A&D Weighing
電子計測・計量機器総合カタログ
Vol.32.1

データロガー／デジタル温湿度計シリーズ
商品名

ページ

Bluetooth 内蔵温度データロガー2

温度データロガー

温湿度 SD データロガー

3

温度データロガー

4

Bluetooth 内蔵温度・湿度データロガー

熱中症指数データロガー
熱中症指数モニタ
暮らし環境温湿度計

温湿度計

5
6
7

8

9
小型温度計
デジタルホーム温度計

Bluetooth 対応 中心温度計
防水形中心温度計

温度センサプローブ
中心温度計

10
11
12

13

熱電対温度計（Kタイプ）

Kタイプ熱電対温度センサ

14

赤外線放射温度計
レーザーマーカ付き

15

サーマルイメージカメラ

16

赤外線放射温度計

17

ワイヤレス
マルチチャンネル温湿度計

18

製品番号

AD-5327TH
AD-5327TT
AD-5327T
AD-5326TT
AD-5326T
AD-5696
AD-5324SET
AD-5325SET
AD-5324
AD-5325
AD-5695DL
AD-5698B
AD-5698
AD-5695A
AD-5693
AD-5694A
AD-5686
AD-5687
AD-5690A
AD-5688
AD-5640B
AD-5644A
AD-5685
AD-5649
AD-5689
AD-5681
AD-5680
AD-5648A
AD-5682
AD-5656SL
AD-5656A
AD-5658
AD-5657-50
AD-5684BL
AD-5684RE
AD-5626
AD-5604C
AD-5628
AX-KO4421
AD-5605P
AD-5605C
AD-5605H
AD-5625
AD-5624
AD-5601A
AD-5602A
AD-5605H
AD-1218-230
AD-1218-350
AD-1220-100
AD-1214
AD-1215
AD-1217
AD-5635
AD-5619
AD-5614
AD-5611A
AD-5634
AD-5616
AD-5618
AD-5636
AD-5612WP
AD-5612A
AD-5613A
AD-5617WP
AD-5617
AD-5617MT
AD-5664SET
AD-5664-01

税抜価格

15,80012,80011,8005,500
4,500
18,00015,00016,0008,000
9,000
30,000未定

5,000
28,000
9,000
6,500
8,000
3,200

オープン

3,400
3,400

オープン

8,000
3,200
2,900
4,200
4,200
5,600
3,800
3,000
2,800
2,000
2,400
1,700
1,700
7,000
14,000
3,800
6,400
4,500
7,500
6,500
3,000
4,000
9,500
12,000
6,500
8,500
9,800
9,000
1,800
6,000
10,0004,800
7,500
13,5009,800
39,50035,50098,00080,000
8,800
6,500
4,000
3,800
2,400
3,600
14,000
7,000

目

次

INDEX

JAN コード

4981046164627
4981046164610
4981046164603
4981046 451116
4981046 451109
4981046 450607
4981046 451048
4981046 451055
4981046 451017
4981046 451024
4981046160704
4981046577830
4981046 157162
4981046 450324
4981046 450409
4981046 136907
4981046 446686
4981046 446693
4981046160360
4981046 446709
4981046 443012
4981046 306164
4981046 446334
4981046 443906
4981046 446716
4981046 446310
4981046 446303
4981046 443814
4981046 446327
4981046 444613
4981046 444620
4981046 444804
4981046 444729
4981046 446600
4981046 446617
4981046198875
4981046 440448
4981046 441803
4981046 490344
4981046 440523
4981046 440509
4981046 440516
4981046 441506
4981046 441407
4981046 440110
4981046 440219
4981046 440516
4981046 490405
4981046 490412
4981046160858
4981046 490108
4981046 490207
4981046 490306
4981046 156493
4981046 445412
4981046 445702
4981046 445115
4981046 135320
4981046 445900
4981046 445917
4981046159166
4981046 445122
4981046 445214
4981046 445313
4981046 445825
4981046 445818
4981046 445832
4981046 154819
4981046 154826

パッケージサイズ（W × H × Dmm）
100 × 36 × 161
100 × 36 × 161
100 × 36 × 161
119 × 190 × 35
119 × 190 × 35
140 × 240 × 50
95 × 120 × 45
95 × 120 × 45
65 × 85 × 35
65 × 85 × 35
350 × 80 × 150
110 × 180 × 55
110 × 180 × 55
350 × 80 × 150
110 × 240 × 32
110 × 240 × 33
142 × 280 × 29.5
98 × 165 × 25
140 × 90 × 14
98 × 165 × 25
140 × 240 × 18
90 × 140 × 14
144 × 280 × 29.5
60 × 110 × 45
91 × 141 × 15
140 × 240 × 45
140 × 240 × 32
140 × 240 × 32
140 × 240 × 32
120 × 140 × 16
120 × 140 × 16
90 × 140 × 32
90 × 140 × 32
104 × 140 × 18
104 × 140 × 18
274 × 54 × 118
120 × 381 × 40
105 × 226 × 60
30 × 350 × 30
96 × 300 × 27
96 × 300 × 27
96 × 240 × 27
95 × 240 × 20
91 × 241 × 24
140 × 240 × 45
140 × 240 × 45
96 × 240 × 27
55 × 380 × 20
55 × 500 × 20
117 × 258 × 10
80 × 160 × 10
80 × 440 × 30
100 × 330 × 20
112 × 240 × 41
112 × 242 × 40.5
110 × 240 × 31
110 × 240 × 31
353 × 295 × 102
333 × 204 × 65
435 × 105 × 355
353 × 295 × 102
110 × 240 × 31
110 × 240 × 31
90 × 140 × 20
45 × 165 × 35
45 × 165 × 35
90 × 140 × 18
150 × 350 × 50
110 × 210 × 50

デジタルタイマー／ホーム温度計／ホームスケール／レタースケール
18

デジタルタイマー19

デジタルホームタイマー

20

非接触タイマー
防水タイマー21

デジタルホームスケール

22

防水形デジタル塩分計
レタースケール
コンパクトスケール

23

AD-5701A
AD-5701A-E
AD-5707
AD-5708
AD-5705BK
AD-5705RE
AD-5706WH
AD-5706RE
AD-5713
AD-5703
AD-5714
AD-5704
AD-5712GR
AD-5711WH
AD-5711BL
AD-5711YL
AD-5711RE
AD-5715
AD-5709TL
AD-5709TL-E
AD-5709
AD-5709-E
AD-5716
UH-3305-WRG
UH-3301-W
UH-3302-W
UH-3302-R
UH-3303-W
UH-3303-R
UH-3201-W
UH-3201-BL
UH-3201-Y
UH-3201-R
UH-3202-W
UH-3202-BL
UH-3202-Y
UH-3202-R
AD-4723
UH-3201L-W
HJ-150A

2,800
2,900
1,300
1,400
1,600
1,400
1,200
1,200
1,200
1,400
1,200
1,280
900
1,500
1,500
1,500
1,500
2,700
2,500
2,600
2,500
2,600
2,800

オープン

2,500
2,800
2,800
3,000
3,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

オープン

5,500
4,500

4981046 482110
4981046482110
4981046 483308
4981046 483407
4981046 482615
4981046 482608
4981046 482714
4981046 482707
4981046 483803
4981046 482301
4981046 484602
4981046 482400
4981046 483704
4981046 482837
4981046 482806
4981046 482820
4981046 482813
4981046160759
4981046 482219
4981046196284
4981046 482202
4981046220125
4981046160742
4981046 154956
4981046 604260
4981046 604291
4981046 604369
4981046 604383
4981046 604390
4981046 602280
4981046 602266
4981046 602297
4981046 602273
4981046 602358
4981046 602334
4981046 602365
4981046 602341
4981046 156097
4981046 603591
4981046 130554

112 × 191 × 33
112 × 191 × 33
98 × 150 × 30
98 × 150 × 20
97 × 149 × 20
97 × 149 × 20
78 × 148 × 20
78 × 148 × 20
98 × 150 × 20
90 × 140 × 25
98 × 150 × 20
90 × 140 × 25
98 × 150 × 15
104 × 140 × 18
104 × 140 × 18
104 × 140 × 18
104 × 140 × 18
110 × 32 × 220
112 × 192 × 17
112 × 192 × 17
112 × 192 × 17
112 × 192 × 17
110 × 25 × 240
140 × 240 × 46
169 × 248 × 38
169 × 248 × 38
169 × 248 × 38
169 × 248 × 38
169 × 248 × 38
185 × 220 × 50
185 × 220 × 50
185 × 220 × 50
185 × 220 × 50
185 × 220 × 50
185 × 220 × 50
185 × 220 × 50
185 × 220 × 50
81 × 250 × 18
185 × 220 × 50
80 × 35 × 145

梱包サイズ（W × H × Dmm）
167 × 117 × 352
167 × 117 × 352
167 × 117 × 352
240 × 145 × 205
240 × 145 × 205
260 × 250 × 150
240 × 105 × 250
240 × 105 × 250
180 × 80 × 180
180 × 80 × 180
365 × 180 × 315
295 × 220 × 245
295 × 220 × 245
365 × 180 × 315
265 × 130 × 210
320 × 132 × 250
360 × 160 × 255
290 × 115 × 150
160 × 150 × 108
288 × 115 × 282
260 × 160 × 210
150 × 160 × 108
412 × 170 × 205
250 × 80 × 170
210 × 155 × 110
265 × 170 × 255
360 × 170 × 195
320 × 170 × 160
320 × 170 × 160
190 × 125 × 145
190 × 125 × 145
200 × 120 × 180
205 × 113 × 162
107 × 145 × 120
107 × 145 × 120
282 × 296 × 246
510 × 150 × 400
320 × 255 × 220
365 × 170 × 175
338 × 113 × 300
338 × 113 × 300
300 × 113 × 278
190 × 120 × 250
290 × 120 × 165
440 × 180 × 255
440 × 180 × 255
300 × 113 × 278
ー
ー
ー
ー
ー
ー
420 × 128 × 244
420 × 130 × 250
450 × 120 × 250
450 × 120 × 250
540 × 325 × 365
289 × 217 × 347
445 × 130 × 390
540 × 325 × 365
320 × 120 × 250
320 × 120 × 250
190 × 110 × 130
287 × 116 × 186
287 × 116 × 186
198 × 200 × 123
270 × 375 × 160
265 × 230 × 230

214 × 182 × 127
214 × 182 × 127
195 × 118 × 160
180 × 118 × 108
190 × 138 × 123
190 × 138 × 123
200 × 125 × 100
200 × 125 × 100
195 × 118 × 124
165 × 110 × 155
195 × 118 × 124
165 × 110 × 155
205 × 118 × 95
107 × 145 × 120
107 × 145 × 120
107 × 145 × 120
107 × 145 × 120
177 × 119 × 300
235 × 135 × 137
235 × 135 × 137
235 × 135 × 137
235 × 135 × 137
152 × 119 × 347
255 × 147 × 270
214 × 349 × 260
214 × 349 × 260
214 × 349 × 260
214 × 349 × 260
214 × 349 × 260
395 × 340 × 465
395 × 340 × 465
395 × 340 × 465
395 × 340 × 465
395 × 340 × 465
395 × 340 × 465
395 × 340 × 465
395 × 340 × 465
261 × 94 × 227
395 × 340 × 465
190 × 160 × 166

梱包入数

10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
4
10
10
4
10
10
10
10
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
25
10
10
10
10
10
10
10
10

ー
ー
ー
ー
ー
ー

10
10
10
10
5
4
1
5
10
10
10
20
20
20
5
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

梱包質量

原産国

約 1.35 kg
約 1.35 kg
約 1 kg
約 0.8 kg
約 0.9 kg
約 0.9 kg
約 0.7 kg
約 0.7 kg
約 1.1 kg
約 0.6 kg
約 1.1 kg
約 0.6 kg
約 0.8 kg
約 0.5 kg
約 0.5 kg
約 0.5 kg
約 0.5 kg
約 1.7 kg
約 1.1 kg
約 1.1 kg
約 1.1 kg
約 1.1 kg
約 1.7 kg
約 5.0 kg
約 4 kg
約 4 kg
約 4 kg
約 4 kg
約 4 kg
約 10.0 kg
約 10.0 kg
約 10.0 kg
約 10.0 kg
約 9.0 kg
約 9.0 kg
約 9.0 kg
約 9.0 kg
約 0.7 kg
約 10.5 kg
約 2.7 kg

中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国

約 1.４ kg
約 1.４ kg
約 1.４ kg
約 1.5 kg
約 1.3 kg
約 2.0 kg
約 2.1 kg
約 2.1 kg
約 1.2 kg
約 1.2 kg
約 4.0 kg
約 2.4 kg
約 2.4 kg
約 4.0 kg
約 2.7 kg
約 1.4 kg
約 2.8 kg
約 1.3 kg
約 0.5 kg
約 2.4 kg
約 1.8 kg
約 0.5 kg
約 3.6 kg
約 0.9 kg
約 0.8 kg
約 2.5 kg
約 2.9 kg
約 2.8 kg
約 2.5 kg
約 0.8 kg
約 0.9 kg
約 0.5 kg
約 0.6 kg
約 0.5 kg
約 0.5 kg
約 2.0 kg
約 3.9 kg
約 1.8 kg
約 4.0 kg
約 1.4 kg
約 1.5 kg
約 1.3 kg
約 0.7 kg
約 1.4 kg
約 4.4 kg
約 5.1 kg
約 1.3 kg
ー
ー
ー
ー
ー
ー
約 2.5 kg
約 2.4 kg
約 2.5 kg
約 2.0 kg
約 9.6 kg
約 4.7 kg
約 3.6 kg
約 8.7 kg
約 1.3 kg
約 1.0 kg
約 0.5 kg
約 1.1 kg
約 1.1 kg
約 1.8 kg
約 3.6 kg
約 2.5 kg

中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
台湾
台湾
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
台湾
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国

商品名

ページ

25
デジタルノギス26
フォースゲージ
タコメータ

27
28

デジタルマルチメーター

30

オシレータ
検電器

31

クランプメータ

32

直流安定化電源33

デジタルオシロスコープ

34

税抜価格

25,0009,700
7,900
11,50014,0005,500
8,400
12,0002,300
36,00019,80019,800125,000
15,000

JAN コード

4981046 154642
4981046 154659
4981046 466042
4981046 467155
4981046 467162
4981046 467179
4981046 467186
4981046 467193
4981046 466073
4981046 465007
4981046 415002
4981046 480208
4981046 130882
4981046 601320

パッケージサイズ（W × H × Dmm）
114 × 257 × 35
114 × 257 × 35
91 × 247 × 29
107 × 307 × 32
135 × 420 × 36
94 × 254 × 34
107 × 307 × 30
135 × 420 × 36
87 × 274 × 22.5
135 × 250 × 80
75 × 190 × 50
118 × 244 × 64
270 × 74 × 300
ー

梱包サイズ（W × H × Dmm）
398 × 115 × 305
398 × 115 × 305
530 × 95 × 150
330 × 130 × 330
440 × 158 × 378
380 × 125 × 295
330 × 130 × 330
440 × 158 × 378
215 × 285 × 90
ー200 × 280 × 165
ー502 × 465 × 325
ー110 × 25 × 240
108 × 58 × 145
122 × 24 × 235
140 × 50 × 90

310 × 170 × 125
305 × 130 × 325
153 × 137 × 307
300 × 120 × 295
335 × 268 × 195
265 × 230 × 95
380 × 165 × 278
380 × 165 × 270
350 × 190 × 400
342 × 85 × 238
140 × 205 × 325
140 × 205 × 325
140 × 205 × 325
360 × 210 × 180
390 × 210 × 240

梱包入数

デジタルマルチメータ／オシレータ／検電器／クランプメータ／直流安定化電源／オシロスコープ
AD-5527A
AD-5529A
AD-5503
AD-5504
AD-8626
AD-5571
AD-5586
AD-5585
AD-5581
AD-5588
AD-8722D
AD-8723D
AD-8724D
AD-8735D
AD-5143

デジタルはかりシリーズ
商品名

ページ

デジタル防水はかり
SH-AWPシリーズ

35

デジタルはかりSH シリーズ
デジタルはかりHL-WP シリーズ

36

デジタルはかりSK-iWP シリーズ（検定付）

JAN コード
4981046155588
4981046155595
4981046155601
4981046155618
4981046155625
4981046155632
4981046155649
4981046155656
4981046158305
4981046158312
4981046158329
4981046158336
4981046158343
4981046158350
4981046158367
4981046158374
4981046155540
4981046155557
4981046155564
4981046155571
4981046158268
4981046158275
4981046158282
4981046158299
4981046 608749
4981046 608756
4981046 608763
4981046 608770
4981046 608787
4981046 608794
4981046 608800
4981046 608817
4981046 608824
4981046 608831
4981046 601979
4981046 601986
4981046 603690
4981046 603706
4981046 602136
4981046 602143
4981046 602150
4981046 602167
4981046 603713
4981046 603720
4981046 600767
4981046 600774
4981046 600804
4981046 608589
4981046 608596
4981046 608640
4981046 608657
4981046 608664
4981046 608671
4981046 608688
4981046 608695
4981046 608725
4981046 608732
4981046 608442
4981046 608459
4981046 608466
4981046 608473
4981046 608480
4981046 608497
4981046 608541
4981046 608558
4981046 608565
4981046 608572
4981046 606011
4981046 606028

原産国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国

ー
ー
ー
ー
ー

商品名

ページ

デジタルはかりSL-WP シリーズ

36
デジタルはかりSK-i シリーズ（検定付）

デジタル台はかり
FG シリーズ

デジタル台はかり
FG-K シリーズ
（検定付）

37
防水
デジタル台はかり
SE シリーズ

防水
デジタル台はかり
SE-K シリーズ
（検定付）

製品番号

SK-20KiWP
SK-30KiWP
SL-1000WP
SL-2000WP
SL-5000WP
SL-10KWP
SL-20KWP
SL-30KWP
SK1000i-A1
SK1000i-A2
SK1000i-A3
SK1000i-A4
SK1000i-A5
SK2000i-A1
SK2000i-A2
SK2000i-A3
SK2000i-A4
SK2000i-A5
SK-5000i
SK-10Ki
SK-20Ki
SK-30Ki
FG-30KAM
FG-60KAM
FG-150KAM
FG-30KBM
FG-60KBM
FG-150KBM
FG-60KAL
FG-150KAL
FG-30KAM-K
FG-60KAM-K
FG-150KAM-K
FG-30KBM-K
FG-60KBM-K
FG-150KBM-K
FG-60KAL-K
FG-150KAL-K
SE-30KAM
SE-60KAM
SE-150KAM
SE-60KAL
SE-150KAL
SE-30KBM
SE-60KBM
SE-150KBM
SE-60KBL
SE-150KBL
SE-30KAM-K
SE-60KAM-K
SE-150KAM-K
SE-60KAL-K
SE-150KAL-K
SE-30KBM-K
SE-60KBM-K
SE-150KBM-K
SE-60KBL-K
SE-150KBL-K

10

ー

10
10
10
10
1
10
10
10
10
10
1
1
1
1
2

税抜価格

30,00032,00029,00029,00029,00029,00029,00031,00013,90013,90013,90013,90013,90013,90013,90013,90013,90013,90013,90013,90013,90019,90050,00050,00050,00045,00045,00045,00055,00055,00053,00053,00053,00048,00048,00048,00058,00058,00075,00075,00075,00080,00080,00070,00070,00070,00075,00075,00078,00078,00078,00083,00083,00073,00073,00073,00078,00078,000

温度のまめ知識 ……………………………………………………………………………………………………………………24
電気のまめ知識 ……………………………………………………………………………………………………………………29

中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
台湾
中国
台湾
中国
マレーシア

約 1.4 kg
約 3.4 kg
約 1.8 kg
約 2.6 kg
約 3.5 kg
約 0.93 kg
約 3.8 kg
約 3.8 kg
約 3.7 kg
約 2.0 kg
約 4 kg
約 3.8 kg
約 4.2 kg
約 5.5 kg
約 6.8 kg

中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
台湾
中国
中国
中国
中国
中国
台湾

JAN コード
4981046 606035
4981046 605670
4981046 600064
4981046 600071
4981046 600088
4981046 600095
4981046 600101
4981046 605687
4981046 608268
4981046 608275
4981046 608282
4981046 608299
4981046 608343
4981046 608350
4981046 608367
4981046 608374
4981046 608381
4981046 608398
4981046 605915
4981046 605922
4981046 605939
4981046 605946
4981046 601245
4981046 601252
4981046 601269
4981046 601276
4981046 601283
4981046 601290
4981046 601221
4981046 601238
4981046 601870
4981046 601894
4981046 601924
4981046 601887
4981046 601900
4981046 601931
4981046 601917
4981046 601948
4981046 605540
4981046 605557
4981046 605564
4981046 605571
4981046 605588
4981046 605595
4981046 605601
4981046 605618
4981046 605625
4981046 605632
4981046 607285
4981046 607292
4981046 607308
4981046 607315
4981046 607322
4981046 607339
4981046 607346
4981046 607353
4981046 607360
4981046 607377

原産国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国

デジタルはかりデジタルはかりHL-iWP-K シリーズ

（検定付）

26,00026,00026,00026,00026,00026,00028,00028,00033,00033,00033,00033,00033,00033,00035,00035,00025,00025,00027,00027,00032,00032,00034,00034,000
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
10,90016,900
8,800
8,800
8,800
8,800
8,800
16,90018,00018,00019,50020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000ー

150 × 18 × 23
140 × 250 × 35
140 × 250 × 32
160 × 300 × 35
165 × 68 × 40

10

ー

原産国

約 5.0kg
約 4.8kg
約 3.7kg
約 4.9kg
約 8.5kg
約 4.0kg
約 5.0kg
約 6.0kg
約 1.2kg
ー
約 2kg
ー
約 14kgー

電気計測器

デジタルはかりSJ シリーズ
（検定付）

税抜価格

4981046 420617
4981046162104
4981046197144
4981046197151
4981046 411608
4981046220408
4981046 430609
4981046 430500
4981046 430005
4981046223751
4981046 417310
4981046 417716
4981046 417815
4981046 417921
4981046164153

ー

梱包質量

デジタルノギス・
超音波厚さ計・他

デジタル防水はかり
SJ-AWPシリーズ

（検定付）

製品番号

SJ-2000AWP-A1
SJ-2000AWP-A2
SJ-2000AWP-A3
SJ-2000AWP-A4
SJ-2000AWP-A5
SJ-6000AWPSJ-15KAWP
SJ-30KAWPSJ2000AWP-BT-A1
SJ2000AWP-BT-A2
SJ2000AWP-BT-A3
SJ2000AWP-BT-A4
SJ2000AWP-BT-A5
SJ-6000AWP-BT
SJ-15KAWP-BT
SJ-30KAWP-BT
SH-3000AWP
SH-6000AWP
SH-15KAWP
SH-30KAWP
SH-3000AWP-BT
SH-6000AWP-BT
SH-15KAWP-BT
SH-30KAWP-BT
SJ1000N-A1
SJ1000N-A2
SJ1000N-A3
SJ1000N-A4
SJ1000N-A5
SJ2000N-A1
SJ2000N-A2
SJ2000N-A3
SJ2000N-A4
SJ2000N-A5
SJ-5000
SJ-12K
SJ-20K
SJ-30K
SH-1000
SH-2000
SH-5000
SH-12K
SH-20K
SH-30K
HL-300WP
HL-3000WP
HL-3000LWP
HL1000iWP-K-A1
HL1000iWP-K-A2
HL1000iWP-K-A3
HL1000iWP-K-A4
HL1000iWP-K-A5
HL2000iWP-K-A1
HL2000iWP-K-A2
HL2000iWP-K-A3
HL2000iWP-K-A4
HL2000iWP-K-A5
SK1000iWP-A1
SK1000iWP-A2
SK1000iWP-A3
SK1000iWP-A4
SK1000iWP-A5
SK2000iWP-A1
SK2000iWP-A2
SK2000iWP-A3
SK2000iWP-A4
SK2000iWP-A5
SK-5000iWP
SK-10KiWP

2,200
2,700
3,900
4,000
38,0001,900
12,000
5,000
7,900
5,200
22,00014,50019,00045,50049,000

10
10
10
10
10
10
10
10
10

デジタルタイマー・
ホームスケール

超音波厚さ計pH メータ

製品番号AD-5767-150S
AD-5767-150
AD-5763-150
AD-5763-200
AD-5763-300
AD-5764A-150
AD-5764A-200
AD-5764A-300
AD-5765A-150
AD-4932A-50N
AD-5173
AD-5172
AD-3255
AP-20

温湿度計

デジタルノギス／フォースゲージ／タコメータ／超音波厚さ計／壁内センサ／ pH メータ

Bluetooth 内蔵温度・湿度データロガー

Bluetooth Thermo-Hygro Data Logger

データロガーに記録された最大、合計 48000の温度や湿度データをBluetooth®で、
iOS 対応の専用アプリ Thermo Log を使い、スマートフォンやタブレットに送信
5 分、アラームなしで 83 日間分記録可能。ただし、記録間隔を広げた場合、
統計演算値、グラフ表示も可能 ※記録間隔
記録可能期間は電池寿命（最長約 3 か月）に依存。

AD-5327TH

AD-5327TT

AD-5327T￥15,800（税抜）￥12,800（税抜）￥11,800（税抜）

オプション

外部温度センサプローブ：

AX-KO6692￥2,400（税抜）

外部温度センサプローブ：

AX-KO6693

外部温度センサプローブ（ステンレスシース型）、ケーブル
長約 1.2 m、金属シース感温部φ 3.8 × L100 mm￥1,900（税抜）● ThermoLog
をスマートフォン、タブレットにダウンロード後、ペアリングなしで通信範囲内のデータロガーを自動で検出、1 台のスマー
トフォンで複数台のデータロガーの測定値を表示

