保証書付

取扱説明書
シチズン体組成計
HMS721C-NV• ご使用前に本書を必ずお読みください。
• 本書は保証書を兼ねています。紛失しないよう大切に保管してください。
• ご使用中は必ず本書をお手元に置いてください。

目次
ご使用のまえに
安全上のお願い................................. 2
本体および付属品.............................. 5
測定時の注意点................................. 6
保管とお手入れのしかた-測定精度を保つために-................... 7
各部のなまえ..................................... 8
電池を入れましょう....................... 10
測定について.................................. 13

測定しましょう
測定しましょう.............................. 16
MODEについて............................. 22
測定結果について........................... 33
クイック体重.................................. 35

お知らせ
測定結果の項目について............... 37
判定基準.......................................... 42
故障かな？と思ったら................... 46
エラー表示について....................... 49
電波法について.............................. 51
電波干渉について........................... 52
製品仕様.......................................... 53
保証規定・保証書......................裏表紙

安全上のお願いご使用の前に、この「安全上のお願い」をよくお読みのうえ、
正しくご使用ください。

ご使用のまえに警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定
される場合

注意

人が傷害を負ったり、物的損害＊の発生する可能性が想定される場合＊物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

強制 必ず実行していただく「強制」内容です。
禁止 してはいけない「禁止」内容です。

警告
禁止

ペースメーカーなどの植込み型医療機器、人工心肺などの生命維持用医療機器、心電計などの装着型医療機器との併用はしな
いでください。
→本製品は微弱電流を体内に流しますので、体内機器の誤作動による事故の原因になります。
タイル面や濡れた床等のすべりやすい所に置かないでください。

禁止→転倒したり、すべったりしてけがをする場合があります。また本体に水が浸入し故障の原因になります。
航空機内や病院など、無線機器の使用を制限された区域では使用しないでください。

禁止2→電子機器に影響を及ぼすおそれがあります。

安全上のお願い警告
本製品の端に乗ったり、飛び乗ったり、飛び跳ねたりしないで
ください。

禁止

→衝撃によるガラスの破損や、転倒したり、すべったりしてけがをする場合があります。
測定結果により、自己判断したり、治療したりしないでください。
→必ず医師、または資格を持っている人の指示に従ってください。
分解・修理・改造をしないでください。
→事故やけがなどのおそれや、本体が故障する原因になります。

禁止
乳幼児など小さいお子様の手の届くところに保管しないでくだ
さい。

禁止

ご使用のまえに禁止→電池などの小さな部品を飲み込んだり、傷害に至ることがあります。
電池の液が目に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

強制→けがなどの原因になります。

注意
業務用（病院等での測定）には使用しないでください。

禁止→業務用として病院等で使用するための機能を備えていません
ので、病院等では使用しないでください。
本製品を体の不自由な方がご使用になるときは、1人で測定しないでください。

禁止→介護者が援助するか、手すりの利用をおすすめします。ただし手すりをご利用の場合には測定値は参考としてとらえてください。

3

安全上のお願い注意
濡れた体で乗らないでください。
→すべって転倒したり、正しい測定ができない場合があります。

禁止
測定中に本製品の近くで、携帯電話などを使用しないでください。

ご使用のまえに禁止

禁止→誤作動したり、精度が低下したりして、測定できない場合があります。
古い電池と新しい電池を同時に使用しないでください。またメー
カーや銘柄の異なる電池を混ぜて使用しないでください。指定の電池以外は使用しないでください。
電池のの向きを間違えないようにしてください。
→漏液、発熱、破裂などをおこし、本体が破損する原因になります。
本製品の持ち運びには充分に注意してください。
→本製品が手足の上に落下して、けがをする場合があります。

強制
硬い平らな床の上において測定してください。

強制→じゅうたんや畳等の柔らかいものの上では正しい測定ができない場合があります。
次のような方は参考値として測定値を見られることをおすすめ
します。

強制

→ボディビルダー・相撲力士・スポーツが職業の方・スポーツが職業に近い方
→妊娠中の方・人工透析をされている方・むくみ症状の方→成長期の児童、風邪などで発熱中の方、骨粗しょう症患者

4

本体および付属品
以下の物がそろっているかご確認ください。
●本体

ご使用のまえに●単4形アルカリ乾電池4本（モニター用）●取扱説明書 / 保証書

5測定時の注意点● 素足になり、足の裏の汚れを落としてから測定してください。
→電 極と足の裏の接触が悪い場合、体組成を正しく測定できなかった
り、ユーザーの自動認識が正しく行われない場合があります。
● 足の裏を、電極に正しく合わせて、測定してください。
→電 極と足の裏の接触が悪い場合、体組成を正しく測定できなかった
り、ユーザーの自動認識が正しく行われない場合があります。
● なるべく裸に近い状態で測定してください。

ご使用のまえに→着衣のままですと着衣の重量が含まれて正確に測定できない場合があります。
● 推移を見る場合は、できるだけ同条件で測定してください。
→体の水分変化や体温変化が影響し、推移に誤差が発生する場合があります。
● 過度の飲食、極度の脱水症状のときは測定をしないでください。
→測定値に誤差が生じる場合がありますので、精度を高くするために同じ時間帯（起床後、食事前、食後2時間以上経過、就寝前）で測定してください。
● 激しい運動をした後は測定しないでください。
→測定値に誤差が生じる場合がありますので、充分休んでから測定して
ください。

6

保管とお手入れのしかた -測定精度を保つために● 過度の振動・衝撃を与える場所、直射日光が当たる場所、暖房器具の近く、湿度の高い所や水分のある所に保管および設置をしないでください。また、水洗いもしないでください。
→故障の原因になります。
● 長期間使用しない場合は電池を外してください。
→電池からの液漏れにより、故障することがあります。
● 熱湯・ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。

● 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところには保管しないでください。
● 体組成計を廃棄するときは、お住まいの自治体のルールに基づいて正し
く処分してください。

ご使用のまえに● 本体の汚れがひどいときや足に皮膚病などの感染症がある方と共用する
ときは、中性洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で拭いてください。

