世界の安全規格に対応、７インチカラーディスプレイ搭載。

SIGNAL I/O

GPT-12003

AC/DC耐電圧、絶縁抵抗(IR)、導通試験(CONT) の安全試験器

GPT-12003

GP-IBユニット(オプション)￥230,000（税抜）￥32,000（税抜）特長
見やすい７インチカラーディスプレイ搭載● 電圧上昇(Ramp-up)/電圧下降(Ramp-down)時間を独立設定可能● 測定データの統計分析可能● 最大出力電力２００VA (AC ５kV/４０ｍA、DC ６kV/１０ｍA/５０W)● USBメモリーに測定データを保存可能● 最短測定時間０.３秒● 電圧、電流、抵抗の時間変化をグラフ表示するスイープ機能搭載● 多彩なインタフェースとインターロック機能● 組込みに便利なリアパネル出力端子付き● ワールドワイド入力電圧●

パネル説明USB

RS-232REMOTE

SignalI/O

GP-IB

1. START/STOP ボタン
2. 電源スイッチ
3. 試験機能キー
4. 7 インチカラーディスプレイ
5. ソフトキー
6. PASS/FAIL インジケータ
7. ロータリーノブ
8. モードキー
9. USB タイプ A/ リモート端子
10. 高圧出力端子11. リア高圧出力端子
12. RS-232C ポート
13. USB タイプ B ポート
14. SIGNAL I/O ポート
15. GP-IB ポート （オプション）
16. AC インレット / ヒューズ

GPT-12003 概要
モデル名

ACW

DCW

IR

GB

CONT

GPT-12003

〇〇

〇−〇

付属品
テストリード (GHT-115)
電源ケーブル
リモートケーブル (GHT-119)
インターロックキー
ユーザマニュアル (CD)A

B

電圧上昇 / 電圧下降時間を独立設定可能

スイープ機能
被測定物のテスト結果をトレースグラフに表示します。
絶縁破壊の電圧 / 電流など、 製品特性の分析に最適です。
0.1 秒サンプリングで最大 10000 ポイント記録可能です。

( 抵抗負荷 /3000V)
テスト電圧

開始電圧
( 設定可能 )印加電圧 ([READ V] ： 緑色表示 )0約 100mS

電圧上昇時間( 設定可能 )テスト時間電圧降下時間( 設定可能 )T

測定電流 ([READ I] ： 青色表示 )カーソル

カーソル位置の測定値

C

コンタクトチェック機能
テスト開始(ACW、DCW、IRテスト)
チェック波形
50V/400Hz

コンタクトチェック機能は、 50V/400Hz の出力を用いて、 ACW、 DCW、 および IR テストの前に、テストリードと DUT の間にオープンまたはショートが発生しているかどうかを判断する機能です。
学習プロセスを介して正常な基準値を取得します。 ショートチェック用の上限とオープンチェック用の下限を設定し、 チェックを行います。

チェック時間約250ms正常

ショートオープン

D

統計分析

E

測定データの保存不良率把握に有効な試験総数、合格数、不合格数を表示。

PCと接続不要！USBメモリーに測定データを保存可能！

緑枠 PASS、FAILと合計の回数

各テスト項目（例：IR）の詳細分析

Date/Time , Stp, MOD, Judge, V/A , Reading , Timer , MA_S, Barcode
2020-03-12 15:22:31, 000, ACW, PASS , 0.100kV, 000 uA , T=000.3s, M000,
2020-03-12 15:22:33, 000, ACW, PASS , 0.100kV, 000 uA , T=000.3s, M000,
2020-03-12 15:22:34, 000, ACW, PASS , 0.100kV, 000 uA , T=000.3s, M000,
2020-03-12 15:22:35, 000, ACW, PASS , 0.100kV, 000 uA , T=000.3s, M000,
2020-03-12 15:22:37, 000, ACW, PASS , 0.100kV, 000 uA , T=000.3s, M000,
2020-03-12 15:22:39, 000, ACW, PASS , 0.100kV, 000 uA , T=000.3s, M000,
2020-03-12 15:22:42, 000, DCW, PASS , 0.099kV, 000 uA , T=000.3s, M000,

青枠 試験項目ごとのPASS、FAILの回数しきい値に対するパーセント分布

F

試験項目をバーコードにて管理可能

G

バーコードをスキャンすることで、 事前に登録した試験内容を呼出し実行することができます。

10915

バーコードページに試験を登録、編集できます、最大100レコードまで。

「ABC-abc-1234」※確認したバーコードリーダー：ARGOX社「AS-8050」、DUKEPOS社「DK-7666」、Cino社「L680」

H

ユーザ定義可能なシグナル I/Oピン
１
2
345
6
7
Output_2
8Output_3
9Output_4
10Output_5
11
NC
12NC
13NC
14
Output_COM 15

