INTEGRATED RECORDER

は
じ
め
に

GX-1

イ
ン
ス
ト
ー
ル

取扱説明書
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保

基
本
操
作

管してください。

各
メ
ニ
ュ
ー

仕
様

各
ア
ン
プ

付
録

ティアック株式会社

2002 年 7 月 D00458410C

安全にお使いいただくために
絵表示の例△記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。

警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ 異常が起きたら万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して当社サービス部門に修理をご依頼ください。

■ カバーを開けない
この機器のカバーは絶対に外さないでください。感電の原因となります。内部の点検・修理は当社サービス部門にご依頼ください。この機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

■ 内部に異物や水などを入れない
この機器の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。また、花びんや水などの入った容器をこの機器の上に置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

■ 電源コードを傷つけない
電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。火災・感電の原因となります。

■ 仕様の電源電圧以外の電圧で使用しない仕様の電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容
および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ 適さない設置場所
次のような場所に置かないでください。火災、感電やけがの原因となることがあります。
・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所

・湿気やほこりの多い場所

・ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所

・直射日光があたる場所■ 通風孔をふさがない
通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

■ 長期間ご使用にならないときは長期間この機器をご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

i

本装置に生じた故障または不具合につきましては、ティアック電子計
測株式会社（以下、弊社といいます）所定のサービス基準に基づき、
修理若しくは交換させて頂きます。本装置の故障または不具合に起因する弊社の損害賠償責任は、いかなる場合も、本装置の修理若しくは交換に限らせて頂きます。但し、製造物責任法に基づき製造者が負うべき賠償責任には、上記制限は適用されません。

この説明書はメモリータイプ、AIT タイプ、MO タイプ、PC カードタ
イプに共通です。お買い上げのモデルがどのタイプかを確認の上でお読みください。本書では AIT、MO、PC カードを区別しない場合、それらを「リムーバブルメディア」と総称します。

※ AIT タイプでは、メモリーに収録する以下の機能は参考機能です。
サポートについては弊社営業にお問い合わせください。
● File メニューの New 機能についての下記機能・メモリーに収録するモード
・メモリーに収録した後、PC に転送するモード● Edit メニューの Copy 機能についての下記機能・メモリーから PC への転送・メモリーから AIT ドライブへの転送※ AIT タイプおよびメモリータイプでは、File メニューの Open 機能とマルチサンプリングの機能は参考機能です。サポートについては弊社
営業にお問い合わせください。

注意
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスＡ情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

● 本書に記載の各会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
● 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。

ii目次テクニカルインフォメーション編

はじめに
概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3

特長 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-4仕様（本体） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-4

TAFFmat について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-6

ブロックダイアグラム . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-5

使用上の注意 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-6

ファイルフォーマット . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-6

各部の名称 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-7コネクタの仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11仕様

外形寸法図 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12

インストール編

各種アンプについて
DC 入力アンプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16

アンプの取り付け方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-3

ハンドルの取り付け方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-4

拡張ユニットの増設のしかた . . . . . . . . . . . . . . . .

2-5電源を用意する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-6

パソコンを用意する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-8

AIT について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-9

マイク入力アンプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18
動ひずみ入力アンプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-22
熱電対入力アンプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-26
F/V 入力アンプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-28
チャージアンプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-30
パルス入力アンプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-32

MO について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11電圧出力型加速度センサ入力アンプ . . . . . . . . . . 4-34

PC カードについて . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12

ディジタル入出力アンプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-36
アナログ出力アンプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-41
CAN 入力アンプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-42

GX Navi 編
基本的な操作付 録

起動画面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4

操作のながれ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-5

トラブルが起きたら . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-3

メモリーに収録し、PC に転送する . . . . . . . . . . .

3-6

索引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-4

リムーバブルメディアに収録してみる . . . . . . . . .

3-8

付属品 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-5

リムーバブルメディアから PC にコピーする . . . . 3-10

別売アクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-5

波形表示画面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11

保証規定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-6

FFT 画面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13
バーグラフ画面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14再生する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15
簡易リモコンの使い方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18

メニューごとの説明
File メニュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-22
Edit メニュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-25
Setup メニュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-26
View メニュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-35
Window メニュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-38

iii

iv

はじめに
概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3

特長 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-4

TAFFmat について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-6

使用上の注意 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-6

各部の名称 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-7

1-1

1-2

はじめに

概 要
GX-1 は用途に応じてフレキシブルに構成できる計測データ収録システムです。収録したディジタルデータを、PC ファイルとして保存することができます。ファイルのフォーマットは弊社独自の TAFFmat 形式で、市販の解析ソ
フトウエアで読み込めます。

▼市販ソフトの例
・ DADiSP

シグナルコンディショナを内蔵しますので、何台ものセンサアンプを個々に設定したり、それぞれに電源を用意したりする手間が省けます。シグナル
コンディショナは１枚で２チャネルで、GX-1 本体にシグナルコンディショ

・ The ME’scope・ nVision・キッセイコムテック社製ソフトウエア

ナ用スロットは８つありますから、合計で 16 チャネルの入力が可能です。さらにチャネル拡張ユニットを用いて最大 64 チャネルまで拡張できます。
収録メディアは計測対象に応じてメモリーまたは AIT（Advanced Intelligent
Tape）、MO、PC カードから選択でき、いずれからも収録後に SCSI を介して
PC にデータを渡すことができます。また、SCSI を介して PC のハードディス
クなどに直接収録することや、収録した AIT を PC の外付け AIT ドライブに▼内蔵ドライブを PC から SCSI デバイスとして認識することはできません。
▼AIT 上のフォーマットは弊社独自のものでかけて読み取ることもできます。MO、PC カードに収録したデータはそのますが、付属ソフトを使って PC に TAFFmat

ま PC の MO ドライブ、カードスロットで TAFFmat ファイルとして認識でき形式でコピーできます。

ます。
収録の制御や各種設定は付属の専用ソフト（愛称「GX Navi」）で PC からSCSI を介して行うか、LCD コントローラ（DK-GXLCD）で行います。また、収録の制御だけならば簡易リモコン（ER-GXRC）でもできます。

GX-1 本体

ダイレクト
シグナルコンディショナ
ノートパソコン

センサ

A/D

SCSI
メモリー

内蔵
ドライブ

PC カード

MO
外付け
ドライブ
AIT

〈システム概念図〉▼外付け AIT ドライブから読み込むには別の専用ソフトウエア GX View が
必要です。

1-3

はじめに

特

長

● 計測対象に合わせて収録メディアを選択可能● メモ音声の録音・再生

高速現象はメモリーに、データ量が多いときには AIT

マイクアンプとスピーカアンプを本体に装備していま

または MO にと、計測対象に応じて収録メディアを選すので、メモ音声を録音・再生することができます。

択できます。（下表参照）また、SCSI を介して PC のハードディスクなどに直接収録することができます。
（リ
アルタイム転送：この直接モードでは、つぎに説明す● 外部サンプリング
外部からのクロックでサンプルすることもできます。

るリアルタイムモニターはできません。）● さまざまな収録モード● リアルタイムモニター
付属ソフト GX Navi で、収録中のデータをリアルタイ

・マニュアル：

手動で収録を開始します。

・プリトリガ：

収録開始前のデータもメモリーにたくムにモニターできます。波形表示、バーグラフ表示、わえ収録します。

FFT 解析が可能です。メモリーまたはリムーバブルメ

・ポストトリガ： 収録開始操作後、一定時間経過してか
らデータを取り込み始めます。

ディアに収録したデータの波形を収録後にスクロール
して見ることもできます。

・レベルトリガ： 指定チャネルのレベル変化を検知して収録を開始します。

● マルチサンプリング

・タイマー動作： 指定時刻に収録を開始します。

内蔵クロック周波数の中から、基本となるサンプリン
グ周波数と、その 10 倍のサンプリング周波数との２つ● イベントマークを同時に選択できます。これにより記憶容量を節約し収録中のデータに目印となるマークをつけられます。

ながら高速現象と低速現象を同時に計測することがで

収録後にこのマークをサーチすることもできます。

きます。
● アナログ再生
内蔵クロック周波数：

メモリーまたはリムーバブルメディアに収録したデー

1、2、5、10、20、50、100、200、500、1 k、2 k、5 k、タを波形で表示することが可能です。出力アンプユニ

10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、2.5 k、12.5 k、25 k

ット AR-GXAO をシグナルコンディショナスロットに（Hz）実装すれば、収録データをアナログ再生できます。

※ サンプリング周波数はシグナルコンディショナごと内蔵の時計を IRIG-B タイムコードで補正することがで※ ＜サンプリング周波数×チャネル数＞の総和が 3200

きます。

kHz を超えることはできません。
※ 市販の解析ソフトによってはマルチサンプリングで収録したデータファイルをそのままでは読み込めな
いものがあります。詳細は弊社にお問い合わせくだ
さい。

1-4

● IRIG-B タイムコードによる補正（スロットごと）に設定します。

はじめに〈サンプリング周波数とモニター表示機能〉（32 チャネルまで）
サンプリング周波数

波形

FFT

バーグラフ

200 kHz100 kHz

50 kHz

20 kHz 以下

マニュアル収録時

可

可

可

可

レベルトリガ収録時

―

△

可

可

再生時

―

可

可

可

マニュアル収録時

―

―

可*

可

レベルトリガ収録時

―

―

△

可

再生時

―

―

―

―

マニュアル収録時

―

―

可

可

レベルトリガ収録時

―

―

可

可

再生時

―

―

―

―

＊： 拡張ユニットなしの場合は最大 8ch 表示可。拡張ユニット１台増設の場合は最大 6ch 表示可。
拡張ユニット２台または３台増設の場合は最大 4ch 表示可。
△： モニター表示機能の動作を保証できません。

〈サンプリング周波数と収録時間〉
収録メディア（容量）（32 チャネルまで）

サンプリング周波数×チャネル数（最大時） 収録時間（最大転送レート時）

メモリー（256 MB の時）

3200 k（200 k × 16 ch 等）

約 40 秒

AIT（25 GB）

1500 k（50 k × 30 ch 等）

最長約 138 分

MO（1.3 GB）

200 k（20 k × 10 ch 等）

最長約 50 分

PC カード50 k（5 k × 10 ch 等）

容量によるリアルタイム転送

1500 k（50 k × 30 ch 等）

PC 側のメディアによる

1-5

はじめに

っている状態で電源が切れると、そのメディアに収録

TAFFmat についてしたデータを読めなくなることがあります。

TAFFmat は Teac data Acquisition File Format の略で、A/D 変換したデータを書き込むデータファイルと、収録条件などを書き込むヘッダファイルからなります。本機で収録を開始してから一時停止または停止するまでに取り込むひとまとまりのデータを本書では「ID」と呼びます。この ID ごとにデータファイルとヘッダファイルがそ● 電源コードを抜くときの注意
AC アダプタから電源コードを抜くときは、AC アダプ
タが本体から抜けないように片手で AC アダプタを押さえ、もう一方の手でプラグの部分を持ってまっすぐに引いてください。このときケーブル部分を持って引かないでください。

れぞれ１つずつできます。
データファイル： A/D データを書き込む。
バイナリ形式、拡張子「dat」
ヘッダファイル：収録条件などを書き込む。
テキスト形式（ASCII 形式）、拡張子「hdr」
データファイルとヘッダファイルのファイル名は共通で、５文字までの英数字に３桁の ID 番号がつきます。こ×の ID 番号は新たなファイル名を設定すると「001」になります。収録を開始するたびにこの番号が１つずつ自動OK

的にインクリメントするようにも設定できます。

収録待機 開始

一時停止 再開

NG◯
停止● AC アダプタ抜け止め金具の取り付け方
常時 AC アダプタを使用する場合は、下図のように付属のストッパで AC アダプタを固定することをおすす
abcde001.dat

abcde002.dat

abcde001.hdr

abcde002.hdr

使用上の注意めします。

FG terminal
FG端子● 製品がご希望のものであるか確かめてください。
十分な品質管理を行っていますが、製品を受取ったらまずご注文の構成に間違いないことをお確かめください。もし不備な点がありましたらご面倒でも速やかに弊社にご連絡ください。
● 仕様の電源電圧を投入してください。
本機の電源は仕様に記載しているとおりです。それ以外の電源を投入すると破損する可能性があります。
● UPS 使用のおすすめ。
不慮の停電や瞬時停電から大切なデータを守るために、UPS（無停電電源装置）の使用をおすすめします。
AIT ／ MO タイプの場合は、メディアがドライブに入

1-6

Fix with FG terminal
FG端子で固定する

はじめに

各部の名称
《フロントパネル》

①

②

③

④

⑧

⑦

① 収録デバイス装着スロット⑥⑤⑤ モニター出力端子

AIT ドライブまたは MO ドライブ、PC カードスロット

収録／再生中に任意のチャネルの信号をアナログで出を実装します。

力します。チャネルはソフトウエアで選択します。出
力レベルは± 5 V 固定です。

② シグナルコンディショナスロット

シグナルコンディショナ AR-GXDC、AR-GXPA で入力

シグナルコンディショナを実装します。

フィルタを使うように設定すると、それと同じ周波数のフィルタがモニター出力に入ります。これらのアン③ 電源スイッチ

プで入力フィルタを使わない場合と、その他のアンプ

電源を入／切するスイッチです。上側が入り、下側を押すと電源の場合は階段状の波形になります。

を押すと電源が切れます。
⑥ イヤホン端子④ 音量調節つまみ
メモ音声の再生音量を調節します。

メモ音声の再生音をイヤホンで聴くときに接続します。
イヤホンを差し込むとスピーカから音声は出ません。
⑦ マイク端子
メモ音声用のマイクを接続します。
⑧ BUSY ランプ
収録待機時に点滅し、収録中に点灯します。シグナル
コンディショナによっては校正中に点滅します。

1-7

はじめに

《リアパネル》

①

②

③

⑨

⑧

① DC IN コネクタ
＋ 11 〜 30 V の電源を入力します。

⑦

⑥

⑤

④

⑥ DIGITAL CONTROL コネクタ
IRIG-B タイムコード、外部サンプルクロックなどを入力します。

② フレームグラウンド端子
アース線をつなぎます。

⑦ ER-GXRC コネクタ
簡易リモコンを接続します。

③ 冷却ファン
本体を冷却するための排気ファンです。吹き出し口をふさがないでください。

⑧ DK-GXLCD コネクタ
LCD コントローラにマイクをつないでメモ音声を録音するときに LCD コントローラの TO GX-1 コネクタと④ SW A、B

専用のケーブルで接続します。

A ： すべて OFF にしてください。
B ： SCSI ID を設定します。

⑨ BUS OUT コネクタ
チャネル数を拡張するときに拡張ユニットと接続しま⑤ SCSI コネクタ
PC または LCD コントローラと SCSI ケーブルで接続し
ます。

1-8

す。弊社が提供する専用のケーブル以外は使用しないでください。

はじめに《右サイドパネル》①②① 電源スロット
AC アダプタまたはバッテリパックを挿入します。
② 取出しレバー
挿入してある AC アダプタまたはバッテリパックを取り出すときに押します。バネの力でいきおいよく飛び出しますので、ご注意ください。

1-9

1-10

インストール編
アンプの取り付け方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-3

ハンドルの取り付け方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-4

拡張ユニットの増設のしかた . . . . . . . . . . . . . . . .

2-5電源を用意する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-6

パソコンを用意する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-8

AIT について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-9

MO について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
PC カードについて . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12

2-1

2-2

インストール編

アンプの取り付けかた■ フェライトコアの取付け
入力コネクタに接続したケーブルから不要電波が出ることがあります。不要電波を軽減するために付属のフェラ

注意

イトコアをケーブルに取り付けてください。

シグナルコンディショナの取り付け、取外し

フェライトコアを開き、ケーブルをフェライトコアに１の際は GX-1 本体の電源を切ってください。

回巻き付け、フェライトコアを閉じてください。
（左下図）

電源を入れたまま取り付け、取外しを行うと、GX-1 本体およびシグナルコンディショナが破損することがあります。

※ ケーブルが太い場合は巻き付けずにフェライトコアに通すだけでかまいません。この場合は結束バンドでフェライトコアを固定してください。（右下図）● チャネル番号についてスロットには本体前面から見て左から１、２、３‥‥の順に番号がふってあります。それぞれ第１／２チャ

50 mm
以内

50 mm
以内

ネル、第３／４チャネル‥‥に対応します。各シグナ
ルコンディショナの入力端子Ａがチャネル番号の若いチャネルに対応し、入力端子Ｂがつぎのチャネルになります。たとえば第３スロットのＡは第５チャネルになります。

■ 取付けの手順
1. ブランクパネルの上下２本のネジをゆるめてはずします。
（ネジは、ゆるめてもパネルから抜けません。）

2. シグナルコンディショナをスロットに挿入します。
プリント基板の下端をガイドレールに入れてください。シグナルコンディショナを垂直にして確実に押し込んでください。

3. 上下２本のネジをしめます。
以上で取り付けは終わりです。

● パラメータを設定してください。
シグナルコンディショナを新たに追加したり、別のス
ロットに移動したりすると、GX-1 本体に保存されたパラメータ設定はリセットされますので、ソフト GXNavi の Setup → Params メニューで全チャネルを設定し直してください。

2-3

インストール編

ハンドルの取り付け方
1. 本体の両側面からネジとナイロンワッシャをはずしま注意す。（左右各２本ずつ）

2. ハンドル①のザグリ穴を外側に向け、付属のネジ②と持ち運ぶ際は両方のハンドルを持ってくださ

ワッシャ③でヘックスレンチ④を使って取り付けまい。片方のハンドルだけを持って運ばないです。ネジの締付けトルクは 1.3 N•m です。

ください。

2

1

3

1
4
2

3

2-4

インストール編

拡張ユニットの増設のしかた■ 接続する■ DIP スイッチの設定
下のように設定します。

注意
拡張ユニットを接続する前に GX-1 本体の電本体の SW A
すべて OFF にします。

源を切ってください。電源を入れたまま接続作業を行うと、GX-1 本体および拡張ユニッ
トが破損することがあります。

GX-1 本体のリアパネルの BUS OUT コネクタと拡張ユ

拡張ユニットの SW A

ニットのリアパネルの BUS IN コネクタとを専用ケーブ
ルで接続してください。拡張ユニットを２台以上接続するときは同様にデイジーチェーンで接続してください。

１台増設時

２台増設時

３台増設時

拡張ユニット
１台目

２台目

３台目

※ 拡張ユニットの SW B はすべて ON にしてください。
※ 弊社が提供する専用のケーブル以外は使用しないでください。

■ 電源の用意
GX-1 本体と同様に、AC アダプタまたは DC 電源、バッテリパックを用意してください。
※ 拡張ユニットには電源スイッチはありません。GX-1 本
体の電源スイッチに連動して電源が入ります。

■ 仕様
スロット数：

８

電源：＋ 11 〜 30 V DC

※ 最大収録レート（サンプリング周波数×チャネル数の値）は下記の値になります。
・メモリーに収録：

収録レート≦ 2500 k

・ AIT に収録：

収録レート≦ 1200 k

・ MO に収録：

収録レート≦ 200 k

・ PC カードに収録：

収録レート≦ 50 k

※ 再生時の波形表示

内蔵 AC アダプタ（GX-1 本体用と共通）

再生時の波形表示はサンプリング周波数 100 kHz まで

バッテリ（オプション）

可能です。

消費電力：

約 35 W（DC 入力アンプ× 8 枚実装時）

外形寸法：

約 300W × 85H × 200D (mm)（突起部を除く）

質量：■ 33 チャネル以上に拡張するとき※ AIT テープからの連続再生
収録レートが 500 k までは連続で再生できます。

約 5 kg（DC 入力アンプ× 8 枚、AC アダ
プタを含む）

2-5インストール編

電源を用意する■ AC アダプタ※ DC 電源によるバックアップ

警告
AC アダプタの取付け・取外しは、電源コー
ドをコンセントから抜いてから行ってください。電源コードをコンセントに差し込んであると、AC アダプタの出力端子に電圧が出ま

AC 電源で使用時に DC IN コネクタに＋ 11 〜 16 V の電源を供給すると、AC 電源が停電したときに DC 電源で
バックアップすることができます。ただし、＋ 16 V 以
上の電圧を供給すると、DC 電源が優先されますので、ご注意ください。

すので、感電の原因となります。
※ AC アダプタの取出しかた
AC アダプタを取出すには、電源スロットの下の取出し※ AC アダプタには 100 V 用と 200 V 用の２種類あります。ご使用の AC アダプタが電源電圧に合っているこ

レバーを押してください。バネの力でいきおいよく飛び出しますので、ご注意ください。

とを確認してください。

1. 本体の電源スイッチが下側になっていることを確認します。

2. 本体右サイドの電源スロットに AC アダプタを挿入します。

3. 付属のフィルタから出ているコードを AC アダプタに接続します。（下図参照。このフィルタは電源ラインへのノイズの混入を軽減するためのものです。拡張ユニットの AC アダプタにも必要です。
）

4. 電源コードをフィルタの入力側に接続します。
5. 電源コードの他端をコンセントに差し込みます。

コンセントへ2-6

インストール編■ バッテリパック■ DC 電源＋ 11 〜 30 V の DC 電源で使用できます。つぎの手順でつぎの手順でバッテリパックを取り付けてください。

DC 電源を入力してください。

1. 本体の電源スイッチが下側
1. 本体の電源スイッチが下側になっていることを確になっていることを確認

します。

認します。

2. 本体右サイドの電源スロットにバッテリパックを挿入
2. 本体リアパネルの DC IN コネクタに DC 電源コードをします。

接続します。
※ バッテリ電圧が＋ 11 V 以下になると※ DC 電源電圧が＋ 11 V 以下になると付属ソフトの「GX-1 ステータスバー」に「LOW BAT-

付属ソフトの「GX-1 ステータスバー」に「LOW BAT-TERY」と表示されます。このときはすみやかに収録を

TERY」と表示されます。このときはすみやかに収録

停止してください。メモリーに収録中であった場合は、を停止してください。メモリーに収録中であった場合

メモリーのデータを PC またはリムーバブルメディアには、メモリーのデータを PC またはリムーバブルメデ

転送してください。電源電圧がさらに 10 V 以下になる

ィアに転送してください。電源電圧がさらに 10 V 以下と自動的に電源が切れます。電源が切れてもアイドルになると自動的に電源が切れます。

電流が流れていますので、バッテリの過放電を防ぐた
めに電源スイッチを切ってください。

※ バッテリパックによるバックアップ
DC 電源で使用するときに電源スロットにバッテリパ※バッテリパックの取出しかた

ックを挿入すると、DC 電源とバッテリパックを並列

AC アダプタの取出しかたと同様に取出しレバーを押しで使うことができます。DC 電源が不安定な場合にはてください。

この使い方をおすすめします。この場合も電圧が 10 V
以下になると自動的に電源が切れますが、電源が切れてもアイドル電流が流れていますので、バッテリの過※ フル充電で約 40 分使用できます。（AIT または MO 実装
時、連続収録の場合）放電を防ぐために電源スイッチを切ってください。
※ 充電方法は充電器の説明書にしたがってください。
※ ニッケル水素電池ですのでメモリー効果があります。
できるだけ完全放電してから充電してください。