7

各部のなまえ本体
電極（つま先側）

表示部

ご使用のまえに

◀ボタン

▶ボタン

MODE
送信ボタン

ON/OFF
決定ボタン

電極（かかと側）

警告シール

定格銘板シール（地域設定説明記載あり）

電池カバー

脚部（4か所）8

各部のなまえ表示部
電源が入ると、表示部のバックライトが点灯します。
電池マーク

ユーザーマーク

ご使用のまえに

低い

標準

やや高い

高い

判定バー
Bluetooth® マーク

タッチマーク
ボタンをタッチしたときに点灯します9

電池を入れましょう
1

本体裏面の電池カバーのフックに指をひっかけて、手前に引くようにして開けます2の向きに注意して、電池を
入れます

フック

電池カバー

電池の
極面が、バネの先端に接触す
るように入れます。

ご使用のまえに※ 新しい電池を入れても「Lo」が表示される場合は、電池を正しく入れ直してください。

3
4

電池カバーを閉じて本体表面を上にします
電池カバーのフックはカチッと音がするまで押し込み、本体に固定してください。

ON/OFF 決定ボタンをタッチすると地域「２」が表示されるので、◀ / ▶ボタンをタッチして、お住まいの地域を選びます
測定への重力の影響を補正するため、測定地域を設定します。下記の表で、お住まいの地域をご確認ください。

10

地域1

北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、新潟県、富山県、石川県

地域2

上記以外

※‌上記の地域については本体の裏、定格銘板にも記載がありますのでそち
らからもご確認頂けます。

電池を入れましょう
5

ON/OFF 決定ボタンをタッチして、地域を決定します「地域」と「CAL」が表示されます。
ON/OFF 決定ボタンを1秒以上タッチして、電源を切るか、測定モードもしくは設定モードへ移行してください。

※地域設定を間違えたときは
1. 電源を切った状態で、いったん電池を抜き、入れ直します※地 域設定をしないまま電源が切れた場合、電源を入れると地域設定画面が表示されます。
※地域設定を行わないと測定ができません。
※電池交換後は地域設定の情報はリセットされます。電池交換後は地域設
定を再度行ってください。

ご使用のまえに

2. 手順 4 でお住まいの地域を選び直します●が表示されたら、4本すべての電池を交換してください。
（充電池をご使用の場合は充電してください。）※電池を交換する際に電池を外しても、登録済みのユーザー情報とメモリーは保持されます。
● アルカリ電池、マンガン電池、ニッケル水素充電池※を混ぜて使用しないでください。
● アルカリ電池、マンガン電池、ニッケル水素充電池以外は使用しないでください。
● 付属の電池はモニター用ですので、所定の電池寿命を満たさない
場合があります。
● ニッケル水素充電池は専用の充電器で充電してからご使用ください。
● 使用済みの電池は、お住まいの自治体のルールに基づいて正しく処分してください。
※ ニッケル水素充電池は、エネループをご使用ください。

11

電池を入れましょう
オートオン機能について本体に乗るだけで電源が入り、測定を開始します。

オートオフ機能について
電源の切り忘れによる電池の消耗を防止するために、自動的に電源が切れる機能です。自動的に電源が切れる時間は操作内容によって異なります。

ご使用のまえに12• 登録操作を中断して約15秒間経過した場合•「Err」表示後約3秒間経過した場合• 測定結果の表示が終了する以下の場合①電源が15秒後に自動的に切れます。
②結果表示が一巡すると、体重表示に戻り、５秒後に電源が切れます。

測定について本製品には、以下の3通りの使用方法があります。

体重計として使用（16ページ）

体組成計として使用（16ページ）
体組成（体重 /BMI/ 体脂肪率 / 内臓脂肪レベル / 筋肉量 / 基礎代謝量 / 推定
年齢 / 骨格筋率 / 皮下脂肪率 / 体水分率）を測定します。
ユーザー番号とユーザー情報（性別・年齢・身長）の登録を行うことで、体組成計として使用することができます。
ユーザー情報の登録はアプリ、本体のどちらからでも設定できますので、まずはユーザー情報登録を行ってください。詳しくは24ページ（本体での登録）もしくは27ページ（アプリから登録）を参照してください。

ご使用のまえに

体重だけを測定します。
ユーザー番号登録を行うことで、体重計として使用することができます。
ペアリングを行うことで、アプリ内で測定結果の管理を行うことができます。
※‌ユーザー情報登録（性別、年齢、身長）は不要です。
※‌靴下を履いた状態でも体重測定は可能ですが、ユーザー自動認識が正し
く行われません。

機器とアプリのペアリングを行うことで、アプリ内で測定結果の管理を行うことができます。詳しくは、27ページを参照してください。

クイック体重として使用（35〜36ページ）
登録ユーザー以外の方の体重を単発的にはかりたいときに測定が可能です。
靴下やストッキングを履いて体重測定ができます。

13

測定についてポイント

正しく測定するためには• 硬くて平らな床の上で測定してください。
• なるべく裸に近い状態で測定してください。
• 素足になり、足の裏の汚れを落としてください。
• 足の裏を、電極に正しく合わせてください。

ご使用のまえに• ひざを曲げたり、座ったりしないでください。
• 測定中は動かないでください。

こんな場合には正しい測定ができません

靴下を履いたり、足の裏が汚れていたりゴミが付いている場合、体組成
計・体重計としてご使用の際、正しく表示されないか、自動認識されないことがあります。
（クイック体重のときは靴下を履いていても測定できます。
）

14

かかとが固く角質層になっている場合

測定についてこんな場合には正しい測定ができません

体調が悪い（二日酔い・風邪・発熱、下痢）場合運動したり、長湯をしたりして多量の汗をかいた場合

ひざを曲げたり、座ったりした姿
勢で測定した場合

足の内ももが付いている場合（タオル等をはさんでください）

正しく電極に接触していない場合

ご使用のまえに

食事直後・起床直後

15測定しましょう
手動測定

1
測定しましょう2

指でボタンをタッチして操作します。

ON/OFF 決定ボタンをタッチして、電源を入れます「ユーザー1」、「体重」、「0.0kg」が点灯します。

◀ / ▶ボタンをタッチしてお好みの「ユーザー番号」を選びます
選択したユーザー番号が点灯します。
例：ユーザー2の場合は、以下の表示となります。

3 「0.0kg」が表示されたら、かかとをかかと側の電極に合わ
せて乗ります16※‌必ず「0.0kg」が表示されてから、本体に乗ってください。

測定しましょう■ 測定完了後体重計として使用している場合「----」が表示され、測定された測定結果が2回点滅し、選択したユーザー
番号への登録が完了します。15秒後に電源が切れます。

