1

1857P01857

QFA20…

QFA2060D

室内型湿度／温湿度検出器

QFA20…

湿度または温湿度出力





電源 AC 24 V or DC 13.5…35 V
湿度出力 DC 0...10 V / 4 … 2 0 m A
温度出力 DC 0...10 V / 4 … 2 0 m A, LG-Ni 1000 or T1（タイプによる）
湿度計測精度  3 % r.h.（30...70% r.h.代表値）
使用レンジ、15…50 °C / 0…95 % r. h.（結露無し）

用途
QFA20…温湿度検出器は、空調換気設備における室内湿度または温湿度検出用で制御監視モニターおよび警報等の用途として使用されます。
タイプ
型式

温度計測レンジ

温度出力

湿度計測レンジ

湿度出力

電源

QFA2000------

0...100 %DC 0...10 V

AC 24 V or DC 13.5…35 V

QFA2001------

0...100 %4…20 mADC 13.5…35 V

QFA2020

0...50 °C

LG-Ni 1000 1)

0...100 %DC 0...10 V

AC 24 V or DC 13.5…35 V

QFA2040

0...50 °C

T1 (PTC) 1)

0...100 %DC 0...10 V

AC 24 V or DC 13.5…35 V

0...50 °C /  35... 3 5 °C /
 40…+70 °C
QFA2060D

DC 0...10 V

0...100 %DC 0...10 V

AC 24 V or DC 13.5…35 V

0...50 °C /  35... 3 5 °C /
 40... 7 0 °C

4…20 mA

0...100 %4…20 mA

DC 13.5…35 V

QFA2060

QFA20711)

CE1N1857
01.06.2012

模擬抵抗値で出力オーダ
名称、型式、並びに数量を指示してください。
（例）湿度検出器 QFA2000 1 台

機器組合せ
QFA20…温湿度検出器は、DC 0...10 V 、 4 …2 0 m A 、LG-Ni 1000 または T1 入力を使用可能な調節器および装置と組合わせて使用します。“タイプ”参照。

また 変換機 SEZ220 と共に使用し、最大値／最小値、平均値、エンタルピー値、差エンタルピー、絶対湿度、及び露点等の計測に使用する事が可能です。
詳しくはデータシート (5146) を参照してください。
機能
相対湿度計測湿度の検出部に静電容量型の湿度検出素子を使用し、室内相対湿度の変化を検出素子の静電容量の変化として検出します。内部電子回路にてこの静電容量の変化をDC 0...10 V または 4…20 mA（0...100 % r.h 相当）に変換して出力します。

温度計測

温度の検出部には、抵抗型の温度検出素子（NTC10K、LG-Ni 1000 または PTC：T1）を使用し、室内温度の変化を検出素子の抵抗値の変化として検出します。
検出器からの出力は、タイプにより NTC10K を DC 0…10 V または 4…20 mA に変換した出力 （0… 50 °C、– 35…+35 °C or – 40…+70 °C 相当）または LG-Ni 1000 およびT1 の模擬抵抗値で出力されます。“タイプ”参照。

模擬抵抗出力抵抗値計測のため調節器、監視装置などから供給される計測電流は装置により非常に異なっており、抵抗型検出器の計測エレメントの自己発熱に影響を与えます。
その影響を補償するために QFA20…抵抗型検出器では、電子回路により処理した模擬抵抗値を出力するようになっております。

抵抗出力型
温度－抵抗特性(模擬抵抗出力)

LG-Ni 1000 特性

T1 (PTC)特性
R []

1400

3200

1864D01

1811D01

R []

3000
2800

1200

2600
2400

1000

2200
2000
1800

800

1600
600
50 40 30 20 10凡例R

01020 30 40 50 60 70
80 [°C]

1400
40 30 20 1001020 30 40 50 60 70 80 [°C]

出力抵抗（Ω）
温度（℃）

2/7
アーチバック㈱室内型温湿度検出器 QFA20…

CE1N185701.06.2012

DC 電源電圧と負荷抵抗特性

出力端子（ I1：湿度 / I2：温度）
1859D02en

負荷抵抗（電流出力）900

負荷抵抗 [Ω]

800
700

使用不可

600500

使用可能

400300200
1000010203040

供給電圧 [DC V]

