タッチパネルで簡単操作 !
ペーパーレスレコーダ

MOUNTCORDER
電 圧

MT1000
温 度■ 5.7型TFTカラー液晶・タッチパネル画面■ 144×144mmサイズで、組み込みに最適！

特別価格キャンペーン
特別価格キャンペーン !!
定価 250,000 円 ( 税抜 ) のところ、)

198,000 円

税( 抜特別価格■ タッチパネルで簡単操作、文字の書き込みも可能
画面のタッチ操作で、簡単に各種設定や再生画面のスクロールなどが可能。
タッチペンで画面に直接文字やイラストの書き込みが可能。
簡単設定操作

スクロール■ MODBUSプロトコルによる制御・監視
FAやPA分野で多く使用されているMODBUSプロトコルに対応し、PLCとの接続が可能です。

書き込み
MODBUS

画面をスナップショット
ボタンでフォルダに保存

MODBUS

PLC

MT1000PLC

数値の打ち込み設定なども簡単

過去のデータをタッチ操作で確認

気になるデータにタッチペンで書き込み■ 高速、高精度で安心記録±0.1%の高精度で、約100ms/4点、または約1秒/12点の高速収録が可能です。入力チャネル間の耐電圧は1000VACの高耐圧仕様です。

デジタルプログラム
調節計

デジタルプログラム調節計の入出力データや MT1000で計測したデータをPLCレジスタへPLCレジスタに格納されたデータを転送。PLC計装のデータ監視・収録に便利です。
MT1000が収集・記録。
（PLCのみの接続となります）

MT1000用ゴム足取手 装着時
B-583(オプション)■ 2GB大容量メモリ搭載でデータをCSV保存

データ記録用に2GBのCFカードを搭載し、 CSVデータ保存で、データ変換せずに、Excelで演算やレポート作成が可能
データはCSV形式で保存します。

※ CFカード/USBメモリに保存したデータを本体で再生することはできません。

■ 計測の目的に合わせた見やすい表示に切り替え
リアルタイムトレンド表示

数値表示

リアルタイム/ヒストリカルトレンド同時表示

サーキュラーチャート表示

測定データと記録データの再生画面を2分割表示

商品に関しての詳細は

MT1000

サーキュラーチャート表示で、ヒストリカルトレンド表示にも使用可能

www.graphtec.co.jp

収録時間 ( グループ 1 のみ有効 )CF カード容量

収録点数

2GB

12 点

1s251 日

データ記録周期
10s
約6年

入力仕様
測定点数
入力種類
直流電圧
熱電対
入力分解能
スケーリング
許容信号源抵抗
入力抵抗
最大入力印可電圧

チャネル間絶縁耐圧
測定レンジ・精度定格
入力種類
精度定格 ( 測定レンジ換算の精度 )
直流電圧±0.1%±1digit (*2)
入力種類
測定範囲
精度定格 ( 測定レンジ換算の精度 )熱電対K-200.0 〜 1370.0 ℃ ±0.1％ ±1digit (*2)
E-200.0 〜 900.0 ℃ ※-200〜0℃ : ±0.2%±1digit (*2)-200.0 〜 1200.0 ℃
JT-200.0 〜 400.0 ℃
R
0.0 〜1760.0 ℃ ±0.1％ ±1digit (*2)
S
0.0 〜1760.0 ℃ ※0〜400℃ : ±0.2%±1digit (*2)
B
0.0 〜1820.0 ℃ ±0.1％ ±1digit (*2)※0〜400℃ : 規定外※400〜800℃ : ±0.15%±1digit (*2)
N-200.0 〜 1300.0 ℃ ±0.15％ ±1digit (*2)※-200〜0℃ : ±0.3%±1digit (*2)
WRe5-WRe26
0.0 〜2315.0 ℃ ±0.2% ±1digit (*2)
基準点補償 (RJ) 精度 K、E、J、T、N：±0.5℃以下 / R、S、B、WRe5-WRe26：±1.0℃以下(RJ 内部の場合は、上記誤差を精度に加算 )本体・オプション品価格
品名
型名価格
備考
MT1000 275,000 円 (税込) 12ch
MOUNTCORDER
MT1000 用ゴム足取手・電源ケーブル B-583
11,000 円 (税込) ゴム足・取手取付時は CE 非適合
MT1000 用 CF カード 2GB B-58214,300 円 (税込) 2GB アペイサーテクノロジー株式会社製
付属品
・取付金具 2 本 ・予備端子ネジ 5 本 ・取扱説明書（CD）1 枚 ・取付 / 結線編（紙取説）1 部・CF カード 1 枚（2GB アペイサーテクノロジー株式会社製） ・タッチペン 1 本アクセサリ価格
品名型名価格備考
シャント抵抗 250Ω
B-551
3,300 円 (税込) 250Ω(±0.1%)、定格電力 1W、最高使用電圧 15.8V
T 型熱電対 (*4)
JBS-7115-5M-T
19,800 円 (税込) 素線径φ0.32mm、1.0×1.6×5000mm、
K 型熱電対 (*4)
JBS-7115-5M-K
19,800 円 (税込) -40℃〜200℃、クラス 2、5 本入
シールタイプシート状熱電対 (T 型熱電対 )(*4) NSMH-T-M-2000
52,800 円 ( 税込 ) シートサイズ：約 14mm×10mm
シールタイプシート状熱電対 (K 型熱電対 ) NSMH-K-M-2000
52,800 円 ( 税込 ) シート温接点部厚さ：約 0.35mm(*4)
長さ：2000mm
測定温度：〜 200℃、クラス 2、5 本入
棒状 K 型熱電対
RIC-410
12,100 円 (税込) -100〜300℃、クラス 1、コード長 1.1m
静止表面用 K 型熱電対
RIC-420
13,200 円 (税込) -30〜400℃、クラス 2、コード長 1.1m
L 型静止表面用 K 型熱電対
RIC-430
15,400 円 (税込) -30〜600℃、クラス 2、コード長 1.1m
外形寸法

