LaboForce-50
Mode d’emploi
Traduction des instructions originales

N° de document : 16357025-02_A_fr
Date de parution : 2023.02.03

Copyright
Le contenu de ce mode d'emploi est la propriété de Struers ApS. Toute reproduction de ce mode d'emploi,même partielle, nécessite l'autorisation écrite de Struers ApS.
Tous droits réservés. © Struers ApS 2023.06.06.

2

LaboForce-50

Table des matières
1 Concernant ce mode d’emploi

5

2 Sécurité

5

2.1 Usage prévu

5

2.2 LaboForce-50 mesures de sécurité

5

2.2.1 À lire attentivement avant utilisation

5

2.3 Messages de sécurité

6

2.4 Messages de sécurité dans ce mode d’emploi

7

3 Installation

7

3.1 Description du dispositif

7

3.2 LaboForce-50

84 Transport et stockage

9

4.1 Stockage à long terme ou transport
5 Installation

910

5.1 Déballer la machine

10

5.2 Vérifier la liste d’emballage

10

5.3 Installation - LaboForce-50

10

5.4 Régler le porte-échantillons motorisé

12

5.4.1 Insérer une plaque porte-échantillons

125.4.2 Régler la hauteur de la plaque du porte-échantillons motorisé

13

5.4.3 Régler la position horizontale de la plaque porte-échantillons

14

5.4.4 Terminer le réglage

14

5.5 Niveaux de bruit et vibration

14

6 Opérer le dispositif
6.1 Fonctions du panneau de commande15
15

7 Maintenance et service

16

7.1 Nettoyage général

16

7.2 Quotidiennement

16

7.3 Chaque semaine

16

7.4 Mensuellement

16

7.4.1 LaboForce-50 - sabots de pression

LaboForce-50

16

7.5 Pièces détachées17

7.6 Maintenance et réparation

17

7.7 Elimination

183

8 Indication d'erreurs

18

9 Caractéristiques techniques

18

9.1 Caractéristiques techniques - LaboForce-50

18

9.2 Schémas - LaboForce-50

199.3 Informations légales et réglementaires

21

10 Fabricant
Déclaration d’incorporation d’une quasi-machine

4

21
23

LaboForce-50

1 Concernant ce mode d’emploi

1

Concernant ce mode d’emploi
PRUDENCE
L’équipement Struers ne doit être utilisé qu’en rapport avec et comme décrit dansle mode d’emploi fourni avec l’équipement.
RemarqueLire le mode d'emploi avec attention avant l'utilisation.

RemarquePour voir le détail d’une information spécifique, voir la version en ligne de ce moded’emploi.

2

Sécurité

2.1

Usage prévu
Ce dispositif a été conçu pour la préparation matérialographique semi-automatiqueprofessionnelle (prépolissage ou polissage) des matériaux en vue d’une inspection
matérialographique ultérieure.
LaboForce-50 est destiné à être utilisé en combinaison avec :2.2•

LaboPol-20•

LaboPol-30•

LaboPol-60

Ne pas utiliser la machine
pourAutres équipements que ceux mentionnés dans la section"Usage prévu"

ModèleLaboForce-50

LaboForce-50 mesures de sécurité

2.2.1

À lire attentivement avant utilisation
Ne pas tenir compte de ces informations, et toute mauvaise manipulation de l’équipement, peut
entraîner des dommages sévères à la personne, ainsi que des dommages matériels.

LaboForce-50

52 Sécurité
Mesures de sécurité d’ordre général
1.

L'installation de la machine doit être conforme aux normes locales de sécurité. Toutes lesfonctions de la machine et tout équipement connecté doivent être parfaitement opérationnels.

2.

Ce dispositif doit être installé solidement sur la machine.

3.

L’opérateur devra lire les mesures de sécurité et le mode d’emploi, ainsi que les sections
pertinentes des modes d’emploi relatifs à tous les équipements et accessoires connectés.

4.

En cas de mauvais fonctionnement ou de bruits inhabituels, arrêter la machine et appeler le
SAV.

5.

En cas d'incendie, alerter les personnes présentes et les pompiers. Déconnecter l’alimentationen courant électrique. Utiliser un extincteur à poudre. Ne pas utiliser d'eau.

