デジタル・マルチメータ

VOAC7602
1

6 /2 桁136,000円（税別）

VOAC75021

5 /2 桁110,000円（税別）

VOAC7502

VOAC7602

判定機能をさらに生かす新表示を搭載
高解像度4.3インチ 109mm
6 1/2 桁DMMの新世界
最速30kサンプル/sを実現デジタル ･ マルチメータの新世 界
デジタル・マルチメータ

VOAC7602
6 1/2 桁136,000円（税別）V A Ω ˚C Hz USB USB
メモリ(2W/4W)リモート（ オプション）白バックモード ※数字フォントは DISPLAY で NORMAL（ゴシック）を選択した表示です

高解像度4.3インチ明るい日本製LCD採用
日本製の高解像度液晶ディスプレイを採用。 明るくて視野角が広く、使うほどにその良さが分かります。 数字フォントはノーマル（ゴシック）とセブンセグメントの二種類から選択できます。また、背景色も2つのモード（白・黒）より選択できます。

い大画
面
やす
見
高解像度
液晶モニタ
4.3インチ
109mm

プライマリ表示エリア•数値表示•トレンド表示•ヒストグラム表示•アークスケールメータ表示
セカンダリ表示エリア

黒バックモード

判定機能をさらに生かす新表示
ユニークな針表示。アナログ的変化をデジタルで疑似表示します

大きな表示が視認を容易にしました

目安の判断に便利なほか、判定機能と合わせてさまざまな使い方が出来ます。判定基準を超えると指針の色が変わります。

離れた場所からも視認することが出来ます。調整作業などがやりやすいと早くも評判です。

白バックモード

2•アナログメータ表示•統計表示•LIMIT判定表示•カーソル測定表示•数値表示

パソコンを使わず多彩な解析がその場で行えます。 フィールドを選ばない性能・機能が仕事の質を高めます。
トレンドチャートやヒストグラムチャート表示、 DMMの常識を超える30kサンプル/sによる解析精度の向上など新しさがいっぱいです。
デジタル・マルチメータ

VOAC7502
5 1/2 桁110,000円（税別）V A Ω Hz USB
リモート(2W/4W)（ オプション）黒バックモード ※数字フォントは DISPLAY で NORMAL（ゴシック）を選択した表示です

パソコンを使わず、多彩な解析表示組み合わせを実現
プライマリ表示は、数値表示、
トレンドチャート、ヒストグラムチャート、アークスケールメータなど複数の表示を持っており、それぞれのプライマリ
表示に対して、セカンダリ表示も豊富に用意されていますので、測定ニーズに合わせて様々な画面の組合せが選択できます。
リアルタイム ･トレンド表示 ＋ アナログメータ表示

リアルタイム ･ ヒストグラム表示 ＋ 合否判定表示＋ データ値表示

アークスケールメータ表示

不合格エリアリアルタイム ･トレンド表示 ＋

リアルタイム ･トレンド表示 ＋

合否判定表示データ値表示リアルタイム ･ 値表示＋

合否判定表示

判定ライン

不合格エリア4 4

2アクションで簡単画面保存画面の瞬速コピーが可能※

USBメモリを挿入し、[SHIFT] [COPY]の2アクションで画面コピーが完了します。測定状態、測定条件は一切関係ありません。必要なときにキー操作2回で画面コピーできます。煩わしい設定が不要で、多忙な測定作業の時に非常に重宝する機能です。
●
●

1
2

画像
（PNG、BMP、TIFF）
データ（CSV、Logデータ）※VOAC7502はUSBリモートインターフェースを介して保存することができます。

3

より便利で、広範囲な解析をサ ポ ー ト■[USBメモリ への連続書き込み機能] 長時間ロギング可能※※VOAC7602のみ対応

従来、本体内部メモリを利用し手動にてUSBにデータを保存することができましたが、新機能では測定しながらUSBメモリに測定データを連続して保存することが可能となりました。
比較的低速な測定周期で長時間データを取得する場合に有効です。例えば!! 1S/s周期での測定を1年間以上継続できます。

■セカンダリ統計演算を拡張

従来のσ＝１σ～３σからσ＝１σ～６σに拡張し、さらに広範囲の分布が分かるようになりました。

4

1σ

2σ

3σ

4σ

5σ

6σ

■バルクモードによる正確なサンプリングレートの実現

取り込み専用モード（バルクモード）を設けることにより、30kサンプル/sを実現しました。（DCV、DCI、2WΩ、4WΩ、5½桁表示にて）データを取り込む時間分解能が飛躍的に高まり、DMMの新たな用途の展開に役立ちます。

■ サンプリングレートの比較
バルクモード: 測定データを取得することに集中するモードです。
データ取得中は画面上の測定データを表示オフにして、最高30kサンプル/sまで正確なサンプリングレートを保証します。

1kサンプル/s

30kサンプル/s■ロングメモリで長時間ロギングが可能

100kポイント分のデータサイズを持ち長時間のロギングに対応します。
例)サンプリングレートが1回/秒の場合1日以上のロギングが可能です。
サンプリングレート( サンプル /s)
取込時間(時:分:秒)

