プログラマブル直流回生電源・直流回生電子負荷

地球上のすべての人が電力の恩恵を受けられる社会の実現

business intelligence
使い 勝 手を極 めた 理 想 的な電 源

製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2023.3つながる電源00.0

biATLAS-D シリーズには研究開発やものづくりの現場
つなが るbusinessintelligencebi technologyのDX を実現するための技術、すなわちbi テクノロジーが搭載され、「 つながる電源」に進化しました。

biATLAS のbi は「ビジネスインテリジェンス」、つまりビジネスの意思決定を支援する情報というbiATLAS-D がつながる電源になることで、「 バッテリ意味が込められています。
また、「 双方向」を表すbi-direction の意もあります。

模擬システム」、「 自動検査システム」、「モータベンチ00.0システム」、「 開 発データ自 動 取 得」などのシステムを構築することが可能になります。
この技術により、従来、これらのシステムを構築するには特注開発が必要であったところを、簡単にカスタムしてシステムを構築でき、開発・検査の作業効率向上やシステム導入費削減ができます。

biPYXISbiPYXIS はbiATLAS-D が持つ「つながる機能」を大幅に拡張することができる、bi テクノロジー応用ツールです。

手間のかかる計測や制御を簡単に自動化
機器とコマンドを選択並べるだけの簡単プログラム
条件分岐やループも実装可能
計測データを変数に代入して条件分岐にも取得データは一元データベースに自動保存

R&D、検査、生産の現場に合ったシステムを手軽に構築
小規模検査ラインやR&D 中の繰り返し計測など気軽に自動化
製品開発中での多種の計測を頻繁に切り替えて半自動実行するような使い方が可能

biATLAS-D にbiPYXIS が搭載されたことにより、biATLAS-D( 電源設備）が、計測器など外部機器と簡単につながるようになり、電源を含んだシステム/ 設備の構築が容易になりました。

1bi についてbi-technology

2biATLAS シリーズのこだわり

直流回生電源のアプリケーション

ブレない電源

可聴音領域の騒音を低減● 負荷に対しても安定に制御できる● SiC 採用で、可聴領域の騒音を最小限に● 開発環境において、Real-Time Stabilizer を搭載● ブレない電源なら、評価対象の音の変化に集中できます

再現性のあるデバックができる
評価対象の音がわかる！
電流

電流

電圧

キーン

V2H/ 系統連系

キーン

電圧

評価対象

安定しない電源

SiC を採用し、小型化を実現

5kW 単位で自由な構成が可能● 次世代パワー半導体SiC を採用● 5kW 単位で構成の自由度が高い

業界最高峰の小型・軽量化を実現

P5

モータドライブ用インバータ

P6

電 気 の 出し入 れが自 由な大 容 量 の 電 池として使用できます。エネルギーマネジメントシステムの評価にご利用いただけます。

モータドライブ用のインバータの評価に使用できます。

バッテリー充放電

P7

ハイブリッドパワーコンディショナー P8

EV バッテリや太陽光発電用の蓄電池など幅広いバッテリーの充放電装置として使用できます。

バッテリ模擬ができる電源のため、ハイブリッドパワーコンディショナーの評価に使用できます。

V2V/DCDC コンバータ

双方向車載充電器（OBC）

20 台直並列で最大100kW● 小型化により、機器の移動は少数人で対応可例）D525 直列=10kW1000V例）D80 並列=10kW 300A
● 19inch ラック1.5U〜サイズ

1.5U〜

小型化

● 1 台18kg〜で、一人で移動可能

V

高効率・高速18kg〜
軽量化

¥5kW

回生（1 台）

力行
I

低コスト

シンプルで直感操作

つながる電源● シンプルなUI にダイヤル操作で直感的な操作● 従来、これらのシステムを構築するには特注開発が必要● 段ボールを開封して接続し、すぐに使える電源ですであったところを、簡単にカスタムしてシステムを構築できます

