Informations techniques

Etalonnage de point fixe selon EIT-90
Fiche technique WIKA IN 00.38

Applications■ Industrie (laboratoire, atelier et production)

accrédité DAkkS, D-K-15105-01-00■ Applicable aux sondes à résistance

505,078

231,928

302,9146

29,7646

273,16

0,01

234,3155-38,8344

Description
Un élément important de qualité est la traçabilité desinstruments de mesure utilisés, dans le but de s'assurer queles résultats de mesure sont en relation avec les étalonsnationaux et internationaux au moyen d'un chaîne de mesure
ininterrompue. L'importance du certificat d'étalonnage
reconnu internationalement est donc en constantecroissance, car seuls de tels résultats d'étalonnage sontcomparables au niveau international.
Une incertitude de mesure minimale jusqu'à ±2 mK peut êtreatteinte avec un étalonnage de point fixe. Des cellules danslesquelles les points fixes de matériaux de haute pureté (telsque le gallium ou le zinc) peuvent être réalisés et serventde sources de température. Durant la transition de phase,par exemple, de solide à liquide, la température du matériau
demeure constante à une pression constante et donc peutêtre utilisée pour l'étalonnage.
Avec certains matériaux, en plus des transitions de phase, ilest possible d'utiliser aussi les points triples. A ce moment-là,les trois états physiques de la matière en question sont enéquilibre thermique. Ils peuvent être préparés avec une grandeprécision et répétés à tout moment. En outre, ils peuvent êtreconservés pendant une longue période de temps.
Fiche technique WIKA IN 00.38 ∙ 10/2017

Point triple du mercure■ Haute précision jusqu'à 2 mK

419,527

Point triple de l'eau■ Etalonnage traçable dans notre laboratoire d'étalonnage

692,677

Point de fusion du gallium

Particularités

660,323

Point de congélation de l'étain

■ Sociétés de service d'étalonnage et secteur tertiaire

933,473

Point de congélation du zinc

■ Fabricants de sondes et de transmetteurs de température°C

Point de congélation de l'aluminium■ Industrie pharmaceutique

KPoints fixes EIT-90
Du mercure à l'aluminium

L'Echelle Internationale de Température de 1990 (EIT-90)
a défini 17 points fixes, depuis le point triple de l'hydrogène(-259,3467 °C) jusqu'au point de congélation du cuivre(1.084,62 °C).
Le laboratoire WIKA, par exemple, étalonne aux points
triples du mercure et de l'eau, au point de fusion du gallium
et aussi aux points de congélation de l'étain, du zinc etde l'aluminium. Ainsi, une plage de température allant de-38,8344 °C à 660,323 °C est couverte.
Mais tous les instruments de mesure de température ne
conviennent pas pour un étalonnage de point fixe. Avec
les sondes à résistance, par exemple, le platine du capteur
doit satisfaire des critères spécifiques de pureté et son
enroulement de fil doit être exempt de contraintes.

Page 1 sur 2

Etendues d'étalonnage typiques pour un étalonnage en accord avec l'échelle
internationale de température (EIT-90) dans notre laboratoire accrédité DAkkS,
D-K-15105-01-00
Matériau

Type

Température °C

MercurePoint triple-38,8344

3 mK

Eau

Point triple

0,01

2 mK

Gallium

Point de fusion

29,7646

2,5 mK

Etain

Point de congélation

231,928

5 mK

Zinc

Point de congélation419,527

5 mK

Aluminium

Point de congélation

660,32310 mK1)

Incertitude de mesure la plus faible pouvant êtreproposée 1)

Le meilleur des cas, si toutes les conditions sont réunies par la sonde à résistance devant être testée

Détail de la livraison

Accessoires■ Etalonnage aux points définis■ Sonde de température type CTP5000■ Test supplémentaire du thermomètre : stabilisation,évaluation de la conformité du thermomètre parreprésentation de l'EIT-90, détermination de la partd'auto-échauffementOption■ Calcul de la fonction d'écart avec l'EIT-90© 10/2017 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tous droits réservés.
Les spécifications mentionnées ci-dessus correspondent à l'état actuel de la technologie au moment de l'édition du document.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et matériaux.

Page 2 sur 2

Fiche technique WIKA IN 00.38 ∙ 10/2017

WIKA Instruments s.a.r.l.
95220 Herblay/France
Tel.
0 820 951010 (0,15 €/min)Tel.
+33 1 787049-46
info@wika.fr
www.wika.fr

01/2018 FR based on 10/2017 EN■ Calcul de la fonction d'écart sous forme de polynôme