機械的デザイン
室内型温湿度検出器 QFA20..は室内、壁取り付け用として設計されています。
通常配線の引き込みは検出器の裏側から行いますが、裏ボックスを使用しないで壁表面を露出配線する場合でも配線を取込める様に検出器の上下にノックアウト穴が付いています。
検出器は、ハウジングとベースから成り、ベースには端子台が付いています。
ハウジングとベースはスナップ式の接続で簡単に脱着出来る構造となっております。
計測値表示

QFA2060D タイプでは、計測値表示用 LCD を備えております。以下の計測値を 5 s 間隔で表示します。
 温度：
 湿度：°C または°F（短絡プラグ位置で選択可能）% r.h.

設定エレメント
Measuring
range
レンジ設定
R1
R2R3
QFA2060D
Display of room
温度単位設定temperature

U1

Testfunction
activ
出力テスト
U2BS-MS
I1

I2

5V0V

35 °C 12 mA

4 mA

0V

5V

20 °C

4 mA 12 mA

5 V 10 V

75 °C 12 mA 20 mA

10 V

20 °C 20 mA 12 mA

5V°C

温度レンジ設定

1857Z01en

2 4

1 3°F

温度設定エレメントは、6 本のピンと短絡プラグから構成されており温度の計測レンジの設定および出力テスト機能を設定可能です。
短絡プラグの位置とその機能は以下の様になります。
 パッシブ温度出力の設定：短絡プラグを「横」に設定
短絡プラグ位置が中(R2) = LG-Ni 1000 or T1 (0...50 °C)
 アクティブ温度出力のレンジ選択：短絡プラグを「横」に設定
短絡プラグ位置が上(R1) = 35...35 °C,
短絡プラグ位置が中(R2) = 0...50 °C （工場設定）
短絡プラグ位置が下(R3) = – 40…+70 °C

3/7
アーチバック㈱室内型温湿度検出器 QFA20…

CE1N1857
01.06.2012

温湿度出力テスト

 出力テスト機能：短絡プラグを ｢縦｣ に設定上の“出力テスト”リストを参照ください。
プラグの位置により、それぞれに対応した U1/ I1（湿度）、U2 / I2（温度）のテスト信号が得られます。
温度レンジ設定

QFA...D タイプでは、温度単位設定用の 4 本のピンと短絡プラグが有りプラグの位置で選択します。
- 短絡プラグを「横」下側にセット = ℃（工場設定）- 短絡プラグを「横」上側にセット = °F

エラー処理

 温度検出器にエラーがある場合、60 秒後に温度出力を U2(I2)＝0V(4 mA)、BSMS>1 MΩ 出力とします。この時湿度出力は、U1(I1)＝10V(20 mA)に固定されます。これは、加湿器の制御に使用している場合、調節器からの制御信号を強制的に切る為です。
 湿度検出器にエラーがある場合、60 秒後に湿度出力 U1(I1)＝10V(20 mA)とします。この時温度の出力は正常出力を保ちます。
 環境に優しい廃棄を確実に実施していただくために大きなプラスチック部品は、
ISO/DIS11469 により識別され、かつ材料が表示されております。

廃棄

エンジニアリングの注意
電圧または電流出力型検出器では、一般的に電力のロスが大きくなっておりこの電力のロスは最終的に計測値に影響を与えます。
温湿度検出器は、内部に温度補償回路を備えておりますが、その補償回路は AC / DC
24 V 電源を使用した場合を基準にしております。従って、DC 13.5…35 V を使用する
場合 DC 24 V 電源を使用する事を推奨します。他の DC 電圧で使用した場合内部の補償回路により、高めまたは低めに計測する事が有るので注意してください。
上以外でも、計測値に影響を与える要素として、下記の様なことが考えられます。
- 気流- 壁面 (平滑, 凹凸)- 壁材 (木, プラスター, コンクリート, ブロック)- 壁側 (室内側, 室外側).
上記の影響を受ける環境下に設置された検出器では、相応の誤差を検出する可能性が有ります。調整の際、最初の通電後約 1 時間程度置いてから誤差を確認し上位の調節器、監視盤等で誤差の微調整をすることを推奨します。但し LCD 表示の校正は出来ません。