DUT（計測対象）

P9

直流から直流への電力変換が必要な製品評価に使用できます。

3

biATLAS の特長

P10

さまざまな定格電力に合わせた評価に使用できます。

アプリケーション

4熱消費されていたモータの動力を「発電機のように電力へ」

V2HMOTOR

双方向だから電気の出し入れが自由■ V2H/ 系統連系

■ モータドライブ用インバータ

電気の出し入れが自由な大容量の電池として使用できます。

モータドライブ用のインバータの評価に使用できます。

エネルギーマネジメントシステムの評価にご利用いただけます。
トランクション
インバータ

電気自動車の模擬
V2H

電力系統

電力供給

電力供給

EVに充電

電力回生

系統に電力回生

EVから放電

電力供給

双方向性

直流回生電源biATLAS-D525

電力系統

直流回生電源biATLAS-D525

電力回生

力行

力行

回生

回生

モータ

回生動作
双方向動作には力行と回生の 2 つ動作が含まれます。力行

biATLAS-Dシリーズは双方向動作する機能を持っています。

は単機能電源のような電力供給機能を持ちます。回生は双方向とは、電力系統に対して、交流と直流との電力変換を電子負荷のような電力を吸収する機能に加えて、電力を熱双方向に行うことを意味しています。

として消費せず、構内に電力回生する機能を意味しており、双方向電源であることにより、充放電を伴うバッテリを模擬これにより省スペースで設備を構築できます。

でき、シームレスな開発・検査・評価を実現できます。

5

アプリケーション

アプリケーション6

バッテリ模擬にもBattery

PCS

持ち運びができる「バッテリ充放電装置」
として■ バッテリー充放電■ ハイブリッドパワーコンディショナー（PCS）

EV バッテリや太陽光発電用の蓄電池など幅広いバッテリーの充放電装置として使用できます。

バッテリ模擬ができる電源なので、ハイブリッドパワーコンディショナーの評価に使用できます。

電池パック
BMS

電力供給

直流回生電源biATLAS-D80

充電

Output

Mode

Enter

Shift
Menu

Esc

電池電圧

用途

800V〜1000V

EV トラック / EV スポーツカー

500V〜1000V

EV バス

400〜750V

エネルギー貯蔵システム

200〜400V

家庭用蓄電池200〜400V

EV 乗用車

ハイブリッドパワーコンディショナー

放電

HBPS-A2D080-502

電力系統

電力回生

POWER

放電

48〜96V

小型・軽量

電力回生

電力供給

DC/AC
家庭用電気機器へ

バッテリ模擬システム

特徴であり、狭いスペースでも設備導入できます。

biATLAS-D シリーズには、バッテリを模擬する機能を搭載しています。biATLAS-D の バッテリ模 擬 機 能 は、
「端 子 電 圧-SOC 特性」と「内部抵抗-SOC 特性」の動作が可能になりま

biATLAS-D シリーズは 0V 〜 1000V の幅広い電圧範囲す。操作パラメータは「電圧v, 電流i, 時間t, 充電状態SOC」を持っており、用途に合わせて幅広く使用できます。