1

4

20

100

500

1k

2k

7.5k

15k

30k

27:46:40

6:56:40

1:23:20

0:16:40

0:03:20

0:01:40

0:00:50

0:00:13

0:00:07

0:00:03

トリガ機能のインターバル設定との併用で、サンプリング周期よりも長い時間(0 ～ 3,600秒)で設定可能なため、1秒以上のインターバルを設定すると、さらに長時間のロギングが可能です。

■強力なカーソルが生きるオフライン・ブラウズ機能■

歩留まりの測定に役立つ
オフライン・ヒストグラム
チャート表示■測定値の時間的変化が表示されるオフライン・トレンド
チャート表示■大きくグレードアップした
判定機能
不合格エリア

不合格

ログメモリに取り込んだデータをヒストグラ

オシロスコープのような表示に加え、カー

LIMIT判定の結果を元に高度な解析を行う

ムで表示させて、カーソル操作で歩留まり

ソルの範囲に応じて統計値を再計算可能

ことが可能です。 簡単な操作で行えるのを容易に測定することが可能です。

なので、必要な範囲の統計データが得らが特長です。本機は、障害がどのくらい

従来はパソコンで解析していた機能です

れます。 画面をUSBメモリへコピー しな

発生したか、いつ発生したか、という測定が、判定が現場で行えるので作業効率のがら行うことができるので、作業効率のさ者を最も悩ませる課題に明快な回答を示し

大幅な向上が望めます。

らなる向上に役立ちます。

ます。

※

これらは下記のアプリケーションに役立ちます・電源ラインの電圧変動／異常監視 ・センサの動作試験 ・システム電源（バイアス）の調整
・瞬停発生前の電圧変動をトレンド解析 ・圧電素子による発電（エナジーハーベスト）

5

VOAC7502 仕様以降の性能については、下記の条件、定義によります。
余熱時間 : 1 時間 温度 / 湿度 23℃± 5℃ 80%RH 以下、1 年間の確度、応答時間：各レンジ内で確度に入る時間

1. サンプリングレートと分解能

1-1. DC系（DCV、 DCI、 2WΩ、 4WΩ）
サンプリングレート（Ｓ/s）＊1
電源周波数：50Hz
電源周波数：60Hz
2.5(1) ～ 50(20)2.5(1) ～ 60(20)100 ～ 30k
100 ～ 30k

表示桁

備考

5½桁
4½桁

（ ）内はAUTOZEROまたは4WΩ時
4WΩ時は選択できません

MID
HIGH

表示桁

応答時間＊1

5½桁
5½桁

3秒以内
2秒以内

＊1. 各レンジで確度に入る時間

2．直流電圧測定（ＤＣＶ）
2-1. 確度と分解能

単位: ±（% of reading + % of range)

レンジ

5½桁時フルスケール

分解能

確度

温度係数/℃

入力インピーダンス

100mV
1V
10V
100V

119.999
1.19999
11.9999119.999

1μV
10μV
100μV
1mV

0.018 + 0.003
0.015 + 0.003
0.012 + 0.001
0.015 + 0.003

0.0015 + 0.0004
0.0015 + 0.0001
0.0015 + 0.0001
0.0020 + 0.0001

1GΩ以上
または
10MΩ±1%

1000V

1100.00

10mV

0.015 + 0.003

0.0020 + 0.0001

10MΩ±1%・サンプリングレート：１S/s ・応答時間 ： 1秒以内
・最大許容電圧: 100mV ～ 100Vレンジ ： 800Vpeak（連続）、 1100Vpeak（1分間）、1000V レンジ ：±1100Vpeak（連続）2-2. ノイズ除去
PLC
1PLCの整数倍
上記以外

CMRR アンバランス抵抗1kΩ
120dB－

3-1. 分解能と測定範囲

真の実効値検波 クレストファクタ：＜3

レンジ

フルスケール

分解能

100mV
1V
10V
100V
750V

119.999
1.19999
11.9999119.999
750.00

1μV
10μV
100μV
1mV
10mV

測定範囲

MD

20Hz ～ 100kHz

入力インピーダンス

HIGH

200Hz ～ 100kHz

約1ＭΩ//
100pF以下

単位: ±（% of reading + % of range)
周波数20Hz 〜 45Hz
45Hz 〜 100Hz
100Hz 〜 20kHz
20kHz 〜 50kHz
50kHz 〜 100kHz

100.000mV ～750.000V

確度
0.70 + 0.04
0.20 + 0.04
0.10 + 0.04
0.20 + 0.05
0.60 + 0.08

温度係数
0.070 + 0.004
0.020 + 0.004
0.010 + 0.004
0.020 + 0.005
0.060 + 0.008

・正弦波での確度
・最大許容電圧 750Vrmsまたは1100Vpeak、 DC成分は±500V以下・750Vレンジでは 100ｋHｚ または 8×107 V・Hz に制限されます・クレストファクタはフルスケール入力において、 3もしくは最大入力電圧のいずれか小さい方まで保証します。