2-7

インストール編

パソコンを用意する■ パソコンの要件■ ソフトのインストール

下の要件を満たすパソコンを推奨します。

つぎの手順で付属ソフト GX Navi をインストールして
ください。

・ OS

： Windows 95（OSR2.0 以降）／
Windows 98 ／ Windows NT 4.0※ OS により取り扱えるファイルサイズやファイル数が制限されることがあります。

1. インストールディスクをパソコンのドライブに挿入します。

2. インストールディスクの中の「Setup.exe」を実行しま・ CPU： Pentium 200 MHz 以上す。

・画面解像度： 800 × 600 ドット以上（インストーラが起動します。）

・メモリー： 64 MB 以上

3. 画面に表示されるメッセージにしたがってセットアッ・ハードディスク ： 2 GB 以上
・ Adaptec 社製 SCSI インタフェースカード（ボード）※ 必ず Adaptec 社製をご使用ください。他社のもの

プを進めます。

4. インストール終了後、パソコンを再起動してください。

では正常に動作しないことがあります。

■ ソフトの立ち上げ■ 接続※ GX Navi と、大量にメモリーを使うアプリケーション
ソフトとを同時に実行しないでください。

● 用意する SCSI ケーブル
ハーフピッチ 50 pin ピンタイプケーブル（NEC 用の 50 pin ベローズタイプは使用できません。
）

つぎの手順で GX Navi を立ち上げてください。

● 接続のしかた

1. GX-1 本体の電源スイッチの上側※ 接続の前に GX-1 本体とパソコンの電源を切ってくだ※ 電源を入れると自動的にシグナルコンディショナを校さい。接続が終わるまで電源を入れないでください。

正します。校正が終わるとブザーが鳴ります。ブザー

1. 本体リアパネルの SCSI コネクタに SCSI ケーブルを接が鳴るまでの時間は実装しているシグナルコンディシを押します。

ョナにより変わり、長い場合は数分かかります。

続します。

2. SCSI ケーブルの他端をパソコンの SCSI インタフェー
スカード（ボード）のコネクタに接続します。

ブザーが「ピピッ、ピピッ、ピピッ」と３回鳴ったら、

2. パソコンの電源を入れます。

● SCSI ID の設定
リアパネルの DIP スイッチで設定します。SW B の８番

3. GX Navi を起動します。

が２ ０、７番が２ １、６番が２ ２です。0 〜 6 に設定してください。パソコンにすでに他の SCSI 機器を接続し※ GX Navi を立ち上げてから GX-1 本体の電源を切ると、てあるときは、その ID と重複しないように設定してく

つぎに GX Navi で何か操作をしたときにエラーメッセ

ださい。工場出荷時の設定はすべて OFF です。

ージが出ます。このときは GX-1 本体の電源を入れ直してもパソコンから GX-1 を認識できません。認識できるようにするには GX Navi を再起動してください。

SW B● ブザーが鳴るまでの時間が異常に長いときは本体の電源を入れてからブザーが鳴るまでの時間が異

2-8

２０

常に長かったり、ブザー音が異常であった場合は、シ２１

グナルコンディショナが認識されていないことがあり２２ます。その場合は電源を入れ直してください。

インストール編

AIT について■ AIT の入れ方
1. GX-1 本体の電源を入れます。
ブザーが「ピピッ、ピピッ、ピピッ」と３回鳴ったら、2. 収録デバイス装着スロットのふたを開けます。
3. AIT を挿入します。
途中まで押し込むと自動的に装着されます。

4. 収録デバイス装着スロットのふたを閉じます。
Status ツールバーの動作表示が「READY」になるまで待ってください。

■ AIT の取り出し方

テープを取り出してから電源を切る
GX-1 の電源を切る前に AIT を取り出してください。
ボリューム情報はイジェクトの直前に書き込まれるからです。AIT を入れたまま電源を切ると、そのAIT に収録したデータを読めなくなることがあります。

※ ソフトが立ち上がっているとき、または LCD コントローラで操作しているときはドライブ本体の EJECT ボタ
ンは効きません。

1. 収録デバイス装着スロットのふたを開けます。
2. 付属ソフトでツールバーのボタンをクリックします。
または LCD コントローラでイジェクト操作をします。
AIT が出ます。

3. AIT を引き出します。
4. 収録デバイス装着スロットのふたを閉じます。

EJECT ボタン※ 収録中、読取り中には AIT を取り出せません。イジェ
クトの操作をしても効きません。
※ 付属ソフトを終了すると AIT は自動的にイジェクトさ
れます。

2-9

インストール編■ AIT 取扱い上の注意● 結露に注意してください。

● 指定のテープを使用してください。

本体が冷えているときに急に暖かい部屋で使用すると、もし指定のテープ以外のテープを使用した場合、書込

ロータリヘッドやテープが結露することがあります。

み・読取りができないことがあります。

このようなときはテープを装着する前に電源を入れ、指定テープ： SONY SDX1-25C

30 分以上通電し本体を周囲の温度になじませ、結露のないことをお確かめの上テープを装着してください。

● データの誤消去を防止するには（一般的に、仕様範囲内の温度であっても、１時間あた

大事なデータを誤消去から防止するには、カセットのり 15 度以上の温度変化があると結露の可能性がありま

誤消去防止ツメを「SAFE」側にスライドしてください。

す。）● テープの説明書の注意にしたがってください。
● 水平に置いてください。
AIT ドライブを動作させるときには本体を水平に置い

くお読みいただき、記載の注意事項にしたがってくだて使ってください。側面を下にして置かないでくださ

さい。

い。
● 電源を切る前にテープを取り出してください。
テープを挿入したまま電源を切り、長期間放置するとロータリヘッドにテープが貼りつくことがあります。
そのままで電源を入れるとロータリヘッドにテープが巻きつき、ヘッドやテープが損傷を受けることがあります。
● 定期的にヘッドを掃除してください。
ヘッドは徐々に汚れます。汚れると書込み・読取りができなくなります。使用約 50 時間に１回を目安に専用のクリーニングテープ（SONY SDX1-CL）でヘッドを掃除することをおすすめします。
クリーニングするには、GX-1 の電源を入れ、クリーニ
ングテープをドライブに挿入します。ドライブが自動的にクリーニングをします。クリーニングが終了するとクリーニングテープは自動的にイジェクトされます。
クリーニングテープの使いかたについてはクリーニン
グテープに付属の説明書をお読みください。

2-10

テープの取扱いについてはテープに付属の説明書をよインストール編

MO について■ MO の入れ方■ 指定 MO について
富士通（株）製の容量 1.3GB の 3.5 インチ MO を使ってく1. GX-1 本体の電源を入れます。

ださい。これ以外の MO では正常に収録・再生できない

ブザーが「ピピッ、ピピッ、ピピッ」と３回鳴ったら、2. 収録デバイス装着スロットのふたを開けます。
3. ラベル面を上にして MO を挿入します。

ことがあります。
※ この指定 MO は未フォーマットです。初めて使うときに内蔵 MO ドライブに挿入すると、フォーマットするかどうかを確認するメッセージが表示されますので、
フォーマットしてください。

4. 収録デバイス装着スロットのふたを閉じます。
Status ツールバーの動作表示が「READY」になるまで待ってください。

■ MO 内のデータ
MO にデータを収録するときは、まず MO の中にフォルダを作り、そのフォルダの中にデータを収録することに■ MO の取り出し方なります。MO に収録したデータは PC の MO ドライブでTAFFmat ファイルとして認識できますので、そのまま市販の解析ソフトウエアで読み込めます。

MO を取り出してから電源を切る
GX-1 の電源を切る前に MO を取り出してください。
もし書き込み中に電源を切ると、その MO に収録し■ MO を PC のドライブに入れるときはたデータを読めなくなることがあります。また、MO

MO を PC のドライブに入れるときは、ライトプロテクトを挿入したまま GX-1 を持ち運ぶと故障の原因になりしてから入れてください。もしライトプロテクトせずに、ます。

ファイル操作でファイルやフォルダを削除、移動したり、名前を変更したりすると、データファイルとヘッダファ
イルとのリンクが失われて PC でデータを読み込めなくな

1. 収録デバイス装着スロットのふたを開けます。

ります。また、MO をふたたび GX-1 に入れたときにデー
タを読み込めなくなります。

2. 付属ソフトでツールバーのボタンをクリックします。
または LCD コントローラでイジェクト操作をします。
MO が出ます。

■ ディスクとレンズのクリーニング
長期間使用するとディスクやレンズの表面にホコリが付着し、それが原因で装置が誤動作することがあります。

3. MO を引き出します。

これを防止するために別売のクリーニングキットでディスクとレンズを清掃してください。クリーニングの周期

4. 収録デバイス装着スロットのふたを閉じます。

は使用環境によりますが、３ヶ月に１回を目安にしてください。

※ ソフトが立ち上がっているとき、または LCD コントローラで操作しているときはドライブ本体の EJECT ボタ
ンは効きません。
※ 収録中、読取り中には MO を取り出せません。イジェ
クトの操作をしても効きません。
※ ソフトを終了すると MO は自動的にイジェクトされま※ ディスクの清掃には別売のクリーニングキット（TZ381）を、レンズの清掃には同じく別売のレンズクリー
ナ（0240470）をご使用ください。
※ クリーニングの方法についてはクリーニングキットに付属の説明書をお読みください。

す。

2-11

インストール編

PC カードについて■ PC カードの入れ方
1. GX-1 本体の電源を入れます。
ブザーが「ピピッ、ピピッ、ピピッ」と３回鳴ったら、2. 収録デバイス装着スロットのふたを開けます。
3. PC カードのラベル面を上にしてラベルに書かれた矢■ 指定 PC カードについて日立製の TYPE Ⅱフラッシュ ATA カードを使ってください。これ以外の PC カードでは正常に収録・再生できないことがあります。
※ 初めて使う PC カードは、まず File メニュー→ Format
でフォーマットし、ボリュームラベルを入力してください。

印の方向に入れ、しっかりと押し込みます。

4. 収録デバイス装着スロットのふたを閉じます。
（Status ツールバーの動作表示は「NO MEDIA」のま■ PC カード内のデータ
PC カードにデータを収録するときは、まず PC カードのまです。）

中にフォルダを作り、そのフォルダの中にデータを収録することになります。PC カードに収録したデータはパソ
コンの PC カードスロットで TAFFmat ファイルとして認■ PC カードの取り出し方

識できますので、そのまま市販の解析ソフトウエアで読み込めます。

注意
PC カードの抜き差しは収録時の STOP 中または GX1 の電源を切った状態で行ってください。これら以外の状態で抜き差しするとデータが破壊されることがあります。

■ PC カードをパソコンに入れるときは
PC カードをパソコンのカードスロットに入れるときは、
ファイル操作でファイルやフォルダを削除、移動したり、名前を変更したりしないでください。もしこれらのことをすると、データファイルとヘッダファイルとのリンク

1. 収録デバイス装着スロットのふたを開けます。

が失われてパソコンでデータを読み込めなくなります。
また、PC カードをふたたび GX-1 に入れたときにデータ

2. PC カードスロットの左のボタンを押し、PC カードを引き出します。

3. 収録デバイス装着スロットのふたを閉じます。

2-12を読み込めなくなります。

GX Navi 編

3-1

3-2

基本的な操作

起動画面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4

操作のながれ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-5

メモリーに収録し、PC に転送する . . . . . . . . . . .

3-6

リムーバブルメディアに収録してみる . . . . . . . . .

3-8

リムーバブルメディアから PC にコピーする . . . . 3-10
波形表示画面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11
FFT 画面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13
バーグラフ画面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14再生する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15
簡易リモコンの使い方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18

3-3

基本的な操作

起動画面▼GX Navi と、大量にメモリーを使

付属ソフト GX Navi を起動すると下のウィンドウが現れます。

うアプリケーションソフトとを同時に実行しないでください。

● Main ツールバー：ファイル操作や設定をするボタンです。
● Control ツールバー：収録・再生の操作をするボタンです。
● Window ツールバー：表示の切り換えをするボタンです。

● モニターエリア● コントロールパネル● チャネルセレクトパレット

波形、FFT、バーグラフを表

収録・再生の制御と動作

波形表示画面、FFT 画面示します。波形、FFT は最の監視ができます。

に表示するチャネルを選

大で 16 チャネルまでです。

択します。

〈Status ツールバー〉
収録経過時間動作

現在時刻（再生時は収録した時刻）

メッセージ

モニター出力端子に出力するチャネルの選択

ID 数
収録を開始してからの ID の数が表示さ▼文字が表示枠からはみ出る場合
は Windows の[コントロールパネ
ル]―[画面]で「小さいフォント」に設定してください。

3-4

れます。ハイフンの後ろの数は１つのID の中のイベントマークの数です。
再生時は ID 数は表示されません。

基本的な操作

操作のながれ起動画面からの操作は下図のフローにしたがってください。
これ以外の手順では正常に動作しないことがあります。

起動画面〈ファイル名・収録条件設定〉〈収録〉〈メモリー内データの波形表示〉〈収録後のデータ転送〉

File 設定

波形表示にする

波形表示にする

データ転送[File]—[New][Edit]—[Copy](p. 3-22)(p. 3-11)(p. 3-11)

System 設定

Rec Standby[Setup]—[System]

ボタンを押す(p. 3-26)(p. 3-6)(p. 3-25)

３秒以上
Misc 設定[Setup]—[Misc]

Start ボタンを押す(p. 3-31)
イベントマーク書込み
Params 設定

３秒以上

一時停止

[Setup]—[Params](p. 3-31)
Stop ボタンを押す※ 設定の一部を変更する場合でも必ず上の手順にしたがい、各設定画面で OK をクリックしてください。たと
えば新たなファイル名を入力したときには、すぐに収録を始めず、Setup メニューの各画面を開き、ひとと
おり OK をクリックしてください。

3-5

基本的な操作メモリーに収録し、PC に転送するメモリーに２つの ID を収録し、収録停止後にそれを PC に転送してみます。

▼実際に収録するには事前に前ページのフローにしたがって収録条件を設定してくださまた収録中に、データに目印となるイベントマークをつけてみます。

い。

1. File メニューから New を選択します。

▼メモリーに収録する場合は、いったん収録

下のウィンドウが現れます。

を Stop し ふたたび Rec Standby にするとメモリー内のデータはクリアされます。デ2ータを保存するには Stop 後に PC に転送してください。

3

4▼収録開始時は波形表示にしてください。収録開始後に FFT またはバーグラフ表示に切

2. 収録停止後のデータの転送先となる PC のハードディスクのり換えることは可能です。

フォルダをディレクトリツリーから選択します。

3. Data Set Name に５文字までのファイル名を入力します。

Stop

Start

4. OK をクリックします。
5. ツールバーのEvent

ボタンをクリックして波形表示にしま

Rec Standby

す。

6. ツールバーの Rec Standby ボタン

をクリックします。

▼キーボードのファンクションキーでも可能です。
Stop ：

Ｆ５キー

Status ツールバーの動作表示が「REC STANDBY」になり、

Rec Standby ： Ｆ６キー

モニターエリアに入力波形が表示されます。

Start ：

Ｆ７キー

Event ：

Ｆ８キー

7. ３秒以上おいてから Start ボタン

をクリックします。

動作

収録が始まり、Status ツールバーの ID 数表示が「001-000」になります。
ID 数

3-6基本的な操作

8. Event ボタン▼この瞬間のスキャン数がヘッダファイルにをクリックします。

記録されます。
▼あらたなイベントマークは２秒以上たたな

ID 数表示が「001-001」になります。

いと、つけられません。

9. Rec Standby ボタン▼FFT 表示の場合は Event ボタンをクリック

をクリックします。

してもイベントマークがつけられるのは遅１つ目の ID の収録が終わり一時停止状態になります。

れます。これを避けるには波形表示にして動作表示は「REC PAUSE」になります。

ください。

10. Start ボタン

をクリックします。

２つ目の ID の収録が始まり、ID 数表示が「002-000」になります。

11. Stop ボタン

をクリックします。

▼Start から Stop までは３秒以上おいてください。

収録が停止し、つぎのメッセージが表示されます。

▼メモリー内のデータは本体の電源を切ると失われるので、収録停止のたびにこのメッセージが出ます。

12. YES をクリックします。

▼簡易リモコン使用時はリモコンの START
ボタンが［YES］に、EVENT ボタンが２つの ID のデータが PC に転送されます。

［NO］に対応します。

※ このとき NO をクリックしても、後で Edit → Copy で PC またはリムーバブルメディアに転送できます。

▼ＰＣに転送中に Cancel ボタンをクリック
すると、転送中のファイルではなく、次のファイルの転送がキャンセルされます。

収録待機 開始

一時停止 再開

停止▼指定したディレクトリにつぎの４つのファイルができます。

Event▼

XXXXX001.dat
XXXXX001.hdr
XXXXX002.dat

ID 001

ID 002XXXXX002.hdr
X X X X X ：入力したファイル名

収録中の注意収録中（REC STANDBY, RECORDING, REC PAUSE 中）につぎのような操作をするとシステムが不安定になることがありますので、できるだけしないでください。
・モニターチャネルを変更する
・表示するチャネルを変更する▼ＰＣに転送中にＰＣ側のドライブ容量がフル に な っ た 場 合 は 「 Not enough drive
space」というメッセージが出ます。この
データはＰＣに転送されていませんが、
GX-1 のメモリーには残っていますので、Edit → Copy でＰＣ側の別のドライブに転送できます。

・ Event ボタンを２秒以内の間隔でクリックする
また、キー、マウスは２秒以上の間隔をおいて操作して
ください。

3-7

基本的な操作

リムーバブルメディアに収録してみる
AIT または MO、PC カードに２つの ID を収録してみます。また収録中に、データに目印となるイベントマークをつけてみます。

▼実際に収録するには事前に p. 3-5 のフローにしたがって収録条件を設定してください。

1. File メニューから New を選択します。
下のウィンドウが現れます。

AIT に収録時の注意
データファイルのクローズ処理はイジェ

2

クトの直前に行われます。
AIT を装着したまま電源が切れたなどの場合はクローズ処理が行われません。重
要な計測の場合は、不測の事態に備えてそのつどイジェクトすることをおすすめ
します。

3

4

2. ディレクトリツリーから AIT の場合は「TAPE」を、MO の場合は MO の中のフォルダを選択します。PC カードの場合はスロットを選択し、その中のフォルダを選択します。（PC カードの場合はこの時にステータス表
示が NO MEDIA から DRIVE READY になります。）初めて使う MO、PC
カードのときは Directory Name にフォルダ名を入力します。

3. Data Set Name に５文字までのファイル名を入力します。

▼AIT に収録中の波形表示の時間軸設定
収録レート（サンプリング周波数×チャネ
ル数の値）が 800 k 以上の場合は時間軸は１秒に固定されます。
▼AIT/MO/PC カードに録再中のマウス動作

4. OK をクリックします。

マウスポインタの応答が遅くなりますので、ファンクションキーを使ってください。

5. ツールバーの Rec Standby ボタン

をクリックします。

Status ツールバーの動作表示が「REC STANDBY」になり、モニターエ
リアに入力波形が表示されます。

6. ３秒以上おいてから Start ボタン

Ｆ５： Stop
Ｆ６： Rec Standby
Ｆ７： Start
Ｆ８： Eventをクリックします。

▼AIT/MO/PC カードには上書きで収録できません。メディアがフルになったら（デー

収録が始まり、Status ツールバーの ID 数表示が「001-000」になります。

タを消去してかまわなければ）再フォーマットしてください。

3-8基本的な操作

7. Event ボタン▼この瞬間のスキャン数がヘッダファイルにをクリックします。

記録されます。
▼あらたなイベントマークは２秒以上たたな

ID 数表示が「001-001」になります。

いと、つけられません。

8. Rec Standby ボタン▼FFT 表示の場合は Event ボタンをクリック

をクリックします。

してもイベントマークがつけられるのは遅１つ目の ID の収録が終わり一時停止状態になります。

れます。これを避けるには波形表示にして動作表示は「REC PAUSE」になります。

ください。

9. Start ボタン

をクリックします。

２つ目の ID の収録が始まり、ID 数表示が「002-000」になります。

10. Stop ボタン▼Start から Stop までは３秒以上おいてくだをクリックします。

さい。

収録が停止し、収録したデータのファイルがメディアに作成されます。

収録待機 開始

一時停止 再開

停止▼指定したディレクトリにつぎの４つのファイルができます。

Event▼

XXXXX001.dat
XXXXX001.hdr
XXXXX002.dat

ID 001

ID 002XXXXX002.hdr
X X X X X ：入力したファイル名

収録中の注意収録中（REC STANDBY, RECORDING, REC PAUSE 中）につぎのような操作をするとシステムが不安定になることがありますので、できるだけしないでください。
・モニターチャネルを変更する
・表示するチャネルを変更する
・ Event ボタンを２秒以内の間隔でクリックする
また、キー、マウスは２秒以上の間隔をおいて操作して
ください。

3-9

基本的な操作

リムーバブルメディアから PC にコピーする
AIT または MO、PC カードに収録したデータを PC にコピーします。

1. Edit メニューから Copy を選択します。

▼コピー中に、（コピー元、コピー先以外のメディアを含めて）リムーバブルメディア

下のウィンドウが現れます。

を出し入れしないでください。

2

選択したファイルのサイズの合計

3

4

ディレクトリを参照できます。
ファイル名を変更できます。

● ファイル名の変更のしかた

1 NAME をクリックしてチェックボックスの5

6

チェックをはずします。

2 変更したいファイルのチェックボックスを

2. Device のドロップダウンリストから AIT の場合は「TAPE」を、MO の場

チェックします。

合は「MO」の中のフォルダを選択します。PC カードの場合はスロットを選択し、その中のフォルダを選択します。

3 変更したいファイルのファイル名をクリッ

3. コピーするデータファイルをチェックします。

4 ファイル名指定ボックスにファイル名を入クするとファイル名が青く表示されます。

力します。

4. to PC をクリックします。
5 複数のファイル名を変更したいときは手順

5. コピー先のディレクトリを指定します。
6. OK をクリックします。
選択したデータファイルが PC に転送されます。

3-10

２から１つずつ繰り返します。
▼データファイルをコピーすると、それとペアになるヘッダファイルも同時にコピーされます。

基本的な操作

波形表示画面
波形表示画面には下図のような機能があります。メモリーに収録後、この画▼収録 Stop 後、波形が表示されるまでに時間がかかることがあります。

面ではメモリー内のデータを表示します。カーソルで値を読んだり、波形の一部を拡大したり、表示をスクロールしたりできます。

▼サンプリング周波数が 200 kHz のときは間引きしたデータが表示されます。

FFT 画面、バーグラフ画面から波形表示画面に切り換えるには View メニュー
から Wave Monitor を選択するか、● クリックするとページが増減します。

