取扱説明書
トイレ固定用アングルⅡ
品番：CKJ-E
トイレ固定用アングルⅡはトイレ用たちあっぷⅡを寸胴型便器、壁面に取付可能とする専用アダプターです。

目次! 安全に関する表示

2

1. 使用上のご注意

2

2. 設置上のご注意

2

3. 仕様

2

4. 部品表35. 取付可能な便器・壁面

36. 設置手順4

7. ご使用前の確認

7

8. お手入れ方法

8

お買い上げありがとうございます
販 売 店 様：この説明書は必ずお客様に説明してからお渡しください。
ご利用者様：使用前にこの説明書を必ずお読みになり大切に保管してください。
※「トイレ用たちあっぷⅡ 」の取扱説明書と合わせてご覧ください。

矢崎化工株式会社

保管用
よくお読みください！安全に関する表示					※いずれも安全に関する内容ですので必ず守ってください。

誤った使用をされた場合、「死亡や重傷につながる可能性がある」内容を警告しています。

してはいけない内容です。
禁止

誤った使用をされた場合、「傷害や財産への損害につながる可能性がある」内容を注意しています。

必ず守っていただく内容です。
必ず守る

1. 使用上のご注意※トイレ用たちあっぷⅡの使用については「トイレ用たちあっぷⅡ」取扱説明書の「1. 使用上のご注意」も合わせてご確認ください。

警告●製品が破損、または正常な状態でないときは●体重が 100kg 以上の方は使用しない。
絶対に使用しない。
禁止

製品の外れや破損により転倒、ケガをするおそれがあります。

ねじ等のゆるみ、便器・壁面への固定が不十分な状態で使用すると破損や事故、ケガの原因になります。

注意●定期点検（推奨点検期間１カ月ごと）を行う。
必ず守る

定期的に点検を行い、ガタつき・ねじやハンドルなどのゆるみ・部品の破損・その他異常がないことを確認してください。
(「7. ご使用前の確認」参照 )●製品に異常を見つけた場合は使用を中止する。
正しく設置できない場合や機能を損なう状態の場合は直ちにご使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

2. 設置上のご注意※トイレ用たちあっぷⅡの設置については「トイレ用たちあっぷⅡ」取扱説明書の「3. 設置上のご注意」も合わせてご確認ください。

●弊社製品と他社製品を組み合わせない。

警告

破損やケガの原因になります。また、他社製品と組み合わせた製作物の安全は保証できません。

禁止●改造・加工は絶対に行わない。
事故の原因になります。

●取付可能な洋式便器・壁面以外に取り付けない。（「5. 取付可能な便器・壁面」参照）
取付けが不安定な状態で使用すると破損や事故、ケガの原因になります。

●設置後、ガタつき・ねじやハンドルなどの ●便器側に固定する際は便器が床にしっかりと固定されているか確認する。
ゆるみ・締め忘れがないことを必ず確認する。
（本製品はポータブルトイレで使用できません）

取付けが不安定な場合は「7. ご使用前の確認」
をご確認ください。
取付けが不安定な状態で使用すると破損や事故、ケガの原因になります。

取付けが不安定な状態で使用すると破損や事故、ケガの原因になります。

●床が老朽化などにより強度がない場合は取り付けない。
必ず守る

床自体に強度がない場合は荷重により床が沈んだり、便器との隙間を発生させ、便器・床・下水管等の破損の原因になります。
また、取付けが不安定な状態で使用すると破損や事故、ケガの原因になります。

●便器に固定する際はクッションリングを便器にすき間なくあてた状態で取り付ける。（「6. 設置手順」参照）
取付けが不安定な状態で使用すると破損や事故、ケガの原因になります。

クッションリング注意●屋外や直射日光の当たる場所では使用しない。

●各ハンドルは工具を使用して締め付けない。
禁止

金属部分が熱くなり火傷の原因になります。変質・軟化・変形または破損するおそれがあります。

破損するおそれがあります。

●クッションフロア材の床やビニールクロス材の壁（塩化ビニル製）などに長時間設置するとそれらの素材にへこみや色移りする場合があるので、注意する。
●定期的にガタつき・ねじやハンドルなどの必ず守る● 組み立て、高さ調整などの設置は納入業者が行う。
ゆるみ・部品の破損がないことを確認する。

