緊急呼出コールシステム
NYCマルチビュワー

ケアNYC™
介護施設／サービス付高齢者住宅／在宅介護向け

緊急呼出コールシステム

入居者の安全と安心をサポートします

介護施設を拠点にした地域包括型介護サービスに対応
定期巡回
随時対応
訪問介護、看護＋
小規模多機能型
居宅介護介護施設、サービス付高齢者住宅など

3つのポイント

入居者への素早い対応が可能な
緊急呼出コールシステム
インターホンの呼出ボタンを押すだけで、スタッフルームの電話機や介護スタッフのPHSなどを同時※1に呼び出し、ハンズフリーで通話できます。
介護スタッフの負担軽減と入居者へのサービス向上を実現するコミュニケーションツールです。
本館
（管理棟）

Point 1 小規模な施設から大規模な施設まで幅広く対応します。
複数のシステムを接続すれば、さらに大規模な施設にも対応可能です。
（設備投資の抑制）
Point 2 従来のナースコールに比べ、低コストで導入可能です。

さらに、呼出履歴管理やセキュリティなどのオプションも充実しています。

Point 3 施設の電話設備としても利用できるシステムです。

NYC-Si緊急呼出コールシステム主装置

入居者個室（サービス付き高齢者住宅・特別養護老人ホームなど）マットセンサ/ベッドセンサなど

IPCOI

A棟

デジタル埋込型
インターホンB

内線着信
P.3
鳴り分けサービス
ス

同時
呼び出し

事務室

入居者個室

B
C
IPCOI

10月1日
（水）10：00
102号 山田 太郎

部屋番号と名前を表示！

ワイヤレスセンサ

ワイヤレス呼出ボタンおよびワイヤレスセンサを合計4台まで接続設定できます。

スタッフルーム

業務用多機能電話機

4人部屋（老人保健施設など）

番号表示器

集合廊下灯2

集合廊下灯2により4台分のインターホンおよびワイヤレス呼出ボタンなどの呼び出し状態をまとめて表示できます。
（7色ランプ表示対応）

呼び出しのあった部屋の名前と内線番号を表示します。

スタッフルームなど
各種センサ・ P.5
監視カメラ連動

ハンディコール

4つの便利機能便

1

外線から、外線から、インターホンの内インターホンの内線番号を内線番号をダイヤルしして、直接呼び出せます。
ダイヤルして、直接呼び出せます。

熱は下がりましたか？

● 各種センサ、呼出ボタンなどを接続可能● ワイヤレス呼出ボタンを4台まで接続可能（オプション）

外出先

居室

熱は下がり
熱はは下がりましたか？
まし
したか？

2

インターホン子機で音声のモニタリングが可能です。
全居室の自動見回り機能も搭載しています。

誰か来てください・・・

トイレなどブザー方式のボタンも接続できます。

○○ケアハウス△△号室の□□さんからの呼び出しです。

廊下灯

復旧ボタン

介護士さん
すぐ来てください。

外部に転送

夜間などスタッフ不在時は外部のコールセンタなどへの転送も可能です。
P.3

誰か来てください・・・ワイヤレスボタン
接続装置

NYCマルチビュワー（呼出管理アプリ）

大型LCD付IP電話機

呼出・部屋状態表示・ P.4
履歴の管理

3

センサを検出したとき、その場所が一目

4子機および廊下灯の［復旧］ボタンで「呼び出し停止」「、廊下灯の消灯」などのでわかります。

操作が可能です。廊下灯の消灯は電話機およびPHSからも可能です。

●ワイヤレス呼出ボタン
およびワイヤレスセンサを合計8個まで接続可能

浴室など
防水仕様で、浴室などへの設置に適しています。

102号
山田太郎（B棟）
102 トイレ●電源到達距離：約10m
ワイヤレスセンサ

出入口など監視カメラと各種センサなどを組み合わせて出入口の安全確保を図れます。

1

移動中のスタッフ

102号
山田太郎（B棟）※2

PHS接続装置 HI-D3BS
PHS/デジタル
コードレス電話機

利用状況に応じて適した機種を選べます。

防水型PHSHI-D8PSⅡWP※2

部屋番号と名前を表示！

復旧
ボタン

HI-D8PSⅡの表示例※1：PHSは電波を使用している関係で、同時に着信鳴動することはできず、順次着信鳴動を開始します。極端に鳴動遅延が発生しないよう、鳴動台数は4台までとしてください。5台以上鳴動させる場合は、実際の環境でテストを行い、運用上支障がないか確認した上で鳴動台数を決定してください。