体組成計として使用している場合
事前にユーザー情報登録を行ってください。
（24ページ参照）「----」が表示されたあと、測定された測定結果（体重値）が2回点滅し、測定結果が [ 体重→ BMI →体脂肪率→内臓脂肪レベル→筋肉量→基礎代謝量→推定年齢→骨格筋率→皮下脂肪率→体水分率 ] の順に1度表示されます。体重表示に戻り、5秒後に電源が自動的に切れます。

測定しましょう※‌一定の体重を検知するか、ON/OFF 決定ボタンをタッチすると、ユー
ザー番号が確定するため、ユーザー番号の切り替えはできなくなります。
※‌「----」が表示される前に本体から降りてしまうと、次回の測定で正しく自動認識されないことがあります。

項目が表示されているときに◀ / ▶を押すと、表示の切り替えができます。
◀ / ▶を押した場合は、測定結果自動送り表示にはなりません。
電源は15秒後に自動的に切れます。

17

測定しましょう
自動測定

1
測定しましょう

18

ボタンを操作せず、本体に乗ります。

電源が切れた状態でかかとをかかと側の電極に合わせて本
体に乗ります自動的に電源が入り、測定を開始します。
「----」が表示されたあと、測定された測定結果（体重値）が2回点滅後、点灯に変わります。電源は点灯に変わってから15秒後に自動的に切れます。

※ ユーザー番号登録をしていない場合は、「クイック体重」で表示されます。

測定しましょう
測定時のご注意
ペアリングが済んでおり、スマートフォンとBluetooth®接続されている場合は今回の測定データがスマートフォンに自動で転送されます。
転送中は表示部の Bluetooth® マークが点滅します。
ペアリング方法については27ページを参照してください。

ユーザーを自動認識できませんでした。◀ / ▶ボタンをタッチしてユーザー番号を選び、ON/OFF 決定ボタンをタッチして決定してください。
ご自身が登録しているユーザー番号以外を誤って選択してしまった場合は、そのユーザー番号の前回値メモリーは上書きされます。

測定しましょう

ユーザー番号が点滅したときは以下の場合は自動認識で正しいユーザーが選択されない場合があります
ユーザー同士の体重が近い場合や、しばらく測定せずに体重が変動したとき、靴下やストッキングを履いたままで測定した場合は、正しくユーザー自動認識されない場合があります。

19

測定しましょう
便利な測定サポート機能

乗るだけでユーザー自動認識

測定しましょう20

薄さ26mm なので立てかけての収納が可能

このような機能をご使用いただくために、測定時には0㎏に補正をしていただ
く場合があります。

測定しましょう
0kg の補正について
本製品はオートオン機能があるため、本体に何も乗っていないときの重さが0kgになるよう自動で定期的に0kgに補正をしています。次のような状態で置かれた場合、正しく補正ができず実際とは異なる体重を表示する可能性がありますので、ご使用前に必ず、手動で0kgに補正を行ってください。
バスマットなど固い床ではないものの上に本体が乗っていたとき本体が裏返しだったとき本体の上にものが置かれていたとき持ち運んで移動させたとき測定しましょう

本体を立てかけた
ときや保管場所から移動させたとき0kgに補正するやり方① ‌本体に何も乗せない状態で平らで硬い床の上などの測定場所に本体を平置きします。
② ‌ON/OFF 決定ボタンにタッチして、電源をONしてください。このとき測定はしないでください。
③ ‌表示部にユーザー1と0.0kg の表示が出たらON/OFF 決定ボタンを1秒以上長押しして電源をOFFにします。
④ ‌そのまま5秒以上経過してから（0kgに補正完了）測定してください。

21

MODEについて
1

ON/OFF 決定ボタンをタッチして、電源を入れます「ユーザー１」が点灯します。

2◀ / ▶ボタンをタッチしてユーザー番号またはクイック体
重を選びます3

MODE/ 送信ボタンをタッチします
ご使用方法により各項目が表示され、選択している項目が点滅します。

測定しましょう

体重計として使用している場合は、「メモリー」、「設定」、「通信」から
項目を選択できます。
※‌ユーザー１の場合で、メモリーを選択している場合の表示です。

体組成計として使用している場合は、「メモリー」
、
「設定」
、
「削除」
、
「通
信」から項目を選択できます。
※‌ユーザー１の場合で、設定を選択している
場合の表示です。

クイック体重として使用している場合は、「メモリー」、「通信」から項
目を選択できます。
※‌クイック体重で、通信を選択している場合の表示です。

22

MODEについて
4

MODE/ 送信ボタンをタッチして選択したい項目を選び、
ON/OFF 決定ボタンをタッチします

メモリー（前回値をみたいとき）
メモリーを選択し（ 4 までの操作後）、ON/OFF 決定ボタンをタッチすると、前回値が表示されます。また、本体に保存された測定データをアプリに送信することができます。
体重計およびクイック体重をご使用の場合、体重の測定結果が表示されます。

測定しましょう

体組成計として使用している場合、測定結果が［体重→ BMI →体脂肪率→内臓脂肪レベル→筋肉量→基礎代謝量→推定年齢→骨格筋率→皮下脂肪率→
体水分率］の順に1度表示されます。各項目の表示途中、もしくは一巡した
あとは体重の表示に戻ります。◀ / ▶ボタンをタッチすると、表示が切り替
わります。

23

MODEについて本体に保存されたメモリーをアプリに送信する場合
体組成計で、メモリーが表示されている間に、アプリを立ち上げて、本体のMODE/ 送信ボタンをタッチすると、保存されたデータをアプリへ送信することができます。
※‌アプリが起動していないと、データは転送されません。
※‌アプリの操作方法など詳細に関しては、アプリのヘルプで確認してください。

設定（本体からユーザー情報登録、ユーザー情報の変更）
測定しましょう「設定」を選択し（ 4 の操作後）、ON/OFF 決定ボタンをタッチします。
◀ / ▶ボタンをタッチし各項目の設定を行ってください。
※‌体重計から体組成計にしたいときには以下の設定を行ってください。
※‌ユーザー情報の変更を行いたい場合は、以下の操作を行ってください。登
録内容が表示されるので、変更したい内容を設定し登録してください。

1

性別の設定
「男 女」が点滅します。◀ / ▶ボタンをタッチして性別を選び、ON/
OFF 決定ボタンをタッチして決定します。

※‌本体での設定では、性別を選択する必要があります。
※‌アプリからユーザー情報を設定するとき、性別選択で「無回答」を選択した場合は、体組成計の測定結果項目は一部（体重・BMI）のみの表示となります。

