のしやすさは、周囲の地形や建物、季節や天候、時間帯によってもかわります。一般的に、昼間よりも夜間はノイズが少なく受信しやすくなります。次のような場所は、電波ノイズが発生し、電波が届きにくいため受信できないことがあります。
鉄筋コンクリート建物の中、高層ビルや山などの谷間、地下、
テレビ・冷蔵庫・パソコン・ファクシミリ等の電気製品やOA機器の近く、通信中の携帯電話の近く、高圧線・電車の架線・飛行場（通信設備）の近く、工事現場の近く、交通量の多いところ、
車・電車・飛行機の中、金属製の雨戸やブラインドの近く、ス
チール机等の金属製の家具の上や近く。

■手動で時刻を設定
電波が受信できないときや任意の日時に合わせたいときは、「手動（☞1３〜1４ページ）
で時刻を設定」をご参照ください。

12

手動で時刻を設定
手動での時計の合わせかた

1 [ 時計設定] スイッチを長押しして（約２秒）、電波受信マークが点滅したを押します。
後、再度「年」の表示が点滅します。

ご使用のまえに2 [ 進む] または [ 戻る] スイッチを押して「西歴年」を合わせます（設定範囲は 2015 〜 2044 年です。）
を押して「年」を確定します。

「年」が確定し、「月」が点滅します。

3

または
せます

スイッチを押して「月」を合わを押して「月」を確定します。
「月」が確定し、「日」が点滅します。

4

または
せます

スイッチを押して「日」を合わを押して「日」を確定します。
「日」が確定し、「時」が点滅します。

5

または
せます

スイッチを押して「時」を合わを押して「時」を確定します。
「時」が確定し、「分」が点滅します。

13

手動で時刻を設定
またはスイッチを押して「分」を合わせます
6 時報などに合わせてまたは スイッチを押すと、00秒の表示になります。
を押して「分」を確定します。
「分」が確定し、「12H」(12 時間表示 ) が点滅します。

7を押して時間表示（１２Hまたは２４H）を確定します。
「時間表示」が確定し、時計表示が点滅します。

8

または
スイッチを
押して、置き時計（クロック）の表示形式を選びます。

ご使用のまえにまたはスイッチを押して「１２／２４
時間表示」を選びます

CHUR901

RADIO

CONTRO

LLED

血圧測定をしていない時の置き時計の表示を設定します。
を押すたびに、①時計大表示、②時計小表示、③表示無しと順番に切り替えて表示方法を選択します。
（①時計大表示を押すと逆に表示が切り替わります。）②時計小表示③表示無し

を押して表示形式を確定します。
を押すと時計設定が終了し、設定した「年」、「月日／時刻」を表示したあと、選択した時計の表示になります。

14

アラームの設定
アラームの設定方法
ユーザー１、２にそれぞれ、一日に２回分のアラーム（例えば朝と夜の測定用に午前7時と午後8時の２回分）を設定することができます。
アラーム音は、４種類（メヌエット、埴生の宿、パターン音１、パターン音２）
からお好みの音を選択できます。

1 [ 時計設定※] スイッチを押します。

ご使用のまえにを長押し（約 2 秒）すると電波受信状態になりますので、[ 測定 / 停止 ]スイッチを押して、電波受信状態を解除してから、再度、 を押してください。
測定※操作を途中で止める時は、を押してください。以下の 2 〜 8 も同様にを押すと各々の設定が確定し、14 ページで選択した時計表示に戻ります。
停止

測定
停止

2 [ ユーザー1] または[ ユーザー 2] スイッ
チを押して、アラーム設定をするユーザーを選択します。
再度、

または

ユーザー 1 の
1 回目のアラーム
表示の例
ユーザー 2 の
2 回目のアラーム
表示の例

スイッチを押して 1 回目または２回目のアラーム表示を選択します。

3 [進む]または[戻る]スイッチを押してアラームの[ON]また[OFF]を選択します。

アラーム [ON] 表示

アラーム [OFF] 表示

アラーム[ON]表示の時、を押4 すとアラームの「時」が点滅します。
アラーム [OFF] 表示の時、

15

時計表示に戻ります。

を押すとアラームの設定

5

または
スイッチを
押して「時」を合わせますを押して「時」を確定すると、「分」が点滅します。

6

または
スイッチを
押して「分」を合わせます
ご使用のまえにを押して「分」を確定すると、アラー
ム音量表示が点滅します。

7

または
スイッチを
押してアラーム音量大[Hｉ]または小[Lo]を選択します。
この時、事前に設定されているアラーム音が鳴ります。
を押してアラーム音量を確定すると、アラーム音番号が点滅します。

8

アラーム番号またはスイッチを押して、お好みのアラーム音を選択します。
アラーム音は、４種類（１：メヌエット、２：埴生の宿、３：パターン音１、
４：パターン音２）から選択します。

9を押してユーザーの１回分のアラー
ムの設定を確定します。
他の回、他のユーザーの設定は前ページの 1 から同様に設定してください。
※例えばユーザー１、２が同一時刻にアラームを設定した場合、ユーザー１が設定したアラームのみ鳴ります。
※設定時間に鳴ったアラームを止めるには、いずれかのスイッチを押してください。
※アラームの設定内容は、を押しまたはを押して確認します。設定
内容を変更する場合は、 2 〜 9 の手順で再設定してください。

