デジタル指示計

デジタル指示計・アンプ

DLS-5026B■ 2ch入力対応■ A,B計量値表示、A＋B・A－B演算機能付き■ 各種アナログ出力対応

DIGITAL INDICATORS / AMPLIFIERS

型式
アナログ出力 シリアル出力

DLS-5026B --無し
オプション無し
３RS-232C
オプション無し
4～20mA 電流出力0～±10V 電圧出力

無し
１２仕様

変換部
A/D

入力範囲

-3.3～3.3mV/V

入力感度0.25μV/Digit以上

非直線性±0.02％F.S.±1カウント

温度特性

零点︓±0.005％F.S./℃ typ.（入力感度︓1.0mV/Vにおいて）

周波数特性

約2Hz（平均回数32回において）

印加電圧

DC5V±5％，60mA（350Ω型変換器4台接続可能）

零点調整-2.8mV/V～2.8mV/V

感度調整±0.4mV/V～±3.0mV/V

計量値表示

VFDグラフィック蛍光表示管、緑色、128×64ドット

1.0mV/V入力時 最大表示分解能︓1/20,000
感度︓±0.005％ of Reading/℃ typ.

※.初期風袋値（零点入力値）と最大計量値（スパン量）の合計が±3.3mV/Vを超えないこと。

演算値表示︓5桁（±99999）文字高さ約12mm、A＋BまたはA－B
表示部

計量値A表示︓5桁（±99999）文字高さ約6mm
動作表示︓▼マーク11個

計量値B表示︓5桁（±99999）文字高さ約6mm

AZ-A，AZ-B，HOLD，コンパレータ出力1～8www.toyo-sokki.co.jp

オーバー表示

計量値の点滅

小数点

0，0.0，0.00，0.000，0.0000 より選択

単位

g，kg，t, N, kN, N・m, kN・m, Pa, kPa, MPa, mm, %，mV/V，με より選択

表示更新周期約100ms（10回/秒）

サンプリング周期

約10ms（約100回/秒） ※.ch間同期操作スイッチキースイッチ 7キー

外部指令入力

入力信号︓8点（8bit 1コモン）
無電圧接点入力またはオープンコレクタ入力（Ic=10mA，耐圧20V以上）

変換部
I/O

Phone : 045-540-8353

動作︓（a）AZ-A…ワンショットメーク接点（b）AZ.R-A…ワンショットメーク接点（c）AZ-B…ワンショットメーク接点（d）AZ.R-B…ワンショットメーク接点（e）HOLD…レベル制御
制御用出力（パルス幅0.2sec）

L=ホールド／H=解除

出力信号︓8点（8bit 1コモン）
エミッタ共通オープンコレクタ出力
出力定格︓DC 30V，50mA（抵抗負荷）
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 1.2V以下
内部回路とはフォトカプラにより絶縁カレントループ

弊社外部機器接続専用シリアルデータI/F

RS-232C通信

調歩同期式

ストリーム（常時出力）またはコマンドモード（半二重双方向）(オプション)

総合

停電対策

各設定データは不揮発性メモリに書き込み

電源電圧AC85～264V, 50/60Hz

消費電流0.6A typ（AC IN使用温湿度範囲

0～＋40℃, 20～85%R.H.（結露なきこと）

取付方法

パネルマウント

本体質量約1.1kg

搭載機能

オートゼロ，ゼロトラッキング，プリセット風袋引き，スケールディビジョン，デジタルフィルタ，キャルロック

100V）

0.4A typ.（AC IN 200V）

キーロック，表示ホールド，コンパレータ，カレントループ出力，ピークホールド，モーションディテクト，等価入力校正
アナログ出力(オプション)，RS-232C(オプション)

126

TPC10-06-2023

掲載されている仕様・外観図は予告なく変更する場合があります。
ご注文の際はご確認ください。

TOYO SOKKI

TOTAL③⑤CH-Akg④1000.0 1000.0 CH-B▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼AZ A B H 1 2 3 4 5 6 7 8 SET POINT
AZ-A AZ-B AZ.R-A AZ.R-B
FUNC
ESC