※2：本ページに掲載のラインキー付PHS HI-D9PS、防水型PHS HI-D8PSⅡWPおよびPHS接続装置HI-D3BSは、株式会社 日立情報通信エンジニア
リングの製品です。
＊各種センサ、ネットワークカメラなどは他社商品です。接続等詳細につきましては弊社担当営業にお問い合わせください。

2

おすすめ機能

安全・安心なサービスの向上＆業務をサポート

呼出コールの外線転送（スタッフ不在時でも3カ所まで外線転送）

呼出履歴と入居者情報のPC集中管理

一目で入居者の状況がわかる（｢呼出管理アプリ｣連携）● 入居者からのコールをパソコン画面に一覧表示します。

● 夜間などスタッフの不在時に呼び出しがあった場合でも、コールセンタ切替設定をしておけば、3カ所まで外部に転送できます。
同時呼び出し● あらかじめ登録しておけば、誰からの呼び出しなのかを音声でわかりやすく通知します。
ハンズフリー
通話可能

呼出中/通話中など入居者の状態を一目で把握できます。
● コール履歴に対して対応内容を簡単に入力できます。
● 呼出履歴の集計、保存など管理運用が可能です。
（ファイル形式はExcel）

スタッフA宅【入居者情報画面】【メイン画面】

公衆網○○ケアハウス△△号室の□□さんからの呼び出しです。

外出先のスタッフB◎ 呼出コールは3カ所同時呼び出しが可能。順次転送の設定も可能です。
（順次転送で不応答の場合は3回繰り返します）◎ 通話内容は全て録音でき、外出先からでもリモート操作により再生確認ができます。
◎ 外線転送時でも、設定により内線へのスタッフ呼び出しを継続できます。

入 居 者 の 年 齢・性 別・障がい情報などから湿温度等センサ情報まで表示します。
◎入居者情報（ユーザウィンドウ）は、任意の色に設定できます。

内線着信鳴り分けサービス◎ユーザウィンドウの色が変化することにより、呼出中/通話中などの状態をお知らせします。

2階の居室からの呼び出しだ。

● 着信音の鳴り分けを設定できます。

【対応内容設定画面】【内線履歴情報一覧画面】

Excelファイル◎対応内容の文言は設定により任意に作成し登録できます。
（最大64文字、1,000件登録可能）◎コール履歴の集計・保存・削除を行います。

プリンタ出力呼出音やランプの色で、どこからの呼び出しなのかがわかります。
● 28種類の呼出音と3種類の着信メロディ※および7色の着信ランプを選んで設定できます。
● 着信メロディは10曲の中から3種類を選べます。
※内線着信鳴り分けサービスに対応するのは、Siシリーズの電話機に限ります。

4人部屋用廊下灯が、7色のランプで個別に対応

集合廊下灯2 [オプション]

オプションユニットを内蔵することにより、電ワイヤレス
呼出ボタン

メインランプ続可能。各種センサーなども接続できます。

配下のインターホン子機および呼出ボタンなどの状態を、7色ランプの点灯、点滅などで知らせます。

パーソナルランプ

カバーパネル

池レス・ワイヤレス呼出ボタンを最大4個接配下の各インターホン子機の状態を7色のランプの点滅・点灯により知らせます。

接続した各種センサからや呼 出ボタンから通報があると、7色のランプ表示で知らせます。

■ NYCマルチビュワー運用パソコン条件

着脱式パネルカバー。
個別にシルク印刷などが可能。

トイレランプ
復旧ボタン

カラーサイン

点灯中のメインランプ、パーソナルランプ、トイレランプを消灯させます。

4色切替表示＊NYCマルチビュワーは、複数台のパソコンによる運用も可能です。
（最大20台）項目

OS

ES-集合廊下灯2
ES-4LIGHTBOX2

ネームカードWindows® 10（32/64bit）

Windows® 10（32/64bit）

内線名称

内線の名称

内線番号

内線の番号

Windows Server® 2012 R2

必須条件Celeron 2.7GHz

CPU

メインメモリ

在宅みまもり端末「AIO-71」

電話回線に接続して利用できます。

テレビ電話で在宅介護を安全・安心に！事業所と利用者宅にTV電話をソフトウェア［非常］ボタンを押すだけで介護センター設置し、安否確認や緊急連絡などにご利用いただけます。