16

カフ（腕帯）を巻きましょうȝǤȳȈ

○ カフ（腕帯）は素肌に、もしくは薄い肌着の上から巻いてください。
○ 厚い上着を着ている場合は、脱いでからカフ（腕帯）を巻いてください。また、衣服などをまくり上げると上腕部が圧迫されて正しく測定できない場合があります。
○ 腕周囲が22cm未満の方、32cmを越えた方が測定した場
合、正しく血圧を測定できない場合があります。

1 エアホースプラグを本体に差し込みます

R901

CHU

CO

D

LE

L
RO

NT

DIO

RA

エアホースプラグ
測定しましょう面ファスナーを
2 カフ（腕帯）を左腕に通します ① はがして広げ、※ カフ（腕帯）がカフリング（金具）から外れた時は、面ファスナーが付いている面が外側になるようにカフリング（金具）に通してください。

カフリング（金具）② 青い帯が手のひら側に来るように腕に通します17カフ（腕帯）を巻きましょう

3 カフ（腕帯）の青い帯を腕の中心に合わせます
青い帯

ひじ関節から1〜2cmの位置に合わせます4 カフ（腕帯）を腕にぴったり巻きつけ、面ファスナーで固定します○ 巻きつけがゆるすぎたり、きつ
すぎたりすると、正しく測定できないことがあります。
○ 測定する時は正しい姿勢をとりましょう。（☞19ページ）

面ファスナーで固定します。

測定しましょうポイント 正しく測定するためには・・・

青い帯

右腕でも測定できます
右腕で測定するときも青い帯を腕の中心に 1〜2cm
合わせてください。
※血圧は左右で 10 ｍｍ Hg 程 度の差がでる場合がありますので、毎回同じ側で測定してください。

18

正しい姿勢を確認しましょうȝǤȳȈ

○ 血圧は測定するときの姿勢や時刻によって変化します。毎日同じ時刻に、正しい姿勢で測るよう心がけることが大切です。

1 姿勢を整えましょう

背筋をのばし、深呼吸してリラックスしましょう。

2 手のひらを上に向けて、力を抜きましょう

測定しましょう19

3 カフ（腕帯）を心臓と同じ高さにしましょう正しい姿勢を確認しましょう
ポイント

正しく測定するためには• カフ（腕帯）をゆるく巻かない。

• 前のめりにならない。
測定しましょう• 測定中に動いたり話したりしない。
そのほかのポイントについては、☞ 4ページ「血圧測定の基本事項」を参考にしてください。

寝て測る場合① あお向けになります。
② 手のひらを上にして腕を伸ばし、リラックスします。

20

測定しましょう
測定する前に・・・ȝǤȳȈ

○ きちんとカフ（腕帯）を巻いてください。
（☞17ページ）○ 正しい姿勢で測定しましょう。
（☞19ページ）

1

測定
停止

を押して

測定を開始します

測定しましょう

ブザーが１回鳴り、全点灯表示します。
全点灯表示時のマークは、電池交換のお知らせではありません。

CHUR901

最高血圧 PP+J

RADIO CONTROLLED

最低血圧 PP+J

脈拍 /分

血圧分類

測定
停止

●血圧測定に最適な圧力まで自動的に加圧されます。
が点滅し、脈拍に同期して●脈拍を感知すると測定マーク
ブザー（ピ、ピ、ピ・・）が鳴ります。
※この測定中に鳴るブザー音量を変更したいときやブザー音を消したいときは、「ブザー音の設定」をご確認ください。
（☞24ページ）※ 測定を止めるときは、[測定/停止]スイッチを押してくだ
さい。[測定/停止]スイッチを押しても空気が抜けない場合
は、本体からエアホースプラグを抜き、腕から腕帯を外して
ください。

21

測定しましょう【マニュアル加圧】●[測定/停止]スイッチを押し続け、停止したい（最高血圧より約40mmHg高い）加圧値でスイッチを離すと、その圧力で加圧を停止させることができます。
加圧上限値は280mmHgです。

2 測定結果が表示されます

ユーザー１、２マーク※ 点滅します。

CHUR901

最高血圧 PP+J

最低血圧 PP+J

最高血圧値

最低血圧値
脈拍数
血圧分類

脈拍 /分

日付 時刻 血圧分類マーク☞ 詳しくは26ページ参照

測定しましょう

RADIO CONTROLLED

測定中や測定終了後に以下のマークが表示された場合、２５ページのマークの説明を参照し、再測定してください。
体動を「体動」マークでお知らせします。

脈の間隔の変動を「脈間隔変動マーク」でお知らせします。

カフ（腕帯）の巻き方がゆるい場合、「カフ巻きエラーマー
ク」でお知らせします。

22

測定しましょう
3 [ユーザー1]または[ユーザー2]
スイッチを押し、測定結果を記録します
またはを押さないと測定結果は記録されません。

※ 測定結果を記録しないときは、[測定/停止]スイッチを押して電源を切ります。
※ 測定後にスイッチを押し忘れても、
約３分後に、自動的に電源が切れます。
(この時、測定結果は記録されません。)※ 測定後，置き時計表示に切り替わりまRADIO CONTROLLED

脈拍 /分

血圧分類

測定
停止

す。
（☞14ページ）※ 測定結果の呼び出し方については27
ページを参照してください。

測定しましょう

血圧は、長期のデータを見ることが大切です。
お薬（降圧剤等）を服用した時間も考慮して、毎日できるだけ同じ時刻に測定しましょう。

測定が終わったら、カフ（腕帯）をカフホルダーに差し込みます。
置き時計（クロック）として見やすいところに置いてお使いください。
※置き時計として使用しない
場合は、「表示無し」を選択

