燃焼排ガス分析計

HT-1210N/1210NT

11CO
H2補償付

℃

0 〜 10000ppm

0 〜 650℃

性能比較表パソコン用
計測ソフト
Online View 2000
HT-2084

RS232 通信ケーブル付
USB 変換ケーブル付
推奨 OS：Windows 7/8.1/10

海外用 AC アダプタ
HT-1318

AC100 〜 240V 用

プローブハンドル
HT-7201AS

サンプリングホース長1800mmドレンポット付プローブチューブ
HT-7230

L=300ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7235

L=500ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7232

L=750ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7233

L=750ｍｍ φ8mm
排ガス温度 0 〜 1100℃

吸引フード
HT-1376

給湯機器、ストーブ用
φ5mm

HT-1700
HT-1500N
圧力切替器

本体に 100 データまでの保存が可能です。

アルミ製
外形寸法
350×460×155mm
2.9kg

HT-2700N BIO

データロガ内蔵アタッシュケース
HT-1315

HT-2900

COピーク値、平均値は自由設定で自動計算されます。
アラームは 3 段階でブザーと液晶表示でお知らせします。

５ロール入りHT-2700N

COピーク値・平均値・アラーム機能

プリンタ用
ロール紙
HT-1636

HT-1300Z

CO計測の際のH2 による干渉をなくし、より正確なCO計測が可能となっております。

ロール紙 1 個付
単 3 電池 4 個付

HT-1210N

H2補償付COセンサを標準搭載

赤外線プリンタ
HT-1610

HT-1200N

1210N は CO、1210NT は CO・温度を計測

レンタル

オプション

ガス検知器
スモークテスタスートクリーン

12

仕様

計測項目

標準装備 ※標準プローブはどちらかひとつCO（H2 補償付）＊1
一酸化炭素濃度

計測範囲
精度

温度Ｇ
（K 熱電対）

分解能
応答時間
計測範囲
精度

温度Ａ
（Pt2000Ω）＊3

分解能
計測範囲
精度分解能

0 〜 10000ppm（0.000 〜 1.000％）
計測値 =0 〜 200ppm：±10ppm
計測値 =200ppm 〜：計測値の ±5％1ppm（0.001%）
30 秒以内0 〜 650℃
0 〜 1100℃（プローブチューブによる）＊2±1℃または計測値の ±1%（0 〜 650℃）
計測値の ±2% （650.1 〜 1100℃）
0.1℃（0 〜 999.9℃） 1℃（1000 〜 1100℃）
0 〜 100℃
±1℃
0.1℃

センサ
CO（H2 補償付）
温度 G
温度 A

定電位電解式
K 熱電対
白金測温抵抗体

Pt2000Ω

ポンプ、パソコン用インターフェース（RS232）
データロガ（100 データまで保存可能）、赤外線プリンタ用インターフェース
付属品
AC アダプタ、サンプリングプローブ、キャリングケース、ソフトケース、スターフィルター
部品名
部品コード 仕様、その他
サンプリングプローブ/HT-1210N HT-1029
L=180mm φ5mm / ドレンポット付 温度なし
サンプリングプローブ（排ガス温度センサ付）/HT-1210NT HT-1007
L=180mm φ5mm / ドレンポット付 排ガス温度 0 〜 650℃

オプション
排ガス用プローブ
ロングプローブ
HT-1235DS L=690mm φ6mm / ドレンポット付 温度なし
Ｌ型プローブ
HT-1238DS L=120mm φ5mm / ドレンポット付 温度なし
Ｌ型プローブ
HT-1006LS L=120mm φ5mm / ドレンポット付 排ガス温度 0 〜 650℃
プローブハンドル
プローブハンドル
HT-7201AS ホース / ドレンポット付
プローブチューブ（プローブハンドル HT-7201AS 用）
プローブチューブ
HT-7230
L=300ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
（排ガス温度センサ付）
HT-7235
L=500ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
HT-7232
L=750ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
温度用プローブ