4．直流電流測定（ＤＣＩ)
4-1. 確度と分解能

AC 結合、 レシプロカル方式、 クレストファクタ＜3
確度(%)

確度(%)

3 ～ 5Hz

5 ～ 10Hz

確度(%)

確度(%)

ゲート時間

表示桁数と測定範囲

100mｓ

6桁：3.00000Hz ～ 300.000kHz

0.1

0.05

0.03

0.01

10ms

5桁：3.0000Hz ～ 300.00kHz

0.1

0.05

0.03

0.01

1ms

4桁：3.000Hz ～ 300.0kHz

0.1

0.05

0.03

0.01

10 ～ 40Hz 40 ～ 300kHz・最大許容電圧 ： 750Vrms,または1100Vpeak （連続）ただし、 DC成分は±500V以下になります。
・ 入力アッテネータはACVの100mV ～ 750Vレンジを自動、 または手動で切り替える場合です。
・入力範囲 ： 3Hz ～ 100kHz ：100mVrms ～ 750Vrms ただし、 100kHz ～ 300kHz は最大2.2x107【V・ HZ】まで
・200Vrms以上の入力については100kHzまでの保証となります。
・ 3Hz未満や300kHzを超える入力に対し、 測定、 表示することがありますが、 確度保証対象外になります。

9. トリガ機能
トリガモードAUTO、SINGLE

トリガディレイ

0.00ms ～ 3,600 s（分解能10μs）

トリガサンプル数

1 ～ 100,000

トリガインターバル

0.00ms ～ 3,600 s（分解能10μs）

10. 演算機能
移動平均、NULL演算、スケーリング演算、デシベル演算、統計演算、リミット演算

NORMALモード

測定データをモニタしながらメモリに格納、サンプリングレートは保証されません

BULKモード

測定データをリアルタイムにモニタできないが、サンプリングレートを保証するモード

データサイズNORMALモード：100k、BULKモード：1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k Readings

ポストトリガ数（BULKモードのみ）

STOP EVEN発生以降のデータ取得数を データサイズの0 ～ 100％で設定可能 （設定分解能 1%）

12. プライマリディスプレイ
数値表示

フォント： 7セグ、ゴシック体、サイズ：NORMAL、LARGEを選択可能
ACＶと周波数、NULLと測定値等を同時表示可能 （NORMALサイズの時のみ）

トレンドチャート表示

垂直軸 ： AUTO、FULLSCALE、MANUALを選択可能
オフラインブラウズモード ： 波形の拡大スクロール、カーソル&サーチ測定が可能

ヒストグラムチャート表示

BIN数 ： 2 ～ 400、統計カーソル、Hカーソル測定可能
オフラインブラウズモード ： BIN数などの表示条件を変更して再表示可能

アークスケールメータ表示

スケール ： AUTO、FULLSCALE、MANUAL、LOGを選択可能

LIMIT表示

LIMIT判定結果を大きく GO、HIGH、LOW で表示

13. セカンダリディスプレイ
数値表示、アナログメータ表示、統計表示、LIMIT判定表示の選択が可能。
トレンドチャート表示、ヒストグラムチャート表示では、さらに各チャートの情報表示、各カーソル測定表示が可能。

14. 一般仕様

単位: ±（% of reading + % of range)

インタフェース

USB2.0（標準）、 GPIB（オプション）、 LAN & RS-232（オプション）、DIOインタフェース（オプション）※USB インタフェースはリモート専用です。USBメモリ等は使用できません。

REMOTEコマンド

SCPI準拠 または IWATSU VOAC752xシリーズ互換

背面入出力端子TRIG入力、COMPLETE出力

レンジ

5½桁時フルスケール

分解能

確度

温度係数/℃

シャント抵抗1mA

1.1999910nA

0.050 + 0.002

0.003 + 0.0005

90Ω

セットアップメモリ

内部10

10mA

11.9999100nA

0.050 + 0.002

0.003 + 0.0005

5Ω

LCD

4.3インチカラー LCD、480×272ドット、TFTアクティブマトリクス、LEDバックライト

100mA

119.999

1μA

0.050 + 0.002

0.005 + 0.0005

5Ω

1A

1.1999910μA

0.050 + 0.002

0.003 + 0.0005

0.1Ω

予熱時間

電源投入後１時間

3A

3.0000100μA

0.150 + 0.002

0.005 + 0.0005

0.1Ω

動作保証温湿度

0℃～ 50℃ (40℃ 80%または同等の水分量以下 結露なきこと）

保存温湿度−20℃～＋60℃ (40℃ 90%または同等の水分量以下 結露なきこと)

電源

AC100V/110V/220V/240V±10 % 、50Hz/60Hz
AC100V以外はオプション（工場オプション）

消費電力

14VA以下(オプションを含む)

耐電圧

DC±500V(コモン入力端子－大地アース間)設置（過電圧）カテゴリ

カテゴリⅡ（局所的なレベル、電気製品、携帯型製品）

汚染度

汚染度2 ＊導電性の汚染物質が存在する環境で使用しないでください。

外形寸法

約225Wx100Hx366D mm (足、ハンドル、つまみなどの突起物を除く)