であり、バッテリの特性に合わせた評価が実現できます。

アプリケーション

直流回生電源biATLAS-D525

AC

biATLAS-D シリーズは持ち運びしやすいサイズと重量が幅広い電圧範囲をカバー

7

フォークリフト / 電動バイク

電力系統

バッテリ模擬充電AC

アプリケーション8拡張性の優れた電源設備

V2V

OBC

高効率な回生型電源で省エネ・シームレス■ V2V/DCDC コンバータ■ 車載充電器

直流から直流への電力変換が必要な製品評価に使用できます。

さまざまな定格電力に合わせた評価に使用できます。

（OBC）特に双方向アプリケーションではシームレスな評価を行うことができます。

直流回生電源biATLAS-D525
電力消費

車載充電器

V2V / DCDC
コンバータ
DC

直流回生電源biATLAS-D525

DC

構内に電力回生

高効率

EVに充電

AC

EVから放電直流回生電源biATLAS-D525

電力回生

DC
電力系統

電力系統

AC

電力供給

DC

電力拡張性
biATLAS-D シリーズは、直列接続、並列接続により電圧biATLAS-D シリーズは、次世代パワー半導体SiC を採用範囲、電流範囲を拡張することが可能です。最大 20 台ましており、非常に高い 効率を持っています。高効率であるで直並列接続を行うことができるため、100kW までの為、電力消費が少なくでき、構内に電力回生もできるので直流回生電源をフレキシブルに構築することができま省エネになります。特に長時間試験する場合などは電気料金す。複数台のbiATLAS-D を用意しておけば、用途に合の削減ができ、経済効果もあります。

わせた電源をオンデマンドに構築でき、複数の用途で共通の設備を使い回すことが可能となります。

9アプリケーション

アプリケーション10

biATLAS シリーズラインナップ■ 標準アクセサリ
5kw 単位で自由な構成が可能
Main+Booster の組み合わせで幅広い容量に併せられます。

直並列用 LAN ケーブル
アクセサリ

直並列用 終端抵抗 ※ラック固定金具 2 個セット ※※終端抵抗、ラック固定金具はオプションから追加購入も可能です▲ 直並列通信用終端抵抗■ オプション
40kW

20kW

専用縦画面

10kW
直列接続機能■ Main:1 台 / Booster:7 台■ Main:1 台 / Booster:3 台■ Main:1 台 / Booster:1 台■ 4 並列バスバーセット:2 式■ 4 並列バスバーセット:1 式■ 2 台並列バスバーセット:1 式※耐 荷 重 の 都 合 上、ラックレー ルと組 みまたはまたは■ 2 直列 2 並列バスバーセット:1 式■ 2 台直列バスバーセット:1 式

