たちあっぷ 540

メンテナンスマニュアル

目次

CKH-01！安全に関する表示

2

1. メンテナンスの目安

2

2. メンテナンス方法

3

3. 消毒方法

6

4. 保管・輸送方法

6

５. メンテナンス部品表

7

CKH-02

お買い上げありがとうございます
販売店様：このメンテナンスマニュアルを必ずお読みになり大切に保管してください。

矢崎化工株式会社

保管用
よくお読みください！安全に関する表示※いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

誤った使用をされた場合、「死亡や重傷につながる可能性がある」内容を警告しています。
誤った使用をされた場合、「傷害や財産への損害につながる可能性がある」内容を注意しています。

してはいけない内容です。
禁止

必ず守っていただく内容です。
必ず守る

使用上のご注意
1.1.
メンテナンスの目安

場所状

態

対 処 方 法汚れ

2. メンテナンス方法［1］拭き取り部品がうまく取り付かない

2. メンテナンス方法［2］取付方法の確認［6］部品交換全体
ガタつきがある

ベース部

塗装面にキズがある2. メンテナンス方法［4］塗装面の補修

アジャスターのねじがスムーズに回らない

2. メンテナンス方法［5］錆の除去［6］部品交換

スタンドのボルトがスムーズに回らない

2. メンテナンス方法［5］錆の除去［6］部品交換

変形やねじれがある

2. メンテナンス方法［2］取付方法の確認［6］部品交換

手すり部

ステップ台部

マット部（ベース /ステップ台）

2. メンテナンス方法［3］ボルト・ねじのゆるみ点検［6］部品交換

ボルトを締めてもガタつきがある

2. メンテナンス方法［2］取付方法の確認［3］ボルト・ねじのゆるみ点検［6］部品交換

ジョイント部が外れたり、深いキズや亀裂がある

2. メンテナンス方法［3］ボルト・ねじのゆるみ点検［6］部品交換変形があり、高さ調整がスムーズにできない

2. メンテナンス方法［2］取付方法の確認［6］部品交換

表面に深いキズや亀裂がある

2. メンテナンス方法［6] 部品交換

マグネットがはがれている

2. メンテナンス方法［6] 部品交換

スタンドを外すことによってできる穴の補修

2. メンテナンス方法［7] マット穴の補修

マットが反り返っている

2

2. メンテナンス方法［８］マット反り返り変形の矯正

2. メンテナンス方法[1] 拭き取り●水か中性洗剤を含ませた布をかたくしぼって拭いてください。

注意● シンナー・ベンジンなどは使用しない。
変質するおそれがあります。

● たわしや磨き粉で磨かない。

禁止

傷がつくおそれがあります。

[2] 取付方法の確認●正しく取り付けられているか、「たちあっぷ 540 取扱説明書」で取付方法をご確認ください。取扱説明書通りの取付方法でも部品がうまく取り付かない場合には、部品に変形や深い傷、亀裂がないかを確認し適切に「[6] 部品交換」を行ってください。
[3] ボルト・ねじのゆるみ点検●必要工具：六角レンチ ( 対辺 5mm)、六角レンチ ( 対辺 3mm)、＋ドライバー●下図の①〜⑧のボルト・ねじの全てが、指定トルクで締め付けられていることを確認してください。
ボルト・ねじがゆるんでいる場合は指定トルクで締め付けを行ってください。
●指定トルクで締め付けられていてもガタつきがある場合は部品に変形や深い傷、亀裂がないかを確認し、適切に「[6] 部品交換」を行ってください。

⑤③④⑧③⑦①②①⑥ボルト・ねじの締付けトルク

ボルト・ねじの締付けトルク①

パイプ用止めネジ (M6×5)
3.92N・m｛40kgf・cm｝④②六角穴付きボルト (M6×12)
7.84N・m｛80kgf・cm｝※ステップ台使用の場合のみ③