CHUR90

1

RADIO

CONT

ROLL

ED

時計は、
「時計大
表示」の例です。

23

してください。
（☞14ページ）「表示無し」を選択すると電池の消耗を抑え、使用回数をふやすことができます。

ブザー音の設定 測定しましょう
測定中のブザー音の設定方法
測定中に脈拍に同期して鳴るブザー（ピ、ピ、ピ・・・）や測定開始・終了時のブザーの音量をかえたり、鳴らないようにすることができます。
（初期設定は音量小です。）

1 [ 進む ] スイッチを長く（約 2 秒）押します
を押すたびに、①音量小、
2

①音量小

3

②音量大

測定
停止

③音量オフ

測定しましょう②音量大、③音量オフに切り替えて音量を選択します。音量はそれぞれの表示時に「ピッ、ピッ、ピッ・・」音を確認できます。

を押してブザー音量を確定します。

24

マークについて
体動マークについて「体動マーク」は、測定中にからだや腕などが動いて大きな圧力変化を検出した場合、測定終了後に表示されます。

● 「体動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してください。

脈間隔変動マークについて「脈間隔変動マーク」は、測定中の脈の間隔が不規則な場
合、測定終了後に表示されます。

測定しましょう● 測定中の脈の間隔が大きく変動すると正しく測定できないことがありますので、「脈間隔変動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してください。

注

意● 「脈間隔変動マーク」が頻繁に表示される場合は、ご自身の健康状態について医師に相談してください。

カフ巻きエラーマークについて
カフ（腕帯）の巻き方がゆるい場合、「カフ巻きエラーマーク」が表示されます。

● 「カフ巻きエラーマーク」が表示された場合、カフ（腕帯）を腕から外し、カフ（腕帯）をぴったり巻き付けて再測定してください。（☞ １７、１８ペー
ジ）25

マークについて
血圧分類表示について測定された血圧値を日本高血圧学会［高血圧治療ガイドライン２０14］の家庭における高血圧基準にもとづいて表示します。

赤色

高血圧のめやす最高１３５mmHg以上または最低８５ mmHg以上の場合

黄色

正常高値のめやす

最低血圧 PP+J

青色

正常血圧のめやす
最高１２５mmHg未満で最低８0mmHg未満の場合

血圧分類

脈拍 /分

測定しましょう

高血圧と正常血圧のめやすに属さない場合（最高１２５mmHg以上１３５mmHg未満、最低８０mmHg以上８５mmHg未満）

家庭血圧の高血圧基準
最高１３５／最低８５mmHg 以上

家庭血圧の降圧目標
若年、中年、前期高齢者患者
後期高齢者患者

135/85mmHg 未満
145/85mmHg未満（目安)(忍容性があれぱ135/85mmHg未満）

糖尿病患者

125/75mmHg 未満

CKD患者（蛋白尿陽性）125/75mmHg未満（目安）

脳血管障害患者
冠動脈疾患患者

135/85mmHg未満（目安）※日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2014」より抜枠

26

測定結果を呼び出しましょう
測定結果を呼び出してみましょう
2人分のデータが別々に各9０回記録されます。
平均値も自動的に計算されますので、日々の健康管理にお役立てください。

1 [ユーザー1]または[ユーザー2]ス
イッチを押します

最高血圧 PP+J

CHUR901

最低血圧 PP+J

RADIO CONTROLLED

脈拍 /分

血圧分類

測定

が表示され、最新３回分の平均値を示します。

停止

測定しましょう※ 3回以上測定しなければ、平均値は表示しません。
※ メモリーがない場合は測定結果は表示されません。

2 [進む]または[戻る]スイッチを押します
を押すたびに新しいデータから順次表示されます。
を押すたびに古いデータから順次表示されます。
またはを押し続けると測定結果を早送りできます。

CHUR901

最低血圧 PP+J
メモリー番号表示の後、測定結果を表示します。

最高血圧 PP+J

CHUR901

最高血圧 PP+J
CHUR901

RADIO CONTROLLED

血圧分類

最低血圧 PP+J

脈拍 /分

メモリー番号１が最新のデータになります。
１、２、３、・・・・、89、9０
新しい
古い

27

最低血圧 PP+J

最高血圧 PP+J

RADIO CONTROLLED

血圧分類

RADIO CONTROLLED

脈拍 /分
血圧分類

脈拍 /分

測定結果を呼び出しましょう

3 [朝/夜 切替]スイッチを押して、
朝メモリーまたは夜メモリーを選びますが表示され、最新１週間の平均値（朝は各日朝時間の初回測

CHUR901

定の平均、夜は各日夜時間の最終測定の平均）を表示します。
※ 3日以上測定しなければ、平均値は表示しません。
※ 朝メモリーは朝時間(AM3:00-AM10:59)、夜メ
モリーは夜時間(PM6:00AM2:59)に測定された結果が記憶されています。
朝時間の開始時刻を変更する
ときは２9ページを参照してください。
※ 朝/夜メモリーがない場合は
測定結果は表示されません。

最低血圧 PP+J

RADIO CONTROLLED

脈拍 /分

血圧分類

測定
停止

]または[戻る]スイッチを押します

測定しましょう

4 [進む最高血圧 PP+J

を押すたびに朝または夜の新しいデータから順次表示されます。
を押すたびに朝または夜の古いデータから順次表示されます。
またはを押し続けると測定結果を早送りできます。
CHUR901

