O-Solution
計測と解析ソフトウェアを統合

特長

O-Solutionは、「計測モード」と「解析モード」を搭載しています。1クリックでモードを切り替えることができるので、実験・計測から収録後の解析までスムーズに行うことができ、操作ミスを低減できます。

計測モード

計測モード

波形が見える安心感

同時解析で作業時間を短縮

時間波形（10秒間）を表示するモニターウィンドウを新たに搭載。時間波形の様子を見ながら設定・計測することができます。

収録しながら、2つ同時解析が可能です。
FFT（条件１）

FFT（条件２）＋

DS-5000と接続し、振動や騒音の時系列データの収録、周波数解析やトラッキング解析をリアル
タイムに 行い ます。加振器やインパルスハンマを用いた固有振動数の測定
や、回転機器の計測に適しています。

FFT

＋

REC

＋

REC

＋

REC

トラッキング＋

レンジオーバーを見逃さない
トラッキング（定幅）

トラッキング（定比）

チャンネル数やユニット数に応じて、レベルモニ
ター画面を変更できます。
小チャンネル用レベルモニター

すぐに、詳細な解析へ＋

多チャンネル用レベルモニター

さらに、高精度な計測へ※以下の組み合わせによる同時解析はできません。
・オクターブ＋FFT＋REC
・オクターブ＋トラッキング＋REC

解析モード

解析モード

収録した時系列データのデータ比較で物理現象の掴みが簡単に物理量（振動、回転速度、トルク、温度etc）・フォーマット・サンプリング周波数の異なるデータでも「同時表示・並
べる・重ねる」が自由自在にできます。

編集・解析を行います。大容量の時系列データや異なるフォーマットのデー
タを同時表示したり、重ねたりなど自由自在に操作できます。リアルタイム
計測の後で、より詳細な解析を行いたい時や過渡現象の解析に有用です。

2

画面レイアウトを自由自在に

データ管理を簡単に

マーカー機能で気になるところだけ解析

様々なファイルをダイレクトに読込み

ドッキングウィンドウで各種ウィンドウの表示位置
をお好みのレイアウトに変更することができます。

O-Solutionは計測・解析条件と取得データをプ
ロジェクトで一括管理します。データマネジャーでデータリストが一覧できたり、検索・並べ替え機能
で多条件・多チャンネルの比較が簡単にできます。

長時間収録したデータのうち、気になるところにマーカーを追加できます。またそのマーカーを基準に解析範囲を設定することができます。

下図に紹介している製品で取得したデータをインポートして解析する事ができます。
ASCⅡ

Excel

Wave

MDF

騒音計

FFTアナライザ

データステーション

データレコーダ

FAMS

3

O-Solution 機能紹介
ビューア―

O-Solution Lite＋

プラットフォーム

OS-5100
オプション＋

ディジタルフィルタ機能

トラッキング解析機能

音質評価解析機能

時間周波数解析機能

外部コントロール機能

OS-0521OS-0523

OS-0525

OS-0527

OS-0510

FFT解析機能オクターブ解析機能

変動音解析機能

ハードウェア接続機能

OS-0524

OS-0526

OS-0512オプション
OS-0522

ビューアー ： O-Solution Lite

ディジタルフィルタ機能 ： OS-0521

FFT解析機能 ： OS-0522

迅速に異音の周波数帯域を見つけたい
異音や振動問題が発生した際、収録したデータにIIRフィルターや
FIRフィルターをかけて視聴することで迅速にその周波数帯域を見つけることができる機能です。フィルターを掛けた、新たな時系
列データを生成することもできます。

機械や部品など構造物がもつ振動や音の周波数成分や共振周波数を把握したい
時間軸の波形を周波数成分ごとに分解し、振動や音の大きさや共振現象を細かく観察することができます。パワースペ
クトル、周波数応答関数、コヒーレンス関数、減衰比など基本的な演算機能を搭載しています。

