振動計測器

有効な試験結果を得るためには、確かな計測が必要です。

は振動計測器・試験装置の専門メーカーです。

より、進歩した計測器をめざして当社は創立以来、一貫して振動・環境分野の計測器・試験装置メーカーとして、今日に至ります。
この間、お客様からの暖かいご指導・ご鞭撻のもと、専門メーカーとしてのノウハウの蓄積に励んでまいりました。
今、こうしたノウハウをもとに、最新の技術を取り入れた計測・試験機器を世に送り、科学技術の発展にいささかなりとも貢献したいと念願しています。

品質保証
データ解析の源「計測器」。
当社はその重要性を肝に銘じ、品質保証に万全の注意をはらっています。
製品設計・資材調達から出荷後のアフターサービスまで、一貫した品質保証により、お客様に満足いただける製品の提供を目指しています。

2

INDEX
チャージアンプ 6001-AHD 6002-A
ACP-12（AC電源ユニット・USB通信機能付き）

P4・5
P6

圧電式加速度ピックアップ 540シリーズ

P8・9

圧電式加速度ピックアップ 700シリーズ

P10・11

ピックアップケーブル・アクセサリ

P12

チャージアンプ技術資料

P13

加速度ピックアップ技術資料

P14・15

3

Charge Ampliﬁer 振動計測器

特徴● 圧電式とプリアンプ内蔵型加速度ピックアップに対応● 充実フィルタL.P.F 6段、H.P.F 6段、JIS B 0907準拠● スリムボディ36mm幅連結により、多チャンネル測定に対応● オプションのAC電源ユニット・USB通信により、PCで測定
データの読み込みが可能

チャージアンプ 6001-AHD● 加速度、速度、変位の積分機能搭載3-測定モード● 広範囲な電荷感度設定可能0.01000～99.99 pC/(m/s2)● 広帯域周波数特性加速度測定0.5 Hz～90 kHz

加速度ピックアップ

CHARGE AMPLIFIER

振動試験装置正面

4

背面

6001-AHD

データロガーチャージアンプ 6002-A● スペースを節約し2chを1ユニットに収納、多チャンネルの測定が可能● 加速度の測定振動数が0.5Hz～30kHzと広帯域の周波数特性

加速度ピックアップ

CHARGE AMPLIFIER

振動試験装置

正面

対応加速度
ピックアップ

6002-A
圧電式加速度ピックアップ ( 最大入力電荷 100,000 pC)

プリアンプ内蔵型加速度ピックアップ ( 定電流駆動 DC24V 4mA)

最大入力数

測定モード

データロガー

6001-AHD

型式

感度設定範囲

6002-A背面

1

2

0.01000 ～ 99.99 pC/(m/s2)

0.100 ～ 99.9 pC/(m/s2)

0.1000 ～ 999.9 mV/(m/s2)

0.100 ～ 99.9 mV/(m/s2)

加速度：m/s2 速度：mm/s 変位：mm

加速度：m/s2

10000 m/s2

10000 m/s2

最大測定加速度
測定加速度レンジ

0.1/0.3/1/3/10/30/100/300/1000/3000/10000 m/s2

最大測定速度

10000 mm/s－

測定速度レンジ

0.1/0.3/1/3/10/30/100/300/1000/3000/10000 mm/s－

最大測定変位1000 mmp-p－

測定変位レンジ

0.01/0.1/0.3/1/3/10/30/100/300/1000 mm

周波数特性

－

加速度 0.5 Hz ～ 90 kHz ±15％

加速度 0.5 Hz ～ 30 kHz ±10％1.0 Hz ～ 80 kHz ±5％

1.0 Hz ～ 20 kHz ±5％

速度
変位

3 Hz ～ 1 kHz ±5％
3 Hz ～ 200 Hz ±10％

AC 出力

最大 1 V0-p/ レンジ

最大 1 V0-p/ レンジ

DC 出力

最大 1 V0-p/ レンジ－

ハイパスフィルタ
ローパスフィルタ

減衰量 -18 dB/oct バターワース OFF/3/10/20/50/100/300 Hz JIS
JIS B 0907-1989 フィルタ特性準拠 (HPF：10 Hz LPF：1 kHz)
減衰量 -18 dB/oct バターワース 100/300/1k/3k/5k/10k Hz JIS OFF
JIS B 0907-1989 フィルタ特性準拠 (HPF：10 Hz LPF：1 kHz)

表示値

実効値 (rms) EQ PEAK(rms×√2) EQp-p(EQ PEAK×2)

ノイズレベル

0.05 pCrms

連結ユニット数

最大 99 台（電源ユニット仕様による）

通信機能

USB2.0( 別売の USB 通信機能付 AC 電源ユニットが必要です。)

電源

DC 9 ～ 15V

寸法

36W×149H×240D mm

質量

約 1 kg

使用環境条件価格

温度 -10 ～ +50 ℃湿度 20 ～ 85％RH( 結露なきこと )￥210,000( 税抜 )￥198,000( 税抜 )5

ACP-12（AC電源ユニット・USB通信機能付き）
特徴● 最大12台ユニットに電源供給・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・連結したチャージアンプユニットに電源供給● USB接続でPCからリモート設定・・・・・チャージアンプユニット各種設定をPCからリモート設定が可能● 最大24チャンネル対応・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・最大24チャンネルまで、リモート設定が可能

接続例(6001-AHD、6002-A、ACP-12)

仕

正面

背面

様

入力電源

100/200V系ワイド入力対応

ユニット出力容量

DC+12V±5％ 4.0A以上（6001-AHD、6002-Aを組み合わせ、最大12台まで使用可）
外部通信

価格

￥198,000(税抜)