外部温度センサプローブ（小型カン型）、ケーブル長約 2 m、金属シース感温部φ 3.8 × L20 mm● データの記録中でも記録動作を停止しないで現在までの記録データをス
マートフォンに送信することができます●記録データはスマートフォンのメール機能などを利用してパソコンにCSV ファイルまたは PDF ファイルとして送信することが可能● データロガーの機器 ID の設定、記録間隔、記録開始時刻と停止時刻、記録スタートの遅延時間、4 種類の記録停止
モード、上限 / 下限アラームの設定が可能● 裏面に磁石や、壁掛けフック穴付き

AD-5327TH

表示 / 測定項目
温度

測定範囲
表示範囲 / 分解能
測定精度
測定範囲
＊
表示範囲 / 分解能＊

湿度
本体測定間隔
データログ機能
データ出力形式

測定精度

データ記録数

記録間隔
記録停止モード
機器 ID

最高値 / 最低値メモリ

アラーム機能防水性能

アラーム種類
設定範囲

アラーム動作対応 OS

Bluetooth バージョン

通信距離

電源 / 電池寿命

センサ

本体動作温湿度範囲
本体外形寸法 / 質量T1 -30.0 ～ 70.0 ℃
T1 -30.0 ～ 70.0 ℃ /0.1 ℃

10.0 ～ 90.0 %RH
0.1 ～ 99.9%RH / 0.1%RH± 3%RH（10.0 ～ 79.9 %RH）､± 5 %RH（80.0 ～ 90.0 %RH）25 ℃時

24000 ポイント（温度 T1：24000 ポイント ､
湿度 RH%：24000 ポイント）

ワイヤレス

AD-5327TT

温度 2 チャンネル T1（内蔵温度センサ）
T2（外部温度センサ）（＊＊ T2 外部温度センサプローブは付属していません。オプションです）
T1､T2 -30.0 ～ 70.0 ℃
T1､T2 -30.0 ～ 70.0 ℃ /0.1 ℃± 0.5 ℃－－

5 秒間隔

IP65相当AD-5327TT

IP67相当AD-5327T

AD-5327TH

AD-5327T
T1（内蔵温度センサ）

T1 -30.0 ～ 70.0 ℃
T1 -30.0 ～ 70.0 ℃ /0.1 ℃－

24000 ポイント（T1、T2 ともに各 24000 ポイント）

48000 ポイント（T1）

10 秒～ 2 時間、10 秒単位で設定可能➀メモリ満杯または記録停止操作 ➁メモリ満杯または設定した記録停止時 / 分 ➂記録停止操作をするまでループ ➃設定した記録停止時 / 分までループ
最大 7 桁の半角英数字を入力して設定可能
CSV 形式 /PDF 形式から選択
データ記録中のみメモリ

上限値（最高）/ 下限値（最低）アラーム
温度 -30.0 ～ 70.0 ℃の範囲で 0.1 ℃刻みで設定可能
湿度 0.0 ～ 90.0 %RH の範囲で 0.1 %RH 刻みで設定可能－

単発アラーム / 積算アラーム / アラームなし から選択

上限値（最高）/ 下限値（最低）アラーム
温度 -30.0 ～ 70.0 ℃の範囲で 0.1 ℃刻みで設定可能

赤色 LED が 5 秒に 1 回点灯（ブザー音はありません）

IP65（T2 外部温度センサ接続時）
iOS 11.0 以上の iPhone、iPad、iPod Touch
Bluetooth 4.0

IP67

見通し距離で最大 10 m、障害物がある場合や周囲環境（温度や電磁環境など）により短くなります
CR2 リチウム電池 1 個 / 記録間隔 5 分で 83 日間分記録可能（AD-5327T は記録間隔 2 分で 83 日間）
温度センサ：サーミスタ、湿度センサ：高分子抵抗
温度センサ T1、T2 ： サーミスタ
温度センサ T1 ： サーミスタ
温度 -30 ～ 70 ℃ ､ 湿度 90%RH 以下（ただし結露しないこと）
80（W）× 50（H）× 23（D）mm 突起部含まず / 約 67 g（電池含む）
CR2 リチウム電池 1 個（モニタ用）、取扱説明書CR2 リチウム電池 1 個（モニタ用）、取扱説明書
CR2 リチウム電池 1 個（モニタ用）、取扱説明書（外部温度センサプローブは付属しません。
）

表示範囲 ： AD5327TH の表示範囲は測定範囲外も表示しますが、動作や測定精度は保証されません。
＊＊
ご注意 ： 温度 2 チャンネルデータロガーの AD-5327TT には、外部温度センサプローブは付属していません。用途に合わせて、オプションの外部温度センサプローブ AX-KO6692（ステンレスシース型）、
または AX-KO6693（小型カン型）をお買い求めください。
＊

2

付属品

温度 T1（内蔵温度センサ）
湿度 RH（内蔵湿度センサ）

48000★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存
最大 525,600 の温度データ※を温度データロガーの内部メモリに記録

温湿度計

温度データロガー Thermo Data Logger※記録データ数は電池寿命約 1 年に依存。記録間隔 1 分で 1 年間記録した場合 525,600 データを内部メモリに記録

AD-5326TT

AD-5326T

外部温度センサ付属 ￥5,500（税抜）

オプション

外部温度センサ：AX-KO5366 ￥1,500（税抜）￥4,500（税抜）

USB 通信ケーブル ：AX-KO5367 ￥500（税抜）

ストラップ ：AXP-AD5326-02 ￥220（税抜）●外部温度センサを接続して、内蔵温度センサと外部温度センサの２チャンネルの温度が記録可能
外部温度センサのケーブル長約 3 m AD-5326T に関してはオプションの外部温度センサを接続してください。

●直データ記録間隔は１分から 12 時間まで、1 分刻みで設定可能●温度の上限値 / 下限値アラーム設定が可能●温度データロガーの ID 番号の設定が可能 複数台使用しての識別が可能

温湿度 SD データロガー Thermo-Hygro SD Data Logger

簡単に温度・湿度・WBGTなどを記録して解析……作業・保存環境などの履歴管理に● 温度、湿度、WBGT、日付、時刻を SD カードに記録 ● 温度、湿度、WBGT の上限と下限アラーム設定可能● 空き容量 1GB の SD カードで連続 30 年以上のデータが記録可能● 試薬や医薬・化粧品材料、分析・研究室の温湿度管理● 化学薬品、化成品、材料の保存・物流時の温湿度管理● 食品工場、厨房の T-T 管理（温湿度と時間の管理）● 作業現場での労務環境の安全管理● 体育館や公共施設、学校での部活動、スポーツの安全管理● ビニールハウスでの作物の生育温湿度管理

AD-5696

温湿度 SD データロガー（記録計）
SD カード￥18,000（税抜）※ SD カードの容量と仕様はお断りなく変更することがあります。

AD-5326TT, AD-5326T

測定項目

温度 CH1（内蔵温度センサ）、温度 CH2（外部温度センサ）

測定範囲 0.0 ～ 60.0 ℃ / 表示範囲 -20.0 ～ 70.0 ℃（分解能 0.1 ℃）、
温度 CH1、± 2.0 ℃（それ以外の測定範囲）( 内蔵温度センサ） 測定精度 ± 1.0 ℃（0.0 ～ 39.9 ℃）

測定範囲** 表示範囲
測定範囲 -40.0 ～ 90.0℃ / 表示範囲 -50.0 ～ 99.9℃（分解能 0.1℃）
温度 CH2
測定精度、± 2.0 ℃（-20.0 ～ -0.1 ℃、測定精度 ± 1.0 ℃（0.0 ～ 39.9 ℃）( 外部温度センサ） 40.0
～ 69.9 ℃）、± 3.0 ℃（-40.0 ～ -20.1 ℃ ､ 70.0 ～ 90.0 ℃）
データ機能

記録データ数

記録間隔

出力形式

データ ID

最高値 / 最低値メモリ
防水性能

電池 / 電池寿命
本体動作環境

外形寸法 / 質量

付属品

最大 525,600 データ（電池寿命約 1 年に依存、記録間隔 1 分で 1 年間記録した場合 525,600 データ）

1 分（00：01）～ 12 時間（12：00）、
1 分間隔で設定可能（初期設定値 10 分）
CSV 形式（一部のブラウザでは TXT 形式）
0000 ～ 9999（ 初期設定値 0001）
データ記録中のみメモリ可能

IP54（外部温度センサ、USB 通信ケーブル未接続時）
CR2032 形リチウム電池× 2 個 / 約 1 年（アラーム動作なし ､ 記録間隔 1 分、周囲温度 25 ℃の場合）
温度 0.0 ～ 60.0 ℃ ､ 湿度 95 %RH 以下（ただし結露しないこと）
69(W) × 45(H) × 19(D) mm、約 45 g（電池含む）
外部温度センサ AX-KO5366（CH2 用、AD-5326T には付属していません）、電池（モニタ用）､ USB 通信ケーブル ､ ストラップ ､ 取扱説明書** 測定範囲外も表示されますが、精度や動作は保証されません。

AD-5696

表示項目

温度、湿度、熱中症指数（WBGT）
、時刻

測定項目

WBGT の表示範囲
測定範囲

測定精度

測定間隔

温度
湿度

温度

湿度

データ記録容量電源

AC アダプタ
電池

電池寿命

外形寸法 / 本体質量

インタフェース
付属品

温度、湿度-2 ℃～ 62 ℃（最小表示 0.1 ℃）
0 ℃～ 50 ℃（最小表示 0.1 ℃）
20 ～ 90 %RH（最小表示 0.1 %RH）
± 1 ℃（0 ～ 50 ℃）± 5 %（30 ～ 70 ％ RH）、25 ℃時± 10 ％（20.0 ～ 29.9 ％ RH、70.1 ～ 90.0 ％ RH）
1 ～ 720 分、1 分刻みで設定可能（初期設定値は 10 分）
SD カードの空き容量によりますが、1 ファイルに最大 30000 ポイント。
30000 ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。
空き容量 1GB の SD カードの場合、最大 2000 万ポイント、
30 年以上のデータが記録可能です。
入力定格：AC100 V 50/60 Hz、出力定格：DC 5V、500 mA
単 3 形アルカリ乾電池 3 個（付属していません）
約 1 ヶ月（記録間隔 1 分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時）
91（W）× 110（H）× 30（D）mm/ 約 140 g（SD カード、電池含まず）
SD カードスロット
取扱説明書、AC アダプタ、SD カード

オプション AD-5696 用 AC アダプタ

：AX-TB250 ￥2,000（税抜）★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）3温度データロガー Thermo Data Logger

簡単に温度を記録して解析……作業環境や保存環境などの温度の履歴管理に● 測定温度範囲 -40 ℃ ～ 70 ℃ ● 防滴構造 IP54 相当 ● 温度を測定・記録・分析が可能● コンピュータでグラフやデータを表示、さらにテキストファイルで保存可能

AD-5324SET

セット価格 ￥15,000（税抜）AD-5325SET

防滴形

防滴形

● 温度データ容量は 4000 データ● 温度データ容量は 8000 データ● 専用通信セット付属● 専用通信セット付属● 水気に強い防滴仕様 (IP54 相当 )● 水気に強い防滴仕様 (IP54 相当 )● 電池は汎用品を使用（CR2 形リチウム電池）

専用通信セット
AX-KO4141 付属● 電池は汎用品を使用（CR2 形リチウム電池）

専用通信セット
AX-KO4141 付属

データメモリ数《増設用》

AD-5324（別売）

セット価格 ￥16,000（税抜）AD-5325￥8,000（税抜）￥9,000（税抜）

データメモリ数※ AD-5234、AD-5325 は増設（拡張）用で、専用通信セットは付属されていません。
まず始めにご使用になる場合は、上の AD-5324SET または AD-5325SET をご購入ください。

黒球形 熱中症指数計／熱中症指数データロガー WBGT Data Logger
年月日、時刻、WBGT、温度、相対湿度、IN/OUT 設定の 7 項目を
1 ポイントとして、最大 12,000 ポイントのデータを内蔵メモリに記録（測定間隔 1 分で、連続約 8 日間の測定データを記録することができます）● WBGT のアラーム設定が可能（20.0 ～ 50.0 ℃）● USB 通信ケーブルを本体とパソコンに接続．内蔵メモリに記録された測定データをパソコンに CSV で保存することができます（特別なソフトウエアのイ
ンストールは不要）

AD-5695DL

データ記録開始の遅延時間、データ記録間隔、熱中症指数計 / 熱中症指数
JIS B 7922 : 2017 準拠（クラス２）￥30,000（税抜） ●データロガーのID 番号の設定が可能●直径 75 mm の全球形石川式黒球により、安定した測定が可能● 使用場所に合わせて屋内（室内 IN）と屋外（室外 OUT）のモード選択が可能●市販のカメラ用三脚に取り付け可能（三脚穴ネジ 1/4-20UNC）

AD-5695DL

データメモリ数

形

AD-5324SET

測定項目

測定チャンネル数

測定範囲
測定精度

測定間隔

データ記録容量
記録方式

記録開始方法インタフェース

通信ソフトウェア適合 OS
防水レベル

電源 / 電池寿命

外形寸法 / 本体質量
付属品

専用通信セット

その他

4AD-5324

AD-5325SET

温度

AD-5325

1 チャンネル（内蔵）-40 ℃～ 70 ℃（最小表示 0.1 ℃）± 0.6 ℃（-20 ～ 50 ℃）、± 1.2 ℃（-20 ～ 50 ℃以外の測定範囲）
1 秒から 12 時間まで、1 秒刻みで設定可能
4000 ポイント（内蔵メモリ）
8000 ポイント（内蔵メモリ）
ワンタイム方式（記録容量を超えると記録を停止）
即時スタート / 予約スタート / キースタート

専用 USB 通信ケーブル：AX-KO4141、パソコン側接続端子は USB

Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 / XP / VistaJIS 保護等級 4、IP54 相当
CR2 形リチウム電池 1 個 / 約 1 年
53（W）× 75（H）× 23（D）mm / 約 70g（電池含む）
AX-KO4141 付属ーAX-KO4141 付属ー
電池（モニタ用）､ 取扱説明書（税抜）
オプション AD-5324、AD-5325 専用通信セット ：AX-KO4141 ¥10,000（専用 USB 通信ケーブル）

表示項目
熱中症指数（WBGT）、温度（TA）、相対湿度（RH）、黒球温度（TG）、相対湿度（RH）、黒球温度（TG）
測定項目
温度（TA）WBGT の表示範囲
0 ～ 50 ℃（最小表示 0.1 ℃）（表示範囲 -2.0 ～ 52.0 ℃）
温度（TA）
0 ～ 50 ℃（最小表示 0.1 ℃）
測定範囲 相対湿度（RH）
10 ～ 90 %RH（最小表示 0.1 %RH）
0 ～ 80 ℃（最小表示 0.1 ℃）
黒球温度（TG）

温度（TA）± 0.6 ℃
測定精度 相対湿度（RH） ± 5 %RH（20.0 ～ 90.0 %RH）、± 7 %RH（10.0 ～ 19.9 %RH）25 ℃時
黒球温度（TG）± 0.6 ℃
10 分、30 分、60 分、90 分、120 分 から選択
記録間隔
１分、2 分、5 分、データ
CSV 形式
ファイル保存形式
ログ機能
年月日、時刻、IN/OUT 設定、温度、相対湿度、黒球温度、WBGT
記録項目

USB ケーブル

アラーム音量
電池寿命

外形寸法 / 質量
付属品

USB 端子：A 端子－ Mini B 端子ケーブル、
ケーブル長 約 130 cm
約 80 dB（10 cm 離れて）約 700 時間（アルカリ乾電池使用、周囲温度 25 ℃、
記録間隔 1 時間毎、アラーム動作なし、バックライト非点灯時）
黒球 Φ75 mm 全球形、本体 75(W)×75(D)×301(H) mm/ 約290 g（電池含む）

オプション 黒球ユニット

取扱説明書、電池（モニタ用）、保護フィルタ、通信ケーブル、
ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル

保護フィルタ電池フタ
ハードケース
ネックストラップ
熱中症予防指針ラベル

AD-5695A-01
AD-5695A-02
AXP-AD5695A-1
AXP-AD5695DL-2
AXP-AD5695A-3
AXP-AD5695A-4¥12,000（税抜）¥300（税抜）¥220（税抜）¥4,900（税抜）¥220（税抜）¥220（税抜）★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）

WBGT Monitor

熱中症の危険性を知るために……
労働環境の安全管理に 建設工事 ､ 道路工事 ､ 工場 ､ 農作業…

温湿度計

熱中症指数モニタ

屋外や体育館・学校でのスポーツの安全管理に

AD-5698B

JIS B 7922：2023 適合品（クラス２）

定価未定（2024 年３月販売予定）

黒球形・熱中症指数モニタ● 全球形黒球（直径 40 mm）を使用● 熱中症指数（WBGT）のアラーム設定が可能（20 ～ 50 ℃）● 両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能● 使用場所に合わせて屋内（室内 IN）と屋外（室外 OUT ）のモード選択が可能● 市販のカメラ用三脚に取り付け可能（三脚穴ネジ 1/4-20UNC）● 熱中症指数（WBGT）、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示● おまかせモードで自動アラームが可能（日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作）● アラームブザーの音量切り替えが可能（大・小・オフ）※イメージは実物と異なる場合がございます。

形

WBGT…WBGT とは熱中症を含む暑熱環境における人が受ける熱ストレスを評価する指数です。 (Wet Bulb Globe Temperature)※ 屋外とは、屋外での太陽照射のある場所※ 屋内とは、屋内および屋外で太陽照射のない場所

付属のベルトで装着したり固定したりすることができます。

黒球が前方向に傾斜。 黒球が固定物に接触しないため、固定物から熱の影響を受けにくい設計。

AD-5698

表示項目

熱中症指数（WBGT）､ 温度 ､ 相対湿度 ､ 黒球温度

測定項目

JIS B 7922 : 2017 精度区分

熱中症指数
（WBGT）

測定範囲

温度

相対湿度

黒球温度
測定精度

温度

相対湿度

黒球温度

動作環境（使用範囲）

オプション 電池蓋

：AXP-AD5698-1
ベルト：AXP-AD5698-2
ベルト用アタッチメント ：AXP-AD5698-3
ベルトなしアタッチメント ：AXP-AD5698-4￥220（税抜）￥720（税抜）￥220（税抜）￥220（税抜）

温度 ､ 相対湿度 ､ 黒球温度
クラス 2

0 ～ 50 ℃（表示範囲 -2 ～ 52 ℃、最小表示 0.1 ℃）
0 ～ 50 ℃（表示範囲 -2 ～ 52 ℃、最小表示 0.1 ℃）

20 ～ 90 %RH（表示範囲 0.1 ～ 99.9 %RH、最小表示 0.1 %RH）
0 ～ 80 ℃（表示範囲 -2 ～ 82 ℃、最小表示 0.1 ℃）、± 1 ℃（0.0 ～ 19.9 ℃）± 0.6 ℃（20.0 ～ 50.0 ℃）± 5 %RH（30.0 ～ 90.0 %RH）、± 10 %RH（20.0 ～ 29.9 %RH）25 ℃時± 0.6 ℃（20.0 ～ 60.0 ℃）、± 1 ℃（0.0 ～ 19.9 ℃、60.1 ～ 80.0 ℃）
温度 0 ～ 50 ℃ ､ 相対湿度 0 ～ 90 %RH､ 風速 0.3 m/s 以上（ただし ､ 結露しないこと）

WBGT のアラーム設定範囲

設定モード 20 ～ 50 ℃（0.1 ℃刻みで設定可能）、上限値アラーム設定のみ

電源 / 電池寿命

単 4 形アルカリ乾電池 2 個 / 約 6 か月（25 ℃ ､ アラーム動作なしの場合）

アラームブザー音量
寸法 / 質量
付属品、ブザーオフ（設定可能）
大 約 70 dB、小 約 60 dB（距離 10 cm）

黒球 ∅ 40 mm 全球形 ､ 本体 67.5（W）× 47.5（D）× 114.5（H）mm（ベルト用アタッチメント、黒球含む）/ 約 90 g（電池含む）
取扱説明書、電池（モニタ用）､ ベルト、アタッチメント【ご注意】本製品は風速 0.3 m/s 未満の環境では正しく測定できない可能性があります。
風速が 0.3 m/s 未満の微風あるいは無風速の環境で使用する場合は注意が必要です。

★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）5熱中症指数モニタ

WBGT Monitor

熱中症の危険性を知るために……
労働環境の安全管理に 建設工事 ､ 道路工事 ､ 工場 ､ 農作業…

屋外や体育館・学校でのスポーツの安全管理に

WBGT WBGT とは熱中症を含む暑熱環境における人が受ける熱ストレスを評価する指数です。 (Wet Bulb Globe Temperature)※ 屋外とは、屋外での太陽照射のある場所※ 屋内とは、屋内および屋外で太陽照射のない場所

AD-5695A

JIS B 7922 : 2017 準拠（クラス２）￥28,000（税抜）

黒球形・熱中症指数モニタ● 熱中症指数（WBGT）のアラーム設定が可能（20 ～ 50 ℃）● 直径 75 mm の全球形石川式黒球により、安定した測定が可能● 使用場所に合わせて屋内（室内 IN）と屋外（室外 OUT）のモード選択が可能

形● 市販のカメラ用三脚に取り付け可能（三脚穴ネジ 1/4-20UNC）● 熱中症指数（WBGT）、温度、湿度の同時表示、黒球温度は切替表示● 最高値、最低値のメモリ機能● 表示ホールド機能、オートパワーオフ機能（解除可能）【ご注意】本製品は風速 0.3 m/s 未満の環境では正しく測定できない可能性があります。
風速が 0.3 m/s 未満の微風あるいは無風速の環境で使用する場合は注意が必要です。

オプション

黒球ユニット
保護フィルタ電池フタ
ハードケース
ネックストラップ
熱中症予防指針ラベル

AD-5693

卓上・壁掛型 熱中症指数モニタ

携帯型
熱中症指数・温湿度計￥9,000（税抜）AD-5695A

測定項目

WBGT の表示範囲
温度（TA）
測定範囲 相対湿度（RH）
黒球温度（TG）
温度（TA）
測定精度 相対湿度（RH）
黒球温度（TG）

アラーム音量

寸法 / 質量（電池含む）
電源 / 電池寿命
付属品

6￥12,000（税抜）￥300（税抜）￥220（税抜）￥4,900（税抜）￥220（税抜）￥220（税抜）

AD-5694A● WBGT、気温、相対湿度のアラーム設定可能● ブザー音とLED ランプでアラー
ムをお知らせ● WBGT、温 度、相対 湿 度と時刻を同時に表示表示項目

AD-5695A-01
AD-5695A-02
AXP-AD5695A-1
AXP-AD5695A-2
AXP-AD5695A-3
AXP-AD5695A-4￥6,500（税抜）● WBGT の上限アラーム設定可能● 露点（DEW）、絶対湿度（VH）を表示● ストラップ付きで携帯に便利● 携帯・現場での測定に適した早い応答性

AD-5693

AD-5694A、相対湿度（RH）、
熱中症指数（WBGT）、温度（TA ）黒球温度（TG）

熱中症指数（WBGT）、温度（TA）、、時刻
相対湿度（RH）

熱中症指数（WBGT）､ 温度（TA）､ 相対湿度（RH）､乾燥指数（絶対湿度 VH）､ 露点（DEW）-2 ℃～ 52 ℃（最小表示 0.1 ℃）
0 ℃～ 50 ℃（最小表示 0.1 ℃）
10 ～ 90 ％ RH（最小表示 0.1 ％ RH）
0 ℃～ 80 ℃（最小表示 0.1 ℃）± 0.6 ℃、
± 5 ％ RH（20.0 ～ 90.0 ％ RH）± 7 ％ RH（10.0 ～ 19.9 ％ RH）25 ℃時± 0.6 ℃
約 80 dB（10 cm 離れて）黒球 ∅ 75 mm 全球形 ､本体 75（W）× 75（D）× 301（H）mm / 約 280 g
単 4 形アルカリ乾電池 4 個 / 約 1000 時間（25 ℃ ､ アラーム動作なし ､ バックライト非点灯時）-2 ℃～ 60 ℃（最小表示 0.1 ℃）
0 ℃～ 55 ℃（最小表示 0.1 ℃）
20 ～ 90 ％ RH（最小表示 0.1 ％ RH）

0 ℃～ 60 ℃（最小表示 0.1 ℃）
0 ℃～ 50 ℃（最小表示 0.1 ℃）
20 ～ 90 ％ RH（最小表示 1 ％ RH）± 1 ℃（0 ～ 50 ℃）、± 2 ℃ (50.1 ～ 55.0 ℃ )±1 ℃

温度（TA）、相対湿度（RH）、黒球温度（TG）

取扱説明書、電池（モニタ用）､ ハードケース ､ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル

温度（TA）、相対湿度（RH）

ーー± 5 ％（30 ～ 70 ％ RH ）、± 10 ％
、25 ℃時（30 ～ 70 ％ RH 以外の測定範囲）± 5 %RH（30 ～ 69 %RH ）､± 7 %RH（30 ～ 69 %RH 以外の測定範囲）25 ℃時

約 65 dB（10 cm 離れて）約 60 dB（10 cm 離れて）ーー

91（W）× 110（H）× 30（D）mm / 約 200 g

37（W）× 174（H）× 22（D）mm / 約 65 g

取扱説明書、電池（モニタ用）

取扱説明書、電池（モニタ用）、ストラップ

単 3 形乾電池 3 個 / 約 1 年（アルカリ電池）

CR2032 形リチウム電池 1 個 / 約 300 時間★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）