現場計測を無事に完了したい、結果を共有したい。
どなたでもご利用できるライセンスフリーのビューアー機能を有しています。実験者は、計測/解析したプロジェクトファイルを渡す事で実験結果や解析結果を誰とでも共有する事ができます。O-Solution Liteは音声再生や解析データを表示できるため詳細に確認する事ができます。結果を共有する事で安心して現場作業を完了する事ができます。
また、O-Solution LiteとDS-5000を用いて時間波形を収録する事ができます。各社ロガーメーカーのバイナリデータをインポートし、
CSVデータに変換することも可能です。
プラットフォーム ： OS-5100
計測・解析の時間や手間を大幅短縮したい
計測や解析の前に必要な処理ツールを取り揃えています。また波形の切り出し、補正、検索など編集機能も充実しています。

LPF、HPF、BPF、A特性、C特性

絶対値
時間軸微積分1階微分、2階微分
1重積分、2重積分

信号補正

基準信号に対する校正

レベル調整

信号を任意レベルに調整

時系列位置合わせ基準信号を利用したデータ位置調整

トラッキング解析機能 ： OS-0523
回転機器の音響・振動特性を把握したい
モーター、発電機などの回転体から発生する音や振動について、各次数成分がどの回転速度で大きくなるかを把握することができます。
定比・定幅のトラッキング解析はもちろん、オフセットトラッキングが可能です。

トラッキング線図

積分前DC除去機能

トリガー機能トリガー信号を利用して収録や計測のスタート、ストップをする際に便利な機能を取り揃えています。設定画面はタイムモ
ニタとFFT解析1ショット分の時間波形が表示され、簡易にトリガー設定が可能になります.

タイムモニタタイムモニター
タイムモニター

ソース（計測）内部、外部、レベル

時間軸前処理リサンプリング

時系列データを任意のサンプリング
周波数に変更パルスコンバーター

回転パルス信号を回転速度へ変換

イベントカウンター

検索条件に応じて時系列データの変化をカウントデータとして出力

移動平均

任意平均回数で
移動平均処理を実施

時間軸微積分1階微分、2階微分
1重積分、2重積分
積分前DC成分除去
単位変換

実効値演算

時系列データの実効値出力
周波数重み付け補正
時定数の設定出力時間間隔の設定（解析）Item

モード

Repeat、OneShot

動作

スタート、ストップ
スタート＆ストップ

その他搭載機能4

1ショット分の時間波形
1ショット分の時間波形
1ショット分の時間波形

時系列演算（解析モードのみ）
時系列データに対して演算を行う際に使用する機能です。
ディジタルフィルター
絶対値
時間軸微積分
積分前DC除去機能

・ダブルハンマーキャンセル
・平均Undo・プレレコーディング
・収録中にトリガ機能を用いてデータの取得が可能

ヒルベルト変換

定比トラッキング解析

Rotation Speed (r/min)

定幅トラッキング解析
Rotation Speed (r/min)

ディジタルフィルター

データ設定（解析モードのみ）
時系列データに対して補正、切り出し、位置調整など多彩な編集機能を取り揃えています。

Rotation Speed (r/min)

時間軸前処理AD変換後の時間波形にフィルター等の演算処理を行う機能です。別途フィルターアンプを用意する必要がありません。

OrderFrequency (Hz)オクターブ解析機能 ： OS-0524

環境騒音や振動の測定がしたい
人間の耳は周波数に対して等比的な特性を持っており、オクター
ブ解析はこの耳の特性と相性の良い解析です。騒音レベルや振動レベルなどを把握する際やISO、JIS規格に沿った計測で使用することが多いです。

瞬時振幅、瞬時位相、瞬時周波数

周波数重み付け補正

A特性、C特性、G特性
Vh特性、Vv特性

時系列Item間演算

各Item同士で演算

5音質評価機能 ： OS-０５２５

変動音解析機能 : OS-0526
小型モーターの駆動音

音の変動感を詳しく解析したい

音に対する人の感覚を定量化したい

変動音解析は、ＦＦＴでは検出困難なビリビリ音、カタカタ音など小さ

心地よい音、不快な音など、人の感じ方を物理的な量で計測するのは困難です。
音質評価機能は、ラウドネス、シャープネス、トーナリティなどの音質評価指標を用いて、音に対する人の感覚を定量化します。
不快音の除去対策をする際これらの評価パラメーターを指標にすることで定量的な判断ができ、原因追及と根本的な対策や快音化などに活用できます。
音質評価指標対応規格
・定常音ラウドネス(ISO532-1)