オ プ ション

型式

電 源

周波数：47～66Hz

USB2.0（絶縁型）、速度：フルスピード、通信仕様は、
ソフトウェア仕様書参照

通信

製品名

電圧：AC85 ～ AC265V

備考

標準ACアダプタ

ADP-03

ユニット1～2台駆動用

入力 AC85～AC265V

中型ACアダプタ

ADP-06

ユニット1～6台駆動用

入力 AC85～AC265V

大型ACアダプタ

ADP-12

ユニット1～12台駆動用

入力 AC85～AC265V

ACP-12

ユニット1～12台駆動用

入力 AC85～AC265V

CAP-01

ユニット1～3台駆動用

AC電源ユニット(USB通信機能付き）
カーバッテリアダプタ
通
外部通信

-

信
-

RS-232C
リ モ ー ト ソ フ ト

複数台リモート

SVM03

6001-AHD、
6002-A

連結板

CON - **

" * * "に連結するユニット数を入れて下さい。

連結ケーブル

COB -**(例) ユニットを2台連結する場合は" CON-02 " +"COB-02 "取手キット

CAR- 03

3ユニットごとに1セット取付可能。

-

3ユニットごとに1セット取付可能。

連

結 キ ッ トゴム足ラ ッ ク 収 納

キ ッ ト

ラック収納取付台

RAC - 01

ユニットをラックマウントするための取付台。

ラック取付金具

RAF - 01

ラック収納取付台をラックに固定するための金具。

RAP- 01

ユニット収納数が少ない場合の目隠しのためのパネル。

汎用型

731-B

センターホール型でサイドコネクタ。

小型

710-Ｄ

センターホール型でサイドコネクタ。モーダル解析に最適。

汎用3軸

712-B3小型で感度が高く3方向振動を同時測定可能。

小型3軸

703-B3小型で3方向振動を同時測定可能。

超小型3軸

702-B3超小型で軽量物の3方向振動を同時測定可能。

ブランクパネル
加 速

度 ピ ッ ク ア ッ プ

SVMリモートソフト

AC電源ユニットACP-12とSVMリモートソフト
通信
電源供給

このソフトは､6001-AHD型チャージアンプ、
6002-A型2チャンネルチャージアンプのパネル
設定をACP-12のUSBインターフェースを介しCHARGE AMPLIFIER

リモート操作
計測値・レベルモニタ

CHARGE AMPLIFIERCHARGE AMPLIFIER

AC-POWER
SUPPY
ACP-12てリモート操作する事が出来ます｡ACP-12は､最大12台(6001-AHD､6002-A合わせて)連
結出来ますので､最大24チャンネルまで､リモー

ALARM
CURRENT
TEMP
VOLT
RESET

最大12台接続

REM.

内部バス接続POWER

USB 接続ト操作する事が出来ます｡※ＡＣＰ-１２を２台（１台通信機能なし）
使用して、
６００１-Ａ
HDを、
最大２４台（２４チャンネル）
構成として使用する事も出来ます。※２５～９９チャンネルまでの構成の場合には、お問い合わせ願います。

6

チャージアンプ
6001-AHD/6002-A

加速度ピックアップ

AC 電源ユニット
ACP-12

Microsoft Windows PC

リモートウィンドウ
接続チャージアンプ、
センサタイプ、
電荷感度、
計測モード、フィルタ設定など、すべてのリモート設定、モニタリングが出来ます。

加速度ピックアップ・チャージアンプの接続例
加速度
ピックアップ接続ケーブル

チャージアンプ
振動計

振動制御装置解析装置などプリチャージアンプ
504 シリーズ

振動制御装置 MX
データロガー
解析装置などマイクロドットプラグ -BNC プラグ
ローノイズケーブル

圧電式
加速度ピックアップ( 電荷出力 )10-32UNF

BNC

マイクロドットプラグ - マイクロドットプラグ
ローノイズケーブル
10-32UNF

変換アダプタ10-32UNF

ミニマイクロドットプラグ - マイクロドットプラグ
ローノイズケーブル

変換アダプタ10-32UNF

M-3

BNC

BNC

ミニマイクロドットプラグ - マイクロドットプラグ
ローノイズケーブル
10-32UNF

M-3

ピックアップ
入力

マイクロドットプラグ - マイクロドットプラグ
ローノイズケーブル

CHARGE AMPLIFIER

10-32UNF

ピックアップ
入力

10-32UNF

10-32UNF

プリアンプ
入力

マイクロドットプラグ - マイクロドットプラグ
ケーブル

変換アダプタ10-32UNF

チャージアンプ
6001-AHD 6002-A

マイクロドットプラグ - マイクロドットプラグ
ケーブル

プリアンプ内蔵型
加速度ピックアップ( 電圧出力 )10-32UNF

10-32UNF

BNC

マイクロドットプラグ -BNC プラグ
ケーブル
10-32UNF

BNC

マイクロドットプラグ -BNC プラグ
ケーブル

10-32UNF
BNC-BNC
中継アダプタ

BNC
BNC-BNC
同軸ケーブル ( 推奨最大ケーブル長 25m)

BNC

7

圧電式加速度ピックアップ(540シリーズ)
圧電素子による加速度に比例する電荷を出力する、圧電式加速度ピックアップです。
小型・軽量で、高感度、広帯域、微少から大きな加速度に対応出来ます。
高度な振動・衝撃計測や振動試験・衝撃試験装置制御用をはじめ、多くの振動計測にご利用いただけます。
型式540 - E

540 - DS541- DT

用途

超小型軽量の高振動数振動測定用

小型軽量の汎用振動測定・制御用

高感度高温度振動測定・制御用

最大測定加速度(サイン)50000 m/s20-p

50000 m/s20-p

16000 m/s20-p

最大測定加速度(ショック)

