LV-7000 series

レーザ面内速度計

いつでも、どこでも、使える

レーザ面内速度計

LV-7000 シリーズ

LV-7000シリーズ

レーザ面内速度計
LV-7000シリーズは移動物体、回転体の速度や速度ムラ、移動距離・長さを、非接触で検出する

レーザ面内速度計 本体

レーザ面内速度計 センサ

LV-7210/7220

レーザ面内速度計です。

2 チャンネル化・差動演算

LV-7002応答周波数の向上■ レーザ安全クラス2に適合■ 無負荷・非接触で測定が可能■ 停止状態から高速度域まで幅広い速度に対応■ 2ch対応（2台のセンサ接続が可能）■ 高精度

2台のセンサを接続し、内部で2点の速度差・距離差

20 kHz※で応答するWide Bandモードを搭載。微小なを演算・出力することができます。ローラと搬送物間の速度変化を瞬時に検出します。

滑りなどをリアルタイムで測定します。

※LV-7100の約4倍

アナログ出力

片側速度拡大（オプション）

10.5
0±5 %

0 m/min-1800 m/min-270 m/min

1800 m/min

3330 m/min-0.50.60.40.2
0-0.2

2±0.3 %

最大4つのアナログ電圧出力を搭載し、各センサの速度レンジの最大レンジをプラス側にオフセットして、速度、距離とセンサ間の速度差、距離差を出力します。

最大検出速度を拡大。-270〜3,330 m/min※の速度

直線性:最大±0.3 ％（LV-7100: 最大±5.0 ％）範囲を測定することが可能です。

DCオフセット:±0.3 ％（LV-7100: ±5.0 ％）※センサ用高速モジュール接続時は-540〜6,660 m/min3

LV-7210 / LV-7220

LV-7002

レーザ面内速度計 本体

レーザ面内速度計 センサ

使いやすいパネル設計

インジケータRS-232C 接続

センサ用高速モジュール

測定で良く使う操作は、ボタンですぐ操作できます。

PCやPLCにつないで設定の変更や速度・距離（長さ）センサの中央にインジケータを集中配置。対象の検出検出速度範囲：0〜±3600 m/min＊

詳細設定は、液晶ディスプレイを使用した、タッチ操作の読み出しができます。

状況やセンサの動作状況を一目で把握できます。

最大追従加速度1600 m/s2で細かい操作ができます。

リセット信号入力

アナログ出力（4出力）端子入力することで距離・長さの測定値をリモートで速度、距離、速度差、距離差に比例した電圧を±10 Vリセットしてゼロに戻します。

で出力します。

選べる画面レイアウト

エラーがすぐわかる表示

検出範囲（焦点深度）±10 mm / ±15 mm※

遠くから見る、測定値を比較するなど、さまざまな使い検出不可状況（感度エラー時、加速度オーバー時）
をレーザの焦点が検出位置と離れていても測定でき方に合わせ、測定値表示を、１〜3段で選ぶことができエラー出表示によって知らせます。

ます。
（検出範囲内の計測において。）

ます。

4＊LV-7100の２倍

レーザ安全クラス 2に適合防護眼鏡は不要。
レーザの焦点、検出位置を裸眼で確認できます。

※ LV-0730センサ用高速モジュール装着時5アプリケーション例

仕 様● 印刷機・プリンタ・OA機器● コンバーティング● 搬送機・コンベヤ・ベルト● 高機能フィルム● 建材・シート● 織布・不織布● 伝動装置・プーリ● プラスチック・ゴム・樹脂● 引き取りライン・定尺切断● ワイヤ・鋼線・糸● タイヤ・ローラ● 紙・繊維LV-7002 レーザ面内速度センサ、LV-7002+LV-0730 センサ用高速モジュール
レーザ光

巻き取り時の長さ測定

紙、フィルム、ゴム、織布、不織布、生地、プラスチックなどの速度・速度ムラ測定

糸、通信用ワイヤ、エレベータ用鋼線、ホース、ハーネス、線材被覆の長さ測定

レーザ安全クラス

Class2

測定レーザ光

λ=1550 nm、10 mW未満

照準レーザ光λ= 635 nm、1 mW未満

レーザスポット径

2 mm × 1 mmの楕円形

検出距離中心※センサ下端の端面より200 mm

検出距離

外形寸法

172 mm±4 mm
検出範囲（深度）検出速度全般

速度・速度ムラ測定

LV-7002+LV-0730

LV-7002

距離精度:±0.2（of Reading）％以内±10 mm
距離精度:±5.0（of Reading）％以内±15 mm
距離精度:±5.0（of Reading）％以内

