GM-DPALR1-K003

エアマイクロセンサ

DPA-LR1■仕様■運転準備
1.継手の取り付け
右図のエアノズル接続口と、エア取入口に継手を取り付けてください。

コード36

取扱 説 明 書(注)継手は付属しません。貴社にて準備してください。

形式

DPA-LR1

使用配管径

外径 φ6 / 内径 φ4 チューブ

(注)必ずシールテープを併用してください。

検出距離80−350μm

使用気体

乾燥空気（５μｍフィルター使用）

信号点

マスターセットボタンにて設定可能

消費空気量

24L/min. (MAX)

検出距離 80−150μm

使用温度範囲 0℃−60℃（結露無きこと）

2.本体の取り付け
右図の取付け面の4−M4深6を使用して、機械本体に取り付けてください。

±３μm

検出距離 150−250μm

出力ケーブル 標準長 3ｍ《本体取り付け時の注意》±5μm

検出距離 250−350μm

定格圧力変化
応答速度

出力仕様±１％以内のとき

フォト MOS 出力ＤＣ30Ｖ（ＭＡＸ）100ｍＡ（ＭＡＸ）

0.8 秒 ( チューブ長 1.5ｍ)①本体をノズルよりできるだけ高い位置に取り付けて4-M4 深620

耐油性 4 芯 φ5 ＡＷＧ30 相当

Rc１/８
エア取入口

95ください。
13繰返し精度 ±1μm

Rc１/８
エアノズル接続口(ノズルからのクーラントの逆流を防止するため)

35②検出精度の再現性を維持するため、本体とノズル間の12.5

2570

ＤＣ24Ｖ ±10％配管ができるだけ短くなるように考慮して、位置を決50mA 以下定してください。

( 注 1) 推奨エアノズルを用いた条件での仕様です。
異なる形状のノズルをご使用になる場合は、実機での検証をしていただき、ご判断をお願いします。

3.エア配管の接続( 注２) 本体１台に１個のノズルを用いた条件での仕様です。
複数個のノズルをご使用になる場合は、実機での検証をしていただき、ご判断をお願いします。

供給エア配管図を参考にエア取入口に供給エアを接続し、エアノズル配管図を参考にエアノズル接続口にエアノズルを接続してください。

保護構造

IP67

電源電圧

使用圧0.15−0.2MPa

消費電流●供給エア配管図■各部の名称及び機能エア取入口へ

OK/NG 判定 LED

OK：緑 点灯

判定結果を表示する LED です。

NG：赤 点灯

エアチューブ
精密レギュレータ
設定圧 ０．15−０．2ＭＰａに調整してください。
推奨レギュレータ IR2000(SMC)

マスターセットボタン
マスタ値をセットするボタンです。

使用圧の状態を表示するLED です。

●エアノズル配管図

適切：緑 点灯
不適：赤 点滅 / 点灯
橙 点滅

スキマ
80〜350µm

空圧アラーム LED

エア入力

制御分解能の切り替えボタンです。
分解能設定モードの時は、空圧アラーム LED が分解能切り替え表示に変わります。
チャタリングが発生する場合は、×2、×3 に切り替えてください。
応差をもたせるために使用します。

（推奨径 φ6 × φ4）●推奨エアノズル形状（注）エアノズルは付属しません。下図を参考に製作してください。
ワーク／マスター

φ1.5+0.02
0エアノズル接続口
φ4 以上《エア配管時の注意》①本体から検出ノズルまでの配管には、空気の漏れや抵抗になる機器、継手を使用しないでください。
②レギュレータは精密級を使用してください。(±0.5％級 )③本器に 0.3MPa 以上のエアを供給すると、センサが破損する恐れがあります。
使用圧を 0.15−0.2MPa の範囲に調整してから、配管を接続してください。

1

C0.1〜0.2（糸面取り）

ワーククランプ治具
エア分解能設定ボタン

出力ケーブルエアフィルタ（５μｍメッシュ）
推奨エアフィルタ AF20-02(SMC)

5ノズル（注）貴社にて準備してください。

2

■保証に関してのお願い

4.電源、出力ケーブルの接続●電気回路図●ケーブル線色
DC24Ｖ±10％

橙フォトＭＯＳ出力緑

フォトＭＯＳ出力

黄０Ｖ

黒当社は品質保証に関して、クレーム、苦情「ゼロ」を願って努力しております。

橙 DC24V±10％
主回

緑路

黄NO

フォトMOS出力
DC 30V（max）100mA（max）

黒 0V《配線時の注意》①出力ケーブルの線色に合わせて、各信号を接続してください。
②フォト MOS 出力は OK で ON、NG で OFF です。
③フォト MOS 出力は測定開始すると、常に出力されます。
ワークを交換する時、対象物がノズルから離れるため、NG 信号が出力されます。
検出が必要な時だけ、出力信号を読み込んでください。

1）対象製品
以下に規定する保証は当社が製造、販売する製品（以下、「対象製品」）に適用いたします。

●電源投入時の動作
状態

OK/NG判定LED

空圧アラームLED

フォトMOS出力① 電源投入赤 点灯(１秒)

