1923

差圧検出器

QBE61.3-DP...

（０～１０ＶＤＣ）

 電源 AC 24 V または DC 18...33 V
 出力 DC 0...10 V 導圧ポート G ½" おネジ 3 機種で最大 0 … 10 bar まで計測可能
 圧力検出にセラミック方式を採用
 高耐圧性能

用途

空調設備などにおいて冷水、温水または蒸気の差圧を検出する場合に使用します。
適合流体
・冷水 または 温水、 ５０％以下の濃度のグリコール溶液（不凍液）・蒸気（ウォータートラップパイプにて温度を下げて使用可能）タイプ

型式
QBE61.3-DP2
QBE61.3-DP5
QBE61.3-DP10

CM1N1923
24.08.2010

計測ﾚﾝｼﾞ
（差圧） bar

許容限界圧力（片ﾎﾟｰﾄ） bar

耐圧（定格） bar

0...20...50...1012
20
20PN 40
PN 40
PN 40

アクセサリー：

説明

ウォータートラップパイプ

流体温度 85 °C 以上の水、または蒸気および15 °C 以下の流体に使用

型式
4 286 1652 0

オーダー

ご注文の際には、品名、型式、数量をご指示ください。
例：
差圧検出器 QBE61.3-DP2. 1 台（注）ウォータートラップパイプが必要な場合、別途、ご注文ください。
機器組合せ

差圧検出器は、DC 0...10 V 信号を処理できる装置、システムと組合わせて使用します。
計測出力

差圧検出器は、圧力検出にセラミック方式を採用し流体に直接接触して差圧を検出します。検出した圧力は内部回路でリニアライズされ DC 0...10 V 比例信号に変換されて出力します（端子 U）。配線は 3 線式です。

機械的デザイン

差圧検出器は、以下の部品で構成されています。
 プラスチックハウジングおよび脱着式カバー
 取付け用ブラケット
 導圧ポート G ½ x2
 検出部はセラミック素子を使用し、ケーシング内には電子基板を内蔵
 接続端子台
ケーブル挿入口は、Pg 9 ケーブルグランドを使用.

エンジニアリングの注意QBE61.3-DP...差圧検出器と接続する装置、調節器との配線は G0/G（計測ニュートラル）のコモン配線が共用となりますので必ず確認してください。
検出器の導圧ポートの圧力は、許容限界圧力を超える事が無い様にしてください（“タイプ”参照）。
片面ポートへの高い圧力による検出器の破壊を防ぐ為，下図の様にストップバルブ
バイパスバルブを取付けてください。
高圧

低圧AB
Cバルブ

QBE61.3-DP...
2/5
アーチバック㈱

差圧検出器 QBE61.3-DP…

CM1N1923
24.08.2010

取付け、施工上の注意

取付け位置：オプション取付け
流体温度 85 °C 以上（蒸気含む）または15 °C 以下の場合、ウォータートラップパイプを使用してください。
導圧ポート（＋） ：高圧 / ローバキューム側
導圧ポート（－） ：低圧 / ハイバキューム側
液体の差圧計測の場合、以下に注意してください： 検出器の位置は導圧取出し口の下側にする
 検出器は、振動の無い壁に取付ける
 導圧管内のエアー抜きを完全にする取付けに際して本体付属の取扱要領書を参照してください。

技術データ
電源電圧
消費電力
出力
負荷抵抗
計測レンジ

周囲条件

AC 24 V  15 %, 50 / 60 Hz or
DC 18...33 V< 150 mVA
DC 0...10 V( 短絡、極性保護付き)> 10 k“タイプ”参照

圧力検出素子

セラミック

計測精度、 20 °C
直線性、ヒステリシス、再現性の合計
QBE61.3-DP2, QBE61.3-DP5
QBE61.3-DP10
ゼロ点(FS = 対フルスケール)<  1 % FS
<  0.5 % FS
<1% FS

レスポンス< 5 ms

許容限界圧力（片面ポート）“タイプ”参照

耐圧、"" 及び "" ポート

PN 40

破壊圧力

上記耐圧の 1.5 倍

適合流体
許容温度（ウォータートラップ不使用時）

水、不凍液混合水および蒸気 15... 85 °C (蒸気はウォータートラップパイプ使用)保護等級

IP 54, IEC 60 529

絶縁クラス

III, EN 60 730

配線
接続端子
ケーブルグランド

ネジ無し (WAGO), 最大 1.5 mm
Pg 9

導圧部（おネジ）G ½"

質量 （梱包共）

1.64 kg

温度
運転時

2湿度

 15... 85 °C (液体温度)
 15... 70 °C (電子部品、端子台)
 40... 80 °C< 90 % r. h. (結露なし)

材質、色流体接触部
シール部
ハウジング、カバー
ケーブル挿入口
取付け用ブラケット
導圧部
検出部

ステンレス (1.4305), セラミック, 銅, 黄銅
EPDM
ABS 樹脂, ライトグレイ (RAL 7035)
グラスファイバー強化 PA, NBR (シール)ステンレス
黄銅
シリコンフリー

適合スタンダード

製品安全基準住居および類似環境に使用する自動電気制御

輸送、保管時機器

EN 60 730-1

3/5
アーチバック㈱

差圧検出器 QBE61.3-DP…

CM1N1923
24.08.2010

電磁両立性
イミュニティー
エミッション

環境両立性

EN 61 000-6-2, EN 61 326-1
EN 61 000-6-3, EN 61 326-1

適合、EMC 指令

2004/108/EC

C チェック適合 (EMC)

EN 61 000-6-3

環境宣言書 CE1E1923en

ISO 14001 (環境認証)
ISO 9001 (品質認証)
RL 2002/95/EG (RoHS 対応)

( )
G

凡例：

G (+)
U ()
M (0)

( )
U(0)
M

1923G01

配線

電源 AC 24 V または DC 18...33 V
計測出力 DC 0...10 V
G0/ G, 計測ニュートラル（コモン）

注記： 端子台には、 ( ) 内の表記がされています。

4/5
アーチバック㈱

差圧検出器 QBE61.3-DP…

CM1N1923
24.08.2010

寸法 (mm)12,5124
34 1411422126114SW74,3

114

37,56677

G ½"

本体
QBE61.3-DP...

Pg 9262,3M
4

1923M0125,5ø 13,5
Water trap pipe
ウォータートラップパイプ

1923M02E

7545ca. 180

アクセサリー（別売）
4 286 1652 0ca.=約

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/

東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。
5/5アーチバック㈱差圧検出器 QBE61.3-DP…

CM1N192324.08.2010