MAGMAX®

EGM6300C

サニタリ仕様一体形電磁流量計
概要MAGMAX® EGM6300C は、サニタリ仕様の PFA ライニング検出部 EGS6000 と高性能変換部 EGC300 を組み合わせた高性能・高信頼性を実現したサニタリ仕様一体形電磁流量計です。
接液部のライニング材質には、FDA（アメリカ食品医薬品局）の基準を満たす PFA を採用しており、また、EHEDG（欧州衛生工学・設計グループ）および 3A（アメリカの乳業メーカー、乳機メーカーおよび国家の三者が定めた協会）の認証も取得しております。
標準仕様として ISO 規格のクランプ接続を採用しており、配管からの着脱が容易であり、食品、飲料、薬品などのアプリケーションに幅広くご使用いただけます。

特長❑		検出部ハウジングには、すべてステンレス材（SS304）を採用し、

●

接液部材質
ライニング：PFA

サニタリ性に優れている。
❑		接液部のライニング材質には FDA の基準を満たす高品質無着色

電極：ハステロイ ® C22〔標準〕

PFA を採用。PFA ライニングは測定管内面のステンレス製補強			〔オプション〕

メッシュに溶着して流体からの熱応力、負圧による変形に対する			 ステンレス鋼（SS316L）、チタン
プロセスアダプタ：ステンレス鋼（SS316L）

耐クリープ性に優れている。
❑		検出部内部は可動部や流れを妨げるものがなく、CIP 洗浄、SIP洗浄に最適です。
❑		標準仕様として ISO 規格のクランプ接続を採用し、配管からのプロセスアダプタ用
ガスケット：シリコンゴム●

塗装：ポリシロキサンエポキシ樹脂塗装（＊2）●

塗装色：グレー（変換部本体）、ジェードグリーン❑ ハイスピード信号処理により、高速応答を実現。

●

配線接続口

：2×G1/2 め ね じ、 ま た は 2×1/2 NPT

バッチプロセスや脈動流に対応可能。
❑ EHEDG、3A の認証を取得。			（オプション：G1/2 用防水グランド）

着脱が容易です。
❑		高精度 指示値の ±0.5%（変換器カバー / 端子箱カバー）
めねじ、または 2×M20 防水グランド			（オプション：配線接続口数；3 個）●標準仕様

電源：AC100 〜 230V（85 〜 253V）			 オプション；DC24V（9 〜 31V）

一般仕様
●

励磁方式

：矩形波励磁

●口径：25、40、50、65、80、100 mm●

電源周波数：48 〜 63Hz（AC 電源）

●

消費電力

：約 22VA（AC 電源）、約 12W（DC 電源）

●

周囲温度

：− 40 〜＋ 65℃（流体温度≦ 120℃）			 − 50 〜＋ 70℃（保存）			 サニタリパイプ径（S）との照合は、外形図●

接地：接地抵抗 100Ω 以下（D 種接地）を参照願います。

●

プロセス接続：ISO 2852 クランプ

●

測定範囲

：流速 最小：0 〜 0.3m/s
最大：0 〜 12m/s（＊ 2）塗装は変換部のみ、検出部とプロセス接続部のステンレス部は、無塗装。			 流量 最小 0 〜 0.53m3/h				( 口径 25mm の最小値 )			 最大 0 〜 339m3/h				●保護等級●

ハウジング材質( 口径 100mm の最大値 )：IP66/67（IEC 60529）
検出部：ステンレス鋼（SS304）
変換部：アルミニウム合金（＊1）（＊ 1）防食塗装

流体仕様●

温度：	­− 40 〜＋ 120℃
（注）スチーム洗浄は、最大 140℃、30 分までとします。

●

圧力

●

導電率

：− 0.098 〜＋ 0.98MPa：1 µS/cm 以上			（ただし、水の場合は最小 20 µS/cm）

TG-F2445-J00
初版 2023 11 K

MAGMAX®

サニタリ仕様一体形電磁流量計

EGM6300C

表示・出力仕様●表示器： 青色ドットマトリックス LCD（バックライト付き）			 128×64 ピクセル（59×31mm）
			 赤外線センサによるタッチセンサ方式			 3 ページ構成、1・2 ページ目はデータ設定により 1 〜
3 行表示切替可能
表示内容		
： 瞬時流量、流速、積算流量、導電率、コイル温度、			 自己診断結果、設定メニューなど● 電流出力 ：DC4-20mA（Max. 22mA；エラー時振切りモード）
内部電源使用時： 負荷抵抗 1000 Ω 以下
外部電源使用時： 外部電圧 DC32V 以下● パルス出力：積算パルス出力（標準設定）と周波数出力●