6.

La machine doit être opérée et maintenue par un personnel qualifié/formé seulement.

7.

Toujours couper le courant et retirer la prise ou le câble avant de démonter la machine ou
d’installer des composants supplémentaires.

8.

La machine doit être débranchée de la prise de courant principal avant tout service technique.
Attendre 5 minutes que le potentiel résiduel dans les condensateurs soit déchargé.

9.

L’équipement Struers ne doit être utilisé qu’en rapport avec et comme décrit dans le moded’emploi fourni avec l’équipement.

10. En cas de mauvais usage, d’installation incorrecte, de modification, de négligence, d’accident
ou de réparation impropre, Struers n’acceptera aucune responsabilité pour des dommages
causés à l’utilisateur ou à la machine.
11. Le démontage d’une pièce quelconque de l’équipement, en cas d’entretien ou de réparation,
doit toujours être assuré par un technicien qualifié (en électromécanique, électrique,mécanique, pneumatique, etc.).

2.3

Messages de sécurité
Struers utilise les signes suivants pour signaler les risques potentiels.
DANGER ÉLECTRIQUE
Ce signe avertit d’un danger électrique lequel, s'il n'est pas évité, peut être mortel ou
entraîner des blessures graves.
DANGERCe signe avertit d’un danger comportant un risque élevé lequel, s'il n'est pas évité,
peut être mortel ou entraîner des blessures graves.
ATTENTION
Ce signe avertit d’un danger comportant un risque moyennement élevé lequel, s'iln'est pas évité, peut être mortel ou entraîner des blessures graves.
PRUDENCE
Ce signe avertit d’un danger comportant un risque faible lequel, s'il n'est pas évité,
peut entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.

6

LaboForce-50

3 Installation
RISQUE D’ÉCRASEMENT
Ce signe avertit d’un risque d'écrasement lequel, s'il n'est pas évité, peut
entraîner des blessures légères, modérées ou graves.
RISQUE DE CHALEUR
Ce signe avertit d’un risque de chaleur lequel, s'il n'est pas évité, peut entraîner
des blessures légères, modérées ou graves.

Messages d'ordre général
RemarqueCe signe avertit d’un risque de dommage matériel, ou la nécessité de procéderavec prudence.
ConseilCe signe indique que des informations complémentaires et des conseils sontdisponibles.

2.4

Messages de sécurité dans ce mode d’emploi
ATTENTION
L’équipement Struers ne doit être utilisé qu’en rapport avec et comme décrit dansle mode d’emploi fourni avec l’équipement.
PRUDENCE
Rester à distance des parties rotatives pendant l’opération.

PRUDENCE
Lors du travail sur des machines avec parties rotatives, faire attention que lesvêtements et/ou les cheveux ne restent pas pris dans les parties en rotation.

3

Installation

3.1

Description du dispositif
LaboForce-50 est un panneau de commande/unité porte-échantillons motorisé pouvant êtreinstallé sur les machines de préparation matérialographique semi-automatiques(prépolissage/polissage) suivantes : LaboPol-20, LaboPol-30 et LaboPol-60.
L'opérateur choisit le support de prépolissage/polissage et le liquide de refroidissement/lasuspension abrasive à utiliser.
Un support doit être utilisé pour la préparation des échantillons avec le porte-échantillons
motorisé. Le dispositif porte-échantillons contient 4 échantillons.

LaboForce-50

73 Installation
La tête du porte-échantillons motorisé est munie de sabots de pression pouvant se régler
individuellement pour maintenir les échantillons bien en place.
L’opérateur décide quelle plaque porte-échantillons utiliser et la force à appliquer sur leséchantillons, permettant de les maintenir en place, est réglée individuellement sur les sabots depression à partir de la tête du porte-échantillons motorisé.
L’opérateur règle la vitesse de rotation du disque de préparation avant de démarrer le processus.
L'opérateur met la machine en marche en pressant le bouton Marche sur le panneau de commande.
L’eau de refroidissement est appliquée automatiquement lorsque l’opérateur ouvre le robinet d’eau.
L’opérateur appliquera d’autres liquides manuellement ou en utilisant une unité de dosage séparée.
L'opérateur arrête la machine en pressant le bouton Arrêt sur le panneau de commande.
L'opérateur nettoie les échantillons avant l'étape de préparation suivante ou l'inspection.
La machine devra toujours être utilisée avec une protection anti-projection.
Si l'arrêt d'urgence est activé, le courant à toutes les parties mobiles est coupé.