ボタンをクリックします。

● カーソルをドラッグするとその位置の値がグラフの左に表示されます。

● クリックするとページを切り換えられ● リストからイベント番号をクリッ
クすると、その位置のデータがウィンドウの左端に表示されます。

●マウスで範囲指定してから Edit

ます。ページごとに表示チャネルを設→ Zoom で拡大できます。（Time● モニター出力端子に出力する定できます。切り換え時に一時的にノ

Scale が 50 ms 〜 1 s の時のみ）

チャネルを選択します。収録中は変更しないでください。

イズを表示することがあります。

● つまみをドラッグして表示をス● つまみをドラッグして表示をスク● 時間軸のスケールを選択します。

クロールできます。（再生時は停ロールできます。（再生時は停止

サンプリング周波数により制限

止中にのみ）このスパンがデー

中にのみ）このスパンが１秒です。

があります。次ページを参照しタ全体です。左右の矢印で１秒

左右の矢印で Time Scale の 1/10てください。

ずつスクロールします。

ずつスクロールします。

3-11基本的な操作■ 波形表示の時間軸とサンプリング周波数
サンプリング
周波数
1 Hz
2 Hz
5 Hz
10 Hz
20 Hz
50 Hz
100 Hz200 Hz500 Hz
1 kHz
2 kHz
5 kHz
10 kHz
20 kHz
50 kHz
100 kHz200 kHz
2.5 kHz12.5 kHz
25 kHzExternal

50 mS
— *1
— *1
— *1
— *1
— *1
— *1
— *1
OK
OK
OK
OK
OK
OK
∆ *3
∆ *3
∆ *3
∆ *3
OK
∆ *3
∆ *3
— *1

100 ms 200 ms 500 ms
— *1
— *1
— *1
— *1
— *1
— *1
— *1
— *1
— *1
— *1
— *1
— *1
— *1
— *1
— *1
— *1
— *1
— *1
— *1
— *1
— *1
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
∆ *3
∆ *3
∆ *3
∆ *3
∆ *3
∆ *3
∆ *3
∆ *3
∆ *3
∆ *3
∆ *3
∆ *3
OK
OK
OK
∆ *3
∆ *3
∆ *3
∆ *3
∆ *3
∆ *3
— *1
— *1
— *1

1s
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

時間軸設定
2s
5s
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
∆ *2
∆ *2
∆ *2
∆ *2
∆ *2
∆ *2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
OK *4 OK *4*1 Time Scale のドロップダウンリストに選択肢は表示されますが、選択できません。
*2 マルチサンプリングの設定が有効になっている場合は選択できません。
*3 メディアが AIT で、収録レートが 800 k 以上の時は選択できません。
（1 秒に固定されます。）*4 外部クロックの周波数が高い場合、波形が乱れることがあります。
*5 2 s 〜 100 s の時間軸が選択できるのは、最大サンプル周波数が 2kHz 以下の場合のみです。波形が表示されるまでに約 3 秒かかります。（ベースサンプリング周波数が 10 Hz 以下では約 6 秒かかります。）また 2 s 〜 100 s では 2 チャネル以下の表示はできません。
（収録は可能です。）*6 サンプリング周波数 200 kHz での再生時は、波形表示はできません。

3-12

10 s
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
∆ *2
∆ *2
∆ *2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
OK *4

20 s
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
∆ *2
∆ *2
∆ *2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
OK *4

50 s
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
∆ *2
∆ *2
∆ *2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
OK *4

100 s
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
∆ *2
∆ *2
∆ *2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
OK *4

Note
*5
*5
*5
*5
*5
*5
*5
*5
*5
*5
*5

*6

基本的な操作

FFT 画面FFT 画面には下図のような機能があります。

波形表示画面、バーグラフ画面から FFT 画面に切り換えるには View メニュ
ーから FFT Monitor を選択するか、▼FFT 表示はサンプリング周波数が 50 kHzまでの場合に可能です。

ボタンをクリックします。

▼FFT のポイント数は 256 ポイントです。
● カーソル位置の値がグラフの左に表示されます。

● 横軸の目盛りを LIN（線形）、LOG（対数）から選択します。
● ピーク値をホールドします。

● 平均値を表示します。

PEAK ボタンをクリックして（最新のデータ）と、（ひとつからのピーク値を表示します。

前の瞬間に表示した平均値）との平均値を表示します。

●［Guide on max］にするとカーソ● ステータスバーの右端で FFTルが自動的に最大値に追随します。

解析の窓関数を選択します。

［Guide free］にするとカーソルを任意の位置にドラッグできます。

3-13

基本的な操作

バーグラフ画面
バーグラフ画面には下図のような機能があります。

波形表示画面、FFT 画面からバーグラフ画面に切り換えるには View メニュー
から Bar Graph を選択するか、ボタンをクリックします。

● ＋側のピーク値と−側のピーク値をホールドします。
クリアするには

3-14▼バーグラフ表示はサンプリング周波数が50 kHz までの場合に可能です。

● 有効なチャネルのインジケー
タは緑になります。

ボタンを押します。

基本的な操作

再生する
本体に内蔵のデバイス（メモリーまたはリムーバブルメディア）に収録した▼PC 側のメディアに収録したデータを再生することはできません。

データを波形で表示することが可能です。

▼アナログ出力アンプ AR-GXAO を実装すればアナログ再生が可能です。

4

1. モニターエリア左側の PLAY タブがアクティブな場合
は NORMAL タブをクリックします。

2. File メニューから Open を選択します。

3

3. 右図のダイアログで、再生したいデータファイルが入っている場所を選択します。

4. 再生したいデータファイル（.dat ファイル）を選択します。

5. OK をクリックします。PLAY タブがアクティブになり、画面が下図のように変わります。

5● 再生から収録に戻るときはここをクリックします。

● 出力アンプからの出力波形を確認できます。
（最高 100 kHz サンプリングまで）▼リムーバブルメディアに収録したデータを選択したときは画面が変わるまでに少し時間がかかります。
▼この画面での操作は収録中のモニターと同様です。データの ID は表示されません。
▼再生中に表示チャネルを変更しないでください。また、波形表示からバーグラフ表示に切り換えないでください。

● アナログ出力アンプを実装してあるチャ
ネルではなく、収録したチャネルを選択してください。

再生時のツールバーの使い方
Stop 時に１つ前の ID の先頭へ
Stop

● 選択したデバイスに収録さ● 再生したい位置の頭出しができます。選択したデータ内のれているファイルがリスト再生したい位置にスライダを合わせ、Search をクリックしされます。その上には収録ます。Search が Search complete に変わったら Start ボタ

時のシグナルコンディショ

ンをクリックするとそこから再生できます。Search ボタン

ナの状態が表示されます。

の左の窓にはデータの長さ（分：秒）が表示されます。

Start

Stop 時に次の ID の先頭へ

3-15

基本的な操作

6. Start ボタン

をクリックすると再生が始まります。

7. 再生を一時停止するには Stop ボタン▼低いサンプリング周波数で収録したデータを再生する場合は波形が表示されるまでに時間がかかることがあります。収録時間がをクリックします。

データのその位置で再生が一時停止します。Stop ボタンを２回クリック
するとデータの先頭に戻って停止した状態になります。
再生を再開するには Start ボタンをクリックします。

短いデータの場合には波形が表示される前に再生が終了してしまうことがあります。
▼再生速度は収録時のサンプリングと同じになります。
▼AIT テープからの再生
収録レート（サンプリング周波数×収録チ

8. 同じデバイスに収録された他のファイルを再生するには、PLAY タブから

ャネル数の値）が 800 k 以上の場合は連続

希望のファイルをダブルクリックし、Start ボタンをクリックします。

で再生できません。AIT からバッファに貯えたデータが空になると、いったん一時停止状態になります。このときは Start ボタ
ンをクリックすればその続きを再生しま■ アナログ出力アンプの設定
アナログ出力アンプはシグナルコンディショナの設定と同様に Setup メニ

す。
▼AIT から再生中の波形表示の時間軸設定
収録レートが 800 k 以上の場合は時間軸は１秒に固定されます。

ューの Params で設定しますが、再生したいファイルを開いてから設定を変更したいときはつぎの手順で変更することができます。
▼ここで説明する設定変更は Setup →1. ツールバーのボタンをクリックします。

Params による設定に反映されません。

出力波形表示画面になります。

2. ツールバーのボタンをクリックします。

3. 下図のダイアログで、再生したいチャネル、出力レンジ、オフセット、
フィルタ周波数を選択します。

4. OK をクリックします。

出力レンジを設定します。入力アンプによっては入力レンジ・単位と出力レンジ・単位を一致させることができません。

設定するチャネルをクリックします。

オフセットを設定します。
出力フィルタのカットオフ周波数を選択します。

チェックすると、このダイアログでの設定が出力波形表示画
面に表示されます。

再生したいチャネルのスロットを選択します。
拡張ユニットのスロット番号は８を足した番号で表示されます。

3-16基本的な操作■ 記録時と異なる速度での再生■ 記録時と異なるアンプ構成での再生

再生時に記録時と異なるサンプリング周波数を選択する

記録時と異なるアンプ構成で再生する場合は、アナログ

ことができます。再生ファイルを選択してから Setup メ

出力アンプだけをスロット番号の若い順につめて実装しニューの Params で Base Sample の設定を変更します。

てください。この場合（アナログ出力アンプだけで再生する場合）の波形表示は View メニューの Output Monitor

記録時と異なるサンプリング周波数を選択すると、モニで表示させてください。Wave Monitor ではできません。

ターエリア左側の PLAY タブに、再生時と記録時の 2 つのベースサンプリング周波数が表示されます。

再生時

記録時

※ マルチサンプリングで記録したファイルを再生する場
合は、2.5 kHz、12.5 kHz、25 kHz、50 kHz、100 kHz、
200 kHz のサンプリング周波数を選択できません。
※ 内部サンプリングで記録した場合は外部サンプリング
では再生できません。逆に、外部サンプリングで記録した場合は内部サンプリングでは再生できません。
※ メモ音声を MIX モードで録音した場合は、選択した再生速度で再生可能で、計測データと同じタイミングで音声が再生されます。ただし再生音質は劣化します。
※ 音声を AFTER モードで録音した場合は、音声の再生速度を変換できません。したがって、再生音のタイミン
グは計測データとずれます。再生速度を上げた場合はデータの再生よりも音声が遅くなり、再生速度を下げた場合はデータの再生よりも音声が早くなります。
※ Status ツールバーの経過時間表示は記録時の経過時間を表します。
※ Search ボタンの左の時間表示は記録時の時間的な位置を表します。
※ 記録時と同様に再生時も、内蔵ドライブの最大転送レートを超えるレートでは再生できません。
（p. 1-5 参照）※ 再生時の波形表示画面の時間軸は、再生時の実時間を
表します。

3-17

基本的な操作

簡易リモコンの使いかた
簡易リモコン ER-GXRC では収録・再生の開始・停止
およびイベントマークの書き込みをコントロールできます。パソコンからの操作と併用できます。

■ 接続する専用のケーブルで本体リアパネルの ER-GXRC コネク
タと接続してください。
※ 接続は GX-1 本体の電源を入れる前でも、入れてからでもかまいません。

■ 各ボタンの機能

ER-GXRC REMOTE CONTROL UNIT

START

STOP

REC
STANDBY

EVENT

収録中に押すと、イ
ベントマークが書き

収録待機状態で押すと、込まれます。

収録を開始します。
再生時は再生を開始します。

収録待機状態になります。
収録待機状態または収録中に押すと、収録を停止します。再生時は再生を停止します。

外形寸法： 約 90W × 30H × 55D (mm)（突起部を除く）
質量：

3-18

本体約 160 g

ケーブル約 90 g

基本的な操作■ PC なしで記録するは、まず PC を接続して GX Navi よりキャリブレーションもしくはゼロバランスを実行し、GX Navi を終了後、パソコンを接続しないで簡易リモコン ER-GXRC だけで
AIT、MO などの記録メディアに記録することができます。

GX-1 の電源を入れたまま PC を GX-1 からはずし、記録を開始してください。

GX Navi の System 画面右上の Stand Alone/Auto Eject で
ON/OFF を選択します。

● OFF/ON を選択するとこのモードでは、ER-GXRC だけでは GX-1 の記録コント
ロールができません（Stand Alone が OFF）。必ずパソコンを接続し GX Navi を使用します。GX Navi を終了すると自動的にメディアをイジェクトします（Auto Eject が ON）。
※ メディアのイジェクトは GX Navi からコントロールし、ドライブのイジェクトボタンは禁止となります。

● ON/OFF を選択すると※ AIT 記録のカタログ情報は、イジェクト時に一括して
ER-GXRC だけで GX-1 の記録コントロールができるモー記録されます。

ドです（Stand Alone が ON）。GX Navi からもコントロー
ル可能で、その場合は GX Navi を終了した時にメディアをイジェクトしません（Auto Eject が OFF）。

※ 新たな AIT 記録後にイジェクトを忘れて電源を切った
場合などにはカタログ情報が記録されませんが、カタ
ログ情報の復旧機能があります。ただし時間が数十分※ 記録メディアの選択、各種パラメータの設定は、記録かかることがあります。

前に GX Navi で行っておく必要があります。
※ メディアのイジェクトは、GX Navi を使用しないで ER-

PC カードに記録する場合は

GXRC からコントロールしている場合は STOP 時にド
ライブのイジェクトボタンで行います。必ずドライブ

PC カードに記録する場合は、イジェクトはマニュアル操の BUSY ランプが消えている時に行ってください。GX

作になりますので、ON/OFF を選択しても、OFF/ON を選

Navi でコントロールしている場合は GX Navi から行い択しても、動作は同じです。また、パソコンを接続しなます。

いで簡易リモコンだけで記録する場合は、GX Navi でどちらのスロットを選択したかにかかわらず、上下両方のス※ AIT 記録が STOP（PAUSE も含む）したときにカタロ

ロットに PC カードが入っていると上のスロットに記録さグ情報（AIT テープ中の全ファイルの情報をまとめた

れ、どちらか片方だけに PC カードが入っていると、そのもので、書込みには約 1 分かかります）を記録します

カードに記録されます。

ので、すぐに次の記録スタートとなった場合には内部メモリを使って記録データをバッファリングして対応します。本モードで「記録 STOP →すぐに START」を繰り返すと、内部バッファを消費し続け、記録中に内部バッファがフル状態になった場合には、記録は自動的に STOP します。
※ 新たな AIT 記録後にイジェクトを忘れて電源を切った
場合でも、カタログ情報はすでに記録されています。
※ マイクアンプ（AR-GXMC）のキャリブレーションと、
ひずみアンプ（AR-GXST）のゼロバランスは、電源投入後に行う必要があります。マイクアンプまたはひずみアンプを使用するシステムで PC なし記録を行う場合

3-19

3-20

メニューごとの説明................................................ 3-22................................................ 3-23................................................ 3-23................................................ 3-23................................................ 3-23................................................ 3-23................................................ 3-24................................................ 3-24................................................ 3-24................................................ 3-25................................................ 3-25................................................ 3-25................................................ 3-26................................................ 3-26................................................ 3-31................................................ 3-31................................................ 3-34................................................ 3-34................................................ 3-35................................................ 3-36................................................ 3-36................................................ 3-36................................................ 3-36................................................ 3-36................................................ 3-36................................................ 3-37................................................ 3-37................................................ 3-38................................................ 3-38................................................ 3-38................................................ 3-38

3-21

メニューごとの説明

File メニュー■ New
新規データの取り込み先の選択、およびデータファイル名の入力を行います。
1

4
5
2
3
▼収録するメディアに GX-1 の MEMORY を指定した場合は、収録停止後にメモリー上のデータを Edit → Copy で PC に転送して1. データを収録するメディアまたはフォルダを指定します。初めて使う MO、ください。収録停止後にふたたび REC

PC カードに収録するときは Directory Name にフォルダ名を入力します。

STANDBY にするとメモリー上のデータはPC を指定するときは Directory Name でフォルダを指定することができまクリアされます。

す。
2. ファイル名を入力します。英数字で５文字まで入力できます。この５文字に 001 から始まる３桁の ID 番号がつき、合計で８文字になります。

▼４文字以内にすると、３桁の番号との間は「0」で埋められ、合計で８文字になります。
▼拡張子はいりません。つけなくても自動的にデータファイルは「.dat」に、ヘッダフ

3. 英数字で 80 文字までのコメントを入力できます。これはヘッダファイル

ァイルは「.hdr」になります。

に書き込まれます。
▼リアルタイム転送できるのは＜サンプリン

4. Realtime をチェックすると、GX-1 の内蔵メモリーを介さずに直接 PC 側のメディアに収録データを転送します。（リアルタイム転送）
このモードで収録中はつぎのような制約があります。

グ周波数×チャネル数＞の値が 1500 kHz
以下の場合です。
▼リアルタイム転送時は PC のハードディス
クの残容量が 150 MB 以下になる前に収録

・ PC で波形表示などのモニターができない。
・収録経過時間が表示されない。
・ Rec Standby、Event ボタンが効かない。
・簡易リモコン（ER-GXRC）で操作できない。

3-22

Stop してください。
▼PC のメモリーが小さくて GX-1 の転送速度に追いつかなくなると、GX-1 のメモリーがフルになった時点で収録は停止します。
そこまでのデータは転送されます。

メニューごとの説明

5. File number auto increment をチェックすると、ファイル名につく３桁の▼チェックしなくても収録開始→収録一時停

ID 番号が、収録を停止後（または一時停止後）に再開するたびに自動的止の繰り返しならば ID 番号は自動的にイにインクリメントします。チェックしないと、PC に収録する場合は収録停止後あらたに収録を始めるたびに ID 番号は 001 から始まり、同名のデー
タファイルがすでにある場合には上書きされます。リムーバブルメディア
への収録時に同名のデータファイルがすでにある場合は、チェックする／
しないにかかわらず、その最後の番号の次から始まります。また、ファイル名を変更すると自動的に 001 から始まる連番になります。

ンクリメントします。
▼ファイル名の最後の桁が数字の場合はその数字も ID 番号の一部となります。
例）ファイル名を「GX1」とした場合：
GX100001↓インクリメント
GX100002↓インクリメント■ Open
メモリーまたはリムーバブルメディアに収録済みのデータファイル（.dat
ファイル）を開き、再生します。詳細は「基本的な操作」を参照ください。

GX100003
つぎにファイル名を「GX」と指定して同じフォルダに収録すると、GX100004 から
インクリメントします。

■ Format
リムーバブルメディアを再フォーマットします。MO、PC カードのフォー
マットはすぐに終わりますが、AIT のフォーマットには約３分かかります。
８文字までのボリュームラベルを入力できます。

■ Print
波形、FFT のウィンドウを印刷します。複数のウィンドウを表示している
ときは、印刷したいウィンドウをアクティブにしてからこの Print メニューを選択してください。Edit → Zoom で拡大した波形も印刷できます。

▼アクティブなウィンドウとは
タイトルバーが青く表示されているウィン
ドウのこと。アクティブにするにはウィン■ Print Preview

ドウのどこかをクリックします。

波形、FFT ウィンドウの印刷イメージを表示します。

■ Print Setup
プリンタの設定をします。

3-23

メニューごとの説明■ Print Option
プリントアウトに見出しなどを追加します。

1
2

3

5

4
6

1. Header にはグラフの上に印刷するヘッダーを英数字で入力します。
2. Footer にはグラフの下に印刷するフッターを英数字で入力します。
3. Draw line on the footer string をチェックすると、フッターの上に線を引きます。
4. Draw line under the header string をチェックすると、ヘッダーの下に線を引きます。
5. Add the time をチェックすると、PC の現在の時刻を印刷します。
6. Figure Number をチェックすると、ヘッダー、フッターとは別に図の名前を印刷できます。印刷する文字をその下の String のフィールドに入力してください。図の上に印刷するか、下に印刷するかを On the image またはUnder the image で選択してください。

■ Save as Bitmap
波形、FFT ウィンドウの印刷イメージを BMP ファイルで保存します。このBMP ファイルは Windows の「ペイント」で開くことができます。

■ Reset Setting Data
Setup メニューの System、Misc、Params の設定内容をリセットします。
GX-1 本体のメモリーに保存されている設定内容もリセットされます。リセットした直後に収録する場合はチャネルセレクトパレットで ALL をクリック
し、全チャネルを表示してください。

3-24

メニューごとの説明■ Exitこのアプリケーションを終了します。

Edit メニュー■ Zoom
データ収録後に、表示している波形の一部を拡大できます。拡大したい部
分をマウスの左ボタンを押しながらなぞるようにすると、その部分の表示が反転します。つぎにこの Zoom を選択すると、その部分を拡大したウィンド
ウが現れます。拡大した部分を File → Print で印刷することもできます。拡大したウィンドウを閉じるにはクローズボタン

をクリックしてください。

■ Copyデータファイルをコピーします。

▼データファイルをコピーすると、それとペアになるヘッダファイルも同時にコピーされます。

選択したファイルのサイズの合計▼MO ドライブと PC カードスロットを共存させた場合、MO と PC カード間のコピーはどちらの方向もできません。

1▼コピー中に、（コピー元、コピー先以外の

2

メディアを含めて）リムーバブルメディアを出し入れしないでください。

3

ディレクトリを参照できます。
ファイル名を変更できます。（p. 3-10）

4

1. Device からコピー元のメディアまたはフォルダを選択します。
2. コピーするデータファイルをチェックして選択します。
3. PC にコピーするときは to PC をクリックし、ディレクトリを指定します。
4. リムーバブルメディアにコピーするときはデバイスを選択します。MO、PC カードにコピーするときは右のボックスでフォルダを選択します。

3-25

メニューごとの説明■ Sort波形表示のとき表示するチャネルをチャネルセレクトパレットで変更すると、ウィンドウ内のグラフの順序がそろわなくなります。このときにグラフをチャネル順に並べかえる機能です。Ascending を選択すると上からチャネ
ル番号の小さい順に、Descending にするとチャネル番号の大きい順に並びかわります。

Setup メニュー
■ System
収録動作にかかわる設定をします。

1

PC と切り離して簡易リモコン
ER-GXRC だけで記録するとき

2に ON/OFF を選択します。

3
4▼設定の保存56
7

この Setup メニューの設定内容は GX-1 本
体のメモリーに保存され、ソフト GX Naviを立ち上げた時に PC に読み込まれます。

89

1. Voice Memo
メモ音声を録音するには Voice Memo から MIX、BEFORE、AFTER のいずれかを選択します。それぞれのモードの詳細は次のページで説明します。
2. IRIG
IRIG を ON にすると収録開始時に GX-1 の内蔵時計が、DIGITAL CONTROL コネクタに入力する IRIG-B タイムコードで補正されます。
ON にした場合は必ず IRIG-B タイムコードを入力してください。入力しな
いと Rec Standby にできません。

▼Count で「1024」を選択すると、キロ未満のサンプリング周波数も 500 → 512、200→ 204.8、100 → 102.4 のように変わります。ただし PARAMS メニューでの表示は変わりませんのでご注意ください。ま3. Count
Count はサンプリング周波数のｋ（キロ）の単位を 1000 とするか 1024 とするかを選択します。

た、＜サンプリング周波数×チャネル数×
1.024 ＞が 3200 kHz を超えないようにご注意ください。
▼サンプリング周波数が 200 kHz の場合は 1k= 1000 に設定してください。

3-26

メニューごとの説明● メモ音声の録音・再生について
メモ音声の録音方法にはつぎの３つのモードがあります。
MIX ：Rec Standby

データ収録と同じサンプリング周波数で録音します。音声として判別できるようにするために

Rec Start

Stop
Data

NormalVoice

はサンプリング周波数を 5 kHz 以上に設定してください。メモ音声のデータはデータファイルのPre-time

最後のチャネルに追加され、１チャネル分のデータとして数えられますので、サンプリング周

Data

PreTrigger

Voice

波数×（チャネル数＋１）の値が 3200 kHz を超えないようにしてください。このメモ音声デー

Post-time

タは市販のソフトで WAVE ファイルに変換でき
ます。

Data

PostTrigger

Voice

再生時も MIX を選択してください。

BEFORE ：Rec Standby

データ収録の前にメモ音声を録音します。デー
タ収録中はメモ音声は録音できません。

Rec Start

Stop
Data

NormalVoice

Rec Standby から最長約４分間録音できます。４

max. 4 min.

