価格例

地下タンク気相部

地下タンク 加圧・減圧 2CH／微加圧・微減圧 2CH 対応
本体＋入力ユニットＦＵ-501×１枚＋FU-502×1 枚
価格\1,700，000タンクローリ･地下タンク兼用
加圧・減圧×2CH／微加圧･微減圧×2CH/タンクローリ×2 槽対応
本体＋入力ユニット FU501×1 枚＋FU502×1 枚＋漏洩センサーPLS220×2 台＋分配器 ARD300-4CH×1＋報告書作成ソフト(UGT-Rep＆TL-Rep)&タンクローリ兼用機器

PSR-5101

価格\2，280，000タンクローリ
タンクローリ×4 槽対応
本体＋入力ユニット FU502×2 枚＋漏洩センサーPLS220×4 台＋分配器 ARD300-4CH×1＋報告書作成ソフト(UGT-Rep)

価格\2,690,0002 重殻タンク外殻の減圧法試験対応

減圧モニタ
減圧（気温）

加圧・減圧

微加圧・微減圧ＦＵ303
ユニット

液相部ペアリークテスターの減圧値の記録及びモニタ

20/50/100kPa/-20kPa
2/-2 /-4/-10ｋＰａ

FU-501 加圧・減圧20/50/100/-20kPa

測定レンジ

FU-502 微加圧 2ｋＰａ

－22ｋＰａデジタルトレンド

微減圧 -2/-4/-10ｋＰａ

0.1ｋＰａ
±2.0%・減圧ｏｆ

地下タンクリークテスタ:規則第 62 条 5 の 2 準拠
タンクローリリークテスタ:規則第 62 条 5 の 4 準拠
液相部ペアリークテスター減圧値モニターＦＳ

減圧 －22ｋＰａ－0.1ｋＰａ

最大 10ＣＨでＦＵ‐501 の装着チャンネル分

加圧・減圧 ±2.0% of
微加圧・微減圧. ±2.5 %FSof

PSR-5101

10 インチタッチパネル液晶表示器にグラフ表示
記録スピード 180mm/h 相当

FS

最大 10ＣＨでＦＵ501/FU502 の装着チャンネル分

300 分まで自動印字
10 インチタッチパネル液晶表示にグラフ表示
記録スピード 180mm/h 相当

保存USB ポート形状

462W×351D×252HUSB 挿入されていないとき内部 SD カードに 50 データ保存
重量(参考:従来品 PSR-4101

約 10.0 ㎏

560W×400D×308H

重量約 16.7 ㎏ )ＦＵ-５02 使用時加圧・減圧ユニット
微加圧・減圧・タンクローリユニット

FU-501FU-502

タンクローリ温度 4ＣＨ

最大 10 槽で FU-502 装着チャンネル分

7.1 インチタブレット

地下タンク用

10 インチタッチパネル液晶表示にグラフ表示
記録スピード 180mm/h 相当

OS:アンドロイド
ARD-300
ＴＬ-Ｒｅｐ4

4CH から 9CH (9CH まで増設可能)
パソコンで報告書作成できるソフト

ＵＧＴ-Ｒｅｐ4

パソコンで報告書作成できるソフト
USB メモリ・電源コード他

PREX

必要な冶具や液相部検査機器等は総合カタログをご覧ください

表示画面例

みる

見えないものを株式会社 プレックス

930-0817 富山市下奥井 1 丁目 20-13
電話 076-407-5400
FAX076-432-1031
URL http://www.prex-com.jp

株式会社 プレックス

二重殻タンクの外殻減圧試験対応

PSR-5101、減圧の４種類の試験に対応。
は用途に応じ３種類用意されています。
ユニットを選択することにより微加圧、微減圧４種類の試験を混在させることができます。

加圧、減圧の全ての試験が可能です。

また、USB メモリーポートを標準装備いたしましたので、データ管理が大変便利になりました。
標準装備
USB メモリから簡単に制御ソフトのバージョンアップができます 。

