Informations techniques

Contacts électriques pour instruments à aiguille■ Type 821, contact sec magnétique■ Type 831, contact inductif■ Type 830 E, contact électronique■ Type 851, contact reed
Fiche technique WIKA IN 00.48

Applications■ Contrôle et régulation de process■ Surveillance d'installations et commutation de circuits■ Indication des conditions limites■ Contact inductif pour commutation à sécurité intégrée, mêmeen zones explosives.

■ Construction de machines, construction générale

d'installations, industrie chimique, industrie pétrochimique,centrales de production d’énergie, industrie minière,
on/offshore, technologie de l'environnement

Particularités

Manomètre à contact électrique type 821■ Fiabilité élevée et longue durée de vie■ Peut être intégré dans tous les instruments de mesure depression et de température pertinents■ Jusqu'à 3 contacts par instrument de mesure■ En option avec un boîtier rempli de liquide pour charges depression élevées et vibrations■ Contact inductif, également disponible en exécution de sécuri-té et contact électronique pour automates

Description
Les contacts électriques ferment ou ouvrent des circuits enfonction de la position de l’aiguille des instruments de mesure
affichés. Les contacts électriques sont montés essentiellement
au-dessous du cadran, mais également en partie au-dessus du
cadran. La norme DIN 16085 stipule que la plage de réglage
d’un essai de contact se situe entre 10 % et 90 % de l’échelle.
L'aiguille de l'instrument (l'aiguille indiquant la mesure actuelle)se déplace librement sur la totalité de l'échelle, indépendamment du réglage. L’aiguille de la valeur de consigne pour le pointde seuil d’instruments circulaires et d'instruments sur montage
panneau peut être réglée à l’aide d’une clé de réglage dans levoyant. Les contacts sur les instruments à membrane affleurante montés en panneau peuvent être réglés en introduisant un
tournevis à travers le voyant.
Fiche technique WIKA IN 00.48 ∙ 04/2024

Thermomètre bimétallique avec contact
inductif type 831

Le contact est déclenché lorsque l’aiguille se déplace au-delà ou
en dessous du point de seuil réglé.
Les instruments munis de contacts électriques peuvent aussi êtrelivrés avec des homologations spéciales en option. En fonction
du type d'instrument, des homologations pour zone explosive par
exemple sont disponibles.
Page 1 sur 13

Type 821, contact sec magnétique
Application
Ces contacts peuvent être utilisés dans presque toutes lesconditions de fonctionnement, et même sur des instruments avec
liquide amortisseur.
L'aiguille de la valeur de consigne est assortie d'un aimant permanent réglable, qui confère une immédiateté d'action aux contacts
et renforce la pression du contact. Cette action immédiate protège
largement les contacts contre des influences nuisibles d’arc
électrique, mais augmente l’écart fixe de commutation de 2 % à
5 % de l’intervalle de mesure. L’hystérésis correspond à la différence entre les valeurs affichées, mesurée en inversant le sensde déplacement et en laissant le point de seuil inchangé. La sortie
de signal est réalisée soit en amont soit en aval par rapport aumouvement de l'aiguille de valeur réelle. La plage de réglage descontacts recommandée est de 25 ... 75 % de l’échelle.
Spécifications et tableaux de charge
Si les données spécifiées sont respectées, les contactsélectriques assurent un fonctionnement parfait pendant denombreuses années. Comme le pouvoir de coupure de ces types
de contact est limité, pour des charges plus élevées (max. 2 kVA)et pour des instruments avec remplissage de liquide, un relais deprotection de contact type 905 doit être utilisé.
→ Voir fiche technique AC 08.05.

Pour les tensions de commutation faibles, afin de préserverla fiabilité, le courant à commuter ne doit pas être inférieurà 20 mA. Afin de garantir une commutation électrique plus
fiable, en prenant même en considération les influences
ambiantes, la tension de commutation ne doit pas êtreinférieure à 24 V.
Conformément à DIN 16085, les spécifications relatives aux
instruments de mesure de pression à contacts pour les courants
de commutation inférieurs à 24 V nécessitent un agrément spécifique entre l'utilisateur et le fabricant.
Pour la commutation de charges inductives ou capacitives,
appliquer les mesures classiques pour protéger les contacts del'érosion.
Pour les contrôleurs logiques programmables (PLC), le contact
électronique type 830 E est recommandé ; → Voir à partir de lapage 12.