最低血圧 PP+J
メモリー番号表示の後、測定結果を表示します。

最高血圧 PP+J

CHUR901

最高血圧 PP+J
CHUR901

RADIO CONTROLLED

血圧分類

最低血圧 PP+J

最高血圧 PP+J

最低血圧 PP+J

脈拍 /分

メモリー番号１が最新のデータになります。
１、２、３、・・・・、89、9０
新しい
古い

RADIO CONTROLLED

血圧分類

RADIO CONTROLLED

脈拍 /分
血圧分類

脈拍 /分

28

測定結果を呼び出しましょう※ 朝時間の開始時刻の修正のしかた
朝時間の開始時刻をAM12:00、AM1:00、AM2:00、AM3:00、AM4:00のいずれかに修正することができます。
（初期設定はAM3:00です。)
１. [時計設定]スイッチを長押して(約２秒)、電波受信マークが点滅した後、再度を押します。
]スイッチを長押しします。

２. [朝/夜 切替
３. [ユーザー1]または[ユーザー2]

スイッチを押して、開始時刻を修正する
ユーザーを選択します。

RADIO CONTROLLED

４. [進む]または[戻る]スイッチを押して、開始時刻を修正します。
５.

血圧分類

脈拍 /分

測定しましょう

例：ユーザー１で、開始時刻を AM2:00 に設定した時の表示
例を押して開始時刻を確定します。

例：開始時刻をAM2:00にすると朝時間(AM2:00-AM10:59)、
夜時間(PM6:00-AM1:59)、になります。

※ ひとつのメモリーを消去したい場合
消去したい測定結果を表示してから、を3秒以上押します。表示された測定結果が消去されると、 CＬ が表示されます。メモリー消去中は電池を取り外さないでください。

※ すべてのメモリーを消去したい場合
ユーザー１のメモリーをすべて消去したいときはを、ユーザー２のメモリー測定を押しながら、 停止 を３秒以上押します。
をすべて消去したいときは
ユーザー１またはユーザー２に記録されているすべての結果が消去されます。
RADIO CONTROLLED

CHUR901 最高血圧 PP+J

脈拍 /分

血圧分類

測定
停止

以上押し
続ける
RADIO CONTROLLED

消去

29

最低血圧 PP+J

血圧分類

脈拍 /分

画 面 に すべてのメモリー
データ消去のメッセージが表示されます。

朝、夜の血圧測定
血圧は測る時間や場所で変動するため、家庭で血圧を測ることは、医療機関などで一時的に測るよりも血圧の変動に関する重要な情報が多く得られると言われています。日本高血圧学会（「高血圧治療ガイドライン2014」)では、家庭血圧の高血圧基準を最高１３５／最低８５mmHg以上と定めています。
（診察室の高血圧基準は最高１４０／最低９０mmHg以上）
一言に高血圧と言っても、血圧が「いつ高いのか」によって異なります。朝方の血圧が高い「早朝高血圧」、夜間の血圧が高い「夜間高血圧」といった特定の時間
帯だけ血圧が高くなるタイプや、病院などでの測定値が家庭での測定値よりも高くなる「白衣高血圧」、病院での測定値は正常と言われるが家庭では高い「仮面高血圧」といった、測定環境で数値が変わるタイプなどがあります。家庭血圧の朝晩の長期間の平均値を診ることにより、血圧変動の正しい評価をすることが可能になります。
本製品は、家庭高血圧のレベルが表示され、朝、夜の１週間の平均値（朝は各日
朝時間の初回測定の平均、夜は各日夜時間の最終測定の平均）を確認することができますので、長期にわたる健康のバロメーターとして、ご活用頂けます。

家庭での測りかた
上腕カフ・オシロメトリック法にもとづく装置

測定環境

・ 静かで適当な室温環境
・ 原則として背もたれつきの椅子に脚を組まず座って1〜2分の安静後・ 会話を交わさない環境
・ 測定前に喫煙、飲酒、カフェインの摂取はおこなわない・ カフ位置を心臓の高さに維持できる環境

測定条件（必須条件）

・朝 起床後１時間以内
・排尿後
・朝の服薬前・朝食前・座位１-２分安静後測定しましょう装置

・晩（就床前）・座位１-2分安静後

・ 1 機会原則２回測定し、その平均をとる
測定回数とその扱い ・ 1 機会に１回のみ測定した場合には、1 回のみの血圧値をその機会の血圧値として用いる
測定期間

・できる限り長期間記録

・すべての測定値を記録する

評価の対象

・朝測定値5日（５回）以上の平均・晩測定値5日（５回）以上の平均
・すべての個々の測定値

評価

・高血圧
・正常域血圧朝・晩それぞれの平均値≧135/85mmHg
朝・晩それぞれの平均値＜135/85mmHg30

血圧について血圧とは…
心臓は体の隅々まで血液を循環させるためのポンプで、血液は心臓が収縮して動脈内に拍出されています。成人の心臓は握りこぶしくらいの大きさ
で、1日に10万回以上も拍動しています。
血圧とは、心臓から送り出される血液の流れによって、動脈の壁にかかる圧力のことです。送り出される血液の量と動脈の太さと柔軟性などによって血圧は決まります。一般に血管は加齢とともにしなやかさを失うと言われ、血圧も加齢とともに上昇していく傾向があります。
血圧を測定する場合、通常、最高血圧と最低血圧が記録されます。心臓が収縮して血液が心臓から送り出されるときの最も高い血圧を収縮期血圧（最高血圧）といい、心臓が拡張して血管にかかる圧力が最低のときの血圧を拡張期血圧（最低血圧）といいます。
【最低血圧とは】【最高血圧とは】
心臓

