■仕様
形式

DPA-PSR2B（ショートレンジ）

DPA-PLR2B（ロングレンジ）

1〜100μm

80〜350μm

検出距離
信号点
繰返し精度

マスタ＃１セット入力、マスタ＃２セット入力によりセット±0.5μm：検出距離 1〜60μm±1μm：検出距離 80〜150μm±1μm±3μm：検出距離 150〜250μm±5μm：検出距離 250〜350μm：検出距離 60〜100μm

定格圧力変化 ±1％以内のとき
入力仕様

定格圧力変化 ±1％以内のとき

フォトカプラ入力
DC24V±10％

出力仕様

フォトカプラ出力 ( 無電圧のフローティング出力 )DC24V±10％(max) 20mA まで
残電圧 1.5V 以下（15mA 時）

応答時間

0.8 秒（チューブ長 1.5m ／エアを供給開始から出力まで）電気的応答速度

10ms

保護構造

IP67

使用圧
使用配管径
使用気体
消費空気流量0.15〜0.20MPa
外径φ6× 内径φ4 チューブ
乾燥空気（5μm フィルタ使用）9ℓ/min（max）

24ℓ/min（max）

使用温度範囲0℃〜60℃（結露ないこと）

出力ケーブル

標準長さ 3m 耐油性 16 芯φ5.5 AWG28 相当

電源電圧

DC24V±10％

消費電流100mA 以下

（注）・推奨エアノズルを用いた条件での仕様です。
異なる形状のノズルを使用するときは、実機での検証をしていただき、判断してください。
・本体1台につき1個のノズルを用いた条件での仕様です。
複数個のノズルを使用するときは、実機での検証をしていただき、判断してください。
・DPA-PSR2Bは、付属のリーケージユニットを用いた条件での仕様です。

2

■各部の名称とはたらき
2

1

項目

説明

1. STATUS LED

測定モード中は判定結果を表示します。
STOPモード中は入力完了を確認できます。

2. 空圧アラームLED供給圧力の状態を表示します。

DPA-PLR2■コードについて

６．
８ｋΩ
６．
８ｋΩ
６．
８ｋΩ

赤＋２４Ｖ±１０％

桃紫マスタ#1セット入力
マスタ#1セット０Ｖ

マスタ#2セット入力
緑
若葉 マスタ#2セット０Ｖ

主白
灰ＳＴＯＰ入力
ＳＴＯＰ０Ｖ回

青空

判定＃１（コレクタ）
判定＃１（エミッタ）路

黄薄青

判定＃2（コレクタ）
判定＃2（エミッタ）

判定＃3（コレクタ）
茶薄茶 判定＃3（エミッタ）

3

橙
薄橙

アラーム（コレクタ）
アラーム（エミッタ）

黒０Ｖ

■配線について
線色

説明

信号名

赤DC24V±10％

黒0V

負荷接続例

電源。

−

マスタ＃1セット入力 STOPモード中に100ms間ONすることでマスタ#1をSTOPモード中、紫 マスタ＃1セット0V セットできます。
同時に100ms間ONすることでマスタ#3
緑 マスタ＃2セット入力 STOPモード中に100ms間をセットできます。
ONすることでマスタ＃2を若葉 マスタ＃2セット0V セットできます。
桃STOP入力

灰STOP0V

青判定＃1 (コレクタ)

空判定＃1 (エミッタ)

入力
６．
８ｋΩ０Ｖ
０Ｖ

測定モード中にONすることでSTOPモードへ移行します。
測定モード中にマスタ＃1に対する判定を出力します。
現在値がマスタ#1以下のときOFFします。
STOPモード中にマスタ＃1セットに対するACKとして200ms間OFFします。

２４Ｖ
コレクタ負荷の場合（アクティブロー）

負荷

白２４Ｖ

コレクタ
エミッタ

黄

判定＃2 (コレクタ)

薄青 判定＃2 (エミッタ)

判定＃3 (コレクタ)

薄茶 判定＃3(エミッタ)
橙

測定モード中にマスタ＃3に対する判定を出力します。
現在値がマスタ#3以下のときOFFします。
STOPモード中にマスタ＃3セットに対するACKとして200ms間OFFします。

アラーム (コレクタ)

薄橙 アラーム (エミッタ)

供給圧力が正常のときONします。

出力は設計条件に応じて接続してください。
(注)使用しない入出力線は、個別に絶縁処理をおこなってください。

4０Ｖまたは
コレクタ
エミッタ
エミッタ負荷の場合（アクティブハイ）

２４Ｖ

負荷茶

測定モード中にマスタ＃2に対する判定を出力します。
現在値がマスタ#2以下のときOFFします。
STOPモード中にマスタ＃2セットに対するACKとして200ms間OFFします。

０Ｖ

■電源投入時の表示
電源を投入するとSTATUS LEDが赤点滅、空圧アラームLEDが緑点滅し、通常動作を開始します。
メモリ異常が発生した場合、電源投入時にすべてのLEDが赤点滅します。
正常動作ができないため、お問い合わせください。