24

MODEについて
2

年齢の設定
年齢「25」才が点滅します。◀ / ▶ボタンをタッチして年齢を選び、
ON/OFF 決定ボタンをタッチして決定します。◀ / ▶ボタンをタッチしたままにすると、数値が早送りされます。

身長の設定
身長「160.0」cm が点滅します。◀ / ▶ボタンをタッチして身長を選
び、ON/OFF 決定ボタンをタッチして決定します。
◀ / ▶ボタンをタッチしたままにすると、数値が早送りされます。

測定しましょう

3

4 「CAL」と「地域」が表示されると登録が完了します「0.0kg」が表示されます。
測定を行ってください。

25

MODEについて
削除（ユーザー情報を削除したいとき）※‌体組成計から体重計としての機能に変更したいときは、ユーザー情報を削除します。
※‌登録しているユーザー番号を変更したいときは、一度ユーザー情報を登録し、削除（以下の手順）を行ってください。

1◀ / ▶ボタンをタッチして削除したいユーザー番号を選び、MODE/ 送信ボタンをタッチし、「削除」を選択し、ON/OFF
決定ボタンをタッチします

測定しましょう「YES」が表示されます。

2◀ / ▶ ボ タ ン を タ ッ チ し て「YES」か「no」を 選 び、ON/
OFF 決定ボタンをタッチします「YES」を選択した場合は、選択したユーザー番号の情報とメモリーが削除され、測定画面に切り替わります。

「no」を選択した場合は、選択したユーザー番号の情報は削除されず、MODE の項目選択画面に戻ります。

26

MODEについて
通信（ペアリングするとき）
スマートフォンに専用アプリ「Health Scan」をインストールすると、測定結果をスマートフォンで確認できます。
•「Apple ヘルスケア」アプリと連携し、データを記録できます• 測定結果のグラフ表示ができます1

スマートフォンの Bluetooth Ⓡを有効（ON）にします※接続するデバイスは、この画面では選ばないでください。この画面
でデバイスを選択すると、正常に動作しない場合があります。
※スマートフォンの操作方法などの詳細に関しては、スマートフォンの取扱説明書やヘルプで確認してください。

2

スマートフォンに専用アプリ「Health Scan」をインストー
ルします

測定しましょう① スマートフォンの「設定」を開く② Bluetooth Ⓡを有効（ON）にする①以下の URL または二次元コードにアクセスして、App Store または Google Play で「Health Scan」を検索する

https://www.citizen-systems.co.jp/health/app/index.html

シチズンヘルスケア

検索27

MODEについて※対 応 OS については、前述の URL または二次元コードにアクセス
して、確認してください。
※‌アプリの仕様・デザインは予告なく変更することがあります。
※‌「Health Scan」は無料アプリです。
※‌本アプリのダウンロードおよび本サービスの利用に伴って生じる
通信費用は、ユーザーの負担となります。
※‌アプリおよびそれに関連するサービスは予告なく仕様変更することがあります。

3

アプリ「Health Scan」を起動します（規約の確認）測定しましょう

はじめて起動したときは利用規約とプライバシーポリシーが表示されます。内容を確認してください。
内容をご確認の上、同意するをタップしてください。

4

プロフィールを登録します「生年月日」、「身長」、「性別」を登録してください。
数値を選択したら、完了ボタンをタップしてください。
※‌各情報は正確な数値や結果を表示するために必要です。
※‌性別は「無回答」も選択できますが、体組成計の結果は一部の項目（体重・BMI）のみの表示となります。

28

MODEについて
5

機器を登録します
登録する機器は、「体組成計」を選んでください。

体組成計の ON/OFF 決定ボタンをタッチして、電源を入れます

7

体組成計の◀ / ▶ボタンをタッチしてペアリングを行いたいユーザー番号を選び、MODE/ 送信ボタンをタッチします

測定しましょう

6※‌クイック体重でペアリングを行いたいときは、「クイック体重」を選択してください。

29

MODEについて
8

MODE/ 送信ボタンをタッチして「通信」を選び、体組成計の ON/OFF 決定ボタンをタッチします
アプリの画面に「検出された機器とペアリングしますがよろしいです
か？」という画面が表示されたら、「はい」または「ペアリング」をタップしてください。

測定しましょう9

体組成計の表示画面にユーザー番号と Bluetooth® マークが表示されますBluetooth® マークが点滅するとペアリングが完了し、「Conn」が約5秒間表示されます。

※‌ペアリングが失敗した場合は、Bluetooth® のみ点滅して「Conn」の表示はされません。一定時間（約15秒間）経過すると電源が切れますので、再度操作し直してください。

30

MODEについて
アプリの画面に「さっそく、測定してみませんか？」と表示されると、ペアリングが完了します。

1

ON/OFF 決定ボタンをタッチして、電源を入れます2◀ / ▶ボタンをタッチしてペアリングを行いたいユーザー
番号を選び、MODE/ 送信ボタンをタッチします3

MODE/ 送信ボタンをタッチして「通信」を選び、◀ / ▶ボタンを同時にタッチします

測定しましょう

体重計の使用で通信を行いたい場合の設定「oFF」が表示されます。

31

MODEについて4◀ / ▶ボタンをタッチして「oFF」と「on」を切り替えます※「oFF」のときは体組成計としての設定です。

※「on」のときは体重計としての設定です。

測定しましょう5

ON/OFF 決定ボタンをタッチして確定します
電源が切れます。その後、ペアリングを行っていない場合はペアリングを行ってください。
（27ページ参照）

32

測定結果について
測定結果の表示例
BMI

体脂肪率

内臓脂肪レベル

筋肉量

基礎代謝量

推定年齢

骨格筋率

皮下脂肪率

測定しましょう

体重

体水分率

33

測定結果について
体組成計としてご使用になる場合の注意点
以下の場合には測定結果が体重のみとなる可能性があります。
• 体重計・体組成計で測定する場合（クイック体重以外）で「----」が表示されている間に本体から降りたとき• 体重計・体組成計で測定する場合（クイック体重以外）に靴下を履いて測定したとき• かかとが固く角質層になっているとき測定しましょう34

測定結果が体重のみとなった場合は本体にはメモリーされません。

クイック体重
クイック体重は以下のような使い方ができます。
• 登録しているユーザー１～４の人が使用する場合は、靴下やストッキン
グ等を履いていても、すばやく体重測定が可能です。
※‌すでにユーザー１～４でアプリと連携している場合は、登録している
アプリ内の結果にクイック体重の結果は反映されません。
• 登録ユーザー以外の方の体重を単発的にはかりたいときに測定が可能です。