質量約3.0kg（プロテクタ、オプションを含みます。）

付属品

テストリード、電源コード、ユーザーズガイド、取扱説明書（CD)、電流測定用ヒューズ×2

・分解能5桁半の状態に適用 ・最大許容電流 ： 全レンジ 3ADC or 3Arms 連続(3Aヒューズで保護)

5．交流電流測定（AＣＩ)
5-1. 分解能と測定範囲

真の実効値検波 クレストファクタ：＜3

レンジ

フルスケール

分解能

1A
3A

1.19999
3.000010μA
100μA

5-2. 確度
レンジ
1A/3A

測定範囲

MD
20Hz ～ 5kHz

周波数20Hz ～ 45Hz
45Hz ～ 100Hz
100Hz ～ 5kHz

HIGH

200Hz ～ 5kHz

確度
0.70 + 0.1
0.35 + 0.1
0.50 + 0.1

シャント抵抗0.1Ω

単位: ±（% of reading + % of range)
温度係数0.100 + 0.01
0.035 + 0.01
0.050 + 0.01・正弦波での確度 ・最大許容電流 ： 3Arms 連続(3Aヒューズで保護)

6．２端子抵抗測定（２ＷΩ) / ４端子抵抗測定（4ＷΩ)
6-1. 分解能、 確度と測定電流
レンジ
フルスケール
分解能
100Ω
119.9991mΩ
1kΩ
1.1999910mΩ
10kΩ
11.99990.1Ω
100kΩ
119.9991Ω
1MΩ
1.19999
10Ω
10MΩ
11.9999100Ω
100MΩ
119.9991kΩ

確度0.020 + 0.003
0.018 + 0.003
0.018 + 0.003
0.018 + 0.003
0.018 + 0.003
0.250 + 0.005
1.500 + 0.005

単位: ±( % of reading＋ % of range)
温度係数
測定電流
0.002 + 0.0004
約1mA
0.002 + 0.0001
約1mA
0.002 + 0.0001
約100μA
0.002 + 0.0001
約10μA
0.002 + 0.0002
約5μA
0.250 + 0.0005
約500nA
1.500 + 0.0010
約500nA //10MΩ

・5½桁の分解能で、 4端子抵抗測定またはNULL演算によるゼロ補正後の2端子抵抗測定に対する確度。 NULL 演算を使用しない場合は、2端子抵抗測定に0.2Ωの追加誤差を加算する。
・最大許容電圧	Ω-COM端子間 ：800Vpeak（連続）,1100Vpeak（1分間）
Sense Hi-Lo間 ：200 Vpeak
・端子開放電圧 <17 V

6

8-1. 確度と表示桁数

STOP EVENT（ＢULKモードのみ） EXT TRIG、LEVEL、LIMIT判定をEVENTにして、測定停止可能

3．交流電圧測定（AＣＶ）

3-2. 確度
レンジ

8. 周波数測定（FREQ）

11. ロギング機能(50Hz/60Hz±0.1%)

NMRR
55dB
0dB

単位：±( % of reading＋ % of range)
温度係数
備考
0.002+ 0.002
閾値：1Ω～ 1000Ω
0.002+ 0.002
測定範囲：0.1mV ～ 1.1999V

確度
0.020+ 0.020
0.020+ 0.020

・最大許容電圧：800Vpeak(連続）、 1100Vpeak(1分間）

1-2. AC系（ACV、 ACI）

サンプリングレート（Ｓ/s）
電源周波数：50Hz
電源周波数：60Hz
2.5
2.5
2.5 ～ 50
2.5 ～ 60

測定電流
約1mA
約1mA

導通テスト
ダイオード

＊1. サンプリングレートは、 ロギング機能のMODEがBULKモードでの取り込み時のみ、 保証します。

ACフィルタ

7. 導通テスト（CONT ■■ ■ ■）、 ダイオード（▶| ）15. 構成本体
オプション

VOAC7502

デジタルマルチメータ本体

標準価格 110,000円（税別）

SC-361

LAN&RS-232インタフェース

標準価格 10,000円（税別）

SC-362

DIOインタフェース

標準価格 15,000円（税別）

CS-363

GPIBインタフェース

標準価格 10,000円（税別）VOAC7602 仕様以降の性能については、下記の条件、定義によります。
余熱時間 : 1 時間 温度 / 湿度 23℃± 5℃ 80%RH 以下、1 年間の確度、応答時間：各レンジ内で確度に入る時間

１．サンプリングレートと分解能

1-1. DC系（DCV、 DCI、 2WΩ、 4WΩ）
サンプリングレート（Ｓ/s）＊1
電源周波数：50Hz
電源周波数：60Hz
2.5(1) ～ 50(20)2.5(1) ～ 60(20)100 ～ 30k