パイプ用止めネジ (M6×4)
3.92N・m｛40kgf・cm｝

なべ組ねじ (M5×1 ２)
3.0N・m｛30.6kgf・cm｝

ボルト・ねじの締付けトルク⑤

六角穴付きボルト (M6×12)
7.84N・m｛80kgf・cm｝⑥

六角穴付き皿ボルト (M8×18)
12.5N・m｛128kgf・cm｝⑦六角穴付きボタンボルト (M6×12)
5.2N・m｛53kgf・cm｝⑧

皿小ねじ 小頭 (M5×8)
3N・m｛30kgf・cm｝※⑦はステップ台使用の場合のみ注意● 指定トルク以上で締め付けない。
● 電動工具 ( 電動ドライバー等 ) を使用しない。
禁止

過剰トルクで締め付けるとねじの破損の原因になります。
( ねじの締付け摩擦熱により焼き付けが発生し、締め付け・取外しができなくなる可能性があります。)[4] 塗装面の補修●汚れや油などを拭き取り、アクリル系塗料、または専用塗料 (CKH-SD) で補修してください。
※専用塗料は「5. メンテナンス部品表」を参照してください。
●塗装中は、必要に応じてマスクや手袋を着用し、できるだけ皮膚に触れないようにしてください。

注意● 屋外または換気の良い場所で作業を行ってください。

密閉された作業場で行う場合は、局所排気装置を設け、塗装中、乾燥中ともに換気を良くし、蒸気を吸い込まないようにしてください。

必ず守る● マスクや手袋を着用する。

蒸気を吸いこんだり、塗料に直接触れないようにしてください。

3[5] 錆の除去●錆が発生した場合は、潤滑・防錆剤を吹き付け、ウエスで拭き取ってください。
[6] 部品交換●メンテナンス部品は「5. メンテナンス部品表」を参照してください。
●部品の取り付けは「たちあっぷ 540 取扱説明書」の組立手順に従ってください。
●締付部の開きが少なくなり手すりパイプが入りづらくなった
場合は、塗装にキズがつかないように注意して、−ドライバーなどで押し広げてください。( 図 1)
● 540 注意喚起シールの注意内容が見づらくなった場合は、新しいシールに貼り替えてください。（図２)

540 注意喚起シール
貼り付け位置図1

図2

注意● 指定トルク以上で締め付けない。
禁止● 電動工具 ( 電動ドライバー等 ) を使用しない。
過剰トルクで締め付けるとねじの破損の原因になります。
( ねじの締付け摩擦熱により焼き付けが発生し、締付け・取外しができなくなる可能性があります。)● 部品交換を行う際は、指定部品を使用する。
必ず守る● 部品交換を行った際は、ご使用前にねじのゆるみ、ガタつきがないことを再確認する。
● 定期的にガタつき、ねじのゆるみ、締め忘れ、部品の破損がないことを確認する。

[7] マット穴の補修●穴の補修部品穴埋め用部品

粘着テープ品

名540 マット穴補修 A品

名540 マット穴補修 B品

番

CKH-AD品

番

CKH-AE

内

容

4 枚入り

内

容

4 枚入り

●補修方法

aba b

切れ目が長い箇所は、粘着テープを並べて貼る。

（裏面）① 台紙から粘着テープをはがしてください。

マグネットc

粘着テープ▲ 粘着テープ貼付位置例

ba

（裏面）

（裏面）

② 上図の粘着テープ貼付位置例（a,b,c）に粘着テープをマットの裏から貼ってください。
a と b の切れ目が長い箇所は粘着テープを並べて貼ってください。
4

●補修方法表面③マットの表から部品を貼ってください。
この時、マットと部品の模様を合わせてください。

④ 模様が合っているのを確認してから、部品を手で押さえて固定してください。

注意● 砂やほこり等の汚れに注意する。

粘着テープに砂やほこり等が付着するとはがれやすくなります。

必ず守る● はがれた場合は速やかに貼りなおす。
経年劣化によりはがれる場合があります。

[8] マット反り返り変形の矯正
●矯正方法

（裏面）

工業用ドライヤー
反り返り変形① マットの反り返り変形部分の表裏をドライヤーで温めます。やけどに注意して作業してください。

（裏面）

押さえる
変形を直す

（表面）
② マットが曲げられるやわらかさになりましたら、変形を矯正してください。
（手で触れられる程度で熱くなりすぎないように、注意してください）③ 変形を直した後、直ちにベースに張り付け、手で押さえて固定し、常温になるまで放置します。