100000 m/s20-p－－

測定振動数範囲※1

fc～15k Hz±1dB
fc～20k Hz±3dB

fc～10k Hz

fc～8000 Hz

取付共振振動数

約60k Hz以上

約50k Hz以上

約33k Hz以上

使用温度範囲－20～+150 ℃－20～+140 ℃－40～+150 ℃

2.0 g

10 g

25 g

－

－

－

外観

質量
防水性(IEC 60529)
電荷感度0.3 pC/(m/s )±25％

1.0 pC/(m/s )±20％

5.0 pC/(m/s2)±15％

静電容量

900 pF±25％

500 pF±25％1000 pF±25％

最大横感度

5％

5％

5％

検出構造

圧電式シェア型

圧電式圧縮型

圧電式圧縮型

ケース材質

チタン(TB340H)

ステンレス(SUS303)

ステンレス(SUS303)

絶縁抵抗

2

2

10000 MΩ以上

10000 MΩ以上

10000 MΩ以上

接地

ケースグランド

ケースグランド

ケースグランド

取付方法

M3×1.6めねじ

M6×5おねじM6×5めねじコネクタ

ミニマイクロドット
M3

マイクロドットNo.10-32UNF

マイクロドットNo.10-32UNF

対応ピックアップケーブル

AC-7020-BM

AC-8020-AB

AC-8020-AB￥105,000(税抜)￥75,000(税抜)

Ｍ3深さ1.68※1 fc 低域振動数は、チャージアンプ時定数に依存します。

Hex12

マイクロドットコネクタ（10-32UNF）∅13.8

マイクロドットコネクタ（10-32UNF）

16

25

∅11.7

M6深さ5

5 5
1.5

10.5

Hex7 3

外観寸法（mm）

5.5

∅6.8

ミニマイクロドットコネクタ（M3）￥52,000(税抜)

Hex14

価格

ピックアップケーブル2m(AC-8020-AB)● 両口スパナNo.4● 六角アダプタ(M6)● 六角穴付止めねじ(M6)● 六角棒スパナ(M6)● ピックアップケース
●

（4.5）

付属品

ピックアップケーブル2m(AC-8020-AB)● 両口スパナNo.4● 六角アダプタ(M6)● ピックアップケース●

15

ピックアップケーブル2m(AC-7020-BM)● 両口スパナNo.2● 変換アダプタ(BNCプラグマイクロジャック)(BLM-001)● M3止めねじ● ピックアップケース
●

M6

型式

541-DSH

541-D4S

用途

高温度振動測定・制御用

高感度振動測定・制御用

最大測定加速度(サイン)－16000 m/s20-p

最大測定加速度(ショック)

16000 m/s20-p－

測定振動数範囲※1

fc～5000 Hz

fc～7000 Hz

取付共振振動数

約27k Hz以上

約30k Hz以上

使用温度範囲－20～+250 ℃－40～+150 ℃

35 g

29 g

－

－

外観

質量
防水性(IEC 60529)
電荷感度5.0 pC/(m/s )±25％

5.0 pC/(m/s2)±15％

静電容量1000 pF±25％1000 pF±25％

最大横感度

5％

5％

検出構造

圧電式圧縮型

圧電式圧縮型

ケース材質

ステンレス(SUS303)

ステンレス(SUS303)

絶縁抵抗

10000 MΩ以上

10000 MΩ以上

接地

ケースグランド

ケースグランド

取付方法

M6×5めねじM4×5めねじ

コネクタ

マイクロドットNo.10-32UNF

マイクロドットNo.10-32UNF

対応ピックアップケーブル

AC-8020-ABH

AC-8020-AB

2

付属品

高温用ピックアップケーブル2m(AC-8020-ABH)● 両口スパナNo.4● 六角アダプタ(M6)● 六角穴付止めねじ(M6)● 六角棒スパナ(M6)● ピックアップケース

価格￥78,000(税抜)●￥58,000(税抜)（4.5） Hex14

マイクロドットコネクタ（10-32UNF）

M6深さ5※1 fc 低域振動数は、チャージアンプ時定数に依存します。

9.5

30
（16）

∅13.8

14

8.5

13

外観寸法（mm）

∅13.8

29
（16）

（4.5）Hex14

マイクロドットコネクタ（10-32UNF）

ピックアップケーブル2m(AC-8020-AB)● 両口スパナNo.4● 六角アダプタ(M4)● 六角穴付止めねじ(M4)● 六角棒スパナ(M4)● ピックアップケース
●

M4深さ5

9

圧電式加速度ピックアップ(700シリーズ)
型式

701-B

710-D

702-B3703-B3712-B3用途

超小型軽量の複合環境振動測定用

超小型軽量の複合環境
振動測定、モーダル解析用

小型軽量の
3方向同時振動測定用

3方向同時
複合環境振動測定用

高感度3方向同時
複合環境振動測定用

最大測定加速度(サイン)5000 m/s20-p

5000 m/s20-p<X軸>10000 m/s20-p<Y軸>10000 m/s20-p<Z軸>10000 m/s20-p<X軸>5000 m/s20-p<Y軸>5000 m/s20-p<Z軸>5000 m/s20-p<X軸>5000 m/s20-p<Y軸>5000 m/s20-p<Z軸>5000 m/s20-p

最大測定加速度(ショック)

10000 m/s20-p

10000 m/s20-p<X軸>50000 m/s20-p<Y軸>50000 m/s20-p<Z軸>50000 m/s20-p<X軸>10000 m/s20-p<Y軸>10000 m/s20-p<Z軸>10000 m/s20-p<X軸>10000 m/s20-p<Y軸>10000 m/s20-p<Z軸>10000 m/s20-p