手動測定

1

ON/OFF 決定ボタンをタッチして、電源を入れます「ユーザー１」が点灯します。

2

測定しましょう• 学校や施設など多くの人の体重を連続的に測定したいとき（ユーザー情報
登録がない状態での測定）
※‌アプリと連携し、データを記録したいときは、ペアリングを先に行ってください。詳しくは27ページを参照してください。

◀ / ▶ボタンをタッチして「クイック体重」（ユーザー１～４の後に表示）を選び、ON/OFF 決定ボタンをタッチして決定します

3 「0.0kg」が表示されたら、かかとをかかと側の電極に合わ
せて乗ります※ 必ず「0.0kg」が表示されたことを確認してから、本体に乗ってください。
測定値が２回点滅表示し、確定値が表示されます。

35

クイック体重自動測定※‌ユーザー情報の登録をしていない状態、かつユーザー番号を選択して一度も測定をしていない状態（前回値のデータが記録されていない状態）
では、
クイック体重になります。

1

電源が切れた状態でかかとをかかと側の電極に合わせて本
体に乗ります自動的に電源が入り、測定を開始します。

測定しましょう362

測定が完了すると、測定された測定結果が2回点滅し、確定値が表示されます。
電源は15秒後に自動的に切れます。
メモリーを確認する方法は23ページを参照してください。

測定結果の項目について
BMI■ BMI（Body Mass Index）とは、肥満度を表す体格指数です
日本では BMI が22のときを標準体重（理想体重）とし、統計的に最も病気になりにくい体重とされています。
計算式： BMI ＝ 体重 kg ÷（身長 m × 身長 m）

体脂肪率■ 体脂肪率とは、体重のうち体脂肪の量が占める割合のことをいいます

お知らせ

体脂肪とは体内にたくわえられた脂肪のことで、「内臓脂肪」と「皮下脂肪」に分けられます。体脂肪は活動エネルギー源になるだけでなく、体温を保つ、
外的衝撃から体を守る、正常なホルモンの働きを保つなどの役割があります。
しかし、体脂肪率が高すぎると高血圧、脂質異常症、糖尿病、心血管疾患などの生活習慣病になるリスクが高くなることが分かっています。

内臓脂肪レベル■ 内臓脂肪とは、体脂肪のうち筋肉の内側の、特に腸や肝臓の周りについた脂肪のことをいいます
内臓脂肪が多く蓄積する「内臓脂肪型肥満」は、皮膚と筋肉の間の皮下組織に蓄積する皮下脂肪に比べ、糖尿病や脂質異常症など多くの生活習慣病が発症する確率が高いとされており、蓄積しやすい一方で落ちやすいという性質があります。当社では独自の計算式で内臓脂肪がどれだけ蓄積しているかを算出し、それを「内臓脂肪レベル」として1～30でレベル分けしています。内臓脂肪レベルの推移を長期的に捉え、健康管理に役立てることが大切です。
※内 臓脂肪レベルはあくまでも目安ですので、医学的な診断については医師にご相談ください。
※対象年齢は18才～80才です。

37

測定結果の項目について
筋肉量■ 筋肉とは、姿勢を保ったり心臓を動かしたりしている組織で、筋肉量はその重さを示します
筋肉には、体全体を動かしたり、手や足を動かしたりするときに使われる「骨格筋」、心臓を動かす「心筋」、血管・消化管・気管支などの壁にある「平滑筋（内臓筋）」の3つがあります。筋肉には体温を保ったり、体を動かしたりするためのエネルギーを作るという大切な役割もあります。筋肉量が減るとエネ
ルギー消費が減るため、脂肪が蓄積されやすくなり、さまざまな病気のリス
クが高まります。

お知らせ

基礎代謝量
■ 基礎代謝とは、「生きていくために最低限必要なエネルギー」のことです
私たちの体は、運動をしているときだけでなく、食事をしているときや、寝ているとき、安静にしているときでも、呼吸や心臓の拍動、体温維持などを行っており、生命が維持されている限りエネルギーは消費されています。
この、生命維持のために必要とされる最低限必要なエネルギー量のことを
基礎代謝量といいます。
■ 基礎代謝量は年齢や性別によって異なります
基礎代謝量は生後成長するにつれて高くなり、16～18才前後をピークに
その後は徐々に減り、一般に40才を過ぎると急激に下降線をたどります。
これは加齢によって筋肉が減少することが主な原因とされているためです。
年齢だけでなく、性別、体格、生活状況、体表面積、平均体温、食事や運動な
どの日常行動によっても基礎代謝量は異なります。体温が1度上昇すると基礎代謝量は約13% 増加し、脂肪と筋肉では筋肉の方が脂肪よりも消費されるエネルギーが多いので、女性より筋肉量の多い男性のほうが基礎代謝量が高くなっています。

38

測定結果の項目について■ 基礎代謝量はエネルギー消費が多い筋肉量によって決まります
一般に筋肉量が多く基礎代謝量が高い人ほど太りにくい傾向にあります。
同じ体重でも体脂肪率が低く基礎代謝量が高い人ほど、たくさん食べてもどんどんエネルギーが消費されるので、結果的に脂肪が蓄積しにくい状態になります。
逆に基礎代謝量が低い人はエネルギーをなかなか消費できないため、余ったエネルギーが脂肪として体内にため込まれ太りやすい状態になります。
以下のような体質、症状のある人は基礎代謝量が低い傾向にあり、特に7項
目以上当てはまる人は基礎代謝量が低いといえるでしょう。

お知らせ

1. 体温が35.9℃以下である
2. 月経不順である
3. 手足が冷える（冷え症）
4. 疲れやすく翌朝まで疲労が残る
5. あまり汗をかかない
6. 少量の食事でも太りやすい体質である
7. 肩こり、腰痛がある
8. 普段、体を動かすことが少ない
9. 普段、顔色が良くないと言われることがある
10. 低血圧である■ 基礎代謝量が低いと肥満になりやすく、生活習慣病を誘発する原因にな
ります
基礎代謝量が低いと脂肪が蓄積しやすくなるため、肥満の原因になります。
肥満の中でも特に内臓に脂肪がたまる「内臓脂肪型肥満」の人は、高血圧や糖尿病などさまざまな生活習慣病が起こりやすくなります。生活習慣病は複数の病気が相互に複雑な関係を持ちながら進展するため、普段から予防が必要です。
※基礎代謝量は「甲状腺機能亢進症（バセドウ病など、甲状腺ホルモンが分泌し過ぎる病気）」によって高くなるケースもあります。