合わせて 4 台＋4 台となるように組み通信・接続

CAN 通信機能
DIO 緊急停止機能

合わせてください。

アクセサリ▲ 縦置き台車

縦置き台車 (1 〜 2 台用 )（ゴム足装着）連結金具 4 個セット
品名

高電圧システム用直流回生電源

Regenerative Programmable DC Power

品名

型式

biATLAS-D525 BASIC

HBPS-A2D525-502N

biATLAS-D525 Booster

HBPS-A2D525-502B

大電流システム用 直流回生電源

出力電圧（DC）
525V

電力容量

P13-14出力電流（DC）

型式

biATLAS-D80

HBPS-A2D080-502N

biATLAS-D80 Booster

HBPS-A2D080-502B

バスバー
セット

±30A

5kW

Regenerative Programmable DC Power

品名

出力電圧（DC）

電力容量

出力電流（DC）

80V

5kW±150A

11Regenerative Programmable DC Power

型式

biATLAS-D525 Load

HBPS-A2D525-502LN

biATLAS-D525 Load Booster

HBPS-A2D525-502LB

ラインナップ（キャスター装着）

型式

2 並列バスバーキット

HBPS-BB-A2D525-2P

3 並列バスバーキット

HBPS-BB-A2D525-3P

4 並列バスバーキット

HBPS-BB-A2D525-4P

2 直列バスバーキット

HBPS-BB-A2D525-2S

2 直列 2 並列バスバーキット

HBPS-BB-A2D525-2S2P

2 並列バスバーキット (DC のみ )HBPS-BB-A2D525-DC2P

3 並列バスバーキット (DC のみ )HBPS-BB-A2D525-DC3P

4 並列バスバーキット (DC のみ )HBPS-BB-A2D525-DC4P

2 直列バスバーキット (DC のみ )HBPS-BB-A2D525-DC2S

2 直列 2 並列バスバーキット (DC のみ )HBPS-BB-A2D525-DC2S2P

直列接続機能通信・接続

STOP

CAN 通信機能
DIO 緊急停止機能
直並列用 LAN ケーブル

品名

▲ 縦置き台車

P15-16アクセサリ

高電圧システム用 直流回生電子負荷▲ ラック固定金具

直並列通信用終端抵抗▲ DIO 緊急停止機能使用例

ラック固定金具 2 個セット

※緊急停止ボタンは付属しません

P17-18出力電圧（DC）

電力容量

出力電流（DC）

525V

-5kW

-30A

HBPS - A2 D525 - 103
biATLAS / AC 側電圧:200V / DC 側電圧:0~525V
出力容量:10kW / 機能: 回生電源 / bi テクノロジー搭載

N

シリーズ名[HBPS:biATLAS]
AC 側電圧[2:200V]
DC 側電圧[525:0~525V / 1000:0~1000V]
出力容量[502:5kW / 103:10kW / 203:20kW / 403:40kW]
機能[ なし: 回生電源 / L: 電子負荷]パッケージ[ なし: 通常 / N:bi テクノロジー搭載 / B: ブースター ]ラインナップ

12高電圧タイプ■ 直列接続で電圧 1000V 対応！直並列も可能

1000V

525V

compatible

直列接続することで1000V 出力可能です。

10kW モデルの場合

1 台接続

10kW

36kg

1000V
525V

30A
60A

4 台接続

20kW

72kg

1000V
525V

60A
120A

8 台接続

40kW

144kg

1000V
525V

120A
240A

1000V 30A

並列 0〜525V

525V 60A

直列 0〜1000V※配線変更により下図の 525V の動作範囲グラフの運転も可能です。
配線変更により 2 種類の動作範囲に対応します。

■ 並列接続で最大電流を増やすことが可能
1 台接続

高電圧タイプ
高電圧システム用直流回生電源

525V

5kW

30A

2 台接続

10kW

36kg

525V

60A

4 台接続

20kW

72kg

525V

120A

8 台接続

40kW

144kg

525V

240A

Main×1670mm
66mm（1.5U）

430mm

ブロックのように自由な構成が可能です。一番小さい容量は5kW、その次には設備の移動や変更も柔軟に楽に対応

2 台で10kW、さらに直列オプションで1000V 10kW と、実験環境に合わせて10kW
Main×1
Booster×1

お選びいただけます。

使い勝手を極めた直流回生電源「biATLAS-D525」。1 人でも運べる重さのポータブルサイズでありながら、5kW 単位で組2 台直列でDC1000V まで、10kW まで出力可能み合わせることができ、幅広い用途に柔軟にご使用いただけ急速に進むEV 高電圧化にも対応可能て、また設備組込用途でもご使用いただけます。

18kg

一人でも持てる電源
高電圧 1000Vます。パワーエレクトロニクス機器の試験/ 評価用の電源とし

5kW

132mm
（3U）

600

20kW

20kW（4 台）

Main×1
Booster×340kW（8 台）

電圧 V[400264mm（6U）300]

容量やオプションも後からでも追加可能10kW（2 台）500

5kW から! 自由度・拡張性の高い電源
幅広いシーンに対応可能

5kW（1 台）

525V

200

■ 一人でも持てる電源
従来の直流回生電源は、10kW クラスでも一人では持ち100運びができないくらいの大きさと重さでした。

SiC を採用し、小型化を実現

使用しない場合にも大きな収納スペースを確保する必要● 次世代パワー半導体SiC を採用があり、また他のチームと共有するための移動も一苦労でした。

業界最高峰の小型・軽量化を実現● 小型化により、移動は少数人で対応可

0-250

40kW-200-150-100-50

050

100

1000

小型化

でも移動させることが可能です。
そのため、今日は5kW の試験で明日急に20kW 試験することになっても、今までよりも設備の移動を早く行うことが出来ます。

13biATLAS-D525

18kg〜
軽量化

高効率・高速¥

低コスト600]

