MS5300

標準仕様書 型式：MS5308
絶縁２出力 パルス／アナログ変換器

51

概要

流量センサ等からのパルス列周波数信号を各種直流信号に変換するプラグイン構造の絶縁２出力パルス/アナログ変換器です。

SZ

85

型 式 コ ー ド

ＭＳ５３０８ -□-□□□＿

145.5

型式
供給電源
Ａ: AC 100～ 240V (50～ 60Hz)
Ｄ: DC 24V
Ｐ: DC 100～ 240V
入力信号
Ｏ: 無電圧接点、オープンコレクタ（検出電源 約 13V、3.3kΩ）
Ａ: AC 電圧パルス（スレッシュ電圧：約 0.06Vｐ-ｐ）
Ｄ: DC 電圧パルス（スレッシュ電圧：約 2V）
Ｉ: DC4～20mA パルス（スレッシュ電流：約 8mA）
Ｙ: 上記以外指定入力信号、指定スレッシュ電圧
第 1 出力信号
Ａ: 4 ～ 20mA DC
Ｄ: 0 ～ 20mA DC
Ｚ: 指定電流信号

ご 発 注 時 指 定 事 項･型式コード(測定周波数範囲)(例)MS5308-A-DA6(0～850Hz)
その他ご指定例･入力“Y”時 MS5308-A-YAA(0～500Hz/入力 DC 電圧ﾊﾟﾙｽ 0～12V/SH=8.5V,SL=2.5V)･入力“Y”時 MS5308-A-YAA(0～500Hz/入力 AC ﾊﾟﾙｽ 200Vp-p/S=2Vp-p)*DC 電流ﾊﾟﾙｽ時は､0～100μA から 0～100mA の範囲内でご指定下さい｡*SH=ｽﾚｯｼｭﾚﾍﾞﾙ HI , SL=ｽﾚｯｼｭﾚﾍﾞﾙ LO , S=ｽﾚｯｼｭﾚﾍﾞﾙ

仕
１ : 0 ～ 10mV DC
２ : 0 ～ 100mV DC
３ : 0 ～ 1V DC
４ : 0 ～ 10V DC
５ : 0 ～ 5V DC
６ : 1 ～ 5V DC
３Ｗ: ± 1V DC
４Ｗ: ±10V DC
５Ｗ: ± 5V DC
０ : 指定電圧信号

第 2 出力信号
第 1 出力信号のコードと同じ☞第1出力信号が電圧出力の場合、第2出力信号は電流出力のご指定はできません。

☞2 出力共 4～20mＡの場合、出力負荷は第 1 出力 550Ω以下、第 2 出力 350Ω以下となります。

オプション
未記入: なし／Ａ : センサ供給電源：24V DC(±10%)2 線式／Ｂ : センサ供給電源：12V DC(±10%)2 線式／Ｃ : センサ供給電源：24V DC(±10%)3 線式／Ｄ : センサ供給電源：12V DC(±10%)3 線式／Ｅ : センサ供給電源：5V DC(±10%)2 線式／Ｆ : センサ供給電源：5V DC(±10%)3 線式／Ｈ : ポリウレタン系コーティング／Ｘ : 特注＊特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

(mm)

●電源様部

許 容 電 圧 範 囲 AC100～240V : AC85～264V（47～63Hz）
DC24V : DC24V±10%
DC100～240V : DC85～264V
電 源 感 度 各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
電 源 ヒ ュ ー ズ 160mA ヒューズ
最大消費電力電源
AC100～240V DC24V DC100～240V
約 9.0VA / 約 3.0W / 約 9.0W

●入力部

入 力 抵 抗電圧入力型(DC) 通電時：1MΩ以上（標準仕様、5V 入力時）
停電時：30kΩ以上
電流入力型(DC) 250Ω（4～20mA：標準）*センサ用電源 2 線式をご指定の場合、受信抵抗は 100Ωとなります。

入力許容電圧DC 電圧入力型
DC 電流入力型
AC 電圧入力型
入 力 パルス幅
デューティー比30V DC max.連続
40mA DC max.連続
200Vp-p AC（0V を基準に±100V）max.連続

20μs 以上
40～60%
最大ｾﾝｻｰ供給電流 30mA
製作可能範囲AC 電圧パルス
DC 電圧パルス
入力範囲-300～300V
0～ 300V
入力電圧スパン
0.1～600Vp-p1～ 300V
入力バイアス―0～+300%
スレッシュ電圧50mVp-p 以上
Hi-Lo 幅 0.2V 以上
入力周波数0～20Hz から 0～20kHz の範囲内
（例）DC 電圧パルス 10～15V⇒入力電圧スパン 5V、バイアス 200%