Living Environment Thermo-hygrometer

一年中、温度や湿度をみはり、快適で健康なくらし環境づくりに

熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために……日常生活やスポーツ、労働作業の安全に

AD-5686

温湿度計

暮らし環境温湿度計￥8,000（税抜）● 乾燥指数（絶対湿度）/ 熱中症指数（WBGT）、温度、湿度を一覧表示● 温度・相対湿度の上限と下限アラームが設定可能● 暑熱環境の危険ランクを 4 段階表示 ● インフルエンザの危険ランクを２段階表示● 乾燥指数モード：乾燥指数の自動下限アラーム（アラームの設定値変更も可能）● 熱中症指数モード：熱中症指数の自動上限アラーム（アラームの設定値変更も可能）● おまかせモード：熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替● ブザー音と LED ランプでアラームをお知らせ（ブザー音 ON/OFF 可能）● 壁掛と卓上の２通りの設置が可能

AD-5687￥3,200（税抜）AD-5690A

オープン価格●電池を入れるだけ、設定のいらない自動アラーム●熱中症指数（WBGT）を数値と音でお知らせ●熱中症指数（WBGT）の危険レベルを表示● 熱中症の危険ランクを 4 段階表示
● 季節性インフルエンザの危険ランクを 2 段階表示
● おまかせモード：熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替● 熱中症指数モード：熱中症指数の自動上限アラーム（注意 ､警戒､厳重警戒 ､危険の 4 つのレベル表示）●スタンド付きで卓上設置、ストラップを付けての持ち運びも可能●ブザー音の ON/OFF 可能（アラームの設定値変更も可能）（熱中症の危険性を知るために）● 乾燥指数モード：
乾燥指数の自動下限アラーム（アラームの設定値変更も可能）（季節性インフルエンザの流行を知るために）

AD-5688●ブザー音の ON/OFF 可能（AD-5687のみ）（AD-5687のみ）（AD-5687のみ）（AD-5687のみ）￥3,400（税抜）● 熱中症指数のアラーム値を変更できる「設定モード」● 簡単に使える「おまかせモード」● 熱中症指数のアラーム値を任意に設定（設定範囲 21 ℃ ～ 60 ℃）● 熱中症指数が 28 ℃ または 31 ℃ に達すると自動的にアラームが作動● 作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能（設定範囲 1 分～ 4 時間） ● 熱中症指数の危険度ランクを表示 （注意・警戒・厳重警戒・危険の 4 ランク）
● 最高値、最低値の自動メモリ機能● 壁掛とストラップの 2 通りの設置が可能● 熱中症指数を数値と音や光でお知らせ●ブザー音の ON/OFF 可能

本製品は日本生気象学会の「日常生活における熱中症予防指針」に準拠して、熱中症の危険度として熱中症指数（WBGT）を用いて表示しています。また、財団法人宮城県地域医療情報センターの「全国インフルエンザ流行予測、考案者 庄司内科小児科医院 庄司眞医師」に準拠して、季節性インフルエンザの流行の目安として乾燥指数（絶対湿度）を用いて表示しています。本製品が表示する「乾燥指数」は、ド = マルトンヌの提唱する「乾燥度指数」とは定義と意味が異なります。

AD-5686

表示項目

測定項目

WBGT の表示範囲

乾燥指数の表示範囲
測定範囲

AD-5687

熱中症指数（WBGT）、乾燥指数（絶対湿度）、温度、湿度（相対湿度）、時刻

温度（TA）

黒球温度（TG）

温度、湿度（相対湿度）

0 ℃～ 60 ℃（最小表示 0.1 ℃）
1 ～ 99.9 g/m3（ 最小表示 0.1 g/m3）
0℃～ 50 ℃（最小表示 0.1 ℃）

湿度（RH）

20 ～ 90 ％ RH（最小表示 1 ％ RH）

温度（TA）

寸法 / 質量（電池含む）
電源 / 電池寿命

付属品

温度、湿度

温度（TA）、相対湿度
（RH）
、黒球温度
（TG）

0 ℃～ 60 ℃（最小表示 1 ℃）ー

0 ～ 50 ℃（最小表示 1 ℃）
（表示範囲 1 ℃）

0 ～ 50 ℃（表示範囲 0 ～ 60 ℃、最小表示 0.1 ℃）ー20 ～ 90 %RH（※表示範囲 10 ～ 99 %
RH、最小表示 1 %RH）

ー

湿度（RH）

アラーム音量AD-5690A± 1 ℃（10.0 ～ 39.9 ℃）、± 2 ℃（0 ～ 9.9 ℃、40.0 ～ 50.0 ℃）

測定精度 黒球温度（TG）
タイマーの設定範囲

AD-5688

熱中症指数（WBGT）、温度、湿度、時刻、
熱中症指数（WBGT）、温度（TA）、相対湿度（RH）
タイマー（設定モードのみ）

約 75 dB（30 cm 離れて）ー

108（W）×133（H）
×28（D）mm / 約 240 g
単 3 形乾電池 3 個 / 約 1 年（アラーム動作なし連続使用）

取扱説明書、電池（モニタ用）± 5 ％（30 ～ 69 ％ RH）、± 10 ％（20 ～ 29 ％ RH、70 ～ 90 ％ RH）、25 ℃時最大 4 時間、最小 1 分（初期設定値：10 分）

約 70 dB（10 cm 離れて）

47
（W）× 82（H）× 12.5（D）mm / 約 40 g

CR2032 形リチウム電池 1 個 / 約 3 ヶ月（アラーム動作なし連続使用）

取扱説明書、電池（モニタ用）、ストラップ

約 65 dB(10 cm 離れて）
62（W）×40（H）×12.5（D）mm / 約 26 g
CR2032 形リチウム電池 1 個 / 約 1 年（アラーム動作なしの場合）★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）7温湿度計 Digital Thermo-hygrometer

室内や作業環境の温度・湿度管理に役立つ温湿度計シリーズ
温度、湿度の上下限アラーム設定（AD-5640B、AD-5685）

AD-5640B￥3,400（税抜）AD-5644A

オープン価格● 電池を入れるだけ● 温度、湿度、時刻を一覧表示● 温度と湿度（相対湿度）
を同時に表示● 温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能● 見やすく大きな液晶表示

LED ランプとブザーでアラームをお知らせ（文字高 17 mm）《ブザー音は ON/OFF 切り替え可能》● ストラップ付属● 温度、湿度の最高値、最低値を表示● スタンドで卓上置きでも● 壁掛け、卓上 2 通りの設置が可能

AD-5685￥8,000（税抜）AD-5649￥3,200（税抜）● デジタル温湿度計、場所をとらない卓上型● 見やすい首ふりスタンド● 相対湿度と絶対湿度を切替表示《 前後に向きが変えられる首ふりスタンド》

熱中症指数（WBGT）と露点を切替表示● 最高 / 最低温度・湿度の自動メモリ機能● 温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能● バックライト機能

赤色 LED ランプとブザー音でアラームをお知らせ● 最高 / 最低温度・湿度の自動メモリ機能● 壁掛け、卓上 2 通りの設置が可能

AD-5689￥2,900（税抜）AD-5681● 熱中症対策と管理、温湿度管理に● 壁掛けにも卓上にも使用可能● 温度・湿度・熱中症指数（WBGT）が一覧可能● 最高 / 最低温度・湿度の自動メモリ● 壁掛とストラップの 2 通りの設置が可能（卓上スタンド付き）● 温度測定範囲

・熱中症指数が 28 ℃または 31 ℃に達すると自動的にアラームが作動● 湿度測定範囲● 熱中症指数を数値と音や光でお知らせ● 見やすいデジタル液晶表示● 簡単に使える「おまかせモード」

内部温度 -10 ℃～ 50 ℃

・熱中症指数の危険度ランクを表示（注意・警戒・厳重警戒・危険の 4 ランク）

内部センサ
温度
測定範囲 外部センサ
湿度
内部センサ
測定範囲
最小表示

温度
内部センサ
測定精度
湿度
内部センサ
測定精度
電源

電池寿命

外形寸法

質量

付属品

8

￥4,200（税抜）AD-5640B

AD-5644A

AD-5685

0 ℃～ 50.0 ℃-10.0 ～ 50.0℃

20 ～ 90 ％ RH

10 ～ 99%RH

20 ～ 90 ％ RH

± 1℃（0.0 ～ 40.0℃）± 2℃（他の測定範囲）± 1 ℃（10.0 ～ 39.9 ℃）± 2 ℃（他の測定範囲）ーー

AD-5689ー

20 ～ 99 ％ RHーAD-5681-10.0 ℃～ 50.0 ℃ー20 ～ 100 ％ RH

0.1 ℃ /1 ％ RH
0.1 ℃ /0.1 ％ RH
± 1 ℃（0.0 ～ 39.9 ℃）±1 ℃± 2 ℃（他の測定範囲）± 5 ％ RH（30 ～ 69 ％ RH）± 5 %RH（50 ～ 80 ％ RH） ± 5 ％ RH（30 ～ 69 ％ RH）± 7 ％ RH（ 20 ～ 70 ％ RH）± 5 ％ RH（30 ～ 69 ％ RH）± 5.0 ％ RH（ 25.0 ～ 69.9 ％ RH）± 10 ％ RH（他の測定範囲） ± 8 %RH（他の測定範囲） ± 10 ％ RH（他の測定範囲） ± 10 ％ RH（他の測定範囲） ± 10 ％ RH（他の測定範囲） ± 10.0 ％ RH（70.0 ％～ 90.0 ％ RH）
単 4 形乾電池 2 個
CR2032 形リチウム電池 1 個
単 3 形乾電池 3 個
LR44 形ボタン電池 2 個
CR2032 形リチウム電池 1 個
単 4 形乾電池 2 個
約 3 カ月約1年
約 1 年（アラーム動作なし） 約 1 年（バックライト未使用）
約 1 年（アルカリ電池使用）
約 1 年（アルカリ電池使用）± 1 ℃（10.0 ～ 39.9 ℃）± 2 ℃（他の測定範囲）

0.1 ℃ /1 ％ RHーAD-5649

0 ℃～ 50.0 ℃

20 ～ 100 %RH±2℃（アラーム動作なし、連続使用）

58
（W）
×110
（H）×17（D）mm 62（W）× 40（H）×12（D）mm 108
（W）
×133
（H）
× 28（D）mm 57（W）× 60（H）
× 30（D）mm 50（W）
× 55（H）×14（D）mm 112（W）× 90（H）× 37（D）mm
約 90 g（電池含む）
約 26 g（乾電池含む）
約 240 g（電池含む）
約 56 g（電池含む）
約 25 g（電池含む）
約 135 g（電池含む）

電池（モニタ用）、取扱説明書 乾電池（モニタ用）､ ストラップ 電池（モニタ用）、取扱説明書 電池（モニタ用）、取扱説明書 電池（モニタ用）、取扱説明書、ストラップ 電池（モニタ用）、取扱説明書★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）温湿度計

温湿度計 Digital Thermo-hygrometer

外部センサ付き温湿度計シリーズ

AD-5680￥4,200（税抜）● 温度、湿度と時刻を同時に表示● 内部温度と外部温度を切替表示● 最高 / 最低温度と湿度を自動メモリ● 外部温度センサケーブル長 3 m● 不快指数に基づいて、快適度を表示（目安）AD-5648A（デュアルチャンネル）￥5,600（税抜）● 内・外センサで２ヵ所の温度と湿度を同時に表示● 内部と外部温湿度の比較測定が可能● 最高 / 最低温度と湿度を自動メモリ● 外部温湿度センサケーブル長 3 m、取り外し可能
外部温湿度センサ

AD-5682￥3,800（税抜）● 温度、湿度と時刻を同時に表示● 内部温度と外部温度を切替表示● 最高 / 最低温度と湿度を自動メモリ● 外部温度センサケーブル長 3 m、取り外し可能
外部温度センサ

温度測定範囲湿度測定範囲最小表示

温度測定精度湿度測定精度

内部センサ
外部センサ
内部センサ
外部センサ

内部センサ

外部センサ

外部センサケーブル長
電源 / 電池寿命
寸法
質量
付属品

AD-5680-10.0 ℃～ 50.0 ℃-50 ℃～ 70 ℃
20 ～ 100 ％ RH
ー

0.1 ℃ / 0.1 ％ RH
±1 ℃、
±1.2 ℃（0 ～＋ 50.0 ℃）± 2.5 ℃（他の測定範囲）± 5 ％ RH（25.0 ～ 69.9 ％ RH）、± 10 ％ RH（70.0 ％～ 90.0 ％ RH）
約 3 m（取り外し不可）
単 4 形乾電池× 2 個 / 約 1 年（アルカリ電池使用時）
100（W）× 120（H）× 25（D）mm
約 180 g（電池含む）
電池（モニタ用）、取扱説明書AD-5648A
0 ℃～ 50 ℃

15 ～ 95 ％ RH

± 1 ℃（0 ～ 40 ℃）± 1 ℃（0 ～ 40 ℃）

0 ℃～ 50 ℃

15 ～ 95 ％ RH

0.1 ℃ /1 ％ RH

AD-5682-40 ℃～ 70 ℃
ー

±1 ℃

± 1 ℃（0 ～ 50 ℃）（他の測定範囲）± 5 ％ RH（30 ～ 60 ％ RH）、± 10 ％ RH

約 3 m（取り外し可能）
単 4 形乾電池× 1 個 / 約 1 年（アルカリ電池使用時）
101（W）× 108（H）× 24（D） mm
約 170 g（電池含む）
約 150 g（電池含む）
外部センサケーブル、電池１個（モニタ用）、取扱説明書★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）9小型･組込み型温度計 Thermometer

保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に
検体や薬品、食品の輸送中の温度管理に

AD-5656SL

防水形￥3,000（税抜）● ソ－ラ－電池のみを使用、経済的で環境にも優しいで動作可能● 高感度ソーラー電池を使用、低照度（100 LUX ）● 防水形《防水仕様 IP67 相当》● 測定範囲 -40 ℃～ 99.9 ℃ / 最小表示 0.1 ℃

AD-5656A

防水形￥2,800（税抜）● 現在の測定温度、最高・最低温度を同時表示● 防水形《防水仕様 IP67 相当》● 測定範囲 -40 ℃～ 69.9 ℃ / 最小表示 0.1 ℃

AD-5658

AD-5657-50￥2,000（税抜）

防水形● 最高 / 最低温度値を自動メモリ● 防沫形《 IPX4 相当》● 磁石付き、貼りつけて設置可能● 測定範囲 -39.9 ℃～ 110 ℃ / 最小表示 0.1 ℃

測定範囲 外部温度

最小表示

AD-5656SL

測定精度

防水性能

センサケーブル長

約1m

電源

ソーラー電池

寸法

104
（W）
×41
（H）
×15
（D）
mm
約 54 g

電池寿命
質量

付属品

●パネルカットで組込み可能な温度計モジュール● 防水形《防水仕様 IP65/JIS 保護等級 5 相当》● 測定範囲 -39.9 ℃～ 110 ℃ / 最小表示 0.1 ℃

AD-5656A-40 ℃～ 99.9 ℃

AD-5658-40 ℃～ 69.9 ℃
IP67 相当ー

取扱説明書￥2,400（税抜）

0.1 ℃± 1 ℃（-20 ～ 40 ℃）
約1m

CR2032 形リチウム電池 1 個
約1年
104
（W）
× 41
（H）
×15
（D）
mm
約 61 g（電池含む）

AD-5657-50-39.9 ℃～ 110 ℃-39.9 ℃～ 110 ℃

防沫形 IPX４相当

IP65 相当
約 50 cm

約3m

単 4 形乾電池 1 個

約１年（アルカリ電池使用時）

60
（Ｗ）
×39
（Ｈ）
×14
（Ｄ）ｍｍ
約 40 g（電池含む）

電池（モニタ用）、取扱説明書

LR44 形ボタン電池 1 個
約1年
48（W）
×34（H）×26（D）mm
約 40 g（電池含む）

AD-5684 測定範囲：温度 0 ～ 50 ℃

￥1,700（税抜）● 最高 / 最低温度メモリ機能付き● スタンド付きで卓上置きに便利

測定範囲
最小表示

電源

電池寿命

寸法

質量

付属品

レッド AD-5684RE

10

ブルー AD-5684BL

AD-5684RE/BL
温度 0 ～ 50 ℃

0.1 ℃
LR44 ボタン形電池 1 個
約1年
52（W）× 77（H）×9（D）mm
約 25 g（電池含む）
電池（モニタ用）､ 取扱説明書専用アプリ Probe Log を使い、中心温度計本体に記録された温度データをBluetooth® でスマートフォンやタブレット端末に、CSV で送信あるいは、ペアリングしたパソコンで Excel を起動、データを保存したい
セルに DATA ボタンを押すだけでデータ入力

温湿度計

Bluetooth 対応 中心温度計 Bluetooth Thermometer

防水形

AD-5626￥7,000（税抜）● 防水は IPX7 相当。水につけての丸洗いが可能● 大きく、斜めで見やすい表示、グリップしやすい形状● 設定温度を超えると LED が点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能● ID づけされた通信可能の範囲にある全ての AD-5626 との接続、電池残量のモニタが可能● HACCP で使い勝手の良い設定をスマートフォン画面でかんたんに設定

オプション

電池蓋
：AXP-AD5626-1
シースホルダ ：AXP-AD5626-2￥220 （税抜）￥220 （税抜）

AD-5626

表示範囲 / 分解能-40.0 ～ 260.0 ℃ / 0.1 ℃

測定精度、± 2.0 ℃（-19.9 ～ -10.0 ℃、60.0 ～ 99.9 ℃）± 1.0 ℃（-9.9 ～ 59.9 ℃）± 3.0 ℃（-29.9 ～ -20.0 ℃、100.0 ～ 199.9 ℃）、± 4.0 ℃（-40.0 ～ -30.0 ℃、200.0 ～ 260.0 ℃）

応答時間

5.5 秒（63.2 %）、11.7 秒（90 %）約1秒

表示更新間隔

温度センサ

データログ

サ－ミスタ

記録データ

年月日、時分秒、温度測定値

記録間隔

1 秒～ 99 分 59 秒（1 秒単位で設定可能）

データ記録数
メモリ満杯時
機器の識別

データ出力形式
対応 OS

ログモード

ワイヤレス通信モード

Bluetooth バージョン

通信距離

カウントアップタイマー

インターバルタイマー

タイマー精度タイマー表示更新間隔
電源 / 電池寿命

動作温湿度範囲

金属シース部寸法12000 データ

ログモードにおいて： ➀記録停止➁古いデータから消去しながら記録

機器 ID（4 桁数字）
、機器名称（6 桁数字）
、パスワード（4 桁数字）の設定が可能

CSV 形式IOS、Android（OS のバージョンについては弊社のホームページ参照）

Windows、MAC、IOS、Android（OS のバージョンについては弊社のホームページ参照）
Bluetooth Low Energy（BLE）4.2

見通し距離で最大 10m、障害物がある場合や周囲環境（温度や電磁環境など）によって短くなります

00：00 ～ 99：59（99 分 59 秒）
00：00 ～ 99：59（99 分 59 秒）± 30 秒 / 月

1 秒毎

CR2450 形リチウム電池 1 個 / 約 1 年（周囲温度 25℃で連続使用時）
温度 0 ～ 50℃ ､ 湿度 95%RH 以下（ただし結露しないこと）
φ 3 × L110 mm、先端部φ 2 × L18 mm

寸法 / 質量92（W）× 36（H）× 57（D）mm / 約 66 g（電池、シースホルダ含む）

材質

ABS 樹脂（ケース、電池ふた、シースホルダ）
SUS304（金属シース）、アクリル樹脂（表示窓）、PET 樹脂（キーシート）

付属品

シースホルダ、CR2450 リチウム電池 1 個（モニタ用）、取扱説明書★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）11中心温度計 Thermometer

防水性能 IPX7 ＊水に強い防水形 ･ 中心温度計
99 個の測定データをメモリできます＊

IPX7：IEC（国際電気標準会議）で標準化された規定で ､ 常温の水深 1 m の静水において 30 分間の防水性能を保持することができます。

AD-5604C￥14,000（税抜）

防水形● 多機能、高精度● 温度プローブ交換可能● データメモリ：最大 99 個

● 上限 / 下限温度アラーム機能付き● アラーム設定保存：最大 99 セット

オプション（AD-5604C 用：別売）

温度センサプローブ
AX-KO4421 ￥6,400（税抜）AD-5628￥3,800（税抜）

防水形● 調理温度と加熱時間の記録や理化学実験などに便利な機能● 簡易ストップウォッチ機能● 温度プローブ先端 極細 φ 2 mm
● 99 個の測定データをメモリ● 防水形 IPX7

簡易ストップウォッチ機能で温度と経過時間の変化が同時に見られます（秒単位）。
温度測定の始まりと終わりの温度および時間経過がメモリできます。

もちろん温度だけの簡単メモリもできます。

測定範囲
最小表示

測定精度（本体）
応答時間

温度表示間隔防水性能

ハンドル部耐熱温度
電源 / 電池寿命

寸法 / 質量（本体）
温度センサ寸法付属品

12AD-5604C-50 ℃～ 300 ℃、± 2 ℃（-30 ～ 250 ℃以外）
± 1 ℃（-30 ～ 250 ℃）

13.2 秒（63.2%）、26.3 秒（90%）

AD-5628

0.1 ℃

約1秒

-40 ℃～ 220 ℃、± 2 ℃または± 1.5 %rdg の大きい方± 1.0 ℃（-9.9 ～ 99.9 ℃）（その他の測定範囲）

5.0 秒（63.2%）、9.5 秒（90%）

JIS 保護等級 7、IPX7 相当（温度センサ接続時）
60℃
50℃
単 4 形乾電池 2 個 / 約 1 年
CR2450リチウム電池 1 個、約 2 年（周囲温度 25℃で連続使用時）（1 日 1 時間使用、バックライト / アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合）
66（W）× 148（ H）× 29（D）mm / 約 120 g（電池含む）
55（W）× 55（H）× 178（D）mm / 約 50 g（電池、シースホルダ含む）
AX-KO4421：シース長約 150 mm、シース径φ 3.6 mm、
金属シース部：φ 3 mm × L130 mm（先端部はφ 2 mm × L18 mm）
ケーブル長約 1 m、質量約 120 g
温度プローブ ､ 電池（モニタ用）､ 透明ビニールカバー ､ 取扱説明書

シースホルダ ､ 電池（モニタ用）､ 取扱説明書★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）温湿度計

中心温度計 Thermometer

付属センサ
AD-1214 相当品

AD-5605P

AD-5605C《熱電対温度センサ》￥4,500（税抜） 《熱電対温度センサ》

防水形￥7,500（税抜）

防水形● 速い応答性、約 10 秒（90 ％）● セパレートセンサで、離れた場所の温度測定に便利● 防水レベル IP65 相当● 温度測定部 φ 3 × L110 mm● オートパワーオフ機能付き（解除可能）● 温度測定範囲 -50 ℃～ 350 ℃● 温度測定部 φ 3 × L108 mm● 別売の K タイプ熱電対温度センサ使用可能（AD-1214/1215/1217/1218/1220）※13 ページ参照● オートパワーオフ機能付き（解除可能）● 自動ゼロ点調整機能● ケーブル長約 600 mm● オートパワーオフ機能（解除可能）● 温度測定範囲 -50 ℃～ 350 ℃● 温度測定範囲 -50 ℃～ 200 ℃（付属 K タイプ熱電対温度センサ）

AD-5624￥3,000（税抜）

防水形● セパレート・センサ（センサケーブル約 80 cm）で離れた● 温度表示間隔は 1 秒、すばやい温度変化を表示● 温度表示間隔は 1 秒

場所の温度測定に便利● 上限 / 下限温度アラーム機能で温度管理が可能● 食品、調理、理化学、設備機器、農業などの幅広い分

すばやい温度変化を表示

野で役に立ちます● 温度測定範囲

測定精度

最小表示

応答時間

温度表示間隔防水性能

電源 / 電池寿命
温度測定部（プローブ）
寸法

質量

付属品

￥4,000（税抜）● φ 2.2 mm の極細温度センサを使用
中心温度測定に使いやすく便利● IPX7 防水仕様で水洗いができて衛生的

測定範囲￥6,500（税抜）（AD-1214 相当品 1 個）
● K 熱電対温度センサ付属● 防水レベル IP65 相当

AD-5625

温度センサ

AD-5605H● 食品、調理、理化学、設備機器、農業などの幅広い分-40 ℃ ～ 260 ℃

野で役に立ちます● 温度測定範囲

AD-5605P

AD-5605C

AD-5605H

42（W）×204（H）× 21（D）mm

42（W）× 93（H）× 21（D）mm

42（W）× 78（H）× 21（D）mm-40 ℃～ 260 ℃

AD-5625

AD-562440（W）×187（H）× 17（D）mm

66（W）× 208（H）× 20（D）mm

T タイプ熱電対センサ（接地型）
Kタイプ熱電対センサ（露出接点型）
サーミスタ
サーミスタ
-50 ℃～ 350 ℃-50 ℃～ 200 ℃-40 ℃～ 260 ℃-40 ℃～ 260 ℃± 0.8 %ｒｄｇまたは± 0.8 ℃のいずれか大きい方の値± 1 ％ rdg または± 1 ℃の大きい方± 1 ℃（-9.9 ～ 59.9 ℃）± 1 ℃（-9.9 ～ 59.9 ℃）
0.1 ℃（-50.0 ℃～ 199.9 ℃）、その他は 1 ℃
0.1 ℃
0.1 ℃
6.4 秒（63.2 %）、12.7 秒（90 %） 5.5 秒（63.2 %）、11.4 秒（90 %）ー
6.2 秒（63.2 %）、11.4 秒（90 %） 6.0 秒（63.2 %）、11.6 秒（90 %）
約1秒
IP65 相当ーJIS 保護等級 7、IPX7 相当
ー
単 4 形乾電池 2 個 / 約 1 年
CR2032 形リチウム電池 1 個 / 約CR2032 形リチウム電池 1 個 / 約 1 年（1 日４分間使用した場合）
1 年（1 日 1 時間使用した場合）（アルカリ電池使用時）
φ 3.5 mm × L100 mm、
φ 3 × L108 mm
接点部 約φ 1 mm
φ 2.8 mm × L120 mm
φ 3 × L110 mm
先端部φ 2.2 mm × L20 mm
ケーブル長 約 600 mm
ケーブル長約 1 m
先端部 φ 2.2 mm × L20 mm
ケーブル長 約 80 cm
45 g（電池含む）

