音響パワーレベル測定システム
DS-3000シリーズ

マルチチャンネル同時計測に対応した音響パワーレベルの測定システムです。
入力は最大32チャンネルまで拡張が可能。
測定環境は、半無響室等の各種音場に対応しています。
各種測定法（ISO 3744、ISO 3745、ISO 3746、
ISO 7779、
JIS X 7779）に対応しています。
当社ではマイクロホン固定治具からトラバース装置まで一括して製作致します。

半無響室音響パワーレベル 測定システム
半無響室床面に設置した音源を取り囲む半球面上、または直方体上の測定点に複数の（半球法：通常10点、最大20点、直方体：通常9点/最大48点※）マイクロホンを設置し、音源の音圧レベル測定・暗騒音測定から音響パワーレベルを算出致します。
※最大32chの為、例えば24点×2回■

半球面上／10ch同時測定システム
適用規格／ISO 3744（実用法）／ISO 3745（精密法）／ISO 3746（簡易法）【実用法の基本測定点】【測定イメージ】

Y34760˚
1108X6952

半 無 響 室
0.99r
0.66r

測定点の高さ・計測用マイクロホン（MI-1235）：10本・マイクロホンプリアンプ（MI-3111）：10本・マイクロホンスタンド又は半球面マイク固定治具
・10ch DS-3200
・パソコン（OS：Windows 7）

Z

10ch

0.89r
1081.0r

0.75r
0.45r
0.15r 17 9
4 5・プリンタ

6X

2 3

対 応ソフトウェア

DS-3200

パソコン

プリンタ

マイクロホン10本分を同時処理することで、短時間で音響パワーレベルが求まります。

■

32ビット版 / 64ビット版

・DS-0231A
音圧法音響パワーレベル
計測ソフトウェア

直方体面上／ISO 7779「音響−情報技術装置から放射される空気伝搬騒音の測定」対応システム
適用規格／ISO 3744（実用法）／ISO 3746（簡易法）／ ISO 7779（実用法）／JIS X 7779
【実用法の基本測定点】【測定イメージ】● 基本測定点Z

基準箱5Y6測定平行六面体

9d8c7

半 無 響 室213bXb・計測用マイクロホン（MI-1235）：9本・マイクロホンプリアンプ（MI-3111）：9本・マイクロホンスタンド
・10ch DS-3200
・パソコン（OS：Windows 7）

314d12h

11 da

9cha・プリンタ

対 応ソフトウェア

ここでは半無響室における直方体面上での測定例を示します。また、衝撃性パラメータ及び顕著な離散音の測定という独自の記載もあります。
ISO 7779では、オペレータ位置・バイスタンダ位置での音圧レベル測定も規定されています。

32ビット版 / 64ビット版

DS-3200

パソコン

プリンタ

・DS-0231A
音圧法音響パワーレベル
計測ソフトウェア+DS-0255A
放射音圧レベル
計測ソフトウェア

DS-0231A ｜ 音圧 法音 響パワーレベル計 測ソフトウェア
1.規 格

無 響 室／ISO 3745
半 無 響 室／ISO 3744／ISO 3745／ISO 3746／ISO 7779
残 響 室／ISO 3741
響きの少ない大きな部屋／ISO 3744

2.対応測定面

球面上、半球面上、直方体面上、残響室内固定点、残響室内移動マイクロホン等による方法

3.算出値（LAeq）●各マイクロホンの等価音圧レベル（Leq） ●等価騒音レベル●音響パワーレベル（LW）●A特性音響パワーレベル（LWA）●暗騒音補正値（K1）●環境補正値（K2）●気温・気圧補正値（C1、C2など）

DS-0255A ｜ 放 射 音圧レベル計 測ソフトウェア（ISO7779 対応）
1.対応音場

半 無 響 室／残 響 室

2.対応測定面

球面上、半球面上、直方体面上、残響室内固定点、残響室内移動マイクロホン等による方法

3.算出値●等価騒音レベル（LAeq）●各マイクロホンの等価音圧レベル（Leq）●音響パワーレベル（LW）●A特性音響パワーレベル（LWA）●暗騒音補正値（K1）●環境補正値（K2）●気温・気圧補正値（C1、C2など）●ワークの運転条件（最大5条件）毎のLw及び放射音圧レベルの測定●オペレータ位置及びバイスタンダ位置における放射音圧レベルの測定●顕著な離散音の指標（△LT）の計算（FFT方式にて）●C特性の時間ピーク値（LpCpeak）●衝撃性パラメータ（△LI）など