3. 仕様
57.5

70

10013535

単位：mm品

名品

番CKJ-E

質量860g( 左右１セット )利用者体重

トイレ固定用アングルⅡ100kg 以下

左右どちらも同じ仕様です。
2137.52702002

4. 部品表
名称

部品図

材質
左右 1 セット
アルミ、ゴム、樹脂

トイレ固定用アングルⅡ

ステンレス、軟質樹脂

5. 取付可能な便器・壁面● トイレ固定用アングルⅡは便器を挟み込む固定と壁面へ突っ張る固定の２通りの取付けができます。
● ご使用前に取付け可能な便器・壁面であるか、ご確認ください。

■便器側への取付け
⿟便器後方に丸み・凹みがない便器

⿟便器後方に丸み・凹みがある便器取付できない取付可能

220～420mm

・便器後方の挟み込み部分に凹み部分がないタンクレストイレ便器などに ・便器後方に向け丸みや凹みがある便器には取り付けできます。
取付けできません。
・樹脂製便器や挟み込み部分が樹脂カバーと干渉する場合は便器側への ・トイレ固定用アングルセット (CKJ-B) を取り付けはできません。
ご使用ください。
CKJ-B▶
・取付け可能な便器の幅は 220 ～ 420mm( 便器後側の取付位置の幅 ) です。

操作パネルが長い温水洗浄便座をお使いの場合

180mm以下取付可能

⿟操作パネルの厚みが中央から 260mm 以上取付できない場合がある

260mm以下

便器先端より 180mm 以下の範囲内にある長い操作パネルで、便器中央より 260mm 以下の厚みがある場合取付けできます。

180mm以下⿟操作パネルの厚みが中央から 260mm 以下

260mm以上

便器先端より 180mm 以下の範囲内にある長い操作パネルで、便器中央より 260mm 以上の厚みがある場合取付けできない可能性があります。

■壁面側への取付け
⿟取付け可能な壁の幅は 730 ～ 900mm( 壁から壁の幅 )⿟主にクロスやタイルなどの壁に取付けが可能です。
⿟下記の壁には取付けできません。

警告● 砂壁、土壁は表面が崩れやすいため設置しない。 ● 設置面に段差や凹凸がある壁は設置が不十分と壁表面が崩れ、製品がズレることにより転倒、ケガをするなるため設置しない。
おそれがあります。

禁止

製品の外れにより転倒、ケガをするおそれがあります。

● 壁面にひび割れや深い傷などがある場合は設置しない。

壁の破損や製品の外れにより転倒、ケガをするおそれがあります。

● 壁面が劣化していたり、壁面強度が低下している壁には設置しない。

壁の破損や製品の外れにより転倒、ケガをするおそれがあります。

設置箇所の確認①床に十分強度があることを確認し、取付けをしてください。
老朽化などで床に強度がない場合は荷重により床が沈んだり、便器との隙間を発生させ、便器・床・下水管等の破損の原因になります。
また、取付けが不安定になるため、事故やケガの原因になります。
②設置前には製品が取り付けられる箇所の汚れを雑巾などで取り除いてから取付けをしてください。( 水分が付着した場合は乾拭きしてください。)③クッションフロア材の床、ビニールクロス材 ( 塩化ビニル製など ) の壁にご使用の場合、長期間設置していると色移り(移行) 現象により表面が変色する場合があります。
④床や壁などに長期間設置していると設置面に多少の凹みが発生したり、未設置部分との汚れの差で色の違いが発生する場合があります。
⑤壁面に長期間設置していると壁面の材質によってはゴム部分に壁紙がはりつく場合があります。
3

壁取付面設置箇所

6. 設置手順※組み立て、高さ調節などの設置は納入業者が行ってください。
● ここでは便器を挟み込む固定を基本に説明します。
● 壁面への固定はトイレ固定用アングルⅡの差し込み方法を逆にすることで同様の取付方法にて設置ができます。

6-1. アームレストスタンドセットと横幅調整パイプの組立て

6-1-1 横幅調整ハンドルをゆるめてから横幅調整パイプをアームレストスタンドセットに差し込みます。
横幅調整金具セットを押さえながら横幅調整ハンドルを締め付けて固定してください。
横幅調整金具セット

横幅メモリ(基本位置)