3.2

LaboForce-50
Vue de face
A
B
C
D
E

Panneau de commandeContrôle de la vitesse du disqueEclairage LED (non montré)Tête porte-échantillons motorisé
Colonne du panneau de commande

Vue arrière
A Interrupteur de rotation (Tête porte-échantillons motorisé)
B Poignée de fermeture
C Plaque signalétique

8

LaboForce-50

4 Transport et stockage
Le porte-échantillons motorisé
A
B
C
D
E

4

Boîtier
Indicateurs de la force
Anneau à relâche rapide
Vis de réglage de la force
Sabots de pression

Transport et stockageSi, à tout moment après l’installation, il est nécessaire de déplacer l’unité ou de la stocker, il est
recommandé de suivre un certain nombre de consignes.

4.1•

Emballer l’unité avec soin avant son transport.Un emballage insuffisant pourrait causer desdommages sérieux à l’unité et annulerait la garantie. Contacter le SAV Struers.

•

Nous vous recommandons d’utiliser l'emballage et les fixations d'origine.

Stockage à long terme ou transport
Pour les instructions sur comment préparer l’unité à un stockage à long terme ou au transport,
consulter le mode d’emploi spécifique à la machine.
Porter une attention particulière à ce qui suit:•

Débrancher l’unité de l’alimentation en courant électrique.

•

Retirer le panneau de commande ou le porte-échantillons motorisé.

•Placer la machine et ses accessoires dans leur emballage d’origine.

LaboForce-50

95 Installation

5

Installation

5.1

Déballer la machine
RemarqueNous vous recommandons de conserver l'emballage et les fixations d'origine pourune éventuelle utilisation future.

5.2

1.

Couper le ruban adhésif sur le haut de la boîte.

2.

Sortir les pièces détachées.

3.

Sortir l’unité de la caisse.

Vérifier la liste d’emballage
Des accessoires en option peuvent être inclus dans la caisse d’emballage.
La caisse de transport contient les pièces suivantes:

5.3

Unités.

Description

1

LaboForce-50

1

Entretoise et 2 vis M4 pour monter sur LaboPol-30 et LaboPol-60

1Disque d'espacement

1

Clé hexagonale pour monter la plaque porte-échantillons

1

Jeu de modes d'emploi

Installation - LaboForce-50
Installer le porte-échantillons motorisé dans l’orifice de connexion de la machine.
RemarqueCe dispositif doit être installé solidement sur la machine.

Remarque
Ne pas utiliser le bouton de contrôle de la vitesse sur le panneau de commande pourdéplacer le porte-échantillons motorisé.

Procédure - LaboPol-20
1.

10Retirer le disque en plastique protégeant le câble de communication.

LaboForce-50

5 Installation
2.

Connecter le câble de communication sur la colonne
dans le port de connexion sur la machine.

3.

Faire descendre la colonne dans l’orifice deconnexion.

4.

Faire glisser la bague en V noire vers le bas, le long dela colonne jusqu’à ce qu’elle couvre l’orifice dusupport.

5.

Utiliser la clé Allen pour serrer les deux vis de fixation.
Ne pas serrer les vis complètement.
Une clé hexagonale, des vis M4, entretoises etcapuchons de recouvrement sont inclus dans lacaisse.
A Bague en V
B Vis de fixation

Procédure - LaboPol-30, LaboPol-60
1.

Retirer le disque en plastique protégeant le câble de communication.

2.

Utiliser les vis M4 pour monter l’entretoise en bas de lacolonne.

3.

Connecter le câble de communication sur la colonne
dans le port de connexion sur la machine.

LaboForce-50

115 Installation
4.

Faire descendre la colonne dans l’orifice deconnexion.

5.

Tourner la colonne jusqu'à ce que l’entretoise soit
solidement logée dans l'orifice du support.