分以内でも Rec Start すると録音は終了します。
Pre-time

再生時は File → Open でデータを選択すると、その時点から音声の再生を開始しますが、Start ボ

Data

PreTrigger

タンをクリックすると音声の再生は終了します。

Voicemax. 4 min.

メモ音声のデータはデータファイル、ヘッダフ

Post-timeァイルとは別の WAVE ファイルに記録されます。
この WAVE ファイルは Edit → Copy で、データ

Data

PostTrigger

Voicemax. 4 min.

ファイルと一緒にコピーされます。また、Windows の Media Player で再生することができます。

AFTER ：Rec Standby

データ収録開始後にメモ音声を録音します。Rec
Start すると録音を開始しますが、プリトリガ／

Rec Start

Stop
Data

NormalVoice

ポストトリガ収録時は開始タイミングが異なります。また、プリトリガ／ポストトリガ収録時
Pre-time

は File → Open ではメモ音声を再生できません。
AIT に収録するときはこのモードは選択できませ

Data

PreTrigger

Voice

ん。
メモ音声のデータは上述の BEFORE モードと同

Post-time

様に WAVE ファイルに記録されます。
PostTrigger

Data
Voice

3-27

メニューごとの説明

4. Pre/Post Trigger
Pre/Post Trigger をチェックすると、プリトリガ／ポストトリガの収録動
作になります。Pre Trigger、Post Trigger のいずれかを選択してください。
つぎに右端のボックスで指定時間を秒（Second）で設定するかまたはスキャン数※（Scan）で設定するかを選択し、その左のボックスで秒数（10000 以下）、スキャン数（2147483647 以下）を設定してください。
※「スキャン」については「ファイルフォーマット」を参照ください。

▼Pre/Post Trigger と 、 つ ぎ に 説 明 す る
Trigger Rec とを併用できます。
▼プリトリガの設定可能時間はメモリー容量、サンプリング周波数、チャネル数により変わります。メモリーの容量から可能な時間を超えないように設定してください。
▼外部サンプリング時は、指定時間を「秒」で設定できません。

● プリトリガの動作
プリトリガは収録開始前のデータを取り込めます。REC STANDBY にする▼Rec Standby から Start までの時間はプリとバッファにデータをため始めます。このバッファには指定時間分の最新

トリガ指定時間より１秒以上長くしてくだのデータを保持します。収録 START すると、START 以前の指定時間分のさい。

データからが収録データとなります。

指定時間

Rec Standby

Start

Stop
収録データ

● ポストトリガの動作
ポストトリガは収録 START から指定時間おいてからデータを取り込みま例）５秒のポストトリガを設定した場合
START の５秒後からのデータを収録します。

す。したがって、START 後５秒以内にSTOP したときはデータは収録されません。
指定時間▼START から指定時間内は Status ツールバ
Rec Start

Stop
収録データ

ーの動作表示が「REC POST」になり、
Rec Standby ボタンは効きません。また、
この間 Stop ボタンを押さないでください。

3-28

メニューごとの説明

5. Trigger Rec
Trigger Rec をチェックすると、指定チャネルのレベル変化をトリガとして収録を開始します。REC STANDBY にするとレベルを監視し始め、トリガ条件が成立すると収録を開始します。
6. Setup
Setup ボタンをクリックしてチャネルとレベルを設定してください。
複数のチャネルを指定したときは、AND をチェックすると指定したすべてのチャネルでトリガ条件が成立したときに収録を開始し、OR をチェッ
クすると指定したいずれかのチャネルでトリガ条件が成立したときに収録を開始します。
7. Repeat
レベルトリガによる収録を自動的に繰り返すには、Repeat ボタンをクリックして繰り返し回数と収録時間を設定してください。

▼Trigger Rec と、前述の Pre/Post Trigger とを併用できます。
▼収録開始から停止までの時間は Repeat ボ
タン→ Rec Time で設定できます。
▼レベルトリガ設定時でサンプリング周波数
100 kHz 以上のときは、収録待機中／収録
中の Status ツールバーとコントロールパネ
ルの収録経過時間の表示は止まります。
▼レベルトリガ設定時でサンプリング周波数
50 kHz の場合に FFT 表示にするときは、
トリガ監視チャネルを表示させないでください。
▼繰り返し回数分の ID ができます。
▼リアルタイム転送時は Repeat はできません。

［Trigger Rec］の設定
Channel ：設定するチャネルを選択します。

Start Status ：トリガレベルをフルスケールに対する％で設定し、その右のボックスで UP ／ DOWN
を選択します。

UP ：入力がトリガレベルより高くなると収録開始する。START 時点ですでにトリガレベ
ルより高ければただちに収録開始する。

DOWN ：

入力がトリガレベルより低くなると収録開始する。START 時点ですでにトリガレベ
ルより低ければただちに収録開始する。

IGNORE ：Select all ：レベル監視チャネルになりません。
全チャネルを選択します。

Set select CH ： 選択した複数のチャネルを同時に設定します。

［Repeat］の設定
Repeat Count ：繰り返し回数（100 回まで）を設定します。

▼レベルトリガで Repeat 動作をするときは、
波形表示にしてください。また、収録停止
から３秒以内につぎのトリガがかからないようにしてください。
▼Trigger Rec と Pre/Post Trigger とを併用しRec Time ： 収録時間を設定します。収録開始から停止までの時間です。「時刻」ではありません。

た場合の Rec Time は下図の時間になります。

３秒以上に設定してください。
収録データ
プリ時間

Rec Time

トリガ

Stop

Rec Time
ポスト時間

トリガ

収録データ

Stop

3-29

メニューごとの説明

8. Timer Rec▼Timer Rec と、前述の Pre/Post Trigger とTimer Rec をチェックすると、GX-1 本体に内蔵の時計でタイマー動作をを併用できます。

します。Single では指定時刻に収録を開始し停止するという動作を１回だけ行います。Interval では指定時刻に収録を開始し停止するという動作を指定回数だけ繰り返します。詳細は Setup ボタンをクリックして設定しま▼繰り返し回数分の ID ができます。

す。タイマー動作にするには設定後 REC STANDBY にしてください。

▼リアルタイム転送時は Interval はできません。

［Single］の設定▼Timer Rec と Pre/Post Trigger とを併用しStart Time ：収録開始の日付と時刻を設定します。

た場合の Rec Time は下図の時間になりま

Rec Time ：収録時間を設定します。

す。

収録データ
プリ時間

Rec Time

Start TimeStop

Rec Time
ポスト時間

Start Time

収録データ

Stop

［Interval］の設定
Start Time ：収録開始の日付と時刻を設定します。
Interval Time ： 最初の収録開始からつぎの収録開始までの時間を設定します。６秒以上に設定してください。times で繰り返し
回数（100 回まで）を設定します。
Rec Time ：収録時間を設定します。３秒以上に設定してください。

▼Interval 動作をするときは波形表示にしてください。
▼AIT で Interval 動作をするときは［IntervalTime］−［Rec Time］の時間が 15 秒以上になるように設定してください。

Start TimeInterval TimeInterval Time

Rec Time
Start

Rec Time
Stop

１回（times）

3-30

Start

Stop
2 回（times）

メニューごとの説明■ Misc1
2▼ファンを止めるのは DC 電源使用時だけにしてください。AC アダプタ、バッテリパ
ック使用時はファンを止めないでください。
▼ファンを止めて収録した場合はつぎに収録

1. Fan は GX-1 本体の冷却ファンを収録 START から５分間止める機能です。
騒音測定などのときに便利です。（REC STANDBY 中は止まりません。）

を開始するまでに５分以上時間をおいてください。
▼ポストトリガ、レベルトリガ、タイマー動

ON にするとファンは止まりません。

作の Interval モードではファンを止めない

2. Clock Set は GX-1 本体の内蔵時計を修正する機能です。日付けと時刻をでください。

入力して OK をクリックすると、その瞬間から内蔵時計が動き始めます。
PC Clock をチェックしてから OK をクリックすると、GX-1 本体の時計をパソコンの時計に合わせることができます。

■ Params
収録パラメータをチャネルごとに設定します。

4

5

6

2

3

7

▼シグナルコンディショナを実装してないスロット▼「AMP」にはシグナルコンディシ
ョナの種類を読み込んで表示します。
▼「CH NAME」にチャネル名を入力できます。英数字で 16 文字まで入力できます。

p. 3-39 参照

8

9

1

3-31

メニューごとの説明

パラメータを設定するには、まず設定するチャネルの行をクリックして反転させます。つぎにその行の設定項目をクリックすると選択肢のリストが現れますので、そこから選択してください。

▼スロットの片方のチャネルを IN にしたら他方のチャネルも IN にしてください。
▼フィルタのカットオフ周波数はスロットごとの設定になります。

1. Property
設定するチャネルの行を反転させてから Property ボタンをクリックする▼このダイアログボックスは、設定するチャとダイアログボックスが現れます。このダイアログボックスではネルの行をダブルクリックしても表示させ「Parameters」ウィンドウで設定できる項目に加えて、シグナルコンディ

ることができます。

ショナによってはゼロバランスをとったり校正したりすることができます。詳細は「各種アンプについて」を参照ください。
● 入力レンジ選択時の注意
AD 変換値は選択したレンジの± 131%の範囲をとり得ますが、入力余裕度は約± 120%です。入力が± 120%を超えないようにレンジを選択してください。
2. Parames Save
パラメータ設定を「.prm」または「.txt」ファイルとして保存します。

▼「.txt」ファイルは下の Parames Load の機
能では読み込めません。

3. Parames Load「.prm」ファイルを読み込みます。読み込む前に、保存した時と同一の収▼読み込んだ「.prm」ファイルを保存した時録メディアを同一のスロットに実装してください。読み込むと、File

点と現在とで実装してあるシグナルコンデ

Name（図中 4）にファイル名が表示されます。その後 Parameters ウィン
ドウで OK をクリックすると、そのファイルの内容で GX-1 本体が設定さィショナが異なるなどの矛盾がある場合はエラーとなります。

れます。
5. Base Sample
全チャネルに共通のサンプリング周波数を決めます。マルチサンプリング▼ここでの k（キロ）の単位は、Setup →の場合はこの周波数を基本周波数として、その 10 倍の周波数を選択でき

System の Count の設定にしたがって 1000

ます。外部サンプリングのときは External に設定してください。

または 1024 になります。
▼＜サンプリング周波数×チャネル数＞が3200 kHz 以下になるように設定してくだ● 外部サンプリング時の注意

さい。AIT に収録するとき、リアルタイム※ ＜サンプリング周波数×チャネル数＞が 3200 kHz 以下になるようにし転送時はこの値が 1500 kHz 以下になるよてください。
※ バーグラフ表示は外部クロックが 50 kHz 以下の場合に可能です。FFT
表示はできません。波形表示するときはスロットの両チャネルともに表示させてください。波形表示の時間軸は 1 秒に固定されます。
※ 外部サンプリングとレベルトリガを併用する場合は外部クロックを 100
kHz 以下にしてください。
※ 外部クロックの周波数が低い場合は波形が表示されるまで収録 Start しないでください。波形が表示される前に Start すると収録開始直後のデータがゼロデータになることがあります。

3-32

うに、MO の場合は 200 kHz 以下、PC カードの場合は 50 kHz 以下になるように設定してください。

メニューごとの説明● 外部クロックをスィープするとき
Base Sample で External を選択すると、Sweep のチェックボックスが現れます。外部クロックをスィープしたいときはここをチェックしてください。チェックしてない場合は、一定の周波数を入力してください。スィープするときは下記の点に注意してください。
※ スィープできるのは 20 kHz までです。20 kHz 以上では一定の周波数を入力してください。
※ 外部クロックの周波数は連続的に変化させてください。不連続に変化させると収録できないことがあります。
※ 外部クロックの周波数が低い場合は Rec Standby ボタンを押してから波形表示が出るまでに時間がかかります。（例： 1 kHz で約 2 分 30 秒）※ スィープ時はバーグラフ表示にできません。
6. Multi
Multi をチェックすると、Base Sample で設定した基本周波数の 10 倍のサンプリング周波数を設定できます。この設定はシグナルコンディショナごと（つまり２チャネルずつ）の設定となります。ひとつのチャネルのサン
プリング周波数を変更すると、同じスロットのもうひとつのチャネルのサ
ンプリング周波数も変更されます。
● マルチサンプリング時の注意※ マルチサンプリングの場合は Base Sample を 20 kHz までにしてください。
※ 外部サンプリングのときはマルチサンプリングできません。
※ マルチサンプリングで収録したデータファイルはそのままでは市販の解析ソフトで読み込めません。
※ MIX モードでメモ音声を収録するときは、音声のサンプリングは基本周波数で行われます。
※ 収録されるデータには位相差はありません。しかし、再生時の波形表
示には位相差が発生します。
※ 5 Hz 以下の Base Sample でマルチサンプリングを行った場合、再生時の波形表示が乱れることがあります。
7. MISC
各シグナルコンディショナに特有の設定項目は各チャネルの MISC1 〜 3 で設定します。ここにはその MISC の内容が表示されます。この例では第１チャネルの DC アンプの MISC1 はカットオフ周波数であることを示してします。
8. Same Setting
あるチャネルの行をクリックして反転させてから Same Setting をクリッ
クすると、同種のシグナルコンディショナのすべてのチャネルが同じ設定になります。

3-33

メニューごとの説明

9. Change Unit
ヘッダファイルに書込む単位（VERT̲UNITS）を物理量ではなく工学単位▼単位名は半角で 4 文字までです。

で書込み、それに合わせて係数（SLOPE）を換算してヘッダファイルに書▼波形表示画面でグラフの左側に表示される

込むことができます。Change Unit ボタンをクリックすると下図のボック
スが現れますのでリストから希望のチャネルをクリックし、下部の等式に値と単位を入力してください。

単位もここで設定する単位に変更されます。
▼この設定は保存されません。
▼マイク入力アンプ、熱電対入力アンプの単位は変更できません。

【設定例】
風速 50 m/sec を 10 V（0 m/sec ＝ 0 V として）で出力する風速計の信号を収録する場合に± 10 V のレンジを選ぶと、VERT̲UNITS は「V」、SLOPE は
10 / 25000 = 0.0004 になります。この場合、Change Unit で下図のように設定してやると、VERT̲UNITS が「m/s」、SLOPE が 0.002 となります。

ヘッダファイルの SLOPE の行に書き込む係数の形式を選択できます。
Decimal Format ：

小数点形式で書き込む（例： 12.3456789）

Exponential Format ： 指数形式で書き込む（例： 1.2345E+01）■ Save Setting
Setup メニューの System、Misc、Params の設定内容を「.gxs」ファイルとして保存します。不測の事態に備えて保存することをおすすめします。

▼この「.gxs」ファイルは、「.prm」ファイルとは異なります。「.prm」ファイルはパ
ラメータ設定だけを保存します。

■ Load Setting「.gxs」ファイルを読み込みます。読み込む前に、保存した時と同一の収録メディアを同一のスロットに実装してください。読み込むとその時点で、そのファイルの内容で GX-1 本体が設定されます。

3-34▼読み込むファイルの内容によっては読み込
みに時間がかかることがあります。

メニューごとの説明

V i e w メニュー
■ Toolbar
表示するツールバーを選択します。チェックマークをつけるとそれぞれ下記のツールバーが表示されます。

New

Copy

SystemParamsMain ：
Open

Zoom

Print

Misc

１つ前の ID の先頭へ（再生の Stop 時に有効）
収録時：収録停止。再生時： 1 回押すと一時停止、2 回押すと再生停止
Start

Eject

バーグラフ表示時に 100 ％を超えるとアラームを鳴らす。
ただし、PC のサウンド設定が ON になっていること。

Control ：▼キーボードのファンクションキーでも
Event

可能です。

バーグラフのピーククリア

Stop ：

収録待機、収録一時停止
次の ID へ（再生の Stop 時に有効）

波形表示

Ｆ５キー

Rec Standby ： Ｆ６キー
Start ：

Ｆ７キー

Event ：

Ｆ８キー

Channel Selectバーグラフ

CascadeWave Panel

Tile Vertical

Window ：Control Panel
Output Monitor

Tile Horizontal
Further InfoFFT 表示収録経過時間動作

メッセージ

モニターチャネルの選択

Status ：現在時刻（再生時は収録した時刻）

ID 数
収録を開始してからの ID の数が表示されます。ハイフンの後ろの数は１つの IDの中のイベントマークの数です。Stop
ボタンを押すとリセットされます。
再生時は ID 数は表示されません。

3-35

メニューごとの説明■ Status Bar
ウィンドウ下部のステータスバーの表示／非表示を切り換えます。

■ Wave Monitor：波形表示画面に切り換えます。

■ FFT Monitor： FFT 画面に切り換えます。

■ Bar Graph：バーグラフ画面に切り換えます。

■ Output Monitor
出力アンプ（AR-GXDIO、AR-GXAO）からの再生信号の波形をモニターすることができます。再生モード時（PLAY タブが有効な時）のみ選択可
能になります。（最高サンプリング周波数は 100 kHz まで）■ Control Panel
コントロールパネルを表示します。コントロールパネルでは収録・再生の制御と動作の監視ができます。

ID 数

イベント番号

モニターチャネル
動作表示：

収録待機時は点滅します。収録中・再生中・再生一時停止中は点灯したセグメントが回転します。

収録経過時間
現在時刻▼Rec Standby ボタン：

（再生時は収

収録待機、収録一時停止

録した時刻）▼Stop ボタン：Stop

Rec Standby Start

Event

収録時： 収録停止
再生時： 1 回押すと一時停止

次の ID へ（再生の Stop 時に有効）

2 回押すと再生停止

１つ前の ID の先頭へ（再生の Stop 時に有効）▼キーボードのファンクションキーでも可能です。
Stop ：Ｆ５キー

Rec Standby ： Ｆ６キー

3-36

Start ：

Ｆ７キー

Event ：

Ｆ８キー

メニューごとの説明■ Wave Panel
波形表示しているチャネルのディジタル値をパネルに表示します。波形表
示時のみ有効で、波形グラフの左端の値が表示されます。（カーソル位置の値ではありません。）

ディジタル値を表示
表示上の 100 ％に相当する値
波形表示のゲインを変更
波形表示のゲインを初期値（入力レンジの 100 ％）に戻す
表示チャネルを選択（チャネルセレクトパレ
ットで選択しているチャネルのみから選択可）

単位を表示（Change Unit で単位を変更した
場合は、変更後の単位を表示）■ Further Info
画面の左に下図の情報を表示します。

収録モード

再生モード
収録モード時は N O R M A L

再生モード時は PLAY タブ

タブがアクティブになり、がアクティブになり、再生

収録メディア、データ転送のために選択したデバイス

先、シグナルコンディショに収録されているファイル

ナの状態、トリガ設定などがリストされます。選択しを表示します。

たファイルがボールドで表示されます。その上には収録時のシグナルコンディシ
ョナの状態が表示されます。

3-37

メニューごとの説明■ Channel Select
チャネルセレクトパレットを表示します。
表示するチャネルを選択します。
CAN 入力アンプの場合は 1 スロット（2 チャネル）
ずつの切り換えになります。

全チャネルを表示します。
チャネルを拡張したときに 16
チャネルずつ切り換えます。

W i n d o w メニュー

■ Cascade
複数のウィンドウを開いたときにそれらを重ねて表示します。

■ Tile Horizontal
複数のウィンドウを開いたときにそれらを上下に並べて表示します。

■ Tile Vertical
複数のウィンドウを開いたときにそれらを左右に並べて表示します。

3-38

メニューごとの説明■ Auto Range について
アナログ系アンプの入力レンジを自動的に最適値に設定することができます。
アナログ系アンプの全チャネルが同時に設定されます。
※ この機能は、サンプリング周波数（マルチサンプリングの場合は周波数の高い方）が 100 kHz 以上の場合や、外部サンプリングのスィープモードでは使用できません。
1. Params 画面で Auto Range をクリックします。

下のボックスが現われます。

2. Start をクリックします。
表示が「Calculate range...」に変わります。

3. 実際の信号を入力します。
4. 信号入力が終了したら Stop をクリックします。
5. Close をクリックします。
この機能を実行した結果、レンジ設定が変更されたチャネルは、新たなレンジが Params 画面の RANGE に赤字で表示されます。

3-39

3-40

テクニカルインフォメーション編

4-1

4-2

仕 様

仕様（本体） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-4

ブロックダイアグラム . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-5

ファイルフォーマット . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-6コネクタの仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
外形寸法図 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12

4-3

仕 様

仕様（本体）
シグナルコンディショナスロット：
収録デバイス装着スロット：メモリー：
インタフェース：
接点コントロール：
拡張バスコネクタ：
DIGITAL CONTROL コネクタ：
モニターチャネルアナログ出力：
マイクジャック：
スピーカ／イヤホンジャック：
サンプリング周波数
内部クロック：マルチサンプル：

外部クロック：

電源：

消費電力：
動作温度：
保存温度：
動作湿度：
振動：
外形寸法：
質量：

８
１
DIMM 32 〜 256 MBSCSI（コネクタ 50pin ハーフサイズ×１、ターミネータ内蔵）
START、STOP、EVENT、REC STANDBY
１（共通）
１（タイムコード、外部サンプルクロック入力）
任意の１チャネル、フィルタなし、出力レベル± 5 V
１
各１
1、2、5、10、20、50、100、200、500、1 k、2 k、5 k、10 k、
20 k、50 k、100 k、200 k、2.5 k、12.5 k、25 k（Hz）
内部クロック周波数の中から、基本とするサンプリング周波数と、その 10 倍のサンプリング周波数との２つを同時にシグナルコンディショ
ナごとに選択可能。
各シグナルコンディショナの最高サンプリング周波数まで※＜サンプリング周波数×チャネル数＞の総和が 3200 kHz を超えることはできません。
＋ 11 〜 30 V DC
内蔵 AC アダプタ： 100 V 用： 90 〜 130 V、50 〜 60 Hz
200 V 用： 180 〜 260 V、50 〜 60 Hz
バッテリ（オプション）
約 45 W（DC 電源、全チャネル DC 入力アンプ実装、ドライブなし）
約 75 W（AC アダプタ、全チャネル DC 入力アンプ実装、ドライブなし）
0 〜 40ºC（32 〜 104ºF）–20 〜 60ºC（–4 〜 140ºF）
20 〜 80 ％ RH（非結露）MIL-STD-810D Figure 514.3-1, 2, 3
約 300W × 85H × 200D (mm)（突起部を除く）
約 5 kg（DC 入力アンプ× 8 枚、AC アダプタを含む）■ AIT ドライブ実装時の仕様
消費電力：
動作温度：
保存温度：
振動：
質量：

約 58 W（全チャネル DC 入力アンプ実装時）
5 〜 35ºC（41 〜 95ºF）–20 〜 60ºC（–4 〜 140ºF）
MIL-STD-810C Figure 514.2-6 V Curve（1.5G、垂直）
約 5.75 kg（DC 入力アンプ× 8 枚、AC アダプタを含む）■ MO ドライブまたは PC カードスロット実装時の仕様
消費電力：
動作温度：
保存温度：
質量：

約 52 W（全チャネル DC 入力アンプ実装時）
5 〜 35ºC（41 〜 95ºF）–20 〜 60ºC（–4 〜 140ºF）
約 5.5 kg（DC 入力アンプ× 8 枚、AC アダプタを含む）※ 仕様は予告なく変更することがあります。

4-4

Analog
outputSensorSensor

DSP

DSP

DSP

Signal conditioner

Signal conditioner

DSP

Signal conditioner

D/A

DSP

FilterD/A

Signal conditioner

AmplifierFilterDSP

Signal conditioner

A/D

Filter

DSP

DSP

A/D

FilterSignal conditioner

Signalconditioning
amplifier

Trg.

