Informação técnica

Manômetros com elemento elástico
WIKA folha de dados IN 00.01

DescriçãoManômetros com elementos elásticos são usados amplamente para medir a pressão em aplicações técnicas devido
à sua robustez e facilidade de uso. Eles incorporam elementos de medição que se deformam elasticamente sob a influência da pressão. Os manômetros mecânicos são produzidos com tubo Bourdon, diafragma, cápsula e elementos demola, e são diferenciados em função destes.
Os manômetros são feitos de ligas de cobre, aços-liga ou,para aplicações de medição específicas, são produzidos emmateriais especiais. As pressões são mensuráveis ​​apenasem combinação com uma pressão de referência. A pressão
atmosférica geralmente serve como a pressão de referência
e o manômetro, portanto, mostra o quanto a pressão medidaé maior ou menor em relação à pressão atmosférica dada
(ou seja, um instrumento de medição de sobrepressão).
A pressão é indicada em faixas de medição padrão em
uma varredura de 270 graus no mostrador. Manômetros preenchidos com líquido, devido ao seu efeito deamortecimento, oferecem proteção ideal contra possíveis danos causados ​​por altas cargas pressão dinâmicaou vibrações. Por combinação com indicadores de sinalde limite, a comutação pode ser realizada, enquanto em
combinação com transmissores, sinais elétricos de saída(p. ex.: 4 ... 20 mA) podem ser usados ​​para automação deprocesso industrial.

Manômetros com tubo Bourdon
Os tubos Bourdon são tubos em formato circular com umaseção transversal oval. A pressão do meio atua no interior
deste tubo, o que faz com que a seção transversal oval setorne quase circular. Através da curvatura do tubo, ocorremtensões de aro que dobram o tubo Bourdon A extremidade
do tubo, que não é fixa, move-se e indica a medição dapressão.

As faixas de pressão podem ser entre 0 ... 0,6 e 0 ... 7000 barcom uma precisão de leitura (ou classe) de 0,1 a 4,0%.
Ponteiro
Tubo Bourdon

Através do movimento do ponteiro indicado no visor. Ostubos circulares, formados por um ângulo de aprox. 250, sãousados ​​para pressões de até 60 bar.
Para pressões mais elevadas, os tubos Bourdon são usados ​​com uma série de bobinas sobrepostas do mesmo diâmetro(ou seja, bobinas helicoidais) ou uma bobina em forma deespiral (ou seja, molas em espiral) em um único plano.
Os tubos Bourdon só podem ser protegidos contra sobrecarga até um certo ponto. Para cumprir tarefas de medição particularmente difíceis, o manômetro pode ser equipado com
um selo químico a montante como um sistema de separaçãoou proteção.

End piece
Haste
Quadrante
Movimento

Mostrador

Haste comconector depressãoEntrada de pressãoFig. Manômetros com tubo Bourdon
WIKA folha de dados IN 00.01 ∙ 09/2010

Página 1 de 4

Manômetros com elemento de diafragma
Os elementos de diafragma possuem formato circular emembranas onduladas. Eles são presos em torno de suasbordas entre dois flanges, ou soldados e estão sujeitos àpressão do meio agindo em um lado. A deflexão causada por
isso é usada como uma medida para a pressão e é indicada
por um ponteiro do instrumento.
Em comparação com os tubos Bourdon, esses elementos
de diafragma têm uma força de atuação relativamente altae, como resultado da fixação anular do elemento, eles são
insensíveis à vibração.

Ponteiro
Mostrador

MovimentoBolting

Haste
Invólucro do
diafragma superior

Anel devedação

Diafragma
Bolting

O elemento de diafragma pode estar sujeito a uma sobrecarga maior através do limite de aceitação de carga (elemento
do diafragma apoiado no flange superior), e revestindo-o com
material especial ou cobrindo-o com folha, o medidor podeser protegido contra meios extremamente corrosivos.
Para medições com meios altamente viscosos, impuros oude cristalização e portas de conexão ampla, as flanges deconexão aberta e recursos de purga podem ser integrados.

Caixa inferior dodiafragmaCâmara depressão
Entrada de pressãoFig. Manômetros com elementos de diafragma

As faixas de pressão podem ser entre 0 ... 16 mbar e
0 ... 40 bar com classes de precisão de 0,6 a 2,5.