スケールファクタ
（センサより本体に自動読出し）

約7.5 μm

約15 μm

検出速度範囲

0〜±1800 m/min

0〜±3600 m/min

最大追従加速度800 m/s

1600 m/s2（W×H×D）

75 mm × 40 mm × 155 mm

76 mm × 40 mm × 183 mm

約750 g

約900 g2

本体質量 （ケーブル/オプションを含まず）

LV-7200 レーザ面内速度計 本体
センサ入力台数

搬送滑り測定ねじれ・ねじり振動測定

印刷機、コピー機、スキャナ、紙、織布、不織布、生地、プラスチックなどの搬送時の滑り測定

伝動機、駆動系、回転軸、タービン、鍛造クランク、シャフトのねじれ測定やねじり振動測定速度出力

センサ正面向かって左⇒右移動時:+、右⇒左移動時:−0〜±1800 m/min, 0〜±3600 m/min（LV-0730接続時）

カットオフ周波数Standardモード,Wide Bandモード

表示部
デジタル出力

65 kHz（LPF GAIN fc = -3 dB）

Wide Band

20 kHz（LPF GAIN fc = -3 dB）

Standard

2
800 m/s2, 1600 m/s（LV-0730接続時）

Wide Band

上限なし
2

出力端子形状BNC（レセプタクル）

出力電圧±10 V（20 V p-p）

出力インピーダンス

50 Ω以下出力項目

CH Aの速度,距離

電圧レンジ

4180（m/min）/V, 50（m/min）/V, 10（m/min）/V, 1（m/min）/V

CH A,Bの速度, 距離,A-Bの速度,距離

直線性

最大±0.3 ％（F.S.）

DCオフセット±0.3 ％（F.S.）
StandardOFF（5 kHz）
, 1 kHz, 100 Hz

Wide Band

OFF（20 kHz）
, 5 kHz, 1 kHz, 100 Hz

電圧レンジ1000 m/V, 100 m/V, 1 m/V, 100 mm/V, 10 mm/V, 1 mm/V, 100 μm/V

検出距離範囲

0〜±10000 m

表示器

4.3型液晶表示器（タッチパネル対応）

ディジタル表示7桁+極性（1桁） 2段表示

規格・コネクタ

RS-232C D-sub 9ピン

電源
一般仕様

Standard

出力端子数

ローパスフィルタ
距離出力

2式（CH A、CH B）

検出速度範囲最大追従加速度

電圧出力全般LV-7220

1式（CH A）
極性
計測モード

検出全般

LV-7210

入力電圧

AC 100-240 V

消費電力

180 VA未満

7桁+極性（1桁） 3段表示

50/60 Hz

外形寸法 （W×H×D）

231 mm × 120 mm × 351 mm

質量約3.6 kg※突起部含まず使用環境

温度/湿度範囲

0〜40 ℃/20〜80 ％ 結露なきこと

保存環境

温度/湿度範囲-10〜50 ℃/20〜80 ％ 結露なきこと

約4 kg

7

FDA 21CFR Part 1040.10（CDRH）
IEC 60825-1:2007,2014

レーザ安全

JIS C 6802:2007,2014
適合規格

FCC
（Part15B）:2015
CANADA EMI規制（ICES-003）
:2016

EMC

EN61326-1
EN61010-1

安全オプション
型名

名称

定格

LV-0703

センサケーブル

ケーブル長3 m

LV-0705センサケーブル

ケーブル長5 m

LV-0730センサ用高速モジュール

LV-0732

片側速度拡大オプション

LV-07401ch追加オプション-270〜3330 m/min/Vレンジ追加

LV-075290度反射ミラー

LV-0762

センサ懸架アダプタ

LV-0773

リセット信号用ケーブル

LV-0774

エラー出力用ケーブル

LV-0793

収納ボックス

LV-7210,LV-7220共通

LV-0015

XY軸微動ステージ

ステージ面:60×60 mm,移動量:±5 mm

LV-0016

Z軸微動ステージ

ステージ面:60×60 mm,移動量:0〜10 mm

LV-0030大型マグネットスタンド

LV-0018A

スチールプレート

片側オープン

外観図 単位:mm

正面図
側面図

正面図

背面図

側面図

下面図

※Microsoft Windows は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

お客様へのお願い

当社製品（役務を含む）を輸出または国外へ持出す際の注意について当社製品（役務を含む）を輸出または国外へ持出す場合は､外為法（外国為替及び外国貿易法）の規定により､リスト規制該当品であれば､経済産業大臣へ輸出許可申請の手続きを行ってください。
また非該当品であれば､通関上何らかの書類が必要となります。尚､非該当品であってもキャッチオール規制に該当する場合は､経済産業大臣へ輸出許可申請が必要となります。お問い合わせは､当社の最寄りの営業所または当社輸出管理担当窓口（電話045-476-9707）
までご連絡ください。
●記載事項は変更になる場合がありますので、ご注文の際はご確認ください。

注意●機器を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●代理店・販売店〒222-8507 神奈川県横浜市港北区新横浜3‒9‒3 TEL（. 045）
935‒3888

お客様相談室フリーダイヤル 0120−388841

受 付 時 間 ： 9 : 0 0〜1 2 : 0 0 ／ 1 3 : 0 0〜1 8 : 0 0（ 土・日・祝日を除く）

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166
CAT.NO.1714-05 Printed in Japan 21X（KO）
3K 21.10月改訂

北 関 東（028）684‒2400
埼
玉（048）
474‒8311
首 都 圏（045）935-3838
沼津（055）988‒3738

浜中
関広

ホームページアドレスE‒mailアドレス

松（053）
462‒5611
部（0565）41‒3551
西（06）6386‒3141
島（082）
246‒1777

九海州（092）432‒2335
外（045）
476-9725

https://www.onosokki.co.jp/
webinfo@onosokki.co.jp＊本カタログ記載の価格はすべて税抜き価格です。