■各モードの説明
DPA-PSR2B／PLR2B には、以下のモードがあります。
項目

説明

モードの入り方

1. 測定モード

マスタ値と現在値を比較し判定結果を出力します。
マスタ値のセットを禁止します。

STOP入力をOFFにします。

2. STOPモード

判定を中止し、アラーム以外の出力をOFFにします。
外部入力によりマスタ値をセットできます。

STOP入力をONにします。

STOP入力 ON

測定モード

STOPモード

STOP入力 OFF

5

■マスタ値のセット方法
マスタ値のセットはSTOPモードのみでできます。セット時にACK出力があります。
マスタ値は電源を落としても保存されています。
測定系全体の再現性が変化したときは、再度マスタ値をセットをしてください。
マスタ値のセット方法

ACK出力

1. 測定モード

不可なし

2. STOPモード

可あり

モード

(注) マスタ値は「マスタ値#3 > マスタ値#2 > マスタ値#1」になるようにセットすることを推奨します。

参考：STATUS LEDによる状態確認をしない場合、「マスタ値＃3 > マスタ値#2 > マスタ値#1」以外でセットしても問題ありません。その場合のLED表示と出力は、以下の通りです。
LED表示：STATUS LEDの表示が不定になります。
判定：各判定は正しくおこなわれ、結果に応じて出力します。

マスタセット手順
1. STOPモードにします。
2. 供給圧力が定格以内であることを確認します。
(STATUS LEDが橙点灯、空圧アラームLEDが緑点灯または橙点滅)
3. マスタ#1用のマスタを測定点に乗せます。
4. マスタ#1セット入力を最低100ms間ONのパルスを入力します。
5. STATUS LEDが一度消灯し、ACK出力として判定#1出力が200ms間OFFになればセット完了です。
6. マスタ#2用のマスタを測定点に乗せます。
7. マスタ#2セット入力を最低100ms間ONのパルスを入力します。
8. STATUS LEDが一度消灯し、ACK出力として判定#2出力が200ms間OFFになればセット完了です。
9. マスタ#3用のマスタを測定点に乗せます。
10. マスタ#1セット入力とマスタ#2セット入力を同時に最低100ms間ONのパルスを入力します。
11. STATUS LEDが一度消灯し、ACK出力として判定#3出力が200ms間OFFになればセット完了です。
マスタ#1セット(3〜5)、マスタ#2セット(6〜8)、マスタ#3セット(9〜11)の順序は問いません。
(注1) 入力が立ち下がったタイミングで入力完了します(ON状態のままでは完了しません)。
(注2) STOP入力開始からtp間は操作できません。したがって、各セット入力はSTOP入力開始からtp後におこなってください。

8タイミング図

測定モード

STOPモードON

STOP入力tp

OFF

マスタ#1セット入力

マスタ#2セット入力

tin

ON
OFF

tin
tin

td

ON
OFF

tack

ON

判定#1

OFFtin

td

td
tack

ON

判定#2

OFFtack

ON

判定#3

測定モード

OFF

タイミング定義
パラメータ

MIN

セット入力禁止時間

tp

セット入力時間（パルス幅）

tin

セット入力完了からACK出力までの時間

td

ACK出力時間（パルス幅）

tack

MAX

単位

100

ms

100

ms
100

200

9msms

■運転準備1.継手の取り付け
右図のエアノズル接続口とエア取入口に、継手を取り付けてください。

36

コード

(注)継手は付属しません。貴社にてご準備ください。
(注)必ずシールテープを併用してください。

Rc１/８
エア取入口

95

Rc１/８
エアノズル接続口

2.本体の取り付け
右図の取付け面の4−M4深6を使用して、機械本体に取り付けてください。
《本体取り付け時の注意》

4-M4 深620①本体をノズルよりできるだけ高い位置に取り付けてください。

13(ノズルからのクーラントの逆流を防止するため)②検出精度の再現性を維持するため、本体とノズル間35の配管ができるだけ短くなるように考慮して、位置2512.570を決定してください。

3.エア配管の接続
供給エア配管図を参考にエア取入口に供給エアを接続し、エアノズル配管図を参考にエアノズル接続口にエアノズル及びリーケージユニットを接続してください。
●供給エア配管図●エアノズル配管図
スキマ
1〜100µm（注）貴社にて準備してください。
エアフィルタ（５μｍメッシュ）
推奨エアフィルタ AF20-02(SMC)
エア取入口へエアワーク／マスター
ワーククランプ治具
エアチューブ

精密レギュレータ
設定圧 ０．15−０．2ＭＰａに調整してください。
推奨レギュレータ IR2000(SMC)

リーケージユニット(DPA-PSR2B用)（推奨径 φ６×φ４）

エアノズル接続口●推奨エアノズル形状●リーケージユニット形状（DPA-PSR2B用）(注)エアノズルは付属しません。下図を参考に製作してください。
φ0.512.5

C0.1〜0.2（糸面取り）

5+0.02
φ1.5 034.6
φ4 以上《エア配管時の注意》①本体から検出ノズルまでの配管には、リーケージユニット以外の空気の漏れや抵抗になる機器、継手を使用しないでください。
②レギュレータは精密級を使用してください。(±0.5％級 )③本器に 0.3MPa 以上のエアを供給すると、センサが破損する恐れがあります。
使用圧を 0.15−0.2MPa の範囲に調整してから、配管を接続してください。
④リーケージユニットはエアを止めたときに、クーラントや切粉がかからない位置に設置してください。
⑤リーケージユニットの穴を塞がないように注意してください。

10

NOTE

www.metrol.co.jp

11