橙 点灯(１秒)OFF① 多量にご採用いただける際に、使用条件、環境が当社の想定外であるか当社で妥当性確認ができない用途。

3）保証範囲a. 保証期間内に対象製品に当社の責による故障が発生した場合は、代替品の提供もしくは故障品の修理を無償で実施いたします。
ただし、下記に該当する故障の場合は保証期間であっても、保証対象範囲から除外させていただきます。

状態に応じて動作●マスターセット方法①供給圧が正常(空圧アラームLED:緑 点灯)であることを確認する。

② 人命や財産への影響が予想される用途（原子力設備、輸送機器、医療機器など）や公共設備における用途（電気、ガス、水道など）またこれらに準ずる用途。
③ 悪環境（特殊環境：耐熱、真空、磁界など）での用途。

(ア) 本カタログ、取扱説明書または仕様書等に記載された規格、定格、環境、使用方法、使用上の注意から逸脱した使用による場合。

②設定用マスタを測定点に乗せる。
③マスターセットボタンを１秒長押しする。
④OK/NG判定LED、空圧アラームLEDが１秒消灯した後、判定動作開始。

※当社は悪環境の用途で信頼性が良いことを特色と考えていますが、それだけに現状把握が困難な場合があります。その場合事故につながる可能性がありますので、保護構造、素材などをご理解いただき、必要に応じて追加カバーなどをご用意ください。

(イ) 故障の原因が納入品以外の事由による場合。

●測定モードのLED表示・フォトMOS出力状態4）用途について対象製品は一般工業環境に使用する汎用品として設計・製造されております。
対象製品を装置、機械、システムに組み込み使用する場合、用途の適合性、及び関連する規格、法規、規制を貴社にてご確認ください。
とりわけ下記の用途につきましては、使用条件の詳細などご相談いただき、現品について必要な事前テストをお願いいたします。（テスト品の提供はご相談ください。）

2）保証期間対象製品の保証期間はご購入後、または貴社のご指定場所に納品後1年3ヶ月とします。
※はじめの3ヶ月は購入から使用までの準備期間を想定しております。

■測定モード② 測定モード開始

故障は保証以前の問題として、たとえ1個といえども予防すべきことですが当社の努力のみでできることではありません。
お客様におかれましては、カタログ、取扱説明書、ホームページ等で対象製品の機能、仕様をご理解いただき、適切にお使い下さいます様お願い申し上げます。
なお、対象製品は主として一般工業向けに設計・製造されております。
従いまして、ある確率で一般電気部品類に起こる故障や抜取検査に伴う事故も不可避であることを念頭にフェイルセーフ、誤作動防止、冗長設計等によって人身事故、火災などの予防のための安全設計にご協力いただきたくお願い申し上げます。

(ウ) 当社以外での改造、または修理による場合。

OK/NG判定LED

空圧アラームLED

フォトMOS出力

判定 OK(マスターセット時のスキマより狭くなったとき)

緑 点灯

緑 点灯

ON

判定 NG
(マスターセット時のスキマより広くなったとき)

赤 点灯

緑 点灯

OFF消灯

赤 点滅(0.22MPa以上)
赤 点灯(0.1MPa以下)
橙 点滅(±0.01MPa変化)

OFF

供給圧エラー(エ) 天災や災害など不可抗力に起因する場合。

5）その他
・形式、仕様、値段、その他の記載内容について予告なく変更する場合があります。
・本書は日本国内での取引、使用を対象としています。

b. 保証範囲は対象製品単体の保証に限るもので、対象製品の故障による二次障害は除外させていただきます。
c. 出張（取付け、立会い、修理など）はご容赦ください。
（製品の価格には出張費は含まれておりません。）

技術お問い合わせ窓口
センサの機種選定、特注仕様、技術的なお問い合わせは、
TEL・FAX・Eメール・WEBをご利用ください。

0120-68-7377■分解能設定モードお急ぎの場合はお電話でお問い合わせください。

0120-29-1442

測定モード時に、分解能設定ボタンを１秒以上押すと、分解能設定モードに移ります。

コミュニケーションシートを描いてお送りください。

OK/NG判定LED

空圧アラームLED

分解能1. 押す。

消灯

赤 点滅

×1

e-mail2. 押す。

消灯

橙 点滅

×2

www.metrol.co.jp

3. 押す。

消灯

緑 点滅

×3

CAD図をはじめ、各種製品データがダウンロードできます。

4. 押す(1に戻る)。

消灯

赤 点滅

×1

分解能設定ボタン

メトロール

検索

仕様・価格などの記載事項は製品改良のため、お断りなく変更することがありますのでご了承下さい。

これ以降、循環します。
3秒以上分解能設定ボタンが押されないと、自動的に測定モードに戻ります。
(注)sales1@metrol.co.jp

分解能設定モードに移った時、空圧アラーム LED は現在の分解能に対応した表示となります。

3精密位置決めスイッチはメトロール

株式会社メトロール 〒190-0011 東京都立川市高松町1丁目100番地
TEL：042-527-3278（代）／ FAX：042-528-1442
E-MAIL：sales1@metrol.co.jp

4