Data

Trg.

Data

Trg.

Data

Trg.

Data

Trg.

Data

BUS

PC Card

AIT or MO
Drive

SCSI I/F
for drive

Digital I/F

Remote I/F

SCSI I/F

ROM

RAM

MPU

DIMM
(EDO)

Memo
A/D & D/A

Data
Trg.

DSP

Trg.

Data

BUS Buffer

Recording
DeviceMonitor
D/A

GX-1

Remotecontroller

PC

Ext. sampling clock
IRIG Time codeor

LCD
Controller

Earphone

Speaker

MEMO IN

MONITOR OUT

Expansion
Unit

仕 様

〈ブロックダイアグラム〉

4-5

仕 様

ファイルフォーマット
■ ファイルの種類■ データファイル

本機では収録を一時停止または停止するごとにバイナ

AD 変換されたデータは− 32768 〜＋ 32767 の 2 バイト

リ形式のデータファイルと ASCII 形式のヘッダファイル

整数値として収録されます。負数は２の補数で表わされがそれぞれ１つずつ作成されます。

ます。

データファイル： A/D データを書き込む。

バイト順は下位バイト、上位バイトのいわゆるインテ
ルフォーマット *1 です。

バイナリ形式、拡張子「dat」
ヘッダファイル：収録条件などを書き込む。
テキスト形式（ASCII 形式）、拡張子「hdr」

データの順は第 1 サンプリングのチャネル順、第 2 サン
プリングのチャネル順、…、最終サンプリングのチャネ
ル順となります。これを INTERLACED 形式 *2 と称し、
ヘッダファイルの STORAGE̲MODE に形式名が記述され※ MO、PC カード、PC 側のメディアには DOS フォーマます。

ットで保存されますが、AIT には弊社独自のフォーマ

MIX モードでメモ音声を録音すると、音声データがサットで保存されます。AIT に収録したデータを PC で利ンプリングごとに最後のチャネルの後に追加されます。

用するには PC 側のメディアにコピーするか、外付け
AIT ドライブから専用ソフト GX View でダウンロード【参考】する必要があります。

*1 ：上位バイト、下位バイトの順がいわゆるモトローラ※ メモ音声を BEFORE または AFTER モードで録音した

フォーマットで、ワークステーション、モトローラ系

場合は、これらに加えて WAVE ファイルが作成されまの CPU を使用した FFT アナライザ等で採用されています。この WAVE ファイルは Windows の Media Player で再生することができます。

す。
*2 ：これに対して SEQUENTIAL 形式のデータ順は、第 1チャネルのサンプリング順、第 2 チャネルのサンプリ
ング順、…、最終チャネルのサンプリング順、となり■ ファイル名ます。

データファイルとヘッダファイルのファイル名は共通で、５文字までの英数字に３桁の番号がつきます。

データファイルの構造を下図の例で示します。例に示
すひとかたまりのデータを本書では１つの「スキャン」

最初の５文字は File ― New の Data Set Name で指定します。ただし ¥ / * ? < > | “ : ; は使用できません。４文字以と呼びます。データファイルはこのスキャンの繰り返しです。

内にすると３桁の番号との間は「0」で埋められ、合計で８文字になります。

【例１】

最後の３桁の番号は「001」から始まる ID 番号です。ID

第 1 〜 6 チャネルにサンプリング周波数 5 kHz、メモ音

番号は、File ― New で File number auto increment をチ

声を MIX モードで収録したときの１スキャンのデータェックすると、収録を停止後（または一時停止後）に再開するたびに自動的にインクリメントします。

データの順序チェックしないと、PC 側のメディアに収録する場合は収録停止後あらたに収録を始めるたびに番号は 001 から始
まり、同名のデータファイルがすでにある場合には上書きされます。
リムーバブルメディアへの収録時に同名のデータファイ
ルがすでにある場合は、チェックする／しないにかかわ
らず、その最後の番号の次から始まります。また、ファイル名を変更すると自動的に 001 から始まる連番になり
ます。

4-6

ch 1
ch 2
ch 3
ch 4
ch 5
ch 6
メモ音声

1/5000 秒

仕 様

【例２】
第 1 ／ 2 チャネル：

1 kHz

第 3 ／ 4 チャネル：

10 kHz

第 5 ／ 6 チャネル：

10 kHz

第 7 ／ 8 チャネル：

1 kHz

この例の場合のサンプルタイミングは下図のようになります。

で収録したときの１スキャンのデータ

データの順序Timing
チャネル

タイミング

ch 1
ch 2
ch 3
ch 4
ch 3
ch 4
ch 3
ch 4
ch 3
ch 4
ch 3
ch 4
ch 3
ch 4
ch 3
ch 4

①
①
①
①
②
②
③
③
④
④
⑤
⑤
⑥
⑥
⑦
⑦

ch 3
ch 4
ch 3
ch 4
ch 3
ch 4
ch 5
ch 6
ch 5
ch 6
ch 5
ch 6
ch 5
ch 6
ch 5
ch 6
ch 5
ch 6
ch 5
ch 6
ch 5
ch 6
ch 5
ch 6
ch 5
ch 6
ch 7
ch 8

⑧
⑧
⑨
⑨
⑩
⑩
①
①
②
②
③
③
④
④
⑤
⑤
⑥
⑥
⑦
⑦
⑧
⑧
⑨
⑨
⑩
⑩
①
①

ch 1 ch 2 ch 3
ch 3
ch 3
ch 3
ch 3
ch 3
ch 3
ch 3
ch 3
ch 3
ch 1 ch 2 ch 3
ch 3
ch 3
ch 3

ch 4
ch 4
ch 4
ch 4
ch 4
ch 4
ch 4
ch 4
ch 4
ch 4
ch 4
ch 4
ch 4
ch 4

ch 5
ch 5
ch 5
ch 5
ch 5
ch 5
ch 5
ch 5
ch 5
ch 5
ch 5
ch 5
ch 5
ch 5

ch 6 ch 7 ch 8
ch 6
ch 6
ch 6
ch 6
ch 6
ch 6
ch 6
ch 6
ch 6
ch 6 ch 7 ch 8
ch 6
ch 6
ch 6

t

1 / 1000 秒

4-7

仕 様

【例３】
第 1 ／ 2 チャネル：

1 kHz

第 3 ／ 4 チャネル：

10 kHz

第 5 ／ 6 チャネル：

1 kHz

第 7 ／ 8 チャネル：

10 kHz

メモ音声：

MIX モード

で収録したときの１スキャンのデータ

データの順序
ch 1
ch 2
ch 3
ch 4
ch 3
ch 4
ch 3
ch 4
ch 3
ch 4
ch 3
ch 4
ch 3
ch 4
ch 3
ch 4
ch 3
ch 4
ch 3
ch 4
ch 3
ch 4
ch 5
ch 6
ch 7
ch 8
ch 7
ch 8
ch 7
ch 8
ch 7
ch 8
ch 7
ch 8
ch 7
ch 8
ch 7
ch 8
ch 7
ch 8
ch 7
ch 8
ch 7
ch 8
メモ音声

4-8

1 / 1000 秒

仕 様■ ヘッダファイル
ヘッダファイルは収録条件などを書き込む ASCII 形式のテキストファイルで、波形解析ソフトウエアDADiSP

メモ帳 、 NOTEPADのフォーマットに準じています。テキスト形式ですので、などの Windows アプリケーションでも読み出せます。

ヘッダファイルには収録条件を項目ごとに１行で記述してあり、各パラメータは「,」で区切られています。以下に MIX モードでメモ音声を録音した場合のヘッダファイルの例
を示し、つぎのページで解説します。

● ヘッダファイルの例
DATASET GX100001
VERSION 1
SERIES CH3̲AR-GXDC, CH4̲AR-GXDC, CH9̲AR-GXDC, CH10̲AR-GXDC, MEMODATE 02-02-2000
TIME 15:52:17.00
RATE 5000
VERT̲UNITS V , V , V , V , V
HORZ̲UNITS SecCOMMENT <<< TEAC GX-1 >>>NUM̲SERIES 5
STORAGE̲MODE INTERLACED
FILE̲TYPE INTEGERSLOPE 0.00004000, 0.00004000, 0.00004000, 0.00004000, 0.00004000
X̲OFFSET 0
Y̲OFFSET 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
NUM̲SAMPS 20720
DATA
DEVICE GX-1
CH1̲3 AR-GXDC,RANGE=1V,FILTER=400Hz
CH2̲4 AR-GXDC,RANGE=1V,FILTER=400Hz
CH3̲9 AR-GXDC,RANGE=1V,FILTER=OFF
CH4̲10 AR-GXDC,RANGE=1V,FILTER=OFF
CH5̲11 MEMO,RANGE=1V,FILTER=OFFCH̲SLOT 2, 2, 1
CLOCK INTERNALRATE̲MULTI 5000, 50000, 5000
MARK 9335
GX-1̲VOICE̲MEMO ADDED TO THE END OF EACH SCANNING DATA
GX-1̲VERSION 13, 0C, 1.24, 1.09, 1.61
GX-1̲OPTION 0001
GX-1̲SYS

4-9

仕 様

● ヘッダファイルの解説
DATASET ：ファイル名

VERSION ：データのバージョンナンバー（1 に固定）

SERIES ：収録に使用したチャネル番号。アンダーバーの後はチャネル名。
MIX モードでメモ音声を録音した場合は「MEMO」が追加される。

DATE ：

収録開始日（月-日-年）

TIME ：

収録開始時刻（時：分：秒）

RATE ：

サンプリング周波数（単位： Hz）外部サンプリングのときは「１」になる

VERT UNITS ：チャネルごとの単位。
MIX モードでメモ音声を録音した場合は「V」が追加される。

HORZ UNITS ：時間軸の単位（Sec に固定）

COMMENT ：[File]—[New]で入力したコメント。

NUM SERIES ：収録チャネル数。
MIX モードでメモ音声を録音した場合は１チャネル追加される。

STORAGE MODE ： データ順。スキャン順なので INTERLACED に固定
FILE TYPE ：SLOPE ：

１データ２バイト、整数なので INTEGER に固定
物理量換算のための係数。
MIX モードでメモ音声を録音した場合は「0.00004000」が追加される。

X OFFSET ：先頭データの時間軸上の位置。通常は０。プリトリガ時はマイナス、ポストトリガ時はプラスで設
定値（秒数）が書き込まれる。Pre/Post Trigger をスキャン数で設定しても秒の単位になる。
（小数点以下切り捨て）Y OFFSET ：物理量換算のためのオフセット。
MIX モードでメモ音声を録音した場合は「0.0」が追加される。

NUM SAMPS ：チャネルあたりの収録データ数

DATA ：

これより下の情報は本機に特有のものであり、DADiSP のフォーマットとは異なることを示す

DEVICE ：GX-1 に固定

CH1̲ ：

アンダーバーに続き、チャネル番号、アンプの種類、レンジの設定、フィルタの設定

CH̲SLOT ：各スロットのチャネル数。
MIX モードでメモ音声を録音した場合は「１」が追加される。

CLOCK ：

サンプリングクロックが内部か外部かを示す

RATE̲MULTI ：マルチサンプリングの場合に書き込まれる項目で、スロットごとのサンプリング周波数を表わす。
前ページの例では左から順に ch 3/4、ch 9/10、メモ音声のサンプリング周波数を表わす。

MARK ：

イベントマークがつけられた瞬間のスキャン数

GX-1̲VOICE̲MEMO ：メモ音声のモードを示す。前ページの例は MIX の場合。
BEFORE の場合は WAV̲FORM 16BITS 8KHZ BEFORE TRIGGER 、AFTER の場合は
WAV̲FORM 16BITS 8KHZ AFTER TRIGGER と書き込まれる。

■ データを物理量に換算するには
AD 変換値は− 32768 〜＋ 32767 の整数値で、設定した入力レンジに対して入力が± 100 ％のときに± 25,000 になります。入力値はつぎの式で求められます。
入力値 ＝ データファイルの AD 変換値 × SLOPE ＋ Y OFFSET※ Y OFFSET は熱電対入力アンプ AR-GXTCK/J の場合以外はゼロです。

4-10

仕 様

コネクタの仕様■ SCSI コネクタ

■ DIGITAL CONTROL コネクタ

本体側コネクタ：山一電機 NHS050-022-BS2
ピン＃

信号名

ピン＃

信号名

1 〜 1112
13
14
15 〜 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

GND

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

GND

GND
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
DP
GND

TP

本体側コネクタ： ヒロセ

ヒロセ DX40M-36P(03)ケースカバー：

ヒロセ DX30M-36-CV

ピン＃ 信号名
1

GND
ATN
GND
BSY
ACK
RST
MSG
SEL
C/D
REQ
I/O

DX10G1M-36適合プラグ：

IRIG

信号種類

レベル

I/O

IRIG 入力

IRIG

I

外部サンプルクロック

TTLI

2 〜 17 使用せず
18

EXCLK

19 〜 33 使用せず
34 〜 36 GND● 外部サンプルクロックの仕様
HIGH レベル：

3.3 〜 5.0 V

LOW レベル：0 〜 0.8 V

立上り時間：

500 ns 以下（tr）
3.3 V■ ER-GXRC コネクタ

0.8 V

本体側コネクタ： ヒロセ DX10G1M-14SE適合プラグ：

ヒロセ DX30AM-14P

ケースカバー：

ヒロセ DX30M-14-CVtr

アンダーシュート、オーバーシュートなし
ピン＃ 信号名
1
2
3
4
5
6
7

START
STOP
EVENT
REC

I/O

ピン＃

信号名

I/O

I
I
I
I

8
9
10
11
12
13
14

START LED
STOP LED
EVENT LEDREC LED

O
O
O
O

GND

チャタリングなし
デューティ：

50 ％± 10 ％周波数：

固定周波数： 200 kHz 以下
スィープモード： 20 kHz 以下

サンプルタイミング：

立上り
HIGH

GND

LOW

入力： TTL、4.7 kΩ プルアップ付
出力： CMOS、1 kΩ 電流制限付

入力回路

+5 V

■ DC IN コネクタ
4.7 kΩ
1 kΩ

74LV14

18

＋

1

4

2

3

−

4-11

仕 様

85

200

外形寸法図

300

4-12

単位： mm

4-13

4-14

各種アンプについて

DC 入力アンプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16
マイク入力アンプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18
動ひずみ入力アンプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-22
熱電対入力アンプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-26
F/V 入力アンプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-28
チャージアンプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-30
パルス入力アンプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-32
電圧出力型加速度センサ入力アンプ . . . . . . . . . . 4-34
ディジタル入出力アンプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-36
アナログ出力アンプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-41

4-15

各種アンプについて

DC 入力アンプ（AR-GXDC）
AR-GXDC は電圧に変換された信号を入力するためのアンプです。

■ フィルタについて● アナログフィルタ
アナログフィルタは 8 次バターワース・ローパスフィルタ（− 48dB/oct）です。カットオフ周波数はサンプリング周波数とは独立して任意に設定することができます。折返し防止のためには、カットオフ
周波数をサンプリング周波数の 50 ％以下に設定する必要があります。
● ディジタルフィルタ
DSP によるディジタルフィルタは設定したサンプリング周波数の 40 ％から減衰します。ディジタルフィルタは、サンプリング周波数が 200
kHz, 100 kHz, 50 kHz の場合は機能しません。

■ キャリブレーションについて
電源投入時、入力レンジの変更時、サンプリング周波数の変更時に、
DSP を用いてゼロ／ゲインのセルフキャリブレーションを行います。
キャリブレーション用の信号はアンプに内蔵されています。

4-16

各種アンプについて■ 仕様
チャネル数：

２

入力形式：

不平衡

入力結合：

DC

入力インピーダンス：

100 k Ω

入力レンジ：± 0.5、1、2、5、10、20 Vp

レンジ精度：± 1 ％以下

周波数特性：

DC 〜 80 kHz（± 1.5 dB）

ローパスフィルタ：2、4、8、20、40、80、200、400、800 Hz、
2 k、4 k、8 k、20 k、40 k、80 kHz
カットオフ周波数にて± 1.5 dB、減衰特性 − 48 dB/oct

直線性：± 0.1 ％以下

S/N 比：

71 dB（代表値）、65 dB 以上（サンプリング
周波数 50 kHz、1 V レンジ、LPF 20 kHz）

Ａ/Ｄコンバータ：

16 ビットサンプリング周波数：

1 Hz 〜 200 kHz

消費電力：

約 2.16 W

入力コネクタ：

BNC■ 設定
Setup → Params →設定するチャネルをダブルクリックすると、下のダイアログボックスが現れます。

Channel ： このチャネルに収録する（ENABLE）か、収録しない（DISABLE）かを決めます。
Range ：

▼スロットの片方のチャネルを ENABLE にしたら他方のチャネルも ENABLE にしてください。

入力レンジを選択します。

Sample Frequency ：マルチサンプリングの場合は、Base Sample の 10倍の周波数をスロットごとに設定できます。
Channel Name ： チャネルに名前をつけられます。英数字で 16 文字までです。
フィルタのカットオフ周波数を選択します。

▼フィルタのカットオフ周波数はスロットごとのAll DC Amp Same Condition ：チェックすると、同種のすべてのシグ

設定になります。片方のチャネルの設定を変更

Filter ：ナルコンディショナが同じパラメータ設定になります。

すると、他方のチャネルの設定も自動的に変更
されます。

4-17

各種アンプについて

マイク入力アンプ（AR-GXMC）
AR-GXMC は計測用のマイクロホンを接続するためのアンプです。

■ フィルタについて● 重み特性フィルタ
重み特性フィルタ（A, C）は IEC の TYPE1 クラス（JIS の精密騒音計と同等）に準拠しています。
● アナログローパスフィルタ
折返し防止のためにアナログローパスフィルタがあり、そのカットオ
フ周波数はサンプリング周波数を選択すると自動的に決まります。8
次のバターワース・フィルタで減衰率は 48 dB/oct です。サンプリング
周波数が 200 Hz 以下の場合はローパスフィルタの機能はありません。
● ディジタルフィルタ
DSP によるディジタルフィルタは設定したサンプリング周波数の 40 ％から減衰します。ディジタルフィルタは、サンプリング周波数が 200
kHz, 100 kHz, 50 kHz の場合は機能しません。

4-18

各種アンプについて

■ 仕様
警告

チャネル数：

２

入力形式：

不平衡

マイク入力アンプの入力端子に

入力結合：

AC

金属製のピンなどを差し込まな入力インピーダンス：

11 k Ω

いでください。高電圧が出力さ対応マイクロホン：

B&K（50 mV/Pa タイプ専用）

れていますので、感電の原因と入力レンジ：

80、90、100、110、120、130 dBなります。

重み特性フィルタ：A 特性、C 特性、フラット（アナログフィルタ）

周波数特性：

20 Hz 〜 20 kHz（− 3 dB）

マイク用電源出力：

バイアス用 200 V DC、プリアンプ用 28 V DC

Ａ/Ｄコンバータ：

16 ビットサンプリング周波数：

1 Hz 〜 200 kHz

消費電力：

約 3.18 W

入力コネクタ：LEMO FGG-1B-307-CLAD62

n.c. (1)+28 V (6)Signalground(2)n.c. (5)+200 V/0 V (3)Signal (4)GND (7)■ 設定
Setup → Params →設定するチャネルをダブルクリックすると、下のダイアログボックスが現れます。

▼付属ソフト GX Navi のモニター機能で表示される値は音圧の時間変化です。騒音レベル（sound level）ではありません。

Channel ： このチャネルに収録する（ENABLE）か、収録しない（DISABLE）かを決めます。
Range ：

▼スロットの片方のチャネルを ENABLE にしたら他方のチャネルも ENABLE にしてください。

入力レンジを選択します。

Sample Frequency ：マルチサンプリングの場合は、Base Sample の 10倍の周波数をスロットごとに設定できます。
Channel Name ： チャネルに名前をつけられます。英数字で 16 文字
までです。
Filter ：聴感補正の特性を選択します。

Bias ：

マイクロホンの極電圧を選択します。

All Mic Amp Same Condition ：チェックすると、同種のすべてのシグ
ナルコンディショナが同じパラメータ設定になります。
ただし Piston Phone、Coefficient の設定を除きます。

4-19

各種アンプについて■ 適合マイクロホン

り、50 mV/Pa（アンプ、ケーブルの減衰量を含む）よ適合するマイクロホンは感度が 50 ｍ V/Pa のタイプのみでり感度の低いマイクロホンの場合、補正値は 1.0 以上

