57−技術資料−●生体高分子脱塩用カラム TSKgel BioAssist DSの特性とその応用
科学計測事業部 セパレーションセンター 村中荒木東京研究所 新材料・無機分野 山中
科学計測事業部 セパレーションセンター 三苫和昭
康祐
麻帆
惠民

処理量には劣るものの、迅速さ、容易さ、試料安定性

1．はじめになどの面で優れた手法である。
これまで市販されている 脱塩カラム

近年、バイオテクノロジーの発展に伴い、タンパク充填剤と質、核酸など生体構成物質の分析、分取には種々の方しては、架橋多糖系充填剤やポリアクリルアミド充填法が提案されている。その中でも液体クロマトグラフ剤が知られているが，これらは脱塩性能に優れるもの

ィーを用いた分析、分取手法は古くから行われているの、機械的強度に劣るという欠点があり，当社では昨手法であるが、対象化合物の広さ、自動化の容易さ、年度親水性アクリルアミド粒子の機械的強度を改善し操作の容易さ、そして実用的な感度と迅速性などの面たTSKgel BioAssist DSを上市した。本報告では充填において、液体クロマトグラフィーに変わる分析、分剤の基本構造及び特性について紹介する。

取手法は提案されておらず、今後も発展していくものと考えられる。
タンパク質等の生体高分子を精製する際には、タンパク質を溶解している溶媒を置換する操作が必要な場

2．TSK-gel BioAssist DSの概要
2.1

基材合成技術合が多くある。特に液体クロマトグラフィーを用い精BioAssist DSカラム充填剤は、親水性多孔質ポリア製を行う場合には、様々なモードのクロマトグラフィクリルアミド微粒子を基材として用いている。従来アーを組み合わせて使用する場合がほとんどであり、使クリルアミド粒子は、モノマー溶解性の関係から逆相用するモードに合わせて試料を溶解している溶媒を調懸濁法やスプレードライ法などの製造法が報告されて製する必要がある。特に試料溶液中の塩強度を下げるいる。BioAssist DS充填剤は油溶性アクリルアミドモ用途が多いことから、これに用いられる液体クロマトノマーを懸濁重合した後、親水化する工程を採用するグラフィーカラムはと称されている。

ことにより、粒子径単分散粒子製造法であるシード重溶媒を置換する方法としては、半透膜や限外濾過膜合法を採用できたこと、親水化工程において高度架橋を用いる方法やサイズ排除クロマトグラフィーに基づ構造を構築したことにより、粒子径単分散であり、かく液体クロマトグラフィー手法が知られている。液体つ従来品と比較し機械的強度が大幅に改善された親水クロマトグラフィーによる方法は、一度に処理できる性アクリルアミド粒子となっている。

脱塩カラム

表１
粒子径
排除限界分子量Porosity
基材
pH range
Column Size
Flow-rate

TSKgel BioAssist DSカラムの使用

15um（単分散）
ca. 3000（PEG換算値）
ca. 60％高架橋度ポリアクリルアミド
4-11（長期）、3-12（短期）
4.6mmID×15cm（2.5mL）、10mmID×15cm（11.8mL）PEEK
1.0（4度）1.5mL/min（25度）for 4.6mmID column
3.0（4度）4.0mL/min（25度）for 10mmID column（ 57 ）58

TOSOH Research ＆ Technology Review Vol.49（2005）

2.2

機械的強度

2.3

脱塩特性

BioAssist DS脱塩カラムは、その主用途として、タ脱塩カラム充填剤は、脱塩しようとする試料はゲルンパク質などの精製において、前段階の液体クロマトの有する細孔に入らず、溶媒中の塩はゲルに浸漬可能

グラフィー手法により分画された多数の溶出分画を連であるような小さな細孔径を有している。実際の脱塩続的に脱塩または溶媒置換し、次の液体クロマトグラクロマトグラフィーにおいては、充填剤細孔に侵入でフィー手法に適した溶液とする様な使用法に適したカきない分子量の大きいタンパク質は早く溶出され、充ラムとして設計されている。この様な使用法において

填剤細孔に侵入できる塩は、充填剤が有する細孔の容は、高塩濃度溶媒と低塩濃度溶媒が交互にかつ連続的積分だけ遅く溶出される。図２にNaClを含むタンパに注入されるため、使用される溶媒に対して膨潤収縮ク質溶液からの脱塩を行った例を示した。約4mLの試の小さい特性が要求され、また短時間の連続注入を繰料中の脱塩が６分程度の短時間に可能であった。

り返すことへの耐久性が要求される。
これまで市販されている脱塩カラム充填剤は水中でタンパク質膨潤した架橋多糖や低架橋度ポリアクリルアミド粒子

NaClであったため、機械的強度が弱く、連続使用には適さInjection
Volume mL
4.0
3.0
2.0
1.0ない物であった。BioAssist DSカラムはポリアクリルアミド側鎖間を親水性化合物で架橋した構造を有してい機械的強度を有している。
図１に市販脱塩充填剤とBioAssist DS充填剤を同じサイズのカラムに充填し、送液流速を変えて送液圧力Conductivity

UV abs. 280nmいるため、従来の脱塩カラム充填剤と比較し遙かに高を計測した結果を示した。充填剤粒子径が大きく異なるため、市販充填剤の送液圧力は低く表示されているが、低い圧力において充填剤が潰れ送液圧力が急上昇する現象が見られた。BioAssist DS充填剤は計測範囲

0246

Elution time［min］

において圧力上昇傾向は見られるものの充填剤が潰れ

クロマト条件カラムサイズ
移動相流速るような現象はみられておらず、従来充填剤と比較し10mmI.D. × 10cm
リン酸緩衝液3mL/minて機械的強度が大きく改善されていることが確認でき
図２

NaCl含有タンパク質溶液の脱塩クロマトグラム

14Insulin
5.73kDa

BioAssist DS
粒子径15um

12Insulin
chain A2.53kDaUV abs 280nm

dP［MPa］

108
市販アクリルアミド粒子
45-90um

64

NaCl

Conductivity

た。

Insulinchain B
3.50kDa

市販多糖粒子15-88um

2000510

クロマト条件Flow-rate［mL/min］

図１12
Elution time［min］
カラムサイズ移動相
流速34.6mmI.D. × 10cm
Tris緩衝液1mL/min各種充填剤との強度比較
図３（ 58 ）NaCl含有ペプチド溶液の脱塩クロマトグラム

東ソー研究・技術報告 第49巻（2005）

また図３に試料として分子量の小さいペプチドを用いた脱塩例を示した。分子量2500程度のペプチドまでは細孔内に入らず溶出された。一方，分子量1000程度のペプチドは細孔内に入るため、脱塩することはできなかった。
図４はDNA精製で使用されるCsClの脱塩例を示した例である。このときの回収率は90％以上（100ng注入時）であった。

λ DNA

0Conductivity

UV abs 260nm

CsCl

1クロマト条件

図４2Elution time［min］
カラムサイズ移動相
流速344.6mmI.D. × 10cm
Tris緩衝液1mL/min

CsCl含有DNA溶液の脱塩クロマトグラム

3．おわりにタンパク質、核酸類の精製工程において実施される脱塩、溶媒交換カラムとして開発しましたTSKgel
BioAssist DSは、従来困難であった高い親水性と強度を両立したカラムであり、生化学分野での精密分析、精密分取に有用なカラムである。

（ 59 ）

59