5 4 3 2 1

6

緑枠 SIGNAL I/O出力ピン714 13 8 12 11

ピン名

概要Interlock1
Interlock2
Input_START
Input_STOP
Input_COMNC
Output_1

INTERLOCK 設定を ON 設定とすると、1、 2 の INTERLOCK ピンが短絡されている場合にのみ試験が開始可能。

実行 （START） 信号入力端子
停止 （STOP） 信号入力端子
入力 （INPUT） コモン端子NC
OUTPUT1 信号
OUTPUT2 信号
OUTPUT3 信号
OUTPUT4 信号
OUTPUT5 信号
NC
NC
NC

青枠 自動（AUTO）試験におけるSIGNAL IOの選択

出力 （OUTPUT） コモン端子作業者と被測定物の安全性を重視した保護機能
Signal I/O

高圧

INTERLOCK1

DUT
RETURN
100ohm100ohm

安全筐体

INTERLOCK2
電流経路

被測定物

グランドモードをフローティングオンにすると作業者の感電を防ぐために測定電流の差が 3mA より大きくなると出力 OFF の機能が自動的に有効になります。

ゼロ電圧投入機能、 フラシュオーバーやアーク現象の発生を防ぎます。

I例）被測定物の安全筐体を閉めないと試験できません。

試験終了時、100ms以内に被測定物を放電し、感電の危険を防止します。

キーロックをONにすると、意図しない設定変更を防止できます。

オプション

GHT-205-G

GHT-113

GTL-232

CB-2420P

GTL-246

OPT01-GP-PT10K

GRA-440

高電圧テストプローブ

高電圧テストプローブ
約 2m

RS-232C ケーブル（クロス） 約 2m

GP-IB ケーブル
約 2m

USB ケーブル
A-B タイプ 約 1.2m

GP-IB ユニット

ラックマウントアダプタ\12,500（税抜）\33,000（税抜）\2,500（税抜）\12,500（税抜）\2,500（税抜）\32,000（税抜）\20,000（税抜）製品仕様
AC 耐電圧

出力電圧範囲出力電圧分解能0.050kV ～ 5.000kV ※ 11V

出力電圧確度
最大定格負荷±（設定の 1% ＋ 5V）、無負荷時
200VA (5kV/40mA)

最大定格電流40mA0.001mA ～ 10mA(0.05kV ≦ V ≦ 0.5kV)
0.001mA ～ 40mA(0.5kV<V ≦ 5kV)

出力電圧波形周波数
電圧レギュレーション

正弦波
50Hz / 60Hz±（1% ＋ 5V）[ 最大定格負荷 → 無負荷 ]電圧計確度±（読み値の 1% ＋ 5V）

電流測定レンジ

0.001mA ～ 40.00mA

電流最高分解能
電流測定確度

1μA
1μA（1μA ～ 9.999mA）
10μA（10.00mA ～ 40.00mA）±（読み値の 1.5% ＋ 30μA）

電流オフセット

60μAmax

判定確度±（設定の 3% ＋ 30μA）

判定方式

ウィンドウコンパレータ方式○

部分放電 (ARC) 検出
上昇時間制御機能
RAMP TIME( 上昇時間 )下降時間制御機能
RAMP DOWN( 下降時間 )タイマー ( 試験時間 )タイマー確度GND( グランドモード )WAIT TIME( 判定保留時間 )○0.1 ～ 999.9s○0.0 ～ 999.9s

OFF ※ 2、0.3s ～ 999.9s±(100ppm+20ms)
ON/OFF
0.0 ～ 999.9s※ 1︓50V/10mA の設定電圧に達するには、少なくとも 0.3 秒が必要になります。
※ 2︓タイマー設定を OFF できるのは、上限電流が 30mA 未満の場合に限ります。

DC 耐電圧

出力電圧範囲

0.050kV ～ 6.000kV ※ 3

出力電圧分解能
出力電圧確度1V±（設定の 1% ＋ 5V）、無負荷時最大定格負荷最大定格電流50W（5kV/10mA）
10mA
0.001mA ～ 2mA(0.05kV ≦ V ≦ 0.5kV)
0.001mA ～ 10mA(0.5kV<V ≦ 6kV)

電圧計確度
電圧レギュレーション
電流測定レンジ
電流最高分解能

電流測定確度判定確度
電流オフセット
判定方式
部分放電 (ARC) 検出
上昇時間制御機能
RAMP TIME( 上昇時間 )下降時間制御機能
RAMP DOWN( 下降時間 )タイマー ( 試験時間 )±（読み値の 1% ＋ 5V）±（1% ＋ 5V）[ 最大定格負荷 → 無負荷 ]0.001mA ～ 10.00mA
0.1μA
0.1μA（0.1µA ～ 999.9µA）
1μA（1μA ～ 9.999mA）
10μA（10.00mA）±（読み値の 1.5% ＋ 3μA）（I < 1mA）±（読み値の 1.5% ＋ 30μA）（I ≧ 1mA）±（設定の 3% ＋ 30μA）
5μA max
ウィンドウコンパレータ○○
0.1 ～ 999.9s○0.0 ～ 999.9s
OFF 、0.3s ～ 999.9s±(100ppm+20ms)
タイマー確度GND( グランドモード )ON/OFF
WAIT TIME( 判定保留時間 )0.0 ～ 999.9s
1µF（6kV 時、10 秒以内に放電できる最大値）
容量負荷最大値※ 3︓50V/2mA の設定電圧に達するには、少なくとも 0.3 秒が必要になります。

絶縁抵抗 (IR) 試験
出力電圧範囲出力電圧分解能
出力電圧確度
抵抗測定レンジ

50V ～ 1200V
50V±（設定の 1% ＋ 5V）、無負荷時
0.1MΩ ～ 50GΩ2020.07.13 JGPT122007N (TTC080) Printed in Japan.