100 ～ 30k

表示桁

備考

6½桁

（ ）内はAUTOZEROまたは4WΩ時

5½桁

4WΩ時は選択できません

6．２端子抵抗測定（２ＷΩ) / ４端子抵抗測定（4ＷΩ)
6-1. 分解能、 確度と測定電流
レンジ
フルスケール
分解能＊1. サンプリングレートは、 ロギング機能のMODEがBULKモードでの取り込み時のみ、 保証します。

1-2. AC系（ACV、 ACI）
サンプリングレート（Ｓ/s）

ACフィルタ

電源周波数：50Hz

表示桁

電源周波数：60Hz

応答時間＊1

MID

2.5

2.5

6½桁

3秒以内

HIGH

2.5 ～ 50

2.5 ～ 60

6½桁

2秒以内

＊1. 各レンジで確度に入る時間

100Ω

119.99990.1mΩ

0.010 + 0.004

0.0006 + 0.0005

1kΩ

1.1999991mΩ

0.010 + 0.001

0.0006 + 0.0001

約1mA

10kΩ

11.9999910mΩ

0.010 + 0.001

0.0006 + 0.0001

約100μA

100kΩ

119.99990.1Ω

0.010 + 0.001

0.0006 + 0.0001

約10μA

1MΩ

1.1999991Ω

0.010 + 0.001

0.0010 + 0.0002

約5μA

10MΩ

11.9999910Ω

0.040 + 0.001

0.0030 + 0.0004

約500nA

2-1. 確度と分解能

単位 ： ±（% of reading + % of range)

レンジ

6½桁時フルスケール

分解能

確度

温度係数/℃

入力インピーダンス

100mV

119.9999

0.1μV

0.0050 + 0.0035

0.0005 + 0.0005

1V

1.199999

1μV

0.0040 + 0.0007

1GΩ以上
または
10MΩ±1%

10V

11.99999

10μV

0.0035 + 0.0005

100V

119.9999

0.1mV

0.0045 + 0.0006

1000V

1100.000

1mV

0.0045 + 0.0010

0.0005 + 0.0001

10MΩ±1%・サンプリングレート：１S/s ・応答時間 ： 1秒以内
・最大許容電圧: 100mV ～ 100Vレンジ ： 800Vpeak（連続）、 1100Vpeak（1分間）、1000V レンジ ：±1100Vpeak（連続）100MΩ

119.9999100Ω

0.800 + 0.010

0.1500 + 0.0002

約500nA //10MΩ

測定電流
約1mA
約1mA

導通テスト
ダイオード

NMRR

CMRR アンバランス抵抗1kΩ

1PLCの整数倍

55dB

120dB

上記以外

0dB

－

3．交流電圧測定（AＣＶ）

熱電対

フルスケール

分解能

100mV
1V

119.9999
1.199999

0.1μV
1μV

10V

11.99999

10μV

100V
750V

119.9999
750.000

0.1mV
1mV

測定範囲

MD

20Hz ～ 300kHz

入力インピーダンス

HIGH

200Hz ～ 300kHz

20Hz ～ 100kHz

約1ＭΩ//
100pF以下

200Hz ～ 100kHz
単位: ±（% of reading + % of range)

周波数20Hz 〜 45Hz
45Hz 〜 100Hz
100Hz 〜 20kHz
20kHz 〜 50kHz
50kHz 〜 100kHz
100kHz 〜 300kHz
20Hz 〜 45Hz
45Hz 〜 100Hz
100Hz 〜 20kHz
20kHz 〜 50kHz
50kHz 〜 100kHz
100kHz 〜 300kHz

100.0000mV

1.000000V ～750.000V

確度
0.70 + 0.04
0.20 + 0.04
0.06 + 0.04
0.12 + 0.05
0.60 + 0.08
4.00 + 0.50
0.70 + 0.03
0.20 + 0.03
0.06 + 0.03
0.11 + 0.05
0.60 + 0.08
4.0 + 0.50

温度係数
0.070 + 0.004
0.020 + 0.004
0.005 + 0.004
0.011 + 0.005
0.060 + 0.008
0.200 + 0.020
0.070 + 0.003
0.020 + 0.003
0.005 + 0.003
0.011 + 0.005
0.060 + 0.008
0.200 + 0.020・正弦波での確度
・最大許容電圧 750Vrmsまたは1100Vpeak、 DC成分は±500V以下・750Vレンジでは 100ｋHｚ または 8×107 V・Hz に制限されます・クレストファクタはフルスケール入力において、 3もしくは最大入力電圧のいずれか小さい方まで保証します。

4．直流電流測定（ＤＣＩ)
4-1. 確度と分解能

単位: ±( % of reading＋Digits)

