TechnischeInformation

Anschlussflansche
für Druckmessgeräte mit Plattenfeder
WIKA Datenblatt IN 00.10Allgemeines
Druckmessgeräte mit Plattenfeder werden in der Standardausführung mit Anschlussgewinde (Außengewinde) nachEN, ASME usw. ausgeführt.
Bei hochviskosen, verunreinigten oder kristallisierenden
Messstoffen sind jedoch offene Anschlussflansche vorteilhaft, häufig sogar zwingend.
Hier stehen offene Anschlussflansche nach EN, ASME usw.
von DN 15 bis DN 80 zur Verfügung.
Vorzugsnennweiten sind DN 25 und DN 50 mit Anschlussmaßen nach EN 1092-1 bzw. DN 1" und DN 2", aufflanschbar auf Gegenflansche nach ASME B 16.5.
Die nachstehenden Flansche sind geeignet für die WlKA-Grundtypen: Typ 422.12 (Datenblatt PM 04.02), Typ 422.20(Datenblatt PM 04.08), Typ 432.50 (Datenblatt PM 04.03)
sowie Typ 432.56 (Datenblatt PM 04.07, bis max. PN 40).
Die angegebenen Gewichte sind Zusatzgewichte, die zur
Standardausführung (mit Anschluss G ½ B nach EN 837-3)
hinzuzurechnen sind. Werkstoffe: Stahl, CrNi-Stahl
Optionen Offene Anschlussflansche nach anderen Normen,
verschiedene Formen der Dichtleiste nach bestehenden
Standards
 Sonderwerkstoffe (massiv) oder als Auskleidungen (nachanwendungstechnischer Prüfung)

Anschlussflansch nach EN 1092-1, DN 25, PN 40 bzw. ASME B 16.5, DN 1", Class 150
Anzeigebereiche
0 ... 16 bis
0 ... 250 mbar

ASME
DN 1"
Class 150 2)

Anzeigebereiche

100629782.04

EN
DN 25
PN 40 1)

Druckmessgerät
NG629642.04

AnschlussflanschAnzeigebereiche
0 ... 0,4 bis
0 ... 40 bar

Maße in mm
Typ 432.50

Zusatzgewichtin kg

122

114

3,0

4 x M12

152

144

3,02

4 x M12

111

101

0,925

2

4 x M12

141

131

0,936

2

4 x 1/2- 13 UNC

122

114

3,151

36

2

4 x 1/2- 13 UNC

152

144

3,1

79,55127

2

4 x 1/2- 13 UNC

113

103

0,979,551

27

2

4 x 1/2- 13 UNC

143

133

0,9d5

kd4b1

f

G1h±2

≤ 0,25 bar

160

85

68

36

2

4 x M12160≤ 0,25 bar

160

85

68

36

2100

> 0,25 bar

115

85

68

25160

> 0,25 bar

115

85

68

100

≤ 0,25 bar

160

79,551160≤ 0,25 bar

160

79,5100> 0,25 bar

110160> 0,25 bar

110Übrige Maße wie Standardausführung gemäß jeweiligem Datenblatt.
WIKA Datenblatt IN 00.10 ∙ 03/2008h±21) Aufflanschbar auf Gegenflansch nach EN 1092-1, Form B2.
2) Raised Face.

Seite 1 von 2Anschlussflansch nach EN 1092-1, DN 50, PN 40 bzw. ASME B 16.5, DN 2″", Class 150
Anzeigebereiche
0 ... 0,4 bis
0 ... 40 bar

629677.02

629774.02

Anzeigebereiche
0 ... 16 bis
0 ... 250 mbar

Anschlussflansch

ENDN 50
PN 40 1)ASME
DN 2"Class 150 2)Druckmessgerät
NG

Anzeigebereiche

100

Maße in mm
d5kd4b1f

G1h±2≤ 0,25 bar

16512510254

3

4 x Ø181401323,0160≤ 0,25 bar

165

125

102

54

3

4 x Ø18170

162

3,0100> 0,25 bar

16512510230 3)3

4 x Ø1810696

2,5160> 0,25 bar

165

125

10230 3)3

4 x Ø18136

1262,5100≤ 0,25 bar

150

120,59254

2

4 x Ø201401322,4160≤ 0,25 bar

150

120,59254

2

4 x Ø20170

162

2,4100> 0,25 bar

150

120,59230 3)2

4 x Ø17106

96

1,9160> 0,25 bar

150

120,59230 3)

24 x Ø17136

126

1,9Übrige Maße wie Standardausführung gemäß jeweiligemDatenblatt.

1)
2)
3)

h±2

Zusatzgewicht
in kg

Typ 432.50

Aufflanschbar auf Gegenflansch nach EN 1092-1, Form B2.
Raised Face.
Typ 432.50: 26,5 mm

Seite  von 2

WIKA Datenblatt IN 00.10 ∙ 03/2008

WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg/Germany
Tel.
(+49) 9372/132-0
Fax(+49) 9372/132-406
E-mail info@wika.de
www.wika.de9039937 03/2008 DÄnderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.
Die beschriebenen Geräte entsprechen in ihren Konstruktionen, Maßen und Werkstoffen dem derzeitigen Stand der Technik.