測定振動数範囲※1

fc～10k Hz±1dB
fc～20k Hz±3dB

fc～10k Hz±1dB
fc～20k Hz±3dB<X軸>fc～10k Hz±3dB<Y軸>fc～10k Hz±3dB<Z軸>fc～10k Hz±3dB<X軸>fc～10k Hz±1dB
10k～12k Hz±3 dB<Y軸>fc～10k Hz±1dB
10k～12k Hz±3 dB<Z軸>fc～10k Hz±1dB
10k～12k Hz±3 dB<X軸>fc～8k Hz±1dB<Y軸>fc～8k Hz±1dB<Z軸>fc～8k Hz±1dB

取付共振振動数

約60k Hz以上

約60k Hz以上

約20k Hz以上

約35k Hz以上

約25k Hz以上

使用温度範囲－50～+160 ℃－50～+160 ℃－50～+160 ℃－50～+160 ℃－50～+160 ℃

0.7 g

1.9 g

1.2 g

3.7 g

14 g

－

－

－

－

－

電荷感度

0.061 pC/(m/s2)±20％

0.2 pC/(m/s2)±15％

0.035 pC/(m/s2)±25％

0.061 pC/(m/s2)±20％

0.347 pC/(m/s2)±20％

静電容量

650 pF±25％1200 pF±20％300 pF±25％

650 pF±25％

750 pF±25％

最大横感度

5％

5％

5％

5％

5％

検出構造

圧電式シェア型

圧電式シェア型

圧電式シェア型

圧電式シェア型

圧電式シェア型

ケース材質

チタン(TB340H)

ステンレス(SUS304)

チタン(Ti-6AL-4V)

チタン(TB340H)

チタン(TB340H)

絶縁抵抗

20000 MΩ以上

20000 MΩ以上

10000 MΩ以上

20000 MΩ以上

20000 MΩ以上

ケースグランド

ケースグランド

ケースグランド

ケースグランド

ケースグランド

取付方法

接着

M2用貫通穴、接着

接着

接着

M2用貫通穴、接着

コネクタ

ミニマイクロドット
M3

ミニマイクロドット
M3

マイクロドットNo.10-32UNF

ミニマイクロドット
M3

マイクロドットNo.10-32UNF

対応ピックアップケーブル

AC-7020-BM

AC-7020-BM

AC-8030-AB

AC-7020-BM

AC-8030-AB

外観

（3.1）

￥290,000(税抜)￥260,000(税抜)∅0.8ローノイズケーブル
LN-008(黒)片端マイクロ
ドットジャック（CZ320）×3
8

11
7

Y軸 17.5
11 2-∅2.2
X軸

ミニマイクロドットコネクタ
(M3)
∅6.4

マイクロドットジャック(10-32UNF)

X
（4.5）

Z

∅5

∅9

X軸ケーブル
Y軸ケーブル
Z軸ケーブル

Y
X

2
Z

X
X

Z
X

Z軸（マイクロドットコネクタ）（10-32UNF）

Z

Z

∅6

※1 fc 低域振動数は、チャージアンプ時定数に依存します。

ミニマイクロドットコネクタ
(M3)
Z軸

Y

2

10

Y
Z

Y

X

2.5

5

∅5

X

X

0.4（4.1） 0.5

4.5 （3.7）

ミニマイクロドットコネクタ
(M3)

X軸
Y

7

Y
Y
X
X
長さ0.3ｍ
チュ－ブ

3.8

∅2.1

外観寸法（mm）￥310,000(税抜)

∅8

Hex 6

10.8

ピックアップケーブル3m(AC-8030-AB×3本)● 両口スパナNo.2(SM900DC)● 六角棒スパナ(SM900BA)● 六角穴付きボルト(M2×16 mm×2本)● 平座金(SM104BA×2個)● 瞬間接着剤● ピックアップケース
●

11
17.5

￥108,000(税抜)

ピックアップケーブル2m(AC-7020-BM×3本)● 両口スパナNo.2(SM900BD)● 変換アダプタ(BNCプラグ-マイクロジャック)(BLM-001×3個)● 瞬間接着剤● ピックアップケース●

4.5￥108,000(税抜)

一体型ピックアップケーブル
0.3m● ピックアップケーブル3m(AC-8030-AB×3本)● 両口スパナNo.2(SM900DB)● 瞬間接着剤● ピックアップケース●

9 （4.5）

価格

●

7
11

付属品

ピックアップケーブル2m(AC-7020-BM)
変換アダプタ(BNCプラグ-マイクロジャック)(BLM-001)● 六角棒スパナ(SM900BA)● 精密スクリュードライバ(刃幅1.4 mm)● 六角穴付きボルト(M2×10 mm×2本)● 平座金(SM104BA×2個)● 瞬間接着剤● ピックアップケース●

7

ピックアップケーブル2m(AC-7020-BM)● 両口スパナNo.1(SM900DA)● 変換アダプタ(BNCプラグ-マイクロジャック)(BLM-001)● 瞬間接着剤● ピックアップケース
●

3.7

接地

5.5

防水性(IEC 60529)

z

質量

型式

720-BW

731-B

731-B-R

760-B

用途

防水環境
振動測定・制御用

複合環境
振動計測・制御用

複合環境
振動計測・制御用

建築・構造物低加速度
振動計測・制御用

最大測定加速度(サイン)5000 m/s20-p

5000 m/s20-p

5000 m/s20-p

1250 m/s20-p

最大測定加速度(ショック)

10000 m/s20-p

15000 m/s20-p

15000 m/s20-p

2500 m/s20-p

測定振動数範囲※1

fc～8k Hz±1 dB

fc～7k Hz±1 dB

fc～7k Hz±1 dB

fc～3.5k Hz±1 dB

取付共振振動数

約26k Hz以上

約38k Hz以上

約38k Hz以上

約13.5k Hz以上

使用温度範囲－20～+120 ℃－50～+160 ℃－50～+160 ℃－20～+120 ℃

外観

質量

11 g

13.5 g13.5 g98.6 g

防水性(IEC 60529)