ラックマウントサイズで1.5U、重さは1 台18kg で、一人250528 mm（12U）

直列接続モデル10kW（2 台）

電圧 V[biATLAS-D は、電源単体を小さくて軽くしました。

200電流[A]20kW（4 台）

800

1.5U〜

150

Main×1
Booster×740040kW（8 台）※本製品の最大積載可能台数は4 台までの た め、ラックレールなどを用いて4 台＋4 台となる

200ように設置ください。
0-150-100-50

0電流[A]

50

100

150

biATLAS-D525

14大電流タイプ■ バッテリーの充放電に利用できる、回生電源のエコシステム
biATLAS-D80 は、「小さい直流回生電源」をコンセプトに、バッテリで用いら● 1 台で最大5kW、80V、150A の充放電が可能

れる12V/24V/48V といった低い電圧に対して、1 台で最大150A の大電流を● 0V でも±150A で充放電可能流すことができます。さらに、0V でも150A にて充放電ができる回路構成● 最大3 直列、20 並列の100kW 構成が可能とし、さまざまな試験に対応することが可能です。今まで抵抗負荷や電子負荷を用いていた充放電試験に対して、負荷として今まで消費していたエネルギーを循環させることができるエコシステムを実現します。

■ 充放電試験に最適な電圧・電流波形

電流

電流電圧

電圧

高 精 度 セ ン サ を 使 用 し、負 荷 に 対 し て も 安 定 に 制 御 で き る
Real-Time Stabilizer を搭載し、バッテリの充放電で重要となる電圧・電流の安定性を実現しました。ぶれない電源なら、再現性安定しない電源のある試験が可能となります。

大電流タイプ

大電流±150A

大電流システム用 直流回生電源

1 台150A から最大3000A まで出力可能
2U 30kg のコンパクトボディで150A使い勝手を極めた直流回生電源「biATLAS-D」に大電流システム版が誕生。5kW 単位で組み合わせる拡張性で幅広い48V の蓄電池の充放電を、1 台で実現

用途に柔軟にご使用いただけます。
コンパクトボディで大電流

絶縁双方向で充放電検査システムに使えますを実 現。0V 出 力 時 に も±150A 全 領 域で運 転 可 能 な た め、

e- モビリティのシステム評価に最適

バッテリー廃棄に使用できる0V -150A の性能が 出せます。

おすすめの人バッテリ模擬に最適

48V の蓄電池の充放電システムやe- モビリティのシステム評価にご使用いただけます。

● バッテリパックの 開 発 や 充 放 電試験システムを構築したい方バッテリ模擬が可能な確度・精度を実現● カ ス タ マ イズ が 容 易 な 充 放 電システム用電源をお探しの方蓄電池を含む様々なシステムに使えます■ コンパクトボディで±150A の大電流
小 さく軽 いbiATLAS-D の 大 電 流システ ム 版 が 登 場。
大 電 流 の 電 源 は 大 型 で 重 量 の あ る も の が 多 い 中、

80

試験環境に合わせて低電圧・大電流領域で自由度の高いbi テクノロジーを搭載し、EV 用・産業用バッテリパックの 充 放 電システムを簡 単 に 構 築することができます。

60750mm

40テムを構築したい方、CAN/LAN にて外部システムと連動30して充放電システムを構築したい方におすすめの電源20です。
充放電システムを構築する場合、充放電制御用コント

10

ローラまたはPC でバッテリの状態監視を行い、バッテリ

0状 態 に 応 じ てbiATLAS に 充 放 電 指 令 を 送 り ま す。

88mm（2U）-10-200

OutputOutput

Mode

Mode

Enter

Shift
Menu

Enter

Shift
Menu

Esc

HBPS-A2D080-502

Esc

HBPS-A2D080-502

POWER

POWER

OutputOutputModeModeEnter

Shift
Menu

Enter

Shift
Menu

Esc

HBPS-A2D080-502

Esc

HBPS-A2D080-502

POWER

POWER

バッテリパックの開発をするために小規模な充放電シス50]環境構築が可能です。

biATLAS-D80 は、さまざまな計測器や電源とつながる

70
電圧 V[

最大20 台接続可能で最大3000A まで出力可能です。

バッテリ状態/ 電流/ 電圧コントロール

90

biATLAS-D80 はコンパクトボディで大電流を実現。

■ 蓄電池の充放電システムを簡単に構築可能-150-100-50

0電流[A]