検出器への電源は、必ず復巻き絶縁トランスの２次側から供給してください。
トランスの容量は、検出器の容量を確認の上で選定してください。
また 配線については本データシートの“接続図”を参照し、最大配線長は検出器を接続する機器の仕様に準じてください。
ノイズ対策

検出器への配線は、電磁ノイズの影響をなるべく少なくするように施工してください。特に動力ケーブルとの並行配線は避けてください。
また 誘導その他電磁ノイズが考えられる環境では、必ずシールド付きツイストペアケーブルを使用してください。

QFA2071 電源供給

端子 G1()と G2 () には共に DC 電源() を必ず接続してください。I1 ()または I2()の片方のみ使用する場合でも、G1()と G2 () に共に電源供給が必要です。
G1- I1 回 路 と G2- I2 回路は内部で絶縁されております。

4/7
アーチバック㈱室内型温湿度検出器 QFA20…

CE1N1857
01.06.2012…
.
.

取付け上の注意
取付け場所

取付け要領

制御、計測対象となる部屋の平均温度を拾える場所で、床上 1.5ｍ程度の壁面に取り付けます。
以下のような場所は避けてください。
- 凹んだ場所や棚の中- カーテンの中- 熱源の近くまたは裏側付近- 日射の影響を受ける場所
電線管で施工する場合、配管の末端はシーリング材等でシールし検出部がドラフトによる外乱の影響を受けない様に施工してください。
本体パッケージ裏側に取付け要領がプリントして有ります。
取付けの際に参照してください。

調整時の注意検出器の調整に際しては、調整前に必ず配線のチェックをしてください。
必要に応じて出力テスト機能を使用して調整してください。
出力テストについては、3 ページ、“設定エレメント”を参照してください。
パッシブ（抵抗出力）型検出器の模擬抵抗出力試験の場合、汎用のテスターを使用し検出器本体端子上で抵抗計測を行うと誤差の原因となります。
これは検出器の計測電流が小さすぎる為です。

技術データ
供給電圧

AC 24 V  20 % or DC 13.5...35 V

周波数50 / 60 Hz （AC 24 V の場合）

消費電力
QFA2…
QFA2001
QFA2071
QFA2020, QFA2040

0.4VA
0.7W
1.4W
1VA

信号配線長

許容最大配線長

接続する機器の仕様に準ずる

湿度検出器

計測レンジ

0…100 % r. h.

使用レンジ

0…95 % r. h.（結露無し）計測精度(*)（23 °C 、電源 AC/DC 24 V の場合）
0...95 % r.h.
30...70 % r.h.

 5 % r.h.
 3 % r.h.

電源…
.
.
..
.
.
.

(*)センサーの出力信号と電源
0...10V 信号： AC24V
4...20mA 信号： DC24V
温度ドリフト 0 . 1 % r.h. / ° C

時定数< 20 s

出力信号（U1 端子）：リニア

DC 0...10 V

出力信号（I1 端子） ：リニア

4…20 mA 0...100 % r.h.
3 ページ“負荷抵抗”参照

負荷抵抗
温度検出器
QFA2060 (D), QFA2071（アクティブ出力）

0...100 % r.h., max.  1 mA

計測レンジ

0...50 °C /  35... 35 °C / – 40…+70 °C

使用レンジ-15...50 °C

計測エレメント

NTC 10 k計測精度 (*) (電源 AC/DC 24 V の場合)
23 °C
15...35 °C
 35...+50 °C

 0.3 K
 0.8 K
1 K…
…
.
…

5/7
アーチバック㈱室内型温湿度検出器 QFA20…

CE1N1857
01.06.2012

…

(*)センサーの出力信号と電源…

0...10V 信号： AC24V
4...20mA 信号： DC24V
8.5 min（気流、壁のふく射による）出力信号（ U2 端子）：リニア

0...50 °C /  35... 35 °C / – 40…+70 °C
max.  1 mA

出力信号（ I2 端子）：リニア

4…20 mA 0...50 °C /  35...+35 °C/  40...+70 °C
3 ページ“負荷抵抗”参照

負荷抵抗
温度検出器
QFA2020, QFA2040（パッシブ抵抗出力）

.

