DT シリーズ
マルチデジタル差圧計

概 要
DT シリーズ・マルチデジタル差圧計は東京計装がお届けするニューコンセプトの差圧計です。
多様な差圧検出器と組み合わせて差圧表示はもとより、開平演算、スケーリング機能による流量指示を行います。
大型 LCD ディスプレーは離れたところからも視認性に優れ、同時に簡易バーグラフも表示します。
オリフィス、ピトー管、その他の差圧流量計との組み合わせが可能で、差圧式レベル計としてもご使用いただけます。
外部電源不要のバッテリータイプ、2 線式 4-20mA 出力タイプ、オープンコレクタ・2 点警報出力タイプをラインアップしています。

特 長● 軽量・コンパクト
マイクロマシニング技術を駆使した超小形半導体センサを採用。徹底した軽量化設計により見やすい大形 LCD 表示にもかかわらず約 775g という軽質量を達成しました。

● 高耐食材質を標準採用
ダイヤフラムに SUS316L、他の接液部材質に SUS316/フッ素ゴム/アルミナセラミックを採用しています。

● 豊富な差圧レンジ
標準差圧レンジは以下の 6 種類を用意しました。用途に応じて最適な測定レンジを選択できます。
差圧レンジ：1kPa, 2kPa, 5kPa, 10kPa, 20kPa, 50kPa● マルチ機能
差圧の開平演算、スケーリング、リニアライズ、流量積算表示など多様なニーズにお応えできます。リニアライズ機能により、非円筒形・横置き円筒形タンクの残量測定も可能です。

● 見やすい大形 LCD ディスプレー

差圧/流量表示は文字高さ 18mm の液晶表示で視認性を高めています。また、自動消灯形バックライト付きです。
（電流出力タイプは除く）。

● 多彩なラインアップ
外部電源を必要としないバッテリータイプの他、以下のタイプを選択できます。
①電流出力タイプ：2 線式 4-20mA（DC24V 外部電源）②警報出力タイプ：オープンコレクタ× 2 点および4-20mA 出力（DC24V 外部電源要）標準仕様● 測定流体：液体、気体（プロセス接続部を腐食させない流体）● 測定差圧レンジ
差圧レンジ（kPa）

形 式

最小最大DT01□□

0〜0.40〜1DT02□□

0〜0.8

0〜2DT05□□

0〜20〜5DT10□□

0〜40〜10DT20□□

0〜80〜20DT50□□

0〜200〜50

使用圧力範囲-0.09〜2 MPa（両圧）・最小差圧レンジは推奨値を示します。
・許容差圧 ：200 kPa（片圧）（差圧レンジ5 kPa以上は700 kPa）

● 使用温湿度
流体温度：−10〜70℃

周囲温湿度：−10〜50℃、85%RH 以下
保存温湿度：−20〜60℃、85%RH 以下（ただし、氷結・結露がないこと）● タイプおよび機能 （全タイプ表示付）
形 式タイプDT□□4□

バッテリー

表示のみ

機 能DT□□5□電流出力

2線式4-20mADT□□6□

警報出力

警報2点 ＋ 4-20mA
警報1点 ＋ 積算パルス ＋ 4-20mA

TG-EM125J-5
改訂 2013 08 K
３版 2003 05

DT シリーズ

マルチデジタル差圧計● 表示機能② 電流出力タイプ（ DT□□ 5 □）差圧およびスケーリング表示部：

電源：DC24V±10%

3-1/2 桁 LCD（文字高 18mm）；表示範囲 −1999〜1999

出力：DC4-20mA（2 線式）

11 セグメントバーグラフ

許容負荷抵抗：600Ω
電流出力精度：±0.5% F.S. at 23℃

積算表示部：
7-1/2 桁 LCD（文字高 5mm）；表示範囲 0〜19999999
表示周期： 1s （サンプリング； 0.5s ）フィルタ： 0 、 2 、 4 、 8 、 16 、 32 s より選択（移動平均）

LCD バックライト：

応答性：2 s 以下（フィルタ設定 0 の場合）

質

：約 715 g③ 警報出力タイプ（DT□□6□）

電キー操作時 10 秒間点灯（電流出力タイプを除く）
スケーリング表示：流量表示（開平演算）機能あり量源：DC24V±10%

消費電流 ：25mA 以下
警報出力 ：オープンコレクタ出力×2点（独立設定）（積算パルス出力付加の場合、警報出力は（オプション）

上限または下限1点のみ設定可能）

差圧およびスケーリング表示範囲：
差圧レンジの−5〜110% または最大−1999〜1999

積算パルス出力： パルス幅200〜300ms
周波数1Hz以下（表示範囲外は-FFF または FFF を表示）
流量表示範囲：差圧レンジの−5〜110% または最大 0〜1999（表示範囲外は−FFF または FFF を表示
ただし、−5〜0％は 0 表示）●性