入出力アイソレーション：		

電源、電極入力、励磁出力、端子 A、端子 B、端子 C、端子 D の各回路間はアイソレーションされています。

標準機能●

任意単位設定機能		 7 文字で設定し、任意の流量単位で表示		 可能
●自動ゼロ調整機能●

正逆両方向測定機能 ：流れ方向判別信号を状態出力および電流：ゼロ調モードで自動ゼロ調整実施（流体●2 重レンジ測定機能		 静止時）		 出力にて出力可能
レンジ比：1：20 〜 1：1.25			 のいずれかを選択可能
オープンコレクタ出力
負荷定格： DC32V 以下、20mA 以下（≦ 10kHz）、100mA 以下（≦ 100Hz）
パルスレート： 2 〜 36,000,000 パルス /h			（0.00056Hz 〜 10kHz）
パルス幅： 以下のいずれかを選択可		
1）
自動；フルスケール周波数においてデューティ50% となるパルス幅		
2）デューティ比固定；常に１: １		
3）任意設定；0.05 〜 2000ms
ただし、積算パルス出力（標準設定）において１）：容積（または質量）単位と時間単位を最大				（低レンジの設定範囲：高レンジの 5 〜 80%）
レンジ切換：自動またはコントロール入力切替●

励磁周波数切換機能
標準モード：1/6× 電源周波数
特殊モード：1/50 〜 2× 電源周波数（＊ 2）			（＊ 2）スラリー、脈動流などアプリケー
ション毎に切換可能●

自己診断機能：以下、主なエラーメッセージ
機能診断：コイル断線、CPU、メモリー、ソフトウェア、出力モジュール、出力接続
状態診断：流速分布、直線性、励磁電流 / 周波数、または２）を選択した場合、10Hz 未満のパルス空検知、オーバーレンジ、カウンタオー

レートでは 50msec 固定のパルス幅となります。
状態出力
オープンコレクタ出力
負荷定格： DC32V 以下、100mA 以下
出力内容： 以下、主な出力選択		
1）状態出力なし〔標準設定値〕		
2）流れ方向判別		
3）オーバーレンジ		
4）エラー		5）流量警報		
6）レンジ判別（2 重レンジ選択の場合）

バーフロー、停電検知

●		

7）空検知

端子

標準設定

停電補償機能：EEPROM（不揮発性メモリー）により機能

●

テスト機能

：電流、パルス、状態出力の模擬出力機能を		 設定データおよび積算値を 10 年以上保持		 内蔵電流出力テスト：0.0 〜 22.0mA まで任意出力
パルス出力テスト：1Hz 〜 10kHz まで任意出力
状態出力テスト：On/Off
●

電流出力

─

B
（B＋、B－）

状態出力

コントロール入力

C（C＋、C－）

状態出力

─

D
（D＋、D－）

パルス出力

状態出力

ローカットオフ機能：
電流出力、パルス出力、表示毎に個別設定可能
設定値： 0.0 〜 20.0% FS				以下、標準設定値				電流出力、パルス出力；オン 1%、オフ 2% FS			表示器；ローカットなし● 時定数：		
電流出力、パルス出力、表示毎に個別設定可能		
設定値： 0.0 〜 100.0s				以下、標準設定値			電流出力、表示器；4s			パルス出力；時定数ゼロ●TOKYO KEISO CO., LTD.

表示およびパルス出力〔口径 25 〜 100mm〕
流速 0.33m/s 以上：指示値の ±0.5％
流速 0.33m/s 未満：指示値の ±0.2％＋流速誤差 ±0.001m/s

2.01.51.00.50.00.00.5

1.01.52.0

12

流速（m/s）●

2：標準装備精 度（＊3）

設定変更による切替A（A、A＋/A－）

HART 通信機能

精 度（指示値の±％）コントロール入力
電圧入力：Low；DC0 〜 2.5V、High；DC19 〜 32V
制御内容 ： 以下、主な制御選択		
1）コントロール入力なし〔標準設定値〕		
2）出力ホールド		
3）出力 0% ロック		4）積算値リセット		5）エラーリセット		6）レンジ切換（2 重レンジ選択の場合）● 入出力端子の割付●●●