A Entretoise
B Vis M4

6.

Faire glisser la bague en V noire vers le bas, le long dela colonne jusqu’à ce qu’elle couvre l’orifice dusupport.

7.

Utiliser la clé Allen pour serrer les deux vis de fixation.
Ne pas serrer les vis complètement.

A Bague en V
B Vis de fixation

5.4

Régler le porte-échantillons motorisé

5.4.1

Insérer une plaque porte-échantillons
Avant de régler le porte-échantillons motorisé, il est nécessaire d’insérer une plaque porteéchantillons.
Pour les plaques porte-échantillons homologuées, voir:

12•

La brochure de LaboSystem (https://www.struers.com/Products/Grinding-andPolishing/Grinding-and-polishing-equipment/LaboSystem)

1.

Utiliser la poignée de verrouillage sur le côté gauche pourdéverrouiller le porte-échantillons motorisé et le laissermonter en position supérieure.

2.

Tirer l'anneau de relâche rapide et soulever le boîtier.

3.

Insérer une plaque porte-échantillons et la faire tournerjusqu'à ce que les deux tiges soient alignées avec lesorifices dans le porte-échantillons motorisé.

LaboForce-50

5 Installation
4.

Pousser la plaque du porte-échantillons motorisé vers lehaut et utiliser la clé hexagonale pour serrer la vis et lafixer en position. Voir A.

5.

S’assurer que la plaque porte-échantillons est solidement
fixée.

6.

Faire descendre le boîtier en position.

A Vis

5.4.2

Régler la hauteur de la plaque du porte-échantillons motorisé
1.

Utiliser la poignée de verrouillage sur le côté gauche
pour déverrouiller le porte-échantillons motorisé et lelaisser monter en position supérieure.

2.

Choisir le support de préparation le plus ‘épais’ àutiliser et le placer sur le disque de préparation.
Généralement, il s’agira d’un SiC Foil sur un disque
MD-Gekko ou SiC Paper sur un disque MD-Fuga ou
un MD-Alto.

3.

Placer le disque d'espacement fourni sur le support depréparation.

4.

Soutenir la tête du porte-échantillons motorisé etdesserrer les 2 vis de fixation retenant la colonne.

5.

Soulever et soutenir le porte-échantillons motorisé.

6.

Presser la tête du porte-échantillons autant que
possible en position inférieure.

7.

Utiliser la poignée de fermeture pour verrouiller la têtedu porte-échantillons motorisé en position defonctionnement.

8.

Faire descendre la colonne jusqu'à ce que la plaqueporte-échantillons repose sur le disque d'espacement.

9.

Régler la position horizontale de la plaque porteéchantillons.

LaboForce-50

A Disque d'espacement

135 Installation

5.4.3

Régler la position horizontale de la plaque porte-échantillons

MD-Disc1.

Faire pivoter la tête du porte-échantillons motorisévers la droite.

2.

La plaque porte-échantillons devra êtrepositionnée pour laisser l’échantillon dépasser de3 à 4 mm au-delà du bord du disque depréparation.

A Bord du disque
B Plaque porte-échantillons

Wet Grinding Disc1.

Faire pivoter la tête du porte-échantillons motorisévers la droite.

2.

Placer la plaque porte-échantillons dans une
position de 2 à 3 mm de l’anneau métallique.

A Anneau métallique
B Plaque porte-échantillons

5.4.4

Terminer le réglage
1.

Serrer fermement les 2 vis de fixation. Le porte-échantillons motorisé restera alors dans cetteposition.

2.

Utiliser les deux capuchons de recouvrement pour boucher les orifices.
La clé hexagonale et les capuchons de recouvrement sont inclus.

5.5

Niveaux de bruit et vibration
Pour toute information relative aux niveaux de bruit et vibration, voir le mode d’emploi spécifique dela machine.

14

LaboForce-50

6 Opérer le dispositif

6

Opérer le dispositif
Pour les instructions sur comment opérer le dispositif, consulter le mode d’emploi spécifique à lamachine.
Voir aussi la section « Usage prévu » du mode d’emploi de la machine spécifique.

6.1

Fonctions du panneau de commande
PRUDENCE
Rester à distance des parties rotatives pendant l’opération.