ラウドネス[音の大きさ]シャープネス[甲高さ]

トーナリティ
[純音感]

くても気になる音を周波数と変動周波数の2軸で表現し、時間変動
変動感の強さが顕著な成分を明確にします。
レベルの大きな暗騒音の中から、変動成分だけを抽出したいときなどに有効です。
変動音シミュレーターは変動音解析結果を確認しながら、気になる変動成分を除去したり、聞き取りやすい変動成分を強調したりする
ことにより音を調整して聴感評価ができます。

ラフネス
[濁り感]

変動強度
[変動感]

TNR/PR[離散純音]

変動の速さ

右のグラフは、小型モーターの駆動音(不良品)を変動音解析した結果です。

変動音の高さ時間周波数解析機能 : OS-052７
・非定常音ラウドネス(ISO532-1)
・TNR/PR(ISO7779 Annex D)

音質評価事例 機械音の比較
グラフに示しているのは音の大きさが異なる６つの機械音に対する分析例です。

過渡現象を解析したい
FFT解析では捉えることが難しい過渡現象でも、周波数分解能を維持したまま、周波数成分の時間変化を鮮明に表示することが可能です。短時間
フーリエ変換とウェーブレット変換の２種類の解析を搭載しています。

左図のトレンドグラフで、黄色はA特性音圧レベル（騒音レベル）で分析したもので、6つの機械音は全て同様の値を示しています。
それに対し、青色は音の大きさを示す評価量の「ラウドネス」で分析した結果で、６つの音の違いが現れています。

短時間フーリエ変換 STFT (Short-time Fourier transform)

実際にこれらの音を私達が聞いてみると、下側のラウドネスの結果と同様に音の大きさが それぞれ異なって聞こえます。

切り出し時間窓長とフーリエ変換のフレーム長を別々に設定することで、必要な周波数分解能を保ったまま時間分解能を良くして、フーリエ変換を実行

ラウドネスを用いることで、A特性音圧レベルのような音圧のみに基づいた量だけでは評価できない、人間が聞いたときの音の大きさの違いを評価できまできます。非常に短時間のスペクトル変化を観察するときに有効な手法です。

す。
ウェーブレット変換 (Wavelet transform)
突発的なまたは非定常的な音や振動などの複雑な波形の時間的変動と空間的推移を同時に解析することを可能とした解析手法です。この手法は、周波数によって解析時間長を変えています。時間・周波数のバランスが良いので、解析結果の全体を捉えるのに有効です。
下のグラフは、ゴルフの打音をFFT解析、短時間フーリエ変換、ウェーブレット変換で解析した結果です。

トレンド(ラウドネス・A特性音圧レベル)

ラウドネスカラーマップ

FFT解析

短時間フーリエ変換

ウェーブレット変換

ラウドネスとはラウドネス（音の大きさ）とは、主観的に感じる音の強さを表す感覚量（聴覚神経の興奮量の総和）を表し、1 kHz 40 dBの純音の音の大きさを1と定義
して、他の音をこの音の何倍の大きさかという形で表現します。
単位はsone（ソーン）です。

6

ハードウェア接続機能 ： OS-0512

外部コントロール機能 ： OS-0510

リアルタイムに測定がしたい
ハードウェア接続機能（OS-0512）を使用することで、FFT
解析機能・トラッキング解析機能・オクターブ解析機能を計測
モードで利用することができます。

繰り返し作業の自動化で時間を短縮したい
製品検査装置として利用したい
外部コントロール機能用ライブラリ（O-Step API）を利用し、TCP/IPを介してお客様が作成したソフトウェア(※)からOSolutionをコントロールすることができます。お客様のシス
テムに自動的に音や振動のデータを取り込むことができます。
※代表例：C#,Visual Basicその他言語にも順次対応予定
利用例１：
大量データを自動計測・解析・保存可能で時間短縮
利用例２：
試験装置のNV評価機能として組み込む7

