任意波形発生器/ファンクション・ジェネレータ

T3AFG30 / T3AFG60
お手頃価格の2チャンネル
30 MHz – 60 MHz
T3AFG30/T3AFG60は、最大60 MHzの帯域幅、最大サンプリングレート150MS / s、垂直分解能14ビットの2チャンネルタイプの任意波形発生器/ファンクション・ジェネレー
タです。
4.3型・タッチパネル・ディスプレイ、多彩な組み込みの任意波形、幅広い変調方式のサポートによりさまざまなアプリケーションに対応が可能です。

主な機能と特徴● 帯域幅30MHz、60MHz 基本機能を充実した安価な2チャンネルタイプ● 先進の4.3型・タッチパネル・ディスプレイ

 出力波形イメージを表示されるため設定が容易● 最大サンプリングレート150MS / s詳細に波形の出力が可能● 多彩な組み込みの任意波形

組み込みの任意波形を読み込んで再生可能● 幅広い変調方式をサポート– AM、DSB-AM、FM、PM、

多種の変調波形をすばやく選択設定出来ます

FSK、ASK、PWM、Sweep、 Burst、PSK

主な仕様
帯域幅30 MHz – 60 MHz

チャンネル2チャンネル

メモリ長

16 kポイント / Ch

サンプリング速度

150 MS /s

ディスプレイ4.3インチTFTLCDディスプレイ

T3AFGシリーズ
モデル

T3AFG5/10

T3AFG30/60

T3AFG40/80/120

T3AFG200/350/500

帯域幅5/10 MHz

30/60 MHz

40/80/120MHz

200/350/500 MHz

出力チャンネル数

1222

サンプリング速度

125 MS/s

150 MS/s

1.2GS/s

2.4GS/s

14 bit14 bit16 bit16 bit

垂直分解能
メモリ
ディスプレイ

16 k

16 k

8M

20M

3.5インチ カラー

4.3インチ カラー

4.3インチ カラー

4.3インチ カラー

製品概要
オーダー情報
モデル

帯域幅

チャンネル

メモリ

サンプリング速度

T3AFG30

30 MHz216 kポイント

150 MS /s

T3AFG60

60 MHz216 kポイント

150 MS /s

機能

T3AFG30/T3AFG60

内蔵波形

標準：5、任意：196

入出力

2波形出力、カウンター入力、Aux入力/出力、10MHzクロック入力/出力

変調機能

AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、PWM、 Sweep、 Burst、 Harmonic

TrueArb、EasyPulse

可能

最大振幅出力≤ 10 MHz：50Ωで10Vpp、HiZで20Vpp> 10 MHz：50Ωで5Vpp、 HiZで10Vpp

垂直D / A解像度

14ビット

高性能

優れた接続性● 帯域幅30 MHz〜60MHz● すべて2チャネルモデル● チャネルメモリ 16 kポイント● 大容量ストレージ用のUSBホストポート

立ち上がり/立ち下がり

変調

立ち上がり/立ち下がり時間は、任意の周波数で最小16.8ns、最大22.4sに個別に設定できます。

AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、PWM、DSB-AMなどの幅広い変調タイプをサポートします。

バースト・モード

出力電圧‘N Cycle’と‘Gated’をサポートし、バーストのソースとして「内部」、「外部」または「手動」が選択できます。

ハイインピーダンス負荷への出力振幅は、最大20MHzの周波数で20Vpp、20MHzを超える周波数で10Vppの性能があります。

2● USBデバイスポート（USBTMC）● LANポートスイープモード「直線」、「対数」掃引が選択でき、「上昇」、「下降」が選べます。またソースとして「内部」、「外部」または「手動」が選択できます。

低ジッタ
T3AFGシリーズは、低ジッタ設計で、優れたエッジ安定性を備えた波形を生成できます。ジッタ性能が向上するとエッジの安定性が向上し回路設計の信頼性が高まります。

スプリアス
正弦波出力は、60MHzおよび0dBmでスプリアス・アーチファクトをほとんど出力しません。

スマート機能● スイープ出力キャリアは、正弦波形、方形波形、ランプ波形、任意波形にすることができます● 内部または外部信号制御下でのバースト出力● 波形タイプにはDCが含まれます● 周波数分解能1µHz● DSB-AM:Double Sideband AM modulation● 最大16個の高調波を生成するハーモニック関数● 多言語ユーザーインターフェイス

カウンタ機能背面パネルのBNCで信号の周波数（100mHz〜200MHz)を測定が可能で、周波数、パルス幅、デューティー、名目周波数からの偏差を統計値で出力できます。

