エアマイクロセンサ DPA-SR2／LR2

取扱 説 明 書

本機はエアによる非接触測定でワークを高精度で測定し、あらかじめセットしたマスタ値（＋LIMIT値、−LIMIT値）と現在値の比較判定をおこないます。
マスタ値は、＋LIMIT値（上限値）と−LIMIT値（下限値）からなり、これらをセットすることで、+LIMIT値を上回ったとき（＋NG判定）、＋LIMIT値と−LIMIT値の間のとき（OK判定）、−LIMIT値を下回ったとき（−NG判定）の三段階に判定し、表示と出力をおこないます。
エアによる非接触測定のため、ワークに測定痕を残さずに測定できます。
測定レンジにより2種類のモデルをラインナップしているので、多様な測定に対応できます。
−NG判定（境界を含まず）
0

OK判定（境界を含む）

ｰLIMIT値＋NG判定（境界を含まず）

距離＋LIMIT値■特長
1. 高い繰返し精度で測定できます。
2. −NG判定、OK判定、＋NG判定の3点を出力します。NGの偏移が判定できます。
3. ボタン入力、外部入力があり、どちらの制御にも対応しています。
4. 電気的応答速度が従来機より10倍以上速くなっています（当社比）。
5. IP67の防塵防水構造です。

■基本的な使い方
1. マスタワークを用いてマスタ値をセットします。
2. 測定モードでマスタ値と現在値を比較し、判定結果を出力します。

■絶対最大定格
項目値

単位

電源電圧

26.4V

入力電圧

26.4V

出力負荷電圧26.4V

出力負荷電流各20mA

供給圧力0.3MPa

上記の絶対最大定格を超えるストレスを加えると、内部構成部品に重大な毀損が生じることがあります。
上記はストレス定格のみであり、上記条件下または推奨条件を超える他の条件下における機能動作には適用されません。

1

■仕様
形式

DPA-SR2（ショートレンジ）

DPA-LR2（ロングレンジ）

1〜100μm

80〜350μm

検出距離
信号点＋LIMITセットボタン、−LIMITセットボタン＋LIMITセット入力、−LIMITセット入力によりセット

繰返し精度±0.5μm：検出距離 1〜60μm±1μm：検出距離 80〜150μm±1μm±3μm：検出距離 150〜250μm±5μm：検出距離 250〜350μm：検出距離 60〜100μm

定格圧力変化 ±1％以内の時

定格圧力変化 ±1％以内の時

入力仕様

フォトカプラ入力

出力仕様

フォトカプラ出力 ( 無電圧のフローティング出力 )DC24V±10％
DC24V±10％(max) 20mA まで
残電圧 1.5V 以下（15mA 時）
応答時間

0.8 秒（チューブ長 1.5m ／エアを供給開始から出力まで）電気的応答速度10ms

保護構造

IP67

使用圧

0.15〜0.2MPa

使用配管径

外径φ6× 内径φ4 チューブ

使用流体

乾燥空気（5μm フィルタ使用）

消費空気流量9ℓ/min（max）

24ℓ/min（max）

使用温度範囲0℃〜60℃（結露ないこと）

出力ケーブル

標準長さ 3m 耐油性 16 芯φ5.5 AWG28 相当

電源電圧

DC24V±10％

消費電流100mA 以下（注）・推奨エアノズルを用いた条件での仕様です。
異なる形状のノズルを使用するときは、実機での検証をしていただき、判断してください。
・本体1台につき1個のノズルを用いた条件での仕様です。
複数個のノズルを使用するときは、実機での検証をしていただき、判断してください。
・DPA-SR2は、付属のリーケージユニットを用いた条件での仕様です。

