2020 年度
レーザポインタの安全・安心推進に関する標準化調査研究報告書

2021 年 3 月

一般財団法人光産業技術振興協会

この報告書は，競輪の補助により作成しました。

http://hojo.keirin-autorace.or.jp

001

目

次

はじめに ····················································································································· 3
委員名簿 2020 年度レーザポインタの安全・安心推進に関する標準化調査研究委員会 ················ 4
第 1 章 調査研究の概要 ··································································································5
1.1 背景及び目的 ······································································································ 5
1.2 調査研究の内容 ··································································································· 5

第 2 章 標準化国際シンポジウム···················································································· ·· 6
2.1 目的················································································································· ·· 6
2.2 実施内容 ··············································································································6
2.3 実施結果 ············································································································· 7
2.4 講演予稿 ··············································································································92.4.1 可視光領域のレーザ応用とその安全性に関する最近のトピックス ····························· 92.4.2 レーザガイド星システム用の航空機回避システムとその運用 ································· 31
2.4.3 新中国規格『レーザポインター製品の光放射に対する要求事項』の概要とねらい ·········50
2.4.4 高出力ブルー半導体レーザの加工応用とそのレーザ安全性 ···································· ·67·
第 3 章 国際会議の動向調査 ····························································································· 90
3.1 目的···················································································································· 90
3.2 IEC/TC 76 報告······································································································ 90
3.3 今後の見通し ········································································································ 91

第 4 章 海外の関連法規の調査························································································ 92
4.1 目的··················································································································· 93
4.2 新中国規格『レーザポインター製品の光放射に対する安全要求事項』 ······························ 93

第 5 章 国内の動向 ····································································································· 119
5.1 可視光レーザの加工機応用とレーザ安全性の動向（レーザ加工学会講演会）·················· 119
おわりに ···················································································································· 129
参考資料 ··················································································································

130·········································································································

130

委員会議事録レーザ安全関係 IEC/ISO/JIS 一覧表········································································ 134

レーザに関する事故事例等 ··························································································· 136

002

はじめに
近年のレーザ機器の普及は目覚ましいものがあり、例えば産業界においては、工場における部品加工、データセンターにおける光通信あるいは自動運転に必要な測距等にレーザが利用されています。また社会生活においてもプレゼンテーション用のレーザポインタやスマ―トフォンに搭載の顔認証のためのレーザスキャンといった身近なところにまでも普及してきています。
一方で、レーザ機器の安全性に関する利用者の認識は十分とは言えず、危険なレーザ機器の輸入や故意のレーザ照射等の事件・事故も発生しています。
一般財団法人光産業技術振興協会は、1980 年の設立以来、その設立目的である「社会的ニーズに適応する
光技術の調査、研究、開発、標準化及びその成果普及を通じて、光産業技術の総合的育成、振興を図るとともに、関連産業の高度化と国民生活の向上に資し、もってわが国経済社会の発展に寄与すること」に則り活動を行ってきました。
一例をあげると、傷害事故を未然に防止し、家庭から製造現場に亘る広範な国民生活の安全・安心を確保・維持するため「レーザ安全スクール」を毎年開催し、「レーザ取扱技術者試験」を実施しています。
しかし、その対象は主に製造に従事する技術者が多く一部の利用者に限られていたため、レーザの安全性の啓発活動を推進するために、より多くの利用者を対象としたシンポジウムの開催が望まれていました。
このような背景のもと、2018 年度から競輪の補助金を受けて「レーザポインタの安全・安心推進に関する標準化調査委員会」を設置し、産業界のみならず高度に情報化された社会生活の安全・安心のため、次のよ
うな活動を行ってきました。
1. レーザ機器の安全性についての普及啓発
2. レーザポインタの安全・安心推進に関する標準化国際シンポジウムの開催
3. 国際標準化会議への専門家派遣ならびに標準化の動向調査
4. レーザポインタに関する海外法規の調査（翻訳等）
本調査研究の最終年度にあたる 2020 年度は、コロナ禍で、国際シンポジウムも Web 配信による開催となりましたが多くの参加者がありました。これは、レーザの安全性に関する今後の更なる啓発活動を実施する上で、大きな勇気を与えるものです。
最後になりましたが、本事業に惜しみない協力をしてくださいました委員および関係各位に心から感謝申し上げます。
2021 年 3 月
レーザポインタの安全・安心推進に関する標準化調査研究委員会
委員長 橋新 裕一

003

2020 年度レーザポインタの安全・安心推進に関する標準化調査研究委員会
委員名簿（敬称略、五十音順）
委員長

橋新 裕一

近畿大学 理工学部 電気電子工学科 教授

委 員

中西 孝子

昭和大学 准教授

委 員

濵

日亜化学工業株式会社 第二部門 LD 事業統括部 LD 企画部 第一課 課長

委 員

増田 岳夫

一般財団法人光産業技術振興協会 開発部

委 員

松元 尚己

一般財団法人日本品質保証機構 安全電磁センター 試験部 安全試験 2 課

委 員

鷲尾 邦彦

パラダイムレーザーリサーチ

事務局

澤野 弘

一般財団法人光産業技術振興協会 開発部

事務局

村田健治

一般財団法人光産業技術振興協会 開発部 （2020 年 12 月 31 日まで）

事務局

蓜島 章子

一般財団法人光産業技術振興協会 開発部

敦智2020 年度レーザポインタの安全・安心推進に関する標準化調査研究委員会
委員以外の執筆者名簿（敬称略）（シンポジウム講師）①橋新 裕一 近畿大学
「可視光領域のレーザ応用とその安全性に関する最近のトピックス」②Gustavo Rahmer 大双眼望遠鏡（LBT）天文台（米国）「レーザガイド星システム用の航空機回避システムとその運用」③Aiping Wu（呉愛平） 中国科学院航空宇宙情報革新研究院「新中国規格『レーザポインタ製品の光放射に対する要求事項』の概要とねらい」④皆川 邦彦 レーザーライン株式会社「高出力青色ダイレクトダイオードレーザの加工応用とそのレーザ安全性」

004

第 1 章 調査研究の概要

1.1 背景及び目的
携帯型レーザポインタは、消費生活用製品安全法で規制されているにもかかわらず、悪質な事件も発生しており、またレーザ機器に起因する事故件数も増加傾向となっている（参考資料 D）。
加えて、個人輸入サイトから高出力レーザポインタが容易に入手できる状況となっており、誤った利用あ
るいは悪意による事故の増大に拍車をかけている。
一方で、正確でまとまった事故情報がなくレーザは危ないという漠然としたイメージが国民に定着することで、レーザ関連産業の健全な発展を阻害する懸念もある。
本調査研究では、レーザポインタの適切な活用事例や諸外国の取組等を広報することで、レーザ機器を正しく理解し無用な事故を未然に防ぐとともに、日本のレーザ関連産業の健全な発展を促すことを目的としている。

1.2 調査研究の内容
上記の目的のため、学識経験者、レーザ産業関係者、レーザポインタ認証機関で構成される「レーザポイ
ンタの安全・安心推進に関する標準化調査研究委員会」を組織し、次の各項目について検討・実施した。
1. レーザ機器の安全性についての普及啓発
2. レーザポインタの安全・安心推進に関する標準化国際シンポジウムの開催
3. 国際標準化会議への専門家派遣ならびに標準化の動向調査
4. レーザポインタに関する海外法規の調査（翻訳等）

005

第 2 章 標準化国際シンポジウム

2.1 目的
レーザポインタの適切な活用事例や諸外国の取組等の正確な情報を広報することで、レーザ機器を正しく理解し無用な事故を未然に防ぐとともに、日本のレーザ関連産業の健全な発展を促すことを目的とする。

2.2 実施内容
2.2.1 これまでの実績＜2018 年度＞ テーマ：レーザポインタの安全・安心①日本のレーザポインタの安全・安心－現状と課題－
近畿大学 橋新 裕一教授
②レーザポインタの危険性とその軽減策
航空機/レーザ安全性委員会・共同議長（米国） Mr. Patrick Murphy③携帯用レーザ機器に関する法規制－スウェーデンにおけるレーザポインタ法規制の経験－
スウェーデン放射安全局 Mr. Martin Lindgren④高出力レーザダイオードの履歴管理（流出防止対策）
日亜化学工業（株） 濵 敦智氏＜2019 年度＞ テーマ：レーザ安全の法規制と標準化①レーザ安全性に関する最近のトピックス－レーザポインタの事件報道を中心に
近畿大学 橋新 裕一教授
②消費者用レーザ機器のための新しい欧州安全規格－その背景と進展
欧州電気標準化委員会／レーザ機器の安全性委員会（CENELEC/TC 76）幹事・国際電気標準化委員会（IEC）/TC 76 副幹事，Robert Bosch 社 R&D（ドイツ） Ms. A. Frederiksen③船舶における高出力レーザポインタ使用の危険性
国土交通省 運輸安全委員会事務局 事故調査官 吉田 茂樹氏④レーザプロジェクタにとっての安全性規格と各国認証
ソニーイメージング・プロダクツ＆ソリューションズ株式会社 野村 恒治氏
2.2.2 2020 年度の実施内容
テーマ：可視光ビーム応用とレーザ安全性
講演の概要：可視光領域のレーザビーム応用機器の安全性に焦点を当て、米国・中国の専門家からのプ
レゼンテーションも含むバーチャルシンポジウムとして開催した。米国では、レーザビームを天空に向けて発射する天文台のレーザガイド星システムに航空機回避システムが設けられており、天文台の当事者が実際の運用について紹介した。
また中国では、レーザポインタの安全性に関する新しい規格が発効しており、その概要とねら006

いについて、この規格の技術面の責任者が紹介した。日本からは、可視光領域のレーザ応用とその安全性に関する最近のトピックスならびに最近進展が著しい青色レーザの加工応用について紹介した。
実施方法は、パワーポイントのスライドにナレーションを録音し、ビデオプレゼンテーション
としてオンデマンドで視聴可能な形式で公開した。また、米国と中国の講演ビデオは日本語同時通訳バージョンを作成し同時に公開した。具体的な講演テーマは下記のとおり。
①可視光領域のレーザ応用とその安全性に関する最近のトピックス
近畿大学 橋新 裕一教授
②レーザガイド星システム用の航空機回避システムとその運用
大双眼望遠鏡（LBT）天文台（米国） Mr. Gustavo Rahmer③新中国規格『レーザポインタ製品の光放射に対する要求事項』の概要とねらい
中国科学院航空宇宙情報革新研究院 呉愛平(Aiping Wu)氏
④高出力青色ダイレクトダイオードレーザの加工応用とそのレーザ安全性
レーザーライン株式会社 皆川 邦彦氏

2.3 実施結果
３週間の事前登録期間を設け、当協会のホームページおよびこれまで当協会の行事に参加された方のメー
リングリストを通じて広報し、約８０名の参加があった。
シンポジウムの公開期間は２月１５日～２６日の２週間で、視聴者にはアンケート調査にも協力していただいた。５人から回答があり、主な意見は次の通り。
アンケート結果
記入欄

1 大変良かったです。
2 私にとっては興味がある内容揃いで，大変役にたちました。画像は大変鮮明で，音声も一部（途切れているように感じる無音声区間がありました）を除き，良く聞き取ることができました。

3 たいへん 興味深く拝聴致しました。特にガイド星の講演は勉強になりました。

007

4 ＜意見＞：①可視光領域のレーザ応用とその安全性に関する最近のトピックス 橋新教授 ：トピックス
がわかりやすくまとめられており、レーザ応用とその安全性を担保するための規制の歴史が良く理解できてためになった。②新中国規格『レーザポインタ製品の光放射に対する要求事項』の概要とねらい Wu
氏：レーザポインタの安全性に関する新中国規格の概要がよく分かった。 ③レーザガイド星システム用の航空機回避システムとその運用 Rahmer 氏：レーザガイド星システムの天文学にとっての位置づけとそのレーザ安全のための運用方法がよく分かった。④高出力青色ダイレクトダイオードレーザの加工応用とそのレーザ安全性 皆川氏：ダイオードレーザの加工応用の概要がわかりやすくまとめられておりためになった。青色レーザ加工機に特に必要なレーザ安全性上の注意点が紹介されるともっとよかった。
＜質問＞：②：この新規格を参照してレーザポインタの安全性を確保するための法規制はすでに準備が進められているのか？予定があれば教えてほしい。③人工衛星に対するレーザ安全性（光照射回避）についての紹介がなかったが、どのように行うのか概要を教えてほしい。

5 光産業技術振興協会 御中 この度は大変興味深い有益なシンポジウムをご開催いただきありがとうご
ざいました。今後も同様に開催していただけますと幸いです。また、長距離移動を回避できるビデオセ
ミナーを希望いたします。後日シンポジウムで使われた PowerPoint 資料のご提供もいただけますと幸いです。以上よろしくお願いいたします。

2.4 講演予稿
以下に講演のスライドを掲載する。

008

主催：一般財団法人光産業技術振興協会

2020年度 光産業技術標準化国際シンポジウム

テーマ 「可視光ビーム応用とレーザ安全性」

可視光領域のレーザ応用とその安全性に関する最近のトピックス
一般消費者に対する啓発活動の一環

橋新 裕一
近畿大学理工学部・大学院総合理工学研究科
2021年1月 バーチャルシンポジウム・オンデマンド
1

バーコードリーダー

レーザー応用製品 （一般消費者が購入可能）
レーザーポインター（指示棒・天体観測用等）
CD、DVD、レーザーディスクプレイヤー
レーザー脱毛器・美顔器
レーザープリンター・マウス
レーザー距離計（ゴルフ用等）
レーザーコリメーター（望遠鏡の光軸調整用）
レーザーセンサー（変位、角度、ライン、水準器等）
レーザーガイドハサミ
レーザープロジェクター
レーザーガイドステッキ
レーザーヘッドランプ
おもちゃ：レーザー銃、レーザーブレード、猫用ポインター

2009

可視光レーザーの医療応用
眼疾患治療（網膜・虹彩・毛様体・隅角光凝固）532、561、570、577、635、638.、647、659、670nm
皮膚良性血管病変治療（単純性血管腫、苺状血管腫、毛細血管拡張症）

595nm
良性前立腺肥大症治療532nm
光線力学的療法（PDT）（早期肺癌、再発食道癌、悪性脳腫瘍）

664nm
光免疫療法（PIT）（悪性腫瘍）

690nm

3

レーザーポインター（クラス2）による事件
西暦（和暦）
1999年（平成11年）

1999年（平成11年）

2000年（平成12年）

2000年（平成12年）

2008年（平成20年）

被害者

事故・事件内容
中学校教室内で生徒数人がレーザーポインターを振り回していて、光がほかの生徒の眼に当たり、13歳女子
視力が低下した。パッケージには英文で注意書きがあるらしいが、子供には理解できない。
授業中、生徒が約3mの距離から教師に向け、レー
ザーポインターを執拗に照射した。その結果、事故前の矯正視力1.2が２ヶ月後に0.05に低下し、23歳女性
中心暗点があり、黄斑に顕著な混濁と中心窩出血があった。半年後も視力は0.2と低く、中心暗点も残っていた。
友人のレーザーポインターが息子の眼に当たり、12歳男児 網膜が火傷状になり、1年後の現在も視野に後遺症が残った。
電車の中で同じ車両にいた小学生に、2歳と6歳の子供が眼を中心にレーザーポインターを当てら
2歳女児
れ、子供の眼が傷つけられた。障害が残るかどうかは2～3年経過しなければ分からない。
平成20年9月6日に行われた、日本対バーレーンのW杯アジア最終予選において、日本の選手は試合
男性
中に何度も緑色のレーザー光線を当てられる妨害行為を受けた。

4010

1999～2000年（平成11～12年）

赤色レーザポインタ（クラス２）が主流
小中学生でも購入が可能で、安価 ⇒⇒⇒ いたずら取扱説明書が英語表記
2005年（平成17年）頃以降

緑色レーザポインタ（クラス２）が登場
緑色は視感度ピークで、赤色光より明るい
球技場・競技場で観客が選手にレーザ照射5

2009年7月
経済産業省

6

011

レーザーポインター（クラス3R、クラス4）による事件
西暦（和暦）
2014年（平成26年）
5月7日
2014年（平成26年）
6月23日
2015年（平成27年）
11月19日2015年（平成27年）
12月12日2016年（平成28年）
2月26日

報道機関

事故・事件内容

毎日新聞

取材用ヘリに緑のレーザー光線…地上から３回

共同通信社 韓国戦でアルジェリア選手にレーザーポインター
読売新聞

旅客機にレーザー光毎日新聞

新幹線運転席にもレーザー光照射…徳山駅停車中

テレビ朝日

2016年（平成28年）
産経新聞
7月30日
2016年（平成28年）
12月1日
2019年（平成31年）
1月10日
2019年（平成31年）
1月30日
2019年（平成31年）
5月22日

毎日新聞

レーザーを走行中の路線バスに照射 自宅から57歳男
暴力罪で逮捕7府県警が4人を消安法違反の疑いで逮捕
10業者の家宅捜索で1千個以上レーザーポインターを押収
海上自衛隊機 レーザー照射した男 威力業務妨害の疑いで逮捕

時事通信社 宮崎上空で陸自ヘリにレーザー光: 一時視力低下
読売新聞

バス運転手にレーザー照射 暴力・威力業務妨害で逮捕

朝日新聞

米軍機にレーザー照射

威力業務妨害の疑いで逮捕

7

クラス2 波長：533nm、出力：1.3 mW

クラス3B 波長：541nm、出力：193 mW

2016年
平成28年2月26日
路線バスへのレーザー照射で押収された
携帯用レーザー（レーザーポインター）クラス4 波長：458nm、出力：2,340 mW

8012

60Wブルーレーザー

2019年10月

9

2010年（平成22年）頃以降

レーザポインタの高出力化が進む
1 mW ⇒ 5ｍW ⇒ 50ｍW ⇒ 100mW⇒ 500mW ⇒ 5W ⇒ 60W

赤色のみならず、緑色、青色のレーザポインタもレーザポインタが安価で、ネット購入できる
各種乗物の操縦席をねらうレーザ照射
暴力罪、威力業務妨害罪容疑による送検
消安法違反の販売

10013

日本におけるレーザ規制
違反した場合、刑罰に処されることがある

レーザ光線による障害防止対策要綱
労働安全衛生法 関連
消費生活用製品安全法（携帯用レーザ応用装置）
製造物責任法（PL法）
電気用品安全法
薬事法 （医用レーザ機器）

11

2010年12月27日改正
消費生活用製品安全法

12

014

携帯用レーザー応用製品
特別特定製品
技術上の基準に適合した旨の
PSCマーク
技術基準適合の自己確認と第三者機関の検査

13

旅客機にレーザー光
平成27年（2015年）
11月19日読売新聞・大阪版・夕刊

11月26日 読売新聞・大阪版・夕刊
12月5日 日本経済新聞・朝刊
12月15日 読売新聞・東京版・朝刊
12月17日 東京新聞・朝刊
12月23日 中日新聞・朝刊

14

015

伊丹空港
普天間基地
小牧基地

旅客機にレーザー光
平成27年11月19日（木）の報道
読売新聞・大阪・夕刊、NHKのWEB、各局テレビニュース
同年10月17日（土）午後6時50分頃
大阪府豊中市の伊丹空港、全日空1648便・ボーイング737型機
着陸5分前、上空約300m、操縦席の窓付近に緑色光線
大阪府警が威力業務妨害容疑で捜査開始
国土交通省に報告された件数
36件

37件

10月まで
36件

注意散漫
眩しさ
一瞬の盲目

28件

11件
7月以降
2件

平成

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

米国では
一日に10～11回

27

27

15

平成28年（2016年）1月28日
経済産業省
商務情報政策局 製品安全課長
レーザーポインター等の販売における消費生活製品安全法の遵守の周知徹底について
技術上の基準に適合しない可能性のある
高出力の製品が販売されたことを踏まえ 下記の周知徹底を図ってほしい
レーザーポインター等を販売する場合において法令で定める技術上の基準に適合したことを示す
PSCマーク等が付されている製品でなければ販売し 販売の目的で陳列できないこと
なお、これに違反した場合には罰則の適用 回収等 危害防止命令の対象となること
外面の見やすい箇所に表示しなければならない① レーザー光をのぞきこまない旨② レーザー光を人に向けない旨

16

016

③ 子供に使わせない旨大阪府警察本部 2016年6月10日(金)レーザー光の危険性とレーザー光の簡易鑑定法等について
スペックル
パターン

レーザー
（He-Ne）
633nm

ハロゲンランプ（懐中電灯）
臭素やヨウ素17

釣り糸の太さ 0.235mm

釣り糸の太さ 0.435mm

18

017

LEDランプ（懐中電灯）AVOID EXPOSURELASER
LIGHT IS EMTTED FROM THIS APERTURE
DANGERLASER RADIATIONAVOID OIRECT EYE EXPOSURE
112mW
MAX OUTPUT POWER < 100mW
660nm
WAVELENGTH 532nm±10
CLASS III LASER PRODUCTThis product complies with 21 CFR
MADE IN CHINA