横幅調整ハンドル
横幅調整パイプ

横幅調整ハンドルを締め付ける（またはゆるめる）際は、横幅調整金具セットを押さえながら行ってください。

アームレストスタンドセット

6-1-2 ポイント①②③をご参照いただき利用者に合わせて横幅を調整します。
調整後、横幅調整ハンドルを締め付けて固定をしてください。

ポイント①

標準幅位置

ポイント②

最大幅位置

ハンドル部分拡大図（正面）

ポイント③

ハンドル部分拡大図（正面）横幅調整パイプの基準向き

側面図

横幅調整パイプ
横幅メモリ

平行
手すり幅 (標準位置 550mm)
横幅メモリが太い矢印の位置まで入っている時、手すり幅が 550mm(内寸480mｍ)で標準位置となります。
これを基準に利用者の体格、使用状況に合わせ横幅設定を行ってください。
( 設置範囲は 450 ～ 600mm です )横幅調整の最大寸法は 600mm です。
太い矢印の位置にパイプの端部が揃った場合となります。

6-2. トイレ固定用アングルⅡをアームレストスタンドセットに差し込む横から見た横幅調整パイプが床面と平行になるように取付けてください。

図 6-2-2

6-2-1 トイレ固定用ハンドル、調整ツマミを矢印の方向に回転させ、図の位置まで移動させます。
6-2-2 その後、固定の仕方にあわせてアームレストスタンドセットに差し込んでください。

便器を挟み込む固定

壁面へ突っ張る固定

図 6-2-1

１

トイレ固定用ハンドルを根元に移動させます。

トイレ固定用ハンドル

2

調整ツマミを両端に移動させます。

アジャスター A
アジャスター B

３

アジャスター B を根元に移動させます。

ポイント④
高さメモリ

高さ調整金具セット

調整ツマミ
トイレ固定用ハンドルと調整ツマミを矢印の方向に回転させて
図 6-2-1 の通りセッティングしてください。

4

トイレ固定用アングルⅡ
アームレストスタンドセット※必ず左右対称になるように差し込んでください。

取付け高さ
高さ調整金具セットの上端がアームレストスタンドセットの高さメモリの位置にあることを確認してから、トイレ固定用アングルⅡを差し込んでください。
( 開梱時は図の位置にあります )ただし壁面の形状により取付面に段差などが干渉する場合には高さを調整し、安全な位置に設定してください。

6-3. クッションリングと横幅調整ハンドルの調整本体を、両側のクッションリングが便器の先端に当たる位置まで、便器正面から押し付けます。

ポイント⑤

10cm

クッションリング

2 個のクッションリングを便器とすき間が空かないように押し付けてください。
通常クッションリング間は左右のセンター位置で 10cm を基準にしますが、便器に当たらない場合は調整してください。

横幅調整パイプ

ポイント⑥

ポイント⑦

厚パイプ
断面

クッションリング設置位置に置いた際、スタンドのベースと床の間にガタつきが発生した場合は、一度横幅調整ハンドルをゆるめ、左右のスタンドをそれぞれ設置面に馴染ませてから横幅調整ハンドルを締付けて調整してください。

便器断面

タガタガ

薄

横幅調整ハンドル

便器にクッションリングを押し付ける際、図のようにリングの厚さが薄い方が当たるようにしてください。

スタンドベース

6-4. トイレ固定用アングルⅡの調整

6-4-1 トイレ固定用アングルⅡのアジャスター A が便器 ( 壁面 ) 形状に沿って当たる位置まで移動させます。→「ポイント⑧⑨」参照
6-4-2 アジャスターＢを便器 ( 壁面 ) に当たる位置まで移動させ、そのパイプ部分が固定されるように調整ツマミを両側から挟み込み、締め付けます。
図 6-4-1

高さ調整
ハンドル B( 裏側 )ポイント⑧

アジャスター A

トイレ固定用アングルⅡ

横幅調整ハンドル
便器(壁面)の形状に沿うように当ててください。

図 6-4-2

便器 (壁面) に当たるまで押し付けてください。

トイレ固定用アングルⅡを移動させる場合は図のようにアジャスター A を便器 ( 壁面 ) の 形 状 に合わせながら、パイプ部を持ち移動させてください。

ポイント⑨
便器を挟み込む固定の場合

アジャスター B

壁面

便器

押しつけた位置でパイプの位置が固定されるよう①②の順に調整
ツマミをパイプ部に当たるまで動かし、締付けてください。

壁面へ突っ張る固定の場合

調整ツマミ押しつけながら締付ける。

②※取り外す際は、吸盤部のツメをつまんでください。

①5mm程度

便器挟み込み壁面突っ張り55mm程度アジャスター A は便器(壁面)形状に合わせ当たる位置まで近づけていきますが、この時ゴム部の間にあるすき間を後の締め付けシロとして 5mm 程度残しておきます。