Spécifications
Valeurs limites pour lepouvoir de coupure avec
charge résistive

Type 821, contact sec magnétiqueInstruments non remplis

Instruments remplis

Tension nominale defonctionnement Ueff

≤ 250 V

≤ 250 V

Version interrupteur“S”

Version interrupteur“L”

Version interrupteur“S”

Version interrupteur“L”

Courant de service nominal1)
Courant de démarrage≤ 1,0 A≤ 0,5 A≤ 1,0 A≤ 0,5 A

Courant de coupure≤ 1,0 A≤ 0,5 A≤ 1,0 A≤ 0,5 A

Courant continu≤ 0,6 A≤ 0,3 A≤ 0,6 A≤ 0,3 A

Pouvoir de coupure≤ 30 W / 50 VA

Matériau du contact

Argent-nickel (80 % argent / 20 % nickel / placage or)Température ambiante-20 ... +70 °C [-4 ... +158 °F ]Nombre maximum de contacts

4≤ 20 W / 20 VA

1) Spécification de la version interrupteur dans la fiche technique de l’instrument.

Fiche technique WIKA IN 00.48 ∙ 04/2024

Page 2 sur 13

Pouvoir de coupure recommandé avec charges résistives et inductives
Tension en V
(DIN CEI 38)
DC / AC

220 / 230

Type 821, contact sec magnétiqueInstruments non remplis

Charge résistive

Chargeinductive

Courant
continucos ϕ > 0,7

Courant
alternatif

Instruments remplis

Type 811, contact glissantInstruments non remplis

Charge résistive

Chargeinductive

Charge résistive

Chargeinductive

Courant
continucos ϕ > 0,7

Courant
continucos ϕ > 0,7

Courant
alternatif

Courant
alternatif

mA

mA

mA

mA

mA

mA

mA

mA

mA

100

120

65

65

90

40

40

45

25

110 / 110

200

240

130

130

180

85

80

90

45

48 / 48

300

450

200

190

330

130

120

170

70

24 / 24

400

600

250

250

450

150

200

250

100

Matériaux du contact
Selon les conditions de commutation, les contacts électriques
peuvent être soumis à une érosion plus ou moins forte due aux
effets des arcs électriques et de l'usure mécanique inévitables.
Dès lors, il convient de prendre en compte les conditions defonctionnement prédominantes lors du choix du matériau ducontact.
Les matériaux suivants sont disponibles pour les contacts :chimique, et aussi très dur et très résistant à l'érosion. Il est utilisé
pour les fréquences de commutation importantes, les puissancesde commutation élevées et les atmosphères agressives.

Matériau composite argent-nickel(80 % argent / 20 % nickel / placage or)
Propriétés du matériau :■ Dureté et rigidité supérieures■ Bonne résistance à l'érosion■ Faible tendance à se souder■ Faible résistance de contact
Offrant des propriétés bien équilibrées et de multiples possibilitésd'applications, ce composite est utilisé comme matériau standard.
Alliage platine-iridium(75 % platine, 25 % iridium)Le platine-iridium est exceptionnellement résistant au niveau

Autres exécutions■ Contact à circuit séparé
■ Contacts inverseurs (s'ouvrent et se ferment simultanément au

point de commutation)■ Contacts fixés■ Contacts avec résistance parallèle de 47 kΩ pour surveillancede rupture de câble■ Réglage du contact plombé■ Réglage du contact fixé par clé■ Connecteur (au lieu d'un câble ou d'une prise de câble)■ Matériau de contact spécial alliage platine-iridium

Fiche technique WIKA IN 00.48 ∙ 04/2024

Page 3 sur 13

Fonctions de commutation

Pour les contacts électriques à contacts multiples, le 1er contact
est celui qui est le plus proche du début, à gauche, de la valeur del’échelle.

Les informations suivantes s’appliquent de façon générale aux
fonctions de commutation des contacts secs magnétiques
type 821 avec nos réglages standard :Index 1
Index 2

Index 3derrière le numéro de type de contact signifie : lecontact ferme le circuit quand le point de consigne
est dépassé.
derrière le numéro de type de contact signifie : lecontact ouvre le circuit quand le point de consigne
est dépassé.

derrière le numéro de type de contact signifie : quandla valeur de consigne est dépassée, un circuit s'ouvre
et un circuit se ferme simultanément (contact
inverseur).

Schéma decircuit

La fonction de commutation, décrite dans le tableau suivant,suit le mouvement rotatif de l'aiguille de l'instrument dans lesens des aiguilles d'une montre (aiguille indiquant la valeur
actuelle).
Si l'aiguille indiquant la valeur actuelle se déplace dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre, alors la fonction decommutation inverse intervient !
Remarque : si les contacts électriques doivent être réglés
(ajustés) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il
convient d'utiliser les chiffres d'index qui figurent entre parenthèses, conformément à DIN 16085. Les combinaisons sontpossibles.

