Oxy-Pro(Hb141）簡単マニュアル

１．測定の準備を【同梱内容】
・本体・シェード・電池(CR2032R)1個・固定ベルト1本
・簡単マニュアル

スマートフォンやタブレット等の設定からBluetooth をオンにします。
スマートフォンやタブレットのOxy-Proのアイコンをタップし、ダウンロードした測定アプリを起動します。

機器の登録
Oxy-Proアプリを立ち上げると、図１の画面が表示されますのでOxy-Proの電源を入れて表示灯が点滅を繰り返すのを確認し「モニター」のタブをタップしてください。
機器番号の欄にシリアル番号が表示されたら選択して「登録」タップしてください。
登録をしますと接続先に機器のシリアル番号が表示されます。

必要なアプリをインストールします。

Android搭載スマートフォン及びタブレット用
１．右のＱＲコードを読み取りしてリンクを開くをタップします。
２．「Oxy-Pro測定表示プログラム」の「インストール」をタップします。
３．「開く」をタップします。

Android用

Ｐｌａｙストアからのインストール方法はホームページのOxy-Proのページの動画よりご覧いただけます。
https://astem-jp.com/oxy-pro_youtube/※個装箱上部のQRコードを読み取りホームページにアクセスすることもできます。
※Androidの場合、動作しない機種もありますので、事前にご確認することをお勧めします。
Android：7.0以上
OSのバージョンが対応していても、機種により使用不可となる場合がございます。

２．測定項目を設定
計測のタブをタップします。

※32bitのタブレットはアステムＨＰよりソフトウエアのダウンロードをしてください。
ダウンロードの方法は下記のWindows用をご参考にしてください。

①
タップして 移動平均、加速度・角速度の選択をします。
②移動平均:3,5,7,9,11点 ▼で選択しOKをタップします。
③加速度、角速度を▼で選択しOKをタップします。
iPhoneの場合：加速度、角速度を選択してから「完了」をタップします。
④表示する測定項目（OXHｂ・DXHｂ・TOHｂ）を▼で選択します。

iPhoneおよびiPad用⑤

ファイルを開くとスマートフォン内部に保存されている測定データを見ることができます。

１．ホーム画面で「App Store」をタップします。
２．「検索」をタップします。
３．検索ボックスをタップします。
４．アプリケーション名「OxyPro」を入力します。
５．「入手」をタップします。
６．「インストール」をタップします。
７．インストールが完了すると、「開く」ボタンが表示され、ホーム画面にアプリのアイコンが追加されます。

① ⑤

④
②
③

AppStoreからのインストール方法をホームページ Oxy-Proページの動画よりご覧いただけます。
https://astem-jp.com/oxy-pro_youtube/

Windows用

図１

LED（電源表示） 電源ボタン

１．検索窓に「astem-jp」を入力します。（アステムHP（https://astem-jp.com/））
２．「NIRSのアステム」をクリックします。
３．主力製品 「Oxy-Pro」の画像をクリックします。
４．「ソフトウェアダウンロード」をクリックします。
５．「Oｘｙ-Proアプリケーション Windows用」をクリックしダウンロードします。
６．「Oxy-Pro」をインストールします。
完了しますとホーム画面にアプリのアイコンが追加されます。

※Windows -PCの場合は事前にBluetoothのペアリングが必要です
ので、ご使用されているPCの取扱いに従って、Oxy-Proのペアリングを行ってください。
※使用方法等はヘルプの取扱説明書をご参照ください。

Oxy-Proの電源ボタンを長押し(注１）することで電源のＯＮ／ＯＦＦを行うことができます。
電源をＯＮしますと、ＬＥＤが１秒間隔で緑色点滅し、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続及び蓄積モード動作の待機状態となります。

注1） 長押しとは、電源ボタンを２秒以上押し続けることを言う。

３．条件を設定
Oxy-Proを待機状態にし、測定アプリの「接続」をタップします。

データ表示プログラム（Windows-PC）
ご使用されているウィルス保護ソフトによっては、ダウンロードする際、警告が出る場合がございます。その際は、ファイアウォールを一時的に解除してからダウンロードして下さい。
1. データ表示プログラム（OxyPro_data_viewer）をインストールします。
アステムHP（https://astem-jp.com/） 主力製品 「Oxy-Pro」の画像をクリックします。
２．「ソフトウエアダウンロード」をクリックします。
３．「Oxy-Proデータ表示プログラムOxyPro_data_viewer Windows用」を選択し、ダウンロードをします。
（「WindowsによってPCが保護されました」と警告が出ましたら「詳細情報」をクリックして「実行」をクリックしてください）
４．実行ファイルを開くと、プログラムを使用することができます。
※使用方法等はビュアー内のヘルプをご参照ください。

ご使用の流れ※電池の取付
電池の取付は本体表面の電池蓋を100円硬貨などのコインを差し込み、取り外します。
電池の極性を確認して、電池に＋が刻印されている面を上にして取付けて下さい。
●電池の交換は、必ず電源を切ってから行って下さい。

注意 ●電池は火中に投じないで下さい。破裂する恐れがあります。
Oxy-Pro本体をシェードにはめ込みます

シェードはめ込み後① 機器のシリアル番号
接続先に表示されたシリアル番号は、その機器に対して測定条件の設定、蓄積モー ドデータの読み出し、リアルモード測定開始が可能です。
② 測定レート：0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、5.0 (秒）▼で選択します。
③オートオフ：無効、10分、30分、1時間を▼で選択します。
（待機状態のまま設定時間で自動的に電源が切れます。）④ 介在組織厚（脂肪厚）の設定： < > をタップして設定します。
⑤ レンジ：加速度、角速度を各▼で選択します。
⑥ 保存先：データの保存先のアドレスです。
設定した値を右上の「蓄積モード操作」の「設定」をタップすると、各種設定値がOxy-Proに設定されます。
※脂肪厚は超音波断層撮影装置が無い場合は、対象部位を右の図の様に皮膚をツマミその厚みの1/2を入力して下さい。
（キャリパーをご使用頂いても構いません）