IPX7相当 0.6MPa

－

－

－

電荷感度

1.33 pC/(m/s2)±20％

3.67 pC/(m/s2)±20％

3.67 pC/(m/s2)±20％

35.0 pC/(m/s2)±20％

静電容量1900 pF±25％

1900 pF±25％

1900 pF±25％1500 pF±25％

最大横感度

5％

5％

5％

5％

検出構造

圧電式シェア型

圧電式シェア型

圧電式シェア型

圧電式シェア型

ケース材質

ステンレス(SUS303)

チタン(Ti-6AL-4V)

チタン(Ti-6AL-4V)

ステンレス(SUS303)

絶縁抵抗

20000 MΩ以上

20000 MΩ以上

20000 MΩ以上

10000 MΩ以上

接地

ケースグランド

ケースグランド

ケースグランド

ケースグランド

取付方法

M4用貫通穴

M4用貫通穴

M4用貫通穴M8×5めねじ

コネクタ

マイクロドットNo.10-32UNF

マイクロドットNo.10-32UNF

マイクロドットNo.10-32UNF

マイクロドットNo.10-32UNF－

AC-8030-AB

AC-8030-AB

AC-8030-AB∅10マイクロドットプラグ（10-32UNF）

Hex24

∅10

∅23.8

マイクロドットコネクタ（10-32UNF）
30

マイクロドットコネクタ（10-32UNF）

∅10

6

∅4.4

（4.5）

∅4.4

9.8
0.5

0.5 8

外観寸法（mm）∅2ローノイズケーブル
LN-020￥100,000(税抜)（25）（11） 19∅4.3￥77,500(税抜)

（25）

（22）

∅15

18.2

￥89,000(税抜)－5￥121,000(税抜)

ピックアップケーブル3m(AC-8030-AB)● 六角穴付止めねじ(SM006PE×2個)● 六角棒スパナ(SM900BE)● ピックアップケース
●

∅17.5

価格

5

付属品

ピックアップケーブル3m(AC-8030-AB)● 六角棒スパナ(SM900BD)● 六角穴付きボルト(SM008DH×2本)● 平座金(SM104BD×2個)● ピックアップケース
●

9.8
0.5

一体型ピックアップケーブル
10m(長さ指定可)● 六角棒スパナ(SM900BD)● 六角穴付きボルト(SM008DH×2本)● 平座金(SM104BD×2個)● ピックアップケース
●

∅17.5

対応ピックアップケーブル

マイクロドットコネクタ（10-32UNF）

ケーブル長10m
M8 深さ5※1 fc 低域振動数は、チャージアンプ時定数に依存します。

11ピックアップケーブル ブルを採用した、圧電式加速度ピックアップ専用ケーブル。

湾曲やねじりによる容量変化ノイズを抑えるローノイズケー

〇 標準品
品名

ケーブル外観図

長さ

マイクロドットプラグ－BNCプラグ
ピックアップケーブル

10-32UNF

BNC

マイクロドットプラグ－マイクロドットプラグ
ピックアップケーブル

10-32UNF

10-32UNF

ミニマイクロドットプラグ－マイクロドットプラグ
ピックアップケーブル

M3

10-32UNF

型式

2m
3m
6m
9m
2m
3m
6m
9m
2m
3m

AC-8020-AB
AC-8030-AB
AC-8060-AB
AC-8090-AB
AC-8020-AM
AC-8030-AM
AC-8060-AM
AC-8090-AM
AC-7020-BM
AC-7030-BM

価格¥10,000(税抜)¥11,500(税抜)¥16,000(税抜)¥20,500(税抜)¥10,000(税抜)¥11,500(税抜)¥16,000(税抜)¥20,500(税抜)¥10,000(税抜)¥11,500(税抜)※温度160℃を超える環境では、高温用ピックアップケーブルをご利用ください。
※上記ケーブル長さを除くピックアップケーブルは、受注生産品、特注品をご利用ください。

〇 受注生産品(長さ10m以下)
品名

ケーブル外観図

マイクロドットプラグ－BNCプラグピックアップケーブル(標準用)

10-32UNF

BNC

10-32UNF

10-32UNF

ミニマイクロドットプラグ－マイクロドットプラグピックアップケーブル

価格〈基本価格+単価1500円×長さ（m）〉¥12,000+¥1,500×長さ(m)(税抜)

L≦10m AC-8XXX-ABH¥17,000+¥1,500×長さ(m)(税抜)

長さ

マイクロドットプラグ－BNCプラグピックアップケーブル(高温用)マイクロドットプラグ－マイクロドットプラグピックアップケーブル(標準用)
マイクロドットプラグ－マイクロドットプラグピックアップケーブル(高温用)型式

L≦10m AC-8XXX-AB

10-32UNF

M3¥12,000+¥1,500×長さ(m)(税抜)
L≦10m AC-8XXX-AM
L≦10m AC-8XXX-AMH ¥27,000+¥1,500×長さ(m)(税抜)
L≦10m AC-7XXX-BM¥12,000+¥1,500×長さ(m)(税抜)※ 温度160℃を超える環境では、高温用ピックアップケーブルをご利用ください。 ※XXXは、ケーブル長(0.1m単位)を指定します。

〇 特注品(長さ10m超)
品名

ケーブル外観図

マイクロドットプラグ－BNCプラグピックアップケーブル(標準用)

10-32UNF

長さ
BNC

マイクロドットプラグ－BNCプラグピックアップケーブル(高温用)マイクロドットプラグ－マイクロドットプラグピックアップケーブル(標準用)
マイクロドットプラグ－マイクロドットプラグピックアップケーブル(高温用)
ミニマイクロドットプラグ－マイクロドットプラグピックアップケーブル