測定範囲（℃）

確度-50 ～ 00.02+70

0 ～ +100

0.02+50+100 ～ +1765

0.02+30-200 ～ -100

0.15+50-100 ～ 0

0.15+35

0 ～ +1370

0.15+20-200 ～ -100

0.15+50-100 ～ 0

0.15+35

0 ～ +400

0.15+20-200 ～ -100

0.15+50-100 ～ 0

0.15+35

0 ～ +1200

0.15+20-200 ～ -100

0.15+50-100 ～ 0

0.15+35

0 ～ +1000

0.15+20

K（CA）

真の実効値検波 クレストファクタ：＜5

レンジ

J（IC）

E（CRC）

レンジ
1mA

5½桁時フルスケール
1.199999

分解能
1nA

確度
0.050 + 0.006

温度係数/℃
0.0020 + 0.0050

シャント抵抗90Ω

10mA

11.99999

10nA

0.050 + 0.020

0.0020 + 0.0020

5Ω

100mA
1A
3A

119.9999
1.199999
3.00000

100nA
1μA
10μA

0.050 + 0.005
0.100 + 0.010
0.120 + 0.020

0.0020 + 0.0005
0.0050 + 0.0010
0.0050 + 0.0020

5Ω
0.1Ω
0.1Ω

分解能

最大許容電圧

0.01℃

800 Vpeak（連続）1100 Vpeak（1分間）

・上記確度には熱電対のを含みません。
・冷接点温度は、 TEMP ／ SENSORメニューで メニューで入力し、 その分誤差は含みません。
・動作保証温度 0℃～ 18℃、 28℃～ 50℃においては、±0.1℃ /℃を加算(全熱電対)します。
・-200℃より低い温度を測定値として表示することがありますが、 確度保証外です。
・基準熱起電力はJIS C 1602-1995による折れ線近似計算によります。

9. 温度測定（TEMP、 RTD：測温抵抗体）
9-1. 測定範囲、 確度と分解能
RTD

測定範囲（℃）

Pt100-200 ～ +850

JPt100-200 ～ +510

単位: ±( % of reading＋Digits)
確度

温度係数

分解能

0.06℃

0.003℃

0.01℃

・Pt100：JIS C1604JIS-1997の規格に準拠します。
・JPt100：JIS C1604 -1989の規格に準拠します。
・4導線式では、 測定ケーブル（又はプローブ）の確度を含みません。
・最大許容電圧：800Vpeak(連続)、 又は 1100 Vpeak（1分間）

10. 周波数測定（FREQ）
10-1. 確度と表示桁数

単位: ±（% of reading + % of range)

備考閾値：1Ω～ 1000Ω
測定範囲：0.1mV ～ 1.1999V

8-1. 確度と分解能

T（CC）

3-1. 分解能と測定範囲

単位: ±( % of reading＋ % of range)

温度係数0.001+ 0.002
0.001+ 0.002

8. 温度測定（TEMP、 TC：熱電対）(50Hz/60Hz±0.1%)

PLC

確度
0.010+ 0.020
0.010+ 0.020

・最大許容電圧：800Vpeak(連続）、 1100Vpeak

R

2-2. ノイズ除去

約1mA・6½桁の分解能で、 4端子抵抗測定またはNULL演算によるゼロ補正後の2端子抵抗測定に対する確度。 NULL 演算を使用しない場合は、 2
端子抵抗測定に0.2Ωの追加誤差を加算する。
・最大許容電圧	Ω-COM 端子間 ：800Vpeak（連続）,1100Vpeak（1分間）
ense Hi-Lo間 ：200 Vpeak
・端子開放電圧 <17 V

7. 導通テスト（CONT ■■ ■ ■）、 ダイオード（▶| ）2．直流電圧測定（ＤＣＶ）

3-2. 確度
レンジ

単位：±( % of reading＋ % of range)
温度係数
測定電流

確度

AC 結合、 レシプロカル方式、 クレストファクタ＜5

ゲート時間

表示桁数と測定範囲

確度(%)
3 ～ 5Hz

5 ～ 10Hz

10 ～ 40Hz

40 ～
300kHz1s

7桁：3.000000Hz ～ 300.0000kHz

0.1

0.05

0.03

0.01

100mｓ

6桁：3.00000Hz ～ 300.000kHz

0.1

0.05

0.03

0.01

10ms

5桁：3.0000Hz ～ 300.00kHz

0.1

0.05

0.03

0.01

1ms

4桁：3.000Hz ～ 300.0kHz

0.1

0.05

0.03

0.01

・最大許容電圧 ： 750Vrms,または1100Vpeak （連続）ただし、 DC成分は±500V以下
・入力範囲 ： 3Hz-100kHz ：100mVrms ～ 750Vrms ただし、 100kHz ～ 300kHz は最大2.2x107【V・ HZ】まで
・200Vrms以上の入力については100kHzまでの保証となります。

・分解能6桁半の状態に適用 ・最大許容電流 ： 全レンジ 3ADC or 3Arms 連続(3Aヒューズで保護)

11. トリガ機能

5．交流電流測定（ACI)

トリガモードAUTO、SINGLE

トリガディレイ

0.00ms ～ 3,600 s（分解能10μs）

トリガサンプル数

1 ～ 100,000

トリガインターバル

0.00ms ～ 3,600 s（分解能10μs）

5-1. 分解能と測定範囲

真の実効値検波 クレストファクタ：＜5レンジ

フルスケール

分解能

1A

1.199999

1μA

3A

3.00000

10μA

5-2. 確度
レンジ
1A

3A

MD
20Hz ～ 5kHz

周波数20Hz ～ 45Hz
45Hz ～ 100Hz
100Hz ～ 5kHz
20Hz ～ 45Hz
45Hz ～ 100Hz
100Hz ～ 5kHz・正弦波での確度 ・最大許容電流 ： 3Arms 連続(3Aヒューズで保護)