Manômetros capsular
O manômetro capsular compreende com duas membranas
onduladas em formato circular totalmente vedadas em torno
de sua circunferência. A pressão atua no interior desta cápsulae o movimento gerado é indicado por um ponteiro como
medida de pressão.
Os manômetros capsulares são particularmente adequadospara meios gasosos e pressões relativamente baixas. A proteção contra sobrecarga é possível dentro de certos limites. Aforça de atuação é aumentada se vários elementos de cápsulaforem conectados mecanicamente em série (um "pacote" deelemento de cápsula).
As faixas de pressão podem ser entre 0 ... 2,5 mbar e
0 ... 0,6 bar com classes de precisão de 0,1 a 2,5.

MostradorCâmara depressão

Visor

CápsulaMecanismo

Haste comconector depressão

Ponteiro

Entrada de pressãoFig. Manômetros capsular

Página 2 de 4

WIKA folha de dados IN 00.01 ∙ 09/2010

Manômetros absolutos
Esses instrumentos são usados onde​​as pressões devem
ser medidas independentemente das flutuações naturais dapressão atmosférica. Como regra geral, todos os elementos
de medidor de sobrepressão mostrados anteriormente eprincípios de medição podem ser aplicados.
A pressão do meio a ser medido é comparada com uma
pressão de referência que é igual ao zero absoluto. No lado
do elemento de medição que não está sujeito ao meio depressão, existe um vácuo absoluto como pressão de referência. Esta função é alcançada por meio da vedação da câmara
de medição apropriada ou do invólucro adjacente.
A transmissão do movimento do elemento de medição e aindicação da pressão são obtidas da mesma maneira que osmedidores de sobrepressão descritos anteriormente.

Câmara dereferência selada(evacuada)

Haste

Elemento dediafragma

Fole devedação

Fole devedação

Câmarade pressãoAs faixas de pressão podem ser entre 0 ... 25 mbar e
0 ... 25 bar com classes de precisão de 0,6 a 2,5.

Entrada de pressãoFig. Pressão absoluta

Manômetros diferenciais
Com medidores de pressão diferencial, a diferença entre
duas pressões é determinada diretamente e exibida novisor. Aqui, novamente, todos os elementos de medição demanômetro de sobrepressão mostrados anteriormente eprincípios de medição podem ser aplicados.
Duas câmaras de meio de pressão seladas são separadaspelo (s) elemento (s) de medição. Se ambas as pressões deoperação forem iguais, nenhum movimento do elemento demedição ocorrerá e nenhuma pressão será indicada. Uma
leitura de pressão diferencial só é fornecida quando uma daspressões é mais alta ou mais baixa que a outra.

HasteCâmara depressão LPFole devedação

Diafragma

Mesmo com altas pressões estáticas, baixas pressõesdiferenciais podem ser medidas diretamente. Com elementosde diafragma, uma capacidade de sobrecarga muito alta éalcançada.

Câmara depressão HPA pressão estática permissível e a capacidade de sobrecarga
nos lados ⊕ e ⊖ devem ser observadas.

Pressão p1

Pressão p2

Na maioria dos casos, a transmissão do movimento doelemento de medição e a indicação de pressão são obtidas
da mesma forma que os medidores de sobrepressãodescritos anteriormente.

Fig. Manômetros de pressão diferencial

As faixas de pressão podem ser entre 0 ... 16 mbar e
0 ... 40 bar com classes de precisão de 0,6 a 2,5.

■ Tecnologia de filtro (monitoramento do estado do filtro)

WIKA folha de dados IN 00.01 ∙ 09/2010

Aplicações
■ Medição de nível (em tanques fechados)■ Medição de fluxo (queda de pressão)Página 3 de 4

Página 4 de 4

WIKA folha de dados IN 00.01 ∙ 09/2010

WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Ursula Wiegand, 03
18560-000 Iperó - SP/BrasilTel.
+55 15 3459-9700
E-mail vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

01/2021 PT based on 09/2010 EN

Especificações e dimensões apresentadas neste folheto representam a condição de engenharia no período da publicação.
Modificações podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituídos por outros sem aviso prévio.