PRUDENCE
Lors du travail sur des machines avec parties rotatives, faire attention que lesvêtements et/ou les cheveux ne restent pas pris dans les parties en rotation.
A Contrôle de la vitesse du disque

BoutonFonction
Rotation du disque•Démarre la rotation du disque (fonction Centrifugation).

Eau
Commande manuelle•

Presser le bouton pour faire couler l’eau. L’eau coule quand il n’y a pas deprocessus en cours.

•

Presser de nouveau le bouton pour arrêter l’eau.

Marche•Démarre le processus de préparation.

Arrêt
•

LaboForce-50

Arrête le processus de préparation.

15

7 Maintenance et service

7

Maintenance et service
Questions techniques et pièces détachées
Pour toutes questions d’ordre technique ou commande de pièces détachées, indiquer le no. de série
et la tension/fréquence. Le no. de série et la tension sont indiqués sur la plaque signalétique de lamachine.

7.1

Nettoyage général
Pour prolonger la durée de vie de la machine, nous recommandons vivement de procéder à un
nettoyage régulier.
Remarque
Ne pas utiliser de chiffon sec, car les surfaces ne résisteraient pas à l’abrasion.

Remarque
Ne jamais utiliser d’acétone, de benzène ni d'autres solvants similaires.

Si la machine n'est pas utilisée pendant une période de temps prolongé•

7.2

Quotidiennement•

7.3

Nettoyer soigneusement la machine et tous les accessoires.

Nettoyer toutes les surfaces accessibles à l’aide d’un chiffon doux, humide.

Chaque semaine•

Nettoyer toutes les surfaces accessibles à l’aide d’un chiffon doux, humide et de détergentsordinaires.

7.4

Mensuellement

7.4.1

LaboForce-50 - sabots de pression
La force sur les sabots de pression est générée par des tiges de friction maintenues en place par lesvis dans le boîtier ressort.

16

LaboForce-50

7 Maintenance et service•

Utiliser une clé hexagonale pour serrer les
vis.

A Vis

7.5

Pièces détachées
Pour les pièces spécifiques relatives à la sécurité, voir la section « Pièces du système de contrôle
relatives à la sécurité (SRP/CS) » à la section « Caractéristiques techniques » de ce moded’emploi.

Questions techniques et pièces détachées
Pour toutes questions d’ordre technique ou commande de pièces détachées, indiquer le no. desérie et la tension/fréquence. Le no. de série et la tension sont indiqués sur la plaque signalétiquede la machine.
Pour plus d'informations, ou pour vérifier la disponibilité des pièces détachées, contacter le SAV
Struers. Les coordonnées sont disponibles sur Struers.com.

7.6

Maintenance et réparation
Nous recommandons un entretien régulier à accomplir annuellement ou toutes les 1500 heuresd’utilisation.
Au démarrage de la machine, l’écran affiche des informations relatives au temps defonctionnement total et à la maintenance de la machine.
Après 1500 heures de fonctionnement, l’affichage montre un message rappelant à l'utilisateur
qu’il est temps de planifier une visite de maintenance.
Remarque
La maintenance ne devra être assurée que par un technicien qualifié (enélectromécanique, électronique, mécanique, pneumatique, etc.).
Contacter le SAV Struers.

LaboForce-50

178 Indication d'erreurs

7.7

Elimination
Un équipement marqué du symbole WEEE contient des composants électriques etélectroniques et ne devra pas être éliminé comme déchet ordinaire.
Veuillez contacter les autorités locales pour toutes informations sur la méthoded'élimination correcte conforme à la législation nationale.
Pour l’élimination des consommables et du liquide de recyclage, suivre lesréglementations locales en vigueur.

8

Indication d'erreurs
Pour des conseils de dépannage, consulter le mode d’emploi spécifique à la machine.