負荷定格 ：各 DC30V / 80mA 以下
応答性：2 s 以下（フィルタ設定 0 の場合）

警報設定 ：上下限設定可、接断差；可変／最小 1 digit
電流出力 ：DC4-20mA
許容負荷抵抗 ：600Ω

能実差圧表示精度 ：±(1.0% F.S.＋1digit) at 23℃
スケーリング表示精度：±(1.0% F.S.＋1digit) at 23℃

電流出力精度 ：±0.5% F.S. at 23℃
質量：約 725 g（差圧レンジ 0〜100%にて）開平演算精度 ：±0.1% F.S.（差圧レンジ 5〜100%にて）
温度影響：±0.1% F.S. / ℃（ゼロ・スパン共）：前後 90 ﾟ ；±(± 0.1% F.S. ＋１ digit) at 23 ℃

傾斜影響

左右 90 ﾟ静圧影響；±150Pa Max. at 23 ℃

： DT01□□ ；±2%F.S. / 1MPa
DT02□□ ；±1%F.S. / 1MPa
DT05□□ ；±1%F.S. / 1MPa
DT10□□ ；±0.5%F.S. / 1MPa
DT20□□ ；±0.5%F.S. / 1MPa
DT50□□ ；±0.5%F.S. / 1MPa

絶縁抵抗：100MΩ以上/DC50V ／ケース−端子一括 間

耐電圧：AC500V 50/60Hz 1 分間 ／ケース−コモン 間（バッテリータイプは除く）（バッテリータイプは除く）● 保護等級：IP65 （ JIS C 0920 防噴流形）（ただし、ハウジング底面の大気導入ポートは除く）● 接液部材質
ダイヤフラム ：SUS316L
ボディ：SUS316

O リング：フッ素ゴム（JIS 4 種 D）

ドレン孔シール：アルミナセラミック● ハウジング材質：アルミニウム合金●塗装：メラミン樹脂塗装● 塗装色：フロント；ワインレッド（マンセル 10RP3/8）
リア；ライトグレー（マンセル N7.5）● プロセス接続：Rc1/4 均圧弁内蔵タイプ(標準)● 取付姿勢：正面鉛直取付

オプション
1. プロセス接続● 1/4NPT 接続（均圧弁内蔵）● 54mm ポート接続

コード：／DTN
コード：／VFF

2. 表 示／出力● 流量表示開平演算を実施し、流量に比例したスケーリング表示となります。
コード：／DS1● 積算表示積算表示あり（スケーリング（流量）表示 1 のみ有効）
コード：／TLZ● 積算表示 ＋ パルス出力（警報出力タイプのみ選択可）

積算表示に同期したパルスを出力
コード：／PUL
3. 特殊オプション● スケーリング（流量）表示項目数の選択

標準は 1 種類の表示（表示 1）のみですが、4 つまでの異なるスケーリング値が可能で、表示切り替えはワンタッチで行えます。
コード：／DS2、／DS3、／DS4
電池駆動仕様のみ選択可（数値は表示項目数を示す）● リニアライズ補正

スケーリング表示のスパン内で最大 10 点のリニアライズ補正が設定できます。（表示 1 のみ有効）
各機能毎に表示、電流出力、警報出力に反映されます。
コード：／LRZ● タイプ別仕様・機能①バッテリータイプ（DT□□4□）
電源

4. その他● 保護カバー付属

コード：／HGC：単三アルカリ乾電池（LR6）×2 本

電池寿命 ：約 2 年（連続使用時）at 23℃
オートパワーオフ機能選択可、電池電圧低下表示付
質2量：約 765 g（乾電池含む）

TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-EM125J-5DT シリーズ

表示部

マルチデジタル差圧計

設置場所の注意事項

警報出力モニタ
電池電圧低下モニタ

測定値表示

直射日光を避け、直接風雨のかからない場所に設置するか、リニアライズ
モニタ（保護カバーを装着すると、表示を判読しにくい場合があり保護カバー(オプション)を装着してください。