50100

150200充放電

biATLAS から充放電電流、電圧の情報を取得することも可能です。

430mm
15biATLAS-D80

biATLAS-D80

16電子負荷■ エコなシステムを構築

熱エネルギーbiATLAS-D525 Load は 電 子 負 荷として消 費した 電 気エネル
ギーを交流電源に回生することができます。
これまで熱に変換して捨てられていたエネルギーを再利用でき、電力系統

電源

評価対象

負荷

電気代削減が可能です。

18kWの電力を回生電力系統

電子負荷
高電圧システム用直流回生電子負荷
大容量の直流電源装置やDCDC コンバータの評価・検査には抵抗負荷が用いられることが多くあります。抵抗負荷は比較的安価でありまた安定に動作するため、様々な目的で利用

さらに、biATLAS-D525 Load を評価・検査システムの電源装置と共通の分電盤に接続すると、回生したエネルギーを再度電源装置で「使 い や すさ」と「低 価 格」を 実 現した
回生電子負荷利用することができ、エネルギー循環型の評価・検査システムを構築できます。電力系統からの小さな電力で大きな容量の評価対象を評価することが可能です。

19 インチラック1 台で最大100kW 分の回生負荷装置を実現
小さくて軽いため、設備変更の際も移動が容易最低限の機能に絞って、高価だった回生負荷を低価格でるため、装置サイズが 大きく、またシステムの消費電力量がエコなシステムを構築■ CV/CC/CP/CR モード搭載

増大する問題があります。

今まで熱として捨てられていた電気エネルギーを再利用

biATLAS-D Load はこの熱に変換されていたエネルギーを

4 つの動作モードを搭載しています。

エネルギー循環型の評価・検査システムを構築可能されていますが、消費したエネルギーはすべて熱に変換され抵抗負荷の代わりにbiATLAS-D Load を利用することで、コンパクトで消費電力量の小さいエコな評価・検査システムを構築することが可能です。

最小限の電力で大容量装置の評価・検査が可能

CV/CC/CP/CR モード搭載
CR モードにより抵抗負荷を模擬した動作も可能
接続変更なしで連続的に負荷抵抗値の調整が可能■「使いやすさ」と「低価格」を実現
負荷装置としての基本機能はシンプルで使いやすい構成にしました。
またそれにより低価格を実現しております
高度な機能もbi テクノロジーを活用することにより、簡単に実現することが出来ます。

単体最大525V, 2 直列で最大1000V

負荷としての回生

500
400

定電圧モード
電圧一定で電流を変化させる

定電圧モード（CV モード）

300
200
100

定電流モード

定電流モード（CC モード）

電流一定で電圧を変化させる

0-40-30-10-200

電流[A]定電力モード600電力一定で電圧＆電流を変化させる

抵抗一定で電圧＆電流を変化させる

負荷としての回生

500

定抵抗モード400
電圧 V[ ]

5kW, 10kW, 20kW, 30kW, 40kW, 50kW, 100kW

600

電圧 V[ ]

交流電源に回生することができる電子負荷装置です。

直流回生負荷biATLAS-D525 Load

評価対象

定電力モード（CP モード）300
定抵抗モード（CR モード）

200
100「プログラマブル直流回生電源 biATLAS-D525 」へ有償アップグレードも可能！

0-40

-30

-10-20

0

電流[A]