DS-5000
基本構成

特長
DS-5000のユニット一覧
型名

品名

DS-5100

メインユニット

DS-0501

バッテリユニット

DS-0523

3ch 40 kHz 入力ユニット

DS-0526

6ch 40 kHz 入力ユニット

DS-0532

2ch 100 kHz 入力ユニット

DS-0534

4ch 100 kHz入力ユニット

DS-05422ch 外部入力ユニット

DS-0543

2ch 外部入力&1ch 信号出力ユニット

DS-0544

4ch 外部入力ユニット

DS-0545

2ch 信号出力ユニット

小型でも繋ぎやすい

入力オーバーに気づきやすい

ケーブルを接続しやすいピッチを採用しました。 コンパ
クトなボディでも簡単に接続ができます。

コネクタの両サイドに円弧形状のLEDを採用。レンジオー
バーしたチャンネルに気づきやすいです。

簡単に持ち運べる

バッテリ駆動でどこでも計測可能

底面に凹みを設け、持ち運びしやすくしました。 テーブ
ル・台車・狭い場所などに設置しやすい形状です。

屋外や工場など、電源が用意できない様々な場所でも計測できます。6chの入力ユニットで約4時間の計測が可能です。※バッテリユニットはオプションです。

用途に合わせた計測システム構成が可能

外部ノイズの影響をうけにくい

スタック構造を採用し、用途に合わせたユニット構成が可能です。1筐体で最大48chの計測が可能。最大5台の筐体を接続でき、多チャンネル計測を実現します。

信号入力チャンネルごとに、アイソレーション（絶縁）を採用しました。グランドループ・ノイズ・電位差の発生しやすい現場
や対象物でも安心して計測可能です。

DS-5000シリーズデータステーションは、基本となるDS-5100 メインユニットに入力や信号出力、バッテリなど各種ユニットを必要とする数量分追加することにより、用途や目的に応じた計測システムを構成する計測システムです。

DS-5100

DS-0501

DS-0523

DS-0526

DS-0532

DS-0534

DS-0542DS-0543

DS-0544

DS-0545

外形寸法
1ユニット(最小）
6ch入力

4ユニット
18ch入力+バッテリユニット

9ユニット（最大）42ch入力+2ch外部入力&1ch信号出力＆バッテリユニット

127 mm

247 mm

447 mmDS-5100
DS-0526
質量：2.8 kg

DS-5100
DS-0501
DS-0526×３ユニット
質量：5.0 kg

DS-5100
DS-0501
DS-0526×7ユニット
DS-0543
質量：8.9 kg

164mm

250 mm

周辺機器接続例
DS-5000シリーズ データステーション構成例
DS-5100 メインユニット

左ユニット

DS-0501 バッテリユニット

中ユニット

DS-0526 6ch 40kHz 入力ユニット

右ユニット

音が聴ける安心感
メインユニットにヘッドホンモニタ用出力コネクタを搭載。計
測信号を音で確認することができます。

最大２４０chSDカード

8ステレオヘッドホン

ステレオイヤホン

NP-3500シリーズ
三軸型アンプ内蔵型
GKシリーズ
加速度検出器
インパルスハンマ

MI-1233/1431
マイクロホン
+
MI-3110
プリアンプ

LAシリーズ騒音計

LVシリーズ レーザードップラ振動計

パーソナルコンピューター

9

仕様
DS-5000

O-Solution

メインユニット（DS-5100）
システム構成最大入力
チャンネル数48ch※14ch

最大外部入力チャンネル数(回転・トリガ）40 kHzシステム
100 kHzシステム

4ch※2
4ch

最大出力
チャンネル数※340 kHzシステム
100 kHzシステム

6ch
2ch

入出力
ユニット最大数※440 kHzシステム
100 kHzシステム

8ユニット
3ユニット

最大解析レンジ

40 kHzシステム
48CH：10 kHz / 42CH：20
kHz /18CH：40 kHz
100 kHzシステム
・4ｃｈ：1００ kHz

筺体間接続台数

40 kHzシステム ５筐体
100 kHzシステム なし
インタフェース

タッチパネル付き
LCD・ステータス表示
・バッテリステータス 等

LAN
RJ45コネクタ

接続端子 2箇所
・パソコンとの接続用
・筐体間接続用

筐体間接続コネクタ

2台以上メインユニット間を接続
IN×1 ／ OUT×1

ヘッドホンモニタ用
出力コネクタステレオΦ3.5 コネクタ

※1 搭載するユニットが全て入力ユニットの場合※2 筐体間接続時はPCと接続された筐体の先頭から10chまで※3 PCと接続された筐体のみ※4 メインユニット及びバッテリユニット除く

