技術資料

TR03A
インタクト10周年記念製品 第一弾 !
世界初の両イオン交換型マルチモードODSカラム ・・・ スケルツォODS

アニオン交換＋カチオン交換＋順相＋逆相オールインワンタイプのODSカラム

アニオン性化合物もカチオン性化合物も同時に分析が可能
ODS＋イオン交換や逆相＋順相分離が可能
高極性化合物の保持や分離にイオン対試薬不要のLC-MS対応
高純度全多孔性球状シリカ / ３ uｍ 粒子 / 13nm 細孔 / ODS+アニオン交換＋カチオン交換固定相

画期的なマルチモードODSカラムの登場
ODS + アニオン固定相

逆相＋アニオン交換＋カチオン交換+(順相）

逆相＋カチオン交換+(順相）モード

ODS + カチオン固定相モード

逆相＋アニオン交換+(順相）モード

インタクトは世界初（当社調査）の画期的なマルチモードODSカラムを開発しました。
生体成分や代謝物はイオン性高極性物質が多く，従来のODSでは保持や分離が困難な場合が多くあります。これに対する現状の方法には以下のような問題点があります。
・逆相イオン対クロマトグラフィーではイオン対試薬をLC-MSに適用しにくい・水系順相クロマトグラフィーでは極性に差のある物質を同時に分析しにくい
Scherzo（スケルツォ） SM-C18には，これらの課題をすべて解決できる大きな可能性があります。
高純度全多孔性シリカゲルにODSリガンド，アニオン交換基，カチオン交換基をそれぞれ導入することにより，アニオン性物質もカチオン性物質も同時に保持させることができます。しかも従来のODSカラムと同等の疎水性を有していますから，使い慣れた逆相分離モードが基本的に適用できます。さらには，イオン交換基による順相分離モードもはたらくため，特殊なケースとしては逆相と順相を同時に作用させた分離も可能となります。
いままでの逆相分離の限界を突破する，まったく新しいマルチモードODSカラムの誕生です。
Imtakt USA (info@imtaktusa.com)
North America

Imtakt Corp./JAPAN (info@imtakt.com)
Other Countries

TR03A-IH06

マルチモードODSの分離メカニズム (逆相＋アニオン交換＋カチオン交換）マルチモードODSカラム Scherzo SM-C18 は，ODSリガンドによる基本的な逆相分離に加え，アニオン交換モードとカチオン交換モードが同時に作用するために，水溶性ビタミンの分離ではイオン対試薬を添加せずに分離が可能になります。
水溶性ビタミン

12

HOCH2CO

1HOCH2OH
CH2OH

H3C

N

OH

HOO

H

OH

逆相 ＋ アニオン交換 ＋ カチオン交換

pyridoxine (B6)3

L-ascorbic acid (C)CNH2nicotinamide (B3)

N

1

OH

OH

CH2CH

CH

CHCH2OH

H3C

N

O

H3C

N

7

アミドも弱いカチオン交換作用で保持が大きくなります。

アスコルビン酸は一般のODSでは酸性でも保持が困難な高極性物質です。
SM-C18は，アニオン交換作用により ，イ オ ン 対 試
薬を用いずに保持させることができます。

43COH

6N4 nicotinic acid (B3)
ニコチン酸のカルボキシル基のアニオ ン 交換 作用により大きく保持されます。

2NH2N

ニコチン酸は，ピリジン骨格とカルボキシル基が中性でそれぞれ影響しあうために，解離状態が不安定となり，一般のODS
ではピーク形状がブロードになります。

OH2 ピリドキシンやニコチンH3C

NCH2N+

5S

thiamine (B1)35

チアミンは，四級アンモニウムイオンのカチオン交換作用が強くはたらくために，保持が大きく改善されます。

75NNHOriboflavin (B2)