ネットワーク
画面サイズなどを呼び出し、双方向のハンズフリー
介護事業所

発信・着信した日付・時刻

推奨条件CORE i5 2.5GHz

入居者の名前を書くことができます。

データベース

通話が可能です。

内容

日付・時刻

Windows Server® 2019

容量

シルバーホンあんしんSⅥ

項目

クライアント用
Windows® 8/Windows® 8.1（32/64bit）

Windows Server 2016

テレビ電話可能・タッチパネル式※

サーバ用
Windows® 8/Windows® 8.1 （32/64bit）®

ハードディスク

在宅介護用緊急通報装置■ 履歴情報として保存する項目

必須条件2GB

必須条件1GB

推奨条件4GB以上推奨条件2GB以上

必須条件4GB

必須条件2GB
推奨条件4GB以上｢PostgreSQL10.10｣がインストールされ、サービスに登録していること

̶10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
̶

1366 × 768 ピクセル以上

名前利用者もしくはスタッフの名前

内線側種別（ワイヤレスボタン、センサ、インターホン等）

応答

応答の内線の番号

応答者

応答者の名称

通話開始

通話開始した時刻

待ち（秒）

応答までの時間

通話終了

通話終了した時刻

通話（秒）通話していた時間

対応状況

対応状況
（対応済/未対応/呼無対応/クリア）

対応完了

対応完了時刻対応者

対応者の名前

対応内容

対応内容

利用者宅
利

入居者情報管理、居室管理、業務記録、請求書/

介護ソフト連携※※「シルバーホンあんしんSⅥ」はNTT東日本の商品です。

3＊AIO-71はインターテル・インテグレーテッド・システムズ株式会社の製品です。
詳しくは営業担当者にお問い合わせください。

領収書作成などの業務をスムーズにします。
※株式会社ビーシステムの介護ソフト「ファーストケア」と連携できます。
詳しくは営業担当者にお問い合わせください。

介護ソフト「First Care」＊本ページ記載の内容は、2020年2月末よりサービスご提供の予定です。なお仕様が一部変わる場合があります。

4オプション

緊急呼出コールシステムの構成機器

安全・安心をさらに強化

壁面設置に適した埋込型インターホン※無線センサ 連携
無線センサ※が、各居室の状況を知らせます。
あけしめセンサ

101号室
温度アラームです。

● コードが抜けると自動的に通報し、電話機に［脱落］と表示します。
【PHS表示画面例】【呼出管理アプリ「NYCマルチビュワー」表示例】● センサ用インタフェースを2個装備しています。
● 廊下灯との連動も可能。呼び出しがあると点灯表示し、［復旧］ボタンにより消灯できます。

センサ情報/アラーム通知

温湿度センサ● 部屋の環境に応じてマイク、スピーカーの音量を調整できます。

101石田雄太
高温注意

人感センサ

壁掛けホルダー使用時
ストラップ使用時※アイテック株式会社製のアーミン あけしめセンサ｢ETB-OCS｣、人感センサ｢ETC-PIR｣、温湿度センサ｢ETB-RHT｣が接続可能です。

コード付呼出握りボタン

デジタル埋込型インターホンB3

NYC-INT-CG2（コード2m）
NYC-INT-CG5（コード5m）

NYC-DWMINTB3（無線モジュール内蔵）

電池レス・ワイヤレス呼出ボタン● 呼出ボタンは、埋込型インターホンB2および集合廊下灯2にそれぞれ最大4個まで、ワイヤレスボタン接続装置には最大8個まで接続できます。