測定範囲

HIGH

200Hz ～ 5kHz

シャント抵抗0.1Ω

単位: ±（% of reading + % of range)
確度
温度係数
0.70 + 0.04
0.100 + 0.006
0.30 + 0.04
0.035 + 0.006
0.10 + 0.04
0.015 + 0.006
0.70 + 0.06
0.100 + 0.006
0.35 + 0.06
0.035 + 0.006
0.15 + 0.06
0.015 + 0.006

12. 演算機能
移動平均、NULL演算、スケーリング演算、デシベル演算、統計演算、リミット演算

13. ロギング機能
NORMALモード

測定データをモニタしながらメモリに格納、サンプリングレートは保証されません

BULKモード

測定データをリアルタイムにモニタできないが、サンプリングレートを保証
するモード

データサイズNORMALモード：100k Readings固定
BULKモード：1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k Readings

STOP EVENT（ＢULKモードのみ）

EXT TRIG、LEVEL、LIMIT判定をEVENTにして、測定停止可能

ポストトリガ数（BULKモードのみ）

STOP EVEN発生以降のデータ取得数を データサイズの0 ～ 100％で設定可能 （設定分解能 1%）

7

■搭載機能一覧

VOAC7602 仕様

14. プライマリディスプレイ

フォント： 7セグ、ゴシック体、サイズ：NORMAL、LARGEを選択可能
ACＶと周波数、NULLと測定値等を同時表示可能（NORMALサイズの時のみ）
垂直軸 ： AUTO、FULLSCALE、MANUALを選択可能
オフラインブラウズモード ： 波形の拡大スクロール、カーソル&サーチ測定が可能
BIN数 ： 2 ～ 400、統計カーソル、Hカーソル測定可能
オフラインブラウズモード ： BIN数などの表示条件を変更して再表示可能
スケール ： AUTO、FULLSCALE、MANUAL、LOGを選択可能
LIMIT判定結果を大きくGO、HIGH、LOWで表示

数値表示
トレンドチャート表示
ヒストグラムチャート表示
アークスケールメータ表示
LIMIT表示

15. セカンダリディスプレイ

数値表示、アナログメータ表示、統計表示、LIMIT判定表示の選択が可能。
トレンドチャート表示、ヒストグラムチャート表示では、さらに各チャートの情報表示、各カーソル測定表示が可能。

16. 一般仕様

消費電力

USB2.0（標準）、GPIB（オプション）、LAN & RS-232（オプション）、DIOインタフェース（オプション）※USBメモリ等の使用は可能です。
SCPI準拠 または IWATSU VOAC752xシリーズ互換
TRIG入力、COMPLETE出力
内部10
4.3インチカラー LCD、480×272ドット、TFTアクティブマトリクス、LEDバックライト
電源投入後１時間
0℃～ 50℃ (40℃ 80%または同等の水分量以下 結露なきこと）−20℃～＋60℃ (40℃ 90%または同等の水分量以下 結露なきこと)
AC100V/110V/220V/240V±10 % 、50Hz/60Hz
AC100V以外はオプション（工場オプション）
21VA以下(オプションを含む)

耐電圧

DC±500V(コモン入力端子－大地アース間)設置（過電圧）カテゴリ
汚染度
外形寸法
質量
付属品

カテゴリⅡ（局所的なレベル、電気製品、携帯型製品）
汚染度2 ＊導電性の汚染物質が存在する環境で使用しないでください。
約225Wx100Hx366D mm (足、ハンドル、つまみなどの突起物を除く)
約3.0kg（プロテクタ、オプションを含みます。）
テストリード、電源コード、ユーザーズガイド、取扱説明書（CD)、電流測定用ヒューズ×2