MQDDK-110706-7 Rev.1.50

Page: 1/3

標準仕様書●出力

型式：MS5308 絶縁２出力 パルス／アナログ変換器●取 付 ・ 形 状部

最大出力負荷第 1 出力(DC) 最大出力負荷 第 2 出力(DC) 最大出力負荷
1V スパン以上 2mA 以下
1V スパン以上 2mA 以下
10mV
10kΩ以上10mV
10kΩ以上100mV
100kΩ以上
100mV
100kΩ以上
4～20mA750Ω以下※14～20mA
350Ω以下※1 但し、第 2 出力が電流出力の場合 550Ωになります。

ゼ ロ 点 調 整 範 囲 スパンの約±5%(変換器前面ﾄﾘﾏにより可変)ス パ ン 調 整 範 囲 スパンの約±5%(変換器前面ﾄﾘﾏにより可変)製作可能範囲
電流信号
電圧信号
出力範囲(DC)
0～20mA-10～10V
出力スパン(DC)4～20mA
10mV～20V
出力バイアス
0～100%-100～100%

壁取付、DIN レール取付共用
垂直0.78～1.18[N・m] *推奨値
M3.5 ネジ端子接続
W51×H85×D145.5mm（ソケット端子台含む）
量 本体 200g 以下、ｿｹｯﾄ端子台 80g 以下

取 付 方 法取 付 姿 勢ﾈｼﾞ締め付けﾄﾙｸ
配 線 方 法外 形 寸 法質

●材質

本体ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
ソケット端子台端 子 ネ ジ基板

ABS 樹脂（UL-94V-0）
ABS 樹脂（UL-94V-0）
鉄/亜鉛メッキ三価クロメート処理
ガラスエポキシ（FR-4：UL-94V-0）

端子配置図、信号割付*電流出力信号の場合、0.1mA未満の出力は精度保証外となります。
（例 1）4～20mA⇒出力スパン 16mA、バイアス 25%（例 2）-1～4V⇒出力スパン 5V、バイアス-20%①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪●基 準 性 能換精C
信度 ｽﾊﾟﾝの±0.3%以内
リップル含有率：ｽﾊﾟﾝの 0.2%p-p 以内（10% 以上入力時） (25℃±5℃にて)
度 特 性 10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
答 速 度(0～90%)@100%ステップ入力
入力周波数8s 以下
20Hz
1s 以下
200Hz
500ms 以下
2kHz
500ms 以下
20kHz
M
R
R 100dB 以上（500V AC，50/60Hz）
号 絶 縁 入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間

絶縁抵

変温応＋ OUTPUT 1－ OUTPUT 1N.C.
Ex +＋ INPUT－ INPUTP（＋）
POWER
N（－）
GND
＋ OUTPUT 2－ OUTPUT 2絶縁

抗 100MΩ以上（@500V DC）
入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間

耐電圧 入力－[第 1 出力、第 2 出力]－[電源、大地]各間：2000V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
電源－大地間：2000V AC 遮断電流 5mA 1 分間
第 1 出力－第 2 出力間：500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間

Ｓ Ｗ Ｃ 対 策 ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
動 作 環 境 温度：-5～55℃
湿度：5～90%RH（結露のないこと）
保 存 温 度 -10～60℃

ブ ロ ッ ク 図

EX ＋ ④＋
入力信号

⑤センサ
供給電源

Z

F/V 変換

増幅回路

⑥S

絶縁回路

絶縁回路

第 1 出力回路

絶縁回路

第 2 出力回路② 第 1 出力信号－－供給電源

P(＋)⑦
N(－) ⑧GND電源
回路① 第 1 出力信号＋⑩ 第 2 出力信号＋⑪ 第 2 出力信号－⑨MQDDK-110706-7 Rev.1.50

Page: 2/3

標準仕様書

型式：MS5308 絶縁２出力 パルス／アナログ変換器*無電圧接点、オープンコレクタ入力の場合*電圧パルス入力の場合

+13V

⊕
⊖入力
信号

3.3kΩ

⑤F/V 変換⊕⊖⑤F/V 変換⑥⑥*2 線式センサご使用の場合
注：センサの種類により接続の異なる場合があります。

⊕2 線式センサ⊖④⑤センサ
供給電源
100Ω

F/V 変換⑥MQDDK-110706-7 Rev.1.50

Page: 3/3