40kHz入力ユニット（DS-0５23/0526）
100kHz入力ユニット（DS-0532/0534）

入力チャンネル数

入力端子【40kHz】
DS-0523：3ch※5
DS-0526：6ch

入力結合

DCまたはAC・0.5 Hz±10 %にて-3 dB
・CCLD使用時はACに自動設定

アイソレーション

42. 4 Vpk
・BNCグラウンド－筐体間
および各BNCグラウンド間

センサ用電源（CCLD）+24 V（4 mA）

TEDS機能・IEEE 1451.4 Ver.0.9、1.0
加速度センサ、マイクロホン
・IEEE 1451.4 Ver.1.0
力センサに対応

入力電圧レンジ-30 / 0 / +30 dBVrms（3レンジ）

絶対最大入力電圧

50 Vpk (DC～100 kHz)

入力レベルモニタ

過大入力で赤色LED点灯（レンジFSで点灯）

サンプリング周波数
A/ D変換器

ダイナミックレンジ

チャンネル間位相精度（回転・トリガ）
最大入力電圧5０ Vｐｋ

ヒステリシスレベル

任意設定
・初期値0. 5 V
・範囲0. 02 V 〜80 V

入力パルス数／回転

0.5 〜3600 P/R

入力パルス分周機能

1 〜3600分周・入力周波数が4 kHz以上必須

入力結合

ACまたはDC

入力インピーダンス

42. 4 Vpk
・BNCグラウンド－筐体間
および各BNCグラウンド間
最大300 kHz
（帯域外フィルタ付き）

入力周波数※6 筐体間接続時はPCと接続された筐体の先頭から10chまで

信号出力ユニット（DS-0545）

最大出力チャンネル数

出力信号種類2ch有り（連続、単発）

テーパ機能

有り

出力端子形状BNC
0 Ωまたは50 Ω ±10 %24 bit ΔΣ 型
42.4 Vpk
・BNCグラウンド－筐体間
および各BNCグラウンド間

計測モードでオプションを使用する場合はOS-0512が必要です。

充電時間
専用充電器
（別売）
外部DC電源用ケーブル（別売）

外形寸法
消費電力
使用温度範囲

保存温度範囲130 ～ 450 mm（W）ｘ 160 ｍ
ｍ（Ｈ） ｘ 220 mm（D）突起部含
まず

サンプリング周波数-10 ℃〜50 ℃（湿度20〜80 %RH、結露なきこと）-20 ℃〜60 ℃（湿度20〜80 %RH、結露なきこと）最小構成 2,800 g
・DS-5100&DS-0526
最大構成 8,900 g
・DS-5100&DS-0501&
DS-0526×8あり（静音ファン）
DS-5000 48ch構成で音響パ
ワーレベル( Lw A-weighted )38dB以下
内部温度上昇時のみ動作します。

時系列データインポート

ファイルインポート形式（時系列データ）

低電圧（LVD）指令2014/ 35/
EU 規格EN61010-1
適合規格（CEマーキング）

EMC 指令2014/ 30/ EU 規格
EN61326-1
RoHS 指令2011/ 65/ EU 規格
EN IEC 63000

ACアダプタ用電源ケーブル：1本

最大出力チャンネル数1ch※8

10μHz〜100 GHz（周波数レンジ：3.9μHz〜39 GHz）

ファイル数

最大1000ファイル

チャンネル
数

最大65536チャンネル

データ点数

最大1TB

・ORFXファイル
・ASCII ファイル
・WAVE ファイル・MDF ファイル・ORF ファイル
・FAMS ファイル・グラフテック GBDファイル
・ティアック TAFFmat ファイル・日置電機 MEMORY HiCORDER ファイル・横河計測 WDF/WVF ファイル