動脈

左心房

心臓

動脈

左心房

左心室
弁

左心室

元にもどる

動脈壁がふくらむ収縮

左心室が収縮して血液が送り出されたときの血圧が「最高血圧」で
す。

お知らせ

高血圧による病気
高血圧は、自覚症状をともなわず進行し、気付かないうちに動脈硬化を促
進させ、心筋こうそくや脳卒中などの生命に関わる疾病を引き起こす要因と言われています。
脳

31

拡張

左心室が拡張したときの血圧が「最低血圧」です。

脳卒中（脳出血、脳梗塞、くも膜下出血）

心血管

心臓病（うっ血性心不全、心肥大、心筋こうそく、狭心症）

腎臓

腎不全

その他

糖尿病など

血圧について
血圧の変動
血圧は、自律神経の働きによって調整され、心臓の動きに合わせて一拍ごとに変化しています。健康な方でも１日の間に大きく変動するといわれています。そのため、連続して測ったとしても午前と午後、季節や気温などによって血圧値はちがってきます。
下の図は、日常生活における１日の血圧の変動の一例です。
【血圧の日内変動の一例】
最高血圧

160

血 圧 値

140
120
100
80
60

最低血圧

40
20

睡眠
12

14

16

18

20

（5分おきに測定した1日の血圧値）

22

時

24

02

04

06

08

10

刻

● Bevan AT, Honour AJ, Stott FH. Clin Sci 1969;36;329−44.

日本人の血圧の平均値
日本人の血圧の平均値を示します。
個人差もあるため、あくまで目安として、ご自分の血圧を判断するときの参考にしてください。

お知らせ

出典：厚生労働省 『平成 26 年国民健康・栄養調査報告』による平均値 (mmHg)
年 代
最高血圧
最低血圧
20 〜 29 歳
120.6
73.0
30 〜 39 歳
123.1
78.8
40 〜 49 歳
124.4
81.2
男 性
50 〜 59 歳
132.7
85.6
60 〜 69 歳
137.8
83.4
70 歳以上139.1
79.3
40 〜 89 歳
134.9
82.0
20 〜 29 歳
108.4
68.9
30 〜 39 歳
110.2
69.3
40 〜 49 歳
118.2
75.8
女 性
50 〜 59 歳
124.0
77.5
60 〜 69 歳
132.9
79.2
70 歳以上136.6
76.9
40 〜 89 歳
128.5
77.5
注）血圧を下げる薬服用者除外 2回測定値の平均値

32

血圧Q&A
質 問
病院で測ってもらう血圧値とQ

家で測る血圧値がちがうのはなぜですか ?

A

答え

病院では、不安や緊張感から、家庭で測るよりも 10〜 20mmHg ほど高くなることがあります。家庭での測定で、普段からご自分の血圧の傾向を知っておくと診察の際に役立ちます。

質 問
測るたびに血圧値がちがいますがQ

なぜですか ?

お知らせ

33

A

答え

次のように、さまざまな要因で血圧は変動します。
● 季節、気温● 体のリズム、体調、姿勢、運動● 精神状態、ストレス
ストレスや感情の起伏といった精神的な影響も受けやす
く、緊張すると高くなり、リラックスすると低くなる傾向にあります。
また、正しい姿勢で測定していない場合や、カフ（腕帯）を正しく巻いていない場合にも、変動しやすくなります。

血圧Q&A質 問
家庭で血圧を測る意味は ?

A

答え

Q

家庭ではリラックスした状態で測定できるため、より安定した血圧を測定できるからです。
毎日同時刻に測定して日々の血圧の変化を記録し、その結果を基に、かかりつけの医師に相談することをおす
すめします。

質 問
手首式血圧計での測定値とかなりちがいまQ

すがなぜですか ?

答え

お知らせ

A

手首式と上腕式の血圧測定値の差は、高血圧症、糖尿病、腎臓病、動脈硬化など動脈の閉塞が生じるような疾患がある方の場合、健康な方より大きな差がでることがあります。運動や入浴直後の測定や正しい姿勢で測定しな
かった時なども大きな差がでることがありますので、自分で判断せずに必ず医師の指導にしたがってください。

34

エラー表示について
エラー表示

原

因

対

処

エアホースプラグが正し

エアホースプラグをく差し込まれていませもう一度差しなおしん。

てください。

カフ（腕帯）の巻きかた
がゆるすぎます。

カフ（腕帯）を巻きな
おし、安静にしてもう一度測定してください。（17ページ「カフ（腕帯）を巻きましょう」参照）

カフ（腕帯）が正しく巻
かれていないため、脈を検出できません。

センサーに圧力がかかり過ぎたため、測定できません。
281mmHg 以上加圧し
た。

お知らせ

35

測定中、自動的に圧力が下がらない場合には、測定/停止ス
イッチを押して測定を中止して、カフ（腕帯）を外してください。

エラー表示について
エラー表示

原

因

対

処

電池が消耗していま

４本とも新しい電池とす。

交換してください。充電池を使用している場
合には、充電してください。
（8 ページ「電池を入れましょう」参照）

または、

脈拍数が測定範囲外（39
拍／分以下、または
181拍／分以上）でした。

カフ（ 腕 帯）を 巻 きな
お し 、深 呼 吸 な ど リ
ラックスしてから、もう一度 測りなおしてください。（ 脈 拍 数 が測 定
範囲外の場合はEr表
示になります。）

