Informação técnica

Teste de identificação positiva do material (teste de PMI)
WIKA folha de dados IN 00.39

Os testes de identificação positiva de material, ou também
conhecido como teste de PMI, são de grande importância
para a rastreabilidade dos componentes. Este teste não
destrutivo serve como uma prova dos componentes de liga
presentes no material, confirmando a análise de fusão domaterial contido no certificado. Este teste é extremamente
importante, pois eventuais misturas de diferentes lotes demateriais, pode levar a danos consideráveis e, portanto,
deve ser evitada a todo custo em aplicações relevantes
para a segurança. Existem dois procedimentos de testes
diferentes normalmente utilizados em poços termométricos:■■ Análise de fluorescência de raios X (XRF)

A análise de fluorescência de raios-X usa raios X para
estimular os átomos do material do poço termométrico a
produzir radiação natural, sem danificar a superfície dometal.
O comprimento de onda e a intensidade da radiação emitidasão, por sua vez, uma medida dos elementos constituintes
das ligas e de sua concentração.
Elementos identificáveis:Aços: Nb/Cb, Cu, Cr, Fe, Mn, Mo, Ni, Ti, W
Materiais de Cu: Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sn, Zn, Zr
Teste de PMI: análise de fluorescência de raios X dahaste do poço termométrico

WIKA folha de dados IN 00.39 ∙ 12/2018

Página 1 de 2

■■ Espectroscopia de Emissão Óptica (OES)

Com a análise espectrográfica, um arco é gerado entre
a superfície do poço termométrico e um eletrodo detungstênio no instrumento de teste, e o espectro dessearco permite que os elementos da liga, incluindo carbono,
sejam identificados qualitativa e quantitativamente.
Para o OES, ele deixa uma marca característica de queimade aprox. 5 mm [0,020 "] de diâmetro na peça de trabalho.
Elementos identificáveis:Aços: Al, C, Cu, Cr, Fe, Mn, Mo, Nb/Cb, Ni, P, S, Si, Ti, W
Materiais de Cu: Al, Be, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Pb, S, Si, Sn,Zn, Zr
Teste de PMI: análise espectrográfica em um poço
termométrico flangeado modelo TW10Os vários modelos de poços termométricos, como suas diferentes construções, requerem diferentes números de pontosde teste 1).
Modelo do poço termométrico
TW10, TW55-7

TW15, TW20, TW25, TW30, TW31,TW50, TW55-6
TW35, TW45

TW40

TW70-K
TW70-L, TW70-M

Análise de fluorescência de raios X (XRF)
3 pontos de teste■■ Haste■■ Flange■■ Parte superior da junta de solda
1 ponto de teste■■ Haste

3 pontos de teste■■ Haste■■ Adaptador (rosca)■■ Ponta

3 pontos de teste■■ Haste■■ Flange■■ Ponta

2 pontos de teste■■ Haste■■ Ponta

3 pontos de teste■■ Haste■■ Flange / Adaptador (rosca)■■ Ponta

Análise espectrográfica (OES)
2 pontos de teste■■ Haste■■ Flange

1 ponto de teste■■ Haste2 pontos de teste■■ Haste■■ Adaptador (rosca)

2 pontos de teste■■ Haste■■ Flange

1 ponto de teste■■ Haste2 pontos de teste■■ Haste■■ Adaptador (rosca)

03/2019 PT based on 12/2018 EN1) testes adicionais estão disponíveis sob consulta.

© 12/2018 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos são reservados.
Especificações e dimensões apresentadas neste folheto representam a condição de engenharia no período da publicação.
Modificações podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituídos por outros sem aviso prévio.

WIKA folha de dados IN 00.39 ∙ 12/2018

Página 2 de 2

WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Úrsula Wiegand, 03
18560-000 Iperó - SP/BrasilTel.
+55 15 3459-9700
Fax +55 15 3266-1196
vendas@wika.com.br
http://www.wika.com.br/