ＳＳ
空気集熱器の集熱効率試験方法
Test methods for efficiency of air heatingcollectors
SS－TS010

2017 年 7 月 28 日制定

一般社団法人ソーラーシステム振興協会

SS-TS010
目次※JIS A 4112 の章番号に基づく
1．適用範囲 ················································································ 1
2．引用規格 ················································································ 1
3．用語及び定義 ·········································································· 15．集熱器の種類及び集熱器各部の名称 ············································ 310．試験方法 ·············································································· 6附属書 G····················································································· 7解説 ··························································································· 8SS-TS010
1適用範囲
この規格は，空気集熱式の太陽光発電機能付き集熱器及び透過体無し集熱器の集熱試験方法，データ整理，結果の表示方法について，現行の JIS 基準（JIS A 4112:2011）を加筆・修正する部分について，規定する。
（赤字が該当）ただしこの自主基準で記載する集熱器に関しては 8 性能の表 8 に記載する集熱性能の制限は適応されない。
2

引用規格
ISO 9488

3

Solar energy－Vocabulary

用語及び定義この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。

3.11a) 集熱器総面積 A
集熱器の取付金具，集熱器の外部配管接続口など集熱器からの突出部を除いた 3.10 に定義した集熱面に平行な面への投影面積。(図 1 参照)
集熱器を現場で施工する場合には，上記に加え，供給業者標準仕様にて構成される最小または適切な寸法の一単位を集熱器とみなす。その時，集熱器の取付のための構造は集熱器総面積から除外してもかまわないが，その構造が集熱器の構成，熱媒流路，断熱，気密等，集熱器を構成する機能を有する場合には除外してはならない。
（図 1-2 参照）
W1W2L2

L1

集熱器総面積A＝W1 × L1
開口面積
Aa＝W2 × L2

図 1-1－空気集熱式平板型集熱器の集熱器総面積と開口面積の例

1

SS-TS010

L1 ＝ L2
集熱器総面積A＝W1 × L1
開口面積
Aa＝W2 × L2

W2W1

図 1-2－空気集熱式透過体付き集熱器の集熱器総面積と開口面積の例

L1 ＝ L2

集熱器総面積A＝W1 × L1開口面積
Aa＝W2 × L2

W1＝W2

図 1-3－空気集熱式透過体無し集熱器の集熱器総面積と開口面積の例

2

SS-TS010

L1 =集熱器総面積
A＝W1 × L1
開口面積
Aa＝W2 × L2

W1＝W2

図 1-4－空気集熱式太陽光発電機能付き集熱器（PVT）の集熱器総面積と開口面積の例b) 開口面積 Aa
集光されていない太陽放射が集熱器に入射する前に通過する部分の，最大投影面積。
図 1-1～1-4 を参照
3.36
太陽光発電機能付き集熱器（PVT：Photovoltaic and Thermal）
太陽光発電パネルと集熱器を組合せたシステムで熱と電気を供給する。

5

集熱器の種類及び各部の名称

5.1

集熱器の種類

集熱器の種類は，次による。
c)

L2

集熱器は，集熱器の特徴によって区分し，表 2-2 の種類を付加する。
表 2-2―集熱器の特徴による種類
種類
集熱器の特徴透過体付き
透過体を持つ集熱器
太陽光発電機能付き 太陽光発電の機能を付加した集熱器
透過体無し
透過体を持たない集熱器

3SS-TS010
5.2

集熱器各部の名称⑧③②①④⑧d-2) 空気集熱式平板形集熱器の例 2③①⑧④e) 空気集熱式透過体付き集熱器の例

4SS-TS010①⑧④f）空気集熱式透過体無し集熱器の例①⑨(③)⑧④g) 空気集熱式太陽光発電機能付き集熱器の例

番号

名称番号

名称番号

名称

①集熱体

③

透過体

⑧ダクト接続口

②

外装箱

④断熱材

⑨太陽電池

5SS-TS010
10 試験方法
10.1 集熱性能試験
10.1.4.3 空気集熱式集熱器用試験装置
試験装置は，図 4 ならびに図 4-2 に示す機器から構成し，次による。ただし，図 4 ならびに図 4-2 は一例であり，これと同等の装置を用いてもよい。
e)