リボフラビンは塩基性（ pKa= 10.2)ですが，下記条件のようにイオン強度を高くした状態ではイオン的相互作用はあまりはたらかず，疎水的相互作用により保持されるため，従来のODSと類似した保持になります。

Scherzo SM-C18

CH3CH2CH2OH
H3CONO66 caffeineNNN
CH3CH37

カフェインは解離性がな
いために，疎水的相互作用と静電的相互作用により保持されます。
S c h e r z o S M- C 18 はODS密度が従来カラムと同程度になるように設計されていますから，イオン交換のはたらかない物質の保持は類似します。

4Unison UK-C18
051015150 x 3 mm (Scherzo SM-C18, Unison UK-C18)
A: 3mM ammonium formate
B: 25mM ammonium formate /acetonitrile = 80 / 20
0 - 100%B (0 - 15 min)
0.4 mL/min (8-9MPa), 37 deg.C, 260 nm
2 uL (0.08-1.5ug, diluted with 0.1M ammonium formate)

220 min

移動相はイオンペア試薬を用いず，しかも低イオン強度です。
ここでは，チアミンとリボフラビンの溶出バランスを得るために，有機溶媒濃度グラジエント（逆相モード）とギ酸アンモニウムの塩濃度グラジエント（イオン交換モード）を併用しています。
酸と塩基の混合溶質の場合，試料溶液に適度なイオン強度を持たせて溶質どうしのイオン結合を防ぐ必要があります。

マルチモードODSの分離メカニズム (逆相＋アニオン交換＋カチオン交換）
イオン性物質の場合，一般のODSカラムでは保持できない場合があります。Scherzo SM-C18は，アニオン性物質もカチオン性物質も同時に保持させることができます。
各種ODSカラムの比較
1 211N CH32SO3H

3benzenesulfonic acidphenyltrimethylammnoniumOC NH2ODS + WAX
31ODS + WCX
3Unison UK-C18

150 x 3 mm
50 mM ammonium formate /acetonitrile = 85 /15
0.4 mL/min (8-9MPa), 40 deg.C, 260nm

10 min5benzamide

四級アンモニウム化合物やスルホン酸などの強イオン性物質を含む試料は，従来のODSカラムでは保持や分離が困難な場合があります。また，ミックスモード系の逆相カラムでは，アニオン固定相かカチオン固定相のどちらかしか導入されておらず，酸や塩基を同時に保持することが困難です。
マルチモードODSカラム，Scherzo SM-C18は，ODSの他にアニオン固定相とカチオン固定相の両方を導入していますから，酸や塩基が同時に存在していても保持・分離することが可能です。しかも1本でアニオン交換モードもカチオン交換モードもはたらきますから，従来のODSカラムでは保持や分離が困難であったメソッドが格段に改善できる可能性を秘めています。

22Cl-CH330+

3

Scherzo SM-C18

2 1CH3pHの保持への影響
1.5

Scherzo SM-C18

SO3H

benzenesulfonic acid1benzamide on Scherzo
0.5

benzamide on Unison

Unison UK-C180-0.5

234pH50.5

CH367

benzamide on Scherzobenzamide on Unison+0.3

N CH3CH30.1

phenyltrimethylammnonium

Scherzo SM-C18

-0.1

-0.3

-0.5

2Unison UK-C18
34567pH(50mM HCOOH - 50mM HCOONH4) /acetonitrile = 85 /15, 40 deg.C

3

マルチモードODSカラムScherzo SM-C18は，ODSに加えて両イオン交換基を導入していますから，イオン性物質の保持は移動相pHによって大きく変化します。
左図のスルホン酸や四級アミンのような強イオン性物質は，一般的ODSではいずれのpHでもほとんど保持しませんが，SM-C18ではｐHを変化させることで保持が可能になります。この保持はｐHによってイオン的相互作用の大きさが変化するために生じるものです。
イオン性物質には以下のような保持傾向があります。すなわち，スルホン酸などの酸性物質はｐHが低くなるほど保持が大きくなります。一方，塩基性化合物はｐHが高くなるほど保持が大きくなります。また，中性物質の保持はｐHに依存しません。
Scherzo SM-C18では，疎水的相互作用とともにイオン的相互作用がアニオンにもカチオンにも同時にはたらきます。したがって，有機溶媒濃度とともにｐHやイオン強度を最適化することで，従来のODSカラムとはかなり異なる分離特性を容易に得ることができます。