ファイルエクスポート形式（時系列データ）

ACアダプタ

解析同時レコーディング

・収録しながら解析する機能※解析を実行するにはオプション機能が必要

プレレコーディング機・トリガーがかかる数秒前から収録を開始できる機能

トリガー停止機能・トリガー機能を用いて収録を停止する
統計処理ウィンドウ
差分値／合計値／平均値／中央値／最大値 - 最小値／最大値／最小値／標準偏差／実効値／極
大値 - 極小値／極大値／極小値／歪度／尖度／
波形率／波高率／絶対値平均値／面積／面積+／面積-／左端値／右端値

統計値

ファイル出力CSV出力その他

・ORFXファイル
・CSVファイル
・WAVE ファイル
・PNGファイル(画像）・DATXファイル
・UFFファイル
・CSVファイル
・TEXTファイル
・PNGファイル(画像）スコープウィンドウの選択範囲と連動

ディジタルフィルタ（OS-0521）
FIRフィルター(解析モードのみ)
処理区間

プレビュー設定

全区間もしくは任意に設定した区間
フレーム長

128 / 256 / 512 / 1024 / 2048
/ 4096 / 8192 / 16384 /32768/ 65536

平均処理

加算平均処理（回数）Smooth機能

Type1/Type2

周波数範囲フィルターの下限および上限周波数を任意に設定可能

レベル設定

任意のレベルで増減が可能
・上下限値は、±100 dBです。
直線補完によるフィルターに傾斜を付けることが可能
IIRフィルター(解析モードのみ)

フィルター

適用

周波数および次数フィルター数

最大5個

フィルター種類

PE/ HPF/ BPF/ BRF/
LPF

レベル調整

任意で調整が可能
・上下限値は、±40dBです。

Q値

任意値を設定可能・上下限値として0. 01〜
100です。

ハーモニック

N次周波数（次数）に対して同時に処理が可能時間軸前処理概要
ディジタルフィルター
絶対値
時間軸微積分
積分前DC除去機能

2ch※7

解析モード

・DATXファイル
・DAT ファイル
・TEXT ファイル
・TRC ファイル

ファイルエクスポート形式（解析データ）

取扱説明書：1冊

DC19 V / 4.74A

入力チャンネル数

DS-5000シリーズ データス
テーションで取得できる時
系列データになります。
・40kHz 入力ユニット（DS0523/DS-0526）：2. 56
Hz〜102.4 kHz（周波数レンジ：1 Hz〜 40 kHz）
・100kHz 入力ユニット（DS0532/DS-0534）：2. 56
Hz〜 256 kHz（周波数レンジ：
1 Hz〜100 kHz）

ファイルインポート形式（解析データ）LANケーブル（3 m）：1本
DS-5000シリーズデータステーションとパーソナルコンピュータとの接続用ケーブル

出力電圧／電流

外部入力・信号出力ユニット（DS-054３）

表示機能（タイムモニターおよび時間波形）
収録(計測モードのみ)

付属品
AC電源アダプタ：1個

10 mA

筐体間接続時（40 kHzのみ）
・20 kHz未満 ±0. 6 °・20 kHz以上 ±1. 2 °計測モード

67 W以下最大出力電流筐体内チャンネル
・20 kHz未満 ±0. 1 °・20 kHz以上 ±0. 7 °プラットフォーム（OS-5100）

一般仕様(最小～最大構成）

周波数レンジの2. 56倍【100 kHz】 120 dB
１０0 kHzレンジ、0 dBVrレンジ、4096点分析、1 kHz以上

収録中にトリガー機能を用いてデータの取得が可
能

5 ｍ（ワニグチ、ヒューズ付き）

AC100〜240 V
50-60 Hz / 1. 2 A MAX.