本体が正常に作動してお買い上げ店、またはいません。

弊社お客様相談室へ
お問い合わせくださ
い。

お知らせ

36

保管とお手入れのしかた■直射日光が当たる場所、高温多湿の場所、塩分や硫黄分の多い
場所、ほこりの多い場所や水のかかる場所には保管しないでください。
また、水洗いもしないでくださ
い。
故障の原因になります。

■長期間使用しない場合は、電池を外してください。
電池からの液漏れにより、故障することがあります。

お知らせ

本体の材質を傷めるおそれがあります。

■カフ（腕帯）を無理やり曲げた
り、引っ張ったりしないでください。
加圧不良の原因になります。

37

アルコール

■本体やカフ（腕帯）をアルコー
ル、シンナー、ベンジンなどで絶対に拭かないでください。

保管とお手入れのしかた■カフ（腕帯）は洗濯したり、水に濡らしたりしないでくださ
い。
故障の原因となります。

■本 体 やカフ（腕帯） が ひ ど く
汚 れ たときは、中性 洗 剤 を しみこませた布で汚れをよく拭き
取り、乾いた布で拭いてください。
■本体を廃棄するときは、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分してください。

お知らせ

38

EMC技術資料
シチズン上腕式血圧計CHUR901は、医用電気機器の安全使用のために要求されているEMC（電磁両立性）規格、IEC 606011-2：2007に適合している装置です。EMC規格は、医用電気機器を安全に使用するため、機器から発生するノイズが他の機器に影響を及ぼしたり、他の機器（携帯電話等）が発する電磁波から受ける影響を、一定のレベル以下に抑えるよう規定した規格です。IEC 60601-1-2:2007（5.2.2項）において、機器が安全に機能するためのEMC環境に関する詳細な情報を使用者に提供することが求められているため、技術的な説明を以下に記載します。（詳細は、IEC 60601-1-2：2007をご参照ください。）
本製品をお使いいただく際には、付属の添付文書および取扱説明書をよく読んでお使いください。

EMC（電磁両立性）とは
EMC（電磁両立性）とは、次の二つの事項を満たす能力のことです。
・周囲の他の電子機器に、許容できない障害を与えるようなノイズを出さない。（エミッション）
・周囲の他の電子機器から出されるノイズ等、使用される場所の電磁環境に耐え、機器の機能を正常に発揮できる。（イミュニティ）EMC（電磁両立性）にかかわる技術的な説明
医用電気機器は、EMCに関して特別な注意を必要とし、次に記載するEMCの情報に従って使用する必要があります。
注 意 ・本機器は電磁両立性（EMC）に関して、特別な注意が必要であり、EMC技術資料に記載されたEMC情報にもとづいて使用しなければならない。
・携帯および移動無線周波（RF）通信機器により本機器は影響を受けることがある。
・本機器は、他の機器に密着させたり、重ねた状態で使用しないこと。
・アクセサリー/オプション品は、弊社の指定品を使用すること。指定品以外のアクセサリー/オプション品を使用すると電磁放射波（エミッション）が増加し妨害に対するイミュニティを低下させることがある。

表 1 ー ガイダンスおよび製造業者による宣言 - 電磁エミッション ー
ガイダンスおよび製造業者による宣言 ー 電磁エミッション
シチズン上腕式血圧計CHUR901は次に指定した電磁環境内での使用を意図している。顧客又はシチズン上腕式血圧計CHUR901の使用者は、下記の環境で使用されることを確認すること。
エミッション試験

RFエミッション CISPR11

適合性

電磁環境 - ガイダンス

グループ1

シチズン上腕式血圧計CHUR901は、内部機能のためだけにRFエネルギーを使用している。従って、そのRFエミッショ
ンは非常に低く、近傍の電子機器に対して何らかの干渉を生じさせる可能性は少ない。

RFエミッション CISPR11

クラスB

高周波エミッション IEC 61000-3-2

クラスＡ

電圧変動／フリッカエミッション IEC 61000-3-3

適合

シチズン上腕式血圧計CHUR901は、家庭用施設および家庭目的に使用される建物に電力を供給する公共の低電圧用の配電網に直接接続された施設を含むすべての施設での使用に適する。

表 2 ー ガイダンスおよび製造業者による宣言 - 電磁イミュニティー
ガイダンスおよび製造業者による宣言 ー 電磁イミュニティ
シチズン上腕式血圧計CHUR901は次に指定した電磁環境内での使用を意図している。シチズン上腕式血圧計CHUR901の顧客又は使用者は、このような環境内で使用されることを確認すること。
イミュニティ試験
静電気放電（ESD)
IEC 61000-4-2