マルチモードODSの分離メカニズム (逆相＋アニオン交換＋カチオン交換）
Scherzo SM-C18でイオン性物質を分離する場合，pHだけでなく，有機溶媒濃度や塩濃度，温度などの分析環境によって分離特性が大きく変化します。

1

有機溶媒濃度の保持への影響

CH3+2Cl-N CH3

1.2O3SO3HC NH2CH3benzenesulfonic acidphenyltrimethylammnonium

1benzamide

0.8

Scherzo SM-C18はイオン性物質を保持する特性があります。
イオン性物質の保持・分離挙動はpHでも大きく変化しますが，他の要因でも変化します。

O0.6C NH20.4

左図は有機溶媒濃度と保持の関係を表しています。ベンゼンの置換体である3種の化合物は，置換基がそれぞれ塩基（四級アンモニウム），酸（スルホン酸），中性（アミド）からなっており，イオン的性質が異なります。その結果有機溶媒濃度の上昇に伴う移動相中のイオン環境の変化により，3物質間の保持・分離特性が変化しています。

0.20CH3+SO3H

N CH3-0.2

CH3-0.4

下段左図は塩濃度と保持の関係を表しています。中性のベンズ
アミドは塩濃度の影響をほとんど受けませんが，イオン性物質はどちらも塩濃度の上昇に伴い，保持が大きく低下しています。

-0.6-0.8010203040% acetonitrile
50mM HCOONH4 / acetonitrile, 40 deg.C

下段右図は温度と保持の関係を示しています。適度に疎水性を有するこれらの3物質は，温度の上昇とともに保持が低下しています。

温度の保持への影響

塩濃度の保持への影響

0.60.75

O0.65

0.5C NH2O0.55

C NH2

0.40.45
0.30.35

SO3HSO3H

0.2

0.25

0.1
0.15

CH3+

CH30.05

N CH30CH3+

N CH3
CH3-0.05

-0.15

0-0.1

20406080-0.2

10025mM HCOONH430

405060 65

temperature (°C)
50 mM HCOONH4 / acetonitrile = 85 / 15HCOONH4 / acetonitrile = 85 / 15, 40 deg.C4

マルチモードODSの分離メカニズム (逆相）
マルチモードODSカラム Scherzo SM-C18 の基本的分離モードは逆相であり，主たる固定相リガンドはODSです。中性の疎水性物質は従来カラム(Unison UK-C18）と同程度の保持が得られるように設計されています。
疎水的相互作用
疎水的相互作用はODSカラムにとって大変重要な相互作用です。Scherzo SM-C18は，いわゆる従来のミックスモード逆相カラムと異なり，ODSカラムとしての機能を優先しています。したがって，使い慣れたODSカラムに近い疎水的相互作用が期待できます。
左図はアルキルベンゼンの鎖長数と保持の関係を示しています。直線の傾き（メチレン鎖に対する保持 の 大 き さ ） が 疎 水 性 を あ ら わ し て い ま す。
Scherzo SM-C18は，Unison UK-C18とほぼ同等の疎水性を示しています。
Scherzo SM-C18とUnison UK-C18を同時に使用することにより，イオン性物質の挙動を観察することが容易になります。

2.0
Unison UK-C18

Scherzo SM-C18

1.5
Unison UK-C8

1.0
Unison UK-Phenyl

0.50
1

2 3 4 5 6 7 8
Alkyl Carbon Number (n)water /acetonitrile = 40 /60, 1 mL/min, 37 °C
24135

