標準仕様、短納期、低価格

ACシリーズ
フローメータ概要
ACシリーズは樹脂構造の液体計測用・直示タイプの面積流量計です。
ユニオン構造ですので分解組立が容易で、配管配置後でも手軽に分解清掃や部品交換を行うことができます。
接液部完全非金属タイプもありますので、一般の水から各種薬液や腐食性排水にも幅広く対応します。
また標準仕様化による短納期・低価格化をさらに推進しました。
特長● 短納期・コストパフォーマンス抜群● 各種接手完備
Rcネジ、TS接手、フランジ接手を完備。
● ユニオン構造
シンプルなユニオン構造で分解・組立が簡単。配管配置後もそのまま清掃できます。
● 豊富なサイズ揃え
15A（1/2"）〜50A（2"）までをラインアップ。通常のラインであれば一機種でカバーできます。
● ノンメタルタイプ
接液部完全非金属タイプ完備。金属イオンの混入を嫌う純水・超純水プロセスにもパーフェクト。
● 警報接点付加可能
流量現場指示に加え、リードスイッチタイプの警報接点を付加することができます。
● バックアップリング付で丈夫です。

主な用途● 一般水処理設備● 半導体純水プロセス● 排水設備● 薬液注入プロセス● 各種装置組込み● 冷却水などの断流監視● その他各種液体流量の計測・監視

小口径のRcネジ込みタイプには接手部にステンレス製バックアップリングをつけました。ネジ込み過剰での割れも追放。
● 二重目盛L/minとm3/hの二重目盛です。
● カスタム・オーダー目盛承ります。
標準の水校正目盛の他、お客様の仕様に合わせた個別目盛・校正品も承ります。仕様流体の流量を補正計算なしで直読できます。

TG-F779-12
改訂 2013 05 K
６版 2001 03

ACシリーズ

フローメータ

小口径シリーズ（15A、20A、25A）
標準仕様
製作口径：15A、20Aおよび25A
校正条件：水用（密度1.0g/cm3、粘度1.0mPa・s）
・ご使用流体に合わせた特別校正目盛も承ります。ご相談下さい。
・気体用も特注にて承ります。お問い合わせ下さい。

流量範囲：最小 0.1〜1L/min （AC-1501-T□）（AC-2001-T□）
最大 10〜100L/min（AC-256K- 46□）
レンジアビリティ：標準10：1（一部型式10：2）

目盛単位：L/min、L/h（またはm3/h）の二重目盛
精度：±3％F.S.

最高使用圧力：0.5MPa
耐圧試験値0.75MPa
使用温度範囲：0〜50℃※最高使用温度は、一般的なデータであり、ご使用条件や環境によって変わることが 形式コードあります。

接ACー

続：Rcネジ、TS接手またはJIS10K相当フランジ※特注で片側Rcネジ、片側TSソケットも承ります。ご相談下さい。

取付：配管保持または壁取付（専用金具使用）

警報機能：面間寸法260mmの型式に一点付加可能（詳細は次ページの流量レンジ表（表1）を参照して下さい。）

口径

内

1 515A

2 020A

2 525A

レンジ＊１

材質＊3接続

材質構成１6材質構成２T

材質構成３材質構成４R

Rcネジ

TTSソケットF

接点：リードスイッチ（1aまたは1b）
設定点：可変壁付金具
警報接点

再現性：±3％F.S.
接断差：20％F.S.以内
AC125V、DC100V

最大開閉電流＊0.5A (AC、DCとも)

最大開閉容量＊AC10VA、DC10W

容

レンジコード＊２4P

点数：上限または下限1点接点容量：最大電圧ーーフランジ（JIS10K相当）
P

配管支持（標準）W

壁付金具付＊４なし
A

警報接点付＊５＊１： 表１参照して下さい。
＊２： 標準レンジ以外の目盛条件の場合は99として校正仕様等ご指示下さい。
＊３： 表２参照して下さい。
＊４： フランジ接続タイプは壁取付金具は付きません。
＊５： 制限あり。表１参照して下さい。

＊：いずれか小さい方の数値となります。

接続：リード線接続（リード線長50cm）
構造：防水構造
2TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F779-12