パネルカットおよび取付最小寸法

単位 :mm

単位 :mm138+1020020017.1144＊1＊2＊3＊41min
約 41 年

12 点
直流電圧 / 電流 ( シャント抵抗を外付けすることにより対応 )、熱電対±13.8mV、±27.6mV、±69.0mV、±200mV、±500mV、±2V、±5V、±10V、±20V、±50V
K、Ｊ、E、T、R、S、B、N、WRe5-WRe26
約 1/32000( 基準レンジ換算 )レンジ / スケール任意設定
熱電対入力 ( バーンアウト無し )・直流電圧入力 (±2V 以下 )1kΩ以下、直流電圧入力 (±5V 〜 50V) 100Ω以下
約 1MΩ
直流電圧入力 (±2V 以下 )・熱電対入力 ( バーンアウト無し )：±10VDC max
直流電圧入力 (±5V 〜 50V)：±60VDC max
熱電対入力 ( バーンアウト有り )：±6VDC max
各チャネル間 1000VACmax. 高耐圧半導体リレー使用

137

電源端子 M4.0・保護導体端子 M4.0・測定入力端子 M3.5
警報出力端子 M3.5
時計精度
30 日当たり ±2 分 ( 基準動作条件下で電源 ON/OFF による誤差を除く )定格電源電圧
100-240VAC、50/60Hz( フリー電源 )消費電力
35VA MAX
正常動作条件
周囲温湿度範囲 0 〜 50℃ 20 〜 80%RH
電源電圧 90 〜 264VAC (100 〜 240VAC±10%)電源周波数 50/60Hz±2% 姿勢 左右 0° 前傾 0°後傾 0-20°
停電対策
FLASH メモリと SRAM により､設定内容を保持。FLASH メモリによりデ−タを保持。
リチウム電池により、時計 / パラメータ用 RAM を約 5 年間バックアップ(1 日 8 時間以上の運転条件で )外形寸法 [W×H×D]( 約 ) 144×144×205.1mm
パネルカット寸法
138×138mm
取付方法
パネル埋込取付
質量 [ 重さ ]( 約 )1.85kg表示仕様
表示器
5.7 形 TFT カラー LCD (VGA 640×480 ドット )トレンド表示色
12 色より選択
測定データ表示 ( トレンド表示、数値表示、バーグラフ表示、サーキュラ表示 )表示種類
ヒストリカルトレンド表示 ( リアルタイムトレンドとの同時表示可 )
情報表示 ( 警報表示、マーカリスト、ファイルリスト )設定画面 ( 警報、演算、メモリー、システム、メンテナンスなど )設定・操作仕様
操作方法
タッチパネル操作
タッチパネル仕様
アナログ抵抗膜方式
記録仕様
内部メモリ
フラッシュメモリ（容量 8MB、バイナリ形式、本体で再生可能 )外部メモリ
CF カードまたは USB メモリ
フォーマット ：FAT16、FAT32
データ保存形式 ：CSV
CF カード：2GB ※アペイサーテクノロジー株式会社製推奨 (*1)
USB メモリ：32MB 〜 8GB※ハギワラソリューションズ株式会社製 UBA2-002GH(A00MH) (2GB) 推奨※全ての USB メモリの動作を保証するものではありません※CF カードまたは USB メモリに保存したデータを本体で再生することはできません。
記録周期0.1、0.2、0.5、1、2、3、5、10、15、20、30s
1、2、3、5、10、15、20、30、60min※記録周期に 0.5s 以下（0.1 〜 0.5s）を設定すると、自動的に入力チャネル数が 4 点になります。
記録情報
測定データ
: ファイル名称（グループ名）、記録開始の年月日時分秒、タグ、測定データ警報状態・種類、マーカテキスト
設定パラメータ : 全設定パラメータ
演算結果データ
記録形式
CSV 形式（本体での再生はできません）
記録方法
タッチ操作、トリガ信号 ( 警報イベント )日時、曜日によるスタート / ストップ、トリガ前後データ記録※タッチ操作、トリガ信号はプリトリガ可能。プリトリガ測定数＝最大 950 データ※ファイル毎に格納チャネル、記録周期を設定。
記録グループ
44 点 / グループを５グループまで登録可能
警報仕様
設定数
各チャネル最大 4 設定
警報種類
上限、下限、差上限、差下限、エラー
警報ディレイ
ディレイ時間設定範囲 0 〜 3600 秒
警報設定
AND/OR 設定可能
警報メモリ
警報発生 / 解除時刻、警報種類を記録 ※チャネル共通で最新の 1000 個を記録
警報出力
4 点 (C 接点 )
演算仕様
演算点数
最大 44 点演算周期
100ms/ 全点（記録周期に関わらず）演算種類
算術演算、比較演算、論理演算、一般関数、積算演算、チャネルデータ演算、露点、湿度、F値、風向 (16 方位表示）、時間あたり増加量、CFカード残量、機器異常判定
通信機能仕様媒体
イーサネット（10BASE-T/100BASE-TX）、MODBUS TCP 対応
WEB サーバ機能・FTP サーバ機能・FTP クライアント機能・SNTP クライアント機能
イーサネット機能
E-mail
警報発生時、指定時刻でメール通報・指定時刻通報データ・
全登録データより任意選択・通知アドレス最大 8 箇所

