ＣＮＧ燃料熱式流量計

TH-1800-T / TRX-700-CNG

概要
ＣＮＧ燃料の直接測定の要望に応え、工業用流量計として長年実績のあるミニサーマルフローメータを高精度ＣＮＧ燃料流量計としてアレンジ致しました。

構成
検出器はミニサーマルフローメータ TH-1800 シリーズに温度計を付加したものを標準とし、変換器は TRX-700 シリーズを BOX に収納しオプション機能を付加できるように致しました。
変換 器 付加 機能は通常の AC 電源に加えバッテリー駆動が 可能な
DC12V または DC24V の DC 電源に対応可能と致しました。また、時間単位あたりの量を簡易計測可能な機能を付加可能と致しました。

測定原理

特徴

加熱した金属細管を気流中におくとき、単位時間に金属細管が失う熱● 質量流量測定となります。

温度・圧力が変動しても標準状態の流量に換算して表示信号出力量 H は質量流速 U と加熱された金属細管と気体の温度差 ΔT の関数
Ｈ＝ｆ（Ｕ・ΔＴ）

を致します。
温度変化が大きい場合は、ガス物性値の変化により若干の影響を一方、金属細管がジュール熱により発生する熱量Ｗは金属細管電圧Ｖ、受けますが、検出器に付属する温度計により補正し精度を保ちます。

電流Ｉの積の関係で表わされます。
Ｗ＝ｆ（Ｖ・Ｉ）● 高精度±1.5％ reading（流領域５％〜１００％）

金属細管が熱的に平衡状態にあるとき、熱量と流体によりもち去られ※ 弊社校正条件にてる熱量は等しいので ΔＴを電子回路により一定となるように制御すれば質量流速Ｕは電圧Ｖ、電流Ｉより求められます。

● ワイドレンジ

Ｕ＝ｆ（Ｖ・Ｉ）

公称口径 15A、20A、25A、40A、50A の 5 サイズでカバー。
15A で最小 0.3m3 ／ h（nor）から 50A で最大２００ｍ３／ｈ（nor）〔都市ガス換算〕をカバーします。

流量Ｑは配管またはダクトの断面積をＡとし、平均流速Ｕとすれば、Ｑ＝Ｕ・Ａとなります。

● ＣＮＧ組成変化に対応
あらかじめ指定された５種類の混合ガス物性値を記録可能で、変換器パラメータの設定にてユーザー側で容易に切替えることが可能です。

温度差ΔT

加熱電流 （I PWM）

● 高耐久
可動部がないので、磨耗による劣化や定期的な部品交換はありませクロメル

アルメルん。
● 多機能変換器
AC および DC 電源、瞬時流量、積算流量、アナログ出力、接点警報出力、RS485 出力等多くの表示や出力機能があります。
流速

非加熱細管

熱電対

加熱細管

TG-ES668-4
改訂 2015 09 K
初版 1996 03

TH-1800-T / TRX-700-CNG■ 標準仕様■形 式

TH-1800-Tタイプ
製作口径
最大使用圧
最高温度区分
測定
最小範囲
最大センサ
材質

検出器

シール
防水構造
上流直管長推奨

TH-1800-T
配管フランジ接続形
15A(1/2B)〜50A(2B)
1.0MPa80℃／180℃
0.5〜10m/s(nor)6〜120 m/s(nor)
SUS316SCS14,SCS16,SUS304,SUS316,
SUS316L
フッ素ゴムその他
IP65 相当
約 5D 以上（D：配管内径）

選択項目
TH-18
①プロセス
配管口径

①12345②

形式コード
− ③ ④

パルス出力
警報出力

デジタル出力（RS-485）±1.55% R.D. ±1digit±1.55% F.S. ±1digit
オープンコレクタ出力
DC35V/50mA(max.)
SPDTリレー接点〔上限/下限（異常）〕AC250V/5A（DC24V/5A）
1200/2400/4800/9600bps（選択可能）
IDアドレス：00〜99
プロトコル：8N1
出力：瞬時流量、積算流量、バーグラフ、温度、圧力、エラーメッセージなど※弊社校正条件にてTRX-700-CNG（CNG変換器追加機能）

表示*1

④接続規格

（5%値をフルスケールと±1.5% F.S.
した時の）ドットマトリクスLCD 16文字×2段
ディスプレイ
バックライト付
瞬時流量、積算流量、温度、圧力、加上段
熱電圧、内部温度、SPSリップルより1つ選択またはエラーメッセージ表示
バーグラフ、瞬時流量、積算流量、温度、下段
圧力、加熱電流より1つ選択
瞬時値
瞬時流量 5 桁（0.000〜99999）
精度
積算流量 7 桁（0.00〜9999999）
温度補正機能Pt100Ω測温抵抗体（3 導線式）
圧力補正機能無し（標準） ※ご相談下さい
応答速度
3秒（63%ステップ応答）
ケーブル長さ
最大 100ｍ
電源
AC90〜264V 50/60Hz
周囲温度
0〜50℃
周囲湿度
10〜90％RH（結露しないこと）

取付け保護構造12345
FTH-1800-T（TH-1700-T 可能）±1.5% R.D.