19

平成28年（2016年）1月28日
経済産業省
商務情報政策局 製品安全課長
レーザーポインター等の販売における消費生活製品安全法の遵守の周知徹底について
技術上の基準に適合しない可能性のある
高出力の製品が販売されたことを踏まえ 下記の周知徹底を図ってほしい
レーザーポインター等を販売する場合において法令で定める技術上の基準に適合したことを示す
PSCマーク等が付されている製品でなければ販売し 販売の目的で陳列できないこと
なお、これに違反した場合には罰則の適用 回収等 危害防止命令の対象となること
外面の見やすい箇所に表示しなければならない① レーザー光をのぞきこまない旨② レーザー光を人に向けない旨③ 子供に使わせない旨

平成28年7月30日 7府県警が4人を同法違反の疑いで逮捕、10業者の家宅捜索で1千個以上の違法レーザーポインターを押収

20

018

平成28年（2016年）9月

国土交通省航空局

航空機に向かってレーザー光を照射する等の行為を規制するための航空法施行規則の一部を改正する省令案等について
航空法の第99条の2第1項に規定する「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるもの」に、

レーザー光を進入表面等の上空の空域等を飛行する航空機に向かって照射することを追加する。（第209条の3の改正）

21

2019年6月以降のレーザポインタによる事件報道
2019年（令和元年） 朝日新聞
デジタル
6月13日

講師が居眠り学生にレーザー照射2019年（令和元年） 朝日新聞
デジタル
7月22日

高出力レーザー「１万本ぐらい売った」
販売容疑の男

2019年（令和元年） ロイター
香港
10月7日

香港、数万人が覆面でデモ
中国軍はレーザー照射に警告

2020年（令和２年）
1 月7 日航行中レーザー危険

読売新聞
東京・夕刊

22

019

2019年10月31日
国土交通省
運輸安全委員会

23

JIS C 6802:2014に掲載されたクラス別の代替ラベルおよび開口ラベル

クラス1ラベル

クラス1Mラベル

クラス2ラベル

クラス2Mラベル

クラス1Cラベル

クラス3Rラベル クラス3Bラベル

クラス4ラベル

開口ラベル

24

020

レーザー製品のクラス分
けレーザー製品は被ばく放出（レーザー放射）の出力パワーと波長との組合せに基づいて、クラス分けされている。
数字が大きいほど、より危険である。

より危険

1

1C

1M

2M

2

3R

3B

4

保護めがねが必要

25

ラ ベル の実 際

特別特定製品マーク

携帯用レーザー応用製品

26

021

レーザー製品のクラス分けによる危険評価
クラス 1

通常使用では安全。暗い環境下で可視のレーザー光が目に直接入ると、目がくらむな
どの視覚的影響が出る場合がある。

クラス 1C

レーザー放射が当該目標に接触させて用いる場合、クラス1に同じ。

クラス 1M

クラス 2
クラス 2M

光学器具を使用しなければクラス１と同様に安全。ルーペや双眼鏡などの光学器具の使用中にレーザー光が目に入ると危険な場合がある。暗い環境下で可視のレーザー光
が目に直接入ると、目がくらむなどの視覚的影響が出る場合がある。
クラス１を上回る可視光で、まばたきなどの自然な生理的嫌悪反応により安全。 ただし残像による一時的な視力障害や、驚きによる体の反応のリスクに注意が必要。
光学器具を使用しなければクラス2と同等だが、ルーペや双眼鏡などの光学器具の使用中にレーザー光が目に入ると危険な場合がある。また残像による一時的な視力障害や、驚きによる体の反応のリスクに注意が必要。

クラス3R

意図的にレーザー光を見続けることは危険であるが、その障害はクラス3Bに比べて比較的少ない。残像による一時的な視力障害や、驚きによる体の反応のリスクに注意が必要。

クラス3B

偶然による短時間の照射であっても、レーザー光が目に直接入ることは危険。目以外でも条件により、軽度の皮膚障害または可燃物の点火を起こす可能性がある。

クラス 4

短時間であっても、またたとえ散乱光でも非常に危険。目だけでなく皮膚障害や火災発
生の危険性もある。

JIS C6802 : 201427

光に対する過度の露光に伴う病理学的影響の要約
波長
180nm

目

280nm

光化学的角膜炎

皮膚

紫外C
紫外B

紅斑（日焼け）
皮膚老化プロセスの加速
色素の増加

315nm

紫外A

光化学的白内障
400nm

可視
780nm
赤外A
1.4μm
赤外B
3μm
赤外C
1mm

光化学的及び熱的
網膜損傷
白内障、網膜熱傷

色素の増強
光線過敏症
皮膚のやけど皮膚のやけど前房フレア、白内障
角膜熱傷
角膜熱傷だけ参考：レーザ製品の安全基準 JIS C 6802:2014

28

022

レレーザーによる目の傷害
ーザーによる眼の障害
波長による光の透過特性

波 長

400nm
～
1400nm180～315nm

目の傷害400～780（可視光）
網膜の出血、浮腫
780～1400（近赤外）
白内障、網膜熱傷

180～315（紫外）
角膜および結膜の炎症

3mm～1mm

3mm～1mm（遠赤外）
角膜の熱傷

315～400nm

315～400（紫外）
白内障

1.4～3mm

1.4～3mm（中赤外）
白内障、角膜の熱傷

29

レーザー光用遮光保護具 （保護めがね）

保護シールド30023一般消費者向けのレーザー・ユーザーズガイド
レーザー光を直接見ない

橋新作成

レーザー光を他人に向けない
レーザー光を燃えやすいものに向けない
レーザー光を鏡、ガラス、金属類に向けない
本来の目的以外の用途には使用しない
おもちゃ以外のレーザー製品は子供に使わせない
レーザー製品のラベルでクラスを確認する
クラスが1C・3R・3B・4の場合は保護めがねの着用
レーザー脱毛器・美顔器の場合は瞼に照射しない
クラス2B・3R・3B・4のレーザーポインターは購入しない31

番外編
赤外レーザーポインター
高輝度ランプ光源（IPL）による脱毛など
高輝度LEDサーチライト
高輝度LED懐中電灯
紫外LED光源32024

赤外レーザーポインター

300 mW

1,000 mW

33

レーザーシューティング

34

025

医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて
平成13年11月8日 医政医発第105号 厚生労働省医政局医事課長通知

2001年

レーザー光線 又はその他の強力なエネルギーを有する光線
高輝度パルス光源（IPL）

医師免許を有しない者が業として脱毛行為を行う

医師法第17条に違反する
エステサロンで可能な施療は、減毛です。

35

２０１９年（令和元年）５月９日 朝日新聞 DIGITAL
レーザー脱毛でやけど、院長ら送検 患者男性「悔しい」埼玉県戸田市のクリニック「〇〇皮膚科」
院長および元職員４名
業務上過失傷害と保健師助産師看護師法違反（無資格者による診療補助行為）
２０１５～２０１７年 約９００人にレーザー脱毛
無資格の女性職員による施術
２０１５年１２月 ４０代男性の顔にやけど

36

026

Intense Pulsed Light (IPL)による傷害事例

火傷

傷

色素沈着

紫斑

37

ＩＰＬによる虹彩傷害
500～1200nm、550nm以下をカット

38

027

白熱電球100W 相当＝LED電球1,520ルーメン以上
電球形LEDランプ性能表示等のガイドライン（日本電球工業会）

懐中電灯
30万ルーメンサーチライト
15万ルーメンAmazon39

紫外LEDによる網膜障害例の紹介
症例： 15歳男子（中学3年生）
 主訴：右眼視力低下
 現病歴：
 2006年10月、右眼にブラックライトの照射を受けた。
 角膜前約1cmの距離から瞳孔に垂直に、数十秒間照射され、その間は光を凝視していた（瞬目せず）。
 同様の行為を2回受けた。
 1～2週間後に右眼視力低下自覚

 既往歴
 2006年春の検診で視力両眼1.0以上
聖隷浜松病院・眼科部長・尾花 明

40

028

ブラックライト：近紫外線（300-400nm）
お札、パスポート、クレジットカードなどの蛍光物質励起による印字識別や、アミューズメントに使う。僅かに目で見える。

商品名：シークレットペン

41

初診時眼底写真(06/12/27)
右眼

左眼

1.75mm中心窩網膜厚235ミクロン
42029

242ミクロンおわりに
1960年のレーザ登場から2020年で60年 （成熟期）

各種レーザ応用製品の普及、拡大
一般消費者が使用するレーザ製品も登場
事件や事故はレーザ発展を阻害 風評被害
レーザ関連学会・協会と関係省庁が国民の安全を確保し、安心して使って頂けるよう
情報発信、安全教育など啓発活動を進めていく

43

030

2021/4/6

Laser Guide Star Systems and Aircraft
Avoidance
Gustavo Rahmer
Laser Systems Engineer / LSO
Large Binocular Telescope Observatory
University of Arizonagrahmer@lbto.org

OITDA – December 2020

Public Enemy No. 1 of ground-based
astronomy031

2021/4/6

3

4

032

2021/4/6

Adaptive Optics to the Rescue!

Azhar Iqbal, Zhizheng Wu, Foued Ben Amara, "Closed-loop control ofmagnetic fluid deformable mirrors," Opt. Express 17, 18957-18970 (2009);
5

6

033

2021/4/6

Neptune (from the VLT)MUSE/GALACSI ESO/P. Weilbacher (AIP)
7

Imaging the galactic center

8034

2021/4/6

But things are always complicated…

9

Two choices(1) Find science “under the lamp post”(i.e. live within natural constraints)(2) Make your own star!
10035

2021/4/6

Laser Guide Star Milestones• 1982: William Happer (Princeton) proposes using lasers as artificial stars
to correct atmospheric distortions (“Star Wars” classified project).
• 1985: Foy and Labeyrie (CERGA, France) publish the concept of creatinga laser guide star to extend the use of Adaptive Optics.
• 1987: The first sodium wavelength laser beam is propagated from
Mauna Kea to validate the LGS concept.
• 1991: LGS research declassified by the US Air Force.
• 1995: First astronomical science paper using LGS (Starfire Optical Range).
• 1997: First LGS operating in non-military observatories (Calar Alto
Observatory, Spain and Lick Observatory, California).
• 2004: LGS starts being used at Keck Observatory (Mauna Kea, Hawaii).

11

Sodium Laser Guide Star (CW, 589.2 nm)

12

036

2021/4/6

Rayleigh Laser Guide Star (pulsed, 532/355 nm)

13

Rayleigh Laser Guide Star (pulsed, 532/355 nm)

14

037

2021/4/6

Very Large Telescope (Chile) - 4LGSF

Credit: ESO/F. Kamphues

15

Very Large Telescope (Chile) - 4LGSF

Credit: G. Hüdepohl (atacamaphoto.com)/ESO

038

2021/4/6

Large Binocular Telescope (Arizona) - ARGOS

Science with LGS

18

039

2021/4/6

Science with LGSNExSS/Keck19

NGC 2903 / ARGOS

20

Science with LGS040

2021/4/6

Safety in LGS Operations• Personnel/Equipment• Airplanes• Satellites

21

Aircraft Safety041

2021/4/6

Aircraft Safety• Applicable to sodium and green lasers. UV are exempt.
• Regulated by the FAA• FAA Advisory Circular 70-1 (2004)• Registration process: Form 7140-1 Notice of Proposed Outdoor Laser
Operations• Letter of Determination:• Location• Minimum elevation angle• Aircraft spotters• Coordination requirements (ATC, Military)

Aircraft Safety• Automatic aircraft detection:• Local radar.
• Cameras (Vis/IR).
• TBAD (Transponder-Based Aircraft Detection).
• Real-time radar data from official source (Chile).

• SAE AS6029A, “Performance Criteria for Laser Control
Measures Used for Aviation Safety” (2013).

042

2021/4/6

Transponder-Based Aircraft Detector (TBAD)

http://www.aircraft-avoid.com
25

Observatories using TBAD
• Apache Point Observatory 3.5 meter Telescope, Sunspot, New
Mexico.
• W. M. Keck Observatory 10 meter Telescope (Keck II), Mauna Kea,
Hawaii.
• W. M. Keck Observatory 10 meter Telescope (Keck I), Mauna Kea,
Hawaii.
• Gemini North 8.1 meter Telescope, Mauna Kea, Hawaii.
• Gemini South 8.1 meter Telescope, Cerro Pachon, Chile.
• Subaru 8.2 meter Telescope, Mauna Kea, Hawaii.
• The Large Binocular Telescope (twin 8.4 meter), Mt. Graham, Arizona.
• NASA MOBLAS-7 Satellite Laser Ranging station, Greenbelt,
Maryland.
• Undisclosed sites (2).
26043

2021/4/6

TBAD Components
discriminator

decoder
TSIM
validation!
patch antennaphased array (7 patches)
27

TBAD Antenna “beam” patterns• Each patch has a broad beam (above).
• The array pattern has strong central peak.
• The array pattern also has sidelobes/nulls.
• Only in the center is the array pattern stronger
than the single patch (element).
• Requirement that array signal exceeds singlepatch signal by 5 dB results in ~15° “beam” zone.
28044

2021/4/6

Lobes and Sidelobes• Beam patterns for single patch (blue) and array (green)• Note that sidelobes are always weaker than a single patch, except main lobe

29

Beam Cuts: Ratio is the Key

thresh. at 5 dB gives ~15° beam & noise immun.

30

045

2021/4/6

TBAD operation analysis

Red: “in-beam,” shuttered
Yellow: shuttered
Blue: not shutteredSelf-assessment based on transmitted lat/lon and TBAD disposition to that transmission
31

TBAD operation analysis

32

046

2021/4/6

Laser Operations

33

LGS Facilities around the World

34

047

2021/4/6

The Future of LGS

35

LGS on Giant Telescopes

TMT (Hawaii? 2025?)

GMT (Chile 2024)

ELT (Chile 2024)

048

36

2021/4/6

37049

4/6/2021

Safety requirements of opticalradiation for laser pointerproducts

Seminar of SAC/TC284 and Japan OITDA
Aiping Wu
SAC/TC284 National Technical Committee 284
of Optical Radiation Safety and Laser
Equipment of Standardization Administration
SAC/TC284全国光辐射安全
of China
和激光设备标准化技术委员会

1 |激光指示器产品光辐射安全要求| 2017.09.26

Objects
Research Content

Contents

Research Background
Main Content
Conclusion

2 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products050

4/6/2021

1 Objects

3 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products

1 Objects

Visible and Near-Infrared Radiation
400nm – 1400nm
The irradiance will be 100,000 times bigger on retina
4 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products051

4/6/2021

Interview

Interview of safety concern of laser pointer products
WeChat_20201205205209.mp4

5 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products

1 Objects
mission objectives
Focusing on the problems of laser radiation safety related tothe output power and wavelength range of laser pointers sold in
the China market, our mission is to carry out the key technology
research on large sample, output parameter detection and safety
evaluation of laser pointers sold in the market to assess the riskof laser radiation damage faced by the public.

Objectives: Form the evaluation standard for the opticalradiation safety of laser pointers products; Provide support for thestate to formulate relevant consumer goods regulations; Improve
the overall level of such products; Solve the optical radiation
safety problems of the public in public places.

6 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products052

4/6/2021

 Study on the evaluationof the optical radiation
safety parameters oflaser pointers Study of the influencesof the laser safety oflaser pointers
By comparing and analyzing
the regulations andstandards of international
and advanced countries, theevaluation framework of
influencing factors of thelaser radiation safety of laser
pointer products isdetermined Study on safety
evaluation of lightradiation of laser
pointers

I

II

III

IV

According to the characteristicsof the light source of theconsumer laser pointers, thesafety parameter evaluationbasis of the laser radiation
characteristics caused by thelaser pointers product is studied
and analyzed

 Potential hazard
assessment and control
measures of consumer
laser pointers

Based on the visible lightwavelength of 400nm ~700nm, the laser pointerproducts sold in thedomestic market were taken
as research object, and thelaser radiation safety
evaluation was carried out.

7 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products

Considering the randomness of
consumer laser products in use,large
samplesampling
statistical comparison is made,and the corresponding safety
requirements and measures forhazard control are given, which
lays the foundation for theformulation of the standard
draft.

3 Research Background

I
II
III
IV

Comparison and analysis of international and domestic standards
for laser pointers
According to the characteristics of laser pointer products, the framework of opticalradiation safety system caused by laser pointer products is studied.

Characteristic analysis of laser pointers light source

Considering the characteristics of the output power of the light source, it isconcluded that the spectrum characteristics of the laser pointers should be first
analyzed to select the corresponding type of power detector. Besides, it isnecessary to consider the problem that the output power of the laser pointers is
unstable because the the laser pointers are powered by dry battery.

Classification, maximum permissible exposure and nominal ocularhazard distance of laser pointers
Laser pointers output wavelength that range from 400nm ~ 700nm. They are usedin different places and have different output power. Taking visible wavelength
laser pointers as the basis for selecting light source, taking different kinds of laser
pointer products sold in the domestic market as the research object, the nominal
ocular hazard distance of different types of laser pointers was determined bymeasuring method, measuring calculation method and so on.

Potential hazards of laser pointers

In addition to the damage to the retina, the laser pointers will also cause dazzle
damage (visual cognition and psychological behavior). It is especially serious withlow ambient illuminance.

8 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products053

4/6/2021

3 Research Background

I

Comparison and analysis of international and domestic
standards for laser pointers

According to the characteristics of laser pointers products, the framework of optical radiation safetysystem caused by pointers products is studied.
Table1 MPE of point source laser irradiation on human cornea
wavelength

irradiation time

IEC60825-1: 2014 (nm)

t (s)

MPE

MPE

110-3 to 10

18t0.75 J/m2

1.8t0.7510-3 J/cm2

400 - 450

10 to 102100 J/m2

110-2 J/cm2

110-3 to 10

18t0.75 J/m2

1.8t0.7510-3 J/cm2

10 to 102

100C3 J/m2 and 10 W/m2

110-3 W/cm2 and CB10-2 J/cm2

110-3 to 10

18t0.75 J/m2

1.8t0.7510-3 J/cm2

10 to 102

10 W/m2

110-3 W/cm2

450 - 500

500 - 700

Table2ANSI Z136.1:2014

MPE of extended light source laser irradiation on human cornea

wavelength

irradiation time

IEC60825-1: 2014 (nm)

t (s)

MPE

MPE

1.310-5 to 10

18t0.75C6 J/m2

1.8CEt0.7510-3 J/cm2

100C3 J/m2
rph=11mrad(Photochemical hazards of retina)

CB10-2 J/cm2
rph≤11mrad(Photochemical hazards of retina)

18t0.75C6 J/m2
(t≤T2)(Heat hazards of retina)

1.8CEt0.7510-3 J/cm2(t≤T2)(Heat hazards of retina)

400 - 700ANSI Z136.1:2014

10 to 102

9 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products

3 Research Background
Regulations for laser pointers
NationScope of regulations

Regulations of Sales（Restrictions on the
production, import and sales）

Regulation of Import,
Purchase,Possession,Use

Consumer license scheme
for high power indicator

Several rule

Several rule≦Class 2No澳大利亚 Australia/

奥地利 Austria

Laser pointersregulations

加拿大 Canada/

中国 China

Laser pointers standard≦Class 2

No

法国 France

laser facility≦Class 2≦Class 2

No德国 Germany

laser facility≦Class 2

YesNo

日本 Japan

Laser pointers≦Class 2

NoNo

南韩 Korea

Laser≦Class 2

No

No挪威 Norway

Laser≦Class 2≦Class 2

Yes

瑞典 Sweden

Laser≦Class 2≦Class 2

Yes

英国 UK

Safety rules for ordinary
products≦Class 2

YesNo

美国 USASLA≦Class llla (IEC 3R)

Yes

Yes

No

瑞士 Switzerland

From: Mitsuhashi, S. , Hashishin, Y. , & Murata, K. . (2017). The transformation of laser risks. ILSC 2017:
Proceedings of the International Laser Safety Conference.

10 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products054

4/6/2021

3 Research BackgroundII

Characteristic analysis of laser pointers light source

According to the characteristics of the output power of the light source, it
is concluded that the spectrum characteristics of the laser pointers should
be first analyzed to select matched power detector types. It is necessary toconsider the problem that the output power of the laser pointers is
unstable because the laser pointers are powered by dry battery.

Typical end emitting semiconductor laser and its far field spot pattern

11 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products

3 Research BackgroundIII

Laser pointers output wavelength that ranges from 400nm ~ 700nm.
They are used in different places and have different output power.
Taking visible wavelength laser pointers as the basis for selecting lightsource, and different kinds of laser pointer products sold in thedomestic market as the research object, the nominal ocular hazard
distance of different types of laser pointers was determined bymeasuring method, measuring calculation method and so on.