す（B&K 4189, 4190）。GX-1 は、感度 50 mV/Pa のマイクとなりますので、正しくピストンホン校正されたかを

ロホンを基準にしてアンプ、ケーブルを含めた入力系の判断することができます。

実感度補正をします。感度を 50 mV/Pa に限定しているのは、収録データの S/N（信号対雑音比）、校正精度等を考※ 補正値をメモしておき、後でそれを Coefficient にタイ慮した制限です。低感度のマイクロホンを使用すると、プ入力し、OK をクリックすることでピストンホン校

S/N の点で不利になり、また、ピストンホン校正に失敗

正の代わりとすることができます。ただし、マイクロすることがあります。

ホンの感度は温度、湿度、気圧などにより変動します
ので、精度は期待できません。

■ 校正のしかた※ 手元にピストンホンがない場合は、マイクロホンに添

マイク入力アンプは電源を入れるたびにチャネルごとに付されているテストシートのデータから補正値を求め校正してください。

（50 mV/Pa を実感度で割る）、Coefficient にタイプ入力
して校正の代わりとすることもできます。が、アンプ※ ピストンホン校正時は、通常の収録とは異なる特別のの増幅率およびケーブルの減衰量を含めた入力系全体

収録方法をとっています。Params 画面の Range、の校正とは異なりますので精度は期待できません。こSample Frequency、Filter の現在の設定に影響されませの場合は、あくまでも目安としてください。

ん。つまり、レンジをピストンホンの発生する音圧以下に設定してあっても、サンプリング周波数をピスト
ンホンの音を弁別可能な周波数以下に設定してあって※ 補正値は校正時に使用する仮の数値であり、ヘッダフ
ァイルの SLOPE の値とは無関係です。

も、Filter を設定してあっても校正には影響しません。
※ ピストンホンには種々のタイプがありますが、GX-1 の■ 入力レンジ

ピストンホン校正に使用できるのは、250 Hz 〜 1 kHz、

入力レンジは 80、90、100、110、120、130 dB から選択

94 ／ 114 ／ 124 dBSPL の仕様のものに限ります。

できます。選択したレンジに対して± 100%の瞬時値（ピーク・ツー・ピーク）を定格± 100%（AD 変換値で±※ GX-1 のピストンホン校正はサンプリング周波数 20 kHz

25000）としています。測定音圧が高い場合は大きいレンで行っていますので、20 kHz サンプリングでピークを

ジを、低い場合は小さいレンジを選択してください。小

検出できないような周波数での校正はできません。

さいレンジを選ぶと S/N が悪くなります。

※ 校正はポストトリガを OFF にして行ってください。

※ AD 変換値は± 131%（AD 変換値で− 32768 〜＋ 32767）の範囲をとり得ますが、アンプの増幅率、感度補正、校正するには、ピストンホンをマイクロホンに取付け、ピストンホンのスイッチを入れます。PistonPhone でピ
ストンホンの出力を選択し、Exec をクリックします。校正が終わると、Coefficient に補正値が表示され、校正音
圧波形が表示されます。校正に失敗するとピークディテ
クトに失敗した旨のエラーメッセージが表示されます。
※ Coefficient のデフォルト値 1.0 は、マイクロホンの感度
を 50 mV/Pa とした場合の値です。校正後は、アンプ、ケーブルを含めたマイクロホンの実感度に反比例した値が表示されます。
※ 50 mV/Pa（アンプ、ケーブルの減衰量を含む）より感度の高いマイクロホンの場合、補正値は 1.0 以下とな

4-20

DSP 演算の関係で入力余裕度は約± 120%になります。

各種アンプについて

瞬時音圧を dB 単位の実効値に換算するには、■ アナログ再生
アナログ出力アンプ（AR-GXAO）による再生では、瞬時値入力をそのまま瞬時値として出力します。選択した音圧（dB 実効値）＝ 20 log（瞬時音圧の 2 乗の、1 周

入力レンジに対して± 100%の入力が、Output Range で期分の時間平均値の平方根設定した電圧で出力されます。

／ 0.00002）【例】

1 周期の波形を正弦波とみなして、瞬時音圧を簡略的に

アナログ出力アンプの Output Range を 1.0 V に設定する

dB 単位の実効値に換算するには、と、選択した入力レンジに対して瞬時値で± 100%の入力（AD 値で± 25000）が± 1 V で再生されます。

音圧（dB 実効値）＝ 20 log（｜瞬時音圧値 (Pa)｜× 0.707 ／ 0.00002）■ 波形表示画面【例】

波形表示画面では、瞬時値（ピーク・ツー・ピーク）を

入力レンジ 120 dB で収録した場合に、このレンジに対し表示します。上下２本のグリッドが、選択した入力レンて瞬時値で± 100%の入力が実効値で何 dB になるかを計

ジに対して瞬時値で± 100%の入力に相当します。表示範

算してみます。入力レンジを 120 dB とすると、ヘッダフ

囲は± 131%です。

ァイルの SLOPE の値は 0.0008 となります。± 100%の入力は± 25000 の AD 値に変換されます。
瞬時音圧値 (Pa)は、AD 値と SLOPE の積ですから、■ FFT 画面
FFT 画面の Y 軸の目盛りの 0 dB は、選択した入力レンジに対して瞬時値で± 100%の入力を示します。

｜± 25000 ｜× 0.0008 ＝ 20 (Pa)
これを dB 単位の絶対値で表わすと■ データを実効値に換算するには
音は疎密波であり、マイクロホンの出力は密の場所では

20 log（20 ／ 0.00002）＝ 120 (dB)

プラス、疎の場所ではマイナスの値になります。GX-1 に収録されるデータはそのままの瞬時値です。
収録される AD 変換値は、− 32768 〜＋ 32767 の整数値で瞬時音圧を dB 単位の実効値に簡略的に換算すると20 log（20 × 0.707 ／ 0.00002）＝ 117 (dB)

す。選択した入力レンジに対して瞬時値（ピーク・ツ
ー・ピーク）で± 100%の入力が、± 25000 の AD 値に変となります。

換されます。この AD 変換値を物理量に変換するには、
AD 変換値とヘッダファイルの SLOPE の値との積をとります。
AD 値を Pa 単位の瞬時音圧値に換算するには、瞬時音圧（Pa）＝ AD 変換値× SLOPE
この瞬時音圧を dB 単位の絶対値で表わすには、
20 μ Pa ＝ 0 dB より、音圧（dB 絶対値）＝ 20 log（｜瞬時音圧値 (Pa)｜／ 0.00002）

4-21

各種アンプについて

動ひずみ入力アンプ（AR-GXST）
AR-GXST は、ひずみゲージを用いたセンサにブリッジ電∆e = ε圧を供給し、信号を取り出します。入力は平衡入力で、ひずみゲージのアンバランスを補正する平衡調整機能をとなり、ひずみ量と出力電圧が数値的に等しく、わかり

もち、定格値のおよそ± 700%までゼロバランスを取るこやすいので、ブリッジ電圧 2 V がよく使われます。たとえとができます。± 200 μ ST レンジでの調整範囲は約±ばε = 1000 μ ST（μ ST ：マイクロ・ストレイン。元の1400 μ ST になります。

長さの 10-6 のひずみ。1000 μ ST は 1000 x 10-6 = 1/1000 のセンサと GX-1 との距離が長い場合には、ブリッジ電圧の

長さ方向の変化を意味します。）の時、1/1000 V（1 mV）

低下が計測に影響を与えます。この電圧をコントロールの変化があることになります。

するためのリモートセンス機能があります。
ただし、K = 2 は理想的な値で、実際に使われるゲージのゲージ率は通常 2 より少し大き目です。このゲージ率の違■ ひずみゲージを直接使う場合

いは GX Navi の Change Unit で補正することができます。

ひずみゲージは通常、汎用のブリッジ・ボックスを用い

たとえばゲージ率 2.13 の場合、2.13 uST = 2.00 uST と指定てホイトストン・ブリッジを組んで使います（下図）。

します。

+BV

■ ひずみゲージ式トランスデューサの場合

R1

R4

測定対象に直接ひずみゲージを貼る場合は上述のように–OutR3しますが、ひずみゲージを使ったトランスデューサの場
合は、ひずみ量として出力されるわけではなく、電圧信R2–BV号として出力されます。（通常 mV/V と表記されます。
）+Out

たとえば、定格出力 2 mV/V（± 1%）、定格容量 20 kN のロードセルでは、ブリッジ電圧 2 V の場合、20 kN に対し
R1 はひずみゲージで通常 120 〜 1000 Ωです。（直流結合
してもっと抵抗値の高いものもあります。）120 Ωの場合を例にして、R2、R3、R4 に 120 Ωの抵抗を使ったとして、て、4 mV の信号が得られることになります。上述のようにブリッジ電圧が 2 V の時、1 mV は 1000 μ ST に相当しますので、20 kN は 4000 μ ST に相当します。

ひずみによる電圧変化Δ e は、

∆e =

E
4

Kε

ただし、個々のトランスデューサの定格出力には、ばらつき（この場合± 1%）があります。このばらつきを GX
Navi の Change Unit で補正することができます。たとえE はブリッジ電圧、K はゲージ率、εがひずみです。

ば、定格出力 1.98 mV/V の場合、入力レンジを 5000 μ ST

ブリッジ電圧 E は AR-GXST では 2 V または 5 V を加えるに設定し、Change Unit で 3960 uSt = 20 kN と指定します。

ことができます。
ゲージ率 K は長さ方向の変化率（ひずみε）に対する、【参考】

抵抗値の変化率（Δ R ／ R）の割合をいい、AR-GXST で

ひずみゲージは通常センサと呼ばれますが、ひずみゲー

は 2.0 を想定しています。ゲージ率 2 は長さ方向の変化

ジでブリッジを構成したものをパッケージ化したものは、（ひずみ）に対して、2 倍の抵抗値の変化があるというこ

通常センサとは呼ばず、トランスデューサと呼びます。

とです。

内部で使われるゲージの数は 1 個だけではなく、通常 4 個

ひずみεはもとの長さ l に対する長さの変化分Δ l の比です。（ブリッジの４つの抵抗すべてをひずみゲージとし（Δ l ／ l）です。

ます。）

ブリッジ電圧を 2 V、ゲージ率を 2 とすると、ひずみによる電圧変化Δ e は

4-22

各種アンプについて■ フィルタについて● アナログフィルタ
アナログフィルタは 8 次バターワース・ローパスフィルタ（− 48 dB/oct）です。カットオフ周波数はサンプリング周
波数とは独立して任意に設定することができます。折返し防止のためには、カットオフ周波数をサンプリング周
波数の 50 ％以下に設定する必要があります。
● ディジタルフィルタ
DSP によるディジタルフィルタは設定したサンプリング
周波数の 40 ％から減衰します。ディジタルフィルタは、
サンプリング周波数が 200 kHz, 100 kHz, 50 kHz の場合は機能しません。

■ キャリブレーションについて
電源投入時、入力レンジの変更時、サンプリング周波数の変更時に、ゲインのセルフキャリブレーションを DSP
を用いて行います。キャリブレーション用の信号はアンプに内蔵されています。
● ゼロバランス
動ひずみ入力アンプは電源を入れるたびにゼロバランス
をとってください。ゼロバランスをとるには、パラメー
タ設定のダイアログで Exec ボタンをクリックします。All
Strain Amp をチェックしてから Exec をクリックすると、実装されている動ひずみ入力アンプの全チャネルのゼロ
バランスを同時にとることができます。
※ ゼロバランスはポストトリガを OFF にして行ってくだ
さい。

4-23

各種アンプについて▼GX-1 本体の電源を入れる前に、センサからのケーブルを入力コネクタに接続してください。

■ 仕様

そうしないとレンジ精度が悪化することがあり

チャネル数：

２

入力形式：

平衡差動入力

入力結合：

DC

入力抵抗：

1 MΩ

ゲージ率：

2.0

ブリッジ電圧：DC 2 V、5 V ± 0.2 ％以内ます。

● 入力コネクタのピン配列

リモートセンシングあり
1

入力レンジ：
レンジ精度＊：± 200、500、1000、2000、5000、10000 μ ST

4

7

3

6

2

5

8

± 2 ％（± 200 〜 1000 μ ST）± 1 ％（± 2000 〜 10000 μ ST）（ただし、GX-1 本体の電源を入れる前にセンサが接続されていること）

温度特性：

1 ％／ 10 ℃

平衡調整方式：

電子式（精度± 1.2 ％）平衡調整範囲：± 700 ％（各レンジ）

周波数特性：
S/N 比＊：

DC 〜 30 kHz（− 3 dB）
65 dB（代表値）、60 dB 以上（2000 μ ST レン

ピン＃

信号名

1
2
3
4
5
6
7

＋ BV
− IN
− BV
＋ IN
GND
＋S
−S

ブリッジ電圧信号入力
ブリッジ電圧信号入力
ブリッジ電圧のリモートセンス信号

ジ、5 kHz サンプリング、LPF 2.5 kHz）
ローパスフィルタ：25、50、250、500、2.5 k、5 k、24 kHz、

▼リモートセンスするときはセンサ側で＋ S は＋

カットオフにて− 3 dB、24 kHz のみ− 5 dB

BV に、− S は− BV に接続してください。リモ

減衰特性：− 48 dB/oct、バターワース

ートセンスしないときは入力コネクタ側で同様

A/D コンバータ：

16 ビットに接続してください。接続しないと正確なブリサンプリング周波数：

1 Hz 〜 200 kHz

消費電力：

約 3.4 W

入力コネクタ：ヒロセ HR25-7P-8P＊： 23 ℃± 5 ℃において

4-24

ッジ電圧が得られません。
▼センサ側のコネクタのシールドとケーブルのシ
ールドを必ず接続してください。

各種アンプについて■ 設定
Setup → Params →設定するチャネルをダブルクリックすると、下のダイアログボックスが現れます。
● ゼロバランスの取りかた
動ひずみ入力アンプは電源を入れるたびに［Exec］
をクリックしてゼロバランスをとってください。
［All Strain Amp］をチェックしてから［Exec］をクリックすると、実装されている動ひずみ入力ア
ンプの全チャネルのゼロバランスが同時にとれます。
▼ゼロバランスはポストトリガを OFF にして行ってください。

Channel ： このチャネルに収録する（IN）か、収録しない（DISABLE）かを決めます。
Range ：

▼スロットの片方のチャネルを IN にしたら他方のチャネルも IN にしてください。

入力レンジを選択します。

Sample Frequency ：マルチサンプリングの場合は、Base Sample の 10倍の周波数をスロットごとに設定できます。
Channel Name ： チャネルに名前をつけられます。英数字で 16 文字
までです。
Filter ：フィルタのカットオフ周波数を選択します。

Bridge Voltage ： ブリッジ電圧（2 V ／ 5 V）を選択します。
All Strain Amp set same condition ：チェックすると、同種のすべてのシグナルコンディショナが同じパラメータ設定になりま▼フィルタのカットオフ周波数はスロットごとの設定になります。片方のチャネルの設定を変更
すると、他方のチャネルの設定も自動的に変更
されます。

す。

4-25

各種アンプについて

熱電対入力アンプ（AR-GXTCK/J）
異なる 2 種類の金属を接続して回路を作り、両端の接合部■ フィルタについてに温度差があると、電流が流れます。これを利用したのが熱電対です。AR-GXTCK には K タイプ（CA ： Chromel● アナログフィルタ

Alumel）、AR-GXTCJ には J タイプ（IC ： Iron Constantan）

アナログフィルタは 2 次バターワース・ローパスフィルタの熱電対を接続できます。K タイプは起電力が大きく、（− 12 dB/oct）です。カットオフ周波数はサンプリング周

比較的高温まで（AR-GXTCK では 1200 ℃まで）測ること

波数とは独立して任意に設定することができます。折返ができます。J タイプは同じく起電力が大きく、比較的低し防止のためには、カットオフ周波数をサンプリング周温まで測れます。GX-1 では低温域はいずれも− 50 ℃まで

波数の 50 ％以下に設定する必要があります。

です。
● ディジタルフィルタ
AR-GXTCK ／ AR-GXTCJ にはそれぞれ専用のコネクタ

DSP によるディジタルフィルタは設定したサンプリング（GIM-K1、GIM-J1）を用いて、プラス／マイナスを合わ

周波数の 40 ％から減衰します。ディジタルフィルタは、せて熱電対を接続します。K タイプでは Chromel がプラス、

サンプリング周波数が 200 kHz, 100 kHz, 50 kHz の場合はJ タイプでは Iron がプラスです。

機能しません。

校正の必要はありません。ただし、いずれのレンジでも■ キャリブレーションについて

マイナス側の定格値（AD 値で− 25000）が− 50 ℃ですの

電源投入時、入力レンジの変更時、サンプリング周波数

で、温度（℃）を得るには AD 値に SLOPE の値をかけるの変更時に、DSP を用いてゼロ／ゲインのセルフキャリ

だけでなく、Y̲OFFSET の値を加算します。

ブレーションを行います。キャリブレーション用の信号はアンプに内蔵されています。

たとえば、AR-GXTCK を用いてレンジ 1200 ℃で測定してAD 値が− 21950 になったとします。これを温度に換算す
るには、SLOPE の値 0.025 をかけ、Y̲OFFSET の値 575.0を加算して、26.25（℃）が得られます。
SLOPE の値 0.025 は、±の定格値（AD 値で± 25000）がそれぞれ +1200、− 50 ですから、

1200 − ( −50 )25000 − ( −25000 )= 0.025

で決まります。Y̲OFFSET は、AD 値が 0 の時の温度
575 ℃になります。

4-26

各種アンプについて■ 仕様
チャネル数：

２

適合熱電対：

K（AR-GXTCK）、J（AR-GXTCJ）

零接点補償：

電子式

測定レンジ：

AR-GXTCK ：− 50 〜 300、− 50 〜 600、− 50 〜 1200 ℃
AR-GXTCJ ：− 50 〜 150、− 50 〜 300、− 50 〜 600 ℃

レンジ精度：

1%FS ± 3 ℃（− 50 〜 150 ℃、− 50 〜 300 ℃）
0.5%FS ± 3 ℃（− 50 〜 600 ℃、− 50 〜 1200 ℃）
FS は各レンジの上限温度
精度保証温度範囲

ローパスフィルタ：23 ± 5 ℃

5、10、20 Hz、PASS（カットオフにて− 3 dB、減衰特性− 12 dB/oct）

A/D コンバータ：

16 ビットサンプリング周波数：

1 Hz 〜 200 kHz

消費電力：

約 1.2 W

入力コネクタ：オメガ社製

GIM-K1（AR-GXTCK）

同上

GIM-J1（AR-GXTCJ）■ 設定
Setup → Params →設定するチャネルをダブルクリックすると、下のダイアログボックスが現れます。（J タイプの例）

Channel ： このチャネルに収録する（ENABLE）か、収録しない（DISABLE）かを決めます。
Range ：

▼スロットの片方のチャネルを ENABLE にしたら他方のチャネルも ENABLE にしてください。

入力レンジを選択します。

Sample Frequency ：マルチサンプリングの場合は、Base Sample の 10倍の周波数をスロットごとに設定できます。
Channel Name ： チャネルに名前をつけられます。英数字で 16 文字までです。
Filter ：フィルタのカットオフ周波数を選択します。

All Thermocouple Amp Same Condition ：チェックすると、同種のすべてのシグナルコンディショナが同じパラメータ設定に
なります。

4-27

各種アンプについて

F/V 入力アンプ（AR-GXFV）
エンジン、タービンなど回転体の挙動を解析する場合、回転数に相当する信号も収録することがあります。AR-GXFV は、回転により発生するパルスの周波数を電圧に変換して収録します。
AR-GXFV には、広範囲の周波数に対応するために入力信号を分周する機能があり、GX Navi の Pulse Counts Per Rotate で設定します。この値は SLOPE に反映され、AD 変換値に SLOPE の値をかけることで周波数が得られます。
回転数の単位には通常 rpm（回転／分）が用いられます。周波数 Hz を
rpm に換算するには Change Unit で、1 Hz = 60 rpm と設定すると rpmの単位で処理されます。たとえば 1 回転に 4 個のパルスが得られる場
合、分周比を 4 に設定し、Change Unit で 1 Hz = 60 rpm と設定するとrpm の単位で処理されます。この場合に分周比を 1 のまま収録したときは Change Unit で 4 Hz = 60 rpm、または 1 Hz = 15 rpm とします。

■ 仕様
チャネル数：２

入力：

TTL（パルス幅 500 ns 以上）または AC 切り換え

入力インピーダンス：

10 k Ω

感度（AC 入力時）：± 50 mV、± 100 mV、± 500 mV、± 1 V

周波数レンジ：

TTL モード： 1、100、1 k、10 k、100 k、500 kHz（最大入力周波数： 575 kHz）
AC モード： 10 〜 200、10 〜 500、10 〜 1 k、10 〜 10 k、10 〜 20 kHz（最大入力周波数： 230 kHz、最大入力許容電圧：± 10 V）

応答時間：

10 msec

分周比設定：TTL モード： 1 〜 255（ただし、分周比×周波数レンジ≦ 500 kHz）
AC モード： 1 〜 255（ただし、分周比×周波数レンジ≦ 200 kHz）

4-28

移動平均設定：1 〜 16（サンプリング間隔 1 ms）

変換精度：±［（入力周波数÷ 1000）＋（設定周波数レンジ÷ 3125）］Hz

サンプリング周波数：

1 Hz 〜 200 kHz

消費電力：

約 1.44 W

入力コネクタ：BNC

各種アンプについて■ 設定
Setup → Params →設定するチャネルをダブルクリックすると、下のダイ
アログボックスが現れます。

Channel ： このチャネルに収録する（ENABLE）か、収録しない（DIS-▼スロットの片方のチャネルを ENABLE にしたら他方のチャネルも ENABLE にしてABLE）かを決めます。
Sample Frequency ：マルチサンプリングの場合は、Base Sample の 10 倍の周ください。

波数をスロットごとに設定できます。
Range ：

入力モード（TTL ／ AC）と周波数レンジを選択します。

Input Sensibility ： AC 入力モード時に入力感度を選択します。設定した電圧以上の信号だけを検知します。
Pulse Counts Per Rotate ：分周比を 1 〜 255 の範囲で入力します。設定値はヘッダファイルの SLOPE に反映されます。
Channel Name ：チャネルに名前をつけられます。英数字で 16 文字までです。
Moving Average ：移動平均演算のためのサンプル数（1 〜 16）を選択します。
All F/V Amp Same Condition ：チェックすると、同種のすべてのシグナルコ
ンディショナが同じパラメータ設定になります。

● 移動平均について
移動平均のサンプリング間隔はサンプリング周波数の設定にかかわらず 1 msです。たとえば Moving Average = 5 の場合は、現在から 4 ms 前、3 ms 前、2
ms 前、1 ms 前のデータと、現在の瞬時値の計 5 個のデータの平均がその瞬間のデータとなります。
現在の瞬時値t (ms)
Moving Average = 5 の場合は、これら 5 個の値の平均がその瞬間のデータとなる。