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫配線接続※.外部指令入力、制御用出力、RS-232C等の接続につきましては別途取扱説明書をご参照ください。

※ 適用電線︓AWG24～20（撚線）

Ach

110 11
CH-A

17CH-B

Bch

A-outIV

1+ - + - SHL + - + - SHL

EXC SIG

EXC SIG

1011+ - + - + - SHL

17CH-A CH-B Total

S/N

S.OUT

CN2 RS-232C
CN1 I/O

POWER
AC85-264V
E
L
N

18 19

1

端子No.1︓＋EXC

2

端子No.2︓－EXC

ロードセル印加電圧（＋）
ロードセル印加電圧（－）

3

端子No.3︓＋SIG

ロードセル信号入力（＋）

4

端子No.4︓－SIG

ロードセル信号入力（－）

5

端子No.5︓ SHL

シールド

6

端子No.6︓＋EXC

ロードセル印加電圧（＋）

7

端子No.7︓－EXC

ロードセル印加電圧（－）

8

端子No.8︓＋SIG

ロードセル信号入力（＋）

9端子No.9︓－SIG

ロードセル信号入力（－）

10端子No.10︓ SHL

シールド

11

端子No.11︓ CH-A（＋）

12

端子No.12︓ CH-A（－）

13

端子No.13︓ CH-B（＋）

14

端子No.14︓ CH-B（－）

15

端子No.15︓ TOTAL（＋）

16

端子No.16︓ TOTAL（－）

17

端子No.17︓ SHL

21電源 L

22電源 N

20

E

18

S.OUT

19

S.OUT

CH-Aの電流・電圧出力
CH-Bの電流・電圧出力
演算値の電流・電圧出力

アナログシールド

AC85V～264V※適用圧着端子︓幅6mmまでのM3用

接地
カレントループ出力(無極性)

外形寸法
9144
DLS-5026B

2000.0+1

138 0kg

1000.0 1000.0 CH-B▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼+1

AZ A B H 1 2 3 4 5 6 7 8 SET POINT
AZ-A AZ-B AZ.R-A AZ.R-B
FUNC
ESC16137CH-A

CH-B

67 0

CH-A

パネルカットTOYO SOKKI

72

TOTAL

111

デジタル指示計・アンプ

2000.0

A＋B

DLS-5026B① 演算値表示 ︓Ach＋BchまたはAch－Bchの値を表示します。
② 演算動作表示︓演算中の状態を表示します。
③ Achの計量値表示④ Bchの計量値表示⑤ 動作表示︓動作中の各機能が点灯します。
⑥ FUNCキー ︓1秒間長押しでファンクションモードに移る。
⑦ AZ-Aキー︓1秒間長押しでAchの風袋引き。設定項目の大分類を選択。
数値設定の場合は変更する桁の選択。候補選択の場合は候補を変更。
⑧ AZ-Bキー︓1秒間長押しでBchの風袋引き。設定項目の大分類を選択。
数値設定の場合は変更する桁の選択。候補選択の場合は候補を変更。
⑨ AZ.R-Aキー ︓1秒間長押しでAchの風袋引き解除。設定項目の小分類を選択。
数値設定で選択した桁の値を変更。
⑩ AZ.R-Bキー ︓1秒間長押しでBchの風袋引き解除。設定項目の小分類を選択。
数値設定で選択した桁の値を変更。
⑪ ESCキー︓各種設定の終了。変更中の取り消し。2秒間長押しでキーロック。
キーロック状態で2秒間長押しするとキーロックを解除。
電源投入時3回押しで、キャルロック設定に入ります。
⑫ ENTキー︓設定値の記憶

Phone : 045-540-8353②

www.toyo-sokki.co.jp①

DIGITAL INDICATORS / AMPLIFIERS

フロントパネル表示およびキー操作説明

A-out
I
V+ - + - SHL + - + - SHL

EXC SIG

EXC SIG

CN2 RS-232C
CN1 I/O

1011S/N+ - + - + - SHL
CH-A CH-B Total

S.OUT

E17POWER
AC85-264V
L
N66

118 19

TPC10-06-2023

掲載されている仕様・外観図は予告なく変更する場合があります。
ご注文の際はご確認ください。

127