時定数

計測レンジ

0...50 °C

計測エレメントQFA2020
QFA2040

LG-Ni 1000
T1 (PTC)

計測精度(*) (電源 AC/DC 24 V の場合)
15...35 °C
 35...+50 °C

 0.8 K
1 K(*)センサーの出力信号と電源
0...10V 信号： AC24V
4...20mA 信号： DC24V
時定数

8.5 min（気流、壁のふく射による）

…

…
.
.
..
.
.
.

許容計測電流QFA2020
QFA2040

1.18…4.21 mA
0.53…1.89 mA

ハウジング

IP 30（IEC 60529）

安全クラス（絶縁）III （EN 60 730）

電気配線

接続端子サイズ1  2.5 mm2 or 2  1.5 mm2

周囲条件

作動時
気象条件
温度（ハウジング、電子部品）
湿度
機械的条件

IEC 60721-3-3
クラス 3K5
 15...+ 50 °C
0…95 % r.h （結露なし）

保管／輸送時
気象条件
温度湿度
機械的条件

IEC 60721-3-2
クラス 2K3
 25... 70 °C< 95 % rh. （結露なし）
クラス 2M2

ハウジング前面

ASA + PC, NCS S 0502-G（白）

保護データ

材質、色

クラス 3M2

RAL9010 相当
ハウジング底面

ASA + PC, NCS 2801-Y43R（グレイ）RAL7035 相当

べース

PC, NCS 2801-Y43R（グレイ）RAL7035 相当

標準規格

検出端（完全アセンブリ型）

シリコンフリー

パッケージ
製品安全性
住居、及び類する用途に使用する自動電気制御機器

段ボール

電磁両立性
イミュニティー
エミッション

EN 61 000-6-1
EN 61 000-6-3

適合

EMC 指令 2004/108/EC

Ｃチェック適合オーストラリア EMC フレームワーク
無線ノイズ放出規格

無線通信条例 1992
AS / NZS 3548

環境両立性

環境、品質関連質量

本体+パッケージ.
.

EN 60 730-1

ISO 14001 (環境)ISO 9001 (品質)RL 2002/95/EC (RoHS 対応)

LCD 無し約 0.13 kg

LCD 付き約 0.15 kg

6/7
アーチバック㈱室内型温湿度検出器 QFA20…

CE1N185701.06.2012

配線

U1U2r.h.

G0

QFA2001

U1BSMS

Gr.h.

G0

U1

QFA2071(r.h.)

I1

G2

G1

1864G04

G1(r.h.) (R1 = 35...35 °C / R2 = 0...50 °C /I1 R3 = ... °C) I2

1864G05

G0G

QFA2000

1857G03

R1 = -35...+35 °C /R2 = 0...50 °C
R3 = -40...+70 °C /r.h.

1857G01G

QFA2020,
QFA2040（シリーズ B 以降）
1857G02

QFA2060
QFA2060D

G, G0

電源 AC 24 V (SELV) or DC 13.5...35 V

G1, G2

電源 DC 13.5...35 V

U1

湿度出力 DC 0...10 V （0...100 % rh）

U2

温度出力 DC 0...10 V  35...+ 35 °C (R1) / 0...50 °C (R2) /  4 0 ...+ 7 0 °C (R3)

I1

湿度出力 4…20 mA (0...100 % r.h).

I2

温度出力 4…20 mA 0...50 °C (R2),  35...+ 35 °C (R1) or  40...+ 70 °C (R3)BS, MS

工場設定= 0...50 °C（R2）
温度出力 LG-Ni 1000 or T1 （0…50 °C）、注：配線は、極性有り。

工場設定= 0...50 °C（R2）(注) QFA2071 配線：温度計測のみの場合、G1-I1 に DC 電源が必要です。下記配線例参照
ＤＣ24Ｖ

温湿度検出器

ＤＣ24Ｖ

温湿度検出器+G1I1+-

湿度計測器

+

G1I1-

G2I2+-

温度計測器

-G2I2

ＤＣ24Ｖ+-

湿度計測器+

G1I1-G2I2（湿度計測のみ）（温湿度計測）温湿度検出器+-

温度計測器（温度計測のみ ： G1-I1に電源が必要です）

寸法（ｍｍ）

90

36566060

1857M01

9,556

100

4,2

穴開け寸法
本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社

東テク北海道株式会社 本社ビル内

URL: www.archvac.co.jp/

TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。
7/7

アーチバック㈱室内型温湿度検出器 QFA20…

CE1N1857
01.06.2012