(1/4) = 0.52
(2/4) = 0.69
(3/4) = 0.81
(5/4) = 1.36

1

1 nitrobenzene
2 benzene
3 ethylbenzoate
4 toluene
5 naphthalene

1 uracil
2 methylparaben
3 ethylparaben
4 isopropylparaben
5 propylparaben
6 isobutylparaben
7 butylparaben23Rs = 2.04
5N(3) = 11700

Scherzo SM-C18N(3) = 23900

Scherzo SM-C186 724135(1/4) = 0.50
(2/4) = 0.68
(3/4) = 0.81
(5/4) = 1.3475 x 4.6 mm
water /ACN /AcOH= 40 /60 /0.11mL/min (5-6MPa)37 deg.C, 260nm

2150 x 4.6 mm
water /ACN /AcOH = 60 /40 /0.11mL/min (10-11MPa), 37 deg.C, 260nm
3
Rs = 1.945N(3) = 11300

Unison UK-C18N(3) = 24500

Unison UK-C186 7024 min

疎水性化合物の保持・分離特性を比較しました。
Scherzo
SM-C18の保持は，全体的にわずかにUnison UK-C18よりも短くなっていますが，分離特性はほぼ同じ値を示しました。アニオン/カチオンを導入したScherzo SM-C18の疎水性化合物に与える影響は小さいと考えられます。

051015 min

パラベン類の比較に関しても，Scherzo SM-C18 と Unison
UK-C18 は同様の結果となりました。
構造異性体であるイソプロピルパラベンとプロピルパラベンの分離度もほとんど同じ値を示し，Scherzo SM-C18の分子認識は通常のODSと同等であると考えられます。
両カラムの理論段数も同程度であり，インタクト特有の高理論段3μｍの特性が発揮されています。

5マルチモードODSの分離メカニズム (イオン交換）
逆相モードがほとんどはたらかない高極性の強イオン性化合物の場合でも，マルチモードODSカラム Scherzo
SM-C18 がイオン交換カラムとして威力を発揮します。
O

アニオン交換モードによる分離例

Scherzo SM-C18Ba + NaONa

1OHOHOH1) D- glucose-6-phosphate(G-6-P)

CH2OH
OO
OH

150 x 3 mm
water / formic acid = 100 / 0.1
0.4 mL/min (9MPa)
37deg.C
ELSD, 0.8 uL (2.6-5.3ug)

Unison UK-C18
1015 minO
CH2O P O
2+O Ba2) D- fructose-1-phosphate(F-1-P)

NO2

HO5HOOH

1, 2OHOO

HO20

HOH2C

NaO P OH2C

p-nitrophenyl-beta-glucoside(PNPG)

OH

Scherzo SM-C18は強イオン性物質を強く保持します。
左図のように，リン酸化合物はpKaが低いため固定相のカチオン基と強くイオン的に相互作用します。そのため，一般的ODSカラムではまったく保持できないものが，水100%系で保持されます。
このように，有機溶媒を使用しないで，イオン的相互作用だけで保持するような高極性物質の場合，下図のように逆相モードははたらかず，順相モードが作用することになります。

温度の保持への影響

有機溶媒濃度の保持への影響
1.6

11.4

0.95
1.2PNPG
0.9

F-1-P

10.8

0.85

G-6-P

F-1-P

0.6

0.80.4

PNPG

G-6-P

0.75

0.2

0.7
0-0.2

010200.6530253035404550556065

70

temperature (°C)% acetonitrile

water /acetonitrile /HCOOH = 93 /7 /0.1

water /acetonitrile /HCOOH = A /B /0.1, 37 deg.C

糖リン酸は極性が極めて高いアニオン性化合物です。
PNPGはフェノール構造があるため，アセトニトリル濃度の上昇とともに保持の急激な低下が認められますが，糖リン酸は，緩やかに保持が増大する，順相モードがはたらきます。このような高極性物質の場合，有機溶媒を適度に加えることにより，LC-MSにおけるイオン化効率の向上が期待できます。