Fonction de commutation sur le mouvement de l'aiguille dans lesens des aiguilles d'une montre

Contact unique 1)

Le contact se ferme lorsque le point deconsigne est dépassé

1

Type de contact avec index de lafonction de commutation

821.1
(.5)

4

Le contact s'ouvre lorsque le point deconsigne est dépassé

1

821.2
(.4)

4

Le contact commute (contact inverseur), c'est-à-dire 1 contact se ferme
et 1 contact s'ouvre lorsque le point deconsigne est dépassé

1

2

821.3
(.6)

821.11(.55)

4

Double contact 1)

Triple contact 1)

Le 1er et le 2ème contacts s'ouvrent
lorsque les points de consigne sontdépassés

1

2

4

4

Le 1er contact se fait et le 2ème contacts'ouvre lorsque les points de consigne
sont dépassés

1

2

4

4

Le 1er contact s'ouvre et le 2èmecontact se ferme lorsque les points deconsigne sont dépassés

1

2

4

4

Le 1er et le 2ème contact s'ouvrent
lorsque les points de consigne sontdépassés

1

2

4

4

1

2

3

4

4

4

Le 1er contact s'ouvre, le 2ème contact
se ferme, le 3ème contact s'ouvre
lorsque les points de consigne sontdépassés821.12(.54)

821.21(.45)

821.22(.44)

821.212(.454)

1) Lors de la commande, joindre l'index correspondant des fonctions de commutation requises (respecter l'ordre 1er, 2ème, 3ème contact) au numéro de type de contact, voir l'exemple 821.212.

Les bornes de connexion et les fils de connexion sont marqués en conformité avec le tableau ci-dessus. Les conducteurs deprotection sont toujours jaunes et verts.
Fiche technique WIKA IN 00.48 ∙ 04/2024

Page 4 sur 13

Type 851, contact reed
Application
Les contacts reed sont fréquemment utilisés pour commuter lestensions et courants faibles, puisque, grâce à l´exécution hermétiquement scellée sous gaz inerte des contacts, ils ne peuvent
pas se corroder sur les surfaces de contact. Leur haute fiabilité etleur faible résistance de contact font qu'ils conviennent pour une
multitude d'applications. Celles-ci comprennent, par exemple, lesapplication PLC, la conversion de signal dans les instruments demesure, les`signaux lumineux, les transmetteurs acoustiques designaux et bien d'autres encore. Leur exécution scellée hermétiquement fait que ces contacts conviennent de manière idéale
pour un usage en haute altitude. Les contacts reed ne nécessitent
aucune tension auxiliaire, et, grâce à leur faible poids, sont tout-àfait insensibles aux vibrations. Pour 2 contacts, chaque contact est
isolé galvaniquement de l'autre.
Note
En raison de sa capacité de commuter simultanément à la fois lescourants et les tensions les plus faibles ainsi que des puissances
allant jusqu'à 60 watts, cette forme de contact est idéale pour desapplications dans lesquelles le signal n'a pas encore été défini
exactement dans la phase de planification.
Conception et fonction
Un contact reed se compose de trois lames de contact (inverseur,
SPDT) fabriquées dans un matériau ferromagnétique, qui sontsoudées dans une atmosphère de gaz inerte à l'intérieur d'une
enveloppe en verre.
Pour minimiser l'usure et garantir une faible résistance decontact, les lames de contact sont recouvertes d'un revêtement
en métal dans la zone des surfaces de contact. Le contact reed
est actionné par un champ magnétique externe, par exemple unaimant permanent. Il restera dans cet état de commutation jusqu'à
ce que la puissance du champ magnétique descende en dessousd'une certaine valeur.
En général, WIKA emploie des contacts reed bistables et polarisés magnétiquement. La polarisation préserve l'état du signal
jusqu'à ce qu'un champ magnétique présentant une polarité
inverse à celle du contact le modifie.