IEC 60601 試験レベル±6 kV 接触
±8 kV 気中適合レベル

電磁環境 - ガイダンス±6 kV 接触
±8 kV 気中

床は木材、コンクリート又はセラ
ミックタイルであること。床が合成材料で覆われている場合、相対湿度は最低30％であること。

電気的ファーストトランジェント±2 kV電源ライン／バースト±1 kV入出力ライン
IEC 61000-4-4±2 kV電源ライン±1 kV入出力ライン

電源の品質は、標準的な商用又は病院環境と同じであることが
望ましい。

サージ
IEC 61000-4-5±1 ライン−ライン間±2 ライン−接地間

電源の品質は、標準的な商用又は病院環境と同じであることが望ましい。

±1 kVライン−ライン間±2 ライン−接地間

電源の品質は、標準的な商用又は<5% UT（ >95% UTのディップ）0.5サ <5% UT（ >95% UTのディップ）0.5サ
病院環境と同じであることが望ま
イクル間
イクル間
しい。「シチズン上腕式血圧計
電源入力ラインでの電圧ディップ、 40% UT（ 60% UT のディップ）5サイ 40% UT（ 60% UT のディップ）5サイ
CHUR901」の使用者が、電源の短時間停電および電圧変動
クル間
クル間
停電中にも連続した稼働を要求す
IEC 61000-4-11
70% UT（ 30% UTのディップ）25サイ 70% UT（ 30% UTのディップ）25サイ
る場合には「シチズン上腕式血圧計
クル間
クル間
CHUR901」を無停電電源又は電池<5% UT（ >95% UTのディップ）5秒間 <5% UT（ >95% UTのディップ）5秒間
から電力供給することを推奨する。
電源周波数（50／60 Hz）磁界
IEC 61000-4-8
備考

39

3 A/m

UT は、検査レベルを加える前の交流電源電圧である。

3 A/m

電力周波数磁界は、典型的な商用又は病院環境内の典型的な場
所でのレベルにあること。

EMC技術資料
表 3 ー ガイダンスおよび製造業者による宣言 - 電磁イミュニティ ー
ガイダンスおよび製造業者による宣言ー 電磁イミュニティ
シチズン上腕式血圧計CHUR901は次に指定した電磁環境内での使用を意図している。顧客又はシチズン上腕式血圧計CHUR901の使用者は、このような環境内で使用されることを確認すること。
IEC 60601 試験レベ
適合
電磁環境 - ガイダンス
イミュニティ試験ル
レベル
携帯形および移動形RF通信機器は、シチズン上腕式血圧計CHUR901のいかなる部分に対しても、送信機の周波数に該当する方程式から計算された推奨
分離距離より近づけて使用しないこと。
伝導 RF
3 Vrms3 Vrms d=1.2√P
IEC61000-4-6 150 kHz〜80 MHz
d=1.2√P 80 MHz〜800 MHz
d=2.3√P 800 MHz〜2.5 GHz
ここでPは、送信機製造業者によるワット（W）で表した送信機の最大出力電力定格であり、dはメートル（m）で表した推奨分離距離である。
電磁界の現地調査aによって決定する固定RF送信機からの電界強度は、各周波数範囲bにおける適合レベルよりも低いこと。
次の記号が表示されている機器の近傍では、干渉が生じることがある。
備考1 80 MHzおよび800 MHzにおいては、高い周波数範囲を適用する。
備考2 これらの指針はすべての状況に対して適用するものではない。建築物・物・人からの吸収および反射は電磁波の伝搬に影響する。
a 例えば無線（携帯／コードレス）電話および陸上移動無線の基地局、アマチュア無線、AM・FMラジオ放送およびTV放送のような固定送信機からの電界強度を、正確に論理的に予測をすることはできない。固定RF送信機による電磁環境を見積もるためには、電磁界の現地調査を考慮すること。シチズン上腕式血圧計CHUR901が使用される場所の正確な電磁界強度が、適用されるRF適合性が上記のレベルを超過する場合、正常通常動作を検証するためにシチズン上腕式血圧計CHUR901を監視すること。異常な作動が発見される場合、追加の手段、例えば、シチズン上腕式血圧計CHUR901の向き又は場所を変えることが必要となることがある。
b 周波数範囲 150kHz〜80MHzで、電磁界強度は 3V/m未満であることが望ましい。
放射 RF
3 V/m
IEC61000-4-3 80 MHz〜2.5 GHz

3 V/m

表 4 ー 携帯形および移動形RF通信機器と機器又はシチズン上腕式血圧計CHUR901との間の推奨分離距離 ー
携帯形および移動形RF通信機器とシチズン上腕式血圧計CHUR901との間の推奨分離距離
シチズン上腕式血圧計CHUR901は放射RF妨害が管理されている電磁環境内での使用を意図している。シチズン上腕式血圧計
CHUR901の顧客又は使用者は、通信機器の最大出力にもとづく次に推奨している携帯形および移動形RF通信機器（送信機）とシチズン上腕式血圧計CHUR901との間の最小距離を、下記に推奨される通信機器の最大出力に従い維持することで、電磁干渉を避けるようにできる。
送信機の周波数による分離距離 m
送信機の最大定格出力電力 W
150 kHz〜80 MHz
80 MHz〜800 MHz 800 MHz〜2.5 GHz
d=1.2√P
d=1.2√P
d=2.3√P
0.01
0.12
0.12
0.23
0.1
0.38
0.38
0.73
1
1.2
1.2
2.3
10
3.8
3.8
7.3
100
12
12
23
上記以外の最大定格出力電力の送信機に関しては、メートル（m）で表した推奨分離距離dは、送信機の周波数に対応する方程式を用いて決定できる。ここでPは、送信機製造業者によるワット（W）で表した送信機の最大定格出力電力である。
備考1 80 MHzおよび800 MHzにおいては、高い周波数範囲を適用する。
備考2 これらの指針はすべての状況に対して適用するものではない。建築物・物・人からの吸収および反射は電磁波の伝搬に影響する。

