TECHNISCHE DATEN
XmaticKapazität

Einzelproben

NeinProbenhalter

Durchmesser: 140 mm für 250 mm MD Scheibe
Durchmesser: 160 mm für 300 mm MD Scheibe

Stein mit hoher Drehzahl,
Planschleifstation

Durchmesser

270 mmDrehzahl

1450 U/min

Materialabtrag

0,05 mm - 6 mm, variabel in Schritten von 0,05 mm

Drehrichtung

Im Uhrzeigersinn

Umlaufkühlsystem

JaMotorleistung

MD Schleif- und Polierstation

Kontinuierlich (s1)2,2 kW

Durchmesser

250 mm oder 300 mm

Drehzahl

50 - 600 U/min (1000 U/min beim Trockenschleudern der Scheibe)

Drehrichtung

Im Uhrzeigersinn

Motorleistung

Probenbeweger

Kontinuierlich (s1)

1,5 kW

Probenhalter

Gilt nur mit RFID-Tag-Haltern

Max. Gewicht

4 kg (8,8 lbs) einschl. Proben

Max. Probenhöhe

40 mm (1,6 Zoll)

Max. Probenüberstand unter dem
Halter6 mm (0,2 Zoll)

Kraft

50-500 N in Schritten von 10 N

Genauigkeit der Andruckkraft+/-10 % bis zu 100N, +/-10N bei höheren Werten

Drehzahl
im Prozess

50 - 300 U/min, variabel in Schritten von 10während Trocknung

1200 U/min

Drehrichtung

Gegen den Uhrzeigersinn, Im Uhrzeigersinn

Motor

1,1 kW

Drehmoment

7,3 Nm @ 150 U/min

Senkrechtförderer

Anzahl an Probenhaltern

8

MD Liftsystem

Anzahl an MD Unterlagen

8

TECHNISCHE DATEN
XmaticReinigungsstation

Eigenschaften

Hochdruckwasser

40 barHochdruck-Pumpenleistung

1350 VA

Hochdruck-Pumpenstrom

6.5 A einphasig

Alkohol und Seife

Ja

Materialabtrag

0,05 mm - 6 mm auf MD Schleif- und Polierstation

Abrichten von Schleifsteinen mit
hoher Abtragsleistung

Automatische Diamantspitze

Abrichten von MD Unterlagen

Automatisch (Diamantspitze/Aluminiumoxistein)

Automatische Dosierung

7 Pumpen für OP oder DP Suspension
1 Ejektor für Alkohol für Reinigungsstation
1 Ejektor für Seife für Reinigungsstation
Automatische Reinigung der Dosierschläuche

Optionen

Software und Elektronik

Stein mit hoher Drehzahl,
Planschleifstation

Ja

Ultraschallreinigung

Ja

Umlaufkühlsystem für MDSchleif-/Polierstation

Ja

Touchscreen

Kapazitiv

Display

LCD, 12,1" (1280 x 800)

Sicherheitsnormen/Richtlinien/Gesetze

Siehe Konformitätserklärung/Betriebsanleitung.

REACH

Wenden Sie sich für Informationen zu REACH an Ihre örtliche Struers-Niederlassung.

Betriebsumgebung

Umgebungstemperatur
Während des Betriebs

5 - 40°C (41 - 104°F)

Während dem Transport-25 °C - 55 °C (Transport)-25 °C - 70 °C (max. 24 Stunden während Transport)

Wasserversorgung (Leitungswasser)

Feuchtigkeit

35– 85 % relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Durchfluss

Min. 10 l/m (2,6 gmp)

Wasserzufluss, Anschluss

3/4"Druck

2-4 bar (29-58 psi)

TECHNISCHE DATEN
XmaticWasserabfluss

Druckluftversorgung

Stromversorgung

Durchmesser

50 mm (1,97 Zoll)

Auslasshöhe

50 cm (19,7 Zoll) über dem Boden

Max. Abstand zum Abfluss

600 cmNeigungMin. 8 %Druck

6–9,9 bar (87–143 psi)

Durchfluss

Min. 200 l/m (53 gpm)

Empfohlene Qualität

Klasse-3, nach ISO 8573-1

Spannung/Frequenz

220 V/430 V +/ -10 % (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme min.

15 A

Strom
Max. Last

3,6 kW

Nennlast

1,5 kW

Leerlauf

250 W

StromAbzug

Abmessungen und Gewicht

Nennspannung 220 V

6A

Nennspannung 430 V

4A

Max. 220 V

15 A

Max. 430 V

8A

Strom, größte Last

4,6 A (3 PS)

SCCR

25 kA

Ik Min.