センサ部含まず

約 73 g（電池含む）

電池（モニタ用）、取扱説明書、シースホルダ

約 40 g（電池含む )電池（モニタ用）、取扱説明書、K タイプ熱電対温度センサ（AD-1214 相当品１個）

約 27 g（電池、シースホルダ含む）
電池（モニタ用）、取扱説明書、
シースホルダ突起部含まず約 84 g（電池含む）

電池（モニタ用）、取扱説明書、
プローブキャップ

★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）13熱電対温度計（ K タイプ） K-Thermo-couple Thermometer

設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに
表面温度測定、中心温度測定に別売の Kタイプセンサも選べる
1 チャンネル

2 チャンネル

AD-5601A￥9,500（税抜）AD-5605H（AD-1214 相当品 1 個）

● 別売の K タイプ熱電対温度セン
サ使用可能

AD-5602A（AD-1214/1215/1217/1218/1220）● オートパワーオフ機能（解除可能）● 自動ゼロ点調整機能● 温度表示範囲－ 60 ℃～ 1200 ℃￥12,000（税抜）（温度測定範囲はご使用の温度センサによって変わる）● K 熱電対温度センサ付属

AD-5601A

AD-5601A （AD-1214 相当品 1 個）AD-5602A （AD-1214 相当品 2 個）

● 温度センサの未接続または断線を LED ランプでお知らせ● 別売の K タイプ熱電対温度センサ使用可能（AD-1214/1215/1217/1218/1220）● データホールド、最高値 / 最低値メモリ機能付き● オフセット調整可能● 温度表示範囲 －50 ℃～ 1300 ℃ （温度測定範囲はご使用の温度センサによって変わる）

AD-5602A

付属センサ
AD-1214 相当品

AD-5601A

測定範囲
本体最小表示本体測定精度

温度測定チャンネル数
オフセット調整
入力端子
電源
電池寿命
寸法
質量
付属品

AD-5602A-50 ℃～ 1300 ℃
0.1 ℃（-50 ～ 199.9 ℃）/ 1 ℃（200 ℃以上）
± 2 ℃（ -50 ～ 0 ℃）（-50 ～ 1000 ℃）±（0.3 ％ rdg ＋ 1 ℃）
（0 ～ 600 ℃）±（0.3 ％ rdg ＋ 1 ℃）
（1000 ～ 1300 ℃）±（0.5 ％ rdg ＋ 1 ℃）
（600 ～ 1300 ℃）±（0.5 ％ rdg ＋ 1 ℃）
1

付属センサ

AD-1214 相当品

AD-5605H-60 ℃～ 1200 ℃
0.1 ℃（-50 ℃～ 199.9 ℃）、それ以外は 1 ℃

2± 1 ℃または± 1 ％ rdg のいずれか大きい方の値

1

オフセット調整ボリウムで調整可能
自動ゼロ点調整機能
米国オメガ社小型熱電対コネクタ（SMP 型）相当品に適合（平板電極の中央の間隔 7.9 mm）
6F22 形（006P 形）9V 乾電池 1 個
CR2032 形リチウム電池 1 個
約 200 時間（アルカリ電池使用）
約 1 年（1 日 4 分間、使用した場合）
62（W）× 184（H）× 35（D）mm（保護ケース含まず）
42（W）× 78（H）× 21（D） mm
約 165 g （保護ケース含まず）
約 176 g （保護ケース含まず）
約 40 g （電池含む）
K 熱電対センサ（AD-1214 相当）1 個
K 熱電対センサ（AD-1214 相当）2 個
K 熱電対センサ（AD-1214 相当）1 個
保護ケース ､ 電池
（モニタ用）､ 取扱説明書
保護ケース ､ 電池（モニタ用）､ 取扱説明書
電池（モニタ用）､ 取扱説明書

Kタイプ（クロメル・アルメル）熱電対センサ
AD-1218-230

AD-1220-100￥8,500（税抜）￥9,000（税抜）AD-1218-350● 直径約 1 mm の針状温度センサによる速い応答性● 温度センサは SUS304 ステンレスを使用●ケーブルの材料はシリコンを使用●温度測定範囲 0 ～ 200 ℃●温度測定部 φ 1.07 mm × L100 mm￥9,800（税抜）AD-1218-350

AD-1218-230● ステンレスハンドル、衛生的● 針状シース型、刺してはかる● 温度測定範囲 -50 ℃～ 700 ℃（接点部）● 温度測定部 φ 3.2 × L230 mm（AD-1218-230）
φ 3.2 × L350 mm（AD-1218-350）

AD-1214

AD-1215￥1,800（税抜）

構造

センサケーブル長
センサ部寸法

ハンドル部
付属品

14

AD-1214-50 ℃～ 200 ℃

AD-1217￥6,000（税抜）● ワイヤー状露出型接点● 露出型接点なので高速対応● 狭い部位の温度測定に● 温度測定範囲 -50 ℃～ 200 ℃（接点部）

測定範囲（感温部）
温度センサの種類￥6,500（税抜）● K 熱電対温度センサ付属￥10,000（税抜）● 棒状シース型（棒状金属保護管）● シース型なので液体やゲル状の内部温度測定に● 温度測定範囲-50 ℃～ 700 ℃（接点部）● 表面温度測定用● 表面に軽く押し付けて表面温度を測定● 温度測定範囲-50 ℃～ 500 ℃（接点部）

熱電対温度計 AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H および赤外線放射温度計 AD-5614、AD-5616、AD-5618 と組み合せた成績書は発行可能です。

AD-1215-50 ℃～ 700 ℃

AD-1217

AD-1218-230-50 ℃～ 500 ℃
K タイプ熱電対

AD-1218-350-50 ℃～ 700 ℃

AD-1220-100
0 ～ 200 ℃

絶縁型、シース型
露出型、表面測定用
絶縁型、シース型
接地型、シース型（棒状金属保護管）
表面接触部（針状金属保護管）（針状金属保護管）
約 560mm（収縮時、ポリウレタン）
約 1000mm（シリコン）
約 1000mm（シリコン）
金属シース部
金属シース部
金属シース部 約φ 3.2 ×
金属シース部
約φ 15 mm
約Φ 1.07 mm × L100 mm
L150 mm
約φ 3.2 × L230 mm
約φ 3.2 × L350 mm
接点部約φ 1 mm
（シース材質 SUS316）（シース材質 SUS304）（シース材質 SUS304）（シース材質 SUS304)
約φ 16.5 × L125 mm
約φ 13 × L120 mm
約φ 12 × L100 mm
約φ 7.7 × L500 mm
ケーブル 約φ 1.8 mm × L1 m
（耐熱温度 200 ℃） （プラスチック、耐熱温度 100 ℃）（プラスチック、耐熱温度 100 ℃）（ステンレス SUS304）（SW-C 硬鋼線、耐熱温度 150 ℃）
取扱説明書
取扱説明書
取扱説明書
取扱説明書
取扱説明書
露出接点型

約 1m（FEP、テフロン）★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）赤外線 放射温度計

温湿度計

Infrared Thermometer

非接触なので衛生的、また危険な場所も離れて安全に温度測定可能
レーザーマーカ付きで温度測定部位がわかります

AD-5635
PSC マーク認定製品

測定範囲 -38 ℃～ 365 ℃
高精度 D:S 比 =12：１

AD-5619￥4,800（税抜）￥7,500（税抜）

PSC マーク認定製品● 測定中の最高温度を同時に表示● バックライト付き● オートパワーオフ機能● 測定中の最高温度を同時に表示● バックライト付き● オートパワーオフ機能

測定範囲 -38 ℃～ 365 ℃
高精度 D:S 比 =12：１

固定/可変/選択

固定/可変/選択

放射率設定可能
Kタイプ熱電対温度センサ使用可能（別売）※ 13 ページ参照

AD-5614

AD-5611A￥13,500（税抜）

PSC マーク認定製品

測定範囲 -60 ℃～ 500 ℃
高精度 D:S 比 =12：１

PSC マーク認定製品

K タイプ熱電対

測定範囲 -60 ℃～ 500 ℃
高精度 D:S 比 =11：１

温度センサは別売です。

● 放射率設定変更可能● 別売の K タイプ熱電対温度センサ使用可能（AD1214/1215/1217/1218/1220）※ 13 ページ参照● 上限 / 下限温度アラーム機能付き● 最高、最低、平均温度、温度差分表示可能￥9,800（税抜）● 測定中の最高温度を同時に表示● バックライト付き● オートパワーオフ機能

K タイプ熱電対センサの入力端子固定/可変/選択

固定/可変/選択

Micro SDHC カード（付属）に測定データを記録（CSV ファイル形式で保存）放射率設定可能、Kタイプ熱電対温度センサ使用可能（別売）※ 13 ページ参照

AD-5634

PSC マーク認定製品￥39,500（税抜）● Micro-SDHC カードへのデータ保存機能

・メモリ容量 ：Micro SDHC カードによる ・ 保存間隔（連続測定時）：
表示範囲 -35 ℃～ 1600 ℃（4 GB ～ 32 GB）
1 秒間隔（放射温度計測定時）
測定範囲 -35 ℃～ 1500 ℃
・データ保存数：約 251,658,240 データ
2 秒間隔（ K 熱電対温度センサ、または放射温度計とK 熱電対温度センサ同時測定時）
高精度 D：S 比＝ 60：１
（最大） （ 8 GB の Micro SDHC カード使用時） ・ 保存ファイル形式：CSV 形式

オプション
USB ケーブル

測定範囲
測定精度
最小表示

放射温度計

熱電対温度計※

放射温度計

熱電対温度計

放射率設定範囲
応答時間

AD-5635-38 ℃～ 365 ℃ー± 2.5 ％または± 2.5 ℃のいずれか大きい方の値（0 ～ 365 ℃）±（2.5+0.05 ×表示値の絶対値）℃（ -38 ～ 0 ℃）ー

0.95/0.70/0.30 から選択

0.1 ℃

距離
（D）
：測定範囲
（S）

レーザーマーカ

入力端子（K- タイプ熱電対センサ）
電源 / 電池寿命
寸法 / 質量
付属品

AD-5619± 2 % または± 2 ℃のいずれか大きい値

0.95（固定）12：1

ー

AX-KO5403

キャリングケース AXP-AD5634-2

固定/可変/選択

AD-5614-60 ℃～ 500 ℃

AD-5611A-50 ℃～ 1300 ℃（表示範囲）ー± 1 % または± 1 ℃のいずれか大きい値（熱電対温度計本体精度）ー0.10 ～ 1.00 まで 0.01きざみ設定（変更）可能

0.95（固定）± 2 % または± 2 ℃のいずれか大きい値（－ 33 ℃～ 500 ℃）

0.1 ℃（-9.9 ℃～ 199.9 ℃）、それ以外は 1 ℃
約 1 秒（90 %）11：1

クラス 2（JIS C 6802）レーザー波長 635 ～ 660 nm 、出力パワー 1 mW 以下

単 4 形乾電池 2 個 / 約 14 時間（連続使用時、アルカリ電池使用）

米国オメガ社小型熱電対コネクタ（SMP 型）相当品に適合（平板電極の中央の間隔 7.9 mm）

ー

単 4 形乾電池 2 個 / 約 18 時間（連続使用時、アルカリ電池使用）￥1,000（税抜）￥5,000（税抜）AD-5634-35.0 ～ 1500 ℃（ 表示範囲 -35.0 ～ 1600 ℃）-64 ℃～ 1400 ℃（表示範囲）± 2 % または± 2 ℃のいずれか大きい値（0 ～ 1500 ℃）± 1 % または± 1 ℃のいずれか大きい値（熱電対温度計本体精度）

0.1 ℃（－ 35.0 ～ 999.9 ℃）、
それ以外は 1 ℃
0.10 ～ 1.00 まで 0.01きざみ設定（変更）可能
60：1
米国オメガ社小型熱電対コネクタ (SMP 型 )相当品に適合（平板電極の中央の間隔 7.9 mm）

単 3 形乾電池 2 個 / 約 70 時間（連続使用時、
アルカリ電池使用）

× 203
（H）
× 176
（D）mm/ 約 426 g（電池含む）
40（W）
×162（H）×115（D）mm／約 170 （g 電池含む） 40（W）×156（H）×113（D）mm／約173 g（電池含む） 39（W）× 175（H）× 72（D）mm ／約180 g（電池含む） 39（W）× 175（H）× 72（D）mm ／約 179 g（電池含む） 58（W）
単 3 形乾電池 2 個（モニタ用）､USB ケーブル
（AX-KO5403）、
取扱説明書、電池（モニタ用）
CD-ROM、Micro SDHC カード､キャリングケース、取扱説明書※ 熱電対温度計の測定範囲は使用する熱電対温度センサの測定範囲によって変わります。 ※※ PSC マークは、消費生活用製品安全法に基づく表示です。

★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）15赤外線 放射温度計

Infrared Thermometer

非接触なので衛生的、また危険な場所も離れて安全に温度測定可能
レーザーマーカ付きで温度測定部位がわかります
放射率設定可能K タイプ熱電対温度センサ使用可能（別売） ※ 13 ページ参照

AD-5616
PSC マーク認定製品￥35,500（税抜）AD-5618

測定範囲 -60 ℃～ 1500 ℃
高精度 D：S 比＝ 50：１（最大）PSC マーク認定製品
表示範囲￥98,000（税抜）

100 ℃～ 1800 ℃

測定範囲 200 ℃～ 1500 ℃
高精度 D：S 比＝100：１（最大）● 放射率設定変更可能● 別売の K タイプ熱電対温度センサ使用可能（ AD-1214/1215/1217/1218/1220） ※ 13 ページ参照● 上限 / 下限温度アラーム機能付き● 最高、最低、平均温度、温度差分表示可能● 放射率設定変更可能● 別売の K タイプ熱電対温度センサ使用可能（ AD-1214/1215/1217/1218/1220）※ 13 ページ参照● 上限 / 下限温度アラーム機能付き● 最高、最低、平均温度、温度差分表示可能● データメモリ可能 24 個まで記録可能

固定/可変/選択

サーマルイメージカメラ

Thermal Imaging Camera

熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録

AD-5636 赤外線 サーマルイメージカメラ￥80,000（税抜）● 熱画像モードでは、温度分布を可視化し、熱画像 32 × 32（1024）ピクセルと、温度分布データ（csv）で保存● FUSION モードでは熱画像と可視画像を重ね合わせた画像を表示● 以下のデータ保存形式に対応
画像：png 形式、
ビデオ：H.264 形式、
温度分布（数値）データ：
CSV 形式● 温度の上限値、下限値
アラームの設定が可能● 9 か国の言語から選択可能
熱画像

可視画像

AX-KO5465-180
オプション USB ケーブル
充電専用 AC アダプタ AX-TB282
AXP-AD5636-2
キャリングケース
AX-BAT-AD5636
リチウムイオン電池

温度測定部￥1,000（税抜）￥3,500（税抜）￥5,000（税抜）￥3,500（税抜） 表示部

FUSION（熱画像＋可視画像）

測定範囲
分解能

測定精度

測定
（応答）波長放射率設定

温度分布データ CSV（ 32 × 32、1024 個の温度データ）

AD-5636-20 ～ 350 ℃
0.1 ℃± 2℃ または ､ ± 2%rdg のいずれか大きい方の数値（周囲温度 20 ～ 26 ℃）

8 ～ 14 μ m
0.10 ～ 1.00 まで 0.01 きざみで設定可能
32 × 32 ピクセル（32 × 32 赤外線温度センサ）
2.8 インチカラー液晶
640 × 480 ピクセル
33°× 33°
9 Hz
フォーカスフリー（目標距離設定は 1 m、2 m、3 m より選択して設定）

熱画像解像度表示器
可視カメラ解像度
測定視野角
AD-5616
AD-5618
フレームレート
放射温度計-60 ℃ ～ 1500 ℃
200 ℃ ～ 1500 ℃
測定範囲
フォーカス
熱電対温度計※ -60 ℃ ～ 1400 ℃（表示範囲）-50 ℃ ～ 1400 ℃（表示範囲）
カラーパレット
アイアン、レインボー、グレースケール、ハイコントラスト± 2 % または± 2 ℃のいずれか
放射温度計± 2 %（200 ℃ ～ 1500 ℃）
メモリカードMicro SDHC カード（4GB ～ 32GB）
Micro
大きい値（-33 ℃ ～ 1500 ℃）
測定精度
SDHC
データ保存数 最大 100,000 データ（空の 16GB の Micro SDHC カードに png 形式の画像ファイルを保存した場合）± 1 % または± 1 ℃のいずれか± 1 % または± 1 ℃のいずれか
カードへの
熱電対温度計データ保存項目
熱画像、
可視画像、
熱画像
+ 可視画像、ビデオ、温度分布（数値）データ（32 × 32 ピクセル）
大きい値（熱電対温度計本体精度）
大きい値（0 ～ 1400 ℃）
データ
保存
データ保存形式
画像：png 形式、ビデオ：H.264 形式、温度分布（数値）データ：CSV 形式
0.1 ℃（-60 ℃～ 999.9 ℃）、
0.1 ℃（-64 ℃～ 999.9 ℃）、
最小表示
その他は 1 ℃
その他は 1 ℃
・上限値アラーム： 50 ℃ ､100 ℃ ､150 ℃ ､200 ℃ ､250 ℃から選択。
または -20 ～ 350 ℃の範囲で 1 ℃きざみで設定可能
0.10 ～ 1.00 まで 0.01 きざみ設定（変更）可能
放射率設定範囲・下限値アラーム： 30 ℃ ､20 ℃ ､10 ℃ ､0 ℃ ､-20 ℃から選択。
応答時間
約 1 秒（90 ％）アラーム動作または -20 ～ 350 ℃の範囲で 1℃きざみで設定可能： 測定範囲
（S）
50：1
100：1
距離（D）
・アラームの オン（有効）/ オフ（無効）の設定が可能
レーザーマーカ
クラス 2（JIS C 6802）レーザー波長 635 ～ 660 nm、出力パワー 1 mW 以下
・アラーム設定条件は、上限アラーム値＞下限アラーム値
入力端子
米国オメガ社小型熱電対コネクタ（SMP 型）相当品に適合
日本語（初期設定）､ 英語 ､フランス語 ､ドイツ語 ､ オランダ語 ､ ポルトガル語 ､（K- タイプ熱電対センサ）（平板電極の中央の間隔 7.9 mm）
設定メニューの言語
イタリア語 ､ スペイン語 ､ 中国語（簡体 ･ 繁体）
単 3 形乾電池 2 個 / 約 140 時間
単 4 形乾電池 2 個 / 約 12 時間
電源 / 電池寿命
USB 端子 ： A 端子－ Mini B 端子ケーブル、ケーブル長 約 70 cm（端子部含まず）
レーザーとバックライト不使用） USB ケーブル（連続使用時、アルカリ電池使用）（連続使用時、本体に内蔵する再充電可能な リチウムイオン電池（DC3.7V/2600 mAh）
47（W）
× 197（H）
× 203（D）mm/ 60（W）
× 207.5（H）
× 233.8（D）mm/ 電源
寸法 / 質量
約 385 g（電池含む）
約 550 g（電池含む）
連続使用時間最大 3 時間（フル充電時）、周囲温度 25 ℃、データ保存動作なし、アラーム動作なしの場合
取扱説明書、電池（モニタ用）、
外形寸法 / 質量74（W）× 97（D）× 234（H）mm / 約 345 g
取扱説明書、電池（モニタ用）、
K タイプ熱電対温度センサ、付属品
キャリングケース
キャリングケース、Micro SDHC カード ､USB ケーブル、取扱説明書
マグネットスタンド、キャリングケース 付属品※ 熱電対温度計の測定範囲は使用する熱電対温度センサの測定範囲によって変わります。 ※※ PSC マークは、消費生活用製品安全法に基づく表示です。

16★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）Infrared Thermometer

温湿度計

赤外線 放射温度計

触れずに温度が測れる赤外線放射温度計シリーズ

防滴形

AD-5612WP

AD-5613A￥8,800（税抜）1 台で 2 通りの温度測定

コンパクトで手軽に温度チェック

非接触で放射温度測定 プラス
尖った温度プローブで刺して中心温度測定
防滴構造 IP54 相当● 測定範囲 -33 ℃～ 220 ℃（放射温度計、中心温度計）￥4,000（税抜）● 測定範囲 -55 ℃～ 220 ℃● オートパワーオフ機能：測定領域（S）＝ 1:1● 測定距離（D）● オートパワーオフ機能：測定領域（S）＝ 2.5 : 1● 測定距離（D）

固定/可変/選択
固定/可変/選択

AD-5612A￥6,500（税抜）1 台で 2 通りの温度測定

非接触で放射温度測定 プラス
尖った温度プローブで刺して中心温度測定● 測定範囲 -33 ℃～ 220 ℃（放射温度計）-55 ℃～ 330 ℃（中心温度計）● オートパワーオフ機能：測定領域（S）＝ 1:1● 測定距離（D）

固定/可変/選択

防水形

AD-5617WP

AD-5617￥3,800（税抜）IP67 防水仕様、水洗い可能

小型で軽量設計、携帯に便利● 測定範囲：-33 ℃～ 180 ℃● オートパワーオフ機能：測定領域（S）＝ 1:1● 測定距離（D）

測定精度

放射温度計
中心温度計
放射温度計

AD-5612WP-33 ℃～ 220 ℃-33 ℃～ 220 ℃± 2％または± 2℃のいずれか大きい方の値￥3,600（税抜）

小型で軽量設計、携帯に便利
ペンホルダ付き● 測定範囲：-33 ℃～ 180 ℃● オートパワーオフ機能：測定領域（S）＝ 1:1● 測定距離（D）

固定/可変/選択

測定範囲

AD-5617MT￥2,400（税抜）

メタルケースで頑丈、キーチェーン付き
220℃まで測定可能● 測定範囲：-33 ℃～ 220 ℃● オートパワーオフ機能：測定領域（S）＝ 1:1● 測定距離（D）

固定/可変/選択

AD-5612A-33 ℃～ 220 ℃-55 ℃～ 330 ℃± 2% または ± 2℃のいずれか大きい方の値

AD-5613A-55 ℃～ 220 ℃ー± 2 % または ± 2 ℃のいずれか大きい方の値（-33℃～ 220℃）

固定/可変/選択

AD-5617WP-33 ℃ ～ 180 ℃ー

AD-5617± 2.5 ％または± 2.5 ℃のいずれか大きいほうの値（0 ℃以上）AD-5617MT-33 ℃～ 220 ℃ー± 2 ％または± 2 ℃のいずれか大きい方の値± 2 ℃（-33 ℃～ -5.1 ℃）、 ± 1 % または ± 0.8 ℃ のいず
中心温度計 ± 1 ℃（-5.0 ℃～ 100.0 ℃）ーーー
れか大きい方の値± 1 ％（100.1 ℃～ 220 ℃）（-9.9 ℃～ 330 ℃）
0.1℃（ -33 ℃～ 199.9 ℃）、 0.1℃（ -9.9℃～ 199.9℃）､ 0.1 ℃（ -55 ℃～ 199.9 ℃）､
0.1℃ (-9.9 ℃～ 199.9 ℃ )、最小表示
0.2 ℃（ -9.8 ℃～ 180.0 ℃）、それ以外は 1 ℃
それ以外は 1℃
それ以外は 1 ℃
それ以外は 1 ℃
それ以外は 1 ℃
0.10 ～ 1.00 まで 0.01 刻み 0.10 ～ 1.00 まで 0.01きざみで 0.05 ～ 1.00 まで 0.01きざみ
放射率設定範囲
0.95（固定）
で設定（変更）可能
設定（変更）可能
で設定（変更）可能
放射温度計：約 1 秒 /放射温度計：約 1 秒（90 %）/応答時間
約 1 秒（90 %）
中心温度計：5.4 秒（63.2 %）
、 中心温度計：6.7 秒（63.2 %）、
約 1 秒（90 ％）12.2 秒（90 %）15.3 秒（90 %）
：測定範囲
（S）
2.5：1（放射温度計）
1：1（放射温度計）
1：1
1：1
距離
（D）
CR2450 形リチウム電池 1 個 CR2032 形リチウム電池 1 個 CR2032 形リチウム電池 1 個
LR44 形ボタン電池 2 個 / 約
電源 / 電池寿命
LR44 形ボタン電池 2 個 / 約 30 時間（連続使用時）
15 時間（連続使用時）/ 30 時間以上（連続使用時） / 30 時間（連続使用時）/ 30 時間（連続使用時）
45（W）× 165（H）× 24（D）mm 40（W）× 156（H）× 24（D）mm 39（W）× 77（H）× 19（D）mm 18（W）× 18（H）× 82（D）mm 20（W）× 17（H）× 86（D）mm 14.8（W）× 92.7（H）× 15.6（D）mm
寸法 / 質量約 94 g（電池含む）
約 75 g（電池含む）
約 32 g（電池含む）
約 21 g（電池含む）
約 23 g（電池含む）
約 50 g（電池、キーチェーン含む）
付属品
電池（モニタ用）、取扱説明書
電池（モニタ用）、取扱説明書、ストラップ
電池（モニタ用）、取扱説明書★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）17ワイヤレス・マルチチャンネル温湿度計