40

故障かな？と思ったら修理、サービスに出される前に、次の点をご確認くださ
い。
こんなとき

確認するところ直しかた[ 測定／停止 ] ス
イッチを入れても何も表示しない

電池が消耗していません
か

新しい電池と交換してく
ださい

電池の
の向きが間
違っていませんか

電池を正しい向きにしてください

測定できないマークが点灯しましたか

カフ（腕帯）を正しく巻いてくださいカフ（腕帯）を正しく巻いていますかカフ（腕帯）を正しく巻いてください測定中は安静にしていましたか

安静にしてもう一度測定
してください脈の極端に弱い方、不整脈のある方は測定できない
場合があります
電波受信での時刻設定ができない

お知らせ

41

電波受信時に電波受信
マーク が表示されていましたか

場所をかえて再度受信を試みてください。
（10 〜
12 ページ「自動で時刻を設定」参照）

0120 - 88 - 6295

製品仕様
シチズン上腕式血圧計 CHUR901
オシロメトリック法
デジタル表示方式
カフ（腕帯）
22.0〜32.0cm
圧力：0〜280ｍｍHg、目量：１mmHg、脈拍：40〜180拍/分
圧力：±3mmHg、脈拍：読み取り数値の±5％
月差±３０秒（２5℃にて）※電波を受信できなかった場合

電

信

標準電波受信による日時修正 ※日本国内のみ対応
福島局/九州局自動選択
自動受信回数 最大１日２回（午前2時16分40秒と午前4時16分40秒）

圧
圧
気
格
源

ポンプによる自動加圧
電子制御弁による速度制御減圧
電子制御弁による急速排気
DC6V （ 直流）
単3形乾電池（R6P、LR6）4本または専用ACアダプター(AC-230CZ)
または単３形ニッケル水素充電池（エネループまたはエボルタ）４本
アルカリ乾電池：約５00回 マンガン乾電池：約１５0回（1日1回測定、室温22℃、170ｍｍＨｇ加圧で測定の場合）
10〜40℃／相対湿度30〜85％ＲＨ−20〜60℃／相対湿度10〜95％ＲＨ
７０ｋPa〜105ｋPa
90回 × 2人分(合計180回分)
ACアダプター使用時：クラスⅡ機器：BF形装着部
ACアダプター未使用時：内部電源機器
約145(幅)×76(高さ)×135(奥行)mm
本体(電池含まず)：約350g
カフ(腕帯)：約130ｇ
カフ(腕帯)、単３形アルカリ乾電池４本(モニター用)、取扱説明書/保証
書/EMC技術資料、医療機器添付文書、専用ACアダプター

波

受

加
減
排
定
電

電池使用回数使 用 温 湿 度
保 存 温 湿 度
使用気圧範囲メ モ リ ー
電

撃

保

寸
質
付

護
法
量

属

品

※ 本製品、および取り出した古い電池を廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処理してください。
※ 本製品はEMC規格IEC60601-1-2：2007に適合しています。 EMC適合※ 本製品はJIS規格（JIS T 1115：2005）に適合しています。
※ 本製品の臨床性能試験は、医薬審第１０４３号「医療用具の承認申請に際し留意すべき事項について（平成11年7月9日）」にもとづいて実施しております。
※ 本製品は在宅での自己血圧測定に使用するものです。医療機関・公共の場所で使用しないでください。
※ 専用の AC アダプターの入力は 100 Ｖ〜 240 Ｖ（50 Ｈｚ /60 Ｈｚ）ですので、国内外で使用できます。（海外でご使用の場合は、ご使用になる国のコンセントにあった変換プラグが必要になります。）※ 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する事があります。
本製品は湿気の多いところや水のかかるところで使用しないでください。

お知らせ

販
売
名
測 定 方 式表示
装
着部
適用腕周範囲測 定 範 囲測 定 精 度時
計

医療機器認証番号 226ADBZX00191000（管理医療機器）
製造販売元

42

保証規定
つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。
• 誤ったご使用またはお取扱いによる故障または損傷。
• 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
• 火災、地震、水害、異常電圧、指定以外の電源およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
• 保証書のご提示がない場合。
• 保証書のお買い上げ日、販売店名などの記載に不備がある場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
• ご使用後の外装面のキズ、破損、外装部品、付属品／カフ（腕帯）などの消耗品の交換。
※お買い上げの販売店にご持参いただく場合の諸費用や弊社にご送付いただく場合の送料等は、お客様の負担となります。
• 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
• 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

保証書
このたびは、
上腕式血圧計をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。取扱説明書にもとづく通常のお取扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じました場合は、本保証書を現品に添えて、お買上げの販売店または弊社までご持参ください。保証期間内に限り、無料にて修理・調整させていただきます。お客様にご記入いただいた本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

販 売 名

シチズン上腕式血圧計 CHUR901

お 客 様
お 名 前
ご 住 所

〒

様

TEL

−

−

※以下につきましては、必ず販売店にてご記入、ご捺印をお願いいたします。

お買い上げ日年

月

日

販売店名及び住所

保証期間

ご購入日より1年間

製造販売元

1702

検査証：本製品は弊社の定められた検査に合格しております。

商品に関するご相談、お問い合わせは、弊社お客様相談室でお受けいたします。

0120 - 88 - 6295
CITIZEN はシチズン時計株式会社の登録商標です。