糖リン酸をイオン的相互作用だけで保持させた場合，温度の上昇に伴う保持の低下が発生しなくなります。
適度に疎水性を有する化合物は温度の影響により疎水性が低下して保持が小さくなります。
これらの化合物を一斉に分離する場合，温度を最適化することで，分離バランスを調整することも可能です。

6マルチモードODSの分離メカニズム (逆相＋順相）
マルチモードODSカラム Scherzo SM-C18 の基本的分離モードは逆相ですが，極めて極性の高い溶質の場合は，まれに順相モードがはたらくことがあります。
有機溶媒濃度と保持の関係
2.5

tocopherol
21.5

ascorbic acidibuprofen

1serine0.5

caffeine

0-0.5-1020406080100% acetonitrile

左図は，Scherzo SM-C18 を用いたときの移動相中のアセトニトリル濃度と保持の関係を示しています。
トコフェロールは極めて低極性であり，高有機溶媒濃度でないと溶出が困難です。
イブプロフェンは酸性物質ですが，適度な疎水性があるために，逆相的な溶出挙動をとります。
カフェインは高極性ですが，若干の疎水性があるために，60%アセトニトリルまでは保持が小さくなりますが，80％以上でわずかに順相的な保持挙動を示します。
アスコルビン酸は高極性で40％あたりまで保持が小さくなりますが，50％以上で次第に保持が大きくなるという，順相の保持挙動を示します。
セリンは双性イオンのアミノ酸で，極めて極性が高く通常ODSではほとんど保持されません。本カラムでは50％以上から保持が大きくなり，順相モードがはたらいていることがわかります。
以上のように，極性の低い化合物はほとんど逆相モードしかはたらきませんが，高極性物質の場合，高有機溶媒濃度において順相モードで分離できる可能性があります。

順相と逆相モードが同時に作用する分離例
ビタミン製剤には水溶性のアスコルビン酸（ビタミンC）と，脂溶性のトコフェロール（ビタミンE）が含有される場合が多くあります。これらは極性が大きく離れているために，通常はひとつの分離系で分析することは困難です。

ascorbic acid (Vitamin C)
Normal phase

tocopherol (Vitamin E)
Reversed phase0246

左図はマルチモードODS Scherzo SM-C18 の特性である，逆相＋順相モードを応用して同時分析した事例です。
前述のように，トコフェロールは常に逆相モード，一方アスコルビン酸は高有機溶媒濃度において順相の挙動をとりますから，適度な有機溶媒濃度を設定するなら，同時に保持させることが可能となります。しかもアイソクラティック分析が可能であり，従来困難であったビタミンC+Eの同時分析法として，品質管理などに極めて有益なメソッドになることが期待されます。

8 minScherzo SM-C18, 50 x 3 mm
water /acetonitrile /formic acid = 5 /95 /0.1
0.4 mL/min, 37 deg.C, 270 nm

7高極性化合物への適用
マルチモードODSカラム Scherzo SM-C18 は基本的分離モードの逆相に加え，アニオン交換やカチオン交換，あるいは順相モードの組み合わせにより，従来のODSカラムでは困難な分離に可能性が拓かれます。
ニューロトランスミッター（神経伝達物質）
Cl-

カテコールアミンなどのニューロトランスミッターは極性が高く，一般的ODSではイオン対試薬が必要とされています。
Scherzo SM-C18は，カテコールアミンだけでなく，GABAやグルタミン酸，アセチルコリンも，イオン対試薬を必要とせずに良好に分離することができます。

Scherzo SM-C1831 24 5761) 4-aminobutyric acid (GABA)
2) glutamic acid3) acetylcholine hydrochloride
4) noradrenaline5) adrenaline
6) dopamine hydrochloride
7) serotonin hydrochloride