4-29

各種アンプについて

チャージアンプ（AR-GXCH）
結晶の中には外力を受けると電気的に分極を起こすものがあります。
このような現象を圧電効果と呼びます。AR-GXCH にはこの圧電効果を利用した加速度トランスデューサのうち、電荷出力型のトランスデ
ューサを接続します。
SI 単位系では加速度の単位は m/s2 ですが、従来加速度は重力加速度 G（9.80665 m/s 2、以下 9.81）を単位に測ることが多かったため、ARGXCH のレンジの単位は G、センサ感度の単位は pC/G となっています。
収録データの単位も G です。m/s2 を単位として収録したい場合は、GX
Navi の Change Unit で、1 G = 9.81 m/s2 と指定します。

■ フィルタについて● アナログフィルタ
アナログフィルタは 8 次バターワース・ローパスフィルタ（− 48dB/oct）です。カットオフ周波数はサンプリング周波数とは独立して任意に設定することができます。折返し防止のためには、カットオフ
周波数をサンプリング周波数の 50 ％以下に設定する必要があります。
● ディジタルフィルタ
DSP によるディジタルフィルタは設定したサンプリング周波数の 40 ％から減衰します。ディジタルフィルタは、サンプリング周波数が 200
kHz, 100 kHz, 50 kHz の場合は機能しません。

■ キャリブレーションについて
電源投入時に、ゲインのセルフキャリブレーションを DSP を用いて行います。電源投入時の立ち上げ時間は他種のアンプより長くなります。
キャリブレーション用の信号はアンプに内蔵されています。

4-30

各種アンプについて■ 仕様
チャネル数：

２

電荷感度：0.1 〜 999 pC/G

入力レンジ：

1、5、10、50、100、500 G

1 G = 9.81 m/s2

（電荷感度が 100 pC/G 以上では 100 G、500 G レンジ
使用不可、1 pC/G 未満では 1 G、5 G レンジ使用不可）
レンジ精度＊：

3％

S/N 比＊：

62 dB（代表値）、60 dB 以上（50 kHz サンプリング、
10 pC/G、10 G レンジ、LPF 10 kHz）

周波数特性：

1 Hz 〜 30 kHz（− 3 dB）

ローパスフィルタ：100、200、500、1 k、2 k、5 k、10 kHz（カットオフにて− 3 dB、減衰率 − 48 dB/oct）

A/D コンバータ：

16 ビットサンプリング周波数：

1 Hz 〜 200 kHz

消費電力：

約 2.16 W

入力コネクタ：MICRO DOT 10-32UNF＊： 23 ℃± 5 ℃において■ 設定
Setup → Params →設定するチャネルをダブルクリックすると、下のダイア
ログボックスが現れます。

Channel ： このチャネルに収録する（ENABLE）か、収録しない（DISABLE）
Range ：

▼スロットの片方のチャネルを ENABLE

かを決めます。

にしたら他方のチャネルも ENABLE

レンジを選択します。

にしてください。

Sample Frequency ：マルチサンプリングの場合は、Base Sample の 10 倍の周波数をスロットごとに設定できます。
Channel Name ： チャネルに名前をつけられます。英数字で 16 文字までです。
Sensor ：センサ感度を入力します。

Filter ：フィルタのカットオフ周波数を選択します。

All Charge Amp Same Condition ：チェックすると、同種のすべてのシグナル
コンディショナが同じパラメータ設定になります。

▼フィルタのカットオフ周波数はスロッ
トごとの設定になります。片方のチャネルの設定を変更すると、他方のチャネルの設定も自動的に変更されます。

4-31

各種アンプについて

パルス入力アンプ（AR-GXPC）
AR-GXPC は AR-GXFV と同様に回転体などからのパルス信号を入力するものですが、AR-GXFV がパルスを電圧に変換するのに対して、ARGXPC は直接パルスをカウントします。パルス数の積算値を収録する「トータルモード」と、指定したゲート時間内のパルス数をカウント
する「ゲートモード」があります。ゲートモードのゲート時間はCount Type で、サンプリング周期の整数倍（1 〜 255）として設定します。
また AR-GXFV と同様に、大きなカウント数を計測するための分周機能があり、Divide Rate で指定します。
AR-GXFV と同様に rpm で処理したい場合は、Change Unit を設定します。その際に Divide Rate、Count Type に設定した値も考慮します。たとえば 1 回転 360 パルス（回転角 1 °毎のパルス）で毎秒 100 回転（6000 rpm）していて、これをサンプリング周波数 100 Hz で収録するとします。Divide Rate を 1/90（1 回転当たり 4 パルスに変換）、Count
Type を 100（結果的に 1 秒ごとのパルス数）とすると、1 秒ごとにカウントするパルスは 400 パルスとなりますので、Change Unit で、400 cnt= 6000 rpm と設定すると、以後 rpm で処理されます。

4-32

各種アンプについて■ 仕様
チャネル数：

２

入力形式：

フォトカプラ絶縁

パルス入力電圧範囲：

4 〜 10 V、8 〜 24 V 切換（8 mA 以上の入力電流が必要）

応答周波数：

最高 2 MHz

サンプリング周波数：

1 Hz 〜 200 kHz

カウント方式：

入力パルスを 1/1 〜 1/255 までの分周設定可能。
カウント値は 0 〜 32767（符号付き 16 ビット）。
ゲートモード：ゲート時間ごとにその間のパルス数をカウントすることを繰り返す。ゲート時間はサンプリング周期の 1 〜 255倍まで指定可能。次のゲートまでの間は同じ値で埋める。
32767 を超えると 32767 を保持する。
トータルモード：収録開始から停止までの総数をカウント
計測中はカウント途中の値を出力する。
32767 を超えると再び 0 からカウントする。

カウント精度：ゲートモード：± 5 カウント

トータルモード： ± 1 カウント
入力コネクタ：

絶縁型 BNC■ 設定
Setup → Params →設定するチャネルをダブルクリックすると、下のダイアログボ
ックスが現れます。

Channel ： このチャネルに収録する（ENABLE）か、収録しない（DISABLE）かを▼スロットの片方のチャネルを決めます。

ENABLE にしたら他方のチャネ

Range ：

レンジを選択します。

ルも ENABLE にしてください。

Sample ：マルチサンプリングの場合は、Base Sample の 10 倍の周波数をスロットごとに設定できます。

Channel Name ： チャネルに名前をつけられます。英数字で 16 文字までです。
Edge ：

パルスの立上がり（UP）でカウントするか、立下がり（DOWN）でカウントするかを選択します。

Divide Rate ：分周比を 1/1 〜 1/255 の範囲で設定します。設定値はヘッダファイルのSLOPE に反映されます。
Count Type ：ゲートモードかトータルモードかを選択します。ゲートモードの場合はゲート時間をサンプリング周期の何倍かで指定します。
All Pulse Amp Same Condition ：チェックすると、同種のすべてのシグナルコンディ
ショナが同じパラメータ設定になります。

▼ゲート時間の設定例
サンプリング周波数 1000 Hz で10 倍に設定すると、ゲート時間＝ 1 ms × 10 ＝ 10
ms

4-33

各種アンプについて

電圧出力型加速度センサ入力アンプ（AR-GXPA）
チャージアンプ AR-GXCH と同様に圧電効果を利用した加速度トラン
スデューサを接続しますが、AR-GXPA にはトランスデューサ内に、電荷を電圧に変換し、回路インピーダンスを下げるためのプリアンプを内蔵したものを接続します。このプリアンプには AR-GXPA から定電流源（0.5 mA、3 mA、5 mA）を供給します。この定電流源を供給しない場合は、DC 入力アンプ AR-GXDC と同じ機能になります。
入力レンジの単位は G でも m/s2 でもなく、電圧（V）です。たとえば
出力 10.10 mV/G のセンサで 100 G まで測る場合は、レンジは 1 V を選択します。この場合、G 単位で収録するには Change Unit で 0.0101 V= 1 G と設定し、m/s2 単位で収録するには 0.0101 V = 9.81 m/s2 と設定します。

■ フィルタについて● アナログフィルタ
アナログフィルタは 8 次バターワース・ローパスフィルタ（− 48dB/oct）です。カットオフ周波数はサンプリング周波数とは独立して任意に設定することができます。折返し防止のためには、カットオフ
周波数をサンプリング周波数の 50 ％以下に設定する必要があります。
● ディジタルフィルタ
DSP によるディジタルフィルタは設定したサンプリング周波数の 40 ％から減衰します。ディジタルフィルタは、サンプリング周波数が 200
kHz, 100 kHz, 50 kHz の場合は機能しません。

■ キャリブレーションについて
電源投入時、入力レンジの変更時、サンプリング周波数の変更時に、
DSP を用いてゼロ／ゲインのセルフキャリブレーションを行います。
キャリブレーション用の信号はアンプに内蔵されています。

4-34

各種アンプについて■ 仕様
チャネル数：

２

入力形式：

不平衡

入力結合：

DC 結合（DC モード時）／ AC 結合（PA モード時）

入力インピーダンス：

100 k Ω

入力レンジ：± 0.5、1、2、5、10、20 Vp（DC モード時）± 0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20 Vp（PA モード時）

レンジ精度：± 1 ％以下

周波数特性：

DC 〜 80 kHz（± 1.5 dB、DC モード時）
0.1 Hz 〜 80 kHz（± 1.5 dB、PA モード時）

直線性：± 0.1 ％以下

S/N 比：

71 dB（代表値）、65 dB 以上（サンプリング周波数▼DC モード：センサに電源を供給しません。
PA モード：センサに電源を供給します。
▼PA モードでは、電源投入後初めて収録す
るときや、DC モードから PA モードに切り換えたときには、アンプが安定するまでに時間がかかりますので、REC STANDBYにした後、約１分間待ってから REC
START してください。

50 kHz、1 V レンジ、LPF 20 kHz）
ローパスフィルタ：2、4、8、20、40、80、200、400、800 Hz、
2 k、4 k、8 k、20 k、40 k、80 kHz
カットオフ周波数にて± 3 dB、減衰特性 − 48 dB/oct

センサ供給電源：18 V DC ／ 0.5、3、5 mA（PA モード時）

Ａ/Ｄコンバータ：

16 ビットサンプリング周波数：

1 Hz 〜 200 kHz

入力コネクタ：

BNC■ 設定
Setup → Params →設定するチャネルをダブルクリックすると、下のダイ
アログボックスが現れます。

Channel ： このチャネルに収録する（ENABLE）か、収録しない（DISRange ：▼スロットの片方のチャネルを ENABLE に

ABLE）かを決めます。

したら他方のチャネルも ENABLE にしてレンジを選択します。

ください。

Sample Frequency ：マルチサンプリングの場合は、Base Sample の 10 倍の周波数をスロットごとに設定できます。
Channel Name ： チャネルに名前をつけられます。英数字で 16 文字までです。
Filter ：フィルタのカットオフ周波数を選択します。

PA ：センサ供給電源を選択します。センサに電源を供給しないときごとの設定になります。片方のチャネル

は OFF にしてください。

の設定を変更すると、他方のチャネルのAll Pa Amp Same Condition ：チェックすると、同種のすべてのシグナルコ▼フィルタのカットオフ周波数はスロット設定も自動的に変更されます。

ンディショナが同じパラメータ設定になります。

4-35

各種アンプについて

ディジタル入出力アンプ（AR-GXDIO）
AR-GXDIO は 16 ビットのディジタル信号を収録・再生するためのアンプです。出力アンプとして用いる場合は、他のチャネルに入力したアナログ信号もディジタル信号として出力することができます。
入力アンプとして使った場合、収録データに工学的な意味合いを持たせることもできます。たとえば上位 8 ビットを全部 0 とし、下位 8 ビットに分解能 1 mV の AD 変換器の出力をつないだとき、Change Unit で
1.0 = 1.0 mV と指定することにより、mV を単位として収録できます。
ただし、BCD（2 進化 10 進数）のようなディジタル信号を入力した場合の工学量への変換は、SLOPE、Y̲OFFSET の処理だけではできません。BCD4 桁で最上位桁の最上位ビットが 0 であるデータ、たとえば、潮位 1234（cm）を 16 ビットで入力した場合、これをバイナリデータ
として読むと 10 進数で 4660 になります。一般的にこの値を p として、元の値 x に戻すには、つぎのように計算します。

x = int p 

 16 3  p mod(16 )  p mod(16 )  × 100 + int  × 10 + p mod(16)
2




16
16
3

2

× 1000 + int 

int(k)は k の整数部分、pmod(k)は整数 p を整数 k で割った余りです。p =4660 として、x を計算すると、1234 が得られます。

4-36

各種アンプについて■ 仕様
チャネル数：

２

入力形式：

CMOS レベル、各チャネル 16 ビット

出力形式：

オープンドレイン、各チャネル 16 ビット

入出力切換：

ユニット単位

サンプリング周波数：

1 Hz 〜 200 kHz

トリガ：

各ビットごとの AND, OR 設定可能

入出力コネクタ：

JAE TX20A-36R-D2LT1-A1LH（ユニット側）
コネクタ、ケーブル（先バラ）付属■ 設定
Setup → Params →設定するチャネルをダブルクリックすると、下のダイ
アログボックスが現れます。

Channel ：このチャネルを使う（ENABLE）か、使わない（DISABLE）かを決めます。

Sample Frequency ： マルチサンプリングの場合は、Base Sample の 10 倍の周波数をスロットごとに設定できます。
Input/Output ：入力（収録）アンプとして使うか、出力（再生）アン
プとして使うかを選択します。

Channel Name ：▼スロットの片方のチャネルを ENABLE にしたら他方のチャネルも ENABLE にしてください。
▼Output に設定すると、収録中に他のチャネ
ルの信号をディジタル信号としてモニターできます。

チャネルに名前をつけられます。英数字で 16 文字までです。

Output Slot ：出力アンプとして使うときに、再生したいチャネルのスロットを選択します。

Display Bit ：表示したいビットを選択します。

All DIO Amp Same Condition ：チェックすると、同種のすべてのシグナルコ
ンディショナが同じパラメータ設定になります。

4-37

各種アンプについて■ ディジタルモニター
ディジタル入出力アンプの波形表示では各ビットごとの High/Low が下図のように表示されます。

● 値が 16 進数で表示されます。

■ ディジタル入力トリガの設定
ディジタル入出力アンプでは特定のビットの High/Low をトリガに設定できます。設定するには、Trigger Rec の設定画面でディジタル入出力アンプを実装したチャネルをクリックしてから、Digital I/O をクリックします。

現在の設定が表示されます。
High をトリガに設定するときは（1）に、Low をトリガに設定するときは（0）にします。
（＊）にすると無視されます。

設定するチャネルを選択します。
複数のビットに設定した場合、それらの AND をとるか OR をとるかを設定します。

4-38

各種アンプについて■ 入出力回路
+5 V
PLD

47 kΩ
1 kΩ

IOA1—16
IOB1—16

74LVC14

74HC05IOSTB
74HC05■ 入出力タイミング（コネクタ部）
IOSTB
min.100 nsec min.30 nsec
IOA1—16
IOB1—16

INPUT

max.100 nsec
OUTPUT

min.100 nsec

IOA1—16
IOB1—16※ IOSTB は外部でプルアップしてください。

※サンプリング周波数と IOSTB の関係
サンプリング周波数

IOSTB

1 〜 50

1k

100

2k

200

2k

500

5k

1k

10 k

2k

20 k

5k

10 k

10 k

20 k

20 k

100 k

50 k

100 k

100 k

100 k

200 k

200 k
（単位： Hz）

4-39

各種アンプについて■ ピン配列と付属ケーブルの線色

4-40

ピン

信号名

機

能

1

IOA1

A チャネル IO1

2

IOA2

3

IOA3

4

線

色

ピン

信号名

機

能

線

色

橙（黒点１コ）

19

IOB1

B チャネル IO1

橙（赤点１コ）A チャネル IO2

灰（黒点１コ）

20

IOB2

B チャネル IO2

灰（赤点１コ）A チャネル IO3

白（黒点１コ）

21

IOB3

B チャネル IO3

白（赤点１コ）

IOA4

A チャネル IO4

黄（黒点１コ）

22

IOB4

B チャネル IO4

黄（赤点１コ）5

IOA5

A チャネル IO5

桃（黒点１コ）

23

IOB5

B チャネル IO5

桃（赤点１コ）

6

IOA6

A チャネル IO6

橙（黒点２コ）

24

IOB6

B チャネル IO6

橙（赤点２コ）

7

IOA7

A チャネル IO7

灰（黒点２コ）

25

IOB7

B チャネル IO7

灰（赤点２コ）

8

IOA8

A チャネル IO8

白（黒点２コ）

26

IOB8

B チャネル IO8

白（赤点２コ）

9

IOA9

A チャネル IO9黄（黒点２コ）

27

IOB9

B チャネル IO9

黄（赤点２コ）10

IOA10

A チャネル IO10

桃（黒点２コ）28

IOB10

B チャネル IO10

桃（赤点２コ）11

IOA11

A チャネル IO11

橙（黒点３コ）

29

IOB11

B チャネル IO11

橙（赤点３コ）

12

IOA12

A チャネル IO12

灰（黒点３コ）

30

IOB12

B チャネル IO12

灰（赤点３コ）13

IOA13

A チャネル IO13

白（黒点３コ）

31

IOB13

B チャネル IO13

白（赤点３コ）

14

IOA14

A チャネル IO14

黄（黒点３コ）

32

IOB14

B チャネル IO14

黄（赤点３コ）15

IOA15

A チャネル IO15

桃（黒点３コ）33

IOB15

B チャネル IO15

桃（赤点３コ）16

IOA16

A チャネル IO16

橙（黒点４コ）

34

IOB16

B チャネル IO16

橙（赤点４コ）

17

IOSTB

ストローブ信号灰（黒点４コ）

35

IOSTB

ストローブ信号灰（赤点４コ）

18

GND

白（黒点４コ）

36

GND

白（赤点４コ）各種アンプについて

アナログ出力アンプ（AR-GXAO）■ 仕様
チャネル数：

２

出力形式：

不平衡

出力結合：

DC 結合

出力レンジ：± 1 〜 5 Vp（0.1 V ステップ可変）

ゼロシフト：

0 〜± 5 V（0.1 V ステップ）

出力電流：

約 10 mA

周波数帯域：

DC 〜 80 kHz▼アナログ出力アンプは入力アンプより大きいスロット番号のスロットに入れてください。
▼最大出力電圧は約± 6 Vp です。
▼収録中のデータのモニター出力も可能です。

ローパスフィルタ： 2、4、8、20、40、80、200、400、800 Hz、
2 k、4 k、8 k、20 k、40 k、80 kHz
カットオフ周波数にて− 1.5 dB（この値は AR-GXAO 単体の値で、組み合わせるシグナルコンディショナの周波数特性がこれに加わります）、減衰特性 − 48 dB/oct
レンジ精度：

2 ％（23 ℃± 5 ℃において）

S/N 比：

65 dB（出力レンジ 5 V）

D/A コンバータ：

16 ビット

出力コネクタ：

BNC■ 設定
Setup → Params →設定するチャネルをダブルクリックすると、下のボックスが現れます。

Output Range ：出力レンジを選択します。

▼入力アンプによっては入力レンジ・単位とSample Frequency ： 変更できません。

出力レンジ・単位を一致させることができ

Channel Name ：ません。

チャネルに名前をつけられます。英数字で 16 文字までです。

Output Slot ：再生したいチャネルのスロットを選択します。

Offset Range ：オフセットを設定します。

Cutoff Filter ：出力フィルタのカットオフ周波数を選択します。
※フィルタは出力される信号にはかかりますが、表示される波形にはかかりません。

All DA Amp Same Condition ：チェックすると、すべてのアナログ出力アン
プが同じパラメータ設定になります。

4-41

各種アンプについて

CAN 入力アンプ （AR-GXCAN）
CAN 入力アンプは、CAN（Controller Area Network）バス上のデータフレーム▼CAN カードの装着スロットについてを他のアナログ信号と同時に収録するためのアンプカードです。収録後のデCAN カードは SLOT1、SLOT2 など他のアータを各 ID に含まれるラベル単位で分離し、アナログ信号との時系列表示がナログ入力アンプより前のスロットに装着可能です。ラベル情報については ベクター社 CANdb に対応しており、収録時に CANdb ファイルを指定した場合は、データファイルと共にヘッダ情報フ
ァイル内に CANdb 情報も記録することができます。（本カードは GX Navi のみ対応可能で、液晶リモコン（DK-GXLCD）には対応しておりません。
）

して使用してください。また、拡張ユニット使用時は、CAN カードは拡張ユニット側には装着しないでください。
▼CAN バスへのケーブル接続について
CAN バスラインがアクティブの状態で GX1 の CAN カードトランシーバケーブルを接続すると、エラーフレームが発生すること■ 仕様があります。

対応 CAN プロトコル： CAN 2.0A（Standard ID 11bit）▼Standard ID と Extended ID の両方がバス上

CAN 2.0B（Extended ID 29bit）に存在しても接続可能ですが、収録に際してはどちらか一方を選択して収録します。

収録ボーレート：

1 Mbps 〜 5 Kbps

▼ボーレートは後述する式で計算される範囲内で選択することが可能です。
（p. 4-46）

収録バスポート数：

1 ポート／枚▼GX-1 は A/B の 2 チャネルアンプとして認識します。また、最大 2 枚まで実装可能です。

対応 CAN バス規格：

ISO11898 （トランシーバ： 251 タイプ）

▼物理層の違いは、バス―アンプ間に入れる

ISO11519 （トランシーバ： 1053 タイプ）

オプションのトランシーバを変更すること

SAE J1939 （トランシーバ： 251 タイプ）

で対応します。

SAE J2284 （トランシーバ： 251 タイプ）
SAE J2411 （トランシーバ： 5790 タイプ）
NMEA-2000（トランシーバ： 251 タイプ）
Device Net （トランシーバ： 251 タイプ）
CANopen （トランシーバ： 2515 タイプ）
等 CAN プロトコル及び CAN をベースにしたバス仕様のもの（ただし、後述する GX AFC CAN を利用しての物理量変換には対応できない場合があります。）
収録データ：

CAN バス上のデータフレームのみを収録▼記録メディアはメモリー／ AIT ／ PC へのリアルタイム記録に対応し、MO と PC カー
ドには対応しません。

収録時 CAN
データモニター：

収録時に ID 単位でデータ長とデータを HEX 表示
表示形式は特定 ID のみの ID 固定表示と全ての ID を表示するスクロール表示が可能

再生機能：

4-42

なし（収録データファイルとして後処理）▼GX Navi では CAN カードも波形データが出てきますが、これはパケットデータを波形に置き換えたものであって、ラベルごとの分解表示機能はありません。