Si seules des charges de signaux ou de faibles charges sontconnectées, alors des opérations de commutation supérieuresà 108 sont facilement réalisables. Avec des tensions de commutation inférieures à 5 V (limite d'arc électrique), des opérations
au-delà de 109 sont envisageables. Avec des charges capacitives
ou inductives, l'utilisation d'un circuit de protection est indispensable car les pics de courant ou de tension qui interviennent alorsrisquent de détériorer le contact reed, ou du moins de réduire
sensiblement sa durée de vie. A ce sujet, se reporter au chapitre
sur les mesures de protection des contacts, page 8.
Si un champ magnétique traverse le contact reed, les deux lamesde contact s'attirent et ferment le contact. Le courant électriquepeut alors circuler.
Si le champ magnétique s'éloigne, la puissance du champ
diminue avec l'augmentation de la distance. Du fait de sa bistabilité, le contact reste fermé. Seul un champ magnétique traversantle contact reed dans la direction opposée entraînera la réouverture des deux lames de contact. Le courant électrique sera alorsinterrompu.
A l'instar des autres contacts mécaniques, le contact reed n'est
pas exempt de rebond. Toutefois, son temps de rebondissement est plus court que celui de la plupart des autres contacts
mécaniques. Néanmoins, il faut prendre en compte cette propriété
physique, principalement dans les applications PLC (mot-clé :stabilisation par logiciel/stabilisation par bouton-poussoir).
Exemple :Si le point de seuil d'un manomètre à contact de 10 bar est réglé
par exemple à 1 bar, et que l'aiguille à aimant de l'instrument
passe au-delà de cette valeur avec l'aimant dans le sens positif,le contact reed électrique changera d'état et maintiendra son étatmême si l'aiguille continue pour atteindre les 10 bar.
Le contact reed changera d'état uniquement si l'aiguille dépassela valeur 1 bar en direction de la valeur 0 bar.

Grâce à la dureté du revêtement de sa surface de contact, parexemple à base de rhodium ferromagnétique, le contact reedaffiche une durée de vie très élevée. Le nombre de cycles decommutation possibles d’un contact reed dépend en grandepartie du niveau de la charge électrique ; cependant, parexpérience, on sait qu’il se situe entre 106 et 107.
FonctionnalitéContact reed, SPDT (contact inverseur), non activé

Contact reed, SPDT (contact inverseur), activé

Lame de contact
Gaz inerte

Corps en verreCOM

Fil de raccordement
NO
NC

COM = contact commun
NF = normalement fermé
NO = normalement ouvert
Fiche technique WIKA IN 00.48 ∙ 04/2024

Page 5 sur 13

Spécifications pour type 851, contact reed
Valeurs limites pour le pouvoir de coupure avec charge résistive
Exécution de contact

Contact inverseur

Type de contact

BistableTension de commutation max.

250 VAC / 250 VDC

Tension de commutation minimum

Pas nécessaire

Courant de commutation≤1A

Courant de commutation minimum

Pas nécessaire

Courant de transport

≤ 2A

cos ϕ

1

Pouvoir de coupure

60 VA/W

Résistance de contact (statique)

100 mΩ

Résistance d'isolation

109 Ω

Tension de claquage

1.000 VDC

Durée de commutation y compris
rebondissement de contact

4,5 msMatériau du contact

RhodiumEcart

3 ... 5 %■ Il est interdit de dépasser les valeurs limites mentionnées ici, et ce indépendamment les unes des autres.
■ Si on utilise deux contacts, ces derniers ne peuvent être réglés sur la même valeur. Dans ce cas, une distance minimale d'environ 30°

est nécessaire.

■ La plage de réglage des contacts est comprise entre 10 et 90 % de l'échelle de mesure.
■ L'écart fixe peut être réglé lors de la production, de sorte que le contact reed va agir exactement au point de commutation requis. Pource faire, la direction de commutation est demandée à la commande.

■ Dans d’autres manomètres, par exemple les types 700.0x et 230.15 2", d’autres contacts reed sont utilisés. Pour les spécifications,voir la fiche technique correspondante.

Fiche technique WIKA IN 00.48 ∙ 04/2024

Page 6 sur 13

Limites de fonctionnement pour les contacts secs magnétiques ou les contacts reed
Généralités
Chaque contact mécanique possède 4 limites physiques.
■ Tension de commutation électrique maximale■ Courant de commutation électrique maximal■ Charge électrique maximale à commuter■ Fréquence de commutation mécanique maximale

Le contact ne doit pas être utilisé en dehors de ces limites physiques spécifiées. La durée de fonctionnement du contact s'en trouverait
réduite même si une seule de ses limites était dépassée en cours d'utilisation. Plus le nombre de limites dépassées est important, plus ladurée de vie du contact est limitée, voire plus le risque de panne immédiate est élevé.

Tension de commutation électrique maximale
Lors de la commutation d'une charge électrique, un arc peut se
produire, de manière plus ou moins visible, entre les surfaces
de contact. En raison de la grande chaleur qui en résulte, limitée
localement, le matériau du contact s’évapore progressivement
à chaque processus de commutation (perte de matériau,érosion). Plus la tension à commuter est élevée, plus l'arc produit
est important et, par conséquent, plus le matériau de contacts'évapore rapidement.
Le contact sera endommagé de manière permanente.
Courant de commutation électrique maximal
Lorsqu'un courant électrique est commuté, la surface de contact
sera chauffée par le flux de transport de charge (résistance decontact). Si le courant de commutation maximum admissible est
dépassé, les contacts se fondront entre eux. Les deux surfaces
de contact risquent alors de se souder ou de se coller. Le contact
sera endommagé de manière permanente.
Puissance électrique maximale
La puissance électrique maximale pouvant être commutée par
un contact est définie comme le produit de la tension de commutation et du courant de commutation. Cette puissance électriquechauffe le contact et la limite ne doit pas être dépassée (soudage,collage).
Le contact sera endommagé de manière permanente.
Fréquence de commutation mécanique maximale
La fréquence de commutation mécanique maximale possible
dépend à la fois de l'usure des points de roulement et de la fatigue
du matériau.