180 A

Fehlerstrom-Schutzschalter(RCCB)Die Maschine hat nicht mehr als 6 mA Reststrom. RCCB Typ A kannverwendet werden.

Anschlussklemmen für die
Stromversorgung

Max. Leitergröße 10 mm 2 /AWG 6Durchmesser

100 mm (4 Zoll)

Mindestkapazität

250 m³/h (8830 ft³/h)

Breite242,5 cm (95,5 Zoll)

Tiefe

75,0 cm (29,5 Zoll)

Höhe

189,0 cm (74,4 Zoll)

Höhe (mit geöffneter Abdeckung)244,0 cm (96,0 Zoll)

Gewicht

960 kg (2116,4 lbs)

TECHNISCHE DATEN
XmaticSicherheitsschaltkreiskategorien /Performance Level

Geräuschpegel

SF-1
Not-AusPL c, Kategorie 1

SF-2
Sperre derSchleifmittelabdeckung

PL d, Kategorie 3

SF-3
Funktion mit begrenzter
Geschwindigkeit, Stein

PL d, Kategorie 3

SF-4\rBegrenzte
Drehzahlfunktion,Probenhalterbeweger

PL d, Kategorie 3

SF-5
Hauptsicherheitshaube,gefährliche BewegungenPL d, Kategorie 3

SF-5A
Sperre Hauptsicherheitshaube
mit Verriegelung, Wasser undEthanol

PL c, Kategorie 1

SF-6
Sperre Hauptsicherheitshaube
mit Verriegelung

PL a, Kategorie b

SF-7
Türverriegelung des MDLiftsystems

PL d, Kategorie 3

SF-8
Türverriegelung des MDLiftsystems

PL c, Kategorie 1

SF-9
Verriegelung der Türen desSenkrechtförderers

PL d, Kategorie 3

SF-10
Verriegelung der Türen der
Umlaufkühleinheit, MD Station

PL b, Kategorie 1

SF-11
Verriegelung der Türen derUmlaufkühleinheit, Schleifstein
StationPL b, Kategorie 1

SF-12
Alkoholabzugtimer

PL b, Kategorie 1

A-bewerteter
Emissionsschalldruckpegel an
den Arbeitsplätzen

LpA = 64,4 dB(A) (gemessener Wert) Unsicherheit K = 4 dB

Stopp Kategorie 0

Stopp Kategorie 0

Stopp Kategorie 0

Stopp Kategorie 0

Stopp Kategorie 0

Stopp Kategorie 0

Stopp Kategorie 0

Stopp Kategorie 0

Stopp Kategorie 0

Stopp Kategorie 0

Stopp Kategorie 0

Stopp Kategorie 0

Stopp Kategorie 0

TECHNISCHE DATEN
XmaticUltraschall-GeräuschpegelÄquivalenter
Ultraschalldruckpegel(äquivalenter Ultraschallpegel)

Lteq, T=95,2 dB (Messwert). Unsicherheit K = 2 dB

Geräuschemissionspegel

Die angegebenen Zahlen geben die Emissions-Schalldruckpegel wieder und stellen nicht zwangsläufig
eine sichere Arbeitsumgebung dar. Es besteht zwar ein Zusammenhang zwischen Emissionspegel undExpositionspegel, dieser stellt jedoch keinen zuverlässigen Hinweis dafür dar, dass weitere
Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Zu Faktoren, die den tatsächlichen Expositionspegel vonBeschäftigten beeinflussen, gehören Eigenschaften des Arbeitsraums und andere Lärmquellen, d. h. dieAnzahl an weiteren Geräten und anderen in der Nähe durchgeführten Verfahren, sowie die Dauer, die ein
Bediener Lärm ausgesetzt ist.
Außerdem können die zulässigen Höchstwerte von Land zu Land unterschiedlich sein. Mithilfe dieser
Angaben kann der Benutzer jedoch ein Risiko und eine mögliche Gefährdung besser beurteilen.

Dok. Nr.: 16897750_B_de
Auslieferungsdatum: 2024.04.23