SPECIFICATIONS

シリアル−ＢＣＤコンバータ
MODEL§１．概ＣＶ−３０１０

要

本器は当社製指示計より出力されるシリアルデータをＢＣＤデータに変換するコンバータで、５桁分のデータをフォトカプラによりアイソレートされたオープンコレクタ信号にて出力する。
外部コントロールによるデータホールドや出力の論理切換機能なども備えている。
電源はDC24Vを使用し、絶縁型DC/DCコンバータにより入力電源と内部回路はアイソレートされている。

§２．仕様

２−１．入力インターフェイス1). 接続可能機器

当社製指示計DLS-5025A, DLS-5028, DLS-5033のRS-232Cオプション装着機(2003年8月現在)
伝送方法：2400 BPS, 調歩同期(非同期),ﾃﾞｰﾀﾋﾞｯﾄ:7bit
ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ:2bit, ﾊﾟﾘﾃｨ:EVEN, ﾃﾞｰﾀ:ASCIIコード2). 入力データ
データ入力信号は下記何れかより入力可能。(同時入力不可)① RS-232C
インターフェイス規格

RS-232C規格準拠

接続可能距離約15m② カレントループシリアル

当社機器接続用シリアルインターフェイス(当社指示計にてオプションとして順次対応予定)インターフェイス規格

0〜20mAカレントループ

接続可能距離約100m3). 外部指令入力

4bit、継続メーク接点(データホールド、出力データ論理切換、STROBE論理切換、予備1bit)

２−２．出力インターフェイス
1). BCDデータ出力

24bit
5桁BCD信号(4bit×5桁=20bit),POL,OVER,STROBE,RUN
フォトカプラ絶縁方式、オープンコレクタ(NPNトランジスタ、エミッタ側共通)
定格DC30V,30mA (抵抗負荷)
コレクタ・エミッタ間飽和電圧：1.2V以下
東芝製フォトカプラTLP627使用

東洋測器株式会社

Page

1／5

Spec No.

ＴＡ４０００９６Ｄ

1△

SPECIFICATIONS

出力データ０１

負論理
C〜E間 出力レベル
OFFH
ONL

正論理
C〜E間 出力レベル
ONL
OFFH

C〜E間＝コレクタ〜エミッタ間2). シリアルデータ出力
RS-232C入力信号またはカレントループシリアル入力より入力されたデータは、そのまま下記インターフェイスより同時にエコーバック出力される。
① RS-232Cシリアル信号非アイソレート出力

インターフェイス規格

RS-232C規格準拠

接続可能距離約15m② カレントループシリアル信号 (フォトカプラによるアイソレート出力)
インターフェイス規格

0〜20mAカレントループ

接続可能距離約100m

２−３．動作仕様
1). ＢＣＤデータ出力
当社指示計より入力された、ASCIIコードによる計量データをBCD信号5桁で出力する。
(入力データの小数点は無視)
なお、オーバー状態の時は各桁のデータは4bit全て１を出力する。△
12). オーバー出力
接続している指示計がオーバー表示(全桁９表示で点滅状態)の時、１を出力する。
なお、この時10e0〜10e4各桁の全てのビットは１を出力する。(ＦＦＦＦＦ) △13). 極性出力(正極性)
BCDデータとして出力している計量データの極性を出力する。
プラス時：１を出力，マイナス時：０を出力

4). データストローブ出力
BCDデータはASCIIコードによる計量データ入力毎に更新される。
ストローブパルスは出力データの書き換え10msec後に１になり、その後100msec後に０になるので、データの取り込みはストローブパルスが１の状態で有る事を確認後100msec以内にデータの取り込みを行う事。
5). ＲＵＮ出力 △1

本器への通電後最初のデータを受信した後１を出力。1秒間データ受信が途絶えた場合、データ再受信迄までの間０を出力。
電源異常およびデータ受信異常検出用ビットとして使用する。出力論理は負論理固定。

東洋測器株式会社

Page

2／5

Spec No.