Fiche technique WIKA IN 00.48 ∙ 04/2024

Valeurs électriques minimales
Chaque contact mécanique a aussi une résistance de contact
causée par des couches de contamination (résistance de filmd’impuretés RF). Cette résistance de couche de contamination
résulte de l'oxydation ou de la corrosion des surfaces decontact et augmente la résistance électrique du contact. En
cas de commutation de faibles charges, cette couche n'est pas
pénétrée. Seules des commutations avec courant et tensionélevés permettent de la détruire. Cet effet est connu sous le nom
de frittage, et la tension minimale nécessaire est la tension de
frittage. Si cette tension n'est pas atteinte lors de la commutation,
la couche de contamination continuera de s'épaissir et le contact
cessera de fonctionner. Cet effet est réversible.
Autres remarques
De telles surcharges électriques peuvent être causées, parexemple, par ce qui suit :■ Les ampoules à filament consomment 15 fois plus decourant au moment de la commutation que pendant la phased'éclairage normal (valeur nominale).
■ Les charges capacitives forment un court-circuit au moment dela commutation (câbles de commande longs, câbles posés enparallèle).
■ Les charges inductives (relais, fusible, vanne solénoïde,tambour de câble enroulé, moteurs électriques) génèrent, lorsde la commutation, de très hautes tensions (jusqu'à 10 fois latension nominale).

Page 7 sur 13

Dispositifs de protection pour contact
Les contacts mécaniques ne doivent pas dépasser les valeursélectriques indiquées pour le courant de commutation et latension de commutation, même pour une durée brève.
Pour les charges capacitives ou inductives, nous recommandonsl'un des circuits de protection suivants.

3. Charge capacitive
En cas de charges capacitives, des courants de démarrage plus
importants apparaissent. Ils peuvent être réduits par la commutation en série de résistances dans le câble d'alimentation.
Contact électrique

1. Charge inductive sous tension continue
En cas de tension continue, la protection par contact peutêtre obtenue par une diode de récupération de self-induction
commutée parallèlement à la charge. La polarité de la diode doit
garantir qu'elle bloque lorsque la tension de service est appliquée.
Contact électrique
Diode

Contact électrique

Exemple : dispositif de protection avec
diode de récupération de self-induction
2. Charge inductive sous tension alternative
En cas de tension alternative, il existe deux dispositifs deprotection.
Contact électrique

Exemple : dispositif de protection avec une varistance VDR

Exemple : dispositif de protection de contact avec résistance pour limiter le courant
Courbe de contact
La partie hachurée de la courbe de contact montre les valeursélectriques qui sont admissibles pour le contact respectif.
La tension à commuter ne doit pas dépasser ni la limite maximale
ni la limite minimale (Vmax ≤ Us ≤ Vmin).
Le courant à commuter ne doit pas dépasser ni la limite maximale
ni la limite minimale (Amax ≤ Is ≤ Amin).
La puissance à commuter doit impérativement être inférieure à lacourbe limite

V

Contact électriquetension maxi.
courbe limite

Tension decommutation

Vmax

plage de travail
autoriséecourant maxi.

Vmin

Exemple : dispositif de protection avec élément RC

Fiche technique WIKA IN 00.48 ∙ 04/2024

Amin

Courant de commutation

Amax

A

Page 8 sur 13

Type 831, contact inductif
Application
Les instruments de mesure dotés de contacts inductifs WIKA
peuvent être utilisés en zone explosive 1 et 2. Sous condition qu'ilssoient alimentés par un circuit de contrôle adéquat et homologué(par exemple l'unité de commande WIKA type 904.28).
En dehors des zones explosives, ces contacts inductifs WIKA
sont utilisés principalement lorsqu'une commutation particulièrement fiable avec des taux de commutation élevés est requise.
Comme les contacts fonctionnent également avec un remplissage de liquide, ils peuvent être utilisés même dans des conditions d'exploitation très spécifiques. Les domaines d'application
typiques sont l'industrie chimique, pétrochimique et les centrales
nucléaires.
Principe de fonctionnement
Le contact inductif WIKA fonctionne sans contact. Il se compose
principalement de la tête de commande (initiateur) fixée surl'aiguille de la valeur de consigne avec son système électronique protégé par un surmoulage intégral, et de son installation
mécanique avec le drapeau mobile. Le drapeau est déplacé parl'aiguille de l'instrument (aiguille indiquant la valeur actuelle).
La tête de commande est alimentée par une tension continue.
Lorsque le drapeau entre dans la fente de la tête de commande,la résistance interne s'en trouve augmentée (= amortissement /initiateur à haute impédance). La modification du courant qui en
découle agit comme un signal d'entrée pour les amplificateurs decommutation de l'unité de commande.