現場で施工する集熱器において，試験は，断熱材や鋼板の種類，各部の寸法等を施工手順書通りに準備すること。
集熱器下面の断熱材を建築と共用している集熱器については，集熱試験にあたり集熱器下面に断熱材を付加しても良い。ただし断熱材に指定のない場合は，熱抵抗値 1.00
[m2K/W]以下のものを使用し，その性能を試験報告書に記載すること。
気密材，コーキング類は施工手順書にて指示されたものを必ず使用すること。

f)

太陽光発電機能付き集熱器を用いて集熱試験を実施する場合には，十分な発電量を確保した状態で集熱試験を実施すること。参考に発電量を試験報告書に記載すること。ただし，本規格では発電量の評価は対象としない。

温度差計
温度計

温度差計

全天日射計
風速

温度計

外気温体
試験

冷温水
発生器
流量計

送風機

温度計
湿度計

図 4-2―空気集熱式集熱器試験装置構成図 例 26

SS-TS010
附属書Ｇ（参考）
空気集熱式集熱器の施工について
G.1 施工上の注意点について現場で施工する集熱器においては，集熱器の性能を担保するために，施工手順書に沿った施工を厳格に実施することが要求される。現場における施工者の一般的な注意事項を以下に記載する。
a) 施工は施工手順書に準じて行うこと。断熱材や鋼板の種類，各部の寸法等は施工手順書から変更してはならない。
b) 気密材，コーキング類は施工手順書にて指示されたものを使用すること。
c) 断熱材は，施工手順書に記載された材種，厚みのものを，記載の通りに施工すること。
d) 熱媒流路ならびに透過体と集熱体の間の空気層の高さは，施工手順書の記載の通りに施工すること。
e) 熱媒流路に防水シート等を設置する場合には，施工手順書に記載の材種，厚み，色のものを，記載の通りに施工すること。
G.2 施工の担保について集熱器を現場で施工する場合，施工者は施工の第三者担保を実現するため，ならびに将来のメンテナンスのため，G.1 の内容を確認できるよう以下を実施すること。
a) 施工手順書の指示に依らない場合には，下記資料にその旨を記載すること。
b) 施工中の写真や施工図を記録として残すこと。
c) 必要に応じて G.2 b)が閲覧に供することができるよう準備すること。

7SS-TS010
解説
この解説は，本体及び附属書に規定した事柄，並びにこれに関連した事柄を説明するもの
で，基準の一部ではない。
この基準は 2017 年 7 月 28 日に制定した。
太陽熱利用は JIS で定めているものだけではなく、幅広く利用されているが、それを評価する規格がないことから、太陽熱利用の普及に妨げになることがある。最近は、太陽光発電が普及してきており、さらに、太陽光発電パネルを集熱器としても利用する太陽光発電機能付き集熱器（PVT）も普及し始めている。このような JIS で評価できない太陽熱技術を評価することにより、太陽熱利用の普及が進むことを期待する。

8

SS-TS010
優良ソーラーシステム認証制度 認証審査委員
氏名
所属委員長

宇田川 光弘

工学院大学 名誉教授

委員

田中 耕太郎

芝浦工業大学 教授

萩原 伸治

一般財団法人建材試験センター

蒲谷 昌生

株式会社ソーラーシステム研究所

関家 一弘

株式会社エックス都市研究所

村上 知徳

三井ホーム株式会社

山口 憲一

一般財団法人ベターリビング

城出 浩作

一般社団法人ソーラーシステム振興協会

浅井 俊二

一般社団法人ソーラーシステム振興協会

水谷 真奈美一般社団法人ソーラーシステム振興協会

事務局

一般社団法人ソーラーシステム振興協会技術委員（社名五十音順）
氏名
所属
委員

事務局

高野 章弘

F-WAVE 株式会社盧炫佑

OM ソーラー株式会社

稲垣 卓志

株式会社サンジュニア

貞包 洋祐

株式会社長府製作所

荒井 達朗

株式会社ノーリツ

小池 貴幸

パーパス株式会社

鈴木 雄

矢崎エナジーシステム株式会社

城出 浩作

一般社団法人ソーラーシステム振興協会

水谷 真奈美一般社団法人ソーラーシステム振興協会

空気式 WG メンバー（社名五十音順）
氏名
所属委員

事務局

盧炫佑

OM ソーラー株式会社

高野 章弘

F-WAVE 株式会社

太田 勇

株式会社ミサワホーム総合研究所

城出 浩作

一般社団法人ソーラーシステム振興協会

一般社団法人ソーラーシステム振興協会〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-6-3 小鉄ビル 4F
http://www.ssda.or.jp

9