1

Relationship between radiant exposure and MPE

12 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products

055

1  4  2  2
a rNOHD     MPE 4/6/2021

3 Research Background

IV

Potential hazards of laser pointers
For the eye injury caused by laser pointers, on the one hand, it can cause
slight retinal damage. On the other hand, it can cause disturbance to thevisual cognition and psychological behavior of personnel. This kind ofinterference can occur as long as the eyes are exposed to the laser pointersinstantaneously, especially when the ambient illuminance is not sufficient.
This kind of accident will cause serious psychological impact on all kinds ofworkers in the workplace.

13 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products

3 Research Background

IV

Potential hazards of laser pointers

In Figure A.1, α is the opening angle of the solid elliptical object to the eye, and θ is theangle of the laser source deviating from the optical axis.

Vision interfere cases: Without laser source, the target object image in thefield of view is focused on the retina, and the observer can see the target
object clearly. With laser source, the instantaneous visual effect prevent thelight from focusing on the retina, resulting in scattering. The scattering in the
direction of retina will act like a light curtain superimposed on a clear image.
In this case, this effect will reduce the contrast of the object image on theretina, resulting in poor visual effect, that is, cause interference to the visual
cognition and psychological behavior of the personnel.
From:Dr.Craig A.Williamson Dstl Cyber and information Systesms Diviision,UK;Dr. Leon N.McLin USAF 711 HPW/RHDO,USA

14 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products056

4/6/2021

4 Main Content

I

Scope and object
This standard specifies the optical radiation safety requirements for
consumer laser pointer products, including safety classification,accessible emission, hazard assessment and control measures.
This standard applies to the production, testing, sales and use of theconsumer laser pointer products (referred as “laser pointer”) thathave nominal wavelength of visible light ranges from 400nm ~ 700nm.

15 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products

4 Main Content

II Terms and definitions
laser pointerA laser product designed or used to specify a discrete point or location.

laser pointer for consumer
A laser pointer that is intended to be used by consumers underreasonably foreseeable circumstances.
Note: Emits low-power, low-divergence visible light radiation and typically hand-held, e.g., laser
pointer.
Note: A laser pointer can be used properly by users who follows the product‘s instruction
manual and professional laser training is not a must.

intrabeam viewing
All viewing conditions whereby the eye is exposed to the direct or
specularly reflected laser beam in contrast to viewing of, for example,
diffuse reflections.

accessible emission limit；AEL
The maximum accessible emission permitted within a particular class.

16 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products057

4/6/2021

4 Main Content

II Terms and definitions
maximum permissible exposure；MPE
Level of laser radiation to which, under normal circumstances, persons
may be exposed without suffering adverse effects.

nominal ocular hazard distance；NOHD
Distance from the output aperture beyond which the beam irradianceor radiant exposure remains below the appropriate corneal maximum
permissible exposure (MPE).

accidental visual interference
A physiological phenomenon that the visual function of human eyes is
temporarily reduced and deprived when one is accidentally irradiateddirectly by bright light or strongly scattered light.
Note: Examples include disabling dazzle, flash blindness, and after-images, which may berelieved after the bright light disappears, but can cause serious accidents if one distract or lose
control.

17 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products

4 Main Content

III Safety Classification
The classification of laser indicates its potential hazards since it is specified
based on the maximum level of laser radiation to which the product may be
exposed under normal operating conditions. The safety class of laser
products defined in 3.18 to 3.21 of GB 7247.1—2012 only address thehazards of laser radiation to human eyes and skin.

Due to the using characteristics of consumer laser pointer products, inaddition to the potential hazards arising from exposure to laser radiation,laser radiation may also cause temporary visual impairments such as
dazzling, flash blindness and after-images, depending on the use condition
and ambient illuminance level.
Child-accessible laser pointers shall be classified in the Class 1 laser
product.
The electrical part of the laser pointer shall comply with relevant electricalsafety standards.

18 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products058

4/6/2021

4 Main Content

III Classification rules
To uniformly evaluate all wavelengths within the operating wavelength inaddition to the nominal wavelength, the following requirements should be
meet:a) In principle, the accessible laser radiation for wavelength of visible lightshould be much greater than that of invisible light to prevent consumers
from being exposed to invisible laser radiation.
b) The accessible laser radiation of invisible light should be less than 0.1mW.
c) The following time benchmark for corresponding classification:1). A time benchmark of 0.25s for Class 2 and Class 2M laser radiation.
2). Except the cases listed in 1), the time base is 100s.

When classifying products, the duration of each possible emission within thetime base should be considered.

19 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products

4 Main Content

III Classification
Class 1
Laser pointer that is generally safe under reasonably foreseeable use conditions.
The exposure limit of laser radiation is not permitted to exceed the Accessible
Emission Limit (AEL) of Class 1.
Intrabeam viewing of Class 1 laser pointers which emit visible radiant energy
may still produce dazzling visual effects, particularly in low ambient illuminance.
Note: The Class 1 AELs are listed in Table 1.

Class 1M
Laser pointer that in the wavelength range from 400 nm to 700 nm which during
operation does not exceed the AEL of Class 1. May be hazardous when used withviewing optics instruments (low power magnifying glass or telescope).
Intrabeam viewing of Class 1 laser pointers which emit visible radiant energy may
still produce dazzling visual effects, particularly in low ambient illuminance.
Temporary visual disturbances or startle reactions can cause indirect generalsafety concerns.

20 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products059

4/6/2021

4 Main Content

III Classification
Class 2In the wavelength range of 400 nm to 700 nm, human-accessible laser
radiation is not permitted to exceed the AEL of Class 2 of laser pointer.
Human-accessible laser radiation is safe for the skin, but not inherently safefor the eyes. In general, human eye is protected by a natural avoidance
response (0.25 s) to intense light.
Note: This natural avoidance response can fail if the eye is intentionally looking
directly at the beam, and can also be affected by alcohol or drug use.

The laser beam of a Class 2 laser pointer can cause dazzle, flash-blindness,
and afterimages in low ambient illumination conditions. Temporary visual
disturbances or startle reactions can cause general indirect safety concerns.

21 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products

4 Main Content

III Classification
Class 2M
Laser pointers not exceed the AEL of Class 2 of laser pointer under certain
measurement conditions. If the collimated beam is used with viewing optics
instruments (low power magnifying glass or telescope), the natural
avoidance response does not provide sufficient protection and damage
may still occur.
The laser beam of the laser pointer from Class 2M can cause dazzle, flashblindness, and afterimages under low ambient illumination conditions.
Temporary visual disturbances or startle reactions can cause generalindirect safety concerns.

22 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products060

4/6/2021

4 Main Content

IV Accessible emission and hazard assessment
Determination of accessible emission level The product shall be classified on the basis of that combination of output
power(s) and wavelength(s) of the accessible laser radiation over the fullrange of capability during operation at any time after manufacture which
results in its allocation to the highest appropriate class.
 The evaluation shall take any reasonably foreseeable single-fault conditions
that may occur during the use of the laser pointer into account.

Measurement conditions
 Class 1 and 1M according to IEC 60825-1:2014, 5.3 a).
 Class 2 and 2M according to IEC 60825-1:2014 in 5.3 c).
 The shortest distance measured was 100 mm.
 Laser pointer with a solid focal point (beam waist) external to the emitted
beam should be measured and evaluated at the focal point.

23 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products

4 Main Content

IV Accessible emission and hazard assessment
Accessible emission:
Regardless of the total energy of the beam, only the energy within thelimiting aperture through a given measurement distance is considered
for classification. For this purpose, the ratio of the radiated energy
determined by using an aperture diaphragm or limiting aperture at a
distance from point L, divided by the total radiated energy is expressed
as a fraction η.
fraction η

the diameter of the beam from point L

Accessible emission:

AE= η×Q
To obtain the corresponding class of a laser pointer, compare the valueof accessible emission and accessible emission limit.

24 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products061

4/6/2021

4 Main Content

IV Accessible emission and hazard assessment
Hazard assessment

It is usually necessary to evaluate the level of laser exposure that may occur
under all foreseeable conditions in order to ensure that the radiation level of
personnel under reasonable and predictable conditions does not exceed MPE.
Maximum Permissible Exposure（MPE）
 Wavelength; Duration of exposure; Irradiation conditions
The MPE expressed by irradiance (H) and radiation dose (E) is E MPE
and H MPE , and the transformation between them is The time reference of MPE calculation is different according to diffuse reflection
observation and in beam observation. In the visible spectrum range, the time referenceof diffuse reflection observation is 600s and that of in beam observation is 0.25 s.
25 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products

4 Main Content

IV Accessible emission and hazard assessment

Nominal Ocular Hazard Distance（NOHD）
NOHD refers to the distance from the output aperture beyond which the beamirradiance or radiant exposure remains below the appropriate corneal maximum
permissible exposure (MPE).

 NOHD of intravascular viewing

1

1  4  2  2
a rNOHD     MPE  NOHD of observation by focusing beam through lens1

f  4  2
rNOHD  0 b0   MPE  NOHD of specular reflection beam focused by lens1

f  4  2
rNOHD  0 b0   MPE 

26 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products062

4/6/2021

4 Main Content

V Control Measures
Labelling
Each laser pointer shall be marked in accordance with the marking provisions of
IEC 60825-1:2014 (see 7.1 and 7.2, 7.4 and 7.9). While using, the mark should be
durable, permanent, clear and visible.

27 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products

4 Main Content
Class 2M laser pointer
V Control Measures
In addition to warning label and class label, explanatory label for eachclass shall also be provided.

Class 2M laser pointerLASER RADIATIONDO NOT STARE INTO BEAM OR POINT AT OTHERSDO NOT VIEW BEAM DIRECTLY WITH OPTICS
CLASS 2M LASER POINTER

Class
2 laser pointer2类激光产品LASER RADIATIONDO NOT STARE INTO BEAM OR POINT AT OTHERS
CLASS 2 LASER POINTERLASER RADIATIONDO NOT STARE INTO BEAM OR POINT AT OTHERSDO NOT VIEW BEAM DIRECTLY WITH OPTICS
CLASS 1M LASER POINTERClass 1M laser pointerClass 1 laser pointerLASER RADIATIONDO NOT STARE INTO BEAM OR POINT AT OTHERS
CLASS 1 LASER POINTER

28 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products063

4/6/2021

4 Main Content
Control Measures
V Requirements
for manufacturer
A. Manufacture of products
Control measures should be taken during the development and manufactureof the laser pointer, including but not limited to:

The accessible emission limit of the laser pointer for consumer accessible tochildren should not exceed that of a Class 1 laser pointer.

Laser pointer that has more than two wavelengths (such as invisible light
converted to visible light), should take necessary measures (e.g. use of
optical filters, etc.) to reduce the accessible radiation of the invisible light to lessthan 0.1 mW, or to eliminate the presence of invisible light.
The switch must not have a continuous-on mode function.
With a safety interlock switch function.
The laser pointer can only be removed with special tools.
The laser pointer must be labeled with the appropriate label indicating
its corresponding laser class properly.

Properly maintain relevant technical standards and inspection records forreference.
Other special instructions.
29 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products

4 Main Content

V Control Measures
B. Brochure Information
The manufacturer should provide the following safety communication
information in the laser pointer instruction manual.

Clearly specify the product’s wavelength and class, and label it withwarning and description marks according to 6.1.3.

Indicate the nominal eye hazard distance and safety distance of the product.
The class of the product should be greater than class 1 ,and the label
should notify that children under 14 are not allowed to use it .

1st and 2nd need to be secured by technical measures.
Give a description or diagram of the product safety interlock switch.
Provide optical radiation safety notification information, including but notlimited to the following:
1) Different class of security risks.
2) The meaning of warning labels.
30 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products064

4/6/2021

4 Main Content

A.2

Diagram of the relationship between MDE and MPE

The values of MDE and NODD provide useful guidance for rapid evaluation of thedazzling effect. They help the user quantify the degree of visual blurring and thenspecify a safe operating range to maintain visual acuity. They also provide
personnel who are at risk of dazzling with the ability to select appropriate eye
protection equipment against laser and ensure the safety and effectiveness ofglare devices.
From:Dr.Craig A.Williamson Dstl Cyber and information Systesms Diviision,UK;Dr. Leon N.McLin USAF 711
HPW/RHDO,USA

31 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products

5 Conclusion

This standard sets requirements not only for manufacturers,
but also for agents, testing organizations, and users. The
purpose of this standard is to enhance the industry guidelines
for manufacturers and standardize the behavior of consumers toensure the safety of optical radiation while promoting thehealthy development of the industry.

32 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products065

4/6/2021

Thank You！

33 |Safety Requirement of Optical Radiation for Laser Pointers Products

066

SAC/TC284 National Technical Committee
284 on Optical Radiation Safety and Laser
Equipment of Standardization
Administration of China

4/6/2021

高出力ブルー半導体レーザの加工応用とレーザ安全性

2020年12月14-18日
レーザーライン株式会社
営業部
皆川 邦彦

Outline高出力ブルー半導体レーザの加工応用とレーザ安全性
レーザーライン社について
半導体レーザとその応用例
高出力ブルーレーザ発振器の特徴と加工応用
ブルーレーザの安全性

まとめ

067

4/6/2021

Outline高出力ブルー半導体レーザの加工応用とレーザ安全性
レーザーライン社について
半導体レーザとその応用例
高出力ブルーレーザ発振器の特徴と加工応用
ブルーレーザの安全性

まとめ

レーザーライン社について

半導体レーザによるダイレクト加工のパイオニア

本社：ドイツ Koblenz
高出力ダイレクトLD発振器の専門メーカー

設立：1997年

レーザ発振器、レーザ加工ヘッド他

日本市場へは2000年～

アプリケーション開発

創業者:

サービスサポート

Dr. Christoph Ullmann / Volker Krauseグローバルな販売・サービスネットワーク

従業員：350人*1

現地法人

実績：約5,500台（世界において）*2

システムメーカ及び販売代理店とのパートナーシップ*1 , 2 2019年4月時点

068

4/6/2021

レーザーライン社について

グローバルサポート体制

Laser LinesILS

Laserline Japan

Laserline Headquarter
Laserline Korea

Laserline USA

Optoprim

Laserline China

West / East

Bauer Electronica

Taiwan Dynamics
Laserline India

Laserline Subsidiaries
Laserline Partners

Laserline Latin America

Dura-Metal

レーザーライン社について

ハイパワー化の変遷

069

Raymax4/6/2021

レーザーライン社について

日本法人
主要交通機関での容易なアクセス
五反田駅徒歩約12分、品川駅から車で約10分（JR山手線／ 都営浅草線／東急池上線）
各種交通機関・羽田空港からの良好なアクセス
1階正面玄関

アプリケーションラボ ／ 東京・愛知（サンプルテスト随時受付中）50ｋｇ可搬重量多関節ロボット

最新レーザ設備によるサンプル加工、
デモ実験（例：溶接、ブレージング、焼入れ、その他）
愛知県豊明市コンバーターレーザラボ開設（例：アルミ溶接など）

アプリケーションラボスペース

サービスパーツの保管

東京都品川区西五反田
西五反田7丁目ビル1F

主要保守部品、消耗品の配備による迅速な復旧

レーザーライン社について

アプリケーションラボ
レーザ発振器／加工ヘッド
LDF8000-30

出力:8kW

LDM3000-60

出力:3kW

LDMblue2000-60

OTZ
OTS-5 スポットインスポット

出力:2kW

ブルーレーザ用スキャナー
OTS-5

OTS-5溶接加工ヘッド
OTZズームホモジナイザー

LDM 3000-60/ LDMblue 2000-60

マルチスポットモジュール

Scansonic社製
ALO3－トリプルスポット／スポットインスポット

ご協力：ビンツェルジャパン株式会社様

ALO3
FD-V50加工設備
株式会社ダイヘン- 垂直多関節形ロボット FD-V50

LDF 8000-30- 2軸ダブルサポートポジショナー
FD/A2-2PF300

FD/A2-2PF300

株式会社豊電子工業- 総合システムインテグレーション070

4/6/2021

Outline高出力ブルー半導体レーザの加工応用とレーザ安全性
レーザーライン社について
半導体レーザとその応用例
高出力ブルーレーザ発振器の特徴と加工応用
ブルーレーザの安全性

まとめ

半導体レーザの応用

身近なレーザ光源 = “半導体レーザ”
励起用光源

民生品・光ネットワーク

ディスクレーザ／ファイバーレーザ励起
Photo: Lumentum

Photo: Apple
Photo: Lumentum

産業用レーザ加工光源

Photo: Oclaro

Photo: Lumentum
5.6mm

携帯端末・3Dセンシング
CD／DVD／Bru-rayプレイヤー
レーザプリンター

バタフライ

Photo: Lumentum

Laserdiode

半導体レーザ光を直接集光してレーザ加工

071

Photo: Lumentum

海底光ケーブル4/6/2021

半導体レーザのコア技術

高出力化 ー モノリシックリニアLDアレイ “LDバー”
マイクロオプティクス
Fast axis

LDバー

Slow axis

マイクロチャンネルクーラーヒートシンク● 独自のヒートシンクデザイン

LDチップ● 20年の技術と経験の蓄積● 効率化の改善（冷却系とコーティング）● 実データによる予測寿命 > 50,000時間= 半導体レーザ素子5年保証

半導体ウェハー10mm

モノリシックリニアLDアレイ（LDバー）● 光通信用途LDと同等のソルダリング技術● LDの突然死の低減● MTTF と長寿命化

CW発振出力 ＞250W
Photo: Lumentum

半導体レーザがベースのためシンプルな大出力構造

更なる高出力の鍵 偏光／波長カップリング

LDM型

LDF型

高出力ダイレクトLD発振器へ

スタックアレイ波長カップリング

反射ミラー

偏光カップリング

スタックアレイ072

4/6/2021

大出力加工用レーザの種類

シンプルな構造の産業用レーザ ＝ ダイレクトLD発振器
レーザ媒体（レーザ光へ変換・高出力化）

ダブルクラッドファイバー
レーザ発振

励起用光

励起用 LD

ファイバーレーザ

励起用 LD

FBG（リアミラー）

半導体レーザ

FBG（フロントミラー）

伝送ファイバー

励起光源
Yb添加
ファイバー

レーザ発振 （ 1100nm）

ヒートシンクディスクYAG結晶

折返しミラー

加
工
対
象
物

励起光源

ディスクレーザ

励起用 LD

半導体レーザ

YAG結晶

励起用 LD

基本波構成参考：Laser Focus World Japan 2014.5

レーザ発振 （ 1030nm）

加工光源

ダイレクトLD

直接伝送ファイバーへ

高効率

半導体レーザ

レーザ発振 （ 900~1000nm）

LD光を直接集光、電化製品のような産業用レーザ発振器
従来の加工用レーザに比べ、短波長、シンプルな発振原理、高効率な画期的レーザ

半導体レーザの利点を使った加工用光源

迅速な復旧: 加工を継続させるスタックマネージメント
LDFシリーズ
故障モードの少ない半導体レーザを更に安定した光源へ
Stack 1

ON

－不具合スタックをモニタリング機能により特定

不具合スタックを直ちにオフにし、残りのスタックの電流値と出力を自動計算し発振出力の持続

Stack 2

最大定格出力値は不具合スタック分下がるものの、加工条件下の出力は継続され、生産へのインパクトを無くす

Stack 3

Stack 4

スタックマネージメント機能の所要時間は数分間で、すぐに装置復旧可能

Stack 5

不具合スタックは、定期メンテナンス時等に取り外し修理
Stack 6

OFF
ON

ON

ON
ON

－スタックはカセット式で現場で交換が可能
Inew> Iformer  Pnew= Pformer073

4/6/2021

最先端半導体レーザ発振器

高出力半導体レーザ発振器 最新ラインナップ

LDM シリーズ（VG5H）

LDFシリーズ

LDM シリーズ （VG7H）

ビームコンバーター付LDFシリーズ(ファイバーレーザ発振）

最大45kW まで

IRは4 kWまで

IRは8kWまで

可動式発振器

青色は1kW まで

青色は2kW まで New!!

高輝度ビームへの変換モジュールを搭載

各種出力モデル、

19“ ラック式

19“ ラック式

4~8 mm mrad @ 8 kW 最大

ファイバー分岐等、

超コンパクト、頑強、高信頼性

ラックサイズはそのま
まに、更に高出力化

豊富なオプション
その他：

ハイブリッドLDFシリーズ(ファイバーレーザ発振 ＋ DDL）

高輝度ビームへの変換モジュールを搭載

New!!

