▲

このRABコードは、SDL30 / SDL50で測定できます。

モデル名
国土地理院測量機種登録
高さ測定精度
電子的測定（1km往復標準偏差）
視覚的測定
電子的測定
距離測定精度*（D = 測定距離、単位はm）
測定方法
測定範囲*
最小表示

測定時間

望遠鏡

自動補正機構円形気泡管感度
水平目盛盤
ディスプレイ
内部メモリー

BIS30A
BGS40A/40/50
BAS55
BGS40A/40/50
BAS55
距離10m以下
距離10m〜50ｍ
距離50ｍ〜100m

電子的測定
高さ
距離

単回/連続（精）/平均連続（粗）/ウェービング測定
単回/連続（精）
平均
連続（粗）
倍率
像
対物有効径
視界
分解力
最短合焦距離（機械中心より）
スタジア乗数
スタジア加数方式
自動補正範囲目盛り（推読）

記憶容量
JOB
出力データフォーマット
インターフェース（ボーレート）
防水性能
使用温度範囲（保存温度範囲）
バッテリー（Li-ion電池、7.2V）
電源
連続使用時間（25℃）
充電時間（25℃）
寸法
本体
本体（バッテリー含む）
質量

SDL30
SDL50
2級レベル
0.4mm
0.6mm
1.0mm
1.5mm
1.2mm
1.7mm
1.0mm
2.0mm
2.5mm
1.5mm
±10mm以下±0.1％ x D以下±0.2％ x D％以下
単回/連続（精）/平均/連続（粗）/ウェービング測定 選択可
1.6 〜 100m
0.0001 / 0.001m 選択可

1cm
10cm
2.5秒以内平均回数 x 2.5秒以内
1秒以内
32x28x
正像
45mm
36mm
1°20'
3"
3.5"
1.5m
100
0
磁気制動ペンジュラム方式±15'
10'/2mm1°（0.1°）
グラフィック・ドットマトリックスLCD、128 x 32ドット、バックライト機能付き
2,000点
最大20JOB
CSV形式

RS-232C準拠（1,200 〜 38,400bps）
IPX4（JIS C 0920 : 2003準拠）-20 〜 50℃（-40 〜 70℃）BDC71
16時間以上約4時間
158（W）x 257（D）x 182（H）mm
約2.4kg*RABコードスタッフ使用時●標準付属品バッテリーBDC71、急速充電器CDC77、電源ケーブル
EDC113、六角レンチ、ビニールカバー、シリコンクロス、取扱説明書、格納ケース●RABコードスタッフ○ニュースーパーインバールRABコードスタッフ
・BIS30A：3.0m、1セクション、5.5kg
国土地理院 測量機種登録 1級A水準標尺※SDL30/50との組み合わせで2級水準測量に使用できます。

●アクセサリー（別売）○グラスファイバースタッフ用着脱式気泡管: GS20L（感度20'）
GS60L（感度60'）○グラスファイバーRABコードスタッフ
・BGS40A：4.0m、3セクション、2.4kg
国土地理院 測量機種登録 2級水準標尺（着脱式気泡管GS20L付き）※SDL30/50との組み合わせで3級水準測量に使用できます。

・BGS40：4.0m、3セクション、2.4kg
・BGS50：5.0m、4セクション、3.0kg○アルミRABコードスタッフ
・BAS55：5.0m、5段、1.9kg
振り出し式RABコードスタッフ

ー 建設の未来がここにある ーhttps://www.topconsokkia.co.jp
アウラ

ソキアブランド 測量機器コールセンター

受付時間 9:00 〜 17:00●Windows® は、米国 Microsoft Corporaition およびその他の国における登録商標です。
● Bluetooth® は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
● その他カタログ記載の製品名等は各社の商標または登録商標です。
● カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。
【注意】正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

日本測量機器工業会のシンボルマークです。

東京都板橋区蓮沼町75-1 〒174-8580 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672©2023