2

■各部の名称とはたらき
12

3

4
5

項目

説明

1. −NG LED

測定モード中は判定結果を表示します。

2. ＋NG LED

STOPモード中は入力完了を確認できます。

3. −LIMITセットボタン

測定モード中に1秒以上押すことで、−LIMIT値(下限値)をセットできます。

4. ＋LIMITセットボタン

測定モード中に1秒以上押すことで、＋LIMIT値(上限値)をセットできます。

5. 空圧アラームLED

6

測定モード、STOPモード中は供給圧力の状態を表示します。SMOOTHINGセットモード中は現在の電気的応答速度を表示します。

6. SMOOTHINGボタン

測定モード中に1秒以上押すことで、SMOOTHINGセットモードへ移行します。

■コードについて

６．
８ｋΩ

６．
８ｋΩ
６．
８ｋΩ

主回路

3

赤DC２４Ｖ±１０％

緑＋ＬＩＭＩＴセット入力

若葉＋ＬＩＭＩＴセット０Ｖ

桃ｰＬＩＭＩＴセット入力

紫ｰＬＩＭＩＴセット０Ｖ

白ＳＴＯＰ入力

灰ＳＴＯＰ０Ｖ

黄＋ＮＧ判定（コレクタ）

薄青＋ＮＧ判定（エミッタ）

茶ＯＫ判定（コレクタ）

薄茶

ＯＫ判定（エミッタ）

青ｰＮＧ判定（コレクタ）

空ｰＮＧ判定（エミッタ）

橙アラーム（コレクタ）

薄橙アラーム（エミッタ）

黒０Ｖ

■配線について
説明

信号名

線色

DC24V±10％

黒0V

緑＋LIMITセット入力

若葉＋LIMITセット0V

桃−LIMITセット入力

紫−LIMITセット0V

白STOP入力

灰STOP0V

黄＋NG判定 (コレクタ)

薄青＋NG判定 (エミッタ)

茶OK判定 (コレクタ)

薄茶

OK判定 (エミッタ)−NG判定 (コレクタ)

空−NG判定 (エミッタ)

橙アラーム (コレクタ)

薄橙アラーム (エミッタ)−

２４Ｖ

STOPモード中に100ms間ONすることで+LIMIT値をセットできます。
入力
６．
８ｋΩ

STOPモード中に100ms間ONすることでｰLIMIT値をセットできます。

０Ｖ
０Ｖ

測定モード中にONすることでSTOPモードへ移行します。
測定モード中に+NG判定のときONします。
STOPモード中に+LIMITセットに対するACKとして200ms間ONします。

２４Ｖ
コレクタ負荷の場合（アクティブロー）コレクタ

測定モード中にOK判定のときONします。

エミッタ
０Ｖ

または測定モード中にｰNG判定のときONします。
STOPモード中にｰLIMITセットに対するACKとして200ms間ONします。
測定モード中、STOPモード中に供給圧力が正常のときONします。

出力は設計条件に応じて接続してください。
(注)使用しない入出力線は、個別に絶縁処理をおこなってください。

4

コレクタ
エミッタ
エミッタ負荷の場合（アクティブハイ）

２４Ｖ

負荷青電源。

負荷

赤

負荷接続例

０Ｖ

■電源投入時の表示
電源を投入するとすべてのLEDが緑点滅し、通常動作を開始します。
メモリ異常が発生した場合、電源投入時にすべてのLEDが赤点滅します。
正常動作ができないため、お問い合わせください。

■各モードの説明
DPA-SR2／LR2 には、以下のモードがあります。
項目
1. 測定モード

2. STOPモード

3. SMOOTHING
セットモード測定モード

説明

モードの入り方

マスタ値と現在値を比較し判定結果を出力します。
ボタン入力によりマスタ値をセットできます。
(DPA-SR1／LR１シリーズと同様の使い方)
外部入力によるマスタ値のセットを禁止します。

STOP入力をOFFにします。

判定を中止し、アラーム以外の出力をOFFにします。
外部入力によりマスタ値をセットできます。
ボタン入力を禁止します。

測定モード中にSTOP入力をONにします。

判定を中止し、出力を全てOFFにします。
測定モード中にSMOOTHING
SMOOTHINGボタン入力により、電気的応答速度を
ボタンを1秒以上押します。
変更できます。

STOP入力 ON

STOPモード

SMOOTHINGボタンを１秒以上押す

SMOOTHING
セットモード5

STOP入力 OFF

３秒以上 操作無し

1. 測定モード
STOP入力がOFFのとき、測定モードとなります。
測定モード中は、あらかじめセットしたマスタ値(＋LIMIT値、−LIMIT値)と現在値の比較判定を連続的におこないます。
判定結果はLED表示し、出力します。ボタン入力によりマスタ値を設定できます。

測定モードのLED表示と出力
項目＋NG LED

−NG判定 OK判定 +NG判定 ＋LIMITセット完了 −LIMITセット完了
消灯

緑 点灯

赤 点灯

表示−NG LED

赤 点灯

空圧アラーム
LED出力＋NG判定出力
OK判定出力−NG判定出力

緑 点灯

消灯
↓
緑 点滅

消灯

消灯

消灯
↓
緑 点滅

消灯

緑 点灯 or 橙 点滅（±0.01MPa変化）
↓消灯

緑 点灯
OFFOFFONONOFFOFFOFFONOFF

アラーム出力判定に応じる

消灯赤 点滅 (0.22MPa以上)
赤 点灯 (0.1MPa以下)
橙 点滅 (±0.01MPa変化)