Avantages du contact inductif WIKA

■ Longue durée de vie grâce à la commutation sans contact■ Faible influence sur l'afficheur■ Application universelle, même avec des instruments remplis■ Insensible aux environnements agressifs (électronique encap-

sulée, commutation sans contact)■ Protégé contre les explosions, peut être utilisé en zones 1 et 2

Concept d'exécution du système inductif WIKA
Le système inductif WIKA se compose d’un contact inductif WIKA
intégré dans l’instrument de mesure (déjà décrit) et d’une unité decommande type 904 ; → Voir fiche technique AC 08.04.
L'unité de commande se compose des éléments suivants :■ Unité d'alimentation■ Amplificateur de commutation■ Relais de sortie
L’unité d’alimentation électrique convertit la tension secteur pourl’unité de commande. L'amplificateur de commutation alimentela tête de commande et commute le relais de sortie. Le relais desortie permet de commuter des charges électriques élevées.
Il existe deux versions de l’unité de commande :■ Exécution en sécurité non intrinsèque (version non Ex)■ Exécution en sécurité intrinsèque (version Ex)

Schéma de fonctionnement
R < 1,7 kΩ

R=0

sw (-)
0801-A

8 V correspond à
rouge (+)

R=∞

R > 1,7 kΩ
sw (-)
8 V correspond à
rouge (+)

L'unité de commande fonctionne efficacement sans influence surle système de mesure. La commutation sans contact n’entraîne
aucune usure du système électrique. Les dimensions d'installation
correspondent à celles des contacts de type 821. L'ajustement
des points de consigne est effectué comme pour ces contacts.
Température ambiante : -25 ... +70 °C [-13 ... +158 °F ] 1)
Tête de commande utilisée (détecteur de proximité à fente) :type 831
1) Pour une utilisation en zone explosive, les valeurs limites supérieures prescrites pour latempérature ambiante doivent être respectées ! Ces dernières dépendent de la tension, ducourant, de la puissance et de la classe de température.

Fiche technique WIKA IN 00.48 ∙ 04/2024

Page 9 sur 13

Fonctions de commutation
Les informations suivantes s'appliquent de façon générale aux
fonctions de commutation des contacts type 831 en relation avec
nos réglages standards :Index 1derrière le type de contact inductif, le numéro
signifie : le contact ferme le circuit de commandequand le point de consigne est dépassé (ledrapeau sort de la tête de commande).

Index 2derrière le type de contact inductif, le numéro
signifie : le contact ouvre le circuit quand le pointde consigne est dépassé (le drapeau entre dans latête de commande).

Schéma decircuit 2)

Pour les contacts inductifs à contacts multiples, le 1er contact est
celui situé le plus près de l'extrémité gauche de la gamme graduée,soit la valeur pleine échelle (attention avec les manomètres à vide).
La fonction de commutation, décrite dans le tableau suivant,suit le mouvement rotatif de l'aiguille de l'instrument dans lesens des aiguilles d'une montre (aiguille indiquant la valeur
actuelle). Si l'aiguille indiquant la valeur actuelle se déplace dans lesens inverse des aiguilles d'une montre, alors la fonction decommutation inverse intervient !
Remarque : si les contacts inductifs doivent être réglés (ajustés)dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il convient d'utiliser
les chiffres d'index qui figurent entre parenthèses, conformément à
DIN 16085. Les combinaisons sont possibles.