9

Caractéristiques techniques

9.1

Caractéristiques techniques - LaboForce-50
Sujet

Rendement dumoteur

40 W

Couple, à 150 t/m> 2,6 Nm(Newton mètre)Vitesse de rotation

150 t/mSens de rotation

Off/Antihoraire

Force, échantillons
individuels

5-30 N

Normes de sécurité

Voir la Déclaration de Conformité

Niveau de bruit

Voir le niveau de bruit indiqué pour: LaboPol

Environnement
opérationnel

Températureambiante

5 – 40°C/41 – 104°F

Humidité< 85 % HR sans condensation

Températureambiante

0 – 60°C/32 – 140°F

Humidité< 85 % HR sans condensation

Conditions de stockage etde transport

Alimentation en courant

18

Spécifications

LaboForce-50 est connecté directement à LaboPol

LaboForce-50

9 Caractéristiques techniques

9.2

Sujet

Spécifications

Dimensions et poids

Largeur

18,3 cm/7.2”

Profondeur

43,5 cm/17.1”

Hauteur

51,6 cm/20.3” (mesuré à partir du disquede préparation)

Poids

14,5 kg/32 lbs

Schémas - LaboForce-50
Titre

No.

LaboForce-50/LaboForce-Mi, Schéma fonctionnel

16353050 B

LaboForce-50

19

20

A

B

C

D

5

5

SB1

( light )LED
STRIPE

HL1( 4 keys )

FRONT
FOIL

4

4

2

6

X1

shieldX5

SHIELDA1

X2

RPM 50-500

RP1

SPIN

RUN

STOP

VALVE

POWER

X4

FORCE ENABLE

X3

OVERLOAD PROTECTEDSELECTABLE LF-50 or LF-Mi

Printed Circuit Board(User Interface + LaboForce-50/Mi )

2

4

2

3

1

1

1

2

shield

2

M1

3

2

Monday, November 14, 2016

RevB (MPT 2016-11-14):
STOP connection on X4 removed;
SHIELD to X1 added

1

A2
Scale

CAGE Code

MPT / OHODWG NO

1

Sheet

16353050

LaboForce-50/Mi, Block Diagram

Struers A/SPederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Denmark
telephone: +45 44 600 800

12RPM
CW

400RPM
CCW

Size

CONNECTION TO
LABOPOL-20/30/60

GEAR 250:1

LABOFORCE-Mi

GEAR 7.5:1

NOTE:
VARIANT LABOFORCE-50

REV NOTES

Connector
insidemetal tube

X1

FORCE
SWITCH

S1

24VDC
3000RPM
15W

M1

24VDC
3000RPM
40W

THIS DOCUMENT CONTAINS CONFIDENTAL AND PROPRIETARY INFORMATION THAT IS THE SOLE PROPERTY OF STRUERS A/S („STRUERS“) AND NO OWNERSHIP OR LICENSE RIGHTARE GARANTED BY DELIVERY OF THIS DOCUMENT TO THE RECEPIENT. THIS DOCUMENT AND ALL INFORMATION DISCLOSED HEREIN (A) SHALL NOT BE USED TO MANUFACTURE,
CONSTRUCT OR FABRICATE THE GOODS DISCLOSED HEREIN OR ANY DERIVATIVE WORKS OF THE SAME; (B) SHALL NOTBE EXPLOITED OR SOLD BY ANY MEANS; (C) SHALL NOT BE
COPIED OR OTHERWISE REPRODUCED IN WHOLE OR IN PART; (D) SHALL NOT BE REVEALED OR DISCLOSED TO ANYONE EXCEPT THOSE PERSONS EMPLOYED OR ENGANGED BY THE
RECEPIENT AND HAVING A LEGITIMATE „NEED TO KNOW“ THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT, OR IN ANY MANNER MADE PUBLIC WITHOUT THE EXPRESS WRITTENPERMISSION OF STRUERS; (E) SHALL BE HELD BY RECEPIENT OF THIS DOCUMENT IN STRICT CONFIDENCE AS A FIDUCIARY; AND (F) SHALL BE PROTECTED AND KEPT SEPARE FROM
THE DOCUMENTS AND MATERIALS OF THE RECEPIENT OF THIS DOCUMENT. THIS DOCUMENT AND ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN SHALL REMAIN PROPERTY OF STRUERS AND
SHALL BE RETURNED UPON DEMAND ALL PROPRIETARY INFORMATION IS PROVIDED „AS IS“ WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT
LIMITATION ANY WARRANTIES REGARDING THE TIMELINESS, ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE PROPRIETARY INFORMATION.