「眠りSCAN」※連携「眠りSCAN」システム管理PCやスタッフの端末にリアルタイムで状態表示｢眠りSCAN｣※を接続してご利用いただけます。体動（寝返り、呼吸、心拍）を検出し、入居者の睡眠・覚醒・起き上がり・離床などをリアルタイムで管理PCに表示し、状態変化や設定した状態

101号室 石田花子
覚醒検知になった時に管理PCやスタッフの端末に通知することも可能です。測定結果などをタイムリーなケアの提供に活用できます。

電池レス・ワイヤレス呼出ボタンA

NYC-WLSWBSA［］（壁掛け可能）NYC-WLSWA（IPX5/IPX7防水仕様）● 電波到達距離約10m● 電池レスで利用できます。
（自己発電タイプ）● 防水仕様（IPX5/IPX7※1)なので、水没しても大丈夫。

ハンディコール● センサ用インタフェースを1個装備。

眠りSCAN※｢眠りSCAN｣はパラマウントベッド株式会社の商品です。

ワイヤレスボタン接続装置【PHS表示画面例】● 廊下灯との連動も可能。呼び出しがあると点灯表示し、［復旧］ボタンにより消灯できます。

ハンディコール● マイク、スピーカーの音量を調整できます。

ES-HNDINTA-2/5

入居者の安全向上・徘徊対策などにマットセンサ・ベッドセンサなど各種センサ連携※1

防水型PHS HI-D8PSⅡ WP
005

出入口センサ
北側口 (A棟)
検知時表示例

マットセンサﾄﾞｱ3 通過出入口などに設置し、人の通過を検知するとスタッフに通報し、IPX5/IPX7※1相当の防水性能搭載

水没30分
OK!

● 寸法：約W45×D17×H120mm（アンテナ・突起部含まず）● 質量：約0.1kg（充電池を含む）● 連続通話時間：約7時間

同時に監視カメラで映像も送ります。

連続待ち受け時間：約600時間（圏外待ち受けは、約60時間）

ベッドセンサ● 充電完了時間：約5時間

異常を検知するとスタッフルームなどに同時に通報します。

※2■ マットセンサ―「M-38」（一体型）
BX-BS3（変換器セット型）
BXS-3※2：他にもサイズの異なる「M-68」「M458」「M-4512」をそろえています。

スマートフォンや電話機の画像で安全確認□ 分配コンセント（ナカヨ仕様）BC-S（M）
ベッドセンサ―、マットセン
サーを埋込型インターホンに接続する際に必要です。

構内用PHSシステム
接続装置※4
HI-D3BS※5

デジタル埋込型
インターホンA2
NYC-DWMINTA2
集合廊下灯2※2
ES-4LIGHTBOX2

呼出握りボタン 2m/5m
NYC-INT-CG2/CG5

ラインキー
対応PHS※4
HI-D9PS※5防水型PHS※4
HI-D8PSⅡWP※5
NYC-8DCLA（子機防水型）●ナースコールシステムとも連動可能、PHS子機で呼び出しに対応できます。
（接続可能なナースコールシステムの機種は、担当営業にお問い合わせください。
）

出入口の安全対策（電気錠連携）● 出入口にIPカメラドアホンを設置し、電話機で監視カメラ、各種センサなどとの連携強化● 監視カメラの映像を電話機やスマートフォンで確認できます。

その画像を見ながらドアを開錠できます。
※3
IPカメラドアホン2 インターホン子機（白/茶）NYC-DH(A)● 監視カメラの映像を録画できます。※● 9社製、約40機種のネットワークカメラに対応します。
詳しくはお問い合わせください。
● カメラは最大8台まで接続可能です。

マルチゾーン対応デジタル
コードレス電話機A

ご利用環境に応じて最適のPHS子機を選べます

映像で安全確認・セキュリティ向上

監視カメラ連動・録画※● インカム着用のスタッフ全員で会話できるので素早い対応が可能。

ハンドオーバ対応
接続装置1台でPHS3台まで同時通話できます。

※1：竹中エンジニアリング株式会社製センサーなどに対応します。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