DS-0231A・0255A 用 ｜ 規格変 換ツール 2010・2012 年版
DS-3000ハードウェアとWindows®7環境で動作するDS-0231A（音圧法音響パワーレベル計測）/DS-0255A（放射音オフライン処理圧レベル計測）の各測定結果ファイルを、規格変換ツール※と多機能グラフ作成ツールO-Chartとを組み合わせ、することで、下記に示す規格に対応した暗騒音補正値、温度・気圧補正値、指向性（指標値）及び結果（帳票）が得られます。
※規格変換ツールの動作環境はWindows®7（32ビット版）です。

適用規格／ISO 3744・ISO 7779：2010／ISO 3745・JIS X 7779：2012【概要図】

1.ファイル選択

2.規格選択DS-0231A
DS-0255A

3.出力ファイル

4.帳票表示

変換済ファイル
CSV

測定結果
ファイル
CSV

レポート用
ファイル
CSV
規格変換ツール

DS0231CNV.exe (画面）O-Chart OC-1310（画面）■ 半球面マイク固定治具■ マイクロホントラバース装置

■ 出力例

■価型

格
名台数

価格（税抜き）10ch構成 システム価格

1式￥5,624,000〜

DS-3204

DS-3200 4chメインユニット

1￥1,400,000

DS-03644ch入力ユニット

1￥800,000

DS-03622ch入力ユニット

1￥500,000

DS-0231A

音圧法音響パワーレベル計測ソフトウェア

1￥600,000

DS-0255A

放射音圧レベル計測ソフトウェア（ISO 7779対応）

1￥500,000

規格変換ツール 2010・2012版（DS-0231A・0255A 用）

1￥155,000-品

名O-Chart Basic

1￥95,000

システムアッセンブリ費

1￥120,000

MI-1235

計測用マイクロホン

10￥700,000

MI-3111マイクロホンプリアンプ

10￥380,000

MI-0311延長ロッド

10￥100,000

MX-120

BNCケーブル（20 m）

10￥54,000

SC-3120

音響校生器（ピストンホンタイプ）

1￥220,000

OC-1310-※パソコンが別途必要になります。
●

半球面マイク固定治具及びマイクロホントラバース装置は、別途御見積いたします。

●

音響パワーレベル測定は、システム提案の他に受託測定も承ります。

●

DS-3000シリーズ、O-Chart、MI シリーズは、別途詳しいカタログをご用意しておりますのでご請求ください。

音響・振動のコンサルティング
音 響・振 動 の 計 測 からその 評 価・対 策まで 、お 客 様 の 問 題 解 決 のため の 受 託 測 定 やコンサ ル ティングも 承ります 。
詳しくは 最 寄りの 弊 社 営 業 所またはお 客 様 相 談 室までお 問 い 合 わ せください 。
※Microsoft® Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

お客様へのお願い

当社製品（役務を含む）を輸出または国外へ持出す際の注意について
当社製品（役務を含む）を輸出または国外へ持出す場合は､外為法（外国為替及び外国貿易法）の規定により､リスト規制該当品であれば､経済産業大臣へ輸出許可申請の手続きを行ってください。
また非該当品であれば､通関上何らかの書類が必要となります。尚､非該当品であってもキャッチオール規制に該当する場合は､経済産業大臣へ輸出許可申請が必要となります。お問い合わせは､当社の最寄りの営業所または当社総務法務課（電話045-476-9707）までご連絡ください。
●記載事項は変更になる場合がありますので、ご注文の際はご確認ください。

注意●機器を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●代理店・販売店〒222-8507 神奈川県横浜市港北区新横浜3‒9‒3 TEL.
（045）
935‒3888

お客様相談室フリーダイヤル 0120−388841

受 付 時 間 ： 9 : 0 0〜1 2 : 0 0 ／ 1 3 : 0 0〜1 8 : 0 0（ 土・日・祝日を除く）

北 関 東（028）
松（053）
684‒2400 浜
462‒5611
埼
玉（048）
474‒8311 ト ヨ タ（0565）
31‒1779
首 都 圏（045）
部（052）
935-3838 中769‒6571
沼津（055）西（06）988‒3738 関
6386‒3141

ホームページアドレスE‒mailアドレス
CAT.NO.1620-03 Printed in Japan 147
（KO）
1.5K

14.7月改訂

広九
海島（082）
246‒1777
州（092）
432‒2335
外（045）
935-3918

http://www.onosokki.co.jp/
webinfo@onosokki.co.jp＊本カタログ記載の価格はすべて税抜き価格です。