SKY® CDG025D-X3 4-20mA current loop 0.1 ...
1000 托 / 毫巴过程压力真空计SKY® CDG025D-X3, 4-20mA current loop
INFICON SKY CDG025D 电容膜片真空计属于高精度温度补偿型真空
计，在苛刻的生产环境中具有稳定的性能。 先进的数字电子设备提高真空计的性能和易于使用的特点，如一键调零功能和设定点调整。 抗腐蚀
性的超纯陶瓷传感器具有卓越的零点稳定性和预计数百万次压强周期（包括大气冲击）的长使用寿命。 独特的传感器屏蔽（专利申请中）保护真空计免受过程污染。 坚固耐用的机械设计和数字电子设备改善了 EMC 兼容性、长期稳定性和温度补偿。 CDG025D 为电源接通后
的快速稳定与暴露大气压后的快速恢复等特性设定了新标准。

好处n

全刻度范围从 100 毫托 … 1000 托n

电源接通后快速稳定n

暴露于大气压后快速恢复n

防腐陶瓷传感器n

卓越的长期信号稳定性

n

温度补偿

n

传感器防污染双层保护n

一键调零功能n电源范围广n2 个设定点n

RS232 接口nRemote zero includedn

符合洁净室标准

n

Status LED

1SKY® CDG025D-X3 4-20mA current loop 0.1 ... 1000 托 / 毫巴过程压力真空计 - SKY®
CDG025D-X3, 4-20mA current loop订购信息2SKY® CDG025D-X3 4-20mA current loop 0.1 ... 1000 托 / 毫巴过程压力真空计 - SKY®
CDG025D-X3, 4-20mA current loop规格类型
精度 (1)% of reading

1000 Torr /1100 mbar

500 ... 10 Torr/ mbar

1 Torr / mbar

0.25 Torr

0.1 Torr / mbar

0.2

0.2

0.2

0.25

0.5

0.015

0.02

0.02

温度效应f9489264-ed7c-4ac4ae48-262c07ed1b50

percent FS/
°C

0.005

零点

percent FS/
°C

0.005

满量程

% of reading /
°C

0.01

0.01

0.01

0.03

0.03

分辨率

percent FS

0.003

0.003

0.003

0.003

0.003

压力，最大kPa(absolute)

300

200

200

200

130

反应时间 (2)

ms

≤100

≤100

≤100

≤100

≤100

最低读数

percent FS

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

建议的最低读数

percent FS

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

建议的最低控制压力

percent FS

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

温度效应

温度
运行（环境）°C+5 … +60+5 … +60+5 … +60+5 … +60+5 … +60

在法兰处烘烤 (4)°C

≤110

≤110

≤110

≤110

≤110

贮存°C

–20 … +65

–20 … +65

–20 … +65

–20 … +65

–20 … +65

电源电压V (dc)

+21 … +27

+21 … +27

+21 … +27

+21 … +27

+21 … +27

Signal range

mA

3.8 ... 20.2

3.8 ... 20.2

3.8 ... 20.2

3.8 ... 20.2

3.8 ... 20.2

Measuring range (zero...FS)mA

4.0 ... 20.0

4.0 ... 20.0

4.0 ... 20.0

4.0 ... 20.0

4.0 ... 20.0

linearlinearlinearlinearlinear

33b4d39f-dcb0-4da6b8bb-405bbe6e5695

typical 500Ω
±1% 24±3 V(dc) (4)typical 500Ω
±1% 24±3 V(dc) (4)typical 500Ω
±1% 24±3 V(dc) (4)typical 500Ω
±1% 24±3 V(dc) (4)typical 500Ω
±1% 24±3 V(dc) (4)absolute

309 ... 657 Ω 309 ... 657 Ω 309 ... 657 Ω 309 ... 657 Ω 309 ... 657 Ωat 24 V (dc) (4) at 24 V (dc) (4) at 24 V (dc) (4) at 24 V (dc) (4) at 24 V (dc) (4)76b34a4a-4e29-4c2f-b9f5f7c162f44101

76b34a4a-4e29-4c2f-b9f5f7c162f44101
Relationship currentpressure
Loaded impedance RL

remote zero input

3SKY® CDG025D-X3 4-20mA current loop 0.1 ... 1000 托 / 毫巴过程压力真空计 - SKY®
CDG025D-X3, 4-20mA current loop规格类型

1000 Torr /1100 mbar

500 ... 10 Torr/ mbar

1 Torr / mbar

0.25 Torr

0.1 Torr / mbar

High level+21 ... +27 V(dc) / ≤8 mA+21 ... +27 V(dc) / ≤8 mA+21 ... +27 V(dc) / ≤8 mA+21 ... +27 V(dc) / ≤8 mA+21 ... +27 V(dc) / ≤8 mA