■ ベッドセンサ―● インターホンなどから呼び出しがあると全インカムに音声で通知、その後応答したスタッフとインターホンとの1対1の通話となります。

＊株式会社ティービーアイ製のインカムシステムと連携できます。
詳しくは営業担当者にお問い合わせください。

起き上がり、ベッドからの脱落、離床などを検知します。

竹中エンジニアリング株式会社製

インカム連携廊下灯
P-LIGHT

廊下灯復旧スイッチ
NYC-INTRST-SW

状態表示盤
NYC-IND

番号表示器※2
NYC-CDU

内線番号表示器
NYC-NDU-Si

Siシリーズ主装置
NYC-SiLA/SiLB-ME

大型LCD付電話機で画像を確認しながらドアの開錠が可能です。

カメラ

Siシリーズ主装置
NYC-SiLA/SiLB-ME（増設架付）

ドアホン

電話機やPHSからも電気錠を開錠できます。

※録画サーバ等が必要です。詳しくはお問い合わせください。

5

18ボタン大型LCD付
IP電話機白NYC-18Si-IPLDW

36ボタンBluetooth対応
IP電話機白NYC-36Si-IPBTW

36ボタン標準電話機
NYC-36Si-SDW
NYC-36Si-IPSDW

36ボタンデジタル
ハンドルコードレス電話機
NYC-36Si-DHCLW

デジタルコードレス
電話機L
NYC-8Si-DCLLW

デジタルコードレス電話機S
NYC-8iF-DCLS2W
NYC-8iF-IPDCLS2W（子機防水型）

30ボタン防水電話機
NYC-30WPAW※6防水仕様【IPX4相当】●DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）方式は世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。日本国内では2011年に準拠規格が策定された新しいデジタルコードレス電話機の無線通信方式です。●DECT方式のコードレス電話機を医用電気機器の近くで設置、利用しないでください。本機からの電波が医療機器に影響を及ぼす場合があり、誤動作による事故の原因となります。●建物の構造や材質、電子機器の配列などに影響されて、通話できる範囲が変化したり、電気雑音の影響を受けたりすることがありますので、ご確認の上、電波状況の良い場所に設置してください。
※1： IPX5/IPX7は、防水性能に関するJIS保護等級です。IPX5：あらゆる方向からの噴流水を浴びても性能を保持できる。IPX7：30分間、水深1mに水没しても内部に浸水しない。 ※2： ナカヨ電子サービス株式会社の商品です。 ※3：インターホン子機は、建物の出入口に設置してドアホンとしてもご利用いただけます。 ※4：構内用PHSとデジタルコードレス電話機の混在使用は可能ですが、電波環境によっては使用できるコードレス電話機やPHS台数が少なくなる場合があります。 ※5： HI-D3BSおよびHI-D9PS/D8PSⅡ WPは株式会社 日立情報通信エンジニアリングの製品です。 ※6： IPX4は防水性能に関するJIS保護等級です。IPX4：あらゆる方向から飛沫による有害な影響を受けません。

6停電・雷対策オプション
雷Si/L用3時間バッテリー
ET-BATTBOX-SiL

停電時でも、約3時間主装置のバックアップが可能。電話機を継続して使用できます。

内蔵型バッテリー

停電対応PoE HUB

停電時、10〜30分間電話を使用できる内蔵タイプのバッテリーをご用意しています。

停電時には自動的に内蔵バッテリーに切り替え、給電を続けることができます。

（ET-MEBATT-SiS/SiL）

リチウムイオン電池UPS※

サンダーカット（雷防護）※

ONU、GW、PC、ルータ、ビジネスホンなどののテ
無停電電源装置。電池寿命が長く7年間メンテ
ナンスフリーです。

項

NYC-7POE-PF目

外線
内線回線容量

主装置寸法（幅×奥行×高さ：mm）
仕様

主装置質量（kg）（最大搭載時）主装置最大消費電力（W）
標準ボタン電話機寸法（幅×奥行×高さ：mm）/質量（kg）

NYC-750-2MJ
N（750Wタイプ）※ナカヨ電子サービス（株）の商品です。

タイプS

アナログ外線
INSネット64
IP電話（チャネル数）
ボタン電話機接続装置（BS）
事業所PHS子機（PS）
単独電話機/FAX
ディジタル埋込型インターホン
収容回線数の目安（外線+内線）

