INNOVATION ET SIMPLICITÉ AU SERVICE DE VOS ANALYSES DE GAZ

Micro GC Fusion®
ANALYSEUR DE GAZ

Grâce au MicroGC Fusion, vosanalyses de gaz complexes
deviennent rapides et simples
MicroGC Fusion permet des cadences élevéesgrâce à la programmation de température
et une architecture modulaire. Le châssisléger, transportable et l'interface utilisateur
embarquée permettent une utilisation simplifiée
pour l'analyse des gaz sur site et en laboratoire.
RENDEMENT OPTIMAL
Micro GC Fusion est équipé d'une colonne dechromatographie gazeuse chauffée par résistancecapable d'une montée en température de 300 °C/

Le châssis, montable en rack, est intégrable
dans vos baies d’analyses en ligne.

min qui réduit la durée d'analyse et renforce lasensibilité pour l'analyse des hydrocarbures surFACILITÉ D'UTILISATIONune gamme étendue. Micro GC Fusion, par sa

Le Micro GC Fusion intègre la technologie

modularité, permet l’analyse simultanée d’un

FAST (Réglage automatique de la sensibilitééchantillon sur un à quatre modules indépendantsdu détecteur) qui simplifie le développement

Chaque module est un chromatographede méthodes permettant aux utilisateurs

miniaturisé qui se compose d'un injecteur, d'uned'obtenir une analyse plus précise sur une largecolonne à température programmable et d'un

gamme de concentrations . FAST constitue unedétecteur. Directement compatible avec lesfonctionnalité importante qui permet l'analyse devannes de sélection Valco, le MicroGC Fusioncomposants à pourcentages élevés et à faibles

permet l’analyse séquentielle de différentes voies

concentrations en une seule injection en utilisantéchantillons avec des méthodes adaptées. Cette

un seul module de chromatographie gazeuse. Il

automatisation permet un gain de temps et deest possible d'effectuer une analyse directement

productivité.

à partir de l'affichage du panneau avant ou à
partir d'un terminal de contrôle externe. Le logiciel
chromatographique embarqué fonctionne surles smartphones, les tablettes ou les ordinateurs
avec connectivité par Wifi ou Ethernet câblé. Il
ne dépend pas du système d'exploitation et nenécessite aucune licence ou installation ; les
responsables de laboratoire n'ont pas à maintenirla compatibilité entre les ordinateurs et le logiciel
de chromatographie.
En option, un conditionneur d'échantillons
intégré et chauffé peut être configuré en usine
pour permettre aux techniciens d'analyser avec
précision les échantillons gazeux à des pressions
d'entrée pouvant atteindre 1 000 psi. (68 bar rel.)APPLICATIONS
Gaz naturel et gaz naturel étendu■ H S et odorants dans le gaz naturel■  2■

Surveillance de S O2 et H2S gazeuxOptimise la disponibilité de l'instrument avec
l'intégration du conditionneur d'échantillons en option,l'affichage du panneau avant, le logiciel embarqué et lestockage des données.

Simplifie la connectivité réseau avec le Wi-Fi intégré
pour permettre le contrôle de l'instrument à partir d'unordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone.

Gaz permanents et oléfines dans le gaz de raffinerie■ 

Gaz de synthèse, pile à combustible, gaz d'enfouissement etbiogaz■ Impuretés dans les produits pétrochimiques et les gaz spéciaux■ 

Surveillance des solvants légers/COV■ Recherche en catalyse pour les énergies alternatives■ 

Prospection, exploitation gazière et pétrolière■ Gaz de mine■ 

Simplifie l'utilisation avec une interface utilisateur
embarquée sans licence, accessible à partir de tout
navigateur Internet.

Simplifie l'analyse sur site avec l'affichage sur l’écran
avant qui fournit un contrôle de l'instrument, le résultat
de l'analyse et une mise à jour de l'état.