Wireless Multichannel
Thermo-hygrometer

通信距離は最大 100 m（見通し距離）/ 増設可能〈マルチチャンネル〉● 親機 1 台に子機を 5 台まで増設可能 ● 温度、湿度の上限・下限アラーム設定が可能

AD-5664SET

親機（表示機）AD-5664

子機（計測部）
AD-5664-01※子機 AD-5664-01 には温度プローブを付属していません。
を測定する場合は、オプションの温度プローブ
プローブ温度（T1・T2）
AX-KO4449 をご使用ください。

セット価格 ￥14,000（税抜）AD-5664SET は親機 1 台と子機 1 台の基本セットです。

● 最大 5 台までの子機を使用可能〈マルチチャンネル〉● 子機から送信された環境温度（TA）、環境湿度（RH）、熱中症指数（WBGT）、（オプション温度プローブ接続時のみ）の
絶対湿度（VH）、プローブ温度（T1・T2）
最高値 / 最低値を自動メモリして表示● 温度プローブ（オプション）を子機 1 台に 2 個まで接続可能 ケーブル長約 2.5 m● アラーム設定可能 赤色 LED ランプとブザー音でアラームをお知らせ（親機）
温度や湿度の最高値、最低値を自動メモリ（親機）● 自動メモリ機能
温度や湿度のトレンドを矢印マークで表示（親機）● トレンド表示機能● 親機は 2 電源方式 乾電池、外部電源（AC アダプタ）使用可能
オプション

温度プローブを接続時（オプション）

AX-KO4449

増設用 子機
AD-5663-01¥8,000（税抜）

親機：AD-5664

子機用 温度プローブ
AX-K04449 ¥1,500（税抜）AC アダプタ

AX-TB250 ¥2,000（税抜）

子機：AD-5664-01

内蔵センサ温度（TA）：0 ～ 50 ℃、内蔵センサ相対湿度（RH）：20 ～ 90 %RH
プローブセンサ温度（T1･T2）：-40 ～ 70 ℃
内蔵センサ温度（TA）：± 1 ℃（10 ～ 39.9 ℃）､ ± 2 ℃（0 ～ 9.9 ℃ ､40 ～ 50 ℃）
測定精度ー：± 5 %RH（30 ～ 69 %RH）、± 10 %RH（20 ～ 29 %RH､70 ～ 90 %RH）
内蔵センサ相対湿度（RH）
プローブセンサ温度（T1・T2）：± 1 ℃（10 ～ 39.9 ℃）､ ± 2℃（-10 ～ 9.9 ℃ ､ 40 ～ 49.9 ℃）、± 3 ℃（その他の測定範囲）
表示項目
環境温度（TA）､ 環境湿度（RH）、熱中症指数（WBGT）、絶対湿度（VH）、プローブ温度（T1・T2）（ T1､T2 はオプションの温度プローブ接続時）：-20 ～ 70 ℃ ､ 環境湿度（RH）：5 ～ 99 %RH､ 熱中症指数（WBGT）：0 ～ 60 ℃ ､ 絶対湿度（VH）：1 ～ 99.9 g/m3、プローブ温度（T1・T2）：-40 ～ 70 ℃
表示範囲
環境温度（TA）：0.1 ℃ ､ 環境湿度（RH）：1%RH、熱中症指数（WBGT）：0.1℃、絶対湿度（VH）：0.1 g/m3、プローブ温度（T1・T2）：0.1 ℃
最小表示
環境温度（TA）
表示更新間隔・測定間隔
表示更新間隔 約 2 分（FAST）､ 約 4 分（SLOW）
測定間隔 約 20 秒
無線設備の種別ー
特定小電力機器 429.2 MHz（AD-5664-01）
外部センサ設置距離ー
最大 100 m（見通し距離、高さ 1.2 m）、ただし子機を低温で使用する場合や障害物がある場合は電波の伝播距離が短くなります
動作
（使用）
温湿度範囲
0 ～ 50 ℃ 、0 ～ 90 %RH（ただし結露しないこと）
電源
単 3 形アルカリ乾電池 4 個 ､AC アダプタ（別売オプション）
単 3 形アルカリ乾電池 2 個
約 1 年（アルカリ乾電池使用 ､電池寿命（25℃時）
約 1 年（アルカリ乾電池使用）
アラーム未使用、SLOW 設定時）
120（W）× 134（H）
× 30（D）mm ､
寸法 / 質量66（W）× 112（H）× 31（D）mm､ アンテナ等突起部含まず / 約 165 g（電池含む、温度プローブ含まず）（電池含む）
アンテナ等突起部含まず／約 325 g
取扱説明書、単 3 形乾電池 2 個（モニタ用）
付属品
取扱説明書、単 3 形乾電池 4 個（モニタ用）
設置場所
屋内
測定範囲

ー

デジタルタイマー Digital Timer

３つのタイマー機能の個別設定、くり返しによる組み合わせで、様々な時間の工程管理が可能

AD-5701A￥2,800（税抜）AD-5701A-E￥2,900（税抜）

設定範囲
タイマー数

タイマー機能アラーム時間● 最大 99 時間 59 分 59 秒までタイマー時間を設定可能
ブザー音量● 3 種類のタイマー時間がそれぞれ設定可能
プリアラーム● 3 チャンネルを個別または同時にスタート / ストップ可能
防水性能● 1 秒単位で時間設定可能
電源● 前回と同じ設定時間をかんたんに設定できるリロード機能付き
電池寿命● タイマー設定時間終了後は自動カウントアップ
寸法● 時刻・カレンダーモード搭載
質量● マグネット、クリップ卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5 通りの使い方が可能（ストラップは付属しません） 付属品

18

AD-5701A

AD-5701A-E

最大 99 時間 59 分 59 秒、最小 1 秒
3 チャンネル
カウントダウン（アラーム設定時間まで）
カウントアップ（アラーム時間後）
ブザー音：約 30 秒間
約 70 dB/ 距離 10 cmーー
単 4 形乾電池 1 個
約1年

80（W）
× 70
（H）
× 30
（D）mm
約 85 g（電池含む）
電池（モニタ用）、取扱説明書★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）デジタルタイマー Digital Timer

パン生地の発酵時間、パンの焼き時間、お魚、ハンバーグの調理時間のカウントにスープ、コーヒー、おでんや揚げ物などの賞味時間のカウントに。理化実験の経過時間のカウントに● 防滴 100 分形 10 キータイマー

AD-5707

AD-5708￥1,300（税抜）● 100 分形、テンキー防滴タイマー● 音と光でアラームをお知らせ● マグネット内蔵、磁石の脱落・異物混入を防止● 防滴構造、IP54 相当● カウントアップ、カウントダウン機能● 防滴 100 分形光るタイマー

AD-5705BK

AD-5705RE￥1,600（税抜）● 100 分形、防滴タイマー● 音と光でアラームをお知らせ● 見やすい大きな液晶表示（文字高約 18 mm）● カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能● クロムメッキで、傷つきにくく、衛生的● マグネット付き

デジタルタイマー・
ホームスケール● 100 分形、テンキー防滴タイマー● マグネット内蔵、磁石の脱落・異物混入を防止● 防滴構造、IP54 相当● カウントアップ、カウントダウン機能● 見やすい角度設計￥1,400（税抜）￥1,400（税抜）● 100 分形、防滴タイマー● 音と光でアラームをお知らせ● 見やすい大きな液晶表示（文字高約 18 mm）● カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能● マグネット付き● 1 チャンネル 100 分形タイマー

AD-5706WH

AD-5706RE● 100 分形タイマー● カウントアップ機能● プリアラ－ム機能● マグネット付き● 100 分形タイマー● カウントアップ機能● プリアラ－ム機能● マグネット付き￥1,200（税抜）● 3 キー 100 分形タイマー

AD-5713

AD-5703A￥1,200（税抜）● カウントアップ、カウントダウン機能● マグネット、卓上スタンド、壁掛けの 3 通りの使い方が可能● ステンレストップ・タイマー（大 / 小）● アラーム音量切替可能● くり返しリピート機能● 一時停止のポーズ機能

設定範囲

タイマー数

タイマー機能アラーム時間ブザー音量

プリアラーム
防水性能
電源
電池寿命
寸法

質量

付属品

AD-5707

AD-5708

最大 99 分 99 秒、最小 1 秒

AD-5705BK

AD-5706WH

1 チャンネル

AD-5706RE

最大 99 分 50 秒、最小 10 秒

AD-5713

カウントアップ（00 分 00 秒からスタートさせた場合）
ブザー音：約 1 分間
ブザー音：約 1 分間
赤色 LEDランプ：約 1分間点滅
大 約 80 ± 5 dB/ 距離 10 cm
約 60 dB/ 距離 30 cm
約 80 ± 5 dB/ 距離 10 cm
小 約 70 ± 5 dB/ 距離 10 cmーアラーム設定時間の 10 分前と 5 分前
IP54 相当
JIS C0920 防滴Ⅱ形相当ー
単 4 形乾電池 1 個
CR2032 形リチウム電池 1 個
CR2032 形リチウム電池 1 個
ブザー音：約 1 分間

約1年

約 70 g（電池含む）

約1年

69（W）× 69（H）× 15（D）mm
約 50 g（電池含む）

電池（モニタ用）、取扱説明書約 1 年（1 日 30 秒アラーム動作）

82（W）× 82（H）×15（D）mm
約 67 g（電池含む）

55（W）× 84（H）× 15（D）mm
約 48 g（電池含む）

電池（モニタ用）、取扱説明書（ブリスターパック台紙部に印刷）

AD-5703A

最大 99 分 59 秒、最小 1 秒最大 99 分 59 秒、最小 1 秒ブザー音：約 1 分間

ブザー音：約 1 分間

カウントダウン（アラーム設定時間まで）

69（W）× 69（H）× 27（D）mm￥1,400（税抜）● 100 分形タイマー● 小型で携帯に便利 ､ クリップに挟んで使えます● マグネット、クリップ、卓上スタンドの 3 通りの使い方が可能AD-5705RE

最大 99 分 50 秒、最小 10 秒

￥1,200（税抜）ー

大 約 80 ｄB／距離 30 cm
約 70 dB/ 距離 10 cm
小 約 60 ｄB／距離 30 cmーーLR44 形ボタン電池 2 個
LR44 形ボタン電池 1 個
約 1 年（1 日 3 回使用時）

79（W）× 79（H）× 18（D）mm

62（W）× 50（H）× 23（D）mm

電池（モニタ用）
、
取扱説明書

電池
（モニタ用）、取扱説明書（ブリスターパック台紙部に印刷）

約 80 g（電池含む）

約 40 g（電池含む）

19

デジタルタイマー Digital Timer● 3 キー 20 時間形タイマー

AD-5714

AD-5704A￥1,200（税抜）● 20 時間形タイマー● 小型で携帯に便利 ､ クリップに挟んで使えます● マグネット、クリップ、卓上スタンドの 3 通りの使い方が可能● ステンレストップ・20 時間形タイマー● カウントアップ、カウントダウン機能
マグネット、卓上スタンド、壁掛けの 3 通りの使い方が可能● アラーム音量切替可能（大 / 小）● くり返しリピート機能● 一時停止のポーズ機能● 10 キー 100 分形タイマー

AD-5712GR￥1,280（税抜）● ホームタイマー
ブルー￥900（税抜）● 大型液晶表示、読みやすい● 100 分形タイマー● くり返し（リピート）機能● 一時停止（ポーズ）機能● マグネットおよび卓上スタンド付き

AD-5711￥1,500（税抜）AD-5711BL

イエロー

AD-5711YL

ホワイト● 100 分形タイマー● パン、菓子、ケーキ作りに● カウントダウン、カウントアップ機能

レッド

AD-5711WH

AD-5711RE

非接触タイマー Contactless Timer

触れずにタイマーをスタート、ストップ。 手洗い時間の目安におすすめ！
● 非接触

100 分形 タイマー

AD-5715￥2,700（税抜）● 非接触センサ部に手を近づけてタイマーを操作● 最大 3 ステップの時間設定が可能。順番に動作できます● ブザー鳴動時間の設定が可能
非接触
4● LED ランプのオン / オフの設定が可能● 強力マグネットで壁面への設置が可能● スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げ、強力マグネットで壁面への設置が可能● 防滴仕様 IPX4．水滴がかかる場所でも 使用できます
設定範囲
タイマー数
ステップタイマー

AD-5704A

最大 19 時間 59 分、最小 1 分

AD-5712GR

最大 99 分 99 秒、最小 1 秒

AD-5711WH/AD-5711RE/AD-5711BL/AD-5711YL
最大 99 分 59 秒、最小 1 秒

1 チャンネルーカウントダウン（アラーム設定時間まで）

カウントアップ（00 分 00 秒からスタートさせた場合）ー

カウントアップ（00 分 00 秒からスタートさせた場合）カウントアップ（00 分 00 秒からスタートさせた場合）

アラーム時間

ブザー音：約 1 分間

ブザー音：約 1 分間

ブザー音：約 1 分間

ブザー音：約 1 分間

ブザー音量

大 約 80 dB/ 距離 30 cm
約 70 dB/ 距離 10 cm
小 約 60 dB / 距離 30 cm

約 60 dB/ 距離 30 cm

約 65dB/ 距離 10cm

LR44 形ボタン電池 2 個 LR44 形ボタン電池 1 個
約1年
約1年

LR44 形ボタン電池 2 個
約1年

タイマー機能プリアラーム
防水性能
電源
電池寿命
寸法

質量

20

AD-5714

付属品

アラーム設定時間の10 分前と 5 分前

79（W）× 79（H）× 18（D）mm 62（W）× 50（H）×23（D）mm
約 80 g（電池含む）
電池（モニタ用）、
取扱説明書

約 40 g（電池含む）

電池（モニタ用）、
取扱説明書（ブリスター
パック台紙部に印刷）ー

56（W）× 82（H）× 12.5（D）mm
約 54 g（電池含む）

電池（モニタ用）、取扱説明書

ーLR44 形ボタン電池 1 個
約1年
52（W）× 77（H）× （9 D）mm
約 25 g（電池含む）
電池（モニタ用）、取扱説明書（ブリスターパック台紙部に印刷）

AD-5715

最大 99 分 59 秒 、最小 1 秒

最大 3 個のタイマーを順番に動作可能
ー

00 分 00 秒 ～ 99 分 59 秒の範囲で
1 秒単位で設定可能
赤色 LED ランプがブザーと連動して点滅（LED オフ可能）
大 約 80 dB / 距離 10cm、小 約 60 dB / 距離 10cm
ブザーオフ可能

IPX4 相当
単 4 形乾電池 3 個
約 1 年 / 1 日 10 回使用
76(W) × 76(H) × 25(D) mm
約 110 g（電池含む）

取扱説明書 ､ 金属板 ､ 電池（モニタ用）

防水タイマー

Waterproof Digital Timer

厨房の調理時間、手洗い時間などの管理に／製造ラインの工程作業時間管理に
運動トレーニングのインターバル時間の管理に● 防水 100 分形 インターバルタイマー

AD-5709TL￥2,500（税抜）AD-5709TL/AD-5709TL-E の機能

AD-5709TL-E●メモリ機能1 から最大 8 ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能です。例えば、タイマー 1 とタイマー 2 の時間を設定してスタートすると、タイマー 1 →タイマー 2 の順番で自動的にカウン￥2,600（税抜）●自動くり返し機能

タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定をすることができます。くり返
し回数は 1 から 999 回または無限回の設定ができます。さらに動作中に残りのくり返し回数を表示することができます。
※各ステップの繰返し回数の設定はできません。1 回のみとなります。

使用例●厨房の手洗い時間管理
厨房で 1 時間おきに 1 回、スタッフに手洗いを徹底させたい● IPX7 完全防水、厨房タイマー● メモリ機能で最大 8 ステップまでのタイマー設定を記憶して、順番に動作することが可能● タイマーの繰り返し回数設定可能● 光と音でアラームをお知らせ……赤色 LED とブザー音● 強力ネオジウムマグネット付き● 英語、日本語併記取説（AD-5709TL-E のみ）

タイマー時間を 1 時間に設定、くり返し回数を 8 回に設定すると、1 時間
おきに 1 回、計 8 回タイマーが鳴り、手洗いが徹底できます。

●プレゼンテーションの時間管理
発表時間 12 分、終了 2 分前にプリアラーム、発表終了後質疑
3 分、交代時間 1 分で、発表者 4 人の発表プログラムを組む

タイマー 1 を 10 分、
タイマー 2 を 2 分、タイマー 3 を 3 分、タイマー 4 を 1 分、くり返し回数を 4 回に設定すれば、発表のタイムキーパーができます。

● 防水 100 分形 厨房タイマー

AD-5709￥2,500（税抜）

デジタルタイマー・
ホームスケール

トダウンします。

● 防水 100 分形 大音量タイマー

AD-5709-E

AD-5716￥2,600（税抜）￥2,800（税抜）● IPX7 完全防水、厨房タイマー● アラーム音が変えられます（3 種類 A、B、C）● 光と音でアラームをお知らせ 液晶バックライトが点滅、高い視認性● 消音機能付き● ボタン設定でアラーム音の消音も可能● 強力ネオジウムマグネット付き● 英語、日本語併記取説（AD-5709-E のみ）

設定範囲

タイマー数

ステップタイマー

タイマー機能アラーム時間ブザー音量

プリアラーム
防水性能

電源

電池寿命
寸法

質量

付属品

AD-5709TL

AD-5709TL-E● IPX7 完全防水、厨房タイマー● 4 種類のブザー音量の設定が可能● ブザー鳴動時間の設定が可能● LED ランプのオン / オフの設定が可能● 強力ネオジウムマグネットで壁面への設置が可能

AD-5709

AD-5709-E

最大 99 分 50 秒、最小 10 秒

最大 8 個のタイマー設定を順番に動作可能
ブザー音：5 秒間 /30 秒間
赤色 LED ランプ：約 30 秒間点滅

1 チャンネル

カウントダウン（アラーム設定時間まで）

カウントアップ（00 分 00 秒からスタートさせた場合）
ブザー音：約 30 秒間
液晶バックライト：約 30 秒間点滅
約 65 dB/ 距離 15 cm、ブザーオフ可能約 65 dB/ 距離 15 cm

ーCR2032 形リチウム電池 1 個

IPX7 相当

約 1 年（1 日 1 回アラーム使用）

68（W）× 68（H）× 16（D）mm（突起部含まず）
約 60 g（電池含む）

電池（モニタ用）、取扱説明書AD-5716

最大 99 分 59 秒、最小 1 秒
ー3 チャンネル

00 分 00 秒～ 99 分 59 秒の範囲で 1 秒単位で設定可能
赤色 LED ランプがブザーと連動して点滅（LED オフ可能）
大 約100 dB/ 距離 10cm、中 約 80 dB/ 距離 10cm、小 約 65 dB/ 距離 10cm 、ブザーオフ可能
単 4 形乾電池 2 個

約 1 年 / 1 日 30 回使用

80（W）× 110（H）× 22（D）mm
約 110 g（電池含む）

21

ホームスケール Home Scale

UH-3300 シリーズ

オプション

オープン価格シリコンカバー（レッド） シリコンカバー（グリーン）

UH-3305-WRG

グリーン

最大計量 1 kg 最小表示 1 g￥2,500（税抜）UH-3302ホワイト

便利なオートゼロモード搭載

追加計量

計量確認

● 材料をはかりに乗せて、4 秒後に ● 計量後に容器をおろすと、各材料の自動的に 0 になります。
正味の重さを計量の順とは逆に、● ゼロ / オートゼロボタンを押さなく
2 秒間隔で再表示できます。
ても、次から次へはかれます。
● 計量後、再確認ができ、パン、菓子、ケーキ作りに便利です。

ブルー

22

UH-3305-WRG

容器の重さを差し引いて、材料だけがはかれます。続けて追加分をはかれます。
※ ノーマルモード、オートゼロモードどちらでも使用できます。

UH-3301g

レッド

UH-3302kgg

UH-3202

ホワイト

ブルー

g

g

￥4,000（税抜）

イエロー

レッド

UH-3202-W UH-3202-BL UH-3202-Y UH-3202-R

UH-3303

2000 g1000 g2000 g
0.1g（2 ～ 300 g）
1 g 単位で計量
最小表示
0.5 g（300 ～ 1500 g）
1 g 単位で計量（2 ～ 2000 g）（2 ～ 1000 g）
1 g（1500 ～ 2000 g）± 0.2 g（2 ～ 300 g）± 2 g（2 ～ 500 g）± 2 g（2 ～ 250 g）± 1.0 g（300 ～ 500 g）
精度± 1.5 g（500 ～ 1500 g）
g 250 ～ 1000 g）±3 （± 3 g（500 ～ 2000 g）± 3 g（1500 ～ 2000 g）
2 g ～ 2000 g
2 g ～ 1000 g
2 g ～ 2000 g
計量範囲
電源
単 4 形乾電池 2 個
単 3 形乾電池 2 個
寸法 W×D×H
110 × 180 × 27 mm
120 × 170 × 30 mm 120 × 170 × 30 mm 120 × 165 × 35 mm
質量
約 183 g（電池、カバー含まず） 約 210 g（電池含まず）約 220 g（電池含まず）約 230 g（電池含まず）
グリーン）
シリコンカバー 2 枚（レッド、付属品
電池（モニタ用）、取扱説明書
電池（モニタ用）、取扱説明書

風袋引き機能※ゼロ / オートゼロボタンを 3 秒以上押す毎にモードの切り替えができます。

UH-3201-W UH-3201-BL UH-3201-Y UH-3201-R
ひょう量

UH-3303-R

追加計量後の確認も “ OK ”

￥4,000（税抜）

イエロー

レッド

UH-3303-Wg

UH-3201￥3,000（税抜）ホワイト

UH-3302-R

UH-3200 シリーズ

ホワイト

UH-3303

ノーマルモードと
オートゼロモードの切替え

追加計量がラク・材料正味の再確認もできる

オートゼロモード￥2,800（税抜）

最大計量 2 kg 最小表示 1 g
大きい表示、見やすい文字

レッド

UH-3302-W

AX-ET3305-SI-G
標準価格 ￥600（税抜）

裏返して使うとパスタなどをくぼみに載せて計量できます。
シリコンカバーは取り外して洗えるので衛生的です。

最大計量 2 kg 最小表示 1 g

ホワイト

UH-3301-W

AX-ET3305-SI-R
標準価格 ￥600（税抜）

シリコンカバー 2 枚付き

レッド

UH-3301

最大計量 2 kg 最小表示 0.1 g
シリコンカバー 2 枚付き

ひょう量

最小表示
精度

計量範囲
電源

UH-3201
微量モード

標準モード

微量モード
標準モード

寸法 W × D × H

質量

付属品

UH-3202

3000 g
0.1 g 単位で計量（0.5 ～ 100 g）
1 g 単位で計量（2 ～ 3000 g）± 0.5 g（0.5 ～ 100 g）± 2 g（2 ～ 750 g）± 3 g（750 ～ 3000 g）
0.5 g ～ 3000 g
単 3 形乾電池 2 個
150 × 190 × 35 mm
130 × 180 × 35 mm
約 390 g（電池含む）
約 360 g（電池含む）
電池（モニタ用 )、取扱説明書

一般家庭用です。業務でのご使用には適しません。防塵・防水ではありません。

防水形 デジタル塩分計 Salinometer
味覚や経験に頼らず､ 塩分をはかって健康で美味しい食生活を

AD-4723

測定方式

AD-4723

表示方法

液晶デジタル 2 桁表示

測定範囲

塩分濃度 0.1 ～ 5.0 ％最小表示

オープン価格0.1 ％

被測定物温度範囲

測定精度

塩分濃度から
塩分量を知るには
塩分濃度から塩分摂取量（g）がわかります。
スープやみそ汁などの液体 ､ 例えばみそ汁一杯 ､ 約
150 g の塩分濃度が 0.8％の場合 ､ 塩分摂取量は次のように 1.2 g になります。

みそ汁一杯 150 g ×塩分濃度 0.8 ％÷ 100＝ 塩分摂取量 1.2 g

塩分濃度

0 ～ 90 ℃

被測定物温度

5 ～ 45 ℃ その他の範囲※
0.1 ～ 2.0 ％± 0.2 ％
± 0.2 ％
※その他の範囲は± 0.3 ％
± 0.4 ％
目安としてください。 2.1 ～ 3.0 ％3.1 ～ 5.0 ％± 0.5 ％
± 0.6 ％
防水レベル
IPX7
電源
CR2032 形リチウム電池 1 個
電池寿命
約 1 年（ 1 日 15 回使用した場合、25 ℃時）
動作温湿度範囲（本体） 0 ～ 40 ℃、85 ％ RH 以下（結露しないこと）
180（H）× 34（W）× 16（D）mm/
本体寸法 / 質量
約 28 g（電池含む）
本体：ABS 樹脂、パネル：PET
材質
検針部（棒状部）：ポリプロピレン / 真鍮 / 金メッキ
（棒状の検針部は食品衛生法に適合しています）

標準付属品

電池（モニタ用）、取扱説明書デジタルタイマー・
ホームスケール● 塩分濃度を手軽にチェック
5 ％まではかれます● 0.1 ％単位でこまかく、高精度にはかれます● 防水形 IPX7
汚れたらまるごと洗えます

電気伝導度測定方式

レタースケール Letter Scale

大きな封筒でも OK!

