U series

Model

General Moving / Rotating Surface Probes

Model U series probes offer minimal coefficient offriction between the sensor and measuring surface,making them ideal for measuring the temperatures ofmoving or rotating surfaces.
Specific components may be combined to customize
products for the needs of a customer's specificapplication.
モデルUシリーズは、センサと測定面との摩擦係数を極限まで小さくした、移動または回転する表面の温度測定に適した温度センサです。
各パーツの仕様を組み合わせる事により、お客様の用途に合わせてカスタマイズする事が出来ます。

Typical probes of U series
Type K Model
Type E Model

U-111K-00-D0-1-TC1-ANP
U-111 E -00-D0-1-TC1-ANP

Type E Modelmm

15

U-211K-00-D0-1-TC1-ANP
U-211 E-00-D0-1-TC1-ANP

Type K Modelmm

24

Grip φ16×100

Polyimide coating

Grip φ16×100

Stainless steel pipe φ10×30

Stainless steel pipe φ10×30

Polyimide coating
Teflon guard

Teflon guard

Temp. range

Tolerance−50〜250℃±2.5℃

Response time
2.0 s

（at 100℃ surface）

Type K Model
Type E Model

Durability
A

U-114K-00-D0-1-TC1-ANP
U-114 E -00-D0-1-TC1-ANP

Temp. range

Tolerance

Response time

Durability−50〜250℃±2.5℃

3.5 sA

（at 100℃ surface）Type K Model
Type E Model

U-221K-00-D0-1-TC1-ANP
U-221 E-00-D0-1-TC1-ANP

25mmmmGrip φ16×100

Grip φ16×100

Stainless steel pipe φ10×30
Polyimidecoating

Polyimide coating

Stainless steel pipe φ10×30

Teflon guard

Temp. range−50〜250℃

Bearing wheel

Tolerance

Response time

Durability

Temp. range

±2.5℃

2.0 s

A

−50〜200℃（at 100℃ surface）

Type K Model
Type E Model

U-118K-01-D0-1-TC1-ANP
U-118 E -01-D0-1-TC1-ANP

Response time

Durability±2.5℃

3.5 sA

（at 100℃ surface）

Type K ModelType E Model

U-211K-01-D0-0-TC1-ANP
U-211 E-01-D0-0-TC1-ANP
24mm

Stainless steel pipe φ5×30Tolerance

100mm

Grip φ16×10025
Stainless steel pipe φ10×70
Teflon guard

Polyimide coating

Polyimide coating

Temp. range

Tolerance−50〜250℃±2.5℃（at 100℃ surface）

Teflon guard

No grip probe type
Response time
2.0 s

DurabilityA

Temp. range

Tolerance

Response time

Durability−50〜250℃±2.5℃

3.5 sA

（at 100℃ surface）

How to order of U series
1 Head size

2 Guard material
You can choose head size as below.

1 Head size
10 Plug
5 Pipe length

7 Grip typeU-11＊ U-21＊
U-14＊ U-24＊
U-17＊ U-27＊

U-12＊ U-22＊
U-15＊ U-25＊
U-18＊ U-28＊

U-13＊ U-23＊
U-16＊ U-26＊
U-19＊ U-29＊

8 Cable type

3 Pipe angle

3 Pipe angle

9 Cable length

6 Guard form

You can choose pipe angle as below.

4 Thermocouple type

2 Guard material

Element

Element
Pipe

U-211K- 0 0 - D 0 - 1 - TC1 -AN P
34

1 Head size

2 Guard material（Max. temp.）

5678910

1 : 25 ×32mm（Guard:U-＊1＊）
37×36mm（Wheel:U-＊2＊,U-＊3＊）
2 : 29 ×60mm（Guard:U-＊1＊）
40×66mm（Wheel:U-＊2＊,U-＊3＊）
1 : Teflon guard（250℃）
2 : Bearing wheel（ 200℃）
3 : Teflon wheel（ 250℃）

Length4 Thermocouple type

K : Chromel - Alumel
E : Chromel - Constantan

5 Pipe length

00 : 30mm
01 : 100mm
02 : 200mm
03 : 300mm
04 : 400mm
05 : 500mm

6 Guard form

D0〜D4 : See right

7 Grip type

0 : No grip
1 : Standard grip

8 Cable type（See page 5）TC

9 Cable length: 1m
11.5 : 1.5m: 2m22.5 : 2.5m………………

10 Plug（See page 4）

ANP
ASPW

64

78

940

LengthLength

4〜6 : Contact section is tefl on- c oated.

Length13mm

7 : Teflon guard（250℃）
8 : Bearing wheel（ 200℃）
9 : Teflon wheel（ 250℃）
1 : Straight2 : 45 degrees
3 : 90 degrees
4 : 90 degrees（elbow）
5 : 45 degrees *6 : 90 degrees *7 : 90 degrees（elbow）*
8 : Direct
9 : Direct **Elem ent dir ection of r ight angl e3Length

4 : Teflon guard（200℃）
5 : Bearing wheel（ 200℃）
6 : Teflon wheel（ 200℃）

3 Pipe angle

55 Pipe length

1〜3 : Contact section is poly i m i de- c oated.

7〜9 : Contact section has no c oati ng.

240mm

21mm

1Pipe30mm

6 Guard form

D0D1
D2
D3D4

U-11＊
U-14＊
U-17＊
φ300〜flat−φ160〜320
φ100〜200
φ60〜120

U-21＊
U-24＊
U-27＊
φ400〜flat
φ300〜420
φ160〜320
φ100〜200
φ60〜120mm
U-＊2＊,U-＊3＊
U-＊5＊,U-＊6＊
U-＊8＊,U-＊9＊
flat only ※−−−−※ U-1＊＊ can be used for diameters of up toφ300mm in case ofthe D0 model.
※ U-2＊＊ can be used for diameters of up toφ400mm in case of

the D0 model.

7 Grip type
No grip

For device,system, auto-machines,
mechanical system etc

Standard grip

For handheld measurement

Specifications
Tolerance±2.5℃（at 100℃ surface）

Response time

U-1＊＊ : 2.0 s
U-2＊＊ : 3.5 s

Durability rankA

Speed limit

U-1＊＊ : 400m / min
U-2＊＊ : 600m / min