BOXタイプ（TRX-700内臓）
IP20 相当（屋内使用）
4 桁 12mm（9.999s〜9999h
タイマ設定可能）カウンタ 6 桁 10mm

T⑤温度計取付座⑥特殊仕様

C※口径別製作可能接続規格
呼び径15A

20A

25A

40A

50A

フランジ○○○○○

Rc3/8○××××

Rc1/2

○○×××

Rc3/4×○○××

Rc1××○××接続※口径別流量範囲

DC1-5V/内部抵抗250Ω設置による（TRX-700のDC4-20mAを電圧変換）

パルス出力
BNC/IO *120A

25A

40A

50A

L/min(nor)5〜365

10〜65515〜105030〜2295

45〜3795

m3/h(nor)

0.3〜21.9

0.6〜39.3

0.9〜63.0

1.8〜137.7 2.7〜227.7※仕様圧力上昇に伴い最低流量（測定可能流量）は上昇しますのでご注意下さい。

TRX-700-CNG
選択項目
TRX-7
①温度・
圧力補正

①0
14②ケーブル長オプション（標準無し）※ご相談下さい
IOゲート出力・スタート入力、スタート出力
・リセット入力、リセット出力
・タイマアップ出力、カウントアップ出力③機能標準・簡易

パネル操作機能 *1オプション電源 *2

カウンタ/タイマ設定による計測機能
・操作切替SW：パネルorリモート切替
・動作切替SW：タイマ/カウンタ/手動切替
・計測スタート/ストップSW・リセットSW
DC12V 又は DC24V
DC/AC 変換器設置による変換*1 簡易タイプのCNG変換器には付属しません。
*2 DC12V/DC24V/無しの何れかを指定。共用は不可。
2TOKYO KEISO CO., LTD.

13A，20℃，1atm 換算

15A

DC4-20mA/許容付加抵抗500Ω以下
アナログ出力15A（1/2B）
20A(3/4B)
25A(1B)
40A(11/2B)
50A(2B)
標準/温度区分（0〜80℃）
高温/温度区分（0〜180℃）
低温/温度区分（-20〜80℃）
SUS304/SCS14
SUS316/SCS14
SUS304/SCS14
JIS 10K フランジ
JIS Rcねじ(3/8B)
JIS Rcねじ(1/2B)
JIS Rcねじ(3/4B)
JIS Rcねじ(1B)
その他
有り
なし(未記入)標準端子箱タイプは未記入
コネクタータイプ

456③検出器材質

容⑥127②仕様温度区分

TRX-700（流量計変換器部単体機能）
組合せ検出器5〜精度※
100%
瞬時0〜流量※
5%
5〜精度※
100%
積算
0〜5%流量※内⑤④オプション電源⑤アナログ出力⑥パルス出力②−

形式コード③ ④ ⑤⑥123456789A
F
12F012120
12-CNG

内

容補正なし
温度補正
温度補正＋圧力補正
5ｍ
10ｍ
15ｍ
20ｍ
25ｍ
30ｍ
35ｍ
40ｍ
45ｍ
50ｍ
50ｍ〜100ｍ※ケーブル
標準簡易
特殊無し
DC12V
DC24V
DC4-20mA
DC1-5V
パルス出力無し
オープンコレクター（TRX-700）
特殊

TG-ES668-4

TH-1800-T / TRX-700-CNG■ 検出器外形寸法図
G1/2

ø82

Rc1/8＊
øDJL2(182)

呼び口径
15A〜25A(140)

温度計取付座付き

L1
ø82G1/2L2(140)

Rc1/8＊

呼び口径
15A〜25A(182)

温度計取付座付きJ

L1
ø82G1/2J(140)

Rc1/8＊
呼び口径
40A〜50A(182)

温度計取付座付き

L2
L1＊温度取付座付きはRc1/4の場合あり。

温度計取付座付きタイプの場合
寸法
口径
15A
20A
25A
40A
50A

L1L2JøD

W

300
270
340
310
370
330
350
390

105
90
145
130
170
150
170
210

Rc3/8・Rc1/2
15A JIS10Kフランジ
Rc1/2・Rc3/4
20A JIS10Kフランジ
Rc3/4・Rc1
25A JIS10Kフランジ
40A JIS10Kフランジ
50A JIS10Kフランジø36−
ø36−
ø46−−−32−32−41−−−■ 変換器外形寸法図

381.5155.1

350

TG-ES668-4

簡易タイプ（TRX-71□-2□□-CNG）
221.5

350

155.1

標準タイプ
（TRX-71□-1□□-CNG）

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

TH-1800-T / TRX-700-CNG■ CNG 燃料流量計システム構成
下記は標準的なシステム構成例です
・検出器上下流直管は上流側 5D 以上、下流側 2D 以上の直管を取って下さい。
※１. オイルミストフィルターはＣＮＧボンベ注入時にコンプレッサーオイル等が混入している場合があります。
オイル等がセンサーに付着すると精度に影響するため、保護のため設置をお願いしております。
但し、オイルの混入が無い場合や都市ガスをご使用の場合などは、オイルミストフィルターの設置は必要ありません。
※ ２. 流量計はエンジンの脈動により精度に影響するため、サージタンクの設置をお願いしております。
但し、下流側に減圧弁が設置されているなどにより脈動影響が無い場合は設置の必要はありません。

信号出力RS-485・ アナログ出力
DC4-20mA又はDC1-5V
・ 警報接点出力
HI/LOW又はHI/ERR
・ RS485出力
流量、積算、温度他
・ BNC IOSTART IN, OUT/RISEXT IN, OUT
TIME UP OUT/COUNT UP OUTO

流量変換器
TRX-700-CNG

温度信号用ケーブル
専用ケーブル

CNG燃料
ボンベ
ガス配管

＊1

温度検出器

オイルミストフィルター＊2

サージタンク
上流直管5D以上

流量検出器
TH-1800-T

下流直管
2D 以上

エンジン

※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。

http://www.tokyokeiso.co.jp〒105‒8558 東京都港区芝公園1‒7‒24芝東宝ビル
TEL: 03‒3434‒0441（代） FAX: 03‒3434‒0455
4

製品についてのお問い合せを電子メールでも承ります。

anything@tokyokeiso.co.jp

使用可否、形式選定などなんでも（Anything）
ご遠慮なくどうぞ。

TG-ES668-4