39

測定結果の項目について■ 基礎代謝量※厚生労働省「日本人の食事摂取基準」（2015年版）に基
づく
男性

お知らせ

年齢（才）

基礎代謝基準値（kcal/kg 体重 / 日）

参照体重
（kg）

基礎代謝量
（kcal/ 日）

6〜7
8〜9
10〜11
12〜14
15〜17
18〜29
30〜49
50〜69
70以上

44.3
40.8
37.4
31.0
27.0
24.0
22.3
21.5
21.5

22.2
28.0
35.6
49.0
59.7
63.2
68.5
65.3
60.0

980
1,140
1,330
1,520
1,610
1,520
1,530
1,400
1,290

女性

40

年齢（才）

基礎代謝基準値（kcal/kg 体重 / 日）

参照体重
（kg）

基礎代謝量
（kcal/ 日）

6〜7
8〜9
10〜11
12〜14
15〜17
18〜29
30〜49
50〜69
70以上

41.9
38.3
34.8
29.6
25.3
22.1
21.7
20.7
20.7

21.9
27.4
36.3
47.5
51.9
50.0
53.1
53.0
49.5

920
1,050
1,260
1,410
1,310
1,110
1,150
1,100
1,020

測定結果の項目について
推定年齢■ 推定年齢とは、基礎代謝量を基に当社独自の計算式で算出した推定の体の年齢です
基礎代謝量が高いほど推定年齢は若くなります。一般的に筋肉量が多い人ほど基礎代謝量が高くなります。推定年齢は、実年齢と比較して、目安値として捉えてください。
※対象年齢は18才～80才です。

骨格筋率

骨格筋は運動と食事によって増やすことができ、骨格筋を増やすことで基礎代謝量が上がるので、結果としてエネルギー消費が増え、脂肪が蓄積されにくくなります。

お知らせ■ 骨格筋率とは、筋肉のうち体全体や手足を動かすときに使われる「骨格筋」の重さが体重に占める割合を示します

皮下脂肪率■ 皮下脂肪とは、皮膚と筋肉の間の皮下組織にたくわえられる脂肪のことをいいます
体温を保つ、外的衝撃から体を守るなどの役割を果たしています。皮下脂肪が多すぎるとボディラインのくずれの原因となり、逆に少なすぎると気温や外的衝撃から身を守れません。男性と比べて女性の方が皮下脂肪はつきやすいとされていて、一度体につくと落としにくいともいわれています。
※対象年齢は18才～80才です。

体水分率■ 体水分率とは、体重に占める体水分量の割合を示します
体水分とは体内に含まれる水分のことを指し、具体的には「血液」「リンパ液」「細胞内液」「細胞外液」などのことです。体水分は人体の中で最も主要な構
成物質のひとつで、体水分率は年齢や活動状況、体調などによって変動し、健康状態を反映するといわれています。
※対象年齢は20才～80才です。

41

判定基準
■ BMI—本体での表示※ WHO 基準に基づく
判定

2.5〜18.4

低い

18.5〜24.9

標準25.0〜29.9

やや高い

30.0〜90.0

高い■ BMI—アプリでの表示※ WHO 基準に基づく[1]
肥満度分類（日本肥満学会）

お知らせ

BMI(kg/m2)

判定

WHO 基準BMI(kg/m )判定

WHO 基準< 18.5低体重

Underweight

18.5 ≦ BMI < 25.0

普通体重Normal range

25.0 ≦ BMI < 30.0

肥満（１度）

Pre-obese

30.0 ≦ BMI < 35.0

肥満（２度）

Obese class I

35.0 ≦ BMI < 40.0

肥満（３度）

Obese class II

40.0 ≦ BMI

肥満（４度）

Obese class III2

注 1）ただし、肥満 (BMI ≧ 25.0) は、医学的に減量を要する状態とは限らない。
なお、標準体重（理想体重）はもっとも疾病の少ない BMI22.0 を基準として、標準体重 (kg)= 身長 (m)2 ×
22 で計算された値とする。
注 2）BMI ≧ 35.0 を高度肥満と定義する。
※アプリ内の BMI 分類表示は、日本肥満学会の BMI 分類を採用し、「高い」を細分化表示します。