電流出力：表示・パルス出力精度に ±0.01mA を付加（＊ 3）基準条件		

流体			：水		流体温度					導電率			：10 〜 30℃：150 µS/cm 以上		

電源電圧			：定格電圧 ±2%		

周囲温度			：18 〜 28℃		

上流 / 下流直管長：10D/2D（D；口径）		

ウォームアップ時間 ：約 10 分		

測定時間			：100s
TG-F2445-J00

MAGMAX®

サニタリ仕様一体形電磁流量計

EGM6300C

流量レンジ
サニタリ

設定可能流量レンジ（m3/h）

パイプ径（S）

口径（mm）

最小（流速：0～0.3 m/s）

最大（流速：0～12 m/s）

1S

25

0 ～ 0.531

0 ～ 21.2

1.5S

40

0 ～ 1.36

0 ～ 54.2

2S50

0 ～ 2.13

0 ～ 84.8
0 ～ 143

2.5S

65

0 ～ 3.59

3S

80

0 ～ 5.43

0 ～ 217

4S

1000 ～ 8.49

0 ～ 339外形図
260（26）1378212014038381076

ESC

H1H

接地端子（M5）

W

L
標準流れ方向サニタリ
口径
パイプ径（S） （mm）

TG-F2445-J00

質量寸法（mm）
ＬH

H1W（kg）

283

44.5

897.5

1S

25175

1.5S

40273

30857

114

9.6

2S

50273

308

57

114

9.4

2.5S

65273

335

70.5

141

13.7

3S

80333

34676152

15.4

4S

100333

397

101.5

203

23.3

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

MAGMAX®

サニタリ仕様一体形電磁流量計

EGM6300C

結線図
表示部取付方向（L－）（L＋）

バージョンAA－ A＋ B B－ C C－ D D－NL

EGM6300C は表示部を流れ方向に合わせて変更することができます。

バージョンB

バージョンC

ご注文時に取付方向をご指定いただけますと、それに合わせて出荷いたします。

A

また、矢印は標準の流れ方向を示します。
流れ方向は設定データ変更により逆向きに設定することができます。

電源端子には、保護用のカバーがあります。
電源端子カバー

端子
L／L＋
N／L－

内容
AC電源／DC電源の場合L＋（＋）・L－（－）
アース接続

端子
D－
D

内容A＋

̶＋
̶

状態出力またはコントロール入力
電流出力（4～20mA／HART：内蔵電源）

A－
A＋

状態出力

CB

̶

パルス出力または状態出力

C－
B－

極性

電流出力（4～20mA／HART：内蔵電源）＋＋

電流出力（4～20mA／HART：外部電源）

̶̶＋● 端子構造：差込式ねじ締付形端子● 適合電線：0.5 〜 2.5mm2

4TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2445-J00

MAGMAX®

サニタリ仕様一体形電磁流量計

EGM6300C

形式および仕様コード● 口径：25 〜 100mm

形式：EGM6300C
検出部仕様コード
検出部コード（固定コード）V N 2 2 4
V N 2 24

L 0 1 C 08BCDEF

口径

プロセス接続（固定コード）タイプ（固定コード）プロセスアダプタ用ガスケット材質
電極材質（固定コード）校正（固定コード）特殊仕様
変換部仕様コード
変換部コード（固定コード）タイプ

V N 3 0 4 4
V N 3 044

電源
（固定コード）
配線接続口（固定コード）ハウジング（固定コード）
出力タイプ（固定コード）特殊仕様

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

内サニタリ形、PFAライニング
常に425mm
40mm
50mm
65mm
80mm
100mm
LISO 2852クランプ接続
0
常に01 C一体形（EGC300変換部）
0
常に0D
シリコンゴムハステロイ® C223チタン
6ステンレス鋼（SS316L）
A
常に00000 0 0標準校正
0常に0200000
0 2 0 0 0 0 0（空欄） なし
あり ※1／Z容
サニタリパイプ径
（S）
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S

○
○
○
○

内容
変換部形式：EGC300（丸形ハウジング）
常に4LCD表示付
1DC24V（18～31V）
A
AC100～230V（85～253V）0
常に04
1/2 NPTめねじ
5
G 1/2めねじ
6M20防水グランド付
2 0 0
常に200
1標準（アルミニウム合金）
2
常に21標準（電流出力＋パルス出力＋コントロール入力＋状態出力）
0 0 0 0 0
常に00000（空欄） なし／Zあり ※10標準品
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0標準品
○
○
○
○
○
○
○
○○○
○
○

※1：特殊仕様がある場合には、コードの末尾に「／Z」を記入して内容を別記してください。
（製作可否については事前にお問い合わせください。）

標準付属品

ご注文時指定事項● 設定データシート：1 枚● 取扱説明書：1 冊オプション● G1/2 配線接続口用防水グランド〔略号：WG〕● 配線接続口数：3 個〔略号：3G〕

1. 形式および仕様コード例） 形式：EGM6300C		

検出部仕様コード：VN2248L01C00300000200000		

変換部仕様コード：VN3044A0520012100000

2. フルスケール流量
3. オプション仕様（必要な場合のみ指定）
オプションの項目を参照の上、略号でご指定ください。
4. 流体名TG-F2445-J00

TOKYO KEISO CO., LTD.

5