高輝度パルスファイバーレーザ

1台で3役の発振器製品ラインナップ

LDFシリーズ● 主な仕様:● ～ 8,000 W @ 30 mm mrad● ～ 11,000 W @ 40 mm mrad● ～ 16,000 W @ 60 mm mrad● ～ 22,000 W @ 100 mm mrad
● ～ 45,000 W @ 200 mm mrad
● ビームスイッチ（ファイバー最大4分岐）、
出力アップグレード、その他各種オプションに対応● OPC-UA規格にも対応

074

4/6/2021

製品ラインナップ

DDLを使った高輝度レーザ発振

DDLメーカーの”ファイバーレーザ“① 半導体レーザ② ビームコンバーター③ ビームスイッチ④ プロセスファイバー

ビームコンバーター
モジュール
②
④

④
ビームコンバーター
モジュール
②
①
①

ビームコンバーター付
LDFシリーズ

LDFシリーズ

ビーム品質（mm mrad)

③

4

6

8

最大出力 (W)

4,000

6,000

8,000

ファイバーコア径 (μm)

100

150

200

● 着脱式アクティブファイバー● モジュラーコンセプト● フィールド交換が可能な優れたメンテナンス性

製品ラインナップ

ハイブリッドレーザ● 主な仕様 参考モデル － その他仕様もご提案可能● 12,000 W @ 100 mm mrad （半導体レーザ出力）● 5,000 W @ 6 mm mrad （コンバーターレーザ 出力）● 半導体レーザとコンバーターレーザの同時照射も可能（半導体レーザ0-4kW / コンバーターレーザ 0-5kW ）発振モード

半導体レーザコンバーター
レーザ

最大出力(W)

12,0005,000

ビーム品質(mm mrad)100

6ファイバーコア径(um)1000(NA0.2)150(NA0.1)

900-1,080

1080+/-20

波長範囲 (nm)

-

④

同時照射
半導体レーザコンバーターレーザ
4,000
5,000
100
6
1000
150
900-1,080
1080+/-20075

4/6/2021

製品ラインナップ
コンバーターレーザ

ハイブリッド光学系

半導体レーザ● 半導体レーザとコンバータレーザを同時照射し、ビーム強度分布をカスタマイズ● 加工速度、スパッタレス、溶け込み深さの改善

特殊ビーム強度分布による加工
コンバーターレーザ

半導体レーザ

製品ラインナップ

LDMシリーズ
VG5H～4kW@100mm mrad

● 主な仕様:● 1,500 W @ 20 mm mrad
● 3,000 W @ 30 mm mrad
● 4,000 W @ 40 mm mrad
● 6,000 W @ 60 mm mrad
● 8,000 W @ 100 mm mrad

5U

VG7H
～8kW@100mm mrad

● 19インチラック式● 装置搭載に最適● コンパクトな筺体から

7U

高出力なレーザ発振076

4/6/2021

高出力ダイレクトLD発振器の光の特徴

レーザラインの光学系設計

Optical/Ｍechanical
DesignTop hat beam
Ray tracing

Assembly
Final Optics

用途に合わせたビーム形状のカスタマイズ

集光性ばかりが注目されがちであるレーザ加工で、DDLはその良好なビーム整形性で、溶接のみならず各種産業用途の応用を拡大

光学系オプション

アプリケーション用途別専用光学系

クラッディング

熱処理

溶接● LLK-D コネクター● クイックチェンジ● LLK-B コネクター● ホモジナイザー光学系● パイロメーター● LLK-D コネクター● 90° ビーム折り曲げ● CMOS カメラ● クロスジェット

カバースライド● CMOS カメラ● Coax 11 ノズル

077

4/6/2021

製品用途

様々な分野で活躍する高出力半導体レーザ発振器
金属溶接・ろう付

金属肉盛り・3次元積層

CFRP・樹脂溶着

半導体製造・検査

焼入れ・表面改質

金属切断

Audi Q3

青色レーザでの溶接（銅・異種材溶接）

自動車車体向け用途

19年以上に渡る、自動車業界での実績

1st application Audi A3:

Current application example,

Repalcement of YAG Laser

recent generation Audi A3:

Installation in 2001

Installation in 2012

Laser brazing of tailgates

Laser brazing of roofs and tailgates

自動車車体用途に全世界1,000台以上の実績

078

例.Audi Q3 の製造ライン

4/6/2021

自動車車体 適用例

自動車製造におけるレーザカッティング● 溶融亜鉛めっき鋼板のレーザカッティング● レーザ出力:1,500W● スポット径：320um● 材料：DX 52 D Z140
● 材料厚み：2mm● 切断速度：1.2m/min● アシストガス：N2

レーザクラッディング

加工事例● ワイヤークラッディング● 50kW出力の幅広クラッディング

50kWによるクラッディング
3 tracks, cladded area
130 x 120 x 1,0 mm,
50 kW laser power,
laser on time only ~ 15 sec

ワイヤーによるアディティブマニュファクチャリング079

4/6/2021

レーザクラッディング

加工事例
高速レーザクラッディング（コーティング）の応用

ブレーキディスク へのコーティング

https://www.laserline.com/en-int/the-brake-for-less-fine-dust/

Outline高出力ブルー半導体レーザの加工応用とレーザ安全性
レーザーライン社について
半導体レーザとその応用例
高出力ブルーレーザ発振器の特徴と加工応用
ブルーレーザの安全性

まとめ

080

4/6/2021

次世代半導体レーザ加工キロワット級青色ダイレクトLD発振器
LDM blue シリーズ – 2kWモデル

VG5H（5Uモデル）

発売 New!!

o LDMblue 300-20: 300W @ 20 mm mrado LDMblue 500-60: 500W @ 60 mm mrado LDMblue 700-60: 700W @ 60 mm mrado LDMblue 1000-40: 1000W @ 40 mm mrado LDMblue 1500-60: 1500W @ 60 mm mrado LDMblue 2000-60: 2000W @ 60 mm mrad

これまでにない短波長の高出力ＣＷレーザ発振器
従来の高調波発生を使わない直接発振
超コンパクトデザイン、メンテナンスフリー
スキャナーオプション

高出力・高輝度
VG7H（7Uモデル）

ブルーレーザの安全対策

450nm （青色波長）の安全対策
波長（nm)

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

ブルーレーザ / 450nm● レーザの安全基準

国際機関 IEC 60825-1
JIS C6802
日本● レーザ製品のクラス分け● クラス1／クラス1M／クラス2／クラス2M／クラス3R／クラス3B／クラス4● 弊社ブルーレーザ発振器はクラス4に準じた安全対策が必要

081

LDMblue シリーズ
波長：445+/-20nm

4/6/2021

ブルーレーザの安全対策

450nm （青色波長）の安全対策● クラス4製品の安全対策例● キースイッチによる制御● レーザ光の放出警告灯● シャッター● インターロック及び非常停止● 各種警告ラベルでの表示● 保護メガネ● 安全管理者による操作● レーザ管理区域の設置● 機器に対する安全対策の他、作業環境に対する対策も必要● 労働安全衛生法関連● レーザの使用用途に応じた、作業者への安全対策（例、有害ガス、粉塵、被爆対策等）

次世代半導体レーザ加工キロワット級青色ダイレクトLD発振器コンセプト● ブルーレーザ: 半導体素子のダイレクトな発光

Laser Diode450 nm● グリーンレーザ: 非線形結晶による赤外光の高調波変換
Laser Diode900 –1000 nmActive Pump
Medium
1030-1064 nm

Freq.
Conversion
515-532 nm
Source: RP Photonics082

4/6/2021

次世代半導体レーザ加工キロワット級青色ダイレクトLD発振器コンセプト

GaN系LD素子

スタックアレイ

発振器

次世代半導体レーザ加工キロワット級青色ダイレクトLD発振器ロードマップ

2021
2020

2019
LDMblue1000-40
LDMblue1500-60

Released NEW！
LDMblue2000-60

2018
LDMblue1000-100
LDMblue500-60

083

さらなる大出力化

4/6/2021

次世代半導体レーザ加工

なぜ青色半導体レーザ が必要なのか？

• 青色LDの波長450 nmは、従来の赤外1 µmレーザより高反射材料への吸収が非常に高いため加工性が良くそのプロセス開発は重要である• 従来の短波長化の定石、高調波発生が不要で、電流を流すだけで直接450nm
で高出力ＣＷ発振する青色LDは重要

Blue: 65%
Green: 55%

IR diode laser > 1.5 kW “cutting example”
with low intensity

IR: ~6%

Source: E. Spiesz et al., Solar Absorptances and Spectral
Reflectances of 12 Metals for Temperatures from 300 to 500 K
NASA Technical Note TN-5353, 1969

次世代半導体レーザ加工

なぜ青色半導体レーザ が必要なのか？

● Cu:

6%

 66%

+ 1100 %● Au:

1-2%  65 %+ 3200 %

● Al:

6%

 15%

+ 150 %● SUS: 30%  42%+ 45 %

Source: E. Spiesz et al., Solar Absorptances and Spectral
Reflectances of 12 Metals for Temperatures from 300 to 500 K
Nasa Technical Note TN-5353, 1969

Shorter wavelength = Higher absorption and process stability

0844/6/2021

次世代半導体レーザ加工

なぜ青色半導体レーザ が必要なのか？
IR diode laser > 1.5 kW “cutting example” with low intensity

20

Tm

400

lhc

300

A

10

200

5

100
0

15

0

500

1000

1500

Source: Blom et al., SPIE 2003

2000

Absorptivity A (%)

Heat Conductivity l (W/mK)

Copper, l=1µm

0Temperature T (K)• IR光の急激な吸収率の増加

次世代半導体レーザ加工

穏やかな溶融池 銅の熱伝導溶接

Cu, 0.5mm
P= 540 W
v= 1000 mm/min
dfocus= 600 µm

085

4/6/2021

次世代レーザ加工

34枚の銅箔の溶接
溶接条件:
レーザ出力：580W
溶接速度：2 m/min
スポット径：Ø = 0,6 mm

箔厚11 µmの銅箔を34枚の溶接
銅箔の総厚：約0,4 mm

次世代半導体レーザ加工

青色レーザによる各種用途 熱伝導溶接
Cu, 0.5 mm
P= 540 W
v= 1000 mm/min

Cu 34x 11 µm
P= 580 W
v= 35 mm/s
df= 600 µm

450nm 青色レーザによる銅の加工利点● IR帯の波長に比べ20倍以上の吸収特性● スパッタの無い熱伝導溶接● 表面状態によらない加工● 後工程の必要ない仕上がり● 従来にない接合形状

Cu 0.5 mm / Cu 0.5 mm
P= 1200 W
v= 35 mm/s
dfocus= 1000 µm

086

Cu 0.3 mm /Cu 0.3 mm
P= 1200 W
v= 25 mm/s
dfocus= 1000 µm

4/6/2021

HYBRID Welding

次世代半導体レーザ加工

ブルーとIRのハイブリッド加工• ハイブリッド光組み回せ例
IRレーザ
ファイバーコア径： 600 µm, NA 0.12
0.3 mm
スポット径：
レーザ出力：
１kW-8kW

ブルーレーザファイバーコア径： 600 µm (or 1000 µm), NA 0.22
スポット径：
0.6 mm ( or 1mm)
0.3kW-2kW
レーザ出力：PW

HYBRID Welding

ハイブリッド溶接

Keyhole welding 1 + 2 mm overlap

1000 + 3000 W  1.45 mm

1000 + 3500 W  1.91mm

Confidential

087

1000 + 4000 W  2.36 mm

4/6/2021

HYBRID Welding

ハイブリッド溶接

平角銅線 ヘアピン溶接
1000 W Blue
2000 W IR
1 mm / 0.3 mm spotsize
300ms
Static weld
Almost spatter free

Outline高出力ブルー半導体レーザの加工応用とレーザ安全性
レーザーライン社について
半導体レーザとその応用例
高出力ブルーレーザ発振器の特徴と加工応用
ブルーレーザの安全性

まとめ

088

4/6/2021

高出力ブルー半導体レーザとその加工応用

まとめ
半導体レーザのポテンシャルと拡がる適用例
ブルーレーザ発振器の更なる高出力化と高輝度化
高反射材料へのレーザ適用＊銅材料への新しい加工

各種金属材料へのレーザ適用 ＊短波長による吸収率向上

HYBRID レーザ溶接によるハイパワー化ソリューション
可能性を秘めた高出力ダイレクトLD発振器の方向性と今後の大出力化の動向による更なるソリューションへの期待

高出力ダイレクト半導体レーザ発振器専門メーカー＜お問合せ先＞
レーザーライン株式会社
電話：03-6417-4822
E-mail: info-japan@laserline.com089

第 3 章 国際会議の動向調査

3.1 目的
レーザの安全性に関する国際標準を策定している IEC TC76 の会合が、コロナ禍のため、2020 年
9 月 22 日～10 月 26 日にかけてリモート開催された。国際標準化の動向を把握するうえで重要な情報であることから、事務局が取りまとめた会合の内容について報告する。

3.2

IEC/TC 76 報告

3.2.1 Plenary 会合
IEC1906 賞受賞者５人が紹介され、日本からは森氏が選出された。また、作業プログラムおよび各 WG の進捗状況の説明があった。
安定期日の見直しがあったこと、P メンバが確認され１５ヵ国であること、イランおよびベルギ
ーは久しぶりの参加であること、決議事項が１４件あったこと、次回会合は 2021 年 11 月にベルリンで開催予定であること等が報告された。
3.2.2 WG1＋8（Optical radiation safety＋Development and maintenance of basic standards）
出席者は５４名、アジェンダおよび前回議事録は了承された。WG1 は 60825-1 および新規案件を取り扱っており、a)AEC、b)Moving Platform、c)Laser directed at the human eye、d)UV
photochemical limits、e)Adjusting limits based on detection of pupil diameter について資料を入手した。
それらの課題のスケジュールは決まっているのか、全体に影響を及ぼす案件もある、との懸念があるが、a)はドラフト作成中、b)は CD 回覧中であり次は 2ndCD、c)は CD 回覧中、d)は規格策定ではない、e)はこれから提案される案件であることを確認した。
3.2.3 WG3（Laser radiation measurement）
Plenary 会議以前に WG3 は開催されず、これまでの進捗状況報告が紹介された。
3.2.4 WG4（Safety of medical laser equipment）
IEC60601-2-57 については、昨年からの進捗はなくドラフトは 2019 年にローリーで検討したバージョンのままであること、また TR60825-8 ED3 については最終ドラフトが公表される予定となっている。
3.2.5 WG5（Safety of fibre and free space optical communications systems）
IEC60825-12 については、2CD に対するコメントについて PL として Reject した案件について議論し、次は CDV に進むことを Plenary で投票にかける段階。
IEC60825-2 については、ED4.0 は WG5 会合の後 FDIS として回覧し承認された。ED4.1 についてはロードマップの説明を行ったこと、また箇条構成の変更を含むいくつかの提案があり議論が行われた。
FDIS の段階で Scope の変更が手続き的に可能なのかとの点について、本来はあり得ないはず、
IEC TO の Rotti 氏が期待を持たせるような発言をしたことが原因ではないかと思料。

090

3.2.6 WG7（High power lasers）
進捗が止まっているため、Co-Convenor が任命される予定。
3.2.7 WG9（Non coherent sources）
GLA（照明工業会の国際団体のようなもの）が Covid-19 の関係で UV 殺菌に関する業界ガイドのようなものを発出し、その内容に基づき IEC TC34 で PAS を作成する動きがあるが、根拠が明確でないペーパーをベースに PAS を出すのは危険と思料。また、IEC TR62471-2 は廃止されることが決議された。
3.2.8 JTC5（(IEC TC76 IEC+ TC34 CIE 第 2 部会+CIE 第 6 部会の合同 TC）
2020 年の JTC5 の開催はなく、進捗はほとんどない。
3.2.9 JWG10（Safety of lasers and laser equipment in an industrial materials processing environment
linked to ISO/TC 172/SC 9）
これまでの経緯について説明。WD は 2021 年秋までには提出される見込みであり、その後、コメントを出す予定。
3.2.10 JWG12（Eye and face protection against laser radiation linked to ISO/TC94/SC6）
2020 年 7 月に Web 会議が開催され、ISO/IEC19818-1 の CDV に関する全てのコメントについて議論。次は FDIS を JWG に回覧する段階。
3.2.11 AAG（運営諮問委員会）
初めての Web 会議。参加者、特に Chief of Delegate を特定するためにも会議登録システムで出席者を登録させる仕組みを導入した。

3.3 今後の見通し
3.2.2 に記述した新しい規格策定の動きを引き続きフォーローするとともに、今後もリモート開催になる可能性が高いことから、会議中の対処方針に関する打合せが困難になることを念頭に準備することが必要と
なる。

091

第4章
4.1

海外の関連法規の調査

目的
レーザポインタを適切に利用してもらうためには、利用者に対する普及啓発活動はもとより、適切な法整備が必要となる。IEC においても IEC 60825 シリーズにおいてレーザの安全性に関する国際標準を整備しており、各国はこれらの国際標準に準拠して国内法を整備しつつある。
ここでは、中国における法制度の内容について
SAC/TC284 National Technical Committee 284 of Optical Radiation Safety and Laser
Equipment of Standardization Administration of China から入手した中国規格の翻訳を
掲載する。

4.2

新中国規格『レーザポインター製品の光放射に対する安全要求事項』
標記規格の内容について、翻訳を掲載する。

092

中華人民共和国国家規格
GB/T 39118—2020

レーザポインタ製品の光放射に関する安全要求事項
Safety requirements of optical radiation for laser printers products

2020 年 10 月 11 日公布

2021 年 5 月 1 日施行

国家市場監督管理総局
公布
国家標準化管理委員会

093

GB/T 39118-2020

目次
序文 .......................................................................................................................................................................................... 95
1

範囲 .................................................................................................................................................................................... 1

2

規範として引用する文書 ................................................................................................................................................ 1

3

用語と定義 ........................................................................................................................................................................ 1

4

安全分類 ............................................................................................................................................................................ 2
4.1

概要 ............................................................................................................................................................................. 2

4.2

職責の分類 ................................................................................................................................................................. 24.3

分類規則 ..................................................................................................................................................................... 2

4.4

クラス ......................................................................................................................................................................... 24.5

被ばく放出限界 ......................................................................................................................................................... 35

被ばく放出量及び危険評価 ............................................................................................................................................ 45.1

被ばく放出レベルの確定 ......................................................................................................................................... 4

5.2

危険評価 ..................................................................................................................................................................... 66制御措置 ............................................................................................................................................................................ 96.1

メーカーの要求事項 ................................................................................................................................................. 96.2

代理業者の要求事項 ............................................................................................................................................... 116.3

検査機関の要求事項 ............................................................................................................................................... 12

6.4

使用者の要求事項 ................................................................................................................................................... 12

附属書 A （参考） レーザポインタの光放射に関する潜在的危険 ................................................................................. 13
附属書 B （参考） MPE 及び NOHD の計算例 ................................................................................................................. 19
参考文献 ................................................................................................................................................................................. 21

図1

放射露光と最大許容露光量の関係図....................................................................................................................... 7

図2

ビーム内観察の公称眼障害距離図........................................................................................................................... 8

図3

レンズを通してビームの焦点を合わせた場合の公称眼障害距離図 ................................................................... 8

図4レンズを通して鏡面反射ビームの焦点を合わせた場合の公称眼障害距離図 ................................................... 9

図5

レーザポインタの説明ラベル................................................................................................................................. 10

図6

クラス 1 のレーザポインタのラベル案 ................................................................................................................. 10

図7

クラス 1M のレーザポインタのラベル案 ............................................................................................................. 11

図8

クラス 2 のレーザポインタのラベル案 ................................................................................................................. 11

図9

クラス 2M のレーザポインタのラベル案 ............................................................................................................. 11

図 A.1 レーザポインタの視覚妨害シーンの図................................................................................................................. 14
図 A.2 MDE と MPE の関係図 ............................................................................................................................................ 15
表1

クラス 1 及びクラス 1M のレーザポインタの被ばく放出限界 C6=1a ................................................................. 4

表2

クラス 2 及びクラス 2M のレーザポインタの被ばく放出限界 ........................................................................... 4

表3

AEL 評価において使用する補正係数...................................................................................................................... 4

表4

点光源照射条件下における目の角膜の MPE 値 .................................................................................................... 7094

GB/T 39118-2020
表5

MPE 評価において使用する補正係数及び時間折点 ............................................................................................. 7

表 A.1 視覚妨害レベル a ...................................................................................................................................................... 13
表 A.2 夜間、夕方及び昼間の異なる環境の光背景下における眩惑区域の MDE 値.................................................. 15
表 A.3 明所視スペクトル発光効率関数 V（λ） ............................................................................................................... 16095

GB/T 39118-2020

序文
本標準は GB/T 1.1-2009 に示された規則に基づき起草されたものである。
本文書の内容の一部は特許に関わる可能性があることに注意されたい。本文書の公布機関はこれらの特許を識別する責任を負わない。
本標準は中国機械工業聯合会が提出する。
本標準は全国光輻射安全和激光設備標準化技術委員会（全国光放射安全・レーザー設備標準化技術委員会）（SAC/TC 284）が一括管理する。
本標準の起草組織：中国科学院光電研究院、北京工業大学、軍事科学院軍事医学研究院、中国計量科学研究院、
国家激光器件質量監督検験中心（国家レーザ機器品質監督検査センター）、中国電子科技集団公司第十一研究所。
本標準の主な起草者：呉愛平、麻雲鳳、陳虹、樊仲維、楊在富、廖利芬、程旺、馬冲、戚燕、蘆永紅、常閃閃、王江、趙鵬。