判定に応じるON or OFF（±0.01MPa変化）↓ONON

供給圧力エラー

OFF

LED表示例−NG判定（境界を含まず）
0

OK判定（境界を含む）−LIMIT値＋NG判定（境界を含まず）＋LIMIT値

6距離2. STOPモード
アラーム以外の出力をOFFにし、ボタン入力によるマスタ値のセットを禁止します。
＋NG LED、−NG LEDが橙点灯しているとき(供給圧力が正常、またはマスタ値から±0.01MPa以内の変化)に限り、外部入力によるマスタ値のセットができます。

STOPモードのLED表示と出力
項目

供給圧力正常+LIMITセット入力完了 ｰLIMITセット入力完了

表示
出力＋NG LED

橙 点灯

消灯
↓橙 点灯

−NG LED

橙 点灯

橙 点灯

空圧アラームLED

緑 点灯＋NG判定出力

OFF200ms間ON (ACK)↓OFF

OK判定出力OFFOFFOFF
200ms間ON (ACK)
↓OFF

橙 点灯
消灯↓
橙 点灯

緑 点灯 or 橙 点滅 (±0.01MPa変化)↓緑 点灯

消灯 (0.22MPa以上)
消灯 (0.1MPa以下)
橙 点灯 (±0.01MPa変化)

赤 点滅 (0.22MPa以上)
赤 点灯 (0.1MPa以下)
橙 点滅 (±0.01MPa変化)

OFF−NG判定出力OFF

OFF

アラーム出力ON

ON or OFF (±0.01MPa変化)↓
ON

7

供給圧力エラーOFF3. SMOOTHINGセットモード
測定モード中にSMOOTHINGボタンを1秒以上押すことで、SMOOTHINGセットモードに移行します。
SMOOTHINGセットモード中に3秒以上操作が無いと、自動的に測定モードへ移行します。
SMOOTHINGセットモード中にSMOOTHINGボタンを押すと、電気的応答速度が10ms→20ms→80ms→10msと変更できます。
電気的応答速度を変更することにより、チャタリングのスピードを変更できます。
測定系の振動によるチャタリングにより安定な測定ができない状況のとき、使用してください。
SMOOTHINGボタンを１秒以上押す

SMOOTHINGセットモード

電気的応答速度10ms

SMOOTHINGボタンを押す
電気的応答速度

測定モード

20ms

SMOOTHINGボタンを押す
電気的応答速度80ms

SMOOTHINGボタンを押す

３秒以上操作無し

SMOOTHINGセットモードのLED表示と出力
項目

電気的応答速度

電気的応答速度

電気的応答速度

10ms

20ms

80ms

表示

＋NG LED

消灯−NG LED
空圧アラームLED

赤 点滅

橙 点滅

出力

＋NG判定出力−NG判定出力OK判定出力OFF

アラーム出力

8緑 点滅

■マスタ値のセット方法
マスタ値のセットは測定モードまたはSTOPモードでできます。
モードによりセット方法が異なりますので下表を参照してください。
マスタ値は電源を落としても保存されています。
測定系全体の再現性が変化したときは、再度マスタ値をセットをしてください。
モード

マスタ値のセット方法

ACK出力

ボタン入力でセット外部入力でセット1. 測定モード

可不可なし

2. STOPモード

不可

可あり

(注) マスタ値は必ず、「＋LIMIT値 > −LIMIT値」になるようにセットしてください。
参考：「＋LIMIT値 < −LIMIT値」とした場合の判定出力は以下のとおりです。
検出値の如何にかかわらず、OK判定は出力しません。
＋LIMIT値以上、−LIMIT値以下の値を検出したとき、＋NG判定と−NG判定が同時に出力されます。

ボタン入力でマスタ値をセットする(測定モード)
1. 測定モードにします。
2. 供給圧力が定格以内であることを確認します。(緑、または橙 点滅)
3. ＋LIMITセット用マスタを測定点に乗せます。
4. ＋LIMITセットボタンを1秒以上押します。
5. −NG LED、空圧アラームLEDが消灯し、＋NG LEDが緑点滅したらセット完了となります。
ボタンを離すと判定動作を開始します。
6. −LIMITセット用マスタを測定点に乗せます。
7. −LIMITセットボタンを1秒以上押します。
8. ＋NG LED、空圧アラームLEDが消灯し、−NG LEDが緑点滅したらセット完了となります。
ボタンを離すと判定動作を開始します。
＋LIMITセット(3〜5)、−LIMITセット(6〜8)の順序は問いません。