Si l'aiguille de l'instrument demesure se déplace dans le sens
des aiguilles d'une montre,
lors du dépassement du pointde consigne défini, le drapeau
apparaît :Fonction de commutation (illustration
du principe de fonctionnement)

Type de contact inductif avec
index de la fonction de commutationhors de la tête de commande

Le contact se
ferme

831.1
(.5)

Contact unique 1)

2

1

dans la tête de commande

Le contacts'ouvre

2

831.2
(.4)

1

Double contact 1)

du 1er et du 2ème contact hors de la têtede commandeLe 1er etle 2èmecontacts seferment

2

4

1

3

du 1er contact hors de la tête de commande, du 2ème contact dans la tête decommande

Le 1er contact
se ferme et le2ème contacts’ouvre

2

4

1

3

du 1er contact dans la tête de commande, du 2ème contact hors de la têtede commandeLe 1er contacts'ouvre, le2ème contact
se ferme

2

4

1

3

du 1er et du 2ème contact vers la tête decommande

Le 1er etle 2èmecontacts
s'ouvrent

2

4

1

3

831.11(.55)

831.12(.54)

831.21(.45)

831.22(.44)

Triple contact 1)

Certains instruments peuvent être équipés de jusqu’à 3 contacts inductifs.
→ Pour les notes techniques, voir page 11.
Commutation et type de commutation en général comme dans le tableau précédent.
1)
2)

Lors de la commande, joindre l'index correspondant aux fonctions de commutation requises (respecter l'ordre 1er, 2ème, 3ème contact) au numéro de type de contact inductif.
La ligne fine signifie : drapeau dans la tête de commande, circuit de commande ouvert. La ligne épaisse signifie : drapeau hors de la tête de commande, circuit de commande fermé

Les bornes de connexion et les fils de connexion sont marqués en conformité avec le tableau ci-dessus.

Fiche technique WIKA IN 00.48 ∙ 04/2024

Page 10 sur 13

Triple contact
Avec les contacts inductifs standard de la version triple, il n’est
pas possible physiquement de régler les trois contacts sur lemême point de consigne. Soit le contact gauche (= 1er contact)ou le contact droit (= 3ème contact) doit être écarté d’environ≥ 30° à gauche ou à droite des deux autres aiguilles de la valeurde consigne qui pourraient être réglées sur la même valeur :Exemples
1er contact
réglé vers lagauche≥ 30°

Le 2ème et le3ème contacts
peuvent êtreréglés sur lamême valeur

Le 1er et le2ème contacts
peuvent êtreréglés sur lamême valeur≥ 30°3ème contact
réglé vers ladroiteContacts inductifs de sécurité
Contact inductif de sécurité, types 831 SN et 831 S1NPour les applications critiques en termes de sécurité, comme pourla construction de commandes autosurveillées, il faut employer
des composants ayant subi un essai par type. Les certifications
correspondantes sont disponibles pour les contact inductifs desécurité types 831 SN et 831 S1N. La condition préalable est
un fonctionnement avec une unité de commande à sécurité
intégrée (amplificateur isolé), par exemple type 904.30 KHA6-SHEx1 → Voir fiche technique AC 08.04.
Les instruments de mesure avec contacts inductifs de sécurité
peuvent être utilisés dans les zones dangereuses de la zone 1.
Tête de commande utilisée (détecteur de proximité à fente
SN/S1N) : type 831 de Pepperl+Fuchs.
Comportement de commutation, type 831 SN
Si le drapeau se trouve dans le capteur à fente, alors la sortie del'unité de commande en aval (signal 0) est inhibée, c'est-à-direque le relais de sortie est désactivé (= état sûr).
Pour l’index des fonctions de commutation, l’apparition dudrapeau hors de la tête de commande ou l’insertion du drapeau
dans la tête de commande et aussi pour les options d’installation,les mêmes informations que pour les contacts inductifs type 831
s’appliquent.

Combinaison de tous les contacts triples
La 1ère aiguille de la valeur deconsigne est placée environ à
30° vers la gauche

La 3ème aiguille de la valeurde consigne est placée environ
à 30° vers la droiteType
831.1.11
831.1.12
831.1.21
831.1.22
831.2.11
831.2.12
831.2.21
831.2.22

Type
831.11.1
831.11.2
831.12.1
831.12.2
831.21.1
831.21.2
831.22.1
831.22.2

Comportement de commutation, type 831 S1N
Si le drapeau ne se trouve pas dedans, mais plutôt hors ducapteur à fente, alors la sortie de l'unité de commande en aval(signal 0) est inhibée, c'est-à-dire que le relais de sortie est
désactivé (= état sûr).
Pour l’index des fonctions de commutation, les mêmes informations que pour les contacts inductifs type 831 s’appliquent, avec la
différence suivante :Index 1derrière le type de contact inductif, le numéro
signifie : le contact ferme le circuit de commandequand le point de consigne est dépassé dans lesens des aiguilles d’une montre (le drapeau entre
dans la tête de commande).

Index 2derrière le type de contact inductif, le numéro
signifie : le contact ouvre le circuit de commandequand le point de consigne est dépassé dans lesens des aiguilles d'une montre (le drapeau sort dela tête de commande).