1,Cl-Unison UK-C1867423,50510150 x 3 mm
A: 3mM ammonium acetate
B: 80mM ammonium acetate /acetonitrile = 80 /20
0-100%B (0-12min)
0.4mL/min (9MPa), 37deg.C, ELSD
15 min 3uL (0.65-2.6ug)

ニコチンと代謝物
12ニコチンとその代謝物は塩基性であり，一般的ODSでは分離やピーク形状が難しい化合物のひとつです。Scherzo
SM-C18では，中性ｐHで容易にアイソクラティック分析が可能です。
OHScherzo SM-C183NN1N1) hydroxycotinine

CH3N2OO2) cotinine

CH3Unison UK-C18N

305N3) nicotine

CH3

150 x 3 mm
50mM ammonium acetate /acetonitrile = 85 /15
0.4mL/min (9-10MPa), 37deg.C, 260nm
0.4uL (0.25ug)

10 min8高極性化合物への適用
ステロイドホルモンと代謝物
1

物質代謝産物であるグルクロン酸包合体や硫酸包合体は，グルクロン酸基や硫酸基により極性が高くなり，一般的ODSカラムでは保持が小さくなります。Scherzo SM-C18
はこれらイオン性物質を強く保持し，しかも代謝物を解離状態（中性）で保持することができるため，ESI-MSによる検出感度の向上が期待できます。

1OHHOOHO2

NaOOC1) -estradiol 17-(-D-glucuronide)

Scherzo SM-C182

3

H3C

OH3OH3CHO2) 17-estradiolHOH3C

OSO3K3) -estradiol 3,17-disulfate
KO3SO

50 x 3 mm
A: 5mM ammonium acetate
B: 125mM ammonium acetate /acetonitrile = 20 /80
30-100%B (0-5min)
0.5mL/min (5-9MPa), 37deg.C, 280nm
1uL (0.5-2.5ug)

Unison UK-C18
02

46 minメラミンとシアヌル酸
1

高極性物質である塩基性のメラミンと酸性のシアヌル酸を逆相で同時分析することは困難です。
Scherzo SM-C18 はアニオン交換もカチオン交換も同時に作用することができるため，両物質をイオン的相互作用により分離することができます。
また，これらは逆相モードがほとんどはたらかない高極性物質であることから，順相モードで保持・分離させることができます。

Anion Exchange+ Cation Exchange

25mM ammonium formate
1NH2OH2

Normal Phase

HONOH1) cyanuric acid

H2N5Scherzo SM-C18, 150 x 3 mm
0.4mL/min (4-9MPa), 37deg.C, ELSD
3uL (1.5ug, 2.5%NH4OH)

10 min9NNH22) melamine

5mM ammonium formate /acetonitrile = 7 / 930N

NNN

Scherzo SM-C18 使用上の留意点
Scherzo SM-C18 は，ODSリガンドに加えアニオン交換基とカチオン交換基を導入しています。イオン性溶質との間に比較的強いイオン的相互作用がはたらくため，移動相や固定相表面の電荷の状態によって保持や分離が変化する場合があります。再現性の高いメソッドを確立するために，本カラムを使用する場合は以下の事項に留意してください。
繰り返し分析をおこない，分離の再現性を確認する
固定相のイオン交換基の解離状態が安定していない場合，注入を繰り返すと保持や分離が変化する場合があります。
最適化された分析条件により，数回の繰り返し分析を実施して再現性を確認してください。保持が安定しないようであれば，イオン強度を上げるか，グラジエント分析にするなどの工夫をおこなってください。

試料溶液中の塩濃度
試料溶液中に酸性物質や塩基性物質が混在する場合，それらが塩を形成するために，カラム内における物質拡散に影響を与えることがあります。この場合は試料溶液に高濃度の塩（もしくは酸）を添加してください。