本体
許容周囲温度ディスプレイ
外形寸法
重量
電源

本体に内蔵

作動時：0℃ 〜 ＋45℃
保管時：−20℃ 〜 ＋60℃
ドットマトリックス 4 行表示（4 項目同時表示）（W×H×D）80×150×35 mm
約 330g
AC アダプタ（AC100V 50/60Hz DC12V 100mA）
内蔵ニッカド充電電池（最大で連続約 8 時間作動）

K 熱電対

HT-7233
HT-1252a
HT-1253a
HT-1254a
HT-1255aHT-1256a
HT-1257a
空気温度プローブ Pt2000Ω
HT-1382
海外用 AC アダプタ
HT-1318
アタッシュケース
HT-1315
計測ソフト（RS232 通信ケーブル・ HT-2084
USB 変換ケーブル付）
赤外線プリンタ
HT-1610プリンタ用ロール紙
HT-1636
吸引フード
HT-1376

L=750ｍｍ φ8mm 排ガス温度 0 〜 1100℃
φ1.5×130L、0〜950℃、
気体 / 液体温度
φ3×130L、0〜400℃、
気体 / 液体 / 食品用、先尖型
130L、0〜400℃、
表面 / 亀裂 / 気体 / 液体温度、パドル型
φ4×130L、0〜650℃、
表面 / 気体 / 液体温度
0〜450℃、表面温度 磁石付
0〜180℃、パイプ / プレート温度 クランプ型
0〜100℃、気体温度用
AC100〜240V
アルミ製 寸法：350×460×155 重量：2.9Kg
Online View 2000（推奨 OS：Windows 7/8.1/10）
ロール紙 ×1
5 ロール

単 3 乾電池 4 個付き

給湯機器、ストーブ用

φ5mm＊1：H2 成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする機能。
＊2：精度はどちらか値の大きい方が適用されます。
＊3：オプションの周囲温度センサ使用時の仕様となります。
＊精度につきましては標準ガスを基準としております。
本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

13

HT-1210N
標準セット

HT-1210NT
標準セット

・本体
・サンプリングプローブ HT-1229DS・AC アダプタ ・専用キャリングケース
・ソフトケース ・スターフィルター
・試験成績書 ・取扱説明書

・本体
・サンプリングプローブ HT-1007
・AC アダプタ ・専用キャリングケース
・ソフトケース ・スターフィルター
・試験成績書 ・取扱説明書

定価：152,000円（税込 167,200円）

定価：166,000円（税込 182,600円）

燃焼排ガス分析計

HT-1210N/1210NT
性能比較表

外形図

レンタル

HT-1200N

HT-1210N

排ガス入口

電源ランプ

35

パソコンケーブル接続口
周囲温度センサ接続口

K

φdHT-1300Z

赤外線プリンタ用インターフェイス

LHT-2700N

排ガス吸引口サンプリングホース
プローブ用コーン
φ7～22

HT-1210N

AC アダプタ接続口

スターフィルター150

HT-2900

ドレンポットHT-2700N BIO

品名
型式
L(mm) K(mm) φd(mm) サンプリングホース長 (mm) 排ガス温度（℃）
サンプリングプローブ HT-1029
0 〜 180 315
51500−
ロングプローブ
HT-1235DS 0 〜 690 79061500−80

HT-1700

HT-1210NT
HT-1210NT

電源ランプ

35

AC アダプタ接続口

HT-1500N

排ガス入口

パソコンケーブル接続口
K

赤外線プリンタ用インターフェイス

L

排ガス吸引口
排ガス温度センサ内蔵

プローブ用コーン
φ7～22

ガス検知器

φd

サンプリングホース

圧力切替器

周囲温度センサ接続口

スターフィルター

スートクリーン

150
80

スモークテスタ

ドレンポット

排ガス温度コネクタ
L(mm) K(mm) φd(mm) サンプリングホース長 (mm) 排ガス温度（℃）
品名
型式
50 〜 650
サンプリングプローブ HT-1007 0 〜 180 2901800

排ガス温度用補償導線14