17

biATLAS-D525 LoadbiATLAS-D525 Load18

製品仕様・オプション
製品

■ 操作系
biATLAS-D525 / biATLAS-D525L 共通

biATLAS-D525

biATLAS-D80

定格容量±5 kW（力行・回生）±5 kW（力行・回生）-5 kW（回生）

入出力絶縁方式

高周波トランス絶縁方式高周波トランス絶縁方式

高周波トランス絶縁方式

定電圧（CV）/ 定電流（CC）

定電圧（CV）/ 定電流（CC）

定電圧（CV）/ 定電流（CC）/ 定電力（CP）/ 定抵抗（CR）/ 定電力（CP）/ 定抵抗（CR）/ 定電力（CP）/ 定抵抗
（CR）

運転モード

三相 AC 200 V

三相 AC 200 V

三相 AC 200 V（三相 3 線式）

（三相 3 線式）

（三相 3 線式）

運転可能電圧範囲

三相 AC 180 〜 220 V

三相 AC 180 〜 220 V

三相 AC 180 〜 220 V

定格周波数50 / 60Hz

50 / 60Hz

50 / 60Hz

周波数範囲

49.0~51.0Hz/58.5~61.5Hz

49.0~51.0Hz/58.5~61.5Hz

49.0~51.0Hz/58.5~61.5Hz

力率

0.95 以上（定格電力時）

0.95 以上（定格電力時）

0.95 以上（定格電力時）

効率92%（定格電力時）

80% 以上（定格電力時）

92%（定格電力時）

DC 0.00 〜 525.00V

DC 0.00 〜 80.00V

DC 0.00 〜 525.00V

定格電圧

Load
Booster

交流電気仕様biATLAS-D80

biATLAS-D525 Load

HBPS-A2D080-502

電圧範囲（定電流モード）（定電流モード）

DC 2.0 〜 525.0V（定電圧・DC 2.0 〜 525.0V（定電圧・定電力モード）

主電源スイッチ

電流範囲±30.00 A

主電源スイッチ。

電力範囲±5.0kW

上の方に押し込むと電源が入ります。下の方に押し込むと電源が切れます。

電圧確度定電力モード）±150.0 A

0 〜 -5.0kW±5.0kW

0.2% set. + 0.2% F.S.

※3,8

電流確度

0.2% set. + 0.4% F.S.

※3,8

本装置の運転の開始と停止を操作します。運転状態は緑色、異常状態は赤色、運転準備中は黄

電力確度

1.2% F.S.※3,8色に点灯します。上記以外は消灯します。

電圧リップル

本装置の運転の開始と停止を操作します。運転状態は緑色、異常状態は赤色、運転準備中は黄電流リップル

0.8%rms F.S.

0.55 %rms F.S.

0.8%rms F.S.

色に点灯します。上記以外は消灯します。

電力リップル

1.2%rms F.S.

1.4 %rms F.S.※4,5

1.2%rms F.S.

回転させることで値設定や項目選択を行います。時計回りが増加、反時計回りは減少します。

電圧指令値応答9msec

押すことで値や項目の決定ができます。

電流指令値応答5msec ※2

Mode ボタン

CV、CC、CP、CR モードの切り替えを行います。

電力指令値応答※1

9 msec10msec9 msec※2Shift ボタン

値を操作する場合に、桁の切り替えを行います。

重量18kg

28kg

18kg

Cancel ボタン

設定画面の切り替えを行います。また、一つ前の画面に戻ることができます。

Menu / Esc ボタン

設定画面の切り替えを行います。また、一つ前の画面に戻ることができます。

吸気口LCD
Start/Stop ボタン
Output ボタン
Control Knob

直流電気仕様

各画面が表示されます。

0.4%rms F.S.

※1

※3,80.2% set. + 0.2% F.S.※3,8※3,80.2% set. + 0.4% F.S.※3,80.06 %set. + 0.02 %F.S.
0.05 %set. + 0.2%F.S.
0.7 %F.S.※3,81.2% F.S.※3,80.175 %rms F.S.