I / O接続● LANおよびUSB● 10MHzリファレンス入力/出力● Aux入力/出力● 外部変調入力● 外部バースト/スイープトリガ入力● 外部ゲート入力● 内部ソースが使用されている場合、Aux入力/出力はトリガパルスを出力します● 外部カウンタ入力

3仕様
周波数仕様
モデル

T3AFG30

波形

Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, ArbitrarySine

1 μHz – 30 MHz

1 μHz – 60 MHz
1 μHz – 60 MHz

Square1 μHz – 30 MHz

Pulse

1 μHz – 12.5 MHz

Ramp/Triangular

1μHz– 500 kHz

Noise

60 MHz（ �3dB ）Arbitrary

1 μHz – 6 MHz

解像度

1 μHz

確度

0〜40℃で1年目のエージング：± 25 ppm

T3AFG60正弦波
高調波歪み

DC – 10 MHz <- 60 dBc、10 MHz – 30 MHz <- 50 dBc、30 MHz – 60 MHz<- 40 dBc

全高調波歪み0.075％、0 dBm、10 Hz – 20 kHz

スプリアス信号（非高調波）

DC < 10 MHz <- 65 dBc、10 MHz – 30 MHz <- 55 dBc、30 MHz – 60 MHz <- 40 dBc

方形波立ち上がり/立ち下がり時間

4.2 ns、10％– 90％、1Vppで50Ω負荷

オーバーシュート

3％（標準、100 kHz、1 Vpp、50Ω負荷）

デューティサイクル

10％– 90％、周波数設定により制限

ジッタ

300 ps + 0.05 ppmの周期、1 Vpp、50Ω負荷

3.8 ns、10％– 90％、2.5Vppで50Ω負荷

Pulse
パルス幅

最小32.6 ns、精度±（0.01％+ 1 ns）

立ち上がり/立ち下がり時間（10％ 16.8 ns – 22.4 s〜90％、代表値）
デューティサイクル

0.001％– 99.999％、0.001％の解像度、パルス幅によって制限

オーバーシュート

3％（標準、100 kHz、1 Vpp、50Ω負荷）

ジッタ(pk-pk)

300 ps + 0.05 ppmの周期、1 Vpp、50Ω負荷ランプ/三角波
直線性

Vppの≤1 ％（代表値、1 kHz、1 Vpp、100％Symmetry）

Symmetry

0 % – 100 %

高調波出力
オーダ

最大10タイプ

偶数、奇数、すべて任意波形
波形の長さ16kポイント

垂直解像度

14 bits

サンプルレート

30 MS / s Arbモード、150 MS / sDDSモード

最小立ち上がり／立ち下がり時間

8 ns（代表値）

ジッタ(pk-pk)