6-4-3 トイレ固定用ハンドルを左右均等に締付け固定します。→「ポイント⑩」参照※この時横幅調整ハンドルと高さ調整ハンドル B がしっかりと締められていることを確認してから、トイレ固定用ハンドルを締め付けてください。
図 6-4-3ポイント⑩●便器側に取付けを行う場合
図のように逆手でハンドルを握ると力が入りやすくしっかりと締付けできます。

締付け

締付け

R 面が合わさるように押し付け、締付ける

左側

ポイント⑨で残したすき間が完全に埋まるまで、締付けを行います。両側のすき間が埋まってから均等に約半回転を目安に締付けてください。
締付ける際にすき間のＲ同士の位置が合うように調整してください。
Ｒの位置がズレているとガタつきが発生する原因となります。
締付けた後、アジャスター B がしっかりと便器(壁面) に当たっていることを確認してください。
注意 : 壁側への締付けは目安以上に締付けると破損のおそれがあります。

右側6-5. クッションリングと便器の間にできたすき間の調整

6-4-3 でトイレ固定用ハンドルを締め付けると、便器形状や取付け方により便器とクッションリングの間にすき間が発生する場合があります。
すき間が発生した場合はクッションリングを図のように回転させ、すき間がなくなるように調整してください。
クッションリング

回転パイプ断面！
すき間クッションリング

調整

便器断面

便器断面！
すき間

パイプ
断面上方向に回転させ、すき間がなくなるように調整します！
OK

6-6. 固定キャップの取付け固定キャップをトイレ固定用ハンドルの下図の位置に取付けます。
（固定キャップの裏にある凸部を本体側の凹部に合わせ嵌め込みます。）

固定キャップの裏にある凸部を本体側の凹部に合わせて嵌め込みます。

固定キャップ

固定キャップ
凹部
凸部

ポイント⑪

壁面に取り付ける場合

便器に取り付ける場合
→便器側

壁側←

トイレ固定用ハンドル・嵌め込んだとき、キャップ表面の「はずす▽しめる」の文字が締付けを行う方向に向くように取付けられているのが正しい向きとなります。
・固定キャップの裏の凸部が本体側の凹部にしっかりはまっていることを確認してください。

6-7. ガタつき・調整箇所のゆるみがないか確認

最後に全体のガタつきや、ハンドルなどの全調整箇所のゆるみがないかを確認し（「7. ご使用前の確認」参照）、設置の完了です。

注意●再調整を行った場合は、必ずもう一度設置手順に沿って締付けを行う。
必ず守る取付完了後に横幅の再調整や便器の挟み込み部分の高さ調整などを行う場合は、トイレ固定用アングルⅡをゆるめ、もう一度設置手順に沿った締付けを行ってください。
67. ご使用前の確認！ 設置完了後、また定期点検時 ( 推奨点検期間：1 カ月ごと ) に、ガタつき・調整箇所のゆるみ・部品の破損がないか確認してください。

7-1. ガタつきの確認方法
図のようにアームレスト中央を持ち、前後左右に軽く揺らし、ガタつきがないかチェックしてください。

7-2. 調整箇所のゆるみ確認と対処方法■ 確認チェックは下記番号順に進めてください。
( 手順通りに進めないと固定が不十分になるおそれがあります。)①
チェック✓
高さ調整ハンドル A はしっかりと締め付けられていますか？
→締付けがゆるい場合はしっかりと締め付けてください。
②の確認へ

②

チェック✓
横幅調整ハンドル はしっかりと締め付けられていますか？
→締付けがゆるい場合はしっかりと締め付けてください。
③の確認へ③チェック✓
高さ調整ハンドル B はしっかりと締め付けられていますか？
→締付けがゆるい場合はしっかりと締め付けてください。
④の確認へ④
調整ツマミ、トイレ固定用ハンドルは チェック✓
しっかりと締め付けられていますか？
（アジャスター A・B がしっかりと便器 ( 壁面 ) にあたっていますか？
P6「ポイント⑩」参照 )→締付けがゆるい場合はしっかりと締め付けてください。
⑤の確認へ