144

一般仕様
端子ネジ

21.8

138+10183.3

2GB 以外の CF カードは使えません。
表示分解能については弊社 WEB サイトでご確認ください。
先端部と中継部の接続部は最高使用温度が 170℃です。
日本国内のみ販売となります。

※ 本体/PC本体の故障によるデータの不具合につきましては、保証致しかねます。データのバックアップをしていただきますようお願いいたします。※ このカタログに記載のソフトウェア名・ハードウェア名等は、各社の商標または登録商標です。
■ このカタログの記載内容は2021年6月21日現在のものです。■ このカタログに記載されている価格には消費税10％を含みます。
RoHS指令■ このカタログの記載事項(仕様・デザイン・価格等)は、商品の改良の為予告なく変更することがあります。必ず弊社WEBサイトでご確認のうえ、ご発注ください。
対応製品■ 外 為 法 に 基 づ く 注 意 事 項

弊社製品を輸出または国外に持ち出す際、その製品が外国為替及び外国貿易法(外為法)の規定による規制貨物に該当する場合は、日本国政府(経済産業省)に対して、輸出許可証の申請が必要です。また、非該当品であっても通関上何らかの書類が必要となります。詳しくは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

機 器 を 正 し く 、安 全 に お 使 い い た だ く た め に■■ご使用の前には、取扱説明書をよくお読みの上、記載内容に従って正しくご使用ください。
故障や漏電による感電を避けるため、アース接続を確実に行った上、表示された正しい電源・電圧でご使用ください。

■ お問い合わせは下記へ

お電話によるお問い合わせは

0570-016262

本社 〒244-8503 横浜市戸塚区品濃町503-10

東日本担当

担当は

(045) 825-6217

北 海 道 全 域・青 森・岩 手・秋 田・山 形・宮 城・福 島・新 潟
長 野・茨 城・栃 木・群 馬・埼 玉・東 京・千 葉・神 奈 川・山 梨・静 岡

中 部 担 当愛 知・三 重・岐 阜(052) 937-2533

詳しい商品情報はこちら

www.graphtec.co.jp(06) 6821-8821
西日本担当

大 阪・京 都・滋 賀・奈 良・和 歌 山
兵 庫・富 山・石 川・福 井・四 国 全 域

福岡担当(092) 451-0505

岡 山・広 島・島 根・鳥 取・山 口・福 岡・佐 賀
大 分・熊 本・長 崎・宮 崎・鹿 児 島・沖 縄
MT1000_KJ10724_8D