移動相緩衝液は酸と塩基の体積比で調製する。 pHメーターで合わせる調製はしない
pHメーターにより緩衝液を調製すると，酸-塩基の体積比が微妙に異なり，陽イオン濃度の変化のためにイオン性物質の保持の再現性が得られなくなる恐れがあります。下表を参考に，分析に必要な同濃度の酸と塩基をそれぞれ調製し，これらを必要な体積比で混合してください。

(室温)

酢酸緩衝液 （酸性 - 中性）

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 020mM CH3COOH
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1020mM CH3COONH43.23.8 4.1 4.3 4.6 4.7 4.8 5.0 5.3 5.6 6.8
pH

ギ酸緩衝液 （酸性 - 中性）
50mM HCOOH
50mM HCOONH4

pH

10 8 6 4 2 1 0.5 0.2 0.1 0
0 2 4 6 8 9 9.5 9.8 9.9 10
2.5 3.1 3.5 3.8 4.2 4.7 4.9 5.4 6.1 6.4

左表のの緩衝液では，室温における設定濃度のpHを示しています。この値は緩衝液濃度や分析温度によって若干異なります。したがって左図のpH値はあくまで目安としてください。
Scherzo CM-C18 を使用する場合のpH調整剤は，必ず同濃度の酸-塩基を体積比で混合してください。このpH調整剤と有機溶媒を組み合わせて移動相を調製してください。

オーダリングインフォメーション
粒子径：３μｍ， 細孔径：13ｎｍ， 固定相：ODS + アニオン交換 ＋ カチオン交換リガンド
長さ(mm)
内径 1 mm
102030 SM011 / 45,000
50 SM012 / 45,000
75 SM013 / 48,000
100 SM014 / 53,000
150 SM015 / 58,000
250 SM016 / 75,000
500

ガードホルダー

３μｍ

製品コード / 税抜価格（円）
内径 1.5 mm
SM071 / 45,000
SM072 / 45,000
SM073 / 48,000
SM074 / 53,000
SM075 / 58,000
SM076 / 75,000-

内径 2 mmSM020 / 45,000
SM029 / 45,000
SM021 / 45,000
SM022 / 45,000
SM023 / 48,000
SM024 / 53,000
SM025 / 58,000
SM026 / 75,000-（カラムカプラー付属）

分離カラム内径

製品コード

税抜価格（円）1 - 6 mm 用

GCH01S

26,00010 mm 用GCH02M

35,000内径 3 mmSM030 / 45,000
SM039 / 45,000
SM031 / 45,000
SM032 / 45,000
SM033 / 48,000
SM034 / 53,000
SM035 / 58,000
SM036 / 75,000-

内径 4.6 mm
SM000 / 45,000
SM009 / 45,000
SM001 / 45,000
SM002 / 45,000
SM003 / 48,000
SM004 / 53,000
SM005 / 58,000
SM006 / 75,000
SM007/130,000

内径 6 mm

内径 10 mmSM061 / 48,000
SM062 / 53,000
SM063 / 58,000
SM064 / 65,000
SM065 / 75,000
SM066 / 95,000-

SM0P1 / 68,000
SM0P2 / 80,000
SM0P3 / 95,000SM0P4 /120,000
SM0P5 /150,000
SM0P6 /180,000-

ガードカートリッジ SM-C18
分離カラム内径

製品コード

1-1.5 mm 用
2 - 6 mm 用
10 mm 用GCSM0CGCSM0SGCSM0M

初めてガードカートリッジをお使いの時はガードホルダーを別途ご購入ください。

税抜価格（円）
23,00017,00023,000

備考
5 x 1 mm, 3個入
5 x 2 mm, ３個入
10 x 8 mm, 2個入「ミクロ/ナノカラム」 についてはお問い合わせください。

インタクト株式会社

ホームページにおいでください。
最新情報があります。