電話システムやパソコンを雷の被害から NYC-1500-2MJJ守ります。消費電力により2機種あります。 (1500Wタイプ））

UPS-LiB360N
UP（360Whタイプ）（36684820420142062
345×128×300
約4.275

基本架48244856
14965656
264
429×160×312
約7.5125タイプLA
基本架＋増設14824
48112
2896112112
320
429×160×634
約14.5
230

基本架＋増設24824
48
168
4296
168
168
320
429×160×956
約21.5
335

基本架
48
2448
64
161286464
360
429×160×312
約7.5125

タイプLB
基本架
基本架＋増設1＋増設29696
48
48
96
96
128
192
3248
128
128
128
192
128
192
424
432
429×160 429×160
×634×956
約14.5
約21.5
230
335

基本架
備考＋増設39648
96
ひかり電話オフィスAは最大32ch
256
64
128
ナンバー・ディスプレイは4回路
256
256
ワイヤレスボタン接続装置を含む
440
仮想収容位置のSIP/PHS端末数を含む
429×160
スタンド含まず
×1,278約28.5
スタンド含まず
440

約179×254×77/約0.9（LCDおよびスタンド：収納状態）

環境条件

温度：0〜40℃

湿度：20〜85％（結露なきこと）＊回線の容量にはご利用になる回線や端末の種別によって制約があり、組み合せによっては表記内容より少なくなる場合があります。
詳しくは担当営業にお問い合わせください。

集合廊下灯仕様
入力
接点出力
有電圧出力
トイレ用インタフェース

外部復旧ボタン入力
無電圧接点出力
外部廊下灯出力
外部センサ入力
外部廊下灯出力
外部接点出力主装置間インタフェース
インターホン子機間インタフェース
環境条件（動作温度/湿度）
外形寸法

デジタル埋込型インターホン仕様

集合廊下灯 ES-4LIGHTBOX2
1回路：無電圧接点入力 12v/15mA以上
1回路：無電圧接点出力 DC30v/1A以下
1回路：24V（極性あり）
2回路：無電圧接点入力 12v/15mA以上
1回路：24V（極性あり）
1回路：無電圧接点出力 DC30v/1A以下
5回路：スター配線（線路条件：ループ抵抗40Ω以下かつ主装置・インターホン間ケーブル長300m以下）
給電はDCIからのファントム給電（主装置出口20V〜28V）
4回路：スター配線（線路条件：ループ抵抗40Ω以下かつ主装置・インターホン間ケーブル長300m以下）
温度：0〜40℃ / 湿度：20〜85％
W230xH236×D29（mm）

廊下灯仕様
廊下灯 P-LIGHT
発光色：赤
DC13V〜27.8V
2芯挿入式端子台
φ0.4〜0.9mm
約W70×H120×D37.8（mm）
白
JIS-C8336 1スロット分
約0.1kg0〜+40℃ / 20〜85％（非結露）−20〜60℃ / 20〜90％（非結露）
埋込型インターホンランプ
入力インタフェース

外観および構造

環境条件
その他

電圧インタフェース
線径
外形寸法
筐体色
取り付け
質量
動作温度 / 湿度
保存温度 / 湿度
接続装置

マイク/スピーカ音量調整
センサ入力
インタフェース 無電圧接点出力
有電圧接点出力
最大消費電力
外形寸法

インターホン

呼出握りボタン
動作保証温度 / 湿度

埋込型インターホンA/B3 NYC-DWMINTA/B3
大・中・小 3段階
2回路、線路抵抗600Ω、検知時間0.5S以上
1回路、DC30V / 1A
電圧切替、24V・15V・8V / 30mA
約1.5Ｗ
カバー部外観寸法：約W162×H120×D8（mm）
埋込部寸法：約Ｗ130×Ｈ72×Ｄ40（ｍｍ）（取りつけ：JIS-C8336 3スロット分）
約W36×L107×D31（mm）
0℃〜+40℃ / 20〜85％（非結露）＊本製品は、
NYC-Siシリーズ専用です。
他のシステムへの接続はできませんのでご注意ください。