設定：1台接続時接続する機器のシリアル番号をタップし選択します。
選択されると「1台選択中」と表示されます。
左図は、選択されていない状態です。選択されると「選択中」の表示にかわります。

グラフ表示エリアでダブルタップすると、全体表示と通常表示を切り替えます。（通常表示で１画面に収まっている場合は、切り替わりません）
リアルモード測定中に、グラフエリアで右にスワイプするとスクロールバーが現れてスクロール出来ます。
スクロールバーのカーソルを右端一杯に移動すると、スクロールバーが消え、通常の自動スクロールに戻ります。

センサー確認：□にチェックを入れると、外来光のチェック、Oxy-Proが適切に皮膚に取り付けられているかをチェックができます。

蓄積モードで測定開始
シリアル番号の前に番号が付
き1台選択されている状態になります。

Oxy-Proの電源をONにします。電源ＯＮになるとLEDが1秒間隔で緑色点滅します。
電源ボタンを短押ししますと、ＬＥＤが2秒間隔の赤色点滅となり、蓄積モードでの測定を開始します。センサー本体を取り付けます。
この時の測定条件（測定レート、オートオフ、介在組織厚、加速度、角速度）は、直近の測定で設定した数値となっております。（電源ＯＦＦしても保持されます）※蓄積モードの測定終了は、電源ボタンを長押しすると、電源ＯＦＦとなります。蓄積モードで記録可能なデータは１件のみで、蓄積モード測定を開始すると前回の記録データは消去されます。
データを残したい場合は、測定アプリで読み出してから、次の測定を行って下さい。

設定：２台接続時①２台とも選択されていない状態②１台のみ選択さてている状態③２台とも選択さていている状態

蓄積モード時の測定状況確認 ⇒ モニター及び電池電圧の確認
アプリを立ち上げて、モニターをタップします。

2台接続の場合、介在組織厚は、機器ごとに設定してください。
測定を開始すると約５秒毎にデータ内容が更新されます。

電源ランプの意味
緑ランプ 点滅

電源ＯＮ (Bluetooth 未接続)

各種条件設定、接続で測定開始

緑ランプ ２秒点滅

リアルモード測定中

表示デバイスに測定データ表示

赤ランプ ２秒点滅

蓄積モード測定中

測定後、表示デバイスにダウンロード

４．センサー本体取付
測定対象部位(大腿部など)にOxy-Proをセットします。
その上から付属のベルトで適度な圧迫力になるよう（圧迫し過ぎない様、ややしっかり落ちない程度に）調整しながら装着して下さい。

モニター機能では、電源の入っている周囲のOxy-Proを全て受信しますが、登録されている機器は、優先して表示され機器のシリアル番号は太字で表示されます。
登録されていない機器は、機器のシリアル番号のみが細字で表示されます。
リストはファイルに記録されるので、次回アプリ起動時も有効です。

※固定ベルトの機能目的① Oxy-Proを皮膚に固定します。
② 太陽光線(曇天時でも)を遮蔽します。
屋外での測定の場合は、必ず固定ベルトの装着し、遮光をしてください。
ズレてしまう場合はテーピング用テープで固定し、その上から固定ベルトで太陽光を遮光してください。
注意

測定中●マジックテープで肌を傷つけないようにご注意下さい。
●面ファスナーが衣類につかないように装着して下さい。
ほつれや伝線の原因となります。

モニターが不要なものを選択し非表示をタップしま
すと、表示されなくなります。
非表示解除は、全ての機器の非表示状態を解除します。

５．測定開始リアルモードで測定開始
Oxy-Proの電源をONにし、センサー本体を取り付けます。
設定画面で使用する機器のシリアル番号をタップします。
リアルモード操作の「測定開始」をタップしますと、測定が開始されます。
（本体のLEDが2秒間隔の緑色点滅となります）
測定アプリの画面が切り替わり、測定値が表示されます。リアルモード測定中、測定値のトレンドがアプリ画面にリアルタイム表示されます。
※「EVENT」
測定表示画面で「イベント」をタップするとデータにマーキングされます。

※測定したデータの読み出し
Oxy-Proの電源スイッチをONにします。
タブレット等の「Oxy-Pro」アプリを起動します。
「接続」をタップして接続します。
「読み出し」をタップします。
データ（ｃｓｖファイル）が保存されます。
アップロードしたデータはアプリ固有のフォルダ内に保存されます。
ファイル⇒内部ストレージ⇒Android⇒data⇒com.astem_jp.Oxy-Pro⇒
files⇒data⇒csvファイル*iPhoneファイル ⇒ ブラウズ ⇒ このiPhone内 ⇒ Oxy-Pro
切断をタップすると、「csvへ出力」と表示されるのでＯＫをタップします。
（測定を終了し、ＬＥＤが１秒間隔の緑色点滅状態に戻ります。）
アプリを終了後、Oxy-Proの電源をOFFしてください。

＊Windows用
測定データはファイルに保存されますので、ファイル名の入力をしてください。
ファイルはOxyPro_win⇒「Data」フォルダーに保存されます。
※シェードと本体の間に汗が入った場合、清掃して使用してください。
本体は消毒用アルコールを直接スプレーしないでください。
柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどいときは、水を含ませた布をかたくしぼって拭いてください。
シェードは水に強い素材なので水洗いが可能です。
有機溶剤(ベンジン・シンナー)などは、使用しないでください。

QRコードはデンソーウェーブの登録商標