⑤

クッションリングと便器の間にすき間があいていませんか？ チェック✓→ク ッ シ ョ ン リ ン グ を 回 転 さ せ 、す き 間 を 埋 め て ください。
すき間が埋まらないほど離れている場合は再度設置を行う必要があります。P5「6-3. クッションリングと横幅調整ハンドルの調整」
から手順に沿って再設置をしてください。

上記の確認をしても異常がある場合は、お買い上げの販売店またはレンタル事業者、ケアマネジャーにご相談ください。
78. お手入れ方法
8-1. 日常のお手入れ注意● 水か中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭いてください。

⁃酸性・塩素系洗剤は使用しない。

錆、変色、変質、塗装の剥がれ、または劣化による破損の原因になります。

⁃ シンナー・ベンジン・クレゾールなどは使用しない。
変色・変質または劣化により破損するおそれがあります。

禁止⁃たわしや磨き粉などで磨かない。
傷がつくおそれがあります。

必ず守る⁃直射日光は避けて、陰干しする。

8-2. 点検注意● 定期的に点検を行い、ガタつき・ねじやハンドルなどのゆるみ・部品の破損・その他異常がないことを確認してください。

⁃ 定期的にガタつき・ねじやハンドルなどのゆるみ・部品の破損・その他異常がないことを確認する。
必ず守る

異常があった場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店へご相談ください。

8-3. 消毒方法

注意8-4. 保管方法注意● 消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。
⁃ホルムアルデヒドガスは使用しない。
● アルコール清拭消毒、逆性石鹸清拭消毒などを推奨します。
変質、破損するおそれがあります。
禁止
消毒後は、仕上げに水拭きをしてください。
● この製品に使用している素材の物性を考慮した消毒方法を⁃アルコール系の消毒液や逆性石鹸、塩素系の選択してください。( オゾンガスは使用すると品質が低下消毒液が付着した場合は水拭きをし、製品表面にする場合があります。)
消毒液が残らないようにする。
必ず守る● 塩素系の消毒液を使用する場合は、使用する消毒液の使用
錆、変色、変質、塗装の剥がれの原因になります。
方法及び使用上の注意に従い、希釈して使用し、仕上げに水拭きをしてください。
( 参考：次亜塩素酸ナトリウム 6％水溶液なら120 倍～ 300 倍程度に希釈 )● 製品は直射日光の当たらない乾燥した常温の室内で保管してください。

⁃製品は直射日光の当たらない乾燥した常温の室内で保管する。
必ず守る

高温多湿の場所で保管すると、変形、結合部の外れの原因になります。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

矢崎化 工株式会社■ 北 海 道 支 店

福祉介護機器課〒 072-0007 北海道美唄市東 6 条北 8-2-1
TEL 0126(63)4285 FAX 0126(63)4459■ 神 奈 川 支 店

福祉介護機器課■ 仙 台 支 店

■本福祉介護機器課〒 981-1223 宮城県名取市下余田字中荷 280
TEL 022(382)2145 FAX 022(382)1099■ 静 岡 支 店

福祉介護機器課〒 257-0024 神奈川県秦野市名古木 3-4
TEL 0463(81)4315 FAX 0463(81)4316〒 422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1
TEL 054(286)1101 FAX 054(286)3988■ 広 島 支 店

■ 九 州 支 店

福祉介護機器課〒 738-0042 広島県廿日市市地御前 1-7-17
TEL 0829(36)1111 FAX 0829(36)3890

社〒 422-8519■ 関 東 支 店

福祉介護機器課〒 373-0823 群馬県太田市西矢島町 88
TEL 0276(38)1511 FAX 0276(38)3522■ 名 古 屋 支 店

福祉介護機器課〒 484-0963 愛知県犬山市字鶴池 48-2
TEL 0568(67)0111 FAX 0568(67)7219

福祉介護機器部

静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1■ 東 京 支 店

福祉介護機器課〒 359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 1-38-3
TEL 04(2944)7113 FAX 04(2944)7007■ 大 阪 支 店

福祉介護機器課〒 569-8551 大阪府高槻市大塚町 5-1-1
TEL 072(672)8440 FAX 072(673)8822

福祉介護機器課〒 820-0702 福岡県飯塚市平塚 481-1
TEL 0948(72)0310 FAX 0948(72)4026

16022211

DW-213-03