電池レス・ワイヤレス呼出ボタン仕様
電源
無線インタ
フェース
環境条件
その他

無線規格
変調方式
変調周波数
伝送速度
伝送距離
動作温度/湿度
防水性
設置方法
材質

電池レス・ワイヤレス呼出ボタンA NYC-WLSWA
電磁誘導方式による自己発電
EnOcean Radio Protocol 2
FSK変調
928.35MHz
125kbps
約10m
0℃〜＋40℃ / 20％〜85％（非結露）
IPX5/IPX7※1
壁掛可能
抗菌仕様

※1：IPX5【防噴流形】あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
IPX7【防浸形】30分間、水深1mに水没しても内部に浸水しない

ハンディコール仕様
音声通話
受話音量ボリューム
表示
呼出ボタンLED
外観寸法
環境条件
動作温度 / 湿度

ハンディコール子機 ES-HNDINTA-2/5
ハンズフリー
3段階（大中小）色：赤（呼出、通話中点灯）
約W51xH166xD28（mm）
0〜+40℃ / 20%〜85%（非結露）

本製品は、ISO-9000シリーズ国際品質保証システムの認証を受けた工場で生産されたものです。
認証番号 JQA-0854
JQA-0854

管理統括本部/業務本部/開発推進本部/事業戦略本部

本製品は、IS0-14001環境マネジメントシステムの認証を受けた工場で製造されたものです。
登録番号 EC98J1080
登録年月日 1998年10月27日
管理統括本部/業務本部/開発推進本部

主装置間インタフェースボタン
復旧ボタン
外部復旧ボタン入力
回路数
回路数
有電圧接点出力
電圧センサ入力回路数

子機接続コンセント ES-HCC
スター配線（線路条件：ループ抵抗40Ω以下かつケーブル長さ300m以下）
呼出LED滅火用、呼出・通話停止用
1回路
1回路（廊下灯を想定）
DC24V
1回路

ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●本カタログから許可なく転記、複写しないでください。

■本装置の故障・誤動作、停電などの外部要因による付随的損害の補償は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
■このカタログの記載内容は2020年1月現在のものです。
■本製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
■印刷の都合上、実際とは多少色の異なることがあります。
なお、液晶ディスプレイはハメコミ合成などの加工処理をしております。■ハンディコールはナカヨの登録商標です。■ひかり電話、INS ネット６４はNTT 東日本・NTT 西日本の登録商標です。■Android はGoogle Inc. の商標または登録商標です。■その他記載の会社名や製品名及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。■本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理規則などの輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。尚、ご不明な場合は弊社担当営業にお問い合わせください。

● 本製品を良好な状態でご使用いただくため、定期点検などによる予防保守が重要です。またBCP（事業継続計画）の観点からも保守契約をお願いしております。保守サービスに関する詳細内容については、担当営業または販売店にお問い合わせください。

第 一 営 業 部

〒108-0075 東京都港区港南一丁目7番18号 A-PLACE品川東7階（6433）
1141（代） URL http://www.nyc.co.jp/
TEL 03

ビジネスパートナー本部〒108-0075 東京都港区港南一丁目7番18号 A-PLACE品川東7階（5715）
3401（代） URL http://www.nakayo.co.jp/
TEL 03

東京第1営業所/第2営業所
札 幌 営 業 所
東 北 営 業 所
北 東 北 出 張 所
北 関 東 営 業 所
関 東 営 業 所
横 浜 営 業 所
静 岡 営 業 所中 部 営 業 所

TEL 03（5783）
4401（代）TEL 011（208）
5111（代）TEL 022（262）6644（代）TEL 0185（70）1224（代）TEL 027（330）5650（代）TEL 048（645）8400（代）TEL 045（260）
0788（代）TEL 054（203）
6600（代）TEL 052（264）1331（代）北 陸 営 業 所
関西支店
中 国 営 業 所
四 国 営 業 所
福 岡 営 業 所
熊 本 出 張 所
営 業 開 発 課
ソリューション営業課
法 人 営 業 課

TEL 076（224）
8832（代）TEL 06（4790）
9011（代）TEL 082（247）7100（代）TEL 089（925）6785（代）TEL 092（431）6902（代）TEL 096（340）
8870（代）TEL 03（3472）
9800（代）TEL 03（6712）
1771（代）TEL 03（6712）
1772（代）C20235-0110-07 H