LED OUT

X6

Keyboard

3

1

of

1

B

Rev

A

B

C

D

9 Caractéristiques techniques
16353050 B

LaboForce-50

10 Fabricant

9.3

Informations légales et réglementaires
Note FCC
Les essais de conformité de cet équipement attestent qu'il entre dans les limites d’un dispositif
numérique de Classe A, selon la Partie 15 des règles FCC. Ces limites ont été déterminées pourgarantir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation
résidentielle. Cet équipement génère, emploie, et peut répandre une énergie de fréquence radio
et, s’il n’est pas installé et utilisé en accord avec le mode d’emploi, celui-ci pourra être la caused’une interférence nuisible aux communications radio. Il n’est cependant pas garanti qu’uneinterférence n’ait pas lieu dans une installation en particulier. Si cet équipement cause desinterférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut êtredétecté en mettant l’équipement sous et hors tension, l’utilisateur peut tenter de corriger cetteinterférence en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous:•

Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.

•

Augmenter l'espacement entre l'équipement et le récepteur.

•

Brancher l’équipement sur un circuit différent de celui du récepteur.

10 Fabricant
Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Danemark
Téléphone : +45 44 600 800
Fax : +45 44 600 801
www.struers.com

Responsabilité du fabricant
Les restrictions suivantes doivent être observées. Le non-respect de ces restrictions pourra
entraîner une annulation des obligations légales de Struers.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’erreurs dans le texte et/ou les illustrations dansce mode d’emploi. Les informations contenues dans ce mode d'emploi pourront subir desmodifications ou des changements sans aucun avis préalable. Certains accessoires ou pièces
détachées, ne faisant pas partie de la présente version de l'équipement, peuvent cependant êtrementionnés dans le mode d'emploi.
Le fabricant ne sera considéré comme responsable des effets sur la sécurité, la fiabilité et laperformance de l’équipement que si l’équipement est utilisé, entretenu et maintenu
conformément aux instructions du mode d’emploi.

LaboForce-50

21Basé sur : 16357902 C

Déclaration d’incorporation d’une quasi-machine
FabricantStruers ApS • Pederstrupvej 84 • DK-2750 Ballerup • Danemark

Nom

LaboForce-50

Fonction

Porte-échantillons motorisé pour LaboPol-20, LaboPol-30, LaboPol60
Prépolisseuse/polisseuse

Type

635

No. de cat.

06356127

Les machines décrites ci-dessus ne devront être utilisées
exclusivement qu'avec:
Et ne devra pas être mis en service avant que lesmachines finales, dans lesquelles il devra être incorporé,aient été déclarées en conformité avec le présent
règlement, lorsque cela est approprié.

LaboPol-20, LaboPol-30, LaboPol-60

No de série

UE

Module H, selon une approche globale
Nous déclarons que le produit mentionné est conforme aux législations, directives et normes suivantes :2006/42/EC

EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012, EN 60204-1:2018. EN 60204-12018/Corr. : 2020

2011/65/UE

EN 63000:2018

2014/30/UE

EN 61000-3-3:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-3:2007, EN 61000-3-3:2007, EN 61000-6-3A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012

Normes additionnelles

NFPA 79, FCC 47 CFR Partie 15 Sous-partie B

Autorisé à constituer le dossier technique/
Signataire autorisé

Date : [Release date]en

For translations seebgЗа преводи вижте

csPřeklady vizda

Se oversættelser pådeÜbersetzungen finden Sie unterelΓια μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση

esPara ver las traducciones consulteetTõlked leiate aadressiltfiKatso käännökset osoitteesta

fr

Pour les traductions, voir

hr

Za prijevode idite nahu

A fordítások itt érhetők elit

Per le traduzioni consultareja

翻 訳 については、

ltVertimai patalpintilv

Tulkojumus skatītnlVoor vertalingen zie

noFor oversettelser sepl

Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź

pt

Consulte as traduções disponíveis emroPentru traduceri, consultați

seFör översättningar besökskPreklady sú dostupné na stránkesl

Za prevode si oglejtetrÇeviriler için bkz

zh

翻译见

www.struers.com/Library