試験電圧
50V ≦ V ≦ 450V

測定レンジ
0.1MΩ ～ 1MΩ
1MΩ ～ 50MΩ
51M ～ 2GΩ

500V ≦ V ≦ 1200V

試験電圧
50V ≦ V ≦ 100V
150V ≦ V ≦ 450V

0.1M ～ 1MΩ
1MΩ ～ 500MΩ
501M ～ 9.999GΩ
10G ～ 50G測定値表示範囲
000.1MΩ ～ 10.00GΩ
000.1MΩ ～ 20.00GΩ

500V ≦ V ≦ 1200V

000.1MΩ ～ 50.00GΩ

電圧レギュレーション±（1% ＋ 5V）[ 最大定格負荷 → 無負荷 ]±（読み値の 1% ＋ 5V）
10mA max.

電圧計確度
出力ショート時の出力電流

確度

出力インピーダンス

2kΩ

判定方式
上昇時間制御機能
RAMP TIME( 上昇時間 )ウィンドウコンパレータ○

下降時間制御機能
RAMP DOWN( 下降時間 )WAIT TIME( 判定保留時間 )タイマー ( 試験時間 )タイマー確度GND ( グランドモード )読み値の 5% ＋ 3 カウント
読み値の 5% ＋ 1 カウント
読み値の 10% ＋ 1 カウント
読み値の 5% ＋ 3 カウント
読み値の 5% ＋ 1 カウント
読み値の 10% ＋ 1 カウント4
読み値の 20% ＋ 1 カウント※

0.1 ～ 999.9s○
0.0 ～ 999.9s
0.0 ～ 999.9s

0.3s ～ 999.9s ※±（100ppm+20ms）

5ON/OFF

注意︓IR 試験でグランドモードが ON の場合には、GND OFFSET を加える必要があります。
※ 4︓IR 試験でグランドモードが ON の場合、最大 30GΩ の測定を保証します。
※ 5︓IR 試験でグラウンドモードが ON の場合、試験時間の最小値は 0.5s です。

導通 (CONT) 試験
出力電流100mA（DC）

抵抗測定範囲抵抗測定分解能0.10Ω ～ 70.00Ω
0.01Ω

抵抗測定確度±（読み値の 10% ＋ 2Ω）±（設定の 10% ＋ 2Ω）

抵抗判定確度
判定方式
タイマー ( 試験時間 )タイマー確度

ウィンドウコンパレータ
0.3s ～ 999.9s±（100ppm+20ms）

インタフェース

REMOTE（リモート端子）
SIGNAL IO
RS-232C
USB（デバイス）○○

インターロック、Start、Stop○○ (USB 2.0)○
リアパネル出力USB（ホスト、データ出力ポート）○ (USB 2.0) USB メモリ、USB バーコードリーダー
GP-IB○ ( オプション )一般

最大寸法（突起物含む）
質量AC 入力
消費電力

380mm(W)x148mm(H)x436mm(D)約 11kg
100V ～ 240V 50Hz ～ 60Hz
400VA MAX.

表１: 耐電圧試験の出力制限
試験項目
AC

出力電流30mA ≦ I ≦ 40mA

休止時間
少なくとも出力時間以上が必要

出力時間
最長 240 秒

DC0.001mA ≦ I ＜ 30mA
0.001mA ≦ I ≦ 10mA

不必要
不必要

連続出力が可能
連続出力が可能注意︓出力時間＝上昇（RAMP）時間＋試験時間

表２: 容量性負荷

試験条件
試験電圧（DCW）
1.000 ｋ V
2.000 ｋ V
3.000 ｋ V
4.000 ｋ V
5.000 ｋ V
6.000 ｋ V

HI-SET（電流）I ≧ 10.00 ｍ A
I ≧ 7.00 ｍ A
I ≧ 8.00 ｍ A
I ≧ 11.00 ｍ A
I ≧ 7.00 ｍ A
I ≧ 8.00 ｍ A

ランプ時間↑T ≧ 1.0s
T ≧ 1.0s
T ≧ 1.0s
T ≧ 1.0s
T ≧ 1.0s
T ≧ 1.0s

最大容量性負荷
4.7 μ F1.65 μ F
1.32 μ F
1.32 μ F
0.66 μ F
0.66 μ F