DCT75・デジタル表示器の使い方
How to use DCT75 & Digital Indicator

Place the digital indicator over the height master, press thecenter blue button to reset the digital display value to [0.000].

2 DCT75をめねじに挿入

3 計測

ねじ部がテーパになっておりますので、どこかで止まります。

4 径補正量の確認

現状の有効径が分かることで、次に必要な径補正量を知ることができます。

デジタル表示器をDCT75のシャンク上部からかぶせます。
有効径(計算値)が表示されます。

Insert DCT75 into the internal thread.
The DCT75 thread is tapered and will make the insertion stop ata certain point.

Conﬁrm the amount of diameter correction
By knowing the current eﬀective diameter value, theappropriate diameter correction amount can be determined.

Measurement.
Place the digital indicator over the DCT75.
The current eﬀective diameter (calculated value) will be
digitally displayed.

（例） +0.150‑(‑0.052)=0.202

初期設定のゼロセット作業です。
毎回行う必要はありません。

75%

This operation initializes the digitalindicator, setting the display value tozero. The operation does not need tobe performed each time the indicator
is used.

DCT75

Digitalindicator

基準有効径に対する値

ハイト
マスタ0（基準有効径）

Value relative to thebasic pitch diameter

Heightmaster

Current

めねじデジタル表示器現在Target

Basic pitch diameter押す

径補正値(直径)

Diameter correction amount+0.200+0.150（75％）

Diameter correction amountハイトマスタの上部に押し当てた状
態で、中央の青ボタンを押し、デジタル表示を [0.000] にします。

＋0.2021 初期設定‑0.052（現在）
Current

Press

デジタル表示器 簡易マニュアル
Digital Indicator Quick Reference Manual

測定モード

Measurement mode

電池のセットInstallation of battery

電源ON/OFFPower ON/OFF

表示値ホールド
Holding display value

Power ON

455を押す（2秒以内）

3Press（within 2 sec.）▲PressPower OFF123H

リチウム金属電池
CP2032電池交換してもプログラムは消えませんが、キーロックは解除されます
The program will remain, even if the battery is replaced.

5 を押し続ける（2秒以上）
Press and hold（ 2 sec. or more）

を押す

お問い合わせ先
オーエスジー株式会社
東部営業部
TEL (03)5709-4501
中部営業部
TEL (052)703-6131
西部営業部
TEL (06)6538-3880
International Headquarters
TEL +81-533-82-1118

デジタル表示器 簡易マニュアル
設定モード
Setup mode

TOL：公差判定機能

11
3

1 Select

CALC：演算機能【デジタル表示器の機能設定について】
ボタン●
4 から、設定を始めます。
ボタン●
1 を押すごとに、［TOL：公差判定機能］→［RES：最小表示量］→［CALC:演算機能］→［SCALE:アナログバー目量選択］→［LOCK：キーロック→］［OTHER：その他機能］と表示されます。
4（EXIT）
途中で止めたい時は、ボタン●を押して測定モードへ。

誤作動防止のため、出荷時はキーロックをしています。
キーロックのまま測定は可能ですが、［公差判定機能］・［最小 表示量］の設定はキーロックを解除後、行ってください。
設定後、電池交換後は再度キーロックをしてご使用ください。
To prevent incorrect key operations, the key lock is enabled at
the time of shipment.
While measurement is possible with the key lock enabled, pleasedisable the key lock prior to conﬁguring the tolerance judgment
function and resolution settings.
After adjusting the setting or changing batteries, enable the keylock once again prior to indicator use.

4OKEXIT

24OK

EXIT

測定モード

Measurement mode

測定モード

Measurement mode

置数設定 Numerical value editing
設定例 Setting example0.000⇒20.000

絶対に触らないで下さい

3It has been set to the DCT75 dedicated program by default.
Please do not alter the setting.

CALC

桁移動

2 Move digitOK

1 Select（＋/−）

1or3 Select（0→9→8→7…） （0→1→2→3…）

SCALE:アナログバー目量選択
Analog bar selection

1

Each time button (1) is pressed, the display changes as follows:[TOL: Tolerance judgment function]→[RES: Resolution]→[CALC: Calculation function]→[SCALE: Analog bar selection]→[LOCK: Key lock]→[OTHER: Other functions]
Press button (4) (EXIT) to exit to measurement mode.

【キーロックについて】

2

DCT75専用プログラムにセット済ですCalculation function

14 EXIT

置数設定

Numerical value editing

23RES

下限値 Lower limit

3 EDIT

OKDigit resolution

22OK

RES：最小表示量

11 Select

1 Select

3TOL

上限値 Upper limit

OKTolerance judgment function

4452▲

Digital Indicator Quick Reference Manual

SCALE

3OKKey lockLOCK

OTHER：その他機能
Other functions

OTHER

This function is not used.

2

LOCK：キーロック
1

この機能は使用しません

31 Select

24OKEXIT

24OKEXIT

各種機能設定Settings

測定モード

Measurement mode

その他機能では「PC通信」が可能ですが、別途ミツトヨ製の計測システムが必要となります。
PC communication in other functions can be used, but a separateMitutoyo measurement system is required.

F-148.2019.03（TP）