096

097

GB/T 39118-2020

レーザポインタ製品の光放射に関する安全要求事項
1

範囲

本標準は一般消費者向けレーザポインター品の光放射安全要求事項を定めたものであり、主に安全分類、被ばく放出量と危険評価及び制御措置を含む。
本標準は公称波長 400 nm～700 nm の可視光範囲内の一般消費者向けレーザポインタ製品（以下、「レーザポイ
ンタ」という）の生産、検査、販売及び使用に適用する。
2

規範として引用する文書

次に掲げる文書は本文書の適用に不可欠である。日付の注記がある引用文書は全て、注記された日付の版のみを本文書に適用する。日付の注記がない引用規格は全て、その最新版（全ての追補を含む）を本文書に適用する。
GB 7247.1-2012 レーザ製品の安全 第 1 部：設備分類、要求事項
GB/T 7247.13-2018 レーザ製品の安全 第 13 部：レーザ製品の分類測定
GB/T 7247.14-2012 レーザ製品の安全 第 14 部：ユーザーガイドライン
IEC 60825-1:2014 レーザ製品の安全 第 1 部：設備分類、要求事項（Safety of laser products-Part 1:Equipment
cassification an requirements）
3

用語と定義
GB 7247.1-2012、GB/T 7247.13-2018、GB/T 7247.14-2012 に定義された次に掲げる用語と定義を本文書に適用する。
3.1
レーザポインタ laser pointer
目標物体又は空間位置を示すことに用いるレーザ製品。
3.2
一般消費者向けレーザポインタ laser pointer for consumer
合理的に予見可能な状況において消費者の使用に供するレーザポインタ。
注 1：パワーが低く、発散角が小さい可視光放射を放出し、一般に手に持って使用する。例：レーザペン。
注 2：使用者が通常レーザの専門研修を受ける必要がなく、製品使用説明書に基づき正確に使用できるレーザ
ポインタ。
3.3
ビーム内観察 intrabeam viewing
目が直射又は鏡面反射（拡散反射ではない）のレーザビームの照射を受けている状態。
3.4
被ばく放出限界 accessible emission limit;AEL
対応するクラスで許容される最大の被ばく放出量。
3.5
最大許容露光量 maximum permissible ezposure;MPE
正常な状況において人体がレーザー照射を受けても好ましくない結果を生じないレーザ放射レベル。

098

GB/T 39118-2020
3.6
公称眼障害距離 nominal ocular hazard distance;NOHD
ビーム放射照度又は放射露光が対応する目の角膜の最大許容露光量と等しいところまでの距離。
3.7
偶発的な視覚妨害 accidental visual interference
目が不意に強い光に直接照射され、又は強い散乱光に照射されたときに引き起こされる、一時的に視覚機能を低下または喪失する生理的な現象。
注：例えば、眩惑、閃光盲及び残像。強い光が消失するとすぐに緩和されるが、注意力散漫又は制御不能により重大な事故を引き起こす可能性がある。
4

安全分類

4.1

概要

クラスの確立とは使用者がレーザポインタに潜在する危険を評価できるようにするため、必要な制御措置を確定することである。通常のレーザ製品の分類は正常運用条件下において接触する可能性がある最大のレーザ放射レベルを基礎として確定する。GB 7247.1-2012 の 3.18 から 3.21 に定められたレーザ製品の安全分類のクラスは、レーザ放射の目及び皮膚に対する危険についてのみ対象としている。一般消費者向けレーザポインタ使用の特徴
は、レーザの照射により生じる潜在的な危険のほか、レーザ放射がさらに一時的に視力障害を引き起こす可能性があることである。例えば、眩惑、閃光盲及び残像の影響は使用条件及び周辺の照度次第である。このため、本標準が示すレーザポインタのクラスはクラス 1、クラス 1M、クラス 2、クラス 2M のみを含む。
レーザポインタの電気部品は関連の電気安全規格に適合しなければならない。
4.2

職責の分類

レーザポインタの安全分類のクラスの正確な確定はメーカー（代理業者を含む）の職責である（6.1 参照）。
4.3

分類規則

レーザポインタが本標準のある特定のクラスに対する制御措置、表記及びユーザ情報等全ての要求事項に適合する場合、そのクラスに区分することができる。分類規則として、次に掲げるクラス等級（危険度順）クラス 1、
クラス 1M、クラス 2、クラス 2M を使用しなければならない。
公称波長のほか、作業波長を含む全ての波長を統一して評価し、次に掲げる要求事項を総合的に考慮しなければならない。
a） 原則上、消費者が不可視光レーザ放射を受けることを避けるため、可視光の波長の被ばく放出は不可視
光の被ばく放出を上回らなければならない。
b） 不可視光の被ばく放出量は 0.1 mW を下回らなければならない。
c） 本標準の分類は次に掲げる時間基準を採用する。
1） 400 nm～700nm の波長の範囲内においてはクラス 2、クラス 2M のレーザー放射の時間基準を 0.25sとする。
2） 400 nm～700nm の波長の範囲内においては 1）の状況以外の時間基準を 100s とする。
製品を分類するとき、時間基準内で可能な放出持続時間を考慮しなければならない。

4.4

クラス

099

GB/T 39118-2020
4.4.1

クラス 1

合理的に予見可能な使用条件下において、通常安全なレーザポインタ。人が接触する可能性があるレーザ放射はクラス 1 の被ばく放出限界を超えてはならない。
しかし、周辺が暗い環境でビーム内観測をするとき、依然として目がくらむ等の視覚的な影響を生じる可能性がある。附属書 A 参照。
注：クラス 1 の被ばく放出限界の詳細は表 1 参照。
4.4.2

クラス 1M

400 nm～700nm の波長の範囲においてクラス 1 の被ばく放出限界を超えるレーザポインタ。光学器具（双眼鏡又は望遠鏡）を使用して平行ビームを観察するとき、目の障害を引き起こす可能性がある。
周辺が暗い環境でビーム内観察をするとき、依然として目がくらむ等の視覚的な影響を生じる可能性がある。
一時的な視覚妨害又は驚いて反応することにより間接的に一般の安全性の問題を引き起こす可能性がある。附属書 A 参照。
4.4.3

クラス 2

400 nm～700nm 波長範囲内において、人が接触する可能性があるレーザ放射がクラス 2 の被ばく放出限界を超えられないレーザポインタ。人が接触する可能性があるレーザ放射が皮膚に対して安全である場合、目に対して本質的に安全とは限らない。一般的な状況において目は強い光に対する自然な回避反応（0.25s）を通じて保護することができる。
注：こうした自然な回避反応は目が意図的にビーム内を凝視する状況において効果を失い、飲酒又は服薬によっても影響を受ける。
周辺が暗い環境ではクラス 2 のレーザポインタのレーザビームは眩惑、閃光盲、残像を引き起こす可能性がある。一時的な視覚妨害又は驚いて反応することにより間接的に一般の安全性の問題を引き起こす可能性がある。
附属書 A 参照。
4.4.4

クラス 2M

一定の測定条件において、クラス 2 で許容する被ばく放出限界を超えないレーザポインタ。光学器具（双眼鏡又は望遠鏡）を使用して平行ビームを観察するとき、自然な回避反応では十分な保護を提供できず、依然として障害が発生する可能性がある。
周辺が暗い環境ではクラス 2 のレーザポインタのレーザビームは眩惑、閃光盲、残像を引き起こす可能性がある。一時的な視覚妨害又は驚いて反応することにより間接的に一般の安全性の問題を引き起こす可能性がある。
附属書 A 参照。
4.5

被ばく放出限界

表 1 にクラス 1 及びクラス 1M のレーザポインタの被ばく放出限界を示し、表 2 にクラス 2 及びクラス 2M のレーザポインタの被ばく放出限界を示した。表 1 及び表 2 で用いられる補正係数 C3 及び C6 は表 3 にそれらの波長、放出持続時間、パルス光源及び視角の関数を定めた。

100

GB/T 39118-2020

クラス 1 及びクラス 1M のレーザポインタの被ばく放出限界 C6=1a

表1
波長（λ）
nm

10-11〜5×10-6

400〜450
7.7 ×10-8 J

450〜500

放出持続時間（t）
s
5 × 10-6〜10
10〜102
3.9 × 10-3 J
3.9×10-3C3 J-4 0.75
7 ×0 t J
及び b
3.9×10-4 W

102〜3×104
3.9 × 10-5 C3 W

500〜700
3.9 × 10-4 W
注： 測定条件を満たし、かつクラス 1 の要求事項を満たしたーザポインタは拡大倍率 7 倍を超え、又は対物レンズの直径が規定より大きい光学器具（例えば、双眼鏡等の望遠光学系など）を使用して観察するとき、危険をもたらす可能性がある。
a
補正係数は表 3 参照。
b
波長範囲が 450 nm〜500 nm の場合、2 種類の限界を適用し、かつレーザポインタの被ばく放出量は当該クラスが指定するいずれの適用限界も超えてはならない。

表2

クラス 2 及びクラス 2M のレーザポインタの被ばく放出限界

波長（λ）
nm

放出持続時間（t）
s

クラス 2 の AEL

t<0.25t≥0.25

クラス 1 の AEL と同
C6×10-3 W
注： 測定条件を満たし、かつクラス 2 の要求事項を満たしたレーザポインタは、拡大倍率 7 倍を超え、又は対物レンズの直径が規定より大きい光学器具（例えば、双眼鏡等の望遠光学系）を使用して観察するとき、危害をもたらす可能性がある。
400〜700

表3

AEL 評価において使用する補正係数

パラメータースペクトル範囲 nm

C3 = 1.0

400〜450

C3=100.01(λ-4500)

450〜600a≤amina に対し、C6=1

400〜700

amin=1.5 mrad.
注： 表 1、表 2 の時間区分の境界にある放出持続時間（例えば t = 10 s）については、当該持続時間に対応する 2 種類の限界値のうち小さい方を選択して被ばく放出限界とすることが望ましい。
a5

C6 は熱的網膜障害限界にのみ適用する。

被ばく放出量及び危険評価

5.1

被ばく放出レベルの確定

5.1.1

一般要求事項レーザポインタは出荷前、いかなる使用時にも人が接触する可能性がある全ての放射波長の範囲及び出力パワ101

GB/T 39118-2020
ーの被ばく放出量を総合的に考慮し、かつそれを対応する最高クラスに区分しなければならない。人が偶発的な視覚妨害の影響を受けることを防止するため、合理的に予見可能なビーム方向の変化の全ての単一故障事象をレーザポインタの構造設計の安全防御措置に組み込むことで予測不能な目の障害及び各種事故の発生を避けなければならない。評価はレーザポインタ使用中に発生する可能性がある合理的に予見可能ないかなる単一故障条件をも考慮に入れなければならない。
5.1.2

測定条件

本標準の分類に採用される測定条件：―クラス 1 及びクラス 1M は IEC 60825-1 ：2014 の 5.3a）に依拠する。
―クラス 2 及びクラス 2M は 60825-1 ：2014 の 5.3 に依拠する。
―400nm～700nm の範囲内の全ての波長において測定する最短距離は一般に 100mm である。
―ビームの外に実焦点（ビームウエスト）があるレーザポインタについては、その焦点において測定、評価しなければならない。
5.1.3

被ばく放出

レーザポインタを使用するとき、その出力の最高被ばく放出レベル（5.1.2 の条件に基づき確定する）と対応するクラスの被ばく放出限界を比較することで、レーザポインタの安全分類のクラスを確定する。ビームの総エネ
ルギー量に関わらず、分類する場合は与えられた距離測定位置を通じた限界開口内のエネルギーを考慮しなければならない。このため、測定距離 L において開口絞り又は限界開口を用いて確定した放射エネルギーを採用し、総放射エネルギーとの割合は係数 ƞ を用いて表示する。その公式は次のとおりである。

式中の記号はそれぞれ次の内容を表す。
Df—開口絞り又は限界開口の直径、単位はセンチメートル（cm）
DL—測定距離 L のビームの直径、単位はセンチメートル（cm）
注：公式の DL 値は測定距離 L の被ばく放出総エネルギーの中心エネルギーの 63.2％（1/e に相当）の直径。
そのうち測定距離 L のビームの直径は公式（2）に示す。

式中の記号はそれぞれ次の内容を表す。
D0―ビームウエストの直径、単位はセンチメートル（cm）
L―測定距離、単位はセンチメートル（cm）
φ―ビームの発散角、単位はラジアン（rad）
被ばく放出（AE）は公式（3）に示す。

式中の記号はそれぞれ次の内容を表す。
Q—放射エネルギー、単位はジュール（J）
被ばく放出（AE）値を算出し、被ばく放出限界と比較し、レーザポインタの相応のクラスを確定する。

102

GB/T 39118-2020
5.2

危険評価

5.2.1

概要

通常、全ての予見可能な条件下において出現する可能性があるレーザー照射レベルを評価する必要がある。人がレーザー照射を受けるとき、合理的に予見可能な条件下においてその照射レベルは MPE を超えないことを確実に保証するためである。
評価は危険を生じる可能性があるいかなる物理的環境条件をも考慮しなければならず、環境要因の重要性はレーザポインタのクラスにより異なる。環境要因は室内及び屋外の使用状況を含む。室内環境は教室、職場、密閉された実験室及び工場の生産ライン等を含む。特に周辺が暗い環境での使用に考慮しなければならない。機器の操縦、高所での作業、高電圧のある作業環境又は運転中等、使用者は安全要求事項の過酷な作業条件において、視覚妨害の影響を十分に重視しなければならない。
合理的に予見可能な単一故障条件は次に掲げる内容を含むがこれらに限らない。
a） 消費者の使用に供しないことが予想されるが、消費者に合理的に予見可能な条件下で使用される可能性があるレーザポインタ。
b） 周辺が暗い環境において、直接又は鏡面反射を通じた物体（例えば、ステンレス材料の表面、ガラスの表面等）が人を照射する。
c） 公共及び娯楽の場、舞台公演及び映画館において警告又はポインタとしてみだりに人及び物体を照射する。
d） 公共の安全エリアにおいて使用する。
5.2.2

最大許容露光量

目又は皮膚がレーザの照射を受けた後、瞬間的に又は長時間障害が発生しない最大照射レベル。MPE 値の確定には次に掲げるパラメータを知る必要がある。
a） 波長b） 露光時間c） 露光条件
放射露光（H）を用いて表示する MPE 値 HMPE は J/cm2 を単位とし、放射照度（E）を用いて表示する MPE 値
EMPE は W/cm2 を単位とし、両者間の変換は公式（4）に示す。

式中の記号はそれぞれ次の内容を表す。
t―露光時間、単位は秒（s）
MPE 値を計算する時間基準は拡散反射観察及びビーム内観察によって異なり、可視光スペクトルの範囲内では拡散反射観察の時間基準を 600s とし、ビーム内観察の時間基準を 0.25s とすることを推奨する。表 4 に点光源の目の角膜に対する最大許容露光量を示し、表 5 に当該スペクトルの範囲内の補正係数 C3 及び時間折点 T1（s）の値を示した。

103

GB/T 39118-2020

表4

点光源照射条件下における目の角膜の MPE 値

波長（λ）
nm

露光時間（t）
s

400~700

MPE
J/cm2

W/cm2

10-11~5×10-6

2.0×10-7-

400~700

5×10-6~10

1.8t0.76×10-3-

400~450

10~100

1.0×10-2-

400~450100~3×104-

C3×10-4

450~500

10~T1-

1.0×10-3

450~500

T1~100

C3×10-2-

450~500

100~3×104-

C3×10-4500

10~3×104-

1.0×10-3

表5

MPE 評価において使用する補正係数及び時間折点

波長（λ）
nm

補正係数及び時間折点
1.0

400〜450C3
450〜600

100.02(λ-450)45010
10×100.02(λ-450)

T1/s

450〜500
500

100

注：λ=450 nm の場合、T1=10 s。λ= 500 nm の場合、T1 = 100 s。

5.2.3

公称眼障害距離NOHD とは正常な状況での観察において、直射、反射又は散乱光に関わらず、ビームの放射照度又は放射露光がある空間位置において少なくとも対応する MPE 値と等しくなければならないところまでの距離をいう。図 1 に示すとおりである。
放射露光＝最大許容露光量
危険

図1

安全

放射露光と最大許容露光量の関係図

104

GB/T 39118-2020
公称眼障害距離の計算は使用状況ごとに計算公式が異なる。附属書 B 参照。主に次に掲げる 3 種類の状況を含む。
a） ビーム内観察の NOHD は図 2 参照。
レーザー

図2

ビーム内観察の公称眼障害距離図

ビーム内観察の公称眼障害距離の計算公式は公式（5）に示す。

式中の記号はそれぞれ次の内容を表す。
rNOHD ―公称眼障害距離、単位はセンチメートル（cm）
φ―ビーム発散度、単位はラジアン（rad）
Φ―放射束（放射パワー）、単位はワット（W）
A―レーザポインタのビームの開口直径、単位はセンチメートル（cm）
EMPE ―放射照度を用いて表示する最大許容露光量（表 4 参照）、単位はワット毎平方メートル（W/cm2）。
b） レンズを通してビームの焦点を合わせた場合の（図 3 参照）。

レーザー

図3

レンズを通してビームの焦点を合わせた場合の公称眼障害距離図

レンズを通してビームの焦点を合わせた場合の公称眼障害距離の計算は公式（6）に示す。

式中の記号はそれぞれ次の内容を表す。
rNOHD ―公称眼障害距離、単位はセンチメートル（cm）
fo―レンズの焦点距離、単位はセンチメートル（cm）

Φ―放射束（放射パワー）、単位はワット（W）

bo―ビームがレンズ表面に到達する直径、単位はセンチメートル（cm）

105

GB/T 39118-2020
EMPE―放射照度を用いて表示する最大許容露光量（表 4 参照）、
単位はワット毎平方メートル（W/cm2）c） レンズを通して鏡面反射ビームの焦点を合わせた場合の NOHD（図 4 参照）。

レーザー

図4

レンズを通して鏡面反射ビームの焦点を合わせた場合の公称眼障害距離図

レンズを通して鏡面反射ビームの焦点を合わせた場合の公称眼障害距離の計算は公式（7）に示す。

式中の記号はそれぞれ次の内容を表す。
rNOHD ―公称眼障害距離、単位はセンチメートル（cm）
f0―レンズの焦点距離、単位はセンチメートル（cm）

Φ―放射束（放射パワー）、単位はワット（W）

b0

ビームがレンズ表面に到達するときの直径、単位はセンチメートル（cm）

ρ―光学器具の反射率

EMPE

放射照度を用いて表示する最大許容露光量（表 4 参照）、単位はワット毎平方メートル（W/cm2）。

公式（5）から公式（7）のレーザ放射パワーΦ が放射エネルギーQ で代替されるならば、対応する EMPE は放射露光を用いて表示する最大許容露光量 HMPE を使用し、単位はジュール毎平方センチメートル（J/cm2）である。
6

制御措置

6.1

メーカーの要求事項

6.1.1

製品の製造

レーザポインタを開発、生産するとき、制御措置を講じなければならない。次に掲げる内容を含むがこれらに限らない。
a） 児童が接触する可能性がある一般消費者向けレーザポインタはクラス 1 のレーザポインタの被ばく放出
限界を超えてはならない。
b） 2 つ以上の波長を出力するレーザポインタ（例えば、不可視光を可視光に変換する）は必要な措置（例えば、光学フィルターを使用する等）を講じ、不可視光の被ばく放出を 0.1mW を下回るようにし、又は不可視光を取り除かなければならない。
c） スイッチはオンの状態を持続する機能を有してはならない。
d） インターロック機能を有する。
e） 専用工具を使用しなければ、レーザポインタを分解できない。
f） レーザポインタの適切な位置に対応するクラスに適合するラベルを貼付する必要がある（具体的な要求
事項は 6.1.3 参照）。
g） 関連技術規格及び検査記録を適切に保存する。
h） その他の特殊説明。

106

GB/T 39118-2020
6.1.2

説明書の情報メーカーはレーザポインタ説明書に次に掲げる安全告知情報を提供しなければならない。

a） 製品の波長及びクラスを明確に示し、また 6.1.3 に基づき警告ラベル及び説明ラベルを明示する。
b） 製品の公称眼障害距離及び安全距離を示す。
c） 製品がクラス 1 以外の場合、14 歳以下の児童の使用を認めないことを明示する。
d） a）及び b）は技術的措置を通じて保障する必要がある。
e） 製品インターロックの説明又は図を示す。
f） 光放射安全告知情報を提供する。次に掲げる内容を含むがこれらに限らない。
1） クラスごとの安全リスク
2） 警告ラベルの意味
6.1.3