インタフェース
REMOTEコマンド
背面入出力端子セットアップメモリ
LCD
予熱時間
動作保証温湿度
保存温湿度
電源

17. 構成本体

VOAC7602

VOAC7502

備考

直流電圧測定（DCV）○○

100 mV ～ 1000 V

交流電圧測定（ACV）○○

100 mV ～ 750 V

直流電流測定（DCI）○○

1 mA ～ 3 A

交流電流測定（ACI）

○

○

1A～3A

2端子抵抗測定（2WΩ）○○

100 Ω～ 100 ＭΩ

4端子抵抗測定（4WΩ）○○

100 Ω～ 100 ＭΩ

導通テスト

○

○

ダイオード測定○○

周波数測定（FREQ）○○

3 Hz ～ 300 kHz

温度測定（TEMP）○

×

熱電対（Type-R、 K、 T、 J、 E）
測温抵抗体（Pt100、 JPt100）

NULL演算○○SMOOTHING

○

○

統計演算

○

○

MAX/MIN/平均値/標準偏差スケーリング演算○○(X-a)*b/c、 d/x

デシベル演算○○dB、 ｄBｍ、 ｄBV

リミット判定機能○○

Hi/Go/Lo○

モードは下記2種
NORMALモード／ BULKモード

本体

ロギング機能（オフラインブラウズ機能）○

インターバル測定○○

トレンドチャート表示（オンライン／オフライン）○○

ヒストグラムチャート表示（オンライン／オフライン）○○

USBホストポート機能（USBメモリ使用）○

×

リモートインタフェース（USB）○○

パネル設定メモリ○○

内部メモリ：10個

リモートインタフェース（LAN＆RS-232）△△

LAN＆RS-232インタフェース
オプションSC-361が必要

画面／ LOGメモリのデータ出力、 セーブ／
リコール、 ファームウェアのアップデート

DIO出力

△

△

DIOオプションSC-362が必要

VOAC7602

デジタルマルチメータ本体

標準価格136,000円（税別）

リモートインタフェース（GPIB）△△

GP-IBインタフェースオプションSC-363が必要

SC-361
SC-362

LAN&RS-232インタフェース
DIOインタフェース

標準価格 10,000円（税別）
標準価格 15,000円（税別）

CS-363

GPIBインタフェース

標準価格 10,000円（税別）

注） ○：標準搭載にてサポートします。
△：オプション搭載（工場オプション）にてサポートします。
×：サポートしません。

オプション■ VOAC7602/VOAC7502オプション
LAN&RS-232インタフェース

DIOインタフェース

GPIBインタフェース

USB-RSコンバータ

10,000円 （税別）

15,000円 （税別）

10,000円 （税別）

10,000円 （税別）

SC-361

SC-362※工場オプション※SC-363（ GPIBインタフェース）と同時装着はできません※工場オプション

静止表面型熱電対（Type－K）

シース型熱電対（Type－K）

25,000円 （税別）

12,000円 （税別）

SC-0116SC-0107

SC-363※工場オプション※SC-361（ LAN&RS-232インタフェース）と同時装着はできません
4線ケルビンテストリード（4端子抵抗測定ケーブル）TKL 90cm
BAN（PMK社製）
18,000円 （税別）

※冷接点温度手入力が必要になります※VOAC7502は使用できません※冷接点温度手入力が必要になります※VOAC7502は使用できません

テストリード矢形クリップワニグチクリップH

5,000円 （税別）

2,300円 （税別）

2,500円 （税別）

SC-020SC-026

標準付属品
赤黒各1本セット注意

AC30V/DC60V
3A（テストリードSC-020専用）

長さ : 90cm

SC-023

耐圧 : 600V/10A、CE対応（テストリードSC-020専用）

SC-525

RS-232とUSB間を接続する変換ケーブルです

高抵抗用テストリード

SC-0043,000円 （税別）
100MΩ以下の高抵抗用
シールドケーブル

4端子抵抗測定超小型クリップ（メカノエレクトロニクス社製）

KELVIN : L
6,000円 （税別）
KELVIN : M
7,700円 （税別）
KELVIN : S
9,500円 （税別）

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず〈「取扱説明書」の中の「安全上のご注意」〉をよくお読みください。
〈水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所〉に設置しないでください。
〈火災、感電、故障〉などの原因となることがあります。

お願い: 本カタログの最新情報は、当社のホームページでご確認いただくようお願い申し上げます。

お客様フリーダイヤル

受付時間 土日祝日を除く営業日の9:00 ～ 12:00/13:00 ～ 17:00

技術的なお問い合わせ
修理･校正に関するお問い合わせ

0120-102-389

E-mail : info-tme@iwatsu.co.jp

0120-086-102

岩通マニュファクチャリング株式会社〒965-0855 福島県会津若松市住吉町23-7 FAX 0242-26-4348● 本製品の中には外国為替及び外国貿易法の規定により規制貨物（ 又は技術）に該当する製品があり、 該当する製品を輸出する場合は日本政府の輸出許可が必要です。該当する製品か否かについては本社又は営業所にお問い合わせください。

● 製品改良等により、外観および性能の一部を予告なく変更することがあります。
● 取扱説明書の追加および検査成績書は有償にて申し受けます。
● お問い合わせは、下記営業担当部門等または取扱店へどうぞ。
● ここに記載しました内容は2022年1月現在のものです。

● 価格は変更の可能性があります。ご注文の際にはご確認を頂けますようお願い申し上げます。

※ 製品を廃棄する場合には、法律ならびに地方自治体の条例･規則に従って廃棄してください。
※ 社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。
※ 在 庫 完 売後 廃 止製品につきましてはご面倒ですが必ず 担当営業 員にご 確 認ください。

●ご相談／お問い合せは

URL : https://www.iti.iwatsu.co.jp/
第二営業部

計測営業担当〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492

第二営業部 アカウント営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492
第二営業部

国際営業担当〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
TEL 03-5370-5483 FAX 03-5370-5492

営業推進部

西日本支店

〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-3-6 山岡ビル1F
TEL 06-6535-9200 FAX 06-6535-9215

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166
8201-5248-5
C.S(EB)202201