Version spéciale
Triple contact diam. 160, réglable sur un point de consigne
Si le réglage de 3 contacts sur un seul point de consigne est
absolument nécessaire, il est possible de le réaliser avec le diam.
160 en utilisant une tête de commande plus petite. Ceci doit êtredéfini lors de la commande.

Fiche technique WIKA IN 00.48 ∙ 04/2024

Page 11 sur 13

Type 830 E, contact électronique
Description, application
Le contact inductif avec amplificateur de commutation intégré type
830 E, monté en usine directement dans l’instrument de mesure,permet de réaliser la commutation directe de petites puissancesqui sont généralement nécessaires en liaison avec un automate
programmable (PLC).
Les avantages habituels des contacts inductifs, tels que lacommutation à sécurité intégrée, l’absence d’usure due à lacommutation sans contact ainsi que l’absence quasi-totale d’effet
sur le système de mesure, s’appliquent également ici.
Aucune unité de contrôle supplémentaire n'est requise.
Le contact électronique peut être choisi en exécution à 2 ou 3 fils
et est muni d'une sortie PNP. La tension de fonctionnement est
de 10 à 30 VDC. Le courant de commutation maximum est de
100 mA.
Le contact électronique type 830 E n'est pas intrinsèquement
sûr et donc ne convient pas à des applications dans des zones
explosives !

Raccordement électrique
L'électronique de commande et de commutation est logée dans lecapteur, le raccordement électrique s'effectue via la prise câble■ Pour raccorder une unité de contrôle PLC ou pour une commu-

tation directe de petites charges■ Transistor PNP

Avec un équipement de contrôle PNP, la sortie commutée est
un raccordement vers le PLUS. La charge RL entre la sortie
commutée et le MOINS devra être choisie de manière à ne pas
dépasser le courant de commutation maximum de 100 mA.
■ Un drapeau sort du capteur à fente : contact ouvert (sortie pas
active)■ Le drapeau se replie dans le capteur à fente : contact fermé(sortie active)

Système à 2 fils (standard)
Instrument de mesure

Pour l’index des fonctions de commutation, les mêmes informations que pour les contacts inductifs type 831 s’appliquent, avec la
différence suivante :Index 1

Index 2derrière le type de contact inductif, le numéro
signifie : le contact ferme le circuit de commandequand le point de consigne est dépassé dans lesens des aiguilles d’une montre (le drapeau entre
dans la tête de commande).

+UB

1
RL (charge)

PNP-

Avec double contact
2e contact

derrière le type de contact inductif, le numéro
signifie : le contact ouvre le circuit de commandequand le point de consigne est dépassé dans lesens des aiguilles d'une montre (le drapeau sort dela tête de commande).

Remarque : la direction de l'action du drapeau est également
réversible, comme sur le type 831 !

PLC
4

2
RL (2ème charge)

PNP

Système à 3 fils
Instrument de mesure

PLC
2

+UB

1

PNP

-

3
RL (charge)

Avec double contact
2e contact

PNP

4
RL (2ème charge)

Fiche technique WIKA IN 00.48 ∙ 04/2024

Page 12 sur 13

Spécifications pour le type 830 E, contact électronique

09/2024 FR based on 04/2024 EN

Spécifications

Tension d'alimentation

10 ... 30 VDC

Ondulation résiduelle

10 % maximum

Courant à vide≤ 10 mA

Courant de commutation≤ 100 mA

Courant résiduel≤ 100 µA

Fonctionnement de l'élément decommutation

Normalement ouvert

Type de sortie

Transistor PNP

Baisse de tension (avec Imax.)≤ 0,7 V

Protection contre l'inversion de polarité

UB conditionnelle (le commutateur de sortie 3 ou 4 ne doit jamais être réglé directement sur moins)

Protection anti-inductive

1 kV, 0,1 ms, 1 kΩ

Fréquence d'oscillateur

Environ 1.000 kHz

EMC

Selon EN 60947-5-2

Installation

Installation directement dans l'instrument de mesure, au maximum 2 contacts inductifs possibles© 07/2022 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tous droits réservés.
Les informations fournies dans ce document correspondent à l’état actuel de la technique et peuvent varier légèrement en fonction du site de production.
Les informations ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne sont pas juridiquement contraignantes. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications dans des cas particuliers ou pourdes versions spéciales.
En cas d’interprétation différente de la fiche technique traduite et de la fiche anglaise, c’est la version anglaise qui prévaut.

Fiche technique WIKA IN 00.48 ∙ 04/2024

Page 13 sur 13

WIKA Instruments s.a.r.l.
Immeuble Le Trident
38 avenue du Gros Chêne
95220 Herblay/France
Tel. 01 71 68 10 00
info@wika.fr
www.wika.fr