警告ラベル及び説明ラベル

レーザポインタごとに IEC 60825-1:2014 のラベル規定（7.1 及び 7.2、7.4 及び 7.9 参照）に基づき表記しなければならない。使用期間中、ラベルは長持ちし、永久に固定され、文字がわかりやすく、目立たせなければならない。ラベルは人がクラス 1 を超えるレーザ照射を受けずに見える位置に貼付しなければならない。ラベルの枠及び記号は黄地黒字にする。ただし、クラス 1 のレーザポインタはこの色の組み合わせにする必要はない。
次に掲げる警告ラベル及びクラスのラベルのほか、さらに各クラスの説明ラベルを提供しなければならない。
図 5 に示すとおりである。IEC 60825-1： 2014 のラベルのサイズ規定（IEC 60825-1： 2014 の図 4 参照）に基づき
レーザポインタごとに説明内容を提供し、かつその内容を説明ラベルに記入し、レーザポインタの適切な位置に貼付する。
文字で説明する位置

図5

レーザポインタの説明ラベル

各種レーザポインタの警告ラベル及び説明ラベルは危険度順に次の通り示す。
a） クラス 1 のレーザポインターはレーザのラベルを有し、かつ説明ラベルに明示しなければならない。
レーザ放射
ビームを直視したり、人を指したりしてはならない
クラス 1 のレーザポインタ
図 6 に示す図形ラベル案はレーザポインタの適切な位置に貼付できる。

クラス 1
レーザポイ
ンタ

図6

クラス 1 のレーザポインタのラベル案b） クラス 1M のレーザポインタは警告ラベルを有し、かつ説明ラベルに明示しなければならない。

107

GB/T 39118-2020
レーザ放射
ビームを直視したり、人を指したりしてはならない
光学器具を使用して直接ビームを見てはならない
クラス 1M のレーザポインタ
図 7 に示す図形ラベル案はレーザポインタの適切な位置に貼付できる。

警告
クラス 1M
レーザポインタ
図7

クラス 1M のレーザポインタのラベル案

c） クラス 2M レーザポインタは警告ラベルを有し、かつ説明ラベルに明示しなければならない。
レーザ放射
ビームを直視したり、人を指したりしてはならない
クラス 2 のレーザポインタ
図 8 に示す図形ラベル案はレーザポインタの適切な位置に貼付してよい。

クラス 2
レーザポインタ

図8

クラス 2 のレーザポインタのラベル案

d） クラス 2M のレーザポインタは警告ラベルを有し、かつ説明ラベルに明示しなければならない。
レーザ放射
ビームを直視したり、人を指したりしてはならない
光学器具を使用して直接ビームを見てはならない
クラス 2M のレーザポインタ
図 9 に示す図形ラベル案はレーザポインタの適切な位置に貼付してよい。

警告
クラス 2M
レーザポインタ
図96.2

クラス 2M のレーザポインタのラベル案

代理業者の要求事項

代理販売の各種代理業者は相応の安全措置を講じ、基本条件を備えなければならない。次に掲げる内容を含むがこれらに限らない。
a） 専門の光放射安全研修を受ける。
b） 条件を有するメーカーから販売権限付与を得る。
c） 正確に検査し、一般消費者向けレーザポインタに必須の対応するクラスの付帯ラベル及び製品説明書に

108

GB/T 39118-2020
適合させることができる。
d） 14 歳以下の児童が使用する製品のクラスを正確に理解している。
e） 消費者に必要な光放射安全情報及び提言を提供できる。
6.3

検査機関の要求事項

検査機関は測定結果の正確さを確保するために国又は関連機関が認可する技術能力又は相応の条件を有しなければならない。
6.4

使用者の要求事項

使用者はメーカーが提供する説明書に基づき正確に使用しなければならない。
a） いかなる状況においてもレーザビームを人に向けてはならない。鏡面反射を通じて他者を照射することを含む。
b） いかなる状況においても裸眼又は光学器具（例えば、望遠鏡又は拡大鏡）を使用してレーザビームを観察することは望ましくない。
c） レーザビームを各種光学器具の反射面に向けてみだりに指すことを避ける。
d） 児童が接触する可能性があるレーザポインタは大人の監督下で使用する。
e） 公共の安全エリアでは許可しない。
f） 公共及び娯楽の場、舞台公演及び映画館において警告及びポインタとしてみだりに人や物を照射することを認めない。

109

GB/T 39118-2020
附属書 A
（参考）
レーザポインタの光放射に関する潜在的危険
A

背景説明

A.1

概要

レーザポインタの眼障害の危険は、軽度の網膜障害を引き起こす可能性がある一方、人の視覚認識及び心理・行動に対しても妨害となる。こうした障害は目が瞬間的にレーザポインタの照射を受けただけですぐに発生し、周辺が暗い条件において特に深刻である。こうした妨害は公共の場の各種作業員の作業能力及び心理に影響を与え、重大事故の発生を招くことさえある。この附属書は主に偶発的な視覚妨害を引き起こす光について関連資料を提供し、参考に供する。
A.2

瞬間的視覚反応可視レーザ放射は照射レベルにおいて最大許容露光量より低いことが明らかであるとき、妨害の影響及び潜在的危険の眩惑反応を引き起こし、また直接的でない生理的障害を引き起こす。特にクラス 2、クラス 2M 及びクラス 3R のレーザ照射である。このため、それを意図的に又は無意識に人の目に向けることは望ましくない。さもなければ、照射された人が驚き、注意力が散漫になり、集中できなくなる状況を招く。これは重要安全任務に従事している（例えば、運転や機械の制御）人に対し重大な結果を引き起こす。表 A.1 に民用空港の保護空域の視覚妨害レベルを示した。
表 A.1 視覚妨害レベル a
視覚妨害レベル
視覚妨害区域b

有効放射露光 ctmax ≤ 0.25 s

放射照度 ctmax > 0.25 s

照度 dtmax < 0.25 s

取扱注意区域

2.50×10-1 J•m-2

1 W•m-2

680 lm• m-2

境界区域

1.25×10-2 J•m-2

5×10-2 W•m-2

34 lm• m-2

非レーザ区域

1.25×10-4 J•m-2

5×10-4 W•m-2

34×10-1 lm• m-2

注:tmax―最大許容露光時間。
a
b

c

d

夕方又は夜間に可視レーザ照射を使用するレベルを表にした。
正常区域は MPE の制限を受け、可視光スペクトルにおいて波長とは関係ない。有効放射照度又は放射露光を用いて表示する MPE を当該区域に適用する。
目の視覚の敏感さを補正するため、測定した（又は算出した）放射照度レベルを表 A.3 から得た明所視の発光効率関数で乗算する。V（λ）を使用して補正することはできない。なぜならこれらのレベルは視覚妨害ではな
く、障害のいき値に対応するためである。公式により 18μs〜0.25 露光時間の MPE を得ることができる。視覚妨害レベルが高くとも、放射照度が MPE を超えれば、MPE を優先する。
表中の照度値は波長が 550nm のレーザ製品にのみ適用する。その他の波長の視覚妨害レベルは提供した数値を表 A.3 の V（λ）で乗算して計算できる。

偶発的な視覚妨害は次の複数の形で現れる。
a） 眩惑とは強い光が直接照射し、又は強い散乱光が照射して引き起こす中心視野の視覚機能の一部又は全110

GB/T 39118-2020てを喪失することであり、夜間正面から来る車のライトを見て目がくらむことに似ており、強いビーム
によって視野から離れて消える。眩惑反応は目に永久の障害を引き起こさないものの、重大な注意力散
漫又はパニックを引き起こすことがある。
b） 閃光盲とは強い閃光が引き起こす一時的な光感度の低下することである。すなわち、低い又は通常の照明にすでに適応した目が短時間光度の高い閃光照射を受けた後、突然非常明るい状態に適応することにより、短い間、照明の弱い環境での視覚を失うことである。こうした視覚機能障害は数分間持続する可能性がある。
c） 残像とは強い光の刺激が視覚器官に作用するとき、細胞が興奮し、刺激を伴わずに終わって消失し、かつ一定時間続く可能性がある現象である。刺激が止まった後も続くこうした視覚映像を残像という。例
えば、白熱灯のフィラメントが引き起こす残像がある。

A.3

発生の原因

レーザによる視覚妨害シーンの図は図 A.1 に示すとおりである。レーザ光源がないとき、観察者は視野にある
目標物体の画像を網膜上で焦点を合わせてはっきりと見ることができる。レーザ光源の照射があるとき、それにより生じた瞬間的視覚反応により光が目の中で焦点を合わせられず、散乱光を生じ、網膜の方向上の散乱光により光幕反射と似た状況を引き起こし、画像が二重に見える。こうした状況の下、こうした反応は網膜上の物の形のコントラストを減少させ、視覚反応が鈍る。すなわち、人の視覚認識及び心理・行動を妨害する。
図 A.1 中の α は楕円という実体の目標物体の目に対する開口角であり、θ はレーザ光源と光軸の間の夾角であ
る。

観察者

図 A.1

A.4

偶発的な視覚妨害の評価

A.4.1

最大眩惑照射量

目標

レーザポインタの視覚妨害シーンの図

可視光レーザポインタが引き起こす偶発的な視覚妨害、目の機能に対する一時的な障害は、毎年世界で数千の特殊人員に対する悪質なレーザ眩惑事象が発生するのに伴い、偶発的な視覚妨害が徐々に重視されるようになった。既存のレーザ安全基準は偶発的な視覚妨害の普遍的な指針を示しておらず、このため新たな安全枠組みによってレーザ眩惑の影響を理解、数値化する必要がある。このほか、そうした危険な状況に置かれた人員に必要な保護措置を提供し、かつレーザ眩惑装置の安全及び有効性を確保するため、さらにこうした指針が必要である。

111

GB/T 39118-2020
最大眩惑照射量（maxioum dazzle eqposure,MDE）とはある特定の目標物体を識別できる場合の目のレーザ放射
照度のいき値である。これは MPE を補完するものであり、MPE はレーザ放射照度の目に対する安全の限界値を決定し、このレベル以下であれば永久的に目の障害を引き起こす危険はない。MDE は連続波レーザー光源に適用するだけでなく、パルスレーザー光源の平均パワーの計算にも用いる。
レーザの放射照度が MDE より高い状況においてレーザが引き起こす眩惑区域が観察者の物体の識別を阻止し、MDE より低い状況において観察者は物体をはっきりと見ることができる。表 A.2 に示した MDE 値は夜間（0.1cd/m2）、夕方（10cd/m2）及び昼間（1,000cd/m2）の異なる光背景において眩惑区域の限界値に近い。対応する
明所視スペクトル発光効率関数は表 A.3 に示した。
表 A.2

夜間、夕方及び昼間の異なる環境の光背景下における眩惑区域の MDE 値
MDE 値
W・m-2

眩惑等級
夜間

夕方

昼間

とても低い

0.000 01

0.006

0.4

低い

0.000 4

0.3

20

普通

0.001 6

1.2

80

高い

0.006

4.5

300

÷V(λ)

MDE 値は有用な近似値を提供し、特定のレーザ放射照度の影響の可能性を迅速に理解できる。このため、それを全体の安全枠組みの考慮及び MPE 値に対する補完に使用する。図 A.2 に MDE と MPE の関係を示す。人、応用シーン及び視覚任務ごとに眩惑反応は異なり、示された数字は一定数の被験者の平均的シーンから得たもので
ある。

眩惑
区域

眼障害
リスク

目の安全
な位置

レーザー

図 A.2

A.4.2

MDE と MPE の関係図

公称眩惑距離

112

非眩惑
区域

GB/T 39118-2020
決められた照度環境において、ビームの放射照度が目が目標物体を識別する最小距離と等しいところを公称眩
惑距離（ominal ocular dazzle distance,NODD）という。NODD より近い距離上で MDE を超えず、すなわち目が MDEの眩惑区域にあるとき、目は目標物体を直視して識別できない。距離が NODD より遠い位置では放射照度は MDEより低く、目ははっきりと目標物体を識別できる。NODD は公式（A.1）に基づき計算できる。

式中の記号はそれぞれ次の内容を表す。
P―レーザパワー、単位はワット（W）

D―ビームの発散角、単位はミリラジアン（mrad）

MDE ―最大眩惑照射量、単位はワット毎平方メートル（W・m-2）
表 A.2 中の MDE 値を使用して照射限界値とし、眩惑区域を環境光条件下で指定する眩惑等級（dazzle level, D）
内に制限するために、NODD により最小のレーザ観察範囲を確定する。
MDE 値及び NODD 値の計算は眩惑反応を迅速に評価するために有益な指針を提供した。それらによりユーザの視覚のあいまいさを数値化した後、安全操作範囲を指定することで視覚能力を維持する。また、そうした眩惑
の危険が存在する人に適宜レーザ保護装備の選択を提供し、かつ眩惑を引き起こす装置の安全性及び有効性を確
保する。
表 A.3

明所視スペクトル発光効率関数 V（λ）

波長nm

明所視スペクトル発光効率関数 V（λ）

400

0.000 396

405

0.000 64410

0.001 21415

0.002 18

420

0.004

425

0.007 3430

0.01 16435

0.016 84

440

0.023

445

0.029 8

450

0.038

455

0.048

450

0.06

465

0.073 9470

0.090 98

表 A.3

（続き）

113

GB/T 39118-2020
波長nm

明所視スペクトル発光効率関数 V（λ）

475

0.112 64800.139 02485

0.169 3490

0.208 02495

0.258 6

500

0.323

505

0.407 3

510

0.503

515

0.608 2

520

0.71

525

0.793 2

530

0.862

535

0.914 85

540

0.954

545

0.980 3550

0.994 95

555

1

560

0.995

565

0.978 6

570

0.952

575

0.915 4

580

0.87

585

0.816 3

590

0.757

595

0.694 9

600

0.631

605

0.566 8

610

0.503

114

GB/T 39118-2020
表 A.3

（続き）

波長
nm

明所視スペクトル発光効率関数 V（λ）

615

0.441 2

620

0.381

625

0.321

630

0.265

635

0.217

640

0.175

645

0.138 2

650

0.107

655

0.081 6
0.061

660

665

0.044 58

670

0.032

675

0.023 2

680

0.017

685

0.011 92690

0.008 21695

0.005 723

700

0.004 102

115

GB/T 39118-2020
附属書 B
（参考）
MPE 及び NOHD の計算例
B.1

MPE の計算例 1：赤色光半導体レーザポインタ、波長 630 nm〜670 nm の範囲内、レーザの出力パワー≤5mW の場合の MPEを計算せよ。
解答：
レーザポインタは可視光スペクトルの範囲内にあり、かつ意図的な観察ではないため、回避反応（瞬き）の時間に制限した露光時間 t = 0.25 s を採用することが望ましい。MPE 値は表 4 から得ることができる。すなわち、波長範囲 400nm～700nm、露光時間 t=5×10-6 s～10s の場合の放射照度を用いて表示する MPE を 1.8t5×10-3J/cm2 とする。すなわち、放射照度を用いて表示する MPE（HMPE）は MPE:H と表示することもできる。したがって得られるのは、
MPE：H=0.636×10-3 J/cm2
放射照度によって表示する MPE（EMPE）を得るため、露光時間 t=0,25s で除算する。ゆえに、
MPE：E =(0.636×10-3 J/cm2)/(0.25s)=2.55×10-3 W/cm2
EMPE =25.5 W/cm2
例 2：緑色半導体励起固体レーザポインタ、波長 532nm、レーザの出力パワー≤5 mW の場合の MPE を計算せよ。
解答：
レーザポインタは可視光スペクトルの範囲内にあり、かつ意図的な観察ではないため、回避反応（瞬き）の時間に制限した露光時間 t = 0.25 s を採用することが望ましい。MPE 値は表 4 から得ることができる。すなわち、波長範囲 400nm～700nm、照射時間 t=5×10-6 s～10s の場合の放射照度を用いて表示する MPE を 1.8t0.75×10-3J/cm2 とする。すなわち、
HMPE =1.8×0.250.75×10-3=1.8×0.354×10-3=0.636×10-3 J/cm2

放射露光が示す MPE（HMPE）は MPE:H と表示できる。したがって得られるのは、
MPE：H=0.636×10-3 J/cm2
放射照度を用いて表示する MPE（EMPE）を得るため、露光時間 t=0.25s で除算する。ゆえに、
MPE：E =(0.636×10-3 J/cm2)/(0.25s)=2.55×10-3 W/cm2
EMPE =25.5 W/cm2
以上 2 つの例から、赤色光レーザポインタ及び緑色光レーザポインタの目に対する MPE 値は一致する。このため、この MPE 値を出して全ての可視光レーザ放射の結論に適用する。
B.2

NOHD の計算

例：緑色光レーザポインタ、波長 532nm、レーザ出力パワー≤5 mW、ビーム発散角 1mrad、出射レーザビームの直径 1mm のビーム内観察の NOHD、光学機器を用いた場合の NOHD 及び光学機器を用いた場合の鏡面反射
NOHD を計算せよ。

116

GB/T 39118-2020
解答：レーザポインタは可視光スペクトルの範囲内にあり、かつ意図的な観察ではないため、回避反応（瞬き）の時間に制限した露光時間 t = 0.25 s を採用することが望ましい。MPE 値は表 4 から得ることができる。すなわち、波長範囲 400nm～700nm、露光時間 t=5×10-6 s〜10 s の場合の放射露光を用いて表示する MPE を HMPE1.8×t0.75 × 103

J/cm2 とする。
a） ビーム内観察 NOHD の計算は公式（5）に基づき計算する。すなわち、式中の記号はそれぞれ次の内容を表す。Φ は放射束、すなわち出力パワー5 mW、a は出射レーザビームの
直径 1mm、φ はビーム発散角 1mrad である。B.1 の MPE の計算から得た、可視光波長 532nm のレーザが意図的な観察ではないとき、時間基準を 0.25s とした場合の MPE=2.55×10-3w/cm2 を公式（5）に代入する。
単位の変換に注意する。 解答：b） 光学機器を用いた場合のビームの NOHD の計算は公式（6）に基づき計算する。すなわち、
rNOHD=

f0

4Φ

b0

πEMPE

1
2

式中の記号はそれぞれ次の内容を表す。Φ は放射束、すなわち出力パワー5mW、b0 はビームがレンズ表面に到達する直径 1mm である。B.1 の MPE の計算から得た、可視光波長 532nm のレーザの意図的な観察ではないとき、時間基準を 0.25s とした場合の MPE=2.55×10-3W/cm2、レンズの焦点距離を f0=100mm と仮定
して、公式（6）に代入する。単位の変換に注意する。解答：
rNOHD=

1
2 =158 cm=1.58m

100

4×0.0051

3.14×2.55×10-3c） 光学機器を用いた場合の鏡面反射ビームの NOHD の計算は公式（7）に基づき計算する。すなわち、
rNOHD=

f0

4Φρ

b0

πEMPE

1
2

レンズの焦点距離を f0=100mm、反射率を ρ=60%、その他の条件を a）と同じとし、公式（7）に代入する。
単位の変換に注意する。解答：
100 4×0.005×0.6
rNOHD=
1

1
2

3.14×2.55×103

117=122 cm=1.22m

GB/T 39118-2020
参考文献
[1]

ANSI Z136.1 American National Standard for Safe Use of Lasers[2]

IEC 60204-1 Safety of machinery —Electrical equipment of machines —Part 1 ： General requirements[3]

IEC TR 60825-5 Safety of laser products —Part 5: Manufacturer’s checklist for IEC 60825-1[4]IEC TR 60825-8 Safety of laser products —Part 8: Guidelines for the safe use of laser beams on humans[5]

IEC 61010-1 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use—Part 1：
General requirements[6]

ISO 11146-1 Lasers and laser-related equipment—Test methods for laser beam widths, divergence angles and beam
propagation ratios—Part 1: Stigmatic and simple astigmatic beams[7]

ISO 13694 Optics and optical instruments—Lasers and laser-related equipment—Test methods for laser beam
power(energy) density distribution

118

第5章
5.1

国内の動向

可視光レーザの加工機応用とレーザ安全性の動向

第 94 回レーザ加工学会講演会に本委員会の委員であるパラダイムレーザーリサーチの鷲尾氏が参加したので、以下に参加報告を掲載する。

第 94 回レーザ加工学会講演会参加報告
掲題の件、本年 11 月 26 日及び 27 日の 2 日間にわたり、一般社団法人 レーザ加工学会の主催によりオンラインにて開催された第 94 回レーザ加工学会講演会に参加した。
ここでは、『第 94 回レーザ加工学会講演会における可視光レーザの加工機応用とレーザ安全性の動向』に関して入手した情報について、以下に報告する。
記
1． 第 94 回レーザ加工学会講演会の概要
1．1

