Informazioni tecniche

Saldatura di manicotti e sfere a saldare nei processi sterili
Scheda tecnica WIKA IN 00.28

Nei processi sterili, non tutte le situazioni d'installazione possono essere realizzate usando componenti standard come iconnettori a morsetto. Per questo scopo sono disponibili i manicotti e le sfere a saldare usati a lungo per l'installazione intubature e navi. Con questi componenti saldati, l'operatore ha il massimo grado di libertà per posizionare il sensore nel punto
giusto e con il corretto orientamento.
WIKA ha creato una selezione di manicotti e supporti saldati per consentire l'installazione ottimale dei nostri sensori. Seguire
le istruzioni seguenti per saldarli correttamente:

Saldatura di manicotti in serbatoi etubature

Saldatura delle sfere a saldare in serbatoi
e tubature

Usare manicotti WIKA.

Usare sfere a saldare WIKA.

1. Creare un foro con il diametro esterno del manicotto odella sfera a saldare.
Massima tolleranza: +0,2 mm
2. Centrare e allineare il manicotto, quindi saldarlo conquattro punti di saldatura (fig. 1).
Osservare la sequenza dei punti di saldatura!
Con filettature G1", effettuare otto punti di saldatura.
3. Avvitare il mandrino saldato (vedere supporti di saldatura).
4. Saldare le sezioni tra i punti (fig. 2).
- quattro sezioni con manicotti con filettature M12 e G1/2"- otto sezioni con manicotti con filettature G1"

1. Creare un foro con diametro di 20 mm.
Massima tolleranza: +0,2 mm
2. Centrare e allineare il manicotto, quindi saldarlo conquattro punti di saldatura (fig. 1).
Osservare la sequenza dei punti di saldatura!
3. Saldare le sezioni tra i quattro punti (fig. 2).
4. Per una saldatura con meno distorsioni possibili, eseguirela sequenza di saldatura in modo che i quadranti siano
saldati alternativamente (fig. 3).

Fig. 1: Saldatura a punti

Scheda tecnica IN 00.28 ∙ 05/2015

Fig. 2: Saldatura

Fig. 3: Sequenza di saldatura

Pagina 1 di 2

Nota
Per assicurare un qualità di saldatura ottimale, i cordoni disaldatura vanno preparati con attenzione. Entrambe le parti
di giuntura vanno completamente sbavate, ma non smussate.
Durante il processo di saldatura va evitata qualsiasi
incandescenza o distorsione del corpo saldato. Pertanto, lepause tra le singole sezioni dovrebbero essere impostate inmodo tale che il corpo saldato possa raffreddarsi.

Manicotto a saldare per attacco filettato igienico-sanitario a forma conica
Filettato
M12 x 1,5
G 1/2
G1Materiale

Acciaio inox 1.4435
Acciaio inox 1.4435
Acciaio inox 1.4435

N. d'ordine
11426721
11422599
11426773

Filettato

Materiale

N. d'ordine

G½

Lega CuZn (ottone)

11477742

M12

Lega CuZn (ottone)

11476894© 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti riservati.
Le specifiche tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.

Pagina 2 di 2

Scheda tecnica IN 00.28 ∙ 05/2015

WIKA Italia Srl & C. Sas
Via G. Marconi, 820020 Arese (Milano)/Italia
Tel. +39 02 93861-1
Fax +39 02 93861-74
info@wika.itwww.wika.it

08/2015 IT based on 05/2015 ENMandrino weld-in per attacco filettato igienico-sanitario