Información técnica

Instrumentos mecánicos de medida de temperatura
Hoja técnica WIKA IN 00.07

La temperatura cuantifica el calor de una sustancia homogénea, y por lo tanto es una unidad de medida para la energía
cinética media de sus moléculas. Para que dos objetos adapten la misma temperatura se requiere un estrecho contacto
térmico (nivelación de temperatura). El objeto a medir debe vincularse al máximo con el sistema de sensor de temperatura.
Los métodos más habituales de medida de temperatura están basados en variaciones de las propiedades de la sustancia uobjetos merced a cambios de temperatura. Fabricamos medidores de temperatura conforme a los siguientes principios demedición:

Termómetro bimetálico

Principio de funcionamiento
Una tira compuesta por dos chapas de metal de diferentes
coeficientes de dilatación ("bimetal"), laminadas entre sí enforma inseparable, se deforma a consecuencia de un cambio
de temperatura. La curvatura resultante es casi proporcional
al cambio de temperatura. A partir de las tiras bimetálicas
se desarrollaron dos diferentes formas de sistemas demedición:■■ Muelle helicoidal■■ Muelle espiralLos tres sistemas componen un sistema de tubería cerrado.
La presión interior en este sistema se modifica conforme
la temperatura contactada. Merced a ello, el eje de laaguja unido al resorte experimenta un giro, indicando latemperatura en la escala. La línea capilar, con longitudes
entre 500 y 10.000 mm, permite mediciones también en
puntos de medición remotos.
Los rangos de visualización van de -40 a +400 °C con
precisiones de clase 1 y 2 según EN 13190.

Termómetros de dilatación de gas
con o sin capilar

Principio de funcionamiento
El sistema de medición está compuesto de bulbo, capilary tubo elástico en la caja. Estos componentes forman una
unidad. El sistema de medida completo está rellenado apresión con gas inerte. Si cambia la temperatura, cambia
también la presión interior del bulbo. La presión deforma
el muelle de medición, cuyo movimiento se transmite alindicador a través de un mecanismo de indicación.

Mediante deformación mecánica de las tiras bimetálicas enlas formas de muelle mencionadas con anterioridad, frentea un cambio de temperatura se produce un movimiento derotación.
Si un extremo del sistema de banda bimetálica está sujetado
en forma firme, el otro extremo hace girar el árbol portaíndice.
Los rangos de visualización van de -70 °C a +600 °C con
precisiones de clase 1 y 2 según EN 13190.

Termómetro de tensión

Principio de funcionamiento
El registro de los valores de medición se realiza mediante elsistema de medición relleno con líquido, que se compone
de sensor de temperatura, línea capilar y tubo Bourdon.
Hoja técnica WIKA IN 00.07 ∙ 04/2011

Las variaciones de la temperatura ambiente son despreciables
porque hay un elemento bimetálico entre el mecanismo deindicación y el muelle que sirve de compensador.
El rango de visualización va de -200 a +700 °C con precisiónde clase 1 según EN 13190.
Página 1 de 2

Conversiones de temperatura
Se buscaDadosK°C°F°R°RéKx

K= °C + 273,15K= 5/9 (°F + 459,67)

K= 5/9 °R

K= 5/4 °Ré + 273,15°C°C= K - 273,15x°C= 5/9 (°F - 32)°C= 5/9 °R - 273,15°C= 5/4 °Ré°F°F= 9/5 K - 459,67°F= 9/5 °C + 32x°F= °R - 459,67°F= 9/4 °Ré + 32°R°R= 9/5 K°R= 9/5 °C + 491,68°R= °F + 459,67x°R= 9/4 °Ré + 491,68°Ré°Ré= 4/5 K - 218,52°Ré= 4/5 °C°Ré= 4/9 (°F - 32)°Ré= 4/9 °R - 218,52x

Límites de error en °C

Según DIN EN 13190 para termómetro de aguja
Termómetro de muelle y bimetálico
Rango de indi- Rango decación en °C
medida en°C
-20 ... +40-10 ... +30-20 ... +60-10 ... +50-30 ... +30-20 ... +20-30 ... +70-20 ... +60-40 ... +60-30 ... +50

0 ... 60

10 ... 50

0 ... 100

10 ... 90

0 ... 160

20 ... 140

0 ... 250

30 ... 220

0 ... 400

50 ... 350

0 ... 600

100 ... 500

50 ... 650

150 ... 550-20 ... +120

-10 ... +110

-30 ... +50-20 ... +40-40 ... +40-30 ... +30-100 ... +60-80 ... +40

0 ... 80

10 ... 700 ... 120

10 ... 110

0 ... 200

20 ... 180

0 ... 300

30 ... 270

0 ... 500

50 ... 450

0 ... 700

100 ... 600

100 ... 700

200 ... 600

Límites de error en ± °C
Clase 1Clase 2

12

1

2
1

1
1

1
12
1

1
12
2

2

2.5
5
5

5

10

10
10

102

422

2

Puntos fundamentales de las escalas
termodinámicas
NombreSímbolo Temperatura en elKelvin

Grados Fahrenheit

punto cero
absoluto

punto triple delagua

K0273.16°F-459,6732,01

Grados Celsius°CGrados Rankine°R

Grad Réaumur°Ré-273,150-218,520,01491,68
0224222444510101015151515© 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos los derechos reservados.
Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicación.
Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales.

Página 2 de 2

Hoja técnica WIKA IN 00.07 ∙ 04/2011

Instrumentos WIKA, S.A.
C/Josep Carner, 11-1708205 Sabadell (Barcelona)/España
Tel.
(+34) 933 938 630
Fax(+34) 933 938 666
E-mail info@wika.es
www.wika.es

09/2011 E based on 04/2011 D

Temperatura en