セッション構成及び講演件数の内訳
11 月 26 日 午前 26A0

（総講演件数は 31 件）

基調講演

26Pn ポスターセッション
11 月 26 日 午後 26A1

先進ビーム制御と光源（講演件数 4 件）
（講演件数 4 件）

26B1 表面改質技術の応用（講演件数 4 件）

26Em Web 展示①（出展社数 16 社）

26A2

レーザ加工現象理解と応用（講演件数 3 件）

26B2 微細加工
11 月 27 日 午前 27A0

地域セッション

11 月 27 日 午後 27Em Web 展示②
27A1

1．2

（講演件数 2 件）

（講演件数 3 件）
（講演件数 3 件）
（出展社数 16 社）

ブルーレーザの産業応用（講演件数 4 件）

27B1 微細穴あけ加工の新展開（講演件数 4 件）

参加者数（概数）
11 月 26 日午前の 26A0 基調講演セッションの参加者は約 90 名であった。
11 月 27 日午前の 27A0 地域セッションの参加者は約 105 名であった。
11 月 27 日午後の 27A1 ブルーレーザの産業応用のセッションの参加者数は約 74名であった。両日合わせての講演会参加者の延べ人数は 200 名程度と推定される。

119

2． 可視光レーザの加工機応用の動向
2．1 緑色レーザの加工機応用
11 月 26 日の午後に開催された「26A1 先進ビーム制御と光源」のセッションにおいて、トルンプ(株)の中村強氏から『グリーンレーザ及びビームプロファイル制御 BrightLine
Weld による銅の高品質溶接』と題した講演があった。
講演概要 銅は 1μm 近傍の波⾧に対して反射率が高く吸収率が低いため、1μm 近傍が基本波である固体レーザによる銅溶接は、溶接品質や加工再現性など多くの課題があった。
一方、銅の吸収率は波⾧が短くなると上昇し、例えば 500 nm 程度の波⾧に炊いては 40 %程度になることが知られており、この波⾧帯域の高出力レーザの開発が待たれていた。
TRUMPF は、2 kW までの高出力・高ビーム品質グリーンレーザを市場にリリースし、これまで困難だった銅の熱伝導型溶接や再現性の高い高品質な銅溶接が可能になった。また、銅の深溶け込み溶接に関してはスパッタ低減の観点から、基本波とビームプロファイル
制御技術の併用が高品質な溶接に有効であることが明らかになった。
（1） グリーンレーザの発振器仕様 （表 1 参照）
現在、市販の溶接用パルス発振グリーンレーザの最大出力は 4 kW(最大パルスエ
ネルギー40 J、平均出力 400 W)である。また、市販 CW 発振グリーンレーザの最大出力は 2 kW である。
グリーンレーザ用ファイバケーブルは、非線形効果によるファイバ出力の不安定性防止のため、ファイバ⾧は、最大で 20 m に制限している。
なお、研究開発レベル（実験室段階）では、CW 発振出力 5 kW のグリーンレー
ザが得られている（ビームパラメータ積(BPP)5.5 mm・mrad であり、コア径 100μm、NA 0.1 のファイバにてビームデリバリが可能である）。
表 1 TRUMPF 社のグリーンレーザの発振器仕様
モデル

TruDisk

TruDisk

TruDisk

TruDisk

Pulse 421

1020

1021

2021

最大ピーク出力

4 kW

1 kW

1 kW

2 kW

平均出力

400 W

1000 W

1000 W

2000 W

波⾧

515 nm

515 nm

515 nm

515 nm

パルス幅0.3~50 ms

CW

CW

CW

ファイバ最小コア径≥ 100μm≥ 50μm≥ 100μm≥ 150μm

ファイバケーブル⾧

10，20ｍ

10，20ｍ

10，20ｍ

10，20ｍ

出力ポート数

最大 2

最大 2

最大 2

最大 2

4mm・mrad2mm・mrad4mm・mrad6mm・mradピームパラメータ積120

（2） グリーンレーザの主な用途
最大板厚 1mm 程度までの銅材の熱伝導溶接。
銅材の板厚が 1 mm 以上だとキーホール溶接が必要であり、この場合には、スパッタの発生防止のため、BrightLine Weld と呼ばれているビーム整形技術が必要になる。
現在、BrightLine Weld は基本波のレーザ（波⾧ 1030 nm）についてのみが実用化され て お り 、 グ リ ーン レー ザ 用 は ま だ 実 用 化 さ れ て い な い （ グ リ ー ンレ ー ザ 用
BrightLine Weld の開発は、今後の課題である）。
（3） グリーンレーザの今後の開発動向
TRUMPF では、グリーンレーザの高出力化を図り、3kW 機を来年にもリリース予定である。
（4） 備考 （取扱注意）
基本波（波⾧ 1030 nm）の CW 発振ディスクレーザに対するビームデリバリが可能
な最大ファイバ⾧と許容最大入射出力との関係について中村氏に個人的に質問した
ところ、下記の回答を得た。
ファイバのコア径が 50μｍの場合（スプライスあり）
・レーザ出力 1 kW

許容ファイバ⾧ 100 m

・レーザ出力 2 kW

許容ファイバ⾧ 50ｍ

・レーザ出力 3 kW

許容ファイバ⾧ 20 m

ファイバのコア径が 100μm の場合（スプライスあり）
・レーザ出力 3 kW

許容ファイバ⾧ 100 m

・レーザ出力 4 kW

許容ファイバ⾧ 50ｍ

・レーザ出力 5 kW

許容ファイバ⾧ 40 m

・レーザ出力 6 kW

許容ファイバ⾧ 20ｍ

ファイバのコア径が 150μm の場合（スプライスあり）
・レーザ出力 6 kW

許容ファイバ⾧ 100 m

・レーザ出力 8 kW

許容ファイバ⾧ 50ｍ

・レーザ出力 10 kW

許容ファイバ⾧ 40 m

・レーザ出力 12 kW

許容ファイバ⾧ 20ｍ

ファイバのコア径が 200μm の場合（標準 スプライスなし）
・レーザ出力 3 kW

許容ファイバ⾧ 100 m

・レーザ出力 5 kW

許容ファイバ⾧ 50ｍ

・レーザ出力 7 kW

許容ファイバ⾧ 30 m

・レーザ出力 8 kW

許容ファイバ⾧ 20ｍ

121

2．2 青色レーザの加工機応用
11 月 27 日の午後に開催された「27A1

ブルーレーザの産業応用」のセッションにおいて、以下に示す 4 件の講演があった。
2．2．1 『新型コロナウイルス禍、青色半導体レーザが拓く未来―スマートカントリー構
想―「人にやさしく 人が集まれる まちづくり」』
講師：塚本雅裕（大阪大学 接合科学研究所）
講演概要

新型コロナウイルス禍、人が集まっても細菌やウイルスの感染リスクが低い公衆衛生環境の実現が重要課題となる。銅の抗菌性、ウイルス不活性化作用は、これまでに、その効果が示されている。人が接触する金属製の手すり、取っ手やドアノブなどに銅のコーティングをすることで、細菌・ウイルスによるリスクを低減する公衆衛生環境の実現が期待できる。そこで講演者等は、銅加工には波⾧ 450 nm の青色レーザが適していると考え、当レーザを用いた銅の接合加工システムの開発及び銅の精密レーザコーティング技術の開発を進めている。2020 年には、青色半導体レーザの出力 200W（コア径 100μｍ）を達成し、青色半導体レーザ光源単体としての世界最高輝度を更新した。当レーザ 3 台をマルチビー
ム加工光学ヘッドに組み込んだハイブリッド複合加工機の開発を行い、バー状取っ手やドアノブに対し殺菌・ウイルス不活性化作用のある銅の高速・精密レーザコーティングを実施した。
(1) 青色半導体レーザ 3 台を組み込んだハイブリッド複合加工機（図 1 参照）
本年 7 月 1 日に NEDO プロジェクトで研究開発成果を発表した 1）。

図 1 高輝度青色半導体レーザマルチビームヘッドを搭載したハイブリッド複合加工機
1）122

（2）バー状取っ手やドアノブに抗菌作用のある銅をコーティング
大阪大学とヤマザキマザック(株)は、600W 級ハイブリッド複合加工機を使って、これまでに培ってきたレーザメタルデポジション（LMD）技術をもとに、石川県工業試験場や大阪富士工業(株)と連携し、バー状取っ手やドアノブに対し殺菌・抗菌・ウイルス不活性作用のある銅の高速・精密レーザコーティングを実施した（図 2 参照）。
本年 7 月 1 日に NEDO プロジェクトで研究開発成果を発表した 1）。

図 2 バー状取っ手及びドアノブへの銅のコーティング 1）（3）開発した青色半導体レーザの現状
2018 年にレーザ出力 100 W の青色半導体レーザを開発したが、2020 年にはレーザ出力を 200 W に増大させた。コア径は 100μm なので、ファイバ端でのパワー密度は 2.6×106
W/cm2 となり、青色半導体レーザ単体光源としての世界最高輝度を更新した。
（4）今後の青色半導体レーザを搭載したレーザ加工機開発の動向

NEDO プロジェクトに関するプレスリリース 1）によれば、ヤマザキマザック(株)は、2020
年末には、kW 級青色半導体レーザマルチビーム加工ヘッドを搭載することで、10 倍以上のコーティング速度を可能とするハイブリッド複合加工機を開発し、2021 年の製品化を目指している。
2．2．2 『Blue-IR ハイブリッドレーザによる高品質銅加工』
講師：金子昌充（古河電気工業(株) 先進レーザ開発プロジェクトチーム）
講演概要 ファイバレーザは、その高いビーム品質により、極小領域に高パワーを集光でき、熱影響が少なく溶込み深さの深い加工が可能である。一方、銅に対する光吸収率が小さいことから、加工中に多量のスパッタや欠陥を発生させてしまう。これに対して、古河電工(株)は、新規開発した高出力青色半導体レーザとファイバレーザを組み合わせ、高い加工品質と溶込みの深い加工を両立する手法を確立し、スパッタ抑制、加工品質向上に成
功した。

123

（1） Blue-IR ハイブリッドレーザ BRACETM の開発
古河電気工業(株)は、GaN 系の発光デバイスを世界で初めて実用化したことで知られている日亜化学工業(株)の最先端の光半導体素子技術に、古河電気工業(株)が保有する高密度合波技術、ファイバレーザ技術、及び空間的ビーム制御技術などを組み合わせることにより、Blue-IR ハイブリッドレーザ BRACETM を開発した。BRACETM の外観 2）を図 3 に、また仕様の概要 3）を表 2 に示す。

図3
表2

Blue-IR ハイブリッドレーザ BRACETM の外観 2）
Blue-IR ハイブリッドレーザ BRACETM の仕様概要 3）

型式

FBHY150/1000S-5
青色レーザ

ファイバレーザ（IR）

定格出力（W）

150

1,000

ビームモードマルチモードシングルモード

波⾧ (nm)

465

1,070

出力調整範囲各 10~100変調周波数 (kHz)～5

冷却方式/発振器・電源・ケーブル

水冷

冷却水温度 (℃)

25

光出力ケーブル端コネクタ

QBH

標準ケーブル⾧ (m)55ファイバコア径 (μm)

110

14

ビーム品質 M2（典型値）

―

＜ 1.1

ビーム品質 BPP（典型値）(mm・mrad)

12―

電源（V）；周波数（Hz）

三相 AC200~240； 50/60 ±5 %本体サイズ(mm)；本体重量（kg）

W700×D1000×H800;

124

約 300

（2） Bleu-IR ハイブリッドレーザによる加工事例
まず、板厚 2mm の純銅板材のビードオン加工結果が示された。ファイバレーザ単独ではビードの乱れやスパッタの発生が見られたが、Bleu-IR ハイブリッドレーザを用いた場
合には、ビードの乱れやスパッタの発生が抑制され、高品質な加工が得られた。
次に、板厚 0.5 mm の純銅板材の重ね合わせ溶接加工例が示された。この場合も、上記
ビードオン加工時の結果と同様に、深溶け込みとブローホールのない高品質加工の両立が得られている。
また、電池集電体の溶接を模擬した、銅箔 50 枚を 2 枚の銅板を挟んだ構造での溶接結果を示された。この場合も、Bleu-IR ハイブリッドレーザの特徴である高品質加工と深溶け込みの両立によって、スパッタやブローホールといった欠陥のない良好な溶接が達成できた。
（3）銅部品加工用レーザ加工機の開発の動向
古河電気工業(株)のニュースリリース 2）によれば、共同開発のパートナーである日亜化学工業(株)とともに、今後も高性能なレーザ発振器を開発・製品化するとのこと、具体的には、ｘEV の部品における適応用途の拡大を図るため、青色レーザ半導体モジュールのさな
らる高出力化を継続することで、厚物・太径サンプル等に適した発振器の開発計画している。
2．2．3 『高品質な車載用電池を実現する先端レーザ技術』
講師：千國達郎（UW-JAPAN(株)）講演概要

車載用の加工工程には、工程能力として Cpk>1.67 といった厳しい品質と安定性が要求されている。特にリチウム電池（LIB）においては、スパッタの混入が発火事故の原因となりうることが知られている。UWLaser 社では、原理的にスパッタレスで、溶接欠陥も無くせる独自のハイブリッド技術により、厳しい要求品質をクリアしてきた。この技術に加え、新しく商品化した内製 1ｋW ブルーレーザの活用により、車載品質を満足する銅のスパッタレス・ブローホールフリーも実現した。
（1） UWLaser 社の紹介
UWLaser 社は中国の会社(本社は、深圳)であり、レーザ溶接機の製造販売を専業とする企業としては、中国で最大手のトップ企業である。設立は 2005 年である。
中国での企業名：深圳市联赢激光股份有限公司（略称：联赢激光）
英文での企業名：United Winners Laser Co. Ltd. (略称：UWLaser)
联赢激光社は、上海で上場しており、従業員数は約 1,500 名である。
UW-JAPAN(株)は、2012 年 8 月に設立された。資本金 6,000 万円のうち、97%を
UWLaser 社が保有し、残りの３％を千國達郎氏が保有している。

125

(2)

青色半導体レーザの応用① 青色半導体レーザ単体での応用
UWLaser 社は、内製により、レーザ出力 1 kW の青色レーザを開発した。
リチウムイオン電池（LIB）用集電体は、現状多くのメーカで超音波や抵抗溶接がなされているが、これらは加圧部確保のために多くの空間が必要であり、電池小型化の大きな壁になっている。青色レーザは、箔集電体の端面を溶接して電極形成ができるので、圧着用の空間や電極が不要になり、電池容量アップと部品点数削減が可能になる。青色レーザをハイブリッドトーチ内でワブリング（Wobbling）したものとワブリングしないものとを重畳することで、面粗さが小さく、ニッケルめっき層も均一に拡散された高品質なビードを得ることができた。ブローホールも無く、スパッタもほとんど観察されず、溶接品質が格段に向上した。
② 青色半導体レーザとシングルモードファイバレーザとのハイブリッド加工
1ｋＷ青色レーザによる予熱及び徐冷と 3 kW シングルモードファイバレーザによる細径深孔キーホール溶接とを利用したハイブリッドレーザ 3+1BlueHybrid を開発した。これにより、大型銅板のシールも実現している。
また、3+1BlueHybrid レーザにより、3 mm 銅角端子に対しても、0.1 秒以下で完全ボイドフリーの高速溶接を実現した。3+1BlueHybrid レーザによれば、銅が溶融した液体銅の温度制御が容易であり、湯温が沸点に近づかないように湯温を低く制御できるので、微小なボイドを無くすことができた。
近 赤 外 域 の フ ァ イ バ レ ー ザ 単 独 で は 5~6 kW が 必 要 な 加 工 対 し て 、
3+1BlueHybrid レーザでは 3~4 kW でよく、約 2 kW 低減できた。
図 4 に、3+1BlueHybrid レーザ（モデル UW-B4310M）の外観写真を、また図 5にハイブリッド溶接用光学ヘッドの写真を示す 4)。

図 4 3+1BlueHybrid レーザの外観 4)図 5 ハイブリッド溶接用光学ヘッド 4)

126

（3）

今後の市場動向
電動車（EV）は、現在まだ高級車指向である。しかし、今後 EV も普通車同様に手軽に入手できるようになれば、LIB リサイクル蓄電事業も桁違いの市場が生まれると予測されている。
青色レーザの車載への応用は始まったばかりであり、UWLaser 社は、広東省から「ｋW 級藍激光応用開発中心（センター）」を任ぜられ、牽引の責任を負うことになった。

2．2．4 『キロワット級ブルー半導体レーザ及びダイレクト LD 発振器の開発動向とその応用 (Trend of Kilowatt class Blue laser and Direct LD development and application)』
講師：Markus Rűtering（Laserline GmbH）
講演概要

青色波⾧レーザの開発の動機は、特定の材料に対するその発振波⾧のもつ吸収特性である。特に青色波⾧は、銅や金の加工に対して大きな利点がある。赤外発振レーザ光によるこれらの材料の加工は可能であるが、非常に高いレーザ出力が必要であり、また銅が溶融すると、銅の吸収及び熱伝導率が変化するため、加工が不安定になりやすく、週 7 日
24 時間対応が要求される生産ラインへの適用が難しい。銅などの高反射材料に対する青色レーザによる材料加工は、eーモビリティの分野でますます注目されている。青色半導体レーザによる溶接は、低スパッタでかつ高品質である。
(1) Laserline 社の青色半導体レーザモジュール（LDMblue シリーズ）
Laserline 社の青色半導体レーザモジュール（LDMblue シリーズ）の光学部の仕様を表 3に示す 5)。
表3

Laserline 社の青色半導体レーザモジュール（LDMblue シリーズ）の光学部の仕様

最大出力

300 W

500 W

1,000 W

1,500 W

2,000 W

ビーム品質(mm/mrad)

20

60

40

60

60

ファイバコア径(μｍ)

400

600

400

600

600

NA

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

200

600

400

600

600

最小スポット径（ｆ＝100mm）
ファイバコネクタ

LLK/Auto

ファイバ⾧

最⾧ 20 ｍ

出力安定性

2 時間にわたり±2 %以内

波⾧領域

445 nm ± 20 nm

127(2) 青色半導体レーザによる銅の溶接の適用領域
銅は、熱伝導度が極めて大きいので、銅材の板厚によって溶接方法が異なる。
・板厚 0.4 mm 程度まで: 熱伝導溶接
・厚さ 1.2 mm 程度まで：キーホール溶接
・厚さ 4 mm 程度まで：青色半導体レーザと近赤外半導体レーザとを組み合わせた
ハイブリッド溶接
なお、銅は合金の種類によって熱伝導率等が大きく異なるので、材料の特性に要注意。
(3) 高出力青色半導体レーザによる銅材の溶接事例
・レーザ出力 1500W の青色半導体レーザによる角型ピン 2 本の先端部の溶接事例が紹介された。端部の形状がいびつであったり、段差がかなりあったりしても、端子部が溶融すると、丸みを帯びたきれいな形状に溶接できることがわかった。
・エナメルのような被覆が施された銅材に対しては、平均出力 45W 程度のマーキング
用レーザ等で表面をクリーニングしてからレーザ溶接すると高品位な溶接ができる。
・キロワット級青色半導体レーザと 4 kW 赤外半導体レーザを用いた、板厚 1 mm と２mm との重ね合わせにおけるハイブリッド溶接などが紹介された。溶接速度は 6.5 m/分程度が得られている。
（4）青色半導体レーザの新たな展開の可能性
・青色レーザは、水中の透過率が良いので、橋脚等、水中の構造物の加工用レーザ加工用光源として適しているのではないか、という新たな展開の可能性が示唆された。
以上
参考文献
1） NEDO プレスリリース：「従来比 6 倍速で銅コーティング可能な青色半導体レーザー複合加工機を開発」, 2020.7.1 https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101324.html.
2） 古河電気工業(株)ニュースリリース：Blue-IR ハイブリッドレーザ「BRACETM」販売開始
https://www.furukawa.co.jp/release/2020/kenkai_20201116.html
3) 古河電気工業(株)のデータシート：Blue-IR ハイブリッドレーザ BRACETM
4) UWLaser 社のホームページ：Hybrid Blue Laser Welding Machine,
http://en.uwlaser.com/laser-welding-machine/hybrid-blue-lasers/hybrid-blue-laser-uwb4310m.
5) Laserline 社のブローシュア：Laserline_LDMblue_Blue_High_Power_Diode_Lasers.pdf
https://www.laserline.com/fileadmin/Dokumente/Broschueren_EN/Laserline_LDMblu
e_Blue_High_Power_Diode_Lasers.pdf

128

おわりに
本報告書は「レーザポインタの安全・安心推進に関する標準化調査研究委員会」の 2020 年度の活動をまとめたものです。
欧米および中国から本活動に関連するエキスパートの招聘、国際会議の動向調査で、国外の最新情報を入手しました。国内からも関連業界から貴重な情報を得て、まとめました。
レーザ機器が一般消費者にとって既に身近な存在となっている現状に鑑み、故意に不適切な使い方をする
利用者や危険性を適切に理解していない利用者に対し、レーザ安全性の啓発を継続的に推進していくことが重要です。
本報告書が、レーザ機器を使用する製造業者、研究者、医療従事者等のみならず、レーザ機器に接する機会のある全ての利用者に有効に利用されることを願ってやみません。
2021 年 3 月
レーザポインタの安全・安心推進に関する標準化調査研究委員会
委員長 橋新 裕一