ＴＡ４０００９６Ｄ

1△

SPECIFICATIONS
6). データホールド入力
コネクタ16pin〜D.COM間を短絡すると、50msec以内にBCDデータの出力更新が停止する。
短絡中はストローブパルスを含め、データの書き換えを行わない。
データストローブによるデータ取り込みが行えない場合は、ホールド信号を本器に入力後50msec以上経過した後にデータの取り込みを行う事。
7). 出力データ論理切換入力
コネクタ34pin〜D.COM間の解放／短絡により、BCDデータ・極性・オーバーの出力論理を切り換え可能。
解放時：負論理(出荷時設定)、短絡時：正論理8). ストローブパルス論理切換入力
コネクタ17pin〜D.COM間の解放／短絡により、データストローブパルスの出力論理を切り換え可能。
解放時：負論理(出荷時設定)、短絡時：正論理9). 動作タイミング

250ms ｻﾝﾌﾟﾙ

データ出力

100ms

ストローブ出力10ms

ホールド入力50ms max

50ms max

10). 異常時の動作 △1① 本器への非通電時および通電後最初のデータ受信迄は全ビットC〜E間OFF。
② ケーブル断線等または受信エラー等で、1秒間データ受信が途絶えた場合、出力データ論理およびストローブパルス論理に従って、「−０００００」を出力する。この時STROBEパルスは出力を停止する。(指示計からの本来のゼロ出力は+00000のみ)
但し、RUNビットはC〜E間OFFとなる。

２−４．総合1). 電源電圧

DC24V±10％2). 消費電流

100mA typ3). 使用温度･湿度範囲

0〜＋40℃、20〜85％ R.H.

4). 取り付け方法

ウオールマウント型
カバー部の4-φ4.0を利用して固定5). 重量

東洋測器株式会社

約0.5kgPage

3／5Spec No.

ＴＡ４０００９６Ｄ

1△

SPECIFICATIONS§３．端子配列1). 端子台
5mmピッチスクリューレス端子台
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

接 続 信 号
C/L INC/L INC/L OUTC/L OUT
RXD
D.COM
TXD
D.COM
ShieldE+24V
0V

使用可能電線範囲

カレントループ信号入力
(無極性)

単線

ｶﾚﾝﾄﾙｰﾌﾟ

カレントループ信号出力(無極性)：φ0.4〜φ1.2(AWG26〜16)

撚り線：0.3mm２〜1.25mm２(AWG22〜16)

受信データ
デジタル グランド
RS-232C
送信データ
デジタル グランド
シリアルデータ用シールド
接地
電源(+24V)
電源(0V)

2). コネクタ
36pinコネクタ (DDK : 57-40360-7700(D12)または相当品)
方向

信号名称
０OUT

IN

10 -1
10０ -410１ -110１ -410２ -1
10２ -410３ -110３ -410４ -110４ -4OVER
STROBE
共通エミッタ共通エミッタN.C.
データホールド
STROBE論理切換
D.COM

ﾋﾟﾝNo.
12345678910111213
14151617181920212223242526272829303132
33
343536

信号名称

方向

０

10 -2
10０ -810１ -210１ -810２ -210２ -810３ -210３ -810４ -210４ -8
POL(+)
RUN
共通エミッタ共通エミッタ
N.C.
ﾃﾞｰﾀ論理切換
AUX
D.COM

OUT

外部指令入力用D.COMは、RS-232C用のIN

D.COMと共通適合コネクタ : DDK 57-30360または相当品3). 結線上の注意
各ケーブルのシールドは本器または各接続計器の何れか一方で接地する事。

東洋測器株式会社

Page4／5Spec No.

ＴＡ４０００９６Ｄ

1△

SPECIFICATIONS§４．型式一覧、附属品
４−１．型 式ＣＶ−３０１０(オプション設定無し)

４−２．附属品1). 取扱説明書

1部2). コネクタ(DDK 57-30360または相当品)

1個§５．外形寸法

東洋測器株式会社

Page

5／5Spec No.

ＴＡ４０００９６Ｄ

1△