Simplifie l'analyse deséchantillons complexes
contenant des composantsà faibles et fortes teneurs
simultanément à l'aide dela technologie de détection
automatique Micro GC Fusion(FAST).
MEMS μTCD capable de mesurerde 1 ppm à 100 %Minimise les manipulations
des échantillons avec
le conditionneur intégréd'échantillons en option
qui fournit une purge
programmable et une
régulation de la pression
et de la température deséchantillons.

Minimise la duréedes cycles avec une
analyse parallèle surplusieurs modules dechromatographie gazeuse
et une montée rapide dela température.

Automatise l'échantillonnage de plusieurs flux grâce
au sélecteur de voies préassemblé Valco.

GAZ PERMANENTS ET
HYDROCARBURES
COLONNE : 12m Rt®-Q-Bond
TEMPÉRATURE DE LA COLONNE :65 °C (58 s) > 1,5 °C/s >120 °C (20 s) > 1,5 °C/s >210 °C (30 s)
GAZ VECTEUR :HéliumGAZ PERMANENTS ET
HYDROCARBURESDANS LE GAZ NATUREL
COLONNE :10m Rxi®-1 ms
TEMPÉRATURE DE LA COLONNE :60 °C (46 s) > 0,8 °C/s > 215 °C (0 s)
GAZ VECTEUR :Hélium

HYDROCARBURES C2 À C7
DANS LES GAZ DE RAFFINERIE
COLONNE :10m Rt®-Alumina BOND/Na2SO4
TEMPÉRATURE DE LA COLONNE :115 °C (10 s) > 0,2 °C/s >140 °C (50 s) > 1 °C/min >180 °C (40 s)
GAZ VECTEUR :HéliumGAZ PERMANENTS
COLONNE :10m Rt®-Msieve 5 A
TEMPÉRATURE DE LA
COLONNE :90 °C
GAZ VECTEUR :ArgonSPÉCIFICATIONS
Dimensions/poids
Poids maximum : Châssis 2 modules

6,2 kgPoids maximum : Châssis 4 modules

15,4 kg

Dimensions (L x l x H) : Châssis 2 modules

46,2 x 19,6 x 25,4 cmDimension (L x l x H) : Châssis 4 modules

47,5 x 43,2 x 27,1 cm

Injecteurs
Types

Volume variable, large volume variable, rétro-balayage, volume fixeGaz vecteur

Bouteille externe
Hélium, hydrogène, azote, argon

Colonnes de chromatographie gazeuse

Tubulaires ouvertes à parois revêtues (WCOT)

Tubulaires ouvertes à couche poreuse (PLOT)

Programmation de la température de colonne
Maximum

250 °C ou maximum de phase de colonne, la valeur inférieure étant retenue

Résolution

0,1 °C

Gradient de température

5 °C par seconde maximum, en fonction de la colonne

Détecteur à conductibilité thermiqueGamme dynamique linéaire

106 ±10 %Limite de détection

1 ppm, n-Hexane (colonnes WCOT)

Volume interne

240 nL (MEMS)

RépétabilitéTemps de rétention≤0,1 % RSD (colonnes WCOT)

Surface de pic≤1 % RSD (composés à concentrations ≥0,1 %, colonnes WCOT)

Conditions environnementales
Température de fonctionnement

Température ambiante de 0–50 °C

Humidité relative

5–95 % (sans condensation)

Vibrations : Châssis 2 modules

MIL-STD-810F-514.5C, vibrations de camion roulant sur l'autoroute

Logiciel de contrôle embarqué	compatible avec les navigateurs courants
Pilote pour EZ IQ et OpenLAB CDS EZChrom
Communication
Ethernet câbléConnexion RJ45

Ethernet sans filIEEE 802.11a/g/n

Alimentation électriqueEntrée d'alimentation

100–240 Vca, 50–60 Hz, 5 A

Sortie d'alimentation : Châssis 2 modules

24 Vcc, 10,83 A, 260 W

DIMENSIONS

271 mm

254 mm

462 mm

196 mm

475 mmChâssis 2 modules

Châssis 4 modules

www.inficon.com

reachus@inficon.com

Fusion est une marque déposée d'INFICON.
En raison de notre programme d'amélioration continue des produits, les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.
dibf119a1-e ©2016 INFICON

432 mm