※4,5※4,510msec※5,61msec※5,7※5,7

0.4%rms F.S.

9msec ※15msec ※2

W430 x D670 x H66 mm

W430 x D770 x H88 mm

W430 x D670 x H66 mm（19 インチラック 1.5U 相当）（19 インチラック 2U 相当）（19 インチラック 1.5U 相当）

内部装置のファン冷却を行うための吸気口です。吸気口は、絶対に塞がないで下さい。

並列接続機能・スルーレー

並列接続機能・スルーレー

並列接続機能・スルーレー

Booster/Load ラベル

Booster/Load の場合記載されます。

ト機能・内部抵抗模擬機

ト機能・内部抵抗模擬機

ト機能・内部抵抗模擬機

交流入力 / 保護接地端子台

商用三相系統と接地用の端子台です。

能・保護機能（過電圧・能・保護機能（過電圧・能・保護機能（過電圧・直流出力端子台

直流出力の端子台です。

過電流・過電力）

過電流・過電力）

過電流・過電力）

LINK IN

直並列時に使用するコネクタです。

LAN 通信機能（ CMD 方式・

LAN 通信機能（ CMD 方式・

LAN 通信機能（ CMD 方式・

LINK OUT

直並列時に付属の LAN ケーブルや終端抵抗を接続して下さい。

SCPI 方式）

SCPI 方式）

SCPI 方式）

CAN 通信ポート

本装置を CAN 経由で制御する場合に使用する端子台です。

CAN 通信機能・DIO 通信

CAN 通信機能・DIO 通信

CAN 通信機能・DIO 通信

接点入出力ポート

本装置を接点入出力で制御する場合に使用する端子台です。

機能機能機能LAN 通信ポート

本装置を LAN 経由で制御する場合に使用するコネクタです。

冷却方式

強制空冷

強制空冷

強制空冷

排気口

装置内部のファン冷却を行うための排気口です。排気口は、絶対に塞がないで下さい。

動作周囲温度範囲

0 〜 40 °C

0 〜 40 °C

0 〜 40 °C

定格ラベル

本装置の主回路入出力仕様が記載されています。

確度保証温度範囲

25±5°C25±5°C25±5°C

電圧検出端子

直流の電圧検出端子です。必ず直流側へ接続してください。

最大 20 台最大 20 台最大 20 台メンテナンス用端子使用できません。カバーは絶対に開けないでください。

（並列 20 台・直列 2 台）

（並列 20 台・直列 3 台）

（並列 20 台・直列 2 台）

サイズ（突起含まず）

標準搭載機能一般仕様
オプション機能

直並列可能台数※直列機能はオプションにて提供※直列機能はオプションにて提供

biATLAS-D は、スタートまでの操作がシンプル。

画面に表示される項目は、※1：抵抗負荷、30→525V または 525→30V の指令値変化に対して、出力電圧が 10→90% の変化時間設定しスイッチを押すと、すぐに運転開始が可能です。

最低限必要な 4 つに絞りました。

※2：電圧源、±100% F.S. の指令値変化に対して、出力が 10→90% の変化時間※4：抵抗負荷、定格時

運転状態※5：直流出力端子から D.U.T. までの配線長は片側 2m 以下

実測値

製品仕様

※直列機能はオプションにて提供※3：確度保証温度範囲内

運転モード
指令値＋制限値

19

0 〜 -30.00 A※6：抵抗負荷、0←→100% の指令値変化に対して、出力電圧が 10→90% の変化時間※7：電圧源、±100% F.S. の指令値変化に対して、出力が -90%→90% の変化時間※8：直流出力電圧 (30× 直列数 )V 以上

製品仕様

20

■ 外形図biATLAS-D525 / biATLAS-D525 Load 共通

430

430

104

882766

2778

biATLAS-D80484(803)750750(705.8)

670670670(25)

(39)

12104

887866

430

430
21

製品仕様

製品仕様

22