■ 体脂肪率42※ Lohman（1986）および長嶺（1972）によって提唱されている肥満判定の値に基づく

男性

女性

判定

5.0% 〜9.9%

5.0% 〜19.9%

低い10.0% 〜19.9%

20.0% 〜29.9%

標準20.0% 〜24.9%

30.0% 〜34.9%

やや高い

25.0% 〜50.0%

35.0% 〜50.0%

高い

判定基準
■ 内臓脂肪レベル※自社データに基づく
判定

1〜9

標準

10〜14

やや高い

15〜30

高い

■ 骨格筋率
年齢（才）

7

8

9

10

11

骨格筋率

判定

男性

女性

<20.5%<20.5%

低い

20.5% 〜40.5%

20.5% 〜40.5%

標準>40.5%>40.5%

高い<21.5%<21.5%

低い

21.5% 〜41.5%

21.5% 〜41.5%

標準>41.5%>41.5%

高い<22.4%<22.4%

低い

22.4% 〜42.4%

22.4% 〜42.4%

標準>42.4%>42.4%

高い<23.4%<23.4%

低い

23.4% 〜43.4%

23.4% 〜43.4%

標準>43.4%>43.4%

高い<24.4%<24.4%

低い

24.4% 〜44.4%

24.4% 〜44.4%

標準>44.4%>44.4%

高い<26.1%<24.0%

低い

26.1% 〜46.1%

24.0% 〜44.0%

標準>46.1%>44.0%

高い

お知らせ

6

※自社データに基づく

43

判定基準
骨格筋率

年齢（才）

12

13

14

お知らせ

15

16

17

18才
以上

女性

<27.8%<23.6%

低い

27.8% 〜47.8%

23.6% 〜43.6%

標準>47.8%>43.6%

高い<29.5%<23.1%

低い

29.5% 〜49.5%

23.1% 〜43.1%

標準>49.5%>43.1%

高い<31.2%<22.7%

低い

31.2% 〜51.2%

22.7% 〜42.7%

標準>51.2%>42.7%

高い<32.9%<22.1%

低い

32.9% 〜52.9%

22.1% 〜42.1%

標準>52.9%>42.1%

高い<31.8%<21.1%

低い

31.8% 〜51.8%

21.1% 〜41.1%

標準>51.8%>41.1%

高い<30.8%<20.2%

低い

30.8% 〜50.8%

20.2% 〜40.2%

標準>50.8%>40.2%

高い<29.7%<19.2%

低い

29.7% 〜49.7%

19.2% 〜39.2%

標準>49.7%>39.2%高い■ 皮下脂肪率

44

判定

男性

※自社データに基づく

男性

女性

判定

5.0% 〜8.6% 未満

5.0% 〜18.5% 未満

低い

8.6% 〜16.7% 未満

18.5% 〜26.7% 未満

標準16.7% 以上

26.7% 以上

高い

判定基準
■ 体水分率
年齢（才）

20〜29

30〜39

50〜59

60〜69

70〜79

80

体水分率

判定

男性

女性

<47.1%<32.4%

低い

47.1% 〜73.9%

32.4% 〜66.8%

標準>73.9%>66.8%

高い<44.4%<31.6%

低い

44.4% 〜71.2%

31.6% 〜66.0%

標準>71.2%>66.0%

高い<43.6%<30.3%

低い

43.6% 〜70.4%

30.3% 〜64.7%

標準>70.4%>64.7%

高い<43.0%<29.9%

低い

43.0% 〜69.8%

29.9% 〜64.3%

標準>69.8%>64.3%

高い<43.1%<27.3%

低い

43.1% 〜69.9%

27.3% 〜61.7%

標準>69.9%>61.7%

高い<40.6%<29.8%

低い

40.6% 〜67.4%

29.8% 〜64.2%

標準>67.4%>64.2%

高い<42.9%<34.8%

低い

42.9% 〜69.7%

34.8% 〜69.2%

標準>69.7%>69.2%

高い

お知らせ

40〜49

※自社データに基づく

45

故障かな？と思ったら修理、サービスに出される前に、次の点をご確認ください。
こんなとき確認するところ直しかた

測定結果の項目 設定した年齢が対象の 一 部 に「----」 年齢外ではありませが表示されるんか（53ページ「製品仕様」を参照して
ください）

お知らせ

46

ボタンを押した り、本 体 に乗っても何も表示しない

電池が消耗していま
せんか

４本とも新しい単４形アルカ
リ乾電池と交換してください

電池の
の向きが
間違っていませんか

10ページ「電池を入れましょう」を参考にして電池を正しい向きに直してください。それでも解決しない場合は4本とも別の新しい単4形アルカ
リ乾電池と交換してください

新 し い 電 池 を 電池のの向きが入 れ て も「Lo」 間違っていませんかが表示される
体重以外の測定結果が表示されない

ユーザー番号とユー
ザ ー 情 報（性 別・年
齢・身長）の登録を行いましたか

ユーザー情報の登録はアプリ、本体のどちらからでも設定できますので、まずはユーザー情報
登録を行ってください。詳しくは、本体での登録の場合は24ページ（設定について）、アプリ
からの登録の場合は2 7ページ
（通信）を参照してください

自動認識が正し
く行われないユーザー番号が点滅したときユーザーを自動認識できませんでした◀ / ▶ボタンをタッチしてユーザー番号を選び、/ON/OFF 決定ボタ
ンをタッチして決定してください故障かな？と思ったら確認するところ直しかた

自動認識が正し
く行われない正しいユーザーが選択されないとき

ユーザー同士の体重が近い場
合や、しばらく測定せずに体重が変動したときは誤認識する場合があります16ページ「測定しましょう」の手動測定モードでユーザー
番号を選択して測定し直して
ください

測定後、
「----」が表示される前に電極から足を離していません
か

測定後、測定結果（体重が）2回点滅したあと「----」が表示されるまで電極から足を離さないでください

体重や体組成の測定値が高い / 低い
測定のたびに測定値が違う

お知らせ

こんなとき

正しい姿勢で測定し 14ページ「測定について」のていますか「正しく測定するためには」を参照して測定してください
バスマットなど固い床ではないものの上や凸凹のある床面の上で測定していませんか

硬くて平らな床面の上で測定してください足の裏が汚れていま
せんか

足の裏の汚れを落としてから測定してください

足の裏が乾燥していませんか

足の裏を軽く湿らせてから測定してください47

故障かな？と思ったらこんなとき確認するところ直しかた

体重や体組成の測定値が高い / 低い

本体の上に物が乗っていたときや立てかけて保管した後に測定しましたか21 ペ ー ジ「0kg に 補 正 す る
や り 方」を 参 照 し て 手 動 で0kg に補正してください

お使いの地域を正しく設定していますか

11ページ「電池を入れましょう」の「※地域設定を間違えたときは」を参照して設定してください

足の裏や体自体が冷えてしまって血行が悪くなっていませんか

体を温めるなどして、血行が通常の状態に戻ってから測定してください測定条件がばらついていませんか測定条件がばらつくと測定結
果もばらつくことがあります。
6ページ「測定時の注意点」を参照して、過度の飲食、脱水
症状、激しい運動後の測定は避けてください。測定値は体内水分の変化や体温に大きく影響されるので、できるだけ測定のたびに測定値が違うお知らせ

測定の時間帯など測定条件を整えて測定することをおすすめします
故障を発見した場合はただちに使用を中止し、分解せず、お買い上げの販売店または弊社
お客様相談室にお問い合わせください。

48

0120 - 88 - 6295

エラー表示について
エラー表示

原因

対処

体 重 が 測 定 可 能 範 囲 体重が135kg を超える方は（5kg ～ 135kg）外 で 測定できません
した
体重が安定しませんで 測定中は体を動かさないでくした
ださい
BMI が 測 定 可 能 範 囲 各項目の測定可能範囲外の数（2.5～90）外でした
値は測定できません

お知らせ

体脂肪率が測定可能範囲（5.0 ％ ～ 50.0 ％）外でした
内臓脂肪レベルが測定
可 能 範 囲（1 ～ 30）外でした
筋肉量が測定可能範囲（5kg ～ 135kg）外 でした
基礎代謝量が測定可能
範囲（0～3999kcal）
外でした
皮下脂肪率が測定可能
範囲（5.0％〜60.0％）
外でした