Printed in Japan 2023 01-10 P-153-8

SDL30 / SDL50
デジタルレベル

操作性を追求したデジタルレベル

デジタルだから簡単・正確・スピーディー 精度で選べるSDLシリーズ■デジタルが実現した、シンプルな操作性■目的で選べる測定モード

観測はいたって簡単。スタッフに望遠鏡を向けてピントを合わせ、目的に応じて、精密単回、連続（精）、平均、連続（粗）、ウェービ

測定ボタンを一押しするだけで、高さと距離が自動的に測定されまングの 5 種類の測定モードが選択可能です。

す。測定時間は 2.5 秒以内* と抜群の速さを実現。さらに、標準のメモリー機能と組み合わせれば、測定から記録までの一連の作業の自動化も可能です。「高さ」と「距離」を測るというレベル本来の機能を極限まで追求しました。
* 単回、連続測定時。

■ソキア独自のRAB コードスタッフ
慣れを必要としたスタッフの読み取りを、人に代わって機械が行い世界初、ウェービング測定機能を搭載
従来、レベル観測の際に行っていた「スタッフを前後に振る」という観測法を、デジタルレベルで可能に。
±5 〜 10°
最小値を読み取り、設置誤差を軽減します。*
均等に振るーパーインバール RAB コードスタッフ BIS30A との組み合わせで、1km 往復標準偏差 0.4mm と 2 級デジタルレベルとして業界最高の精度を実現しました。
スタッフには光や影のムラに強く、距離測定にも有効な独自のRAB コード (RAndom Bi-directional code) を採用。天井からの高さを測るため、スタッフを逆さにしても使用可能です。レベル本体
が、スタッフの向きを自動的に検出し、測定値をマイナス（­）で表示します。

標高測定「標高測定機能」を使えば、前視点の標高を自動計算表示。
後視点の標高を入力して測定開始。もりかえ点観測後、「器械点移動」を選択すれば、もりかえ点の標高を後視点標高として記憶します。
器械移動後、もりかえ点を後視にすれば、連続して標高測定ができます。

器械点をもりかえての比高測定「標高測定機能」を使い、後視点標高を 0m と入力すれば、後視点を基準とした高低差が測れます。標高測定同様、器械点をもりかえて観測できます。途中に障害物がある場合や、広範囲での比高測定に便利です。

1001

測定範囲 高さ 0.5〜4.0m
距離 5〜50m* スタッフ面の明るさが150 lx以上の場合。
なお、観測精度・観測時間は、観測時の風力状態、SDL本体、及びスタッフを設置する地盤状況により変化します。

■測定データのメモリー（標準）
データ記録用のメモリーが標準で搭載されており、比高測定モード・

1002

1001

1001ます。読み間違いや測定の個人差といったヒューマンエラーが解消され、誰にでも正確な測定ができます。しかも、SDL30 はニュース■SDL30/50 応用例

比高測定

勾配設定

「比高測定機能」を使えば、後視点との高低差を計算表示。
0.1mm または 1mm 単位で測定できます。

「比高測設機能」で、基準点との比高差を入力すれば、勾配設定が簡単にできます。

標高測定モードで、測定データの記録が可能。記録点数は 2000点。
データは手入力もできます。記録するデータの点番はもちろん、後視点・前視点・中間点など属性の設定、観測時の往路・復路の設定も可能です。データは最大 20 までの JOB に分けて記録でき、いくつかの現場の同時進行にも対応が可能です。

10001001■デジタルが生んだアプリケーション機能●比高測定機能
後視と前視の高さの差を計算表示。
後視点は固定できるため、複数の前視点の高さを順次算出できます。

標準のメモリー機能で、測定結果の記録も可能です。
●標高測定機能
後視点の標高を入力することにより、前視点の標高を算出。標準のメモリー機能で、測定結果の記録も可能です。

■先進の電源システム
Li-ion バッテリーを採用し、連続16時間以上の使用が可能です。通常の使用方法なら、1日分の作業は1個のバッテリーで行うことができます。

●測設機能
比高差・標高・水平距離による、3種類の測設（杭打ち）ができます。
●デジタルガイドによる十字線点検調整機能
十字線調整手順をグラフィック表示。
ガイドに従って、手際よく十字線点検調整ができます。

SDL50
SDL500.6mm
精度**BIS30A使用の場合

SDL30
SDL5028x倍率4SDL300.4mm
精度*BIS30A使用の場合

SDL3032x
倍率4