各種アンプについて■ 設定
Setup → Params →設定するチャネルをダブルクリックすると、下のボックスが現れます。

▼本アンプはリスンオンリ・モードがサポートされていません。ボーレート設定が接続
バスのボーレートと異なる場合は、エラー
フレームや送信ノードがバスオフになる（バスから排除される）場合がありますので、ご注意ください。

Channel ：このチャネルを使う（IN）か、使わない（DISABLE）
かを決めます。

Sample Frequency ： マルチサンプリングの場合は、Base Sample の 10 倍の周波数をスロットごとに設定できます。
Baud Rate ：CAN バスラインのビットレートを設定します。バスラ
インの詳細パラメータを設定する場合は、Set Detail をチェックし、Detail ボタンを押します。（下記参照）

CAN ID ：収録対象とする CAN データの ID が、標準（Standard）
か、拡張（Extended）かを選択します。

Candb file ：CANdb ファイルがある場合、ファイルを指定します。

CAN Detail 画面
SJW ： 最大ビット周期幅
BRP ： ボーレートプリスケーラ
BSP ： サンプリングポイント
TS1 ： タイムセグメント 1
TS2 ： タイムセグメント 2

詳細は『CAN Detail 設定画面での各パラメータ』を参照ください。

4-43

各種アンプについて■ CAN データのモニター※ CAN データから各ラベルのデータを抜き出して表示す
収録中、CAN データモニターは、ID、データ長、データる機能はありません。

（16 進数）をモニター表示できます。チャンネルセレク
トパレットで CAN ボードのデータを表示するように設定
し、ツールバーの CAN モニターボタンを押します。

表示する ID の指定

ここでデータ表示を選択しないと以下のモニター機能は有効となりません。

表示する ID の指定は、Setting ボタンをクリックすると現われるダイアログで行います。表示される ID 数は最大収CAN データのモニターには、発生したパケットをトレー

録 ID 数である 16 個までとなっており、下図のように 10

スして表示するスクロールモードと、指定した ID のデー

進数で指定します。また、左下の Slot で CAN ボードの装タを表示するノーマルモードとがあります。表示モード

着されているスロットを指定します。

の切り換えは Normal ボタン、Scroll ボタンで行います。
（ボタンの表示は現在の表示モードを示します。）
スクロールモードの画面発生したパケットを順次表示します。

波形表示またはバーメータ表示の場合は、アナログの計
測チャネルについては収録中のデータが波形またはバーメータとして表示されます。その際、CAN ボードに相当するチャネルの波形またはバーメータは、データラベル
での表示ではなく入力されたパケットデータをディジタ※ 表示更新タイミングによりデータが抜けることがあります。サンプリング周波数を適切に設定すれば、収録
データには抜けはありません。
※ 波形表示の Time Scale を 2 秒以上に設定すると更新されなくなりますので 1 秒以下に設定してください。
ノーマルモードの画面指定した ID のデータを表示します。

4-44

ルのまま表示していますので、ラベルの信号として表示させることはできません。

各種アンプについて■ GX-1 の設定サンプリング周波数とCAN バスボーレートの関係
CAN バスのデータフレームを取りこぼしなく収録するためには、GX-1 の最低サンプリング周波数を以下の式より決定し設定する必要があります。CAN
バス上データフレームで 1 転送当たりの時間より本体のデータ転送（4 サンプ
リングで 1 フレーム）が早ければ取りこぼしなく収録できます。
サンプリング周波数の決定条件
ビットあたり時間 = 1 ／ボーレート
最小フレーム時間 = データフレーム長 × ビットあたり時間
データフレーム長： Standard ID = 44 ビット（固定部）
Extended ID = 62 ビット（固定部）
ITM 時間 = ビットあたり時間 × 3 ビット（ITM 時間が 25 μ sec より短い場合は ITM 時間を 25 μ sec としてください。25 μ sec は CAN コントローラから出力される遅延時間です。
）
サンプリング周波数 ≧ 1 ／［（最小フレーム時間 + ITM 時間）／ 4］【例】
CAN バスボーレート： 500 Kbps で Standard ID（標準 ID）の場合
ビット当たり時間 = 1 ／ 500 K ＝ 2 μ sec/bit
最小フレーム時間 = 44 × 2 μ sec = 88 μ sec
ITM 時間 = 2 μ sec × 3 bit = 6 μ sec（∴ 6 μ＜ 25 μのため ITM ＝ 25 μ sec とする）
サンプリング周波数 ≧ 1 ／［（88 μ sec + 25 μ sec）／ 4］= 38.835 kHz（GX-1 の最低サンプリング周波数は上記 38.835 kHz より高い近似値 50
kHz サンプリングとなります。
）

CAN バスボーレートとサンプリング周波数の例
CAN バスボーレート

GX-1 サンプリング周波数（標準 ID）

GX-1 サンプリング周波数（拡張 ID）

50 Kbps

5 kHz

5 kHz

100 Kbps

10 kHz

10 kHz250 Kbps

20 kHz

20 kHz500 Kbps

50 kHz

50 kHz

1 Mbps

100 kHz

50 kHz

マルチサンプリング機能を使用して、他のアナログチャネルの Base Sample は
上記サンプリング周波数の 1/10 に設定することもできます。

4-45

各種アンプについて■ トランシーバケーブルピン配列
推奨トランシーバケーブル： KVASER 社製

Pin No.

1

DRVcan 251/1053 TYPE

DRVcan S

1

Not connected.

Not connected

2

CAN_L (low level @ dominant)Not connected

3

GND

GND

4

Not connected.

Not connected

5

ShieldShield6

Not connected.

Not connected

7

CAN_H (high level @ dominant)

CAN_H (high level @ dominant)8

Not connected.

Not connected9

Not connected.

Power Supply (12 V)

6

CAN Detail 設定画面での各パラメータは以下の意味を持ちます。

選択値

初期設定値

0
SJW

説明
最大ビット周期幅 1TQ

1

初期設定

最大ビット周期幅 2TQ

2

最大ビット周期幅 3TQ

3

最大ビット周期幅 4TQ

BSP

1

初期設定

BRP

0 〜 637

ボーレートプリスケーラ

TS1

4 〜 1614

タイムセグメント 1

TS2

2〜8

5

タイムセグメント 2

3

1 サンプリングポイント
3 サンプリングポイント

ボーレートは下の式で決まります。

Baud rate (kbps) =16 MHz
2 × (BRP + 1) × (1 + TS1 + TS2)

SJW、BSP は CAN バスラインの状況によりデータが取得できない場合に調整してください。

4-46

9

トランシーバ側 D-sub コネクタ

■ CAN Detail 設定画面での各パラメータについて

パラメータ

5

50 kbps

各種アンプについて

TS1、TS2 パラメータ設定制限について

TS1

TQ 値
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
NG
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆

3
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

4
NG
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

TS2
5
NG
NG
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

6
NG
NG
NG
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

7
NG
NG
NG
NG
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

8
NG
NG
NG
NG
NG
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

9
NG
NG
NG
NG
NG
NG
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

NG ：この値には設定しないでください。
△： BRP の値が 0 の場合は設定しないでください。

■ GX AFC CAN を使用してのファイル変換
PC に取り込んだデータファイルから CAN のデータを再構成するための（パケットデータから必要なデータを抜き出し、アナログのチャネルと同一時
系列データに展開する）ツールとして、GX AFC（Advanced File Converter）
CAN があります。下図の起動画面で、Original file で変換元ファイル（GX-1
から読み込んだ状態のファイル）を指定し、Output file で出力ファイルを指定します。Format type of output file には CAN file を指定します。

4-47

各種アンプについて

Channel of original file から出力したいデータを選択し、Add ボタンを押して出力データを指定します。CAN のデータラベルについての選択方法は以下のとおりです。
Channel of original file に CAN の チ ャ ネ ル （ 前 ペ ー ジ の 例 で は
CH1̲AR̲GXCAN）が表示されますので、そのチャネルをダブルクリックします。下の、CANdb Editor のエディターダイアログと同様の画面が開きますので、ここでファイル出力するラベルを選択します。

出力するラベルにチェックを入れ、OK ボタンを押して元の画面に戻ります。
※ GX-Navi による収録時に CANdb file が指定されている場合は Message
name 等は表示されますが、指定されていなかった場合は、収録した CAN
データと同じ CANdb を CANdb file name に指定してください。
指定したアナログチャネル一覧に加え、選択した CAN データのラベル情報が表示されます。ここで Add ボタンを押すと Channel of original file の欄に出力される信号名が表示されます。選択可能チャネル数は最大 128 チャネルです。（アナログ 30 チャネル収録の場合、CAN のラベルは最大 98）
データ選択が終了したら Convert ボタンを押して変換を行ないます。
（収録データ容量によっては、この変換作業にはかなりの時間を要します。）※ Format type of output file に CAN+DADiSP を指定するとマルチサンプリ
ングで収録したデータをアップサンプリングし、同一サンプリングのファイルとして出力することもできます。詳細は GX AFC 取扱説明書を参照く
ださい。
※ 物理量変換に際して１つの信号で 16bit を越えるデータがある場合は、16bit で丸められます。収録される CAN データは 4 サンプリングで 1 つの有効 CAN データとなりますので、収録データの最初の部分と最後の部分がCAN データとして無効となることがあり、その場合は物理量変換も正しく変換されません。

4-48

付 録
トラブルが起きたら . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-3

索引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-4

付属品 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-5

別売アクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-5

保証規定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-6

5-1

5-2

付 録

トラブルが起きたら■ 万が一ハングアップしたときはもし GX-1 本体がハングアップした場合は、つぎの手順■ AIT が入ったままハングアップしたらもし AIT がドライブに入ったままハングアップした場でリセットしてください。

合は、つぎの手順でリセットしてください。

1. ソフト GX Navi を終了し GX-1 本体の電源を切る。

※ 最後のデータファイルは救えないことがあります。

2. 本体のシグナルコンディショナを１枚だけ抜いて、本● GX-1 本体がハングアップした場合体の電源を投入する。

1. AIT をイジェクトしようとせず、そのまま５分以上待3. ブザーがピピッと３回鳴るのを確認し、再度本体の電

つ。

源を切る。

2. 付属ソフトを終了し、GX-1 本体の電源を切る。
4. 手順２で抜いたシグナルコンディショナを GX-1 に戻し、本体の電源を投入する。

3. 本体のシグナルコンディショナを１枚だけ抜いて、本体の電源を投入する。

5. ブザーがピピッと３回鳴るのを確認し、GX Navi を立ち上げる。

4. ブザーがピピッと３回鳴るのを確認し、付属ソフトを立ち上げる。

※ 本体に記憶された設定はリセットされますので、再度設定し直してください。

5.「One data file in this tape is not closed. . . . 」というメッセージが出るので、「はい」をクリックする。
クローズ処理が始まります。データが大きい場合には数時間かかることがあります。

6. クローズ処理が終わったら付属ソフトを終了し、本体の電源を切る。

7. 手順３で抜いたシグナルコンディショナを GX-1 本体に戻し、電源を投入する。

8. ブザーがピピッと３回鳴るのを確認し、付属ソフトを立ち上げる。

● GX Navi がハングアップした場合の AIT の取り出し方

1. GX Navi を強制終了する。
2. GX-1 本体の電源を切る。
3. ふたたび GX-1 本体の電源を投入し、（GX Navi を立ち上げずに）AIT ドライブの EJECT ボタンを押す。

5-3

付 録

索引
A BC
AIT について........................................ 2-9
FFT 画面 ............................................ 3-13
ID .........................................1-6, 3-22, 4-6
IRIG-B タイムコード..........1-8, 3-26, 4-11
MO について.......................................2-11
PC カードについて.............................2-12
SCSI ID を設定する..............................2-8
TAFFmat ................................1-3, 1-6, 4-6

あいうえお
アンプの取り付け ................................2-3
イベントマーク....................1-4, 3-6, 4-10
インストール........................................2-8

かきくけこ
外部サンプリング .....................3-32, 4-11
拡張ユニット........................................2-5
簡易リモコン......................................3-18
コピーする ................................3-10, 3-25

さしすせそ再生する....................................3-15, 4-41
サンプリング周波数 .............................1-4…と収録時間....................................1-5…とモニター表示.............................1-5…の設定 .........................................3-32
収録
収録時間 ...........................................1-5
収録条件を設定する .......................3-31
メモリーに収録する .........................3-6
リピート収録..................................3-29
リムーバブルメディアに収録する ...........................................3-8仕様 ......................................................4-4
スキャン......................................3-28, 4-6

た

ちつてとタイマー動作......................................3-30
タイムコードによる補正....................3-26
データファイル .............................1-6, 4-6電源を用意する ....................................2-6
時計を合わせる ..................................3-31

なにぬねの
入力レンジ .........................................3-32

は

ひふへほ
バーグラフ画面 ..................................3-14

5-4

波形表示.............................................3-11
パソコンの要件 ....................................2-8
パラメータ
パラメータの保存...........................3-32
パラメータの読み込み ...................3-32
パラメータの設定...........................3-31
ファイルフォーマット .........................4-6
ファイル名..................1-6, 3-10, 3-22, 4-6
ファンを止める ..................................3-31
付属品 ..................................................5-5
プリトリガ .........................................3-28
ブロックダイアグラム .........................4-5
ヘッダファイル .............................1-6, 4-9
別売アクセサリ ....................................5-5
ポストトリガ......................................3-28

まみむめも
マルチサンプリング....................1-4, 3-33
メモ音声 ............................1-7, 3-26, 3-27
モニター出力 .......................1-7, 3-4, 3-11

らりるれろ
リアルタイム転送 .......................1-4, 3-22
レベルトリガ......................................3-29

GX Navi 画面上
Auto Range ........................................3-39
Bar Graph...........................................3-14
Base Sample......................................3-32
Cascade .............................................3-38
Change Unit .......................................3-34
Channel Select...................................3-38
Clock Set............................................3-31
Control Panel .....................................3-36
Copy...................................................3-25
Count..................................................3-26
Edit .....................................................3-25
External ..............................................3-32
Fan .....................................................3-31
FFT Monitor........................................3-13
File .....................................................3-22
File number auto increment ...............3-23
Format................................................3-23
Further Info.........................................3-37
Interval ...............................................3-30
IRIG....................................................3-26
Load Setting .......................................3-34
Misc....................................................3-31
Multi....................................................3-33
New ....................................................3-22

Open ..................................................3-23
Output Monitor ...................................3-36
Parames Load....................................3-32
Parames Save....................................3-32
Params...............................................3-31
Pre/Post Trigger .................................3-28
Print....................................................3-23
Print Option ........................................3-24
Print Preview ......................................3-23
Print Setup .........................................3-23
Realtime .............................................3-22
Repeat................................................3-29
Reset Setting Data .............................3-24
Same Setting......................................3-33
Save as Bitmap ..................................3-24
Save Setting.......................................3-34
Setup..................................................3-26
Single .................................................3-30
Sort.....................................................3-26
Stand Alone/Auto Eject ......................3-19
Status Bar ..........................................3-36
Sweep ................................................3-33
System ...............................................3-26
Tile Horizontal ....................................3-38
Tile Vertical ........................................3-38
Timer Rec...........................................3-30
Toolbar ...............................................3-35
Trigger Rec ........................................3-29
View ...................................................3-35
Voice Memo .......................................3-26
Wave Monitor .....................................3-11
Wave Panel........................................3-37
Window ..............................................3-38
Zoom ..................................................3-25

製品型式
AR-GXAO...........................................4-41
AR-GXCAN ........................................4-42
AR-GXCH...........................................4-30
AR-GXDC...........................................4-16
AR-GXDIO .........................................4-36
AR-GXFV ...........................................4-28
AR-GXMC ..........................................4-18
AR-GXPA ...........................................4-34
AR-GXPC...........................................4-32
AR-GXST ...........................................4-22
AR-GXTCJ .........................................4-26
AR-GXTCK.........................................4-26
AU-GXEPIO .........................................2-5
DK-GXLCD...........................................1-8
ER-GXRC...........................................3-18

付 録

付属品

別売アクセサリ● 本体付属品
AC 電源コード

1

3P-2P アダプタ

1

DC 電源コード1

AC アダプタ

1

フィルタ

1

イヤホン

1

マイクロホン1

フェライトコア＆ケーブルタイ

各1

フェライトコア1

インストールディスク

1

ハンドル

2

ハンドル取付け用ネジ＆ワッシャ

各4

ハンドル取付け用レンチ

1

AIT カセットテープ（AIT タイプのみ）

1

クリーニングテープ（AIT タイプのみ）

1

MO ディスク（MO タイプのみ）

1

取扱説明書（本書）

1

AIT カートリッジテープ

SONY SDX1-25C

AIT クリーニングテープ

SONY SDX1-CL

PC アダプタボード

TZ-GXPAB

ER-GXRC コネクタ用ケーブル

CL-GXRC

同期ケーブル・タイプ 1

CL-GXSYC1

リオン社製マイク用変換ケーブル

CL-GXMCR

動ひずみ入力アンプ用ケーブル
タイプ 1

CL-GXST1

NDIS 用変換ケーブルリモートセンスあり

CL-GXST2RS

NDIS 用変換ケーブルリモートセンスなし

CL-GXST2● 各種アンプ付属品（１ユニット当り）
コネクタ

フェライトコアDC 入力アンブ

02

マイク入力アンプ

02

動ひずみ入力アンプ

22

熱電対入力アンプ

2

2

F/V 入力アンプ

02

チャージアンプ

02

パルス入力アンプ

0

2

入力アンプ

0

2

アナログ出力アンプ

02

ディジタル入出力アンブ

11電圧出力型加速度センサ● 拡張ユニット（AU-GXEPIO）付属品
AC 電源コード

1

3P-2P アダプタ

1

DC 電源コード1

AC アダプタ

1

フィルタ

1

連結板

2

ネジ＆座金

各8

ハンドルプレート

2

増設用ケーブル1

プレート取付図

1

5-5

付 録

保証規定
ハードウェア保証規定

ソフトウェア保証規定■ 保証期間はお買い上げ日から 1 年間です。

ティアック電子計測株式会社（以下、弊社といいます）

取扱説明書、本体貼付ラベルなどに従った正常な使用は、ご購入日から 90 日間、本ソフトウェアが、取扱説明

状態で、保証期間内に故障が発生した場合には、最寄書に記載の環境を満たすコンピュータ上に正しくインス

りのティアック電子計測株式会社（以下、弊社といいトールされた場合、取扱説明書に記載の機能を履行するます）営業所、またはサービス部門が無料修理いたしことを保証します。但し、弊社は、本ソフトウェアの操ます。

作が中断しないことや誤りのないことを保証するものではありません。本ソフトウェアが保証期間中に所定の機■ 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合はを要求することができます。万一修正不能な場合は、返ス部門にご依頼ください。なお、離島および離島に準金手続きをとらせていただきます。

ずる遠隔地への出張修理を行なった場合には、出張に派生的損害の免責：

要する実費を申し受けます。

使用不能から生じたいかなる損害（事業上の損失、営業※ データ、記録媒体、弊社製以外の装置又は部品、機の中断、営業上の情報の損失、その他の金銭上の損害な構、付加物、改造を事前に本製品から取り外してくど）についても責任を負いません。たとえ、その損害のださい。

可能性が弊社に事前に知らされていたとしても同様です。

■ つぎの場合には保証期間内でも有料修理となります。
1）ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障
および損傷
2）お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
3）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
4）接続している他の機器に起因する故障および損傷
5）異常摩耗、異常損傷を除き、自然消耗とみなされた
消耗部品による故障および損傷
6）特殊業務または特に苛酷な条件下において使用された場合の故障および損傷
7）点検のためのメンテナンス■ 上記保証は、日本国内においてのみ有効です。
■ 上記は、弊社の保証の全てを規定したものであり、法律上の瑕疵担保責任を含む全ての明示又は黙示の保証
責任に代わるものです。弊社の保証責任は、本製品の修理又は交換に限られます。弊社は、いかなる場合にも、お客様の逸失利益及び第三者からお客様に対してなされた賠償請求に基づく損害については責任を負いかねます。
■ 保証期間経過後の修理は本製品の取扱店、最寄りの弊社営業所、またはサービ
ス部門にお問い合わせください。

5-6

能を履行しない場合、お客様は、ご購入店を通じて修正

本製品の取扱店、最寄りの弊社営業所、またはサービ

弊社は、本ソフトウェアの使用や上記保証は、日本国内においてのみ有効です。

■ ユーザー登録のおすすめ ■登録いただいたお客様には本製品のサポートについての情報や新製品などの情報をお知らせいたします。

〈ユーザー登録記入欄〉
型

名

シリアル

登録いただくにはつぎの３つの方法があります。

ＧＸ−１
No.

購 入 日
●オンライン登録
下記ウェブサイトにアクセスしていただき、登録して

年

月

日

貴 社 名
ご 所 属

ください。
URL ： h t t p : / / w w w . t i c . t e a c . c o . j p / s u p p o r t /

担当者名
ご 住 所

〒

●ファックスによる登録
右の「ユーザー登録記入欄」に必要事項を記入いただ
き、このページをコピーしてファックスしてください。
TEL

FAX ： 0 4 4 - 7 1 1 - 5 2 4 0

FAX●郵送による登録
右の「ユーザー登録記入欄」に必要事項を記入いただ

E-mailき、このページをコピーして郵送してください。
宛先： 〒 211-0067

川崎市中原区今井上町 83

ティアック電子計測株式会社

E-mail による情報提供□ 希望しない

ご意見など

CS 課

取扱店

ティアック電子計測株式会社
本 社 営 業 部
大 阪 営 業 所
広 島 駐 在名古屋営業所〒 211-0067〒 564-0062〒 738-0053〒 464-0025

福 岡 営 業 所

〒 812-0042

http://www.tic.teac.co.jp/

川崎市中原区今井上町 83
TEL 0 4 4 - 7 1 1 - 5 2 2 1 （代）吹田市垂水町 3-34-10
TEL 0 6 - 6 3 3 0 - 0 2 9 1 （代）廿日市市阿品台 2-5-31
TEL 0 8 2 9 - 3 9 - 7 0 6 1
名古屋市千種区桜が丘 230 番地 フタバビル
TEL 0 5 2 - 7 8 8 - 2 6 7 7福岡市博多区豊 1 丁目 5 番 26 号 豊 KM ビル
TEL 0 9 2 - 4 4 1 - 3 6 0 0

FAX 0 4 4 - 7 1 1 - 5 2 4 0
FAX 0 6 - 6 3 8 5 - 8 8 4 9
FAX 0 8 2 9 - 3 9 - 7 0 7 8

東京都武蔵野市中町 3-7-3

FAX 0 4 2 2 - 5 2 - 6 7 8 2

FAX 0 5 2 - 7 8 8 - 2 6 8 8
FAX 0 9 2 - 4 4 1 - 3 6 3 7ティアック株式会社〒 180-8550

TEL 0 4 2 2 - 5 2 - 5 0 2 2