ACシリーズ

フローメータ

流量レンジ
表1
形式

スケールレンジ＊

口径

AC-1503-4/6
2003-4/61505-4/6
2005-4/6
1510-4/6
2010-4/6
1520-4/6
2020-4/6
1530-4/6
2030-4/6
2530-4/6
2040-4/6
2540-4/6
2050-4/6
2550-4/6
2070-4/6
2570-4/6
254K-4/6
256K-4/6
1501-T
2001-T
1502-T
2002-T
1503-T
2003-T
1505-T
2005-T
1510-T
2010-T
2020-P
2520-P
2030-P
2530-P

15A（1/2B）
20A（3/4B）
15A（1/2B）
20A（3/4B）
15A（1/2B）
20A（3/4B）
15A（1/2B）
20A（3/4B）
15A（1/2B）
20A（3/4B）
25A（ １B）
20A（3/4B）
25A（ １B）
20A（3/4B）
25A（ １B）
20A（3/4B）
25A（ １B）
25A（ １B）
25A（ １B）
15A（1/2B）
20A（3/4B）
15A（1/2B）
20A（3/4B）
15A（1/2B）
20A（3/4B）
15A（1/2B）
20A（3/4B）
15A（1/2B）
20A（3/4B）
20A（3/4B）
25A（ １B）
20A（3/4B）
25A（ １B）

警報接点可否0.3〜3L/min

20〜200L/h

0.5〜5L/min

30〜300L/h

1〜10L/min

60〜600L/h

2〜20L/min

0.12〜1.2m3/h

5〜30L/min

0.3〜1.8m3/h

3〜30L/min

0.2〜2m3/h

4〜40L/min

0.25〜2.5m3/h

5〜50L/min

0.3〜3m3/h

14〜70L/min

0.8〜4m3/h−
10〜100L/min0.4〜4m3/h
0.6〜6m3/h

0.1〜1L/min

6〜60L/h0.2〜2L/min

12〜120L/h

0.3〜3L/min

20〜200L/h

0.5〜5L/min

30〜300L/h

1〜10L/min

60〜600L/h

2〜20L/min

0.12〜1.2m3/h

3〜30L/min

0.2〜2m3/h

×

○××

○

＊：二重目盛です

材質構成
表2
材質構成
NO.

部品名称

12AC-□□□□-4AC-□□□□-634AC-□□□□-TAC-□□□□-P

PTFE

PVC

PVC

1ユニオンナット

*1

2テーパ管

*13フロート*1

SUS304

SUS3164フロート軸*1

SUS304

SUS316

5Oリング

*1NBR

6接手

*1PVC

7バックアップリング*2SUS3048警報取付金具

*3SUS304

9警報スイッチ

*3組立品

アクリル
FEP被覆（軸芯SUS304）
弗素ゴム*1：接液します。
*2：Rc接続タイプのみ装着します。
*3：警報付形式のみ装着します。

TG-F779-12

TOKYO KEISO CO., LTD.

3ACシリーズ

フローメータ

外形寸法

A部詳細
A部詳細
A部詳細

TSソケット接続形

Rcネジ接続形

形式コード

フランジ接続形

Rcネジ接続d

A部詳細

警報取付、TSソケット接続形

4TOKYO KEISO CO., LTD.

AC-1503-4/6
AC-1505-4/6
AC-1510-4/6
AC-1520-4/6
AC-1530-4/6
AC-2003-4/6
AC-2005-4/6
AC-2010-4/6
AC-2020-4/6
AC-2030-4/6
AC-2040-4/6
AC-2050-4/6
AC-2070-4/6
AC-2530-4/6
AC-2540-4/6
AC-2550-4/6
AC-2570-4/6AC-254K-4/6
AC-256K-4/6
AC-1501-T
AC-1502-T
AC-1503-T
AC-1505-T
AC-1510-T
AC-2001-T
AC-2002-T
AC-2003-T
AC-2005-T
AC-2010-T
AC-2020-P
AC-2030-P
AC-2520-P
AC-2530-P