≤2

≤2

≤2

≤2

≤2

auto zeroadjust

auto zeroadjustauto zeroadjustauto zeroadjustauto zeroadjustmeasurement
operationmeasurement
operationmeasurement
operationmeasurement
operationmeasurement
operation

IP 30

IP 30

IP 30

IP 30

IP 30

remote zero input
Low level

V (dc)

Remote zero function
High level (pulse >1s)
Low level
保护等级
标准
CE 合规

EN 61000‑6‑2, EN 61000‑6‑2, EN 61000‑6‑2, EN 61000‑6‑2, EN 61000‑6‑2,
EN 61000-6-3, EN 61000-6-3, EN 61000-6-3, EN 61000-6-3, EN 61000-6-3,
EN 61010,
EN 61010,
EN 61010,
EN 61010,
EN 61010,
61326-1 &61326-1 &61326-1 &61326-1 &61326-1 &
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS

ETL 认证

UL 61010‑1,
CSA 22.2
No.61010‑1

UL 61010‑1,
CSA 22.2
No.61010‑1

UL 61010‑1,
CSA 22.2
No.61010‑1

UL 61010‑1,
CSA 22.2
No.61010‑1

UL 61010‑1,
CSA 22.2
No.61010‑1

电气连接D-Sub, 9-pin,
male

D-Sub, 9-pin,
male

D-Sub, 9-pin,
male

D-Sub, 9-pin,
male

D-Sub, 9-pin,male

Sensor cable
Without remote zero

two-wire cable two-wire cable two-wire cable two-wire cable two-wire cableplus shielding, plus shielding, plus shielding, plus shielding, plus shielding,twistedtwistedtwistedtwistedtwistedWith remote zerofour-wire cable four-wire cable four-wire cable four-wire cable four-wire cableplus shielding, plus shielding, plus shielding, plus shielding, plus shielding,twistedtwistedtwistedtwistedtwisted暴露于真空的材料

Aluminum
Aluminum
Aluminum
Aluminum
Aluminumoxide ceramic oxide ceramic oxide ceramic oxide ceramic oxide ceramic(AI₂O₃),(AI₂O₃),(AI₂O₃),(AI₂O₃),(AI₂O₃),stainless steel stainless steel stainless steel stainless steel stainless steel(AISI 316L ⁽⁵⁾) (AISI 316L ⁽⁵⁾) (AISI 316L ⁽⁵⁾) (AISI 316L ⁽⁵⁾) (AISI 316L ⁽⁵⁾)

内部容积
内部容积 1/2'' 管

cm³ (in.³)

3.6 (0.22)

3.6 (0.22)

3.6 (0.22)

3.6 (0.22)

3.6 (0.22)

内部容积 DN 16 ISO KF

cm³ (in.³)

3.6 (0.22)

3.6 (0.22)

3.6 (0.22)

3.6 (0.22)

3.6 (0.22)

内部容积 DN 16 CF-R

cm³ (in.³)

3.6 (0.22)

3.6 (0.22)

3.6 (0.22)

3.6 (0.22)

3.6 (0.22)

内部容积 8 VCR®

cm³ (in.³)

3.6 (0.22)

3.6 (0.22)

3.6 (0.22)

3.6 (0.22)

3.6 (0.22)

重量4SKY® CDG025D-X3 4-20mA current loop 0.1 ... 1000 托 / 毫巴过程压力真空计 - SKY®
CDG025D-X3, 4-20mA current loop规格类型

1000 Torr /1100 mbar

500 ... 10 Torr/ mbar

1 Torr / mbar

0.25 Torr

0.1 Torr / mbar

重量 1/2'' 管g

310

310

310

310

310

重量 DN 16 ISO KF

g

330

330

330

330

330

重量 DN 16 CF-Rg

350

350

350

350

350

重量 8 VCR®

g

370

370

370

370

370

(1) 25 °C 环境温度时非线性、滞后、可重复，运行 2 小时
后不产生温度效应。
(2) 增加 10 ...90 % FS(3) 仅适用于压力控制类型(4) 非运行(5) 18% 铬、10% 镍、3% 钼、69% 铁5SKY® CDG025D-X3 4-20mA current loop 0.1 ... 1000 托 / 毫巴过程压力真空计 - SKY®
CDG025D-X3, 4-20mA current loop

尺寸

www.inficon.com

reachus@inficon.com

由于我们的持续产品改进计划，因此产品规格可能会有变更，恕不另行通知。
RateWatcher 是 INFICON 的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。
Version 6/21(2021-08)© 2021 INFICON