5

使用上のご注意
3.1.
消毒方法●消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。
●アルコール清拭消毒、逆性石鹸清拭消毒などを推奨します。
●この製品に使用している素材の物性を考慮した消毒方法を選択してください。
●塩素系の消毒液を使用する場合は、使用する消毒液の使用方法及び使用上の注意に従い、希釈して使用してください。
（ 参考：次亜塩素酸ナトリウム 6％水溶液なら 120 倍～ 300 倍程度に希釈）注意● オゾンガス、ホルムアルデヒドガスは使用しない。
変質して破損するおそれがあります。

禁止

使用上のご注意
4.1.
保管・輸送方法●製品は直射日光を避けて、乾燥した常温の室内に保管してください。
●手すりは安定した状態で保管・輸送してください。
●手すりは外部からの衝撃や荷重がない状態で保管・輸送してください。
①手すりを立てかけるなど不安定な状態で保管・輸送をしない。

②手すりを地面に寝かせた状態や重ねた状態で保管・輸送をしない。

倒れた衝撃で手すりが破損、もしくは破損につながる亀裂が生じるおそれがあります。

足で踏んだり、重ねた衝撃で手すりが破損、もしくは破損につながる亀裂が生じるおそれがあります。

③手すりの上に荷物を載せない。
手すりが破損、もしくは破損につながる亀裂が生じるおそれがあります。

注意● 手すりを保管・輸送する際は手すりに衝撃や荷重をかけない。
禁止

手すりが破損、もしくは破損につながる亀裂が生じるおそれがあります。

● 直射日光の当たらない、乾燥した常温の室内に保管する。
必ず守る

高温多湿の場所で保管すると変形、結合部の外れの原因になります。

6

使用上のご注意
5.1.
メンテナンス部品表

CKH-02

CKH-01

H

O
L

A

B

手すり部

ステップ台部
Sマット

I

ベース部

M

YVX

Q

マット

DJE

K

N

TC
Z
補給マットを取り付ける際は、ねじを最後までしっかりと締めてください。

WP

R

F

U

G

記号

場所

部品名

部品番号

A

ベース部

540 ベース部品

CKH-AA

部品図

7

材質

入数

ステンレス

1台

記号

場所

部品名

部品番号

B

ベース部

540 ベースマット

C

ベース部

540 ベース
補給用マット

部品図

材質

入数

CKH-AB

樹脂

1枚

CKH-AL樹脂

1枚

マット : 樹脂
ねじ : ステンレス

1枚

マット : 樹脂
ねじ : ステンレス

1枚

位置

D

ベース部

540 ベース
補給用マットCKH-ACm1m

29

位置

E

ベース部

540 ベース
補給用マットCKH-AMm6m

26

Fベース部

540 ベースアジャスター

CKH-AJ

ステンレス、樹脂

4本

G

ベース部

皿小ねじ 小頭M5 ×８アロック処理

CKH-AK

ステンレス（SUS304）

18 個

H

手すり部

540 手すりフレーム A

CKH-FA MGR

樹脂被覆ステンレスパイプ、1台
アルミ合金

8記号

場所

部品名

部品番号

I

手すり部

Φ 34 自在ジョイントA
アウター

J

手すり部

K入数

ECA-5028A MGR

アルミ

1個

Φ 34 自在チーズ

EC-5012B MGR

アルミ

1個

手すり部

Φ 34 エルボキャップ
アウター

ECA-5044 MGR

アルミ

1個

L

手すり部

540 スタンド部品

CKH-SA MGR

ステンレス1本M

手すり部

六角穴付きボルト
PW+M6 × 12 FA コート

CKH-SB

鉄4本

N

手すり部

六角穴付き皿ボルト
M8 × 18 アロック処理

CKH-SC

ステンレス

8本

樹脂10 枚樹脂

10 個

CKH-FIC10 イリ● パイプの間に手足や頭を入れないでください︒

Φ 34 エンドキャップ 10 入り● 固定式ではないので︑水平方向へ力のかかる使用はしないでください︒

手すり部● 濡れた状態で使用する場合は︑滑りやすいため十分注意してください︒

P● パイプに︑ぶら下がったり乗ったりしないでください︒

CKH-SF● 利用者の状態によっては︑介護者が必ず付き添ってください︒