129

参考資料

2020 年度 第 1 回 レーザポインタの安全・安心推進に関する標準化調査研究委員会
議事録
1. 開催日時 ： 2020 年 11 月 24 日（火）9:00～11:00
2. 開催場所 ： WEB 会議（Webex）
3. 出席者
No

氏名

1

委員

橋新 裕一

2

委員

中西 孝子

3

委員

濵 敦智

4

委員

増田 岳夫

5

委員

松元 尚己

6

委員

鷲尾 邦彦

7

事務局 村田健治

8

事務局 澤野 弘

9

事務局 蓜島 章子

所属（部署名）近畿大学
理工学部 電気電子工学科(ﾚｰｻﾞｰ応用工学）
昭和大学

第１回

〇
〇

キャリア支援室
日亜化学工業株式会社
第二部門 LD 事業本部
一般財団法人光産業技術振興協会
開発部
一般財団法人 日本品質保証機構
安全電磁ｾﾝﾀｰ 試験部
パラダイムレーザーリサーチ
コンサルタント
一般財団法人光産業技術振興協会
開発部標準化室
一般財団法人光産業技術振興協会
開発部
一般財団法人光産業技術振興協会
開発部標準化室

4. 議事次第 ：1)委員自己紹介及び委員長選出
2)本年度調査研究事業の確認
3)シンポジウムの検討
4)国際会議派遣の検討
5)国際規格・海外規格翻訳の検討
6)文献購入
7)その他

130

×
〇
〇
〇
〇
〇
〇

第２回

配布資料：
No. 1-1 レーザポインタの安全・安心推進に関する調査研究補助事業 2019 報
告及び 2020 計画
No. 1-2 2020 年度光産業技術標準化国際シンポジウムプログラム案
No. 1-3 国際会議開催状況
・IEC/TC76 2020 年会合（Web 会議）議事紹介
・ILSC2021 動向
No. 1-4-1 中国レーザポインタ安全規格動向
No. 1-4-2 欧州消費者向けレーザ装置安全規格動向
No. 1-5 ANSI Z136 規格群（Safe use of lasers）動向
5. 議事概要
・自己紹介に続き、近畿大学の橋新教授を委員長に選任した。
・引き続いて、事務局から 2020 年度の調査研究事業の内容についての説明が行われた。
・シンポジウムに関しては、今回は外国の招待講演が２件、国内における専門家
からの講演が２件予定されており、コロナ禍のため、スライドに音声を吹き込み事前に用意したものを、一定期間、サーバからオンデマンドで提供する方式をとることにした。当初予定では 12 月中の開催としていたが、原稿が集まっていないことから、時期は再度調整することにした。
・国際会議(主に IEC/TC 76)の状況について事務局から説明があり、バーチャル開催となっていることが確認された。
・国際規格・海外規格翻訳に関しては、中国のレーザポインタに関する安全規格の策定が進んでおり、まもなく交付される見込みとなっていることから、シンポジウムの講演テーマにするとともに、規格を入手して翻訳することとした。
・文献購入に関しては、欧州消費者向けレーザ装置安全規格(CENELEC prEN
50689)および ANSI Z136 規格群について、入手を検討することとした。
・11:00 全ての議事を終了し、散会した。

131

2020 年度 第 2 回 レーザポインタの安全・安心推進に関する標準化調査研究委員会
議事録
1. 開催日時 ： 2021 年 3 月 10 日（水）14:00～15:00
2. 開催場所 ： WEB 会議（Webex）
3. 出席者
No

氏名

1

委員

橋新 裕一

2

委員

中西 孝子

3

委員

濵 敦智

4

委員

増田 岳夫

5

委員

松元 尚己

6

委員

鷲尾 邦彦

7

事務局 村田健治

8

事務局 澤野 弘

9

事務局 蓜島 章子

所属（部署名）近畿大学
理工学部 電気電子工学科(ﾚｰｻﾞｰ応用工学）
昭和大学
キャリア支援室
日亜化学工業株式会社
第二部門 LD 事業本部
一般財団法人光産業技術振興協会
開発部
一般財団法人 日本品質保証機構
安全電磁ｾﾝﾀｰ 試験部
パラダイムレーザーリサーチ
コンサルタント
一般財団法人光産業技術振興協会
開発部標準化室
一般財団法人光産業技術振興協会
開発部
一般財団法人光産業技術振興協会
開発部標準化室

4. 議事次第 ：1) 委員自己紹介及び委員長選出
2) 前回議事録の確認
3) シンポジウムの開催結果
4) 報告書の内容について
5) 中国規格について
6) その他

132

第１回

第２回

〇

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

-

〇

〇

〇

〇

配布資料：
資料-1 2020 年度第 1 回調査研究委員会・議事録（案）資料-2 2020 年度光産業技術標準化国際シンポジウム開催案内
資料-3-1 シンポジウム参加者一覧
資料-3-2 アンケート結果
資料-4 報告書の目次（案）資料-5 レーザ加工学会講演会参加報告（鷲尾委員）
資料-6 中国レーザポインタ安全規格（翻訳版）
5. 議事概要
・自己紹介に続き、近畿大学の橋新教授を委員長に選任した。
・引き続いて、事務局から前回議事録の説明が行われた。記載内容に修正等がある場合は、事務局まで連絡するよう要請があった。
・2020 年度の調査研究事業の内容についての説明が行われた。シンポジウムに関しては、1)コロナ禍のためスライドに音声を吹き込み事前に用意したもの
を、サーバからオンデマンドで提供する方式をとることにしたこと、2)国内
2 件、米国 1 件、中国 1 件の合計 4 件の講演について、2021 年 2 月 15 日～
26 日に実施されたことが報告された。また、シンポジウムの案内は、これまで光協会の活動に参加していただいた方を中心にメールで通知し、70 人強の聴講希望があったこと。アンケートの協力も依頼しており 5 件の回答があり、いずれも好意的なものであったことが紹介された。
・続いて、報告書の目次（案）について事務局より説明があり、事務局案で了承された。また、報告書にも記載する予定となっている「レーザ加工学会講
演会参加報告」について鷲尾委員から説明をしていただいた。
・中国規格について、レーザポインタに関する安全規格を入手し翻訳したものを暫定版であるが配布し、簡単に説明した。
・その他の項目において、事務局より、JSA に対し来年度の提案公募事業に応募している旨の紹介があった。
・15:00 全ての議事を終了し、散会した。

133

レーザ安全関係 IEC/ISO/JIS一覧表

IEC

版／発行年
IEC 60825
60825-1
60825-2

60825-360825-4

60825-560825-660825-760825-860825-960825-1060825-1160825-1260825-13
60825-14JIS
対応国際規格60825-1660825-1760825-18
60825-1960825-20

JIS
C 6801
IEC 60825-1 ED3
2014 C 6802
ISH1，ISH2 2017
IEC 60825-2 ED3.2 2010 C 6803
ISH2 2018
ED4
202x

2020.9.15 光協会事務局

名称
Safety of laser products2014 Equipment classification and requirements

ED3
ISH1
2017
ISH2
2017
ED3
2004 Safety of optical fibre communication systems (OFCS)
AMD1
2006
ED3.1
2007
ISH1
2008
AMD2
2010
ED3.2
2010
ISH2
2018
ED4
FDIS
TR ED2
2008 Guidance for laser displays and shows
TR ED3 DTR
ED2
2006 Laser guards
AMD1
2008
ED2.1
2009
AMD2
2011
ED2.2
2011
ED3
CDV
TR ED32019 Manufacturer's checklist for IEC 60825-1
Safety of products with optical sources, exclusively used for visible information transmission to the human eye
TS ED1 w/2004
Safety of products emitting infrared optical radiation, exclusively used for wireless 'free air' data transmission and surveillance
TS ED1 w/2004
TR ED2
2006 Guidelines for the safe use of laser beams on humans
TR ED3 DTR
Compilation of maximum permissible exposure to incoherent optical radiation
TR ED1 w/2014
Application guidelines and explanatory notes to IEC 60825-1
TR ED1 w/2010
Safety of lasers and laser equipment used in an industrial materials processing environmentNPd/1999ED2
2019 Safety of free space optical communication systems used for transmission of information
ED3
2CD
TR ED2
2011 Measurements for classification of laser products
TR ED3 RR
TR ED1
2004 A user's guide
TR ED2 DTR
Guidelines for the safe use of intense light source equipment on humans and animals
TR ED1 d/2014
TR ED22015 Safety aspects for use of passive optical components and optical cables in high power optical fibre communication systems
Guided beam delivery systems
ED1
CD
Moving platform laser products
TS ED1 CD
Safety requirements for products intentionally exposing face or eyes to laser radiation.
TS ED1 NP
版／発行年
名称
廃版/2010 レーザ安全用語2014 レーザ製品の安全基準
追補12018 レーザ製品の安全基準（追補1）2013 レーザ製品の安全-光ファイバ通信システムの安全追補12017 レーザ製品の安全-光ファイバ通信システムの安全（追補1）
2020B素案作成中 レーザ製品の安全-光ファイバ通信システムの安全134

TC 76/WG 1（+8）
TC 76/WG 1（+8）
TC 76/WG 1（+8）
TC 76/WG 5
TC 76/WG 5
TC 76/WG 5
TC 76/WG 5
TC 76/WG 5
TC 76/WG 5
TC 76/WG 5
TC 76/WG 5
TC 76/WG 8
TC 76/WG 7
TC 76/WG 7
TC 76/WG 7
TC 76/WG 7
TC 76/WG 7
TC 76/WG 7
TC 76/WG 8

TC 76/WG 4

TC 76/WG 5
TC 76/WG 5
TC 76/WG 3
TC 76/WG 3
TC 76/WG 8
TC 76/WG 8
TC 76/WG 5
TC 76/WG 7
TC 76/WG 1（+8）
TC 76/WG 1（+8）
OITDA
OITDA
OITDA
OITDA
OITDA
OITDA

IEC 60825-12 ED1
ED2

2005 C 6804
2019

ISO
JIS

版／発行年
名称
ISO 6161
ED1
1981 Personal eye-protectors -- Filters and eye-protectors against laser radiation
ISO 22463
TR ED12019 Patient and client eye protectors for use during laser or intense light source (ILS) procedures -- Guidance
Eye and face protection -- Protection against laser radiation -- Part 1: Requirements and test methods
ISO/IEC 19818-1 ED1
CDV
JIS
版／発行年
名称
1981 T 8143
1994 レーザ保護フィルタ及びレーザ保護めがね

対応国際規格ISO 6161
Ed.1

IEC

JIS

2006 レーザ製品の安全-情報伝送のための光無線通信システムの安全
2020D素案作成中 レーザ製品の安全-情報伝送のための光無線通信システムの安全

版／発行年
IEC 62471
CIE S 009 62471
CIE S 009 62471-1
62471-2
62471-4
62471-562471-662778

対応国際規格CIE S 009
Ed.1
IEC 62471
Ed.1

ED1
ED1
WD
TR ED1TR ED1 DTR
ED1
ED1
CD
TR ED2
COR1
2014
JIS
版／発行年
名称
2002 TS C 0038
廃版/2011 ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性
2006 C 7550
2011 ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性
追補1
2014

JIS

IEC

対応国際規格IEC 61040
Ed.1
IEC 61040
Ed.1(社)日本保安用品協会

TC 76/WG 9
TC 76/WG 9(JTC 5)
TC 76/WG 9
TC 76/WG 9
TC 76/WG 9
TC 76/WG 9
TC 34
TC 34
JELMA/JLAJELMA/JLA
JLMA

名称

60601-2-83 ED1

Medical electrical equipment
laser 4equipment2019 Particular requirements for the basic safety and essential performance of surgical, cosmetic, therapeutic and diagnostic
TC 76/WG
Particular requirements for the basic safety and essential performance of non-laser light source equipment
2011 intended for therapeutic, diagnostic, monitoring and cosmetic/aesthetic use
TC 76/WG 4
Particularrequirements
for
the
basic
safetyandessential
performance
of
home
light
therapyequipment
TC 62/SC 62D/WG 10
201962471-32015 Safety of intense pulsed light source equipment - Guidelines for the safe use of intense pulsed light source equipment on humansTC 76/WG 460601-2-57 ED1

ISO

ISO/TC 94/SC 6
ISO/TC 94/SC 6
TC 76/JWG 12

名称
Photobiological Safety of Lamps and Lamp Systems
2006 Photobiological Safety of Lamps and Lamp Systems
General requirements and risk group determination2009 Guidance on manufacturing requirements relating to non-laser optical radiation safety
Measuring Methods
2015 Image Projector
Photobiological Safety of Ultraviolet Lamp Products2014 Application of IEC 62471 for the assessment of blue light hazard to light sources and luminaires

版／発行年
IEC 60601
60601-2-22 ED4

IEC

OITDA
OITDA

TR ED1

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-113: Particular requirements for cosmetic and beauty care

60335-2-113 ED1

2016 appliances incorporating lasers and intense light sources

版／発行年
ISO/IEC 11553
11553-1
ED2
11553-2
ED1
ED2
WD

Safety of Machinery - Laser processing machines2020 General safety requirements
2007 Safety requirements for hand-held laser processing devices

11553-32013 processing devices and associated auxiliary equipment (Accuracy grades 2)

IEC 61040
JIS
1990 C 6181
1990 C 6182

ED1

TC 61/WG 30

名称

版／発行年
ED1
w/2011
版／発行年

Safety requirements for noise reduction and noise measurement methods for laser processing machines and hand held laser

TC 76/JWG 10
TC 76/JWG 10
TC 76/JWG 10
TC 76/JWG 10

名称
Power and energy measuring detectors, instruments and equipment for laser radiation

名称
1995版を2021A廃止提案 レーザ放射パワー及びエネルギー測定用検出器，測定器及び測定装置
1991 レーザビーム用光パワーメータ試験方法

135

TC 76
OITDA光測定器標準化部会
OITDA光測定器標準化部会

2021/4/6

レーザポインタ

１．満員のバスでその時何が･･･バス運転手にレーザー照射

数十秒間にわたり執拗にフジテレビ 2019年2月3日



東京・目黒の目黒通りでバス運転手にレーザーポインターを照射した男を逮捕
男は数十秒間にわたり緑色のレーザーを執拗に照射。車内は当時満員だった…
男の携帯にはインターネットでレーザーポインターを購入した履歴が男が照射した時、バス車内は通勤・通学客でほぼ満員状態
去年7月、東京・目黒区の目黒通りで、無職の38歳の男が東急バスの運転手にレーザーポインターを照射した。
バスの車内は通勤・通学客で、ほぼ満員状態だった。
運転手は被害に遭った後、終点の目黒駅までバスを運転したものの、その後、東急バス本社に連絡し、別の運
転手と交代することになった。
警視庁はバスに設置されていたドライブレコーダーの解析や、付近の防犯カメラ映像、 そして目撃者の証言などから、事件から半年がたった1月29日に無職の浅川善紀容疑者(38)を威力業務妨害と暴行の疑いで逮捕した。
男は執拗にレーザーポインターを照射 ドライブレコーダーに映る男の姿は…
警視庁が東急バスのドライブレコーダーを解析したところ、そこにはバスの運転手の顔めがけて数十秒間にわたり執拗にレーザーポインターを照射する浅川容疑者の姿が映っていた。
視界をさえぎられた運転手が、もしもハンドル操作を誤っていたら・・・。
一歩間違えれば大事故に繋がりかねない、危険な犯行だ。

レーザポインタ

２．講師が居眠り学⽣にレーザー照射 ⼤阪府⼤が謝罪
朝⽇新聞デジタル 2019年6⽉13⽇
⼤阪府⽴⼤は１２⽇、堺市中区の中百⾆⿃（なかもず）キャンパスで１１⽇にあった⼤学院⽣向けの講義で、外部講師の７０代男性が壇上から学⽣にレーザーポインターの光をあてたとして、学⽣へのおわびの⽂書を⼤学のホームページに掲載した。

学⽣にけがはなかったという。
府⽴⼤によると、「イノベーション創出型研究者養成」の講義中、居眠りしていた学⽣らを講師が注意し、持っていたレーザーポインターの光を当てたという。別の学⽣からの抗議で⼤学側が把握。
講師は「授業をちゃんと受けてほしいという思いだったが、いけないことだった」と話しているという。
⼤学は「受講⽣に不愉快な思いをさせたことをおわびする。講師には厳正に対応し、再発防⽌策を検討する」という⽂章をホームページに掲載した。

136

1

2021/4/6

レーザ発生装置

３．名古屋大学理学部物理学科の実験中の事故
2004年10月21日
対象学生は4名のグループでレーザー光学実験担当教員の指導のもとにレーザーに関する実験をおこなった。Nd-YAGレーザーの実験では、高出力レーザーであるため教員自身が実施し､学生はそれを見学した。
教員は装置の電源スイッチをONにし、連続的にパルスレーザーを発振させた。その後、装置内側の構造を説明するためにレーザーを発振させた状態でカバーの一部を取った。この状態でYA G結晶をポンピングするためのフラッシュランプが光る様子を確認することができる。
教員は学生にフラッシュランプが見える位置に移動し、装置内の構造を見ることを指示した。学生らは、フラッシュランプの位置を確認。
その後、レーザーの出力をOFFにするために装置の電源スイッチをOFFにした。安全であることを確認後、装置のカバーを完全にはずし、装置内の仕組みについて詳細な説明を行った。
説明の終了後、装置のカバーを戻し、YA G -レーザー実験が終了したことを学生に伝えた。この日の時点では、学生からは眼の異常に関しての申し出は無かった。なお実験室は蛍光灯により十分な明るさになっていた。
10月22日（金）13:00頃、担当教員が実験室に入ると（学生実験は2日連続して行われる）、学生から昨日のYA Gレーザーの実験以降眼に異常があるという申し出があった。学生、担当教員、3年学生実験総括教授、他の実験の担当教員、3年実験担当先任技術専門員、TAの立ち会
いにより、YA Gレーザーの実験状況が再現された。
その結果、担当教員が装置のカバーの一部をはずし、フラッシュランプの位置を確認するように指示した際、装置内側の構造物から一部反射してきたレーザーが眼に入った可能性が高いという結論に達した。
25日にYA Gレーザーの点検を行い、レーザー光の一部がもれていることが分かった。なお実験に際し保護眼鏡は使用していなかった。
被害状況傷病名は「左眼球増殖性硝子体網膜症（黄班円孔）」。症状は眼底の黄斑部にレーザー光が当たり0.75㎜程度の孔があき、視力が1.5（本人申告）から0.1まで低下した。手術後視力はある程度まで（現在は0.5～0.7程度）回復しているが、矯正視力回復がどの程度であるかは未定。

レーザ加工機

４．レーザ光による指先の火傷

焦点確認中にレーザを照射したが、停止したつもりで、ノズルチェックのため手をかざした所、レーザ光が指先に当り火傷した。
全治１週間のけが。
＜事故の原因＞・焦点確認で、レーザを照射していたが、停止を忘れていた。
・レーザを停止していると思い込み、ノズルチェックのため手を差し出した。
（出典

137

一般社団法人日本鍛圧機械工業会）

2

2021/4/6

レーザ加工機

５．レーザ光反射の事故
レーザ加工機で純銅の材料を切断中、レーザ光が材料に貫通せず反射。
加工機の光学系を焼損し、安全壁に囲われていない天井部分の一部が焦げた。
火災には至っていない。
安全壁の外にいたレーザ加工機の作業員、及び周囲の作業員には被害は及ばなかった。
＜事故の原因＞レーザ加工機の作業員が、反射率の高い銅の加工の知識を持っていなかった。
反射した際にレーザ加工機を即停止できる状態で作業していなかった。
（出典

一般社団法人日本鍛圧機械工業会）

６．レーザ光に起因した労務災害件数
厚生労働省は「業務上疾病発生状況等調査」という統計データを公表している。これは健康診断を実施した事業所において所見のあった者を、従事している作業別に分類したもの。このうちレーザ機器の部分を抜き出したものを下表に示す。これにより、レーザ機器に起因した労働災害について考察すると、
１．レーザ機器に起因した労働災害者数は、2018年で753人に上る。
２．レーザ機器の従事者が労働災害の所見を受ける比率は、2004年(1.04%)から2018年(3.3%)まで増加傾向。
特殊健康診断実施状況（対象作業別）
健診実施事業場数

対象作業受診労働者数
(人)

有所見者数
(人)

2018年

レーザー機器

1,132

22,817753

2016年

レーザー機器1,035

21,551632

2013年

レーザー機器882

21,550501

2008年

レーザー機器832

20,780318

2004年

レーザー機器602

13,692

142

有所見率
（％）

3.30
2.93
2.32
1.53
1.04

（出典：厚生労働省 業務上疾病発生状況等調査）(注)「受診労働者数」及び「有所見者数」は、労働基準監督署に提出された健康診断結果報告書を累積して集計している。

138

3