UH-3201L-W￥5,500（税抜）● 大きな封筒でも表示が見える
スタンド構造● 郵便料金表付属

ひょう量

最小表示

精度
計量範囲

UH-3201L-W
微量モード
標準モード

微量モード
標準モード

電源

寸法 W × D × H
質量

付属品3000 g
0.1 g 単位で計量（0.5 ～ 100 g）
1 g 単位で計量（2 ～ 3000 g）± 5 g（0.5 ～ 100 g）± 2 g（2 ～ 750 g）± 3 g（750 ～ 1500 g）± 5 g（1500 ～ 3000 g）
0.5 g ～ 3000 g
単 3 形乾電池 2 個
150 × 190 × 40 mm
約 440 g（電池含む）
電池（モニタ用）、取扱説明書一般家庭用です。業務でのご使用には適しません。防塵・防水ではありません。

コンパクトスケール Compact Scale

持ち運びに便利なポケットサイズ

HJ-150A※ 家庭用特定計量器ではありません。

￥4,500（税抜）● ポケットサイズ● 見やすいバックライト付き液晶表示（文字高約 12.8 mm）● 単 4 形乾電池 2 本で約 100 時間使用可能● オートパワーオフ● 風袋引き機能● 計量皿としても使える保護カバー付き● 精度確認用校正用分銅付き

ひょう量

最小表示

計量範囲
電源

寸法

計量皿寸法

質量

HJ-150A
150 g
0.1 g
0.2 g ～ 150 g
単 4 形乾電池 2 個
約 65（W）× 100（D）× 21（H）mm（保護カバー除く）
約 60（W）× 65（D）mm
約 95 g（乾電池除く）

計量皿の材質＝樹脂

23

温度

サーミスタ

温度とは、寒暖の度合いを数量で表したものです。
日常生活において「今日の温度は何度」といいますが、このときの“度”は日本国内であればセルシウス度（℃）を意味しています。
温度の変化によって起こるいろいろな物理現象を利用して温度を知る装置を温度計といいます。

サーミスタとは温度変化に対する電気抵抗の変化の大きい抵抗体のことで、この性質を温度センサとして利用しています。
あらかじめ温度と電気抵抗の相関特性を温度計のソフトウエアに入力しておくことで温度を知ることが出来ます。
温度センサのリード線を延長したり、切り詰めたりするとサーミスタの温度特性が変わってしまうため測定誤差が生じますので絶対にお止めください。

熱電対温度計● ゼーベック効果
2つの異なる種類の金属線AとBを接続し１つの回路を作り、この２つの接点１と２に温度

種類
＋側
－側
温度測定範囲
K タイプ
クロメル
アルメル
－ 200 ℃ ～1000 ℃
J タイプ
鉄コンスタンタン
0 ℃ ～ 600 ℃
T タイプ
銅コンスタンタン － 200 ℃ ～ 300 ℃
E タイプ
クロメル
コンスタンタン － 200 ℃ ～ 700 ℃
N タイプ
ナイクソシルナイシル－ 200 ℃ ～ 1200 ℃
R タイプ 白金 13 % ロジウム
白金
0 ℃ ～ 1400 ℃
S タイプ 白金 10 % ロジウム
白金
0 ℃ ～ 1400 ℃
B タイプ 白金 30% ロジウム 白金 6 % ロジウム
0 ℃ ～ 1500 ℃差が生じると、回路に電圧が発生します。
この現象をゼーベック効果と呼びます。
この回路の一方の接点を開放し電圧計を接続すると、発生した起電力（熱起電力）を測定する事が出来ます。
熱電対とは、
この現象を利用して温度測定しています。
熱電対はその構成材料により、Kタイプ（クロメル-アルメル）、Tタイプ（銅－コンスタンタン）、Jタイプ（鉄－コンスタンタン）などがあり、温度測定範囲や目的により選択します。

● 温度補償

上記より測温接点と基準温度接点との温度差により生じる熱起電力を知ることは出来ま
すが、温度自体は分かりません。
基準温度接点の温度を感温素子等で測定し、その値から側温接点の温度を求めています。
なお、基準温度接点よりも高い温度を測定する事が多い
ため、基準温度接点を冷接点ともいいます。
これを熱電対の冷接点温度補償といいます。

● 補償導線

熱電対と計測器を接続するのに、側温接点から基準温度接点まで熱電対を延長するのが理想的ですが、非常に高価になります。
そこで熱電対と計測器の間を熱電対とほぼ同等の熱起電力特性を有する導線（補償導線）を使用して接続します。
補償導線を使用しないで、銅線などで接続すると、補償接点と基準温度接点の熱起電力の違いが生じてしまい、
正しい温度計測ができません。
熱電対または補償導線を接続するコネクタの場合も、熱電対と同じ熱起電力の熱電対専用のコネクタを使用する必要があります。

正しい温度の測り方（接触式温度計）

温度測定では、温度の分布、熱接触の良否、被測定物へのじょう乱などの影響が著しく、測定値に大きな誤差をもたらす原因となります。

● 温度の分布

温度分布は被測定物の材質や構造および周囲の状態に依存します。
室内の環境温度において数センチの位置変化や机の上下では大きく異なる場合があります。

● 熱接触の良否

固体の被測定物の温度と周囲の温度との間に温度差があるとき、単に温度センサを接触させるだけの場合や、センサを十分に刺していない場合は測定誤差が生じます。

● 被測定物へのじょう乱「液体」の場合：センサを測定したい所に浸します。
「半固形物」の場合：センサを測定したい深さまで突き刺します。
「気体」の場合：センサを測定したい所に置き、表示が安定するまでしばらく待ちます。

被測定物の温度が変化するとき、例えばお湯を沸かす場合は沸騰するまで水温が常に変化しているため正しい温度測定ができません。

湿度

● 湿度

湿度とは大気中に含まる水蒸気の量や割合を示しており、通常は相対湿度を意味しています。
相対湿度とは気体中の水蒸気が飽和状態（結露）にどれくらい近いかを表しています。
ある温度
で大気中に含まれる水蒸気の圧力（水蒸気分圧）をその温度の飽和水蒸気圧で割ったものです（単位：%RH）。

● 空気の乾燥状態とインフルエンザの流行
インフルエンザ対策の目安

湿度基準
絶対湿度（乾燥指数＊）

空気の
乾燥状態

注意

7 g/m を超えて 11 g/m 以下

やや乾燥

17 g/m 以上

非常に湿潤

警戒

● 湿度の分布

相対湿度は温度の影響を受け、空気を冷やすと相対湿度は上がり、温めると下がります。
同じ室
内でも、暖かい空気は上に上がり、冷たい空気は下にさがるので温度差があります。
相対湿度は室内の温度分布に影響され、同じ室内でも湿度分布があり、数センチの位置変化や机の上下では大きく異なる場合があります。

● 絶対湿度
絶対湿度VH（Volumetric Humidity）とは絶対湿度のことで、大気の単位容積あたりの水蒸気の量を質量で示したものです。
周囲温度により変わってしまうことがありませんので、
インフルエ
ンザ感染リスク低減の目安として使われます。
単位はg/m3です。

放射温度計

ほぼ安全

7 g/m3 以下

3

3

11 g/m3 を超えて17 g/m3 以下
3

空気の乾燥状態とインフルエンザの流行

乾燥空気が特に乾燥して ､インフルエンザが流行しやすい状態（インフルエンザの流行に適した湿度）

湿潤

空気が湿っていて ､インフルエンザの流行はしにくい状況

空気が乾燥してきて ､インフルエンザが流行してよい状態

空気が大変湿っていて ､インフルエンザの流行は非常にしにくい状況

財団法人 宮城県地域医療情報センター ホームページ ： 全国インフルエンザ流行予測、
http://www.mmic.or.jp/ﬂu/ﬂu-list.php より転記 ､ 一部追記．
（株）エ－ ･アンド･ デイの製品において ､ 空気の乾燥状態を表す絶対湿度を ､「乾燥指数」として表しています。
「乾燥指数」は、ド = マルトンヌの提唱する「乾燥度指数」とは定義と意味が異なります。

＊

放射温度計は、物体から放射される赤外線や可視光線の強度を測定して、物体の温度を測定する温度計です。
放射温度計の主な長所は、測定が高速に行えることと、非接触で測定可能な点です。

● 放射率

放射率とは、基準となる理想的な黒体の放射エネルギーと実際の測定対象の放射エネルギーとの比です。
この放射率は測定対象物の材質と表面状態で変化します。
放射温度計で正確な温度を測定するためには、測定対象物の放射率に合わせて設定するか、黒体テープなどを被測
定物に張付け放射率を固定する必要があります。

● 測定距離係数（D:S）
D:S(Distance:Spot size)比は測定視野と呼ばれ、放射温度計が温度測定している領域を表します。測定物に対してある一定の距離から測より小さい領域の温度を正確に高精度に測定することができます。
例えば、D:Sが11:1の定した場合、D:S比が大きいほど測定視野はせまく、
放射温度計を使用して測定を行う場合、放射温度計の温度測定部から110 mm離れた測定対象物をはかると、10 mmφの領域の平均温度が表示されます。
この場合、もし測定対象物の表面面積が10 mmφより小さい場合、測定対象物の周りの温度も測定され、平均化されますので、誤差が生じます。
測定対象物の面積に合わせて適切な測定距離を調整する必要があります。

WBGT

1980年代､地球規模の温暖化の中で､ISO（国際標準化機構）では1989年にWBGTおよび作業者の熱ストレスの評価としてISO7243が規格化され、日本でも1999年にJIS（日本工業規格）に
JISZ8504として同様の規格が作成されました。WBGTは、暑熱環境における作業者の熱ストレスを評価するための数値で、一般的には「暑さ指数」と呼ばれていますが、その使い方は機能的に熱中症予防のための指数としての意味が大きく、ここではもっと分かりやすい表現として、「熱中症指数」と呼ぶことにします。
またWBGTは、ISO7243ではWet Bulb Globe Temperature（湿球黒球温度）として表現されています。
エ－・アンド・デイの熱中症指数計は、これらの規格 ISO7243/
JISZ8504に基づき熱中症指数WBGTを測定する熱中症指数モニタです。

● 日常生活における熱中症予防指針

WBGT による
温度基準域
危険31 ℃以上厳重警戒

28℃以上 31 ℃未満

警戒
25℃以上 28 ℃未満
注意

25 ℃未満24

注意すべき生活活動の目安

すべての生活活動でおこる危険性

注意事項

高年齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。
外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。

運動や激しい作業をする際は定期的に中等度以上の生活活動でおこる危険性
十分に休息を取り入れる。
強い生活活動でおこる危険性

一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。

）（ここでの WBGT はその日の最高気温時の気温と湿度から推定されるものです。
日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4（2022 年 5 月）

デジタルノギス

Digital Caliper

大型液晶表示デジタルノギスシリーズ
読みやすく使いやすい測定工具のスタンダード
AD-5767-150Sはノギス本体に、送信機と受信機を付属させた基本セットです

AD-5767-150S

ワイヤレス デジタルノギス

ノギス本体セット価格 ￥25,000（税抜）

ワイヤレス通信で Excel ファイルなどに測定データを転送、記録が可能

AD-5767-150● 複数台のノギス測定データを接続可能

パソコンの USB ポートに接続した受信機 1 個で最大 8 台のノギスの測定データが取り込めます。

※複数台のノギスでデータを取り込む場合、本製品セットのほかに別製品のノギス本体
AD-5767-150 と送信機 AX-ADCWD-T をお求めください。

送信機● 無線でデータ通信

受信機

AX-ADCWD-T

コードレスで測定データを簡単にパソコンへ転送

AX-ADCWD-R

通信機能（通信距離は見通し約 10m）

ノギスから測定値を送信 ⇒ パソコン上の Excel などに測定データを記録。

● 専用ソフト不要

測って、送信ボタンを押すだけで測定データを Excel などの汎用ソフトへ簡単に取り込み可能

パソコンの USB ポートに接続した受信機 1 個で、最大 8 台の送信機からの測定値を記録できます。 ● 計測データの管理業務の効率化が可能
約10 m以内

部品や製品の検査・品質管理に便利● 測定データの信頼性が向上

送信機

受信機

手書き記録による記入ミスを解消

オプション ノギス本体

受信機への登録番号、測定値が 2 行で入力されます。
例） A 列：登録番号 B 列：測定値
測定値のみの 1 行のフォーマットに変更
することはできません。

AD-5767-150

AX-ADCWD-T
送信機
AX-ADCWD-R
受信機
AXP-AD5767-1
電池蓋 AD5767-150 用
AXP-AD5767-2
防水パッキン AD5767-150 用
サムローラ ねじセット AD5767-150 用 AXP-AD5767-3
AXP-AD5767-4
キャリングケース AD5767-150 用● 高速応答性（最大応答速度 3 m/S）
● データホールド機能● サムローラー付き、転がして微量な調整が可能￥9,700（税抜）￥8,000（税抜）￥7,800（税抜）￥220（税抜）￥290（税抜）￥290（税抜）￥1,000（税抜）

デジタルノギス・
超音波厚さ計・他

最大8台

AD-5763 シリーズ

AD-5763-150

防滴 デジタルノギス● 高速応答性《最大応答速度 3m/S》● ムラのない滑らかな、しゅう動性● 防滴構造《水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作する》● データホールド機能

AD-5763-200● オートパワーオフ機能● サムローラー付き、転がして微量な調整が可能

AD-5763-300

オプション 電池蓋 AD5763 用
防水パッキン AD5763 用

AD-5763-150

測定範囲

標準価格（税抜）

最小表示

繰り返し精度
防水レベル
電源

電池寿命
付属品

AD-5763-200
0 ～ 200 mm¥11,500

ノギス本体（AD-5767-150）

測定範囲
器差

0 ～ 150 mm¥7,9000 ～ 150 mm
0.01 mm± 0.01 mm± 0.03 mm
IP54（送信機未接続時）
CR2032 形リチウム電池 1 個
約1年

プラスチックケース、電池（モニタ用）、取扱説明書AD-5763-300
0 ～ 300 mm¥14,000

AXP-AD5763-1￥310（税抜）
AXP-AD5763-2￥310（税抜）￥310（税抜）
サムローラー・ネジセット 150/200mm 用 AXP-AD5763-3
AXP-AD5763-4 ￥800（税抜）
キャリングケース AD5763-150 用
AXP-AD5763-5 ￥1,600（税抜）
キャリングケース AD5763-200 用
AXP-AD5763-6￥310（税抜）
サムローラー・ネジセット 300mm 用
AXP-AD5763-7 ￥2,500（税抜）
キャリングケース AD5763-300 用

AD-5767-150S
無線周波数

送信機（AX-ADCWD-T）/ 受信機（AX-ADCWD-R）

2400 ～ 2483.5 MHz
2400 MHz FSK/GFSK

変調方式

送信距離

約 10 m 以内（室内で障害物のない見通し距離）

ブザー音量

約 40 dB（距離 10 cm）

送信機接続数

動作温湿度範囲

最大 8 台

0 ～ 40 ℃ ､80 %RH 以下（結露しないこと）
CR2032 形リチウム電池（1 個）
DC5V/300 mA（ コンピュータの USB ポートから供給）
電池寿命 送信機
約 20 日（1 日当たり 100 回データ送信時）
送信機 約 25（W）× 48（H）× 12.5（D）mm/ 約 12 g（電池含む）
寸法 / 質量
受信機 約 20（W）× 76.5（H）× 11.2（D）mm / 約 10 g
材質
ABS 樹脂
電源

送信機
受信機

最小表示

繰り返し精度
器差

防水レベル

電源

電池寿命
材質

付属品

AD-5763 シリーズ
0.01 mm± 0.01 mm± 0.02 mm（0 ～ 150 mm）、
± 0.03 mm（150 mm 以上）

IP54 相当
CR2032 形リチウム電池 1 個
約 1 年（保存時）
ジョウ・本尺：ステンレス（SUS420J2 相当品）
プラスチックケース、電池（モニタ用）、
取扱説明書★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）25デジタルノギス

Digital Caliper

AD-5764A-150

AD-5764A シリーズ

デジタルノギス● 高速応答性《最大応答速度 3 m/S》

● ムラのない滑らかな、しゅう動性

AD-5764A-200● データホールド機能● オートパワーオフ機能● サムローラー付き、転がして微量な調整が可能

AD-5764A-300

オプション 電池蓋 AD5764A 用
防水パッキン AD5764A 用
サムローラー・ネジセット 150/200mm 用
サムローラー・ネジセット 300mm 用
キャリングケース AD5764A-150 用
キャリングケース AD5764A-200 用
キャリングケース AD5764A-300 用

AXP-AD5763-1
AXP-AD5763-2
AXP-AD5763-3
AXP-AD5763-6
AXP-AD5763-4
AXP-AD5763-5
AXP-AD5763-7￥310（税抜）￥310（税抜）￥310（税抜）￥310（税抜）￥800（税抜）￥1,600（税抜）￥2,500（税抜）AD-5764A-150 AD-5764A-200 AD-5764A-300

測定範囲

標準価格（税抜）

0 ～ 150 mm¥5,5000 ～ 200 mm¥8,4000 ～ 300 mm¥12,000

AD-5765A-150

プラスチック デジタルノギス● 測定物を傷つけにくいプラスチックタイプ● 軽量で安全、持ち運びに便利● データホールド機能● オートパワーオフ機能

測定範囲

AD-5765A-150

標準価格（税抜）

0 ～ 150 mm¥2,300

オプション キャリグケース AD5765A-150 用
電池蓋 AD5765A 用
防水パッキン AD5765A 用

AD-5767-150
AD-5763-150
AD-5763-200
AD-5763-300
AD-5764A-150
AD-5764A-200
AD-5764A-300
AD-5765A-150

26

A
76
77
88
102
76
90
102
77

B
16
16
19
23
16
20
22
16

C
40
40
50
60
40
50
60
40

外形寸法（mm）

D
235
236
285
390
235
287
390
236

E
16
16
16
16
16
16
17
16

外側用ジョウの厚さ

3.5
3.5
3.5
4
3.5
3.2
4
3.2

質量（g） デプスバー

162
165
195
275
162
190
274
50

○
○
○
○

最小表示

繰り返し精度
器差
電源

○

電池寿命

○

付属品

○
ー

材質

AD-5764A シリーズ
± 0.01 mm

AXP-AD5765A-1
AXP-AD5763-1
AXP-AD5763-2￥1,300（税抜）￥310（税抜）￥310（税抜）

AD-5765A-150
0.01 mm± 0.1 mm、
± 0.03 mm（0 ～ 200 mm）± 0.04 mm（200 mm 以上）± 0.2 mm

プラスチックケース、電池（モニタ用）、
取扱説明書、性能検査書

プラスチックケース、電池（モニタ用）、
取扱説明書

CR2032 形リチウム電池 1 個
約1年
ジョウ・本尺：ステンレス（SUS420J2 相当品）ジョウ・本尺：PC 樹脂、表示部：ABS 樹脂★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）フォースゲージ

Force Gauge

基本機能を備えたシンプルでつかいやすいフォースゲージ

60.0

28.5

39.0
18.5

2-M5
六角穴付きボル
シリアル番号
原産国表示

210.0

M5

14.0

AD-4932A-50N

60.0
83.0

36.5

ACアダプタシール● 引張、圧縮に対応● ピークホールド● ワンボタンで表示方向の切り換え

オプション

AC アダプタ
アタッチメント 延長ロッド
圧縮円盤型
フック型
円錐型
ノミ型

表示

0 ～ 50.00N
N（ニュートン）±（0.4 ％ rdg ＋ 1 dgt）常温
0.01 N68 N
約 0.25 mm
約 0.2 秒（ファースト）、約 0.6 秒（スロー）
5 桁液晶表示電源

単 3 形乾電池 6 個または別売専用 AC アダプタ（入力 100 VAC、50/60 Hz）

測定単位

測定精度

表示分解能

許容最大荷重
最大変位量
応答速度

オーバーレンジ表示

タコメータ

寸法 / 質量
付属品“ーーーー” 表示

マンガン電池使用で約 20 時間（消費電流約 24 mA）
83（W）× 227（H）× 39（D）mm/ 約 550 g（電池含む）

キャリングケース、アタッチメント（延長ロッド、圧縮円盤型、フック型、円錐型、ノミ型）、
電池（モニタ用）、取扱説明書Tachometer

モーター、ファン、ギア、ポンプなどの回転測定に

AD-5173
デジタル・タコメータ￥19,800（税抜）

接触・非接触で測定可能
デジタル回転計、デジタル表示で操作も簡単● 接触 / 非接触切替可能● データホールド機能● オートーパワーオフ機能（約 20 分、接触測定ユニット装着時のみ）● ローバッテリ表示

オプション
測定方式
測定範囲

AD-5173

接触 / 非接触切替可能

10.000 ～ 99999 rpm（1.0000 ～ 9999.9 M/Min）

0.001/0.01/0.1/1 rpm（0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min）

測定精度±（0.1 %rdg+2 digits）

測定距離50 ～ 300 mm（非接触の場合）
6F22 9 V 角型電池 1 個
約 10 時間（連続使用、25℃）
52（W）× 34（D）× 169（H）mm

電池寿命
寸法

質量

付属品

￥19,800（税抜）

オプティカル・タコメータ

非接触で、簡単に回転軸の回転速度の測定可能● 非接触式光センサ● MAX、MIN 値メモリ機能● データホールド機能● ロー・バッテリ表示機能● オートレンジ機能

AD-5172の付属品の反射テープは別売しておりません。
ご使用後は、
一般量販店などでアルミテープをお求めください。

AD-5173 用消耗品セット〈測定用アタッチメント 3 種（O リング、凹型、凸型）、反射テープ（幅約 17 mm/ 長さ約 60 cm）〉：AD-5173-01 ￥1,000（税抜）

分解能

電源

AD-5172

デジタルノギス・
超音波厚さ計・他

電池寿命

標準付属アタッチメント￥2,400（税抜）￥1,000（税抜）￥1,000（税抜）￥1,000（税抜）￥1,000（税抜）￥1,000（税抜）

AX-TB189
AX-4932EXTN5
AX-4932FLAT5
AX-4932HOOK5
AX-4932CONE5
AX-4932CHSL5

AD-4932A-50N

測定範囲

計測軸
（M5雄ネジ）￥36,000（税抜）

引張、圧縮力を簡単測定（接触測定ユニット付きの場合）

約 93 g（接触測定ユニット付き、電池含まず）、
電池（モニタ用）、取扱説明書、測定用アタッチメント 3 種（O リング、凹型、凸型）
反射テープ（幅約 17 mm/ 長さ約 60 cm）

AD-5172

非接触反射光方式

10 ～ 100000 rpm

0.1 rpm（10 ～ 9999.9 rpm）、
1 rpm（10000 ～ 99999 rpm）10 rpm（100000 rpm 以上）± 0.01 ％± 1 digit（10.0 ～ 6000.0 rpm）
± 0.02 ％± 1 digit（6000.0 ～ 12000 rpm）
± 0.05 ％± 1 digit（12000 ～ 30000 rpm）
± 0.1 ％± 1 digit（30000 rpm 以上）

50 ～ 150 mm（最大 300 mm）
単 3 形乾電池 4 個
連続 35 時間（アルカリ乾電池使用）

96（W）× 192（H）× 38（D）mm
約 300 g（電池含む）

キャリングケース、取扱説明書、反射テープ、電池（モニタ用）★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）27超音波厚さ計 Ultrasonic Thickness Meter

金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に

AD-3255● 1 台でワイドな計測範囲をカバー 0.8 ～ 300 mm● 0.01 mm の表示分解能（0.01/0.1 mm の表示切り替え可能）● 広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載● 用途にあわせて 3 種類の探触子を使用可能● 塗装越しの厚さ計測が可能※
エコー・エコーモードで塗装やコーティングの厚さを除去した計測対象物の厚さ計測ができます。
● 探触子のゼロ点調整が可能。
４ mm 相当の試験片付属● 探触子の交換が可能● 音速調整が可能● カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能● 乾電池の残量表示機能● オートパワーオフ機能● バックライト機能（暗い環境でも見やすい表示）
オプション￥125,000（税抜）
計測部仕様

超音波パルス反射方式

計測頻度

シングルポイントモード 7 回 / 秒、スキャンモード 16 回 / 秒

計測単位

mm

7MHz 探触子 AD-3255-02（標準付属探触子）の場合 0.8 ～ 200.0 mm
5MHz 探触子 AD-3255-03（オプション探触子）の場合 1.0 ～ 300.0 mm
5MHz 探触子 AD-3255-04（オプション探触子）の場合 2.0 ～ 300.0 mm
5MHz 探触子 AD-3255-04（オプション探触子）の場合
エコー・エコー モード
4.0 ～ 30.0 mm（※塗装越し計測）± 0.1 mm ± 0.5 %（計測範囲 0.8 ～ 50.0 mm）± 0.1 mm ± 1.5 %（計測範囲 50.1 ～ 300.0 mm）
例えば、1mm の場合、誤差範囲は以下のように
計測精度
1x0.005+0.1=0.105 誤差範囲 : ± 0.105
測定精度の範囲は 0.895mm ～ 1.105mm となります。
5 ～ 40 ℃
精度保証温度範囲
1000 ～ 9999 m/s
音速可変範囲表示範囲
0.65 ～ 600.0 mm
表示分解能
0.01 mm / 0.1 mm 選択（ただし 200.1 mm 以上の表示分解能は 0.1 mm）
計測範囲

パルス・エコー モード

被計測物

一般仕様
表示部

オートパワーオフ機能
電池容量表示

使用温湿度範囲（ストラップ付き）

AD-3255-01￥6,000（税抜）

金属、ガラス、プラスチックなど

計測の実行とその精度は、被計測物表面の状態に依存し影響されます。
被計測物の種類により、計測範囲が制限される場合があります。

電源 / 電池寿命

4.00mm 相当試験片AD-3255

計測方式

7MHz 探触子（標準付属探触子）

AD-3255-02￥30,000（税抜）

pH メータ5MHz 探触子

5MHz 探触子

AD-3255-03￥30,000（税抜）（塗装越し計測）

AD-3255-04￥40,000（税抜）

寸法 / 質量
付属品

セグメント方式液晶表示（バックライト付き）

単 3 形アルカリ乾電池 2 個 / 連続 30 時間以上（25℃、バックライトオフ、4 mm 計測時）
約 5 分間使用しないと、20 秒間表示が点滅して自動的に電源が切れます。
乾電池が消耗すると、乾電池マークが点滅します。