10-32UNF

10-32UNF
10-32UNF

M3

型式

価格〈基本価格+単価1500円×長さ（m）〉

L>10m AC-8XXX-AB¥24,000+¥1,500×長さ(m)(税抜)

L>10m AC-8XXX-ABH¥29,000+¥1,500×長さ(m)(税抜)

L>10m AC-8XXX-AM
L>10m AC-8XXX-AMH¥24,000+¥1,500×長さ(m)(税抜)¥39,000+¥1,500×長さ(m)(税抜)

L>10m AC-7XXX-BM¥24,000+¥1,500×長さ(m)(税抜)※ 温度160℃を超える環境では、高温用ピックアップケーブルをご利用ください。 ※XXXは、ケーブル長(0.1m単位)を指定します。

アクセサリ
品名

外観図

変換アダプタ(BNCプラグ-マイクロドットジャック)

10-32UNF

中継コネクタ（マイクロドットジャック－マイクロドットジャック）

10-32UNF

絶縁スタッド(540-DT用)
絶縁スタッド(710-D用)
絶縁スタッド(731-B用M5)
絶縁スタッド(731-B用M6)

12

型式
BNC

10-32UNF

－
－
－
－

価格

BLM-001¥3,500(税抜)EJ-34¥3,500(税抜)

RS-171D
TJ-1026AC
RS-171B14C6
RS-171B14D6¥9,900(税抜)¥2,000(税抜)¥12,000(税抜)¥12,000(税抜)チャージアンプ技術資料●原理

チャージアンプは、圧電式加速度ピックアップ（センサ）の電荷出力を電圧に変換・増幅します。

チャージとは電荷のことです。電流は電荷の時間微分(dQ/dt)ですから、電流アンプ(I/V変換回路)と同じく、チャージアンプはより微小信号を扱うのに適しています。出力電圧をVout、センサの出力電荷をQs、センサの静電容量をCsとすると、電荷･電圧の簡単な等価回路では以下の関係式が成立します。

Vout =

Qｓ
Cｓ

Qｓ

負荷抵抗RLは、ハイパスフィルタのカットオフ周波数FHを決め、
Cｓ
センサ

1
FH =
2π・Cs・RL

RL

V out

となります。RLは回路の低周波数に於ける応答特性を支配するので、RLの抵抗値は一般的に高い値になります。
この理由からオペアンプを使った積分回路を構成し、センサに接続する容量が電荷感度に影響を及ぼさない様に電荷・電圧変換回路を構成します。
センサ容量、ケーブルは並列接続となり、センサにより容量が異なり、ケーブルも材質、構造、長さによって容量が異なり、測定精度が悪くなります。
オペアンプを使用して、センサ容量、ケーブル容量の影響を受けない電荷-電圧変換回路を構成します。
ここで、
Qf ： フィードバックコンデンサに蓄えられる電荷

Cc ： ケーブル容量

Qs ： センサが発生する電荷e

Qo ： センサ(Cd)に蓄えられる電荷

RF ： 帰還抵抗

Cf ： フィードバック容量

A

Qｆ
Cｆ

： センサ開放電圧

RF： オペアンプゲイン－

Cd ： センサ容量
e

とすると、

Qｓ

Qo
Cｄ+ Cｃ1
Cｄ+ Cｃ
＝ －Qｆ
・
1+ A
Cｆ

Vout ＝ －A e
Qo

e ＝ －

e ＝

e － Vout ＝

Cｄ

＋

Cc

ゲイン A
オペアンプ

ケーブル

電子回路

V out

Qｆ
Cｆ
センサ

1
Qｆ
・
Cｆ
1+ A

Vout ＝ －QｆA・
Cｆ 1+ A

ここでオペアンプのゲインは極めて大きいので、上記の電荷と電圧は下記のように近似されます。

Qo ≒ 0e≒ 0Vout ＝ －Qｆ
Cｆ

以上で、出力電圧はセンサとケーブル容量に影響されなくなることがわかります。

●注意事項
取り扱い方
チャージアンプを正しく使うには、接続する加速度ピックアップの種類と特性をよく理解し、選択する事が必要です。利用出来る加速度ピック
アップには、「圧電式加速度ピックアップ」と「プリアンプ内蔵型加速度ピックアップ」の2種類があります。
＜取扱い上の注意事項＞
加速度ピックアップの詳細については、P14・15の「加速度ピックアップ技術資料」を参照下さい。また精密測定機器ですので、下記事項についてご注意下さい。
●センサ入力コネクタ、センサ接続ケーブルに汚れがあると、測定精度に影響しますので、
きれいに取り除いて下さい。
●センサ入力コネクタに静電気が加わらないように、取り扱いに注意して下さい。故障、破損の原因になる事があります。
●プリアンプ内蔵型加速度ピックアップを接続する場合には、
チャージアンプ
から電源が印加されている状態で行わないで下さい。
●速度、変位測定の場合には、ハイパスフィルタ3Hzを選択し、低域のふらつ
きをカットして下さい。指示値が安定します。

●測定を始める時は、再度、感度、レンジ、フィルタ設定等を確認して下さい。
●供試体の質量、形状に対して、1/50以下の質量の加速度ピックアップを選択するようにします。質量割合が大きいと、振動状態が変化してしまう恐れがあります。供試体の形状によって、共振現象が測定周波数帯域内にある事が予想される場合、通常の振動レベルに対して、１００倍に達する事がありますので、加速度ピックアップの耐衝撃加速度の値がこのレベルに対応しているものを選択して下さい。性能が不足しているものを使用すると、加速度ピックアップ破損及び、チャージアンプの故障原因となる事があります。