49

エラー表示について
エラー表示

原因

対処

電池が消耗しています

4本とも新しい単4形アルカ
リ乾電池と交換してください

新しい電池を入れても 10ページ「電池を入れましょ表示される場合は、電 う」を参考にして電池を正しの向きが い向きに直してください。そ池の間違っている場合があ れでも解決しない場合は4本ります
とも別の新しい単4形アルカ
リ乾電池と交換してください

お知らせ

50

電波法について● 本製品には、電波法の2.4GHz帯小電力データ通信システムの無線局として、工事設計認証を受けた無線設備が内蔵されています。
R018-200152● 内蔵されている無線設備の分解・修理・改造をしないでください。電波法に抵触するおそれがあります。
● 本製品は日本国内においてのみ使用できます。海外で使用すると、その国の電波法に抵触するおそれがあります。

お知らせ

51

電波干渉について本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無
線局、および免許を要しない特定小電力無線局、ならびに免許を要するアマ
チュア無線局（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。
１ 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
２ 万一、本製品から「他の無線局」に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、本製品の運用（電波の発射）を停止してください。

お知らせ

52

３ その他、本製品から「他の無線局」に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、弊社お客様相談室にお問い合わせください。

製品仕様
販

売

名 シチズン体組成計 HMS721C

型

式 HMS721C － NV（ネイビー）
表
項

目

示

表 示 範 囲・単 位
5kg～100kgまで 100g 単位
100kg ～135kg 200g 単位
まで

BMI

2.5～90

BMI 分類

4段階（低い／標準／やや高い／
高い）

体脂肪率

5.0％～50.0％

体脂肪率分類

4段階（低い／標準／やや高い／
高い）

内臓脂肪レベル

1～30

0.1単位
6～80才

0.1％単位

1レベル単位

内臓脂肪レベル分類 3段階（標準／やや高い／高い）

6～80才

18～80才筋肉量5kg ～135kg

0.1kg 単位

6～80才

基礎代謝量

0～3999kcal

1kcal 単位

6～80才

推定年齢

18～80才

1才単位

18～80才骨格筋率

5.0％〜60.0％

0.1％単位

骨格筋率分類

3段階（低い／標準／高い）

皮下脂肪率

5.0％〜60.0％

皮下脂肪率分類

3段階（低い／標準／高い）

体水分率

2.5％〜90.0％

体水分率分類

3段階（低い／標準／高い）

メモリー

4ユーザー × 15メモリー

0.1％単位
0.1％単位お知らせ

体重対 象 年 齢※対象年齢外の項目
は「----」で 表 示 さ
れます。

6～80才
18～80才20～80才

53

製品仕様
設
重力補正

定

項

目

地域番号「1」もしくは「2」ユーザーデータ登録 次の設定を4人分登録できます。
性別

男／女

年齢

6～80才

身長

100.0～220.0cm

付

加

機

0.5cm 単位

Bluetooth® 搭載、ユーザー自動認識、オートオン・オ
能フ、バックライト

体 重 計 計 量 範 囲 5kg ～135kg

お知らせ

体

重

範

囲

計

精

目

度
量

計 量 精 度

5kg を超え67.5kg まで

100g

±200ｇ

67.5kg を超え100kg まで

100g

±300ｇ

100kg を超え135kg まで

200g

±600ｇ

通

信

方

式 Bluetooth® low energy Ver. 5.1
単4形アルカリ乾電池4本（LR03）
もしくは単4形ニッ
ケル水素充電池（エネループ）4本

電

源

電

約6か月（単4形アルカリ乾電池もしくは単４形ニッ
命 ケル水素充電池（エネループ）使用、室温23℃、4回／
日測定の場合）池寿

使 用 環 境 温 湿 度 5℃～35℃／30％～85％ RH
保 存 環 境 温 湿 度 -20℃～60℃／10％～95％ RH
本 体 サ イ ズ 約285mm（幅）×26mm（高さ）×285mm
（奥行）
本
付

54

体

重
属

量 約1,600g（電池含む）
品 単４形アルカリ乾電池4本（モニター用）、取扱説明書

製品仕様※体重（kg）以外は当社独自の計算式で算出した推定値です。BMI は計算値です。
※本製品は JIS 規格（JIS B 7613 : 2015）に適合しています。
※本 製品はご家庭で体重をはかる目的で製造されており、取引または証明には使用できません。
※本 製品および取り出した古い電池を廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールに基づいて正しく処理してください。
※本製品は改良のため、予告なしに仕様変更することがあります。
※ Bluetooth® ワ ー ド マ ー ク お よ び ロ ゴ は 登 録 商 標 で あ り、Bluetooth※「eneloop®」( エネループ ) はパナソニックグループの登録商標です。
※ Android、Google は Google LLC の商標または登録商標です。

お知らせ

SIG, Inc. が所有権を有します。シチズン・システムズ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

※ IOS は、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用され
ています。

55

保証規定
つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。
• 誤ったご使用またはお取扱いによる故障または損傷。
• 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
• 火災、地震、水害、異常電圧、指定以外の電源およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
• 保証書のご提示がない場合。
• 保証書のお買い上げ日、販売店名などの記載に不備がある場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
• ご使用後の外装面のキズ、破損、外装部品、付属品、消耗品（電池）などの交換。
※お買い上げの販売店にご持参いただく場合の諸費用や弊社にご送付いただく場合の送料などは、お客様の負担となります。
• 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
• 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

保証書
本書は、お客様が取扱説明書に従って正しく使用したにもかかわらず、万一故障した場合、本保証規定に従ってお買い上げ後 1 年間は無料修理をおこなうことをお約束するものです。お客様にご記入いただきました本保証書は、保証期間内のサービ
ス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
型式： HMS721C-NV
お買い上げ日：
年

月

日

ご住所：
お名前：
販売店名および住所：〒 188-8511

東京都西東京市田無町 6-1-12

0120-88-6295（お客様相談室）

受付時間：10 〜 17 時 月〜金（祝祭日、年末年始を除く） 通話料金は無料です。
E-mail: support@systems.citizen.co.jp
https://csj.citizen.co.jp
CITIZEN、健康予約はシチズン時計株式会社の登録商標です。
※‌本製品ならびに本サービスに記載されている会社名、商品・サービス名は、一般に各社の商標または登録商標です。
検査証：本製品は弊社の定められた検査に合格しております。 

2301

販売元
KP-IN-00278 1