圧力レコーダー
PR-2022

特徴

1

地下タンク気相部および埋設配管の漏洩検査、移動貯蔵タンク液体加圧法試験

対応

2

全ての危険物地下タンク漏れ試験圧力に対応の圧力レンジ

3

外部圧力センサーで水圧、空気圧の試験可能(100kPa から最大 10MPa) センサーオプション

4

外部本質安全防爆圧力センサーで実液加圧が可能(100kPa から最大 10MPa) センサーオプション

5

AC100V/モバイルバッテリーの 2 通りの電源対応

610000mAh モバイルバッテリーで約７時間連続計測

7

形状は小型(A4 サイズ)で本体重量約 3.5 ㎏

8

操作は簡単

9

表示はカラーLCD で圧力及び外気温、圧力－時間軸グラフを表示(圧力軸はレンジの 110％)10

記録スピードは測定時 180ｍｍ/Ｈ相当の６００dot/60 分で表示

11

ＦＲＰ保護ケース

12

受圧口及び液体加圧コネクターは緑色ＬＥＤで接続カプラを表示し、ホース接続間違い防止

13

温度計で検査中の外気温測定

14

液体加圧/防爆加圧とも最大３０時間連続記録可能

15

地下タンクデータは SD カードに保存

圧力レンジ切替とスタートで試験開始(重量 4.5 ㎏) は、現場で置き台として使用
内部温度計で FAN とスペースヒータ作動(AC100V 使用中に限る)

微減圧方式: －10/－4/－2kPa
微加圧方式: 2kPa
加圧方式: 20/50/100kPa
減圧方式: －20kPa
液体加圧/防爆加圧:圧力変換器選択
100/500kPa 1/5/10MPa

記録は SD カードに CSV 保存

お手持ちの PC で報告書作成●楽々持ち運び A4 サイズ 3.5 ㎏●2 電源対応 モバイルバッテリー対応●表示 7 インチカラー液晶パネル●記録保存SD カード
●操作簡単

■

微加圧法・微減圧法

1pascal 5

地下タンク・地下埋設配管等の点検試験概念図

2

レンジ
切替操作

加圧法・減圧法(2 重殻タンク)
レンジ切替操作

構成

構成

ポンプ

ポンプ

GL

吸引管

注入管

サービス
タンク型接続管

通気管

T

窒素

通気管

安全弁

サービス
タンク型接続管

安全装置窒素

T

GL

戻り管

注入管

吸引管
戻り管
気相部

気相部
液相部

34

液体加圧法

操作
用途センサー
センサ-

接接 続
続圧力レンジ
自動設定

測定時間

測定

移動貯蔵タンク水加圧・配管の水圧試験等

防爆加圧法

操作
用途

センサー
センサ-

接接 続
続圧力レンジ
自動設定

圧力変換器

水圧ポンプ

構成
移動貯蔵タンク

防爆バリヤ

GL

送油管

■

測定

油送管の実液加圧等

圧力変換器

構成

測定時間

地下タンク・地下埋設配管検査・液体加圧・防爆加圧

画面例

微加圧試験

加圧試験

液体加圧試験

防爆加圧試験

油圧ポンプ

■

報告書出力例

報告書作成ソフト UGT-5rep で作成

微加圧試験

A4 で印刷加圧試験
液体加圧

5圧力(MPa)

4321003060

経過時間(分)液体加圧試験時の CSV データ■

例:EXCEL による 作成グラフ

Pascal 5 写真

SD カード

液体加圧センサー(別売り)

傾斜スタンドAC100V

防爆バリアとセンサー(別売り)

ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞｯﾃﾘｰ入力

外部圧力計入力

加圧/減圧

保護ケース

左より pascal5

pascal4

LLT2200β

7 インチカラー液晶パネル

電源スイッチ

取っ手

現場での地下タンク漏れ検査風景

微加圧/微減圧■仕様圧力計

pascal 5
温測・圧力レンジ: デジタル表示およびグラフ表示記録
空圧測定ポート
内蔵圧力変換器
微加圧: 2kPa
微減圧: -2/-4/-10kPa
加圧: 20/50/100kPa
減圧: -20kPa
液体加圧入力 外部センサーはオプション(外部接続):100/500kPa (カプラ２０PF 付): 1MPa (カプラ２０PF 付): 5MPa (ねじ PT1/4 または PF1/4 選択): 10MPa (ねじ PT1/4 または PF1/4 選択)
防爆加圧入力 外部センサーはオプション(外部接続):100/500kPa (カプラ２０PF 付): 1MPa (カプラ 20PF 付): 5MPa (ねじ PT1/4 または PF1/4 選択): 10MPa (ねじ PT1/4 または PF1/4 選択)・分解能
微加圧/微減圧 : ±0.01kPa
加圧/減圧: ±0.1kPa
液体/防爆 100/500kPa/１MPa : 0.1kPa
1/5/10MPa : 0.001MPa(1kPa)
・圧力精度 空圧測定ポート: ±1% FS (加圧・減圧±0.5FS)
液体加圧/防爆加圧: 0.5%FS・圧力温度係数 : ±0.05％FS/℃(空圧測定ポート)±0.05％FS/℃(液体加圧/防爆加圧)
・圧力変換器過耐圧 微加圧/微減圧 : -95kPa ＋35kPa
加圧/減圧: -95kPa ＋260kPa
液体加圧/防爆加圧: 圧力レンジの 2 倍・圧力接続部
空圧測定ポート : 日東工器カプラ 1TPM液体加圧/防爆加圧 : 日東工器カプラ 20PF 等(コネクター接続) 5/10MPa はカプラなし
・グラフ圧力表示範囲
測定圧力の１１０％・水圧センサー(液体加圧) 重量 350g ケーブル３０cm
延長ケーブル 10m 付き・防爆センサー(防爆加圧) 重量 350g ケーブル３０cm
延長ケーブル 10m 付き・防爆仕様 (別売り) 防爆バリヤー:PRB-100 電源 AC100V
本質安全防爆構造 型式検定番号:第 TC16232 号
保持器:絶縁型
本質安全防爆構造型式:ExiaⅡC
寸法:W117.8×H78×D175
・液体加圧・防爆加圧測定時間 最大３０時間(1 時間単位設定)

・気温測定範囲
温度
測定範囲
精度・表示方式

度計

測: 外気温デジタル表示: -10～50℃ 分解能±0.1℃: ±0.5℃

表示および設定: 7 インチ カラー液晶タッチパネル
Dot Matrix:800×RGB×480(TFT)
パネル上段にデジタル表示(圧力・気温)
パネル下段に圧力-時間グラフ表示
時間軸 : ６００dot/6０分
空圧測定スケール : 60 分で３００分スクロール
液体・防爆加圧スケール: 60 分で 1800 分スクロール・設定方式 : 液晶パネルよりのタンク容量等入力設定
測定方式切替え・タンク番号・タンク容量・液種・明るさブ
ザー音量・時刻・アップデート・データクリア等

・保存方法

データ保存及び報告書作成: SD カードにデータ保存
SD カードのない場合は 50 データ分を内部メモリーにバックアップ
・アップデート : SD カードよりアップデート
・報告書作成 : 専用の報告書作成ソフト UGT-Rep5
お手持ちの PC(Windows10/11)で報告書作成

その他の仕様・使用温湿度範囲 : -10～40℃ 10～90％RH(結露無きこと)
・ 電源: AC100V±１０％
外部電源: モバイルバッテリー(付属しません)
10000mAh にて約 8 時間以上連続運転
本体寸法: W292×90H×208D(突起物含まず)
・ 本体重量: 約 3.５㎏
オプション:液体加圧圧力変換器０.１～0.5/1/5/10MPa
防爆加圧用バリヤーPRB-100
防爆圧力変換器 100/500kPa 1/5/10MPa
各延長ケーブル 10m 付・・・・・・付属品

FRP 保護ケース 重量: 4.9kg W475×D305×H215
3P AC 電源コード ・SD カード 2GB ・サンバイザー
モバイルバッテリー用ケーブル 1m(5V USB-M/DC-Mφ2.5)
取扱説明書 ・試験成績書
・保証書
報告書作成ソフト UGT-Rep5
測定ーホースφ8×10m(カプラ 20PF-1TSF) 各 1■ お問い合わせ見えないものをみる
株式会社プレックス〒930-0817
富山市下奥井１丁目 20-13
電話:076-407-5400
FAX:076-432-1031
URL https://www.prex-com.jp
E-メール
info@prex-com.jp
札幌連絡所〒001-0911 札幌市北区
新琴似１１条１６丁目 4-10

総合カタログも準備されています。
ご入用の方はご請求ください。
●本カタログ製品は、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

●本カタログに記載された内容は、ご了承なしに変更させていただくことがあります。
●発行日 2022.6.15