300 ps、TrueArbモード、67 ns DDSモード、pk-pk

内蔵Arb波形数

196波形

ノイズ特性
-3dB帯域幅60 MHzDC特性
範囲-10 V〜 + 10 V HiZ負荷、-5V〜 +5V 50Ω負荷

確度±（1％+ 2 mV）HiZ負荷

4高調波出力特性
オーダ

16

タイプ

すべて、偶数、奇数

出力特性
範囲

2 mV –20Vpp≤10MHzHiZ負荷、2 mV – 10 Vpp> 10 MHzHiZ負荷
50Ωの負荷は値が半分になります

確度±（1％+ 1 mVpp）10 kHz正弦波、0Vオフセット

振幅の平坦度±0.3 dB、50Ω負荷、0.5 Vpp（参照1 MHz正弦波）

出力インピーダンス

10kHzの正弦波で50Ω±0.5Ω

出力電流± 200 mA

チャネル間クロストーク-60 dBc、0 dBm、正弦波、50Ω負荷変調特性– AM
キャリア

Sine, Square, Ramp, Arb

モジュレーションソース

内部/外部

変調波

Sine, Square, Ramp, Noise, Arb

変調度

0 – 120 %変調周波数

1 mHz – 20 MHz、変調ソース「内部」

変調特性– FMキャリア

Sine, Square, Ramp, Arb

モジュレーションソース

内部/外部変調波

Sine, Square, Ramp, Noise, Arb

変調度

0 – 0.5 * BW（BWは、周波数設定によって制限される最大出力周波数です）

変調周波数

1 mHz – 20 kHz、変調ソース「内部」

変調特性– PMキャリア

Sine, Square, Ramp, Arb

モジュレーションソース

内部/外部波形の変調

Sine, Square, Ramp, Arb, Noise

位相偏差0度–360度

変調周波数「内部」変調源で1mHz〜20 kHz

変調特性– ASK
キャリア

Sine, Square, Ramp, Arb

モジュレーションソース

内部/外部波形変調

50％のデューティサイクルの正方形

キーイング周波数

1 mHz〜50kHz「内部」変調源による周波数設定によって制限されます

変調特性– FSK
キャリア

Sine, Square, Ramp, Arb

モジュレーションソース

内部/外部波形変調

50％のデューティサイクルの正方形

変調周波数「内部」変調ソースで1mHz〜50 kHz

変調特性– PSK
キャリア

Sine, Square, Ramp, Arb

モジュレーションソース

内部/外部波形変調

50％のデューティサイクルの正方形

変調周波数「内部」変調ソースで1mHz〜50 kHz

5仕様

変調特性– PWM
キャリア

Pulse

モジュレーションソース

内部/外部波形変調

Sine, Square, Ramp, Noise, Arb

変調周波数「内部」変調源を使用して1mHz〜1 MHz

パルス幅偏差分解能

最小6.67ns

バースト特性キャリア

Sine, Square, Ramp, Noise, Pulse, Arb

タイプ

カウント（1〜1 Mサイクル）、無限、ゲート

キャリア周波数

2 mHz –最大出力周波数停止/開始フェーズ

0度から360度

内部期間

1 µs –1000ｓ

トリガソース

内部、外部、手動

ゲートソース

内部、外部

トリガ遅延

最大100秒

スイープ特性キャリア

Sine, Square, Ramp, Arb

タイプ

Linear、Log

方向Up, Down

キャリア周波数

1 µHz –最大出力周波数

スイープ時間1ｍｓ–500ｓ

トリガソース

内部、外部、手動

周波数カウンタの特性
機能

周波数、周期、正/負のパルス幅、デューティサイクル

カップリング

DC、AC、HF REJ

周波数範囲

DC：100 mHz – 200 MHz、AC：10 Hz – 200 MHz

DC入力振幅100 mV rms – ± 2.5 V < 100 MHz
200 mV rms – ± 2.5 V 100 MHz – 200 MHz

AC入力振幅100 mV rms – 5Vp-p <100 MHz
200 mV rms – 5Vp-p 100 MHz – 200 MHz

入力インピーダンス

1MΩ

基準クロック入力
周波数10 MHz振幅

最小1.4Vp-p

入力インピーダンス

50kΩ、AC結合

基準クロック出力周波数

内部基準クロックに同期した10MHz

振幅

高インピーダンス負荷への最小2Vp-p

出力インピーダンス

50 Ω

外部トリガ入力
V in Low-0.5 V〜 + 0.8 V

V in High

2 V〜5.5 V

方向Up, Down

入力インピーダンス

100 kΩ

最小パルス幅100 ns

最大応答時間100 ns –スイープ、600 ns –バースト6

トリガ出力V out Low

8mAで最大0.44V

V out High-8mAで最小3.8V

出力インピーダンス

100Ω

最大周波数

1 MHz

同期出力
V out Low

8mAで最大0.44V

V out High-8mAで最小3.8V

出力インピーダンス

100Ω

最大周波数10 MHz

パルス幅500 ns

変調入力
周波数0 Hz〜50 kHz

入力インピーダンス

10kΩ

100での振幅％変調度

最小11Vp-p、標準12 Vp-p、最大13 Vp-p      

一般的な特性電源
電圧50Hz/ 60Hz：100V〜240 V（± 10％） 、400Hz：100V〜120 V（± 10％）

消費電力

標準21W、最大50 W

ディスプレイ
色深度

24ビット

コントラスト比

350:1

輝度

300 cd / m 2

環境
動作温度：

0℃～40℃

保管温度-20℃～60℃

動作湿度5％〜90％≤30゜C | 5％〜50％> 30℃

非動作湿度

5％～95％

最大動作高度3048メートル≤30℃

最大非動作高度

15000メートル

校正
校正間隔

毎年

物理的仕様
寸法

W x D x H = 260.3 mm x 107.2 mm x 295.7 mm

正味重量

3.43 kg

総重量4.35 kg

コンプライアンス
LVD

IEC 61010-2:2010

EMC

EN61326-1:2013

オーダー情報モデル
標準付属品

T3AFG30

30 MHzT3AFG60

60 MHzクイックスタートガイド
USBケーブル
校正証明書
電源コード

すべてのT3AFGシリーズには、3年間の保証が付いています
7

御用命は

テレダイン・レクロイ お客様窓口
テレダイン・ジャパン株式会社

株式会社マックシステムズ●本社〒460-0003

名古屋市中区錦1-7-2

TEL：(052) 223-2811●刈 谷 営 業 所

TEL：(0566) 63-6801

lecroy.contact.japan@teledyne.com

FAX：(052) 223-2810〒448-0003

刈谷市一ツ木町3-1-14

https://teledynelecroy.com/japan/

楠本第15ビル6F

FAX：(0566) 63-6800

URL；https://www.macsystems.co.jp

2021年6月発行

202106-PDF