L1TSソケット接続 フランジ接続
L

Rc 1/2

φd L2

Rc 3/4

L315A
JIS10K相当

22.3
220 20F

22030020A
JIS10K相当

26.3
25260

260

Rc 129 32.3

Rc 1/222.3
220 20Rc 3/4

25A
JIS10K相当

350

15A
JIS10K相当
22030020A
JIS10K相当

26.3
25260

Rc 1260
29 32.3

25A
JIS10K相当

350

TG-F779-12

ACシリーズ

フローメータ

中口径シリーズ（40A、50A）標準仕様測定対象：液体全般（フロート直示形のため透過性のない流体には不適です。）
流量レンジ：1）

標準流量レンジ（校正条件：流体
口径

標準レンジ１＊１

標準レンジ２＊２

40A

1〜10m /h0.6〜6m3/h

50A

2〜20m3/h

1〜10m3/h＊13

標準レンジ1はSUS316製フロート（フロート軸付き）のみ承ります。
標準レンジ2は樹脂製フロート（PVCフロート軸なし）にて承ります。

＊22）

水、密度1.0g/cm3、粘度1.0mPa・s）

お客先指定流量レンジ範囲（水換算流量値）●SUS316製フロート（フロート軸付き）の場合
口径
40A
50A

最小
最大
最小
最大

製作可能レンジ範囲
0.5〜5m3/h＊３
0.8〜8m3/h
0.8〜8m3/h
1.4〜14m3/h ＊４＊3 粘度1.0mPa・sの液体の場合のみ1.0〜10m3/h承ります。
＊4 粘度1.0mPa・sの液体の場合のみ2.0〜20m3/h承ります。

●樹脂製フロート（PVCフロート軸なし）の場合
口径40A
50A

精度

最小最大
最小
最大

製作可能レンジ範囲
0.4〜4m3/h
0.6〜6m3/h
0.7〜7m3/h
1〜10m3/h： ±2％（F.S.）

最高使用圧力 ： 0.7MPa
耐圧試験値1.0MPa
最高液体温度 ： アクリルテーパ管
プロセス接続 ： 1）TS
2）Rc

50℃

ソケット接続ネジ接続（H-PVCは製作していません）

3）JIS5K相当フランジ接続（PVC製のみ）
4）JIS10K相当フランジ接続
5）ANSI#150相当フランジ接続（PVC製のみ）
6）その他
禁油処理

： ご指定により実施

警報接点
点数

1

設定範囲

フルスケールの10〜50％（可変更）

設定精度±2％（F.S.）

接断差20％F.S.以内

接点構成

SPST、自己保持形

接点容量

最大電圧

AC125V、DC100V

最大開閉電流＊50.5A（AC、DCとも）

最大開閉容量＊5

AC10VA、DC10W＊5：いずれか小さい方の数値となります。
構造

防水構造（IP67相当）

形式コード
ACー口径

ー
4 05 0ー内容

40A（11/2 B）

50A
（2B）
標準目盛１
標準目盛２流量レンジ
お客先指定目盛
本体材質
̶ P
PVC
テーバ管材質
アクリル
A
SUS316（フロート軸付き）
6
フロート材質／フロート軸 P
PVC （フロート軸なし）*
その他
Z
NBR
N
シール材質
フッ素ゴム
F
その他
Z ーTSソケット接続
ー 1
Rcネジ接続ー2
JIS 5K相当フランジ接続
ー3プロセス接続
JIS 10K相当フランジ接続
ー 4ー5ANS1#150相当フランジ接続
その他
ー9なし
0
警報接点
1点装備
A0 なし
禁油処理
1 あり
129

*警報接点付の場合はフロート軸付になります。

TG-F779-12

TOKYO KEISO CO., LTD.

5ACシリーズ

フローメータ

外形寸法
フランジ接続形

TSソケット接続形

ℓ

口径

L

C

Ddℓ

40A

445

65

9748.53550A

4607712160.6

38

口径

L

40A

510

50A

530

＊SUS316製フロート、フロート軸付の例です。
その他のフロート材質の場合はフロート軸はありません。

Rcネジ接続形

材質構成
名

口径d

L

40A

Rc11/2

445

50A

Rc2

460

称

製作材質

1

本体、継手

PVC

2

テーバ管

アクリル

3

フロート

SUS316,PVC

4

Oリング

NBR,EPDM,フッ素ゴム,他

5フロート軸SUS316

φD、φCは上記と同じ※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。

http://www.tokyokeiso.co.jp〒105‒8558 東京都港区芝公園1‒7‒24芝東宝ビル
TEL: 03‒3434‒0441（代） FAX: 03‒3434‒0455
66

TOKYO KEISO CO., LTD.

製品についてのお問い合せを電子メールでも承ります。

anything@tokyokeiso.co.jp

使用可否、形式選定などなんでも（Anything）
ご遠慮なくどうぞ。

TG-F779-12
TG-F779-12