地下タンクと兼用ユニット（ＦＵ-502）

平成 19 年 4 月 1 日より追加された、2 重殻タンク外殻の減圧試験ができます。

液相部減圧モニタ

PSR-5101

液相部ペアリークテスターの減圧設定値のモニター及び記録計として使用できます。

操作

操作
チャンネル設定

確

定チャンネル設定

確

定

PSR-5101
PSR-5101

操作

減圧法

2 重殻タンク外殻も以下に準じて試験します

チャンネル設定確

定分配器 ARD-300
6ARD-300

PSR-5101

1.窒素ボンベ 2:圧力調整器 3:バルブ
4:圧力ポート 5:安全弁 6:分配器 ARD-300
7:漏洩センサーPLS-220 8:被検タンク
9:記録部 PSR-5101△:白金測温抵抗体 〇:圧力検知ポート●:圧力変換器
6 芯ケーブルΦ8×Φ6 ウレタンホース
白金温度計ケーブル

漏洩センサー取付例

ARD-300

PSR-51015●●●●●●●
ｋＰａ‘０６／０８/２１ １０：４３：４９ｓｔａｒｔ 開始気温 27.4℃ 終了時気温 28.3℃
タンク容量 ：30，000 リットル
液種：1ハイオク
静置時間 ：15 分
試験対象時間 ：45分
測定時間 ：60 分

タンクローリ

点検実施データ

第１槽

ｋＰａ

20

0.4

040

温30
20

5
5
1.94

10
10
1.92

15
15
1.90

20
20
1.90

25
25
1.90

30
30
1.90

35
35
1.90

40
40
1.89

45
45
1.89

50
50
1.89

60 分
1.8855551.896060
1.88

ΔＰ%
0.02 －0.1
1.0度<移動貯蔵タンク定期点検実施結果一覧表（ｶﾞｽ加圧法）>
圧力
多槽同時加圧 基準槽
2 0分 後22 00分分 後後
槽番号 計測圧力 平均温度 補正
圧力 平均温度 変動値 1 2 3 4 との漏洩
回 回 回 回 圧力差 のｋＰａ
ｋＰａ 目 目 目 目 ｋＰａ 有無℃℃
ｋＰａ
有第1槽 19.93 10.10 19.65 10.10 0.28 ◎0.00
無有
第2槽 19.93 10.10 19.65 10.10 0.28 〇0.00
無有
第3槽
無力
0

温

第１槽

10力0.8

点検実施データ

圧
101.2

タンクローリ20

圧

1.6

0－６分 －１分
0時間（分）
0
測定圧力（ｋＰａ） 2.03
時間（分）測定圧力（ｋＰａ）
時間（分）測定圧力（ｋＰａ）
時間（分）測定圧力（ｋＰａ）
時間（分）測定圧力（ｋＰａ）

入力ユニットタンクローリ報告書出力例（2 槽）

地下タンク報告書出力例 30ｋＬタンク
2.0

変換アタプタ

第4槽

4030

第5槽

2010

度

0―10

第6槽

100

第7槽

―105分
10 分
15 分
25 分
30 分
40 分
0分
20 分
45 分
50 分
55 分
60 分
時 間 10 分 前 確認時
35 分
0.02
0.00 20.03 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04
測定圧力0.00 20.03 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04
補正圧力 0.02
10.10 10.12 10.14 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13
上層温度 1018
10.14 10.16 10.12 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13
下層温度 10.00
10.00
10.12 10.14 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13
平均温度

5分
10 分
15 分
25 分
30 分
0分
20 分
45 分
50 分
55 分
60 分
時 間 10 分 前 確認時
35 分 40 分
0.02
0.00 20.03 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04
測定圧力0.00 20.03 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04
補正圧力 0.02
10.10 10.12 10.14 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13
上層温度 1018
10.14 10.16 10.12 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13
下層温度 10.00
10.00
10.12 10.14 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13
平均温度

第8槽
第9槽
第10槽

PSR-5101

有無有無有無有無有無有無有無漏洩センサーPLS-220

付属品ケース