0 ～ 50℃、85 %RH 以下（ただし結露なきこと）
73（W）× 143（H）× 32（D）mm / 約 160 g（乾電池含まず）
7MHz 探触子 AD-3255-02（標準探触子）
1 個、4 mm 相当試験片 AD-3255-01 1 個、キャリングケース 1 個、ストラップ 1 本、接触媒質用空ボトル 1 個、取扱説明書 1 冊※ 塗装越しの厚さ計測は、塗装厚さ 1 mm 程度以下でかつ塗装厚さと計測対象物厚さの比が 1：8 以上の場合に、
計測対象物の厚さを計測することができます。ただし、塗装や計測対象物の状態等により測定できない場合があります。また、塗装厚さを計測することはできません。

pH Meter

pH 測定の必要性を追求《コンパクトでも機能的》

pH モジュールを本体に一体化、簡単そして手軽に pH 値のチェックができます
pH 電極モジュールの交換、3 点までの校正、自動温度補償機能

AP-20 コンパクト型￥15,000（税抜）● pH 電極モジュールは交換可能● 自動温度補償機能（ATC 機能）● 高精度測定のために 3 点まで pH 値の校正が可能● 標準液で pH 値の簡単校正● オートパワーオフ機能● 防水設計、IP67 に準拠
形状

コンパクト

測定方式

ガラス電極法

モデル

測定範囲

AP-20

pH -1.0 ～ 12.0
0.1 pH精度± 0.1 pH
校正
1 ～ 3 点校正
標準液セットの選択 NIST（JIS）標準液 pH 4.0､6.9､9.2
USA 標準液 pH 4.0､7.0､10.0
電源LR44 形ボタン電池 4 個
電池寿命 約 500 時間
寸法
φ 38 × L170 mm（電極キャップ含まず）
質量約 90 g（電極キャップ ､ 電池含まず）
pH 電極モジュール AX-APA20-31 1 個（本体に装着）、付属品＊
LR44 形アルカリボタン電池 1.5 V 4 個（モニタ用）、＊ケース 、＊取扱説明書
分解能

オプション

《AP-20 用》 pH 電極 交換用電極モジュール《共通》 JCSS 証明書付き pH4.01 標準液 500 ml
JCSS 証明書付き pH6.86 標準液 500 ml
JCSS 証明書付き pH9.18 標準液 500 ml

AX-APA20-31
AX-APA-01
AX-APA-02
AX-APA-03￥5,500（税抜）￥4,200（税抜）￥4,200（税抜）￥4,200（税抜）

＊は非売品

28

★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）電圧

電気の圧力です。
電気機器を動作させる時は機器にあった電圧で動作させなくてはいけません。
異なる電圧で動作させると故障や火災など、事故の原因になります。
電圧の大きさを表す単位はＶ
（ボルト）
です。
また､電圧
家庭のコンセントは交流で100 Ｖです。
を慣習的にＥやｅ､Ｖ､ｖで表すことがあります。
乾電池は直流で1.5 Ｖ。

● 測定例

豆電球にかかる電圧を測定しています。
デジタルマルチメータ（DMM）のプローブは豆電球のリード線の両端（並列）にあてます。

電流

電気の流れの勢いです。
電気機器が動作している状態によって変わってきます。
数字が大きいとたくさんの電気（電子）が流れるので､注意して測定しないと事故などの危険性があります。
また､電流を慣習的にＩやｉで表すことがあります。
電流の大きさを表す単位は A（アンペア）です。

● 測定例

豆電球に流れる電流を測定しています。
デジタルマルチメータ（DMM）のプローブは2つの豆電球の間に（直列）にあてて測定します。

抵抗

電気の流れやすさです。
数字が大きいと電気が流れにくくなります。
例えば､凸凹の多い道ほど走りにくいのに似ています。
抵抗の大きさを表す単位はΩ（オーム）です。
また､抵抗を慣習的にＲやｒで表すことがあります。

● 測定例

豆電球の抵抗を測定しています。豆電球に電池など何も接続してない状態で豆電球のリード線の両端に
デジタルマルチメータ（DMM）のプローブをあてて測定します。

BAT（電池）デジタルマルチメータ（DMM）で電池をチェックするためのレンジです。電池は実際に使っている時（電流が流れている時）と使っていない時（電流が流れていない時）では電圧が変わります｡そこで､実際に電池を使っている時のように電流を流して､電池の電圧をはかります。
このBAT以外の直流電圧のレンジ（DCV）では電池の電流を流さないようにして、測っています。

● 測定例
DMMのブローブを直接電池の端子にあてます。

直流と交流

電気は2通りの流れ方があります。一つは直流と言って、いつも同じ方向へ流れ、大きさも、ほぼ一乾電池の電気定です。
｢DC｣や｢…｣とも表します。
の流れ方はこの直流です。
もう一つは交流と言って、時間とともに大きさや流れる方向が変わります。｢AC｣や｢～｣で表します。家庭用のコンセントの電気の流れ方は、こちらの交流です。

（ダイオード）電気を一方向だけに流す性質を持った電子部品がダイオードです。
デジタルマルチメータ（DMM）でこのマークがついているものは電気を流す方向を調べる機能（ダイオードの極性：P/N）があります。

※ご注意
この抵抗測定のレンジのまま､電圧や電流を測るとDMMが故障しますので、抵抗測定のあと、別の測定をする場合は測定レンジをよく確認してください。

導通

デジタルマルチメータ（DMM）では電線や電子部品が導通して（つながって）いるかどうかをチェックするためのレンジが｢導通｣で、のような記号で通常は表されています。
抵抗値が規定の数値よりも低くなるとブザー音などで導通していることを知らせます。
この規定値はDMMの機種によって異なります。

● 測定例

豆電球の導通をチェックする例です。
右図のように電球が切れていると、ブザーは鳴りません。

精度（確度）の読み方・rdg（読み値､表示値､指示値）
・dgt（分解能）

ヒューズ

デューティ比測定機能

デューティ比とは一定周期の中で現象が継続する割合です。

電気計測器

周波数

交流は、時間と共に大きさや流れる方向が変わります。
その一秒間当たりに変化する回数を周波数と言この1秒間当たりの周期います。一般の家庭用の電気は東日本では1秒間に50回の周期で変化します。
周波数を慣習的にｆで表すことがあります。
の数が周波数で、この単位は Hz（ヘルツ）で表します。

現在測定中の表示値、
すなわち測定器が現在、指示または表示している数値を表します。

デジタル測定器の最小表示単位です｡1 dgtとはデジタル表示部の最小桁の｢1｣を表します。
dgtを略して単にdと表すこともあります。
例えば､デジタルマルチメータ（DMM）の誤差限界として仕様に、200 Vレンジにおいて精度（確度）が±（2 %rdg±2 d）のDMMで電圧を測定して、表示が100.0Vの場合、誤差は±（2 V＋0.2 V）となります。

ある一定以上の電流が流れると､電流によって発生する熱のため溶けて断線する電子部品です。
通常、電流の流れ過ぎること（過電流）によって装置が壊れるのを防ぐために使われます。
測定レンジを間違えたり（例えば電流測定レンジで電圧を測定）するとヒューズが切れて、測定できなくなります。
デジタルマルチメータ（DMM）にも機器の保護のため入っています。

危険測定区域

工業用電力ラインは電源電圧の数倍のインパルス状のノイズを含んでいます。
このような電力ラインを測定する場合は重大な事故を生じる可能性があります。
屋内の分電盤や安全装置より内側の屋内配線（CAT.Ⅲ）やコンセントに接続した先（CAT.Ⅱ）も（DMM）を使う
しくはコンセントからトランスなどを経由した機器内の2次側電気回路（CAT.Ⅰ）においてデジタルマルチメータ
まことができます。
ただし、CAT.Ⅰ～CAT.Ⅲ区域でも安全上､250 V以上の工業用電力ラインでは測定を行わないでください。
た、安全装置の入ってないラインでの測定は行わないでください。
※CAT.の区域は国際安全規格IEC61010や国内のJISC1010で定められる安全規格です。

CAT.Ⅰ
CAT.Ⅱ
CAT.Ⅲ
CAT.Ⅳ

コンセントから電源変圧器を経由した2次側の過電圧制御がされている回路
コンセントに接続する電源コード付き機器の1次側
直接分電盤から電気を取り込む機器の1次側及び分岐部からコンセントまでの回路
引き込み線で使用される電気計器及び1次過電流保護装置

29

デジタルマルチメータ

Digital Multimeter

基本性能を備えた汎用コンパクト形のデジタルマルチメータ
プロユーザーから教育、ホビーまで幅広い用途に対応

AD-5527A￥2,200（税抜）AD-5529A● 電池チェック機能● 表示ホールド機能き● 導通テスト機能

AD-5503● 収納ケース付き￥2,700（税抜）● 保護カバー付属● ダイオードテスト機能● テストリード スロット付き￥3,900（税抜）AD-5504￥4,000（税抜）● テストリード収納スロット付き● 持ち運びやすいカードタイプ● 非接触電圧検知機能（NCV）● オートレンジ機能● オートレンジ機能● 表示ホールド機能付き● 表示ホールド機能付き

3999
NCV
非接触電圧検知

通信機能

真の実効値測定
直流電圧

AD-5527A

AD-5529A

AD-5503

AD-5504

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

200 m/2/20/200/400 V ±（0.8 %rdg+5 d） 200 m/2000 m/20/200/600 V ±(0.5 %rdg＋2 d) 400m/4/40/400/600 V ±（0.8 %rdg+2 d） 400 m/4/40/400/600 V ＊±（0.5 %rdg+5 d）
交流電圧200/400 V ＊±（1.2 %rdg+5 d）
200/600 V ＊± (1.2 %rdg ＋ 3 d)
4/40/400/600 V ＊±（1.2 %rdg+3 d）
4/40/400/600 V ＊±（1.2 %rdg+5 d）
直流電流2000 μ /20 m/200 mA ＊±（1.0 %rdg+4 d） 200 μ /200 m/10 A ＊±（1.0 %rdg ＋ 2 d） 400 μ /4000 μ /40 m/400 mA ＊±（1.0 %rdg+3 d） 400 μ /4000 μ /40 m/400 mA＊±
（1.8 %rdg+5 d）
交流電流ーー
400 μ /4000 μ /40 m/400 mA ＊±（1.5 %rdg+3 d）400 μ /4000 μ /40 m/400 mA＊±
（2.0 %rdg+8 d）
抵抗200/2 k/20 k/200 k/2 M Ω＊±（1.0 %rdg+4 d） 200/2000/20 k/200 k/20 M Ω＊±（0.8 %rdg ＋ 2 d) 400/4 k/40 k/400 k/4 M/40 M Ω＊±（1.0 %rdg+2 d）400/4 k/40 k/400 k/4 M/40 M Ω＊±（1.0 %rdg+5 d）
周波数ーー
5/50/500/5 k/50 k/500 k＊±（0.5 %rdg+3 d）5/50/500/5 k/50 k/500 k＊±（0.1 %rdg+5 d）
デューティ比ーー
0.1 ～ 99.9 %
0.1 ～ 99.9%
コンデンサ容量ーー
50 n/500 n/5 μ /50 μ /100 μ F＊±（4 %rdg+3 d） 50 n/500 n/5 μ /50 μ /100 μ F＊±（3 %rdg+15 d）
導通テスト
約 70 Ω以下でブザー音
約 10 Ω以下でアラームブザー音
約 10 Ω以下でアラーム（ブザー）音が鳴動
約 10 Ω以下でアラーム（ブザー）音が鳴動
非接触電圧検知
交流電圧源 100 V/50-60 Hz を検知ーーー（NCV 機能）（本体上部から 8 mm 以内の交流電圧源）
機能
一般仕様
電源

電池寿命

寸法 / 質量付属品＊

LR44 ボタン電池 2 個30

単 4 形乾電池 2 個

約 60 時間（連続使用時）

約 150 時間（バックライト未使用時）

電池（モニタ用）､ 取扱説明書（＊＊テストリード）

テストリード ､ 保護カバー、
電池（モニタ用）、取扱説明書60（W）× 113（H）× 20（D）mm /約 90 g（電池含む）

確度は最高確度を表示＊＊
テストリードのケーブルは本体と直接つながっています。
本体との脱着はできません。
＊＊

77(W) × 134(H) × 47(D) mm /約 206 g（保護カバー、電池含む）＊

CR2032 形リチウム電池 1 個
約 60 時間
58.2（W）× 109.8（H）× 10.8（D）mm/
約 76 g（電池含む）

取扱説明書、収納ケース、電池（本体に内蔵）

単 4 形乾電池 2 個

約 150 時間
58（W）× 112（H）× 35（D）mm/
約 180 g（電池含む）
取扱説明書、電池（モニタ用）★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）オシレータ Oscillator

基本機能を備えたシンプルでつかいやすいオシレータ

AD-8626￥38,000（税抜）● 1 MHz 低歪率オシレータ● 10 Hz ～ 1 MHz のワイドな周波数レンジ（5 レンジ）
● 0.02 ％以下（500 Hz ～ 20 kHz）の歪率の正弦波● 10 dB ステップの減衰器（0 ～ー 50 dB）を内蔵

AD-8626

出力周波数レンジ

10 Hz ～ 1 MHz（5 レンジ）

出力波形

信号出力部

正弦波

方形波

方形波、正弦波

正弦波 5 Vrms 以上（600 Ω負荷時）
方形波 10 Vpp 以上（無負荷時）

出力振幅

出力周波数精度

出力インピーダンス

アッテネータ（減衰器）
歪み率

立上り・立下り時間 / 対称性

仕様保証温湿度範囲
電源

寸法 / 質量
付属品

電圧・周波数

消費電力

寸法

質量

付属品

オプション

検電器

ダイアル精度±（5 % ＋ 1 Hz）（ダイアル 10 および 100 の位置における精度）

約 600 Ω0、-10、-20、-30、-40、-50（dB）（6 ステップ、精度± 1 dB、600 Ω負荷時）
0.02 % 以下（500 Hz ～ 20 kHz）
200 ns 以下 /50 % ± 5 %（1 kHz、最大出力時）
10 ～ 35 ℃、85 %RH 以下（結露しないこと）
AC100 V ± 10 %、50 Hz/60 Hz
約 8 W（約 10 VA）
130（W）× 200（H）× 250（D） mm（突起部含まず）
約 3.0 kg
電源ケーブル 1 本、出力ケーブル（バナナ ワニロクリップ）1 本、取扱説明書

出力ケーブル（バナナ - ワニ口クリップ）1 本 ： AX-KO3169（AD-8626）¥3,000（税抜）

Non-contact Voltage Tester

低圧用検電器AD-5571

電気計測器

電池寿命 200 時間、電池残量を気にせず、ペンライト、検電機能を使える￥1,900（税抜）●検電状態を赤 LED とブザーでお知らせ●感度をボタンでかんたん切り替え (24 ～ 1000 V、90 ～ 1000 V)●ローバッテリ表示●オートパワーオフ●白色ペンライト
交流電圧範囲周波数範囲

警報方式

LED ライトオートパワーオフ

ローバッテリ表示
過電圧カテゴリ

最大動作温湿度範囲
保存温湿度範囲

電源

電池寿命
寸法

質量

付属品

AD-5571

90 ～ 1000 V AC（赤 LED 点灯時）
24 ～ 1000 V AC（緑 LED 点灯時）
50 Hz/60 Hz
ブザー / 赤 LED 点滅
白 LED
約5分
あり

CAT Ⅳ
0 ～ 40 ℃ 80 %RH 以下（結露なきこと）
海抜 2000 m 以下
ー 20 ～ 50 ℃ 80 %RH 以下（結露なきこと）
単 4 乾電池 2 個
約 200 時間（パワーオン、赤 LED 点灯待機状態）
150（W）× 18（H）× 23（D）mm
約 50 g（電池含む）
取扱説明書、電池（モニタ用）★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）31クランプメータ

Clamp Meter

回路を切断せずに通電状態のままで電流が測定できるクランプメータ

直流・交流電流測定

交流電流測定AD-5586￥12,000（税抜）● 3999 カウント表示● 豊富な測定項目

AD-5585● ピークホールド機能

直流 / 交流電流ほか、直流 / 交流電圧、抵抗、導通、● データホールド機能

周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目● ダイオードテスト機能● データホールド機能

AD-5581￥7,900（税抜）● 1999 カウント表示● データホールド機能￥5,000（税抜）● 1999 カウント表示● オートレンジ切り替え

AD-5588￥5,200（税抜）● 1999 カウント表示● データホールド機能● ダイオードテスト機能● ピークホールド機能● バックライト16

クランプメータについて● マルチメータによる交流測定

回路上の配線を切り回路と直列に接続する

AD-5581● クランプメータによる交流測定

配線をクランプするだけでよく、回路に直接接続されていないので安全に電流が測定できる

導体 1 本を、トランスコアの中心にクランプする

オプション
クランプ内径真の実効値測定直流電流（クランプ測定）

AD-5586

AD-5585ーー

約φ 28 mm電源

6F22 形（006P 形）9 V 乾電池 1 個
約 150 時間（アルカリ電池使用）
76（W）× 208（H）× 30（D）mm
約 195 g（電池除く）

電池寿命

寸法

質量

付属品

＊

32

確度は最高確度を表示

テストリード ､ ストラップ
電池（モニタ用）、取扱説明書

約φ 28 mm

単 4 形乾電池 2 個

約 150 時間（アルカリ電池使用）

76（W）× 208（H）× 30（D）mm
約 200 g（電池除く）
テストリード ､ ストラップ
電池（モニタ用）、取扱説明書

トランスコアの先 端に力が加わっている状態

テストリード〈赤・黒 2 本組〉 AX-KO1405
AD-5581 用¥600（税抜）
AD-5585/AD-5586 用 テストリード〈赤・黒 2 本組〉 AX-KO6245 ¥1,000（税抜）40/400 A ＊±（2.5 %rdg+8 d）
ー
交流電流（クランプ測定）40/400 A ＊±（2.5 %rdg+8 d）
2/20/200/400 A ＊±（2.0 %rdg+5 d）
直流電圧
400 m/4/40/400/600 V＊±（0.8 %rdg+1 d）200 m/2/20/200/600 V＊±（0.8 %rdg+1 d）
交流電圧4/40/400/600 V ＊±（1.2 %rdg+5 d）
2/20/200/600 V ＊±（1.2 %rdg+5 d）＊
400/4 k/40 k/400 k/4 M/40 M Ω
200/2 k/20 k/200 k/2 M/20 M Ω＊
抵抗±（1.0 %rdg+2 d）±（1.0 %rdg+2 d）
10/100/1 k/10 k/100 k/1 M/10 MHz ＊周波数ー±（0.5 %rdg+3 d）
導通テスト
約 50 Ω以下でブザー音
約 50 Ω以下でブザー音
一般仕様

複数の導体をクランプする

AD-5581

AD-5588ーー

約φ 34 mmー

約φ 16 mmー

20/200/600 A ＊±（1.5 %rdg+4 d）
2/200/1000 V ＊±（1.5 %rdg+1 d）
200/750 V ＊±（2.9 %rdg+4 d）

2/20/200 A* ±（2.5 %rdg ＋ 20 dgts)ーー

6F22 形（006P 形）9 V 乾電池 1 個
約 200 時間（アルカリ電池使用）
82（W）× 192（H）× 33（D）mm
約 250 g（電池含む）

単４形乾電池 2 個

200/200 k Ω＊±（1.5 %rdg+3 d）
約 25 Ω以下でブザー音

テストリード ､ 電池（モニタ用）
取扱説明書

ー
ー
ー
ー

約 350 時間
158（W）× 60（H）× 33.5（D）mm
約 170g（電池含む）
取扱説明書、電池（モニタ用）★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）直流安定化電源

DC Power Supply

AD-8722D

AD-8723D

電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材などに便利な直流安定化電源シリーズ￥22,000（税抜）● 直流電圧 0 ～ 20 V、直流電流 0 ～ 5 A（AD-8722D）￥14,500（税抜）AD-8724D￥19,000（税抜）● 場所をとらずに省スペースに置けるスリムタイプ（幅 95 mm） ● 研究開発、実験設備機器、
学校教材、● 直流電圧 0 ～ 30 V、直流電流 0 ～ 1.5 A（AD-8723D） ● 見やすいバックライト液晶表示

製造ライン、検査メンテナンスに● 直流電圧 0 ～ 30 V、直流電流 0 ～ 2.5 A（AD-8724D） ● 定電圧、定電流源の 2 通りの使い方が可能

AD-8735D￥45,500（税抜）● トラッキング動作が可能……2 台を並列接続した場合、直流 30 V、

6 A の電源として、直列接続した場合には直流 60 V、3 A の電源として使える● 直流電圧 0 ～ 30 V、直流電流 0 ～ 3 A● 定電圧、定電流源の 2 通りの使い方が可能● ノイズやリップルを低く抑え、優れた負荷安定性● 研究機器、実験設備機器、学校教材、生産、検査メンテナスに● 表示部は 3.5 桁の LED デジタル表示（AD-8735D）

トラッキング機能のある電源が2台ある場合、一台を親機（マスタ）、もう

マスタ電源

AD-8735D

片方を子機（スレーブ）と設定して接続することができます。
このとき、親機の出力電圧を変化させると、それにともない子機の出力電圧も親機と同じ値に追従して変化します。

AD-8735D

この動作をトラッキング動作と言います。

AD-8735AやAD-8735Dのような直流30 V、3 Aの電源が2台ある場
合、並列に接続すれば直流30V、6Aの電源として、直列に接続すれば直流60 V、3 Aの電源として使うことができます。

スレーブ電源トラッキング機能がない電源を並列に接続をした場合、両者の出力電圧が必ずしも同じにはならないため、出力電圧の高い方の電源から、スレーブ電源AD-8735D

電気計測器

マスタ電源

トラッキング機能（マスタ・スレーブ機能）

出力電圧の低い方の電源へ電流が逆流して、故障の原因となります。
場合によっては事故が生じる可能性があります。
トラッキング機能付きの電源であれば、いつも両者の出力電圧を等しくコントロールしている

AD-8735D

ため、故障や事故の心配なく使用することができます。

（図の接続方法はイメージ図です。
接続方法の詳細は取扱説明書に記載されています）

出力電圧

出力
定電圧特性
（CV）
定電流特性
（CC）
電圧値表示
電流値表示

一般仕様

オプション

AD-8722D

AD-8723D

AD-8724D

DC 0 ～ 30 V
DC 0 ～ 30 V
出力電流
DC 0 ～ 1.5 A
DC 0 ～ 2.5 A
入力変動±（0.05 % ＋ 2 mV）以下（AC100 V ± 10 %）負荷変動±（0.05 % ＋ 3 mV）以下（負荷 0 ～ 100 % 変動）
リップル、ノイズ± 5 mVrms 以下
入力変動±（0.2 % ＋ 2 mA）以下（AC100 V ± 10 %）負荷変動±（0.2 % ＋ 3 mA）以下（負荷 0 ～ 100 % 変動）
リップル、ノイズ± 3 mArms 以下
分解能
0.1 V
精度
±（1.0 %rdg ＋ 2 dgts）
分解能
0.01 A精度±（2.0 %rdg ＋ 2 dgts）
3.5 桁液晶デジタル表示（バックライト付き）
表示
入力電圧
AC 100 V ± 10 % ､ 50/60 Hz
消費電力
約 185 VA
約 110 VA
約 160 VA
動作温湿度範囲
0 ～ 40 ℃ 、80 %RH 以下（結露なきこと）
寸法 / 質量
95（W）
×150
（H）
×235
（D）mm/ 約3.7 kg 95
（W）
×150
（H）
×235
（D）mm/ 約3.5 kg 95
（W）
×150
（H）
×235
（D）mm/ 約3.9 kg
付属品

DC 0 ～ 20.0 V
DC 0 ～ 5.00 A

取扱説明書、電源ケーブル、出力ケーブル

出力ケーブル（バナナ - ワニ口クリップ、赤・黒 2 本組） AX-KO3155 ¥1,500（税抜）AD-8735D

DC 0 ～ 30 V
DC 0 ～ 3 A±（0.01 % ＋ 3 mV）以下（AC100 V ± 10 %）±（0.01 % ＋ 3 mV）以下（負荷 0 ～ 100 % 変動）± 0.5 mVrms 以下（5 Hz ～ 1 MHz）±（0.2 % ＋ 3 mA）以下（AC100 V ± 10 %）±（0.2 % ＋ 3 mA）以下（負荷 0 ～ 100 % 変動）± 3 mArms 以下（5 Hz ～ 1 MHz）
0.1 V±（0.5 %rdg ＋ 2 dgts）
0.01 A±（1.0 %rdg ＋ 5 dgts）
3.5 桁発光ダイオード･ デジタル表示
AC 100 V ± 10 % ､ 50/60 Hz
約 200 VA
0 ～ 40 ℃ 、80 %RH 以下（結露なきこと）
128（W）× 145（H）× 285（D）mm / 約 5 kg
取扱説明書、電源ケーブル1本（3P→2P変換アダプタ付き）、出力ケーブル、
ショートバー★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）33デジタル・オシロスコープ Digital Oscilloscope

見やすく使いやすい、シンプル操作の基本計測器を追求した
デジタルオシロスコープの基本モデル

AD-5143● 周波数領域：25 MHz￥49,000（税抜）● 最高サンプリングレート：250 MS/s(1ch 時）● 入力チャンネル：2 チャンネル● 入力メモリ長：512 K( 各 ch)● 7 インチ液晶ディスプレイ
● 6 桁周波数カウンタ機能● 演算機能、自動測定機能付き● 波形およびパネル設定の保存と呼出（最大 20 セットまで本体メモリに保存 / 呼出可能）● 合否判定機能