540 注意喚起シール 10 入り注意● 平らな場所で使用してください︒

手すり部◎ご使 用 前に必ず 取 扱 説 明 書をご覧 ください︒

材質

O

部品図

9

記号

場所

部品名

部品番号

Q

ステップ台部

540 ステップ台 H 箱部品

R

ステップ台部

S

部品図

材質

入数

CKH-BHA

ステンレス

1台

540 ステップ台 H 基部品

CKH-BHB

ステンレス

1台

ステップ台部

540 ステップ台 H マット

CKH-BHC

マット：樹脂クリップ：樹脂

1枚4個T

ステップ台部

540 ステップ台 L 箱部品

CKH-BLA

ステンレス

1台

U

ステップ台部

540 ステップ台 L 基部品

CKH-BLB

ステンレス

1台

V

ステップ台部

540 ステップ台 L マット

CKH-BLC

マット：樹脂クリップ：樹脂

1枚4個

W

ステップ台部

なべ組ねじ
SW+WM5 × 12SUS

CKE-BCステンレス

10 本10

記号

場所

部品名

部品番号

X

ステップ台部

六角穴付きボタンボルト
SW+M6 × 12SUS
M コート

Y

ステップ台部

540 ステップ台クリップ

Z

ベース部

材質

入数

CKG-BD

ステンレス

8本

CKH-BE

樹脂

6本

CKH-AF

ステンレス

12 本

ー

手すり・ベース部

六角レンチ( 対辺 5mm)

CKA-MJ 5M

スチール

5本ー

手すり部

540 スプレー塗料

CKH-SD MGR

-1本ー

手すり部

六角レンチ
( 対辺 3mm)

CKA-MT 3M

スチール

5本ー

ベース部540 マット穴補修ＡCKH-AD

樹脂

4枚ー

ベース部

540 マット穴補修 BCKH-AE

樹脂

4枚

540 マット止めねじ
M5 × 10SUS

部品図11※製品の仕様等は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

矢崎化工株式会社■本社〒 422-8519■ 北 海 道 支 店

福祉介護機器課■ 神 奈 川 支 店

福祉介護機器課■ 広 島 支 店

福祉介護機器課〒 072-0007 北海道美唄市東 6 条北 8-2-1
TEL 0126(63)4285 FAX 0126(63)4459〒 257-0024 神奈川県秦野市名古木 3-4
TEL 0463(81)4315 FAX 0463(81)4316〒 738-0042 広島県廿日市市地御前 1-7-17
TEL 0829(36)1111 FAX 0829(36)3890

静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1■ 仙 台 支 店

福祉介護機器課■ 静 岡 支 店

福祉介護機器課■ 九 州 支 店

福祉介護機器課〒 981-1223 宮城県名取市下余田字中荷 280
TEL 022(382)2145 FAX 022(382)1099〒 422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1
TEL 054(286)1101 FAX 054(286)3988〒 820-0702 福岡県飯塚市平塚 481-1
TEL 0948(72)0310 FAX 0948(72)4026■ 関 東 支 店

福祉介護機器課■ 名 古 屋 支 店

福祉介護機器課〒 373-0823 群馬県太田市西矢島町 88
TEL 0276(38)1511 FAX 0276(38)3522〒 484-0963 愛知県犬山市字鶴池 48-2
TEL 0568(67)0111 FAX 0568(67)7219■ 東 京 支 店

福祉介護機器課■ 大 阪 支 店

福祉介護機器課〒 359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 1-38-3
TEL 04(2944)7113 FAX 04(2944)7007〒 569-8551 大阪府高槻市大塚町 5-1-1
TEL 072(672)8440 FAX 072(673)8822

13121907

DW-192-09