DATOS TÉCNICOS
Xmatic Compact with vertical conveyor

Xmatic Compact con transportadora verticalCapacidad

Muestras individualesNo

Porta muestras

Diámetro: disco MD 140 mm para 250 mm
Diámetro: disco MD 160 mm para 300 mm

Estación MD de esmerilado ypulido

Diámetro

250 mm o 300 mm

Velocidad de rotación

50-600 rpm (1000 rpm cuando el disco se seca porcentrifugación)

Sentido de rotación

Sentido horario

Potencia del motor

Cabezal móvil de muestras

Continuo (s1)

1,5 kW

Porta muestras

Aplicable solo con porta etiquetas RFIDPeso máx.

4 kg (8,8 lb) muestras incluidas

Altura muestra máx.

40 mm (1,6”)

Saliente máximo de la muestra bajo el porta muestras

6 mm (0,2”)

Fuerza50-500 N en pasos de 10 N

Precisión de la fuerza±10% hasta 100 N, ±10 N en valores superiores

Velocidad de rotación
en proceso

50-300 rpm, velocidad variable en pasos de 10cuando se seca1200 rpm

Sentido de rotación

Sentido antihorario, sentido horario

Motor

1,1 kW

Par motor

7,3 Nm a 150 rpm

Transportadora vertical

Número de porta muestras

8Elevador MD

Número de superficies MD

8Estación de limpieza

Agua a alta presión

40 bar (580 psi)

Alcohol y jabón

SíEliminación de material

0,05 mm-6 mm (0,002-0,2”) en estación MD deesmerilado y pulido

Afilado de superficies MD

Automático (punta de diamante/barra de óxido dealuminio)

Dosificación automática

7 bombas de suspensión OP o DP

Características

1 eyector de alcohol para la estación de limpieza
1 eyector de jabón para la estación de limpieza
Limpieza automática de los tubos de dosificación

DATOS TÉCNICOS
Xmatic Compact with vertical conveyor

Xmatic Compact con transportadora verticalOpciones

Software y electrónica

Limpieza por ultrasonidos

Sí

Recirculación para estación MD esmerilado/pulido

Sí

Pantalla táctil

Capacitivo

Display

LCD, 12,1” (1280 x 800)

Normas deseguridad/directivas/legislación

Consulte la Declaración de Conformidad/Manual de instrucciones

REACH

Para obtener información sobre REACH, póngase en contacto con su oficina local de Struers.

Entorno de operaciones

Temperatura ambiente
Durante el funcionamiento5-40 °C (41-104 °F)

Durante el transporte–25 °C - 55 °C (transporte)–25 °C - 70 °C (máx. 24 horas durante el transporte)

Suministro de agua (aguacorriente)

Salida de agua residual

Suministro de aire comprimido

Humedad35-85% de humedad relativa sin condensación

Flujo

Mín. 10 l/m (2,6 gpm)

Entrada de agua, conexión

3/4”

Presión

2-4 bar (29-58 psi)

Diámetro

50 mm (1,97”)

Altura de la salida

50 cm (19,7”) por encima del suelo

Distancia máxima al drenaje

600 cm (20”)

Pendiente

Mín. 8%Presión

6 - 9,9 bar (87 - 143 psi)

Flujo

Mín. 200 l/m (53 gpm)

Calidad recomendada

Clase-3 según ISO 8573-1

DATOS TÉCNICOS
Xmatic Compact with vertical conveyor

Xmatic Compact con transportadora vertical
Suministro eléctrico

Tensión/frecuencia

220 V/430 V ±10% (50/60 Hz)

Entrada de alimentación mín.

15 A

Potencia
Carga máx.

2,4 kW

Carga nominal

1,5 kW

Reposo250 W

ActualExtracción

Dimensiones y peso

220 V nominal

6A

430 V nominal

4AMáx.: 220 V

15 A

Máx.: 430 V

8A

Intensidad, carga más alta

6,5 A (monofásica)

SCCR

25 kA

Ik min180 A

Interruptor diferencial (RCCB)

La máquina no tiene más de 6 mA de corriente
residual. Se puede utilizar un RCCB tipo A.

Terminales de conexión de alimentación

Tamaño máx. del conductor de 10 mm 2/6 AWG

Diámetro

100 mm (4”)

Capacidad mínima

250 m³/h (8830 ft³/h)

Anchura182 cm (71,7”)

Profundidad

75 cm (29,5”)

Altura

189 cm (74,4”)

Altura (con cubierta abierta)

244 cm (96,0”)

Peso

760 kg (1676 lb)

DATOS TÉCNICOS
Xmatic Compact with vertical conveyor

Xmatic Compact con transportadora vertical
Categorías del circuito deseguridad/Nivel de rendimientoFS-1
Parada de emergencia

PL c, categoría 1

FS-4
Función de velocidad limitada, cabezal móvil

PL d, categoría 3

FS-5
Enclavamiento de la tapa de seguridad principal,movimientos peligrosos

PL d, categoría 3

FS-5A
Enclavamiento de la tapa de seguridad principal, agua
y etanolPL c, categoría 1

FS-6
Enclavamiento de la tapa de seguridad principal condispositivo de bloqueo

PL a, categoría b

FS-7
Dispositivo de bloqueo de la puerta del elevador MD

PL d, categoría 3

FS-8
Dispositivo de bloqueo de la puerta del elevador MD

PL c, categoría 1

FS-9
Cierre de seguridad de las puertas de la transportadora
verticalPL d, categoría 3

FS-10
Cierre de seguridad de las puertas de la unidad derecirculación, estación MD

PL b, categoría 1

FS-12
Temporizador de evacuación de alcohol

PL b, categoría 1

Nivel de ruido

Nivel de presión acústica de emisión ponderado A enlas estaciones de trabajo

LpA = 64,4 dB(A) (valor medido). Incertidumbre
K = 4 dB

Nivel de ruido de los ultrasonidos

Nivel de presión de ultrasonidos equivalente (nivelequivalente de ultrasonidos)

Lteq, T=95,2 dB (valor medido). Incertidumbre K = 2 dB

Nivel de emisión de ruido

Las cifras indicadas son niveles de emisiones y no son necesariamente niveles de trabajo seguros. Aunque existe
una correlación entre las emisiones y los niveles de exposición, esta no puede utilizarse de manera fiable para
determinar si se requiere o no adoptar otras medidas de precaución. Los factores que influyen en el nivel actual deexposición de los trabajadores incluyen las características de la sala y otras fuentes de ruidos, es decir, el número
de máquinas y otros procesos adyacentes.

Categoría de parada 0

Categoría de parada 0

Categoría de parada 0

Categoría de parada 0

Categoría de parada 0

Categoría de parada 0

Categoría de parada 0

Categoría de parada 0

Categoría de parada 0Categoría de parada 0Además, el límite permisible de exposición varía en cada país. No obstante, esta información permitirá que elusuario de la máquina pueda evaluar mejor los peligros y los riesgos.
Doc. nº: 16887750_B_es
Fecha de publicación: 2024.04.23