13

加速度ピックアップ技術資料●概要
加速度ピックアップ（Accelerometer）
加速度ピックアップは、物体の加速度を計測するセンサです。大きく分けて「重力」、「振動・動き」、「衝撃」の3つの現象を測定出来ます。加速度ピックアップで計測する加速度には、加速による質量の位置変化や、低加速度が測定出来るので、静的な加速度（0Hz応答）や重力を検出する事が出来ます。また最大振動数20kHzまでの高い周波数応答性があるものがあります。
一般的に「加速度ピックアップ」「加速度センサ」「加速度計」と呼びます。

●加速度ピックアップの種類
1

一般的な加速度ピックアップには次の種類があります。

圧電式加速度ピックアップ

圧電素子を用いた加速度ピックアップで、加速度が発生したときに圧電素子から発生する電荷を出力します。電荷出力はチャージアン
プ（Charge Ampliﬁer）を用いて電圧出力に変換して加速度を計測します。出力電荷がpC（ピコクーロン）単位と微弱で、ケーブルの曲げやねじれによって静電気的なノイズの影響を受けるため、ローノイズケーブルが使用されます。

圧電式加速度ピックアップの特徴●高感度・小型 ●広帯域
（低周波から高周波計測まで可能） ●測定範囲が広い（微弱振動から大加速度まで） ●機械的強度が高い●耐環境性が良い●電源が不要(プリアンプ内蔵型を除く)●使用温度範囲が広い（超低温、高温）

2 プリアンプ内蔵型加速度ピックアップ
プリアンプ内蔵型加速度ピックアップは、圧電素子を用いた加速度ピックアップで、内部に電荷電圧変換回路を内蔵したものを言います。

プリアンプ内蔵型加速度ピックアップの特徴●プリアンプ（電荷電圧変換回路）を内蔵しているため、小型でありながら高感度●内部フィルター回路が組み込まれ、任意の周波数応答が設定出来る ●圧電式加速度ピックアップに必要なローノイズケーブルが不要●ケーブル長による感度の低下、ノイズの増加が少ない◆圧縮型加速度ピックアップの構造

質量

圧電素子

◆シェア型加速度ピックアップの構造MM●低インピーダンスであり、湿度などに影響されにくい

K

K

M

K

K

M

質量
圧電素子

●注意事項
取り扱い方
加速度ピックアップを用いて振動を正確に測定するためには、ピックアップの取り付けに十分注意して下さい。加速度ピックアップが正しく取り付け、固定されていないと、高域周波数の測定やダイナミックレンジに制限を受けて正確な測定を行う事が出来ません。ピックアップを取り付け、固定するときは、ピックアップの取り付け面（底面）と試験物の取り付け面を強固に密着させる事が必要です。
◆ねじによる固定
ねじによる固定、取り付けは、最も良い方法です。この方法が適応可

固定ボルト

止めねじ

能であれば、全ての測定においてこの取り付け方法を推奨致しま

加速度ピックアップ

加速度ピックアップ

す。取り付け面にすきまや傾きがないように、取り付け面をフラット

取り付け面

取り付け面

な状態にして、密着するように固定ボルトや止めねじを用いてしっかり締め付けて固定します。取り付け面が完全にフラットではない場
合、
シリコンオイルやグリースを取り付け面に塗布して固定すると高域特性が改善出来る事があります。

14＜ねじによる取り付け例①＞
加速度ピックアップの中央部に貫通の取り付け穴があるもの。取り付け側にねじ穴加工をした後、
ボルトで固定する。

＜ねじによる取り付け例②＞
加速度ピックアップの底面部に取り付けねじ穴があるもの。取り付け側にねじ穴加工をした後、止めねじで固定する。

◆接着による固定
試験物に直接固定するための穴加工、ねじ加工が出来ない場合、接着剤による固定をお勧め致します。接着面を汚れや水分、油分等がないように清浄にした

加速度ピックアップ

袋ナット
アダプタ

接着面

接着面

後、エポキシ接着剤やシアノアクリレート（瞬間）接着剤を用いて固定します。適切な接着による固定は、ねじによる固定と同等の特性を得る事が可能です。ピックアップの取り付け面やねじ穴部分を接着後の取り外しで傷つける事を防止す
るには、
オプションの袋ナットアダプタを用いて接着して下さい。袋ナットアダプ
タは片側がピックアップを取り付けるねじ穴加工がしてあり、もう一方は、試験物＜接着よる取り付け例①＞
ピックアップを直接、取り付け面に接着。

＜接着よる取り付け例②＞
袋ナットアダプタを介して接着。袋
ナット上面はねじ穴加工されており、下面は平らになっている。下面を
接着する。

絶縁板

＜接着よる取り付け例③＞
絶縁して接着する場合、セラミック、エポキシ板等の絶縁板を間に挟んで接着する。

と接着するための平面になっています。さらに、取り付けに適合するように平面側を追加工する事も可能です。なお、軟らかい接着剤は、高域周波数の特性が低下するのでお勧め出来ません。また、接着剤の使用範囲を超える温度範囲では接着面

接着強度が低下して特性が大幅に劣化したり、接着がはがれたりする可能性がありますので注意して下さい。

◆電気的な絶縁試験物の電位が測定器の電位と異なる場合やピックアップを直接固定する事でグランドループを生じ、ノイズの混入等の原因になる場合は、
ピックアップを試験物と電気的に絶縁して取り付ける必要があります。電気的に絶縁して取り付けるためには、加速度ピックアップに適合した絶縁スタッド（オプション）を用いるか、絶縁したねじ、ワッシャ等を用います。また、接合面をセラミック、エポキシ等の絶縁物を介して接着する方法でも絶縁出来ます。ピックアップを接着剤で直接固定する場合、接着層の厚さや周囲の水分の影響を受けて、電気的な絶縁が完全でない場合があります。絶縁して取り付けたいときは、専用の絶縁スタッドを用いるか、絶縁物を介して接着して下さい。
固定用ナット
加速度ピックアップ
加速度ピックアップ