外部入力でマスタ値をセットする(STOPモード)
1. STOPモードにします。
2. 供給圧力が定格以内であることを確認します。(＋NG LED、−NG LEDが橙点灯)
3. ＋LIMITセット用マスタを測定点に乗せます。
4. ＋LIMITセット入力を最低100ms間ONのパルスを入力します。
5. ＋NG LEDが一度消灯し、ACK出力として＋NG判定出力が200ms間ONになればセット完了です。
6. −LIMITセット用マスタを測定点に乗せます。
7. −LIMITセット入力を最低100ms間ONのパルスを入力します。
8. −NG LEDが一度消灯し、ACK出力として−NG判定出力が200ms間ONになればセット完了です。
＋LIMITセット(3〜5)、−LIMITセット(6〜8)の順序は問いません。
(注1) 入力が立ち下がったタイミングで入力完了します(ON状態のままでは完了しません)。
(注2) ＋LIMITセット入力と−LIMITセット入力を同時に入力しないでください。
(注3) STOP入力開始からtp間は操作できません。したがって、各セット入力はSTOP入力開始からtp後におこなってください。

9タイミング図STOP入力測定モード

STOPモードON

tp

OFF+LIMITセット

tin

ON
OFF

-LIMITセット

td

ON
OFF+NG判定

測定モード

tin
td

tack

ON
OFF

OK判定

ON
OFFｰNG判定

tack

ON
OFF

タイミング定義
パラメータ

MIN

セット入力禁止時間

tp

セット入力時間（パルス幅）

tin

セット入力完了からACK出力までの時間

td

ACK出力時間（パルス幅）

tack

MAX

単位100

ms

100

ms
100

200

10msms■運転準備
1.継手の取り付け
右図のエアノズル接続口とエア取入口に、継手を取り付けてください。

36

コード

(注)継手は付属しません。貴社にてご準備ください。
(注)必ずシールテープを併用してください。

Rc１/８
エア取入口

95

Rc１/８
エアノズル接続口

2.本体の取り付け
右図の取付け面の4−M4深6を使用して、機械本体に取り付けてください。
《本体取り付け時の注意》

4-M4 深620①本体をノズルよりできるだけ高い位置に取り付けてください。

13(ノズルからのクーラントの逆流を防止するため)②検出精度の再現性を維持するため、本体とノズル間35の配管ができるだけ短くなるように考慮して、位置2512.570を決定してください。

3.エア配管の接続供給エア配管図を参考にエア取入口に供給エアを接続し、エアノズル配管図を参考にエアノズル接続口にエアノズル及びリーケージユニットを接続してください。
●供給エア配管図●エアノズル配管図
スキマ
1〜100µm（注）貴社にて準備してください。
エアフィルタ（５μｍメッシュ）
推奨エアフィルタ AF20-02(SMC)
エア取入口へエアワーク／マスター
ワーククランプ治具
エアチューブ

精密レギュレータ
設定圧 ０．15−０．2ＭＰａに調整してください。
推奨レギュレータ IR2000(SMC)

リーケージユニット(DPA-SR2用)（推奨径 φ６×φ４）

エアノズル接続口●推奨エアノズル形状●リーケージユニット形状（DPA-SR2用）(注)エアノズルは付属しません。下図を参考に製作してください。
φ0.512.5

C0.1〜0.2（糸面取り）

5+0.02
φ1.5 034.6
φ4 以上《エア配管時の注意》①本体から検出ノズルまでの配管には、リーケージユニット以外の空気の漏れや抵抗になる機器、継手を使用しないでください。
②レギュレータは精密級を使用してください。(±0.5％級 )③本器に 0.3MPa 以上のエアを供給すると、センサが破損する恐れがあります。
使用圧を 0.15−0.2MPa の範囲に調整してから、配管を接続してください。
④リーケージユニットはエアを止めたときに、クーラントや切粉がかからない位置に設置してください。
⑤リーケージユニットの穴を塞がないように注意してください。

11

仕様・価格などの記載事項は製品改良のため、お断りなく変更することがありますのでご了承下さい。
製造元

株式会社メトロール〒190-0011 東京都立川市高松町1丁目100番地

TEL. 042-527-3278（代）／ FAX. 042-528-1442
E-MAIL. sales1@metrol.co.jp

GM-DPASRLR2-K001