差圧単位表示ます。）

積算値表示部
単位表示部

バーグラフ表示
動作モニタ

表示選択項目インジケータ（表示 1,2,3,4…）

開平演算表示ENTER キー

MODE キー

UP、DOWN キー
配線接続口

配線接続口仕様
タイプ

配線接続口

バッテリータイプ−電流出力タイプ○

警報出力タイプ○

適合ケーブル外径

Φ3〜8 mm○：あり、−：なし

形式コード
形式コード
DT

差圧レンジ

□□□ □ −A内/ □□□

01

1 kPa

02

2 kPa

05

5 kPa

1010 kPa

2020 kPa

50タイプ
種

備考

最大差圧レンジ50 kPa
4バッテリータイプ

電池駆動

5電流出力タイプ

2 線式 4-20mA

6

警報出力タイプ

警報 2 点＋4-20mA 出力

圧力導入口上側

圧力導入口の向きは組み替え可能

L別容

圧力導入口下側Gバージョン−A

オプション 1[プロセス接続] ※1

オプション 2[表示／出力] ※2

オプション 3

[特殊オプション] ※3

オプション 4[その他]

特殊仕様

バージョン記号/ DTN

1/4NPT 接続（均圧弁内蔵）/ VFF

54mm ポート接続

いずれか一つを選択可/ DS1

差圧表示(kPa)および流量表示/ TLZ

差圧表示(kPa)、流量表示および流量積算表示/ PUL

差圧表示(kPa)、流量表示、流量積算表示およびパルス出力 ※5/ DS2差圧表示(kPa)およびスケーリング(流量)表示 2 点/ DS3差圧表示(kPa)およびスケーリング(流量)表示 3 点/ DS4

差圧表示(kPa)およびスケーリング(流量)表示 4 点/ LRZ

表示および出力のリニアライズ補正

いずれか一つを選択可

いずれか一つを選択可

表示部保護カバー付属

/ HGC
(空欄)

なし

／Zあり

※1： オプション 1[プロセス接続]を選択しない場合は、標準の Rc1/4 接続(均圧弁内蔵)となります。
※2： オプション 2[表示／出力]を選択しない場合は、差圧表示(kPa)と差圧にリニアなスケーリング表示(１点)となります。
(スケーリング値をご指定ください)※3： /DS2〜/DS3 を選択の場合は、各表示のスケーリング値をご指定下さい。 /LRZ を選択の場合は、リニアライズデータを提示してください。
※4： オプションを複数選択する場合は、コードを「/」で区切って表記してください。(例：DT104L-A/DTN/DS1/LRZ)※5： 警報出力タイプのみ選択可。選択した場合、警報出力は1点となります。

TG-EM125J-5

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

DT シリーズ

マルチデジタル差圧計

結線図〔警報出力タイプ〕〔電流出力タイプ〕+- -OUT 2+ 警報出力(1)OUT 1

DC24V−+DC24V＋ANA OUT

+警報
出力
(2)-A
4-20m+-受信計器＋+受信計器4-20mA−

警報出力(1) / (2) :オープンコレクタ
負荷定格 各 DC30V / 80mA

（積算パルス出力付加時はOUT1がパルス出力となります。）

外形図● プロセス接続口上側（コード：L）

2-Rc1/4

22Hex.21

25.4

93
60

4-φ5.550

高圧側圧力導入口

低圧側圧力導入口

88
均圧バルブ

OUT1

OUT2

100

UNIT

LRZkPa

MODE

1300
SET
ADJ.
Aoﬀ

120

72(100)100.550H

L

2配線接続口421

TOKYO KEISO CO., LTD.

53

TG-EM125J-5

DT シリーズ

マルチデジタル差圧計● プロセス接続口下側 （コード：G）

9360504-φ5.588
2

OUT1

OUT2100UNITLRZkPa

MODE

1300SET
ADJ.
Aoﬀ

12072(100)

104.5

50H

L

均圧バルブ
2153

低圧側圧力導入口

高圧側圧力導入口

22Hex.21

配線接続口

25.4

2-Rc1/4※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。

http://www.tokyokeiso.co.jp〒105‒8558 東京都港区芝公園1‒7‒24芝東宝ビル
TEL: 03‒3434‒0441（代） FAX: 03‒3434‒0455
TG-EM125J-5

製品についてのお問い合せを電子メールでも承ります。

anything@tokyokeiso.co.jp

使用可否、形式選定などなんでも（Anything）
ご遠慮なくどうぞ。

TOKYO KEISO CO., LTD.

5