絶縁スタッド取り付け面＜絶縁スタッドによる取り付け例①＞
底面部に取り付けねじ穴があるもの。取り付け側にねじ穴加工をした後、専用の絶縁スタッドにより、電気的に絶縁して取り付ける。

取り付け面

絶縁スタッド＜絶縁スタッドによる取り付け例②＞
中央部に貫通の取り付け穴があるもの。取り付け側にねじ穴加工をした後、専用の絶縁スタッドにより、電気的に絶縁して取り付ける。

◆ワックスによる固定◆マグネットホルダによる取り付け

加速度ピックアップを移動して多くの箇所で測定を行う場合、ワックスの使用は、試験物の取り付け面が強磁性体でマグネットに吸着する場合、マグネットホ

取り付け、取り外しを容易に行う事が可能になります。
しかしながら、
ワックスは温ルダを用いて取り付ける事が可能です。固定の強度は取り付け面の状態と度が上昇すると軟化しますので使用温度範囲はおよそ40℃までに制限されま

固定する全体の質量、マグネットの磁力により影響を受けます。

す。また、軽量のピックアップ、比較的加速度レベルの小さい測定に限られます。

＜ローノイズケーブルの取扱い＞
圧電式の加速度ピックアップは出力インピーダンスが非常に高いため、接続するケーブルが曲げやねじれ等の機械的な変形を受けると静電気的なノイズを発生し影響を受けます。同軸ケーブルが機械的に曲げられたり、ねじられたりす

シールド線

芯線

絶縁体

ると、図-1のように部分的にシールド線の導体と絶縁体が分離して、局部的にコンデンサを形成します。この部分に摩気的にはコンデンサを形成しないため、トリボ効果による電荷の発生が非常に小さくなっています。通常、圧電式加速度ピックアップを使用する場合、専用のローノイズケーブルを使用します。一般的な信号用の同軸ケーブルは使用し-絶縁体の表面に導電性皮膜（カーボン被膜）処理を行っています。
したがって、機械的に絶縁体と導体が分離しても電

+

- - -

呼んでいます。この影響を最小限にするため、専用のローノイズケーブルは、局部的なコンデンサを形成しないように

++ +

-

擦により電荷が発生して、導体を通じてチャージアンプへ入力されるとノイズが発生します。この現象をトリボ効果と+

図-1

ないで下さい。また、正確な測定を行うためには、専用のローノイズケーブルを使用していてもケーブルが機械的な力を受けたり、振動したりしないように固定して下さい。なお、プリアンプ内蔵型の加速度ピックアップを使用する場
合、出力インピーダンスが低い状態になっていますので、必ずしもローノイズケーブルを使用する必要はありません。

＜取扱い上の注意事項＞
加速度ピックアップを取扱う上で特に次の事項については故障あるいは破損の原因になりますので十分にご注意下さい。
●使用温度範囲外では、使用しないで下さい。 ●汎用タイプのものは、水中、油中、その他の液体中では使用しないで下さい。なお、水中で使用出来る防水タイプも用意しております
のでお問い合わせ下さい。 ●落下したり叩いたりすると仕様範囲以上の加速度が加わる事があります。過大な衝撃を加えないよう十分注意して下さい。 ●加速度ピックアップの取り付けは緩みやガタが発生しないようにしっかり固定して下さい。また、コネクタの接続は緩みやガタが発生しないように確実に締め付けて下さい。 ●仕様定格以上の加速度を加えないで下さい。加速度ピックアップの共振周波数に近い振動は、小さい加速度でも故障、破損の原因となりますので十分注意して下さい。 ●コネクタ内部に水分、
油分、
接着剤、
溶剤等が
侵入しないように注意して下さい。 ●ケーブルに無理な力、振動が加わるとノイズの発生、断線の原因ともなりますので、ケーブルを測定対象に固定して下さい。 ●加速度ピックアップの加速度検出方向は、
３方向検出タイプのものを除き、一方向のみです。また、加速度ピックアップの取り付け面あるいは接着面は決まっていますので、振動検出方向に合わせて取り付けて下さい。 ●シアノアクリレート系（瞬間）接着剤を用いて接着した場合、取り外しするときは、
アセトン等の溶剤あるいは専用の除去剤を用いて行って下さい。 ●プリアンプ内蔵型加速度ピックアップを使用する際は、定格電圧範囲を超える電圧では使用しないで下さい。 ●特殊な環境下で使用する場合、あらかじめ弊社または、弊社代理店へご相談下さい。

15

EMIC Web

本社
東 京 営 業 所

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-4-13 五反田ＪＰビルディング6階TEL.03-3494-1221(代表) FAX.03-3494-1288

東 京 営 業 所 ・ 〒350-1203 埼玉県日高市大字旭ケ丘620-1
TEL.042-984-4151 FAX.042-985-2411
さいたまサテライト
名 古 屋 営 業 所〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社2-30 東名グランドビル6階
TEL.052-753-6308(代表) FAX.052-753-6328

大 阪 営 業 所

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-8-17 花原第5ビル6階
TEL.06-6886-0451(代表) FAX.06-6886-0454

三 島 事 業 所 〒411-0042 静岡県三島市平成台11
TEL.055-988-8411(代表)（ 製 造・技 術 ）FAX.055-988-2223〒411-0042 静岡県三島市平成台11
TEL.055-988-8411(代表)

FAX.055-987-1477

サ ービスセンター

・ISO 9001:2015、ISO 14001：2015認証取得
・製品の改良・改善のため、仕様およびデザイン、その他を予告なく変更する事があります。

MEASURING

お問合わせ先2024年5月発行
CL-106-15-J