25
波形とパネル設定保存と呼び出し機能

周波数帯域（-3dB）

立上時間

入力感度

DC ゲイン確度

入力（垂直軸） 入力結合
入力インピーダンス
極性

最大入力レベル

エッジ、パルス幅、ビデオ

周波数カウンタ

トリガソース信号の周波数を表示

結合モード・フィルタ
感度ホールドオフ時間
範囲

感度

入力インピーダンス

最大入力レベル

時間軸感度

モード
確度

X-Y モード

X 軸入力
Y 軸入力

位相シフト

リアルタイムサンプリングモード
垂直分解能

メモリレコード長

波形取込

取込モード

ピーク検出

オプション

34

ノーマル、反転

トリガ形式

トリガモード水平軸

DC 結合：DC ～ 25 MHz（帯域制限オフの場合）
AC 結合：10 Hz ～ 25 MHz
14 ns 以下
1 mV/div ～ 20 V/div（1-2-5 ステップ）± 5 %（1 mV/div ～ 2 mV/div）± 4 %（5 mV/div）± 3 %（10 mV/div ～ 20 V/div）
DC、AC、GND
1 M Ω± 2 %、24 pF ± 3 pF

ソース信号

オフセットレンジ

外部トリガ

AD-5143

400 V（DC ＋ AC ピーク）、CAT Ⅱ＋、－、×、÷、FFT
ソース（1/2）：CH1 または CH2± 1.5 V（1m V/div ～ 100 mV/div）± 45 V（200 mV/div ～ 20 V/div）
CH1、CH2、外部トリガ、AC ライン、ALT

演算機能

トリガ

USB ポート付き

オート、ノーマル、シングル

DC、AC、HF 除去、LF 除去

1 div
80 ns ～ 10 s
±3 V
1 div 以上
1 M Ω± 2 %、24 pF ± 3 pF
400 V（DC ＋ AC ピーク）、CAT Ⅱ
10 ns/div ～ 50 s/div、1-2-5 ステップ
ロールモード：100 ms/div ～ 50 s/div
メイン、拡大波形、XY± 50 ppm
CH1
CH2
± 3°
最大 250 MS/s（1 チャンネル使用時）
最大 125 MS/s（2 チャンネル使用時）
8 ビット
512 k
サンプル、ピーク、平均

平均数

100 ns2、4、8、16、32、64、128、256 から選択

プローブ（1 本）

AX-KO2255B￥3,500（税抜）

自動測定
カーソル測定周波数カウンタ

電圧項目

AD-5143

時間項目

分解能

レコーダ
パネル機能

保存 / 呼出パネル設定および波形を最大 20 セットまで本体メモリに保存、呼出

測定範囲

テンプレート

ソース

許容範囲

ソース

オートセット
画素数

目盛

補間方式

表示タイプ
表示時間

フォーマット

電源
使用環境
保存環境

外形寸法、質量付属品

垂直軸感度、水平軸感度、トリガレベルを自動的に調節

7 インチ
400（垂直）× 480（水平）8 × 12 div
Sin（x）/x

ライン、ドット

オフ、1 秒、2 秒、5 秒、無制限

YT、XY

輝度

波形輝度：1 % ～ 100 %、グリッド（目盛）輝度：1 % ～ 100 %

波形

方形波

デューティ

約 50 %

背景色

プローブ補正信号

カーソル間の電圧差分（Δ V）と時間差分（Δ T）と周波数（1/ Δ T）

保存項目、保存先

確度

LCD

ディスプレイ

周波数、周期、立上時間、立下時間、＋パルス幅、－パルス幅、
プリシュート、OV シュート、遅延、正デューティ、負デューティ

6桁
30 Vrms 以下±（51 ppm+1 d）
2 Hz ～ 25 MHz（2 Hz は測定不可）
トリガソースで選択した CH1、CH2 の周波数を測定
最大 / 最小リミット
CH1、CH2、MATH、RefA、RefB
時間軸設定範囲：1 ～ 200 Pixel、電圧軸設定範囲：1 ～ 100 Pixel
CH1、CH2、CH1&CH2
保存項目：波形、保存先：USB メモリ

トリガ感度
ソース信号

合否判定

AD-5143

平均値、p-p 値、実効値、ハイ値、ロー値、中間値、最大値、最小値、振幅

周波数

電圧レベル

入力電圧
消費電力

仕様保証温度範囲
最大動作温度範囲
相対湿度
高度1：グレー、2：ブルー、3：レッド、4：淡いブルー
1 kHz

約 3 Vpp

100 ～ 240 VACrms（50 ～ 60 Hz）、100 ～ 120 VACrms（400 Hz）

最大 100 VA

20 ℃ ～ 30 ℃
0 ℃ ～ 40 ℃
90 %RH 以下（35 ℃以下）
、60 % 以下（35 ℃～ 40 ℃）
動作時 2000 m 以下、非動作時 15000 m 以下
－ 10 ℃～＋ 50 ℃
306（W）× 147（H）× 122（D）mm（突起部含まず）、約 2.2 kg
電源ケーブル、プローブ 2 個、クイックガイド

取扱説明書は付属していません。
ウェブサイトよりダウンロードしてください。

★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。 標準価格 ¥10,000（税抜） トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。 標準価格 ¥12,000（税抜）デジタルはかり Digital Scale

検定付：取引・証明用 ／ 高精度：細かくはかれる／－ＢＴ：ワイヤレス通信用

AA● 白色バックライト付き液晶表示（文字高 26 mm）● 水深 1 m の深さに 30 分浸漬する試験に合格 水に浸して洗える安心の IP67

● 省エネ設計：単一乾電池× 6 本で約 5000 時間（バックライトオフ時）/● “汚れ” を見える化 メンテナンスが容易● 必要な量を取り出すのに便利な、コンパレータ（比較）表示機能

約 2000 時間（バックライトオン時）、-BT モデル：約 2500 時間（バックライト● 3 段階と 5 段階が選べる 3 色カラーコンパレータ表示オフ時）/ 約 1300 時間（バックライトオン時）● 容器を載せた状態でゼロ表示可能

SJ-AWP

使用地域

製品番号

地区 1

● 取り外して水洗い可能なステンレス皿（別売）SJ-AWP-BT

ひょう量10 kg以上のモデルはkg表示です。
g(グラム）表示も可能

BT
BT

A
A

ワイヤレス通信

SH-AWP
透明プラスチック皿受け

製品番号

SJ2000AWP-A1 SJ2000AWP-BT-A1
SJ2000AWP-A2 SJ2000AWP-BT-A2
SJ2000AWP-A3 SJ2000AWP-BT-A3
SJ2000AWP-A4 SJ2000AWP-BT-A4
SJ2000AWP-A5 SJ2000AWP-BT-A5

地区 2
地区 3
地区 4
地区 5

ステンレス皿（別売）SJ-AWP/SJ-AWP-BT シリーズ〈検定付〉

SJ-2000AWP SJ-6000AWP SJ-15KAWP SJ-30KAWP
SJ-2000AWP-BT SJ-6000AWP-BT SJ-15KAWP-BT SJ-30KAWPBT

モデル

ひょう量

2000 g6000 g
15 kg
30 kg
1 g(0 ～ 1000 g)
5 g(0 ～ 5000 g)
0.01 kg(0 ～ 10 kg)
0.02 kg(0 ～ 20 kg)※
2 g(1000 ～ 2000g) 10 g(5000 ～ 6000 g) 0.02 kg(10 ～ 15 kg) 0.05 kg(20 ～ 30 kg) ※20 g ～ 2000 g 50 g ～ 6000 g 0.1 kg ～ 15 kg 0.2 kg ～ 30 kg
3 級（ご購入時に使用場
4 級（使用場所の制限はありません）

目量

使用範囲
精度等級

所をお申しつけください）※

計量皿寸法

標準価格 SJ-AWP（税抜） SJ-AWP-BT¥26,000¥33,000

230（W）× 190（D）mm※ 本ページ下の使用地域区分の表をご参照ください。

¥28,000¥35,000

SH-AWP シリーズ〈高精度〉

SH-3000AWP SH-6000AWP SH-15KAWP SH-30KAWP

モデル

SH-3000AWP-BT SH6000AWP-BT AS-15KAWP-BT SH-30KAWP-BT

ひょう量3000 g

最小表示＊ 1

計量皿寸法

標準価格 SH-AWP（税抜） SH-AWP-BT

JCSS 校正料金（税抜）★

＊16000 g

15 kg
30 kg
0.0005 kg/0.001 kg/ 0.001 kg/0.002 kg/★
0.002 kg /0.005 kg 0.005 kg ★ /0.01 kg
230（W）× 190（D）mm¥25,000¥27,000¥32,000¥34,000

0.1 g/0.2 g/0.5 g ★ /1 g

0.2 g/0.5 g/1 g ★ /2 g

¥18,000¥24,000

内部設定にて切替可能です。 ★ 出荷時設定 ★工場出荷時（新品購入時）の料金です。

オプション

ステンレス皿（材質 =SUS304） SJH-10 ￥1,400（税抜）

使用地域
地区 1

● 便利な取手部付き：持ち運びのしやすい構造● 低い全高：上下の移動が少なく載せ降ろしが容易● 大きな表示部：文字高 25 mm でクッキリ表示● 大きな計量皿（230 × 190 mm）

ステンレス皿（別売）

SJ シリーズ〈検定付〉
モデル

ひょう量

SJ-1000 SJ-2000 SJ-5000 SJ-12K
1000 g2000 g

SJ-20K

5000 g

SJ-30K

12 kg
20 kg
30 kg
0.01 kg（0 ～ 10 kg）
0.02 kg（0 ～ 20 kg）
目量
1g
2g
5g
0.02 kg（10 ～ 12 kg） 0.02 kg 0.05 kg（20 ～ 30 kg）
使用範囲
20 g ～ 1000 g 40 g ～ 2000 g 50 g ～ 5000 g 0.1 kg ～ 12 kg 0.2 kg ～ 20 kg 0.2 kg ～ 30 kg
精度等級
3 級（ご購入時に使用場所をお申しつけください）※
4 級（使用場所の制限はありません）
計量皿寸法
230（W）× 190（D）mm
標準価格
（税抜）
¥9,900¥10,900¥16,900※ 本ページ下の使用地域区分の表をご参照ください。

使用地域区分

該当機種

SJ-2000AWP(-BT)
SJ-1000/2000

地域番号

1
2
3
4
5

北海道

● 乾電池と AC アダプタの 2 電源方式（別売）

地区 3
地区 4
地区 5

SH シリーズ〈高精度〉
モデル

SH-1000 SH-2000 SH-5000 SH-12K

ひょう量

最小表示

計量皿寸法

1000 g0.5 g2000 g
1g

5000 g
12 kg
2g
0.005 kg（5 g）
230（W）× 190（D）mm¥8,800標準価格（税抜）

JCSS 校正料金（税抜）★

★工場出荷時（新品購入時）の料金です。

¥15,000

オプション ステンレス皿（材質 =SUS304） SJH-10
AC アダプタ
AX-TB294

SH-20K

SH-30K

20 kg
0.01 kg

30 kg
0.02 kg¥8,800¥16,900¥24,000

デジタルはかり

ひょう量10 kg以上のモデルはkg表示です。

地区 2

製品番号

SJ1000N-A1
SJ2000N-A1
SJ1000N-A2
SJ2000N-A2
SJ1000N-A3
SJ2000N-A3
SJ1000N-A4
SJ2000N-A4
SJ1000N-A5
SJ2000N-A5￥1,400（税抜）¥4,500（税抜）

使用地域（都道府県）

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県

福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く）、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（全域）、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県（薩摩地方に限る）
鹿児島県（薩摩・大隅地方を除く）、沖縄県

複数の箇所に記載されている県は、どちらの地域番号でも使用できます。

35

デジタルはかり Dust & Waterproof Digital Scale / Digital Scale

検定付：取引・証明用 ／ 高精度：細かくはかれる

使用地域
地区 1
地区 2
地区 3
地区 4
地区 5

● 本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ（IP65 ＊ AC アダプタ使用時を除く）※ 水没には適しません

製品番号

HL1000iWP-K-A1
HL2000iWP-K-A1
HL1000iWP-K-A2
HL2000iWP-K-A2
HL1000iWP-K-A3
HL2000iWP-K-A3
HL1000iWP-K-A4
HL2000iWP-K-A4
HL1000iWP-K-A5
HL2000iWP-K-A5● 容器をのせた状態でゼロ表示可能● スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ● 乾電池と AC アダプタの 2 電源方式（別売）● 取り外して水洗い可能なステンレス皿（SUS304）● 大型計量皿のモデルもご用意（HL-3000LWP）〈検定付〉※ 精度等級 3 級：ご購入時に使用場所をお申しつけください。
（本ページ下の使用地域区分の表をご参照ください。
） 〈高精度〉
モデル

HL-1000i WP-K

ひょう量
目量

使用範囲

計量皿寸法

標準価格（税抜）

使用地域
地区 1

地区 2
地区 3
地区 4
地区 5

SK-i WP シリーズ〈検定付〉
モデル

ひょう量

モデル

HL-2000i WP-K

2000 g5000 g

計量皿寸法

標準価格（税抜）

JCSS 校正料金（税抜）★

★工場出荷時（新品購入時）の料金です。オプション¥15,000

ACアダプタ AX-TB294 ￥4,500（税抜）● 容器をのせた状態でゼロ表示可能● クッキリ見やすい大型液晶表示（文字高 25 mm）● 乾電池と AC アダプタの 2 電源方式（別売）● 取り外して水洗い可能なステンレス皿（SUS304）

ひょう量10 kg以上のモデルはkg表示です。

SL-WP シリーズ〈高精度〉

30 kg（0 ～ 20kg）
目量
1g
2g
5g
0.01 kg
0.02 kg 0.02kg
0.05kg（20 ～ 30kg）
使用範囲
20 g ～ 1000 g 40 g ～ 2000 g 50 g ～ 5000 g 0.1 kg ～ 10 kg 0.2 kg ～ 20 kg 0.2 kg ～ 30 kg
精度等級
3 級（ご購入時に使用場所をお申しつけください）※
4 級（使用場所の制限はありません）
計量皿寸法
232（W）× 192（D）mm
標準価格
（税抜）
￥30,000￥32,000

20 kg※ 本ページ下の使用地域区分の表をご参照ください。

モデル

SL-1000WP SL-2000WP SL-5000WP SL-10KWP SL-20KWP SL-30KWP

ひょう量

最小表示

計量皿寸法

1000 g0.5 g2000 g1g

標準価格（税抜）

JCSS 校正料金（税抜）★

5000 g
10 kg
20 kg
30 kg
2g
0.005 kg（5 g） 0.01 kg（10 g） 0.02 kg（20 g）
232（W）× 192（D）mm￥29,000￥31,000¥15,000★工場出荷時（新品購入時）の料金です。オプション

使用地域● 検定付で取引・証明用に使用可能● 使いやすい簡単操作● 大型液晶 文字高 25 mm● 容器をのせた状態でゼロ表示可能

モデル

ひょう量

ひょう量10 kg以上のモデルはkg表示です。

SK-1000i

SK-2000i

SK-5000i

SK-10Ki

SK-20Ki

1000 g2000 g5000 g

10 kg

20 kg

● 乾電池と AC アダプタの 2 電源方式（別売）● 取り外して水洗い可能なステンレス皿（別売）

SK-30Ki

30 kg
0.02 kg（0 ～ 20 kg）
目量
1g
2g
5g
0.01 kg
0.02 kg
0.05 kg（20 ～ 30 kg）
使用範囲
20 g ～ 1000 g 40 g ～ 2000 g 50 g ～ 5000 g 0.1 kg ～ 10 kg 0.2 kg ～ 20 kg 0.2 kg ～ 30 kg
精度等級
3 級（ご購入時に使用場所をお申しつけください）
4 級（使用場所の制限はありません）
計量皿寸法
230（W）× 190（D）mm
標準価格（税抜）￥13,900￥19,900

使用地域区分

該当機種

HL-1000iWP-K/2000iWP-K
SK-1000iWP/2000iWP
SK-1000i/2000i

地域番号

1
2
3
4
5

36

北海道

¥24,000

AC アダプタ AX-TB294 ￥4,500（税抜）

ステンレス皿（別売）

SK-i シリーズ〈検定付〉

HL-3000LWP
3000 g
1g
174（W）× 137（D）mm￥19,500● 本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ（IP65 ＊ AC アダプタ使用時を除く）※ 水没には適しません

製品番号SK1000iWP-A1
SK2000iWP-A1
SK1000iWP-A2
SK2000iWP-A2
SK1000iWP-A3
SK2000iWP-A3
SK1000iWP-A4
SK2000iWP-A4
SK1000iWP-A5
SK2000iWP-A5

10 kg

HL-3000WP

300 g
0.1 g
128（W）× 128（D）mm￥18,000

最小表示

SK-1000i WP SK-2000i WP SK-5000i WP SK-10Ki WP SK-20Ki WP SK-30Ki WP
1000 g

HL-300WP

ひょう量1000 g2000 g
1g
2g
20 g ～ 1000 g
40 g ～ 2000 g
128（W）× 128（D）mm￥20,000

地区 1
地区 2
地区 3
地区 4
地区 5

製品番号

SK1000i-A1
SK2000i-A1
SK1000i-A2
SK2000i-A2
SK1000i-A3
SK2000i-A3
SK1000i-A4
SK2000i-A4
SK1000i-A5
SK2000i-A5

オプション

ステンレス皿（SUS304） SK-10JA ￥2,000 （税抜）
SK-11
足コマユニット￥1,200 （税抜）
AC アダプタ
AX-TB294 ￥4,500 （税抜）

使用地域（都道府県）

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県

福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く）、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（全域）、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県（薩摩地方に限る）
鹿児島県（薩摩・大隅地方を除く）、沖縄県

複数の箇所に記載されている県は、どちらの地域番号でも使用できます。

デジタル台はかり

Digital Platform Scale

検定付：取引・証明用 ／ 高精度：細かくはかれる● 1 秒の高速応答● コンパレータ表示
「HI」
「OK」
「LO」の 3 段階表示で良否判定・仕分けに便利● 2 電源方式 AC アダプタ、または乾電池（別売）※ 取引証明用 FG-K もご用意しました（分解能 1/3000）
FG〈高精度〉
モデル

ひょう量FG-30KAM

FG-60KAM

30 kg
0.005 kg

60 kg
0.01 kg

最小表示

計量皿寸法

標準価格（税抜）

JCSS 校正料金（税抜）★

★工場出荷時（新品購入時）の料金です。

¥24,000

KBタイプ

FG-150KAM

FG-30KBM￥50,000¥40,000

ひょう量
目量

使用範囲

計量皿寸法

該当機種

FG

地域番号

1
2
3
4

150 kg0.02 kg￥45,000¥40,000

FG-60KAL

FG-150KAL

60 kg
150 kg0.01 kg
0.02 kg
390（W）x 530（D）mm￥55,000¥24,000¥40,000

計量皿の材質＝ SUS430

FG-30KAM-K

FG-60KAM-K FG-150KAM-K FG-30KBM-K

FG-60KBM-K FG-150KBM-K

FG-60KAL-K

30 kg
0.01 kg
200 g ～ 30 kg

60 kg
0.02 kg
400 g ～ 60 kg

60 kg
0.02 kg
400 g ～ 60 kg

60 kg
150 kg0.02 kg
0.05 kg
400 g ～ 60 kg
1 kg ～ 150 kg
390（W）× 530（D）mm￥58,000

標準価格（税抜）

150 kg30 kg
0.05 kg
0.01 kg
1 kg ～ 150 kg
200 g ～ 30 kg
300（W）× 380（D）mm￥53,000

オプション RS-232C インタフェース
RS-232C/ コンパレータ出力
マルチプリンタ

使用地域区分

FG-150KBM

60 kg
0.01 kg¥24,000

FG-K〈検定付〉※ 精度等級 3 級：ご購入時に使用場所をお申しつけください。
モデル

FG-60KBM

150 kg30 kg
0.02 kg
0.005 kg
300（W）x 380（D）mm

KAタイプ

FG-23JA ※ ¥10,000（税抜）FG-24JA ※ ¥12,000（税抜）AD-8127 ¥65,000（税抜）￥48,000

FG-150KAL-K

計量皿の材質＝ SUS430

延長ケーブル 5m （検定付には使用不可） HVW-02G
AC アダプタ（標準付属品）
AX-TB294

使用地域（都道府県）

北海道

150 kg0.05 kg
1 kg ～ 150 kg※ 同時に使用できません。

¥25,000（税抜）¥4,500（税抜）

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県

福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く）、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（全域）、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県（薩摩地方に限る）
鹿児島県（薩摩・大隅地方を除く）、沖縄県

防水・防塵 デジタル台はかり Dust & Waterproof Platform Scale5

検定付：取引・証明用 ／ 高精度：細かくはかれる

最小表示 0.005 kg（5 g）～● コンパレータ表示
3 段階表示機能

セパレート型● スケルトンフレーム
細部まで洗浄しやすくゴミ、汚れが残らない構造

一体型※ 取引証明用 FG-K もご用意しました（分解能 1/3000）
SE〈高精度〉フレーム：鉄一体型（ポール付き）

ロードセル：アルミ

ひょう量

30 kg
60 kg
150 kg
60 kg
150 kg0.005 kg*（0.01 kg） 0.01 kg*（0.02 kg） 0.02 kg*（0.05 kg） 0.01 kg*（0.02 kg） 0.02 kg*（0.05 kg）
計量皿寸法（W × D）
300 × 380 mm
390 × 530 mm
外形寸法（W × D × H）
300 × 582 × 722 mm
390 × 732 × 722 mm
SE-KAM : ¥75,000
SE-KAL ： ¥80,000
標準価格（税抜）
SE-KBM : ¥70,000
SE-KBL ： ¥75,000
最小表示※

JCSS 校正料金（税抜）★

¥24,000★工場出荷時（新品購入時）の料金です。
※内部設定により切替えが可能です。
＊
出荷時設定

オプション

使用地域区分
該当機種

SE

地域番号

1
2
3
4
5

¥40,000¥24,000¥40,000

計量皿の材質＝ SUS430

USB インタフェース〈クイック USB〉 SCE-02JA
RS-232C/ コンパレータ・リレー出力 SCE-03JA ※ 1※1

SE-K〈検定付〉フレーム：鉄ロードセル：アルミ ※ 精度等級 3 級：ご購入時に使用場所をお申しつけください。

一体型（ポール付き） SE-30KAM-K SE-60KAM-K SE-150KAM-K

セパレート型（ポールなし） SE-30KBM-K SE-60KBM-K SE-150KBM-K

ひょう量SE-60KAL-K SE-150KAL-K
SE-60KBL-K SE-150KBL-K

30 kg
60 kg
150 kg
60 kg
150 kg0.01 kg
0.02 kg
0.05 kg
0.02 kg
0.05 kg
使用範囲
0.2 kg ～ 30 kg 0.4 kg ～ 60 kg 1 kg ～ 150 kg 0.4 kg ～ 60 kg 1 kg ～ 150 kg
計量皿寸法（W × D）
300 × 380 mm
390 × 530 mm
外形寸法（W × D × H）
300 × 582 × 722 mm
390 × 732 × 722 mm
SE-KAM-K : ¥78,000
SE-KAL-K ： ¥83,000
標準価格（税抜）
SE-KBM-K : ¥73,000
SE-KBL-K ： ¥78,000
目量￥7,500（税抜） マルチプリンタ￥15,000（税抜） Bluetooth® 通信インタフェース

計量皿の材質＝ SUS430

AD-8127
SCE-27JA

デジタルはかりSE-30KAM SE-60KAM SE-150KAM SE-60KAL SE-150KAL
セパレート型（ポールなし） SE-30KBM SE-60KBM SE-150KBM SE-60KBL SE-150KBL￥65,000（税抜）￥8,000（税抜）※ 1 SCE-02JA、SCE-03JA、SCE-27JA は同時に使用できません。SCE-02JA 使用時、表示部は防塵・防水仕様にはなりません。SCE-03JA 使用時、はかりの防塵・防水性能は IP65 になります。

北海道

使用地域（都道府県）

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県

福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く）、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（全域）、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県（薩摩地方に限る）
鹿児島県（薩摩・大隅地方を除く）
、沖縄県

37

お 客 様 相談 センター

本 社 〒170-0013
札 幌 出 張 所
仙 台 営 業 所
宇都宮営業所
東京北営業所
東京南営業所
静 岡 営 業 所
名古屋営業所
大 阪 営 業 所
広 島 営 業 所
福 岡 営 業 所

東 京 都 豊 島 区 東 池 袋 3 丁目 23 番14号
TEL. 03-5391-6128（直）FAX. 03-5391-6129
TEL. 011-251-2753（代）FAX. 011-251-2759
TEL. 022-211-8051（代）FAX. 022-211-8052
TEL. 028-610-0377（代）FAX. 028-633-2166
TEL. 048-592-3111（代）FAX. 048-592-3117
TEL. 045-476-5231（代）FAX. 045-476-5232
TEL. 054-286-2880（代）FAX. 054-286-2955
TEL. 052-726-8760（代）FAX. 052-726-8769
TEL. 06-7668-3900（代）FAX. 06-7668-3901
TEL. 082-233-0611（代）FAX. 082-233-7058
TEL. 092-441-6715（代）FAX. 092-411-2815

https://www.aandd.co.jp/

購 入前相談 窓口

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は通話料無料

0120-342-043

受付時間：月曜日～金曜日（ ※祝日、弊社休業日を除く 9：00 ～ 12：00／13：00 ～ 17：00）

安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。
※本カタログは事業者向けです。

●本カタログの内容は 2023年10月現在のものです。
＊EMP-ADJC-54-SI3-23a025GP