100 kHz：0 〜100 kHz

プレレコーディング機能を搭載
・トリガーを検出する数秒前よりレコーディングが
可能。

その他

対応データ

入力電圧／電流周波数範囲

OS-0525、OS-0526、OS-0527を追加してください。

RRC社製専用充電器±10 V【40 kHz】 130 dB
40 kHzレンジ、0 dBVrレンジ、4096点分析、1 kHz以上

スタート、ストップ、スタート&ストップ

約4時間
・本体電源OFF時・バッテリパック残量0 %時±1 mV 〜±10 V

40 kHz：0 〜 40 kHz

動作

平均Undoを搭載

出力電圧振幅

24 BitΔΣ型

Repeat、OneShot

駆動時間

冷却ファン

・正弦波
・スウェプトサイン・ランダム（チャンネル間無相関）
・擬似ランダム・インパルス・オクターブバンドノイズ
・ピンクノイズ・レコードデータ

Item

モード

ダブルハンマーキャンセルを搭載

オフセット電圧DC 〜40 kHz

OS-5100に時系列データに対する基本的な演算処理機能が搭載さ内部、外部、レベル

解析モード

用途に合わせてOS-0521、OS-0522、OS-0523、OS-0524、【100 kHz】 DC ～100 kHz【40 kHz】

ばデータ収録ができます。

ソース

約4時間
・外気温25 ℃において・DS-5100&DS-０５２６の時

100 kHz 2chまで
・DS-0545は1ユニットまで
・DS-054３と混在不可能

バースト機能アイソレーション

O-Solution Liteはライセンス不要で使用可能。DS-５０００があれ計測モードれています。

質量64 〜16384（2 のべき乗）

D/A変換器

バッテリパック（付属品）

リチウムイオンバッテリパック
・RRC社製
RRC2020 99.6 Wh 1個

40 kHz 6chまで
・DS-0545は3ユニットまで
・DS-054３と混在可能
・筐体間接続時はPCと接続された筐体のみ使用可能

適応FFT解析長

出力インピーダンス

DC10 V 〜28 V

トリガー

ビューアー(O-Solution Lite)

100 kΩ ±0.5 %アイソレーション

出力チャンネル数

外部DC電源入力
電圧

３０ Vrms (42.4 Vpk)

絶対最大入力電圧

BNC
1 MΩ±0. 5 % 100 pF以下

40、100 kHz共に4chまで
・DS-0542×2ユニット不可
・DS-054３と混在可能

最大外部入力ch数※6【１００ kHz】
DS-0532：2ch※5
DS-0534：4ch

入力インピーダンス

周波数範囲

DS-0542：2ch
DS-0544：4ch

入力チャンネル数

40 kHzシステム
100 kHzシステム

バッテリユニット（DS-0501）

外部入力ユニット（DS-054２/ DS-054４）

FFT解析の実行前に取得した時間波形に演算処理する機能
LPF、HPF、BPF、A特性、C特性

フィルター形状の調整（PE）〇
1階微分、2階微分、1重積分、2重積分〇フィルター形状の調整（BPF、 PoleBRF）
1/ N OCT
フィルター形状の調整（HPF、
Pole
LPF）
回転速度範囲1～10
0.1～241～10〜38, 400 r/ min※7 外部入力２ｃｈ構成 仕様はDS-0542, DS-0544と同等※8 信号出力１ｃｈ構成 仕様はDS-0545と同等※5 DS-0523、DS-532は２ユニット以上搭載不可

1011

FFT解析機能（OS-0522）

計測チャンネル数【計測モード】3〜240ch【解析モード】インポートした時系列データに対して実行
40 kHz/ 18ch
20 kHz/ 48ch

レコーデイング性能

20 kHz/ 120ch（3筐体接続時）

トラッキング解析機能（OS-0523)※9

トラッキング方法

回転、定時間回転速度範囲60〜192, 000 r/min

回転スロープ

UP
DOWN

表示トラッキング
線図本数

FFT
サンプリング点数（スペクトルライン数）

トラッキング
三次元表示【計測モード】512点（200ライン）～
32768点（12800ライン）

三次元アレイ表示(モノクロ／カラー）
カラーマップ表示

その他機能

任意単位設定（横軸）【解析モード】512点（200ライン）～
524288点（204800ライン）

データ種類【計測モード】40 kHzユニット ：1 Hz〜40 kHz
100 kHzユニット：1 Hz〜100 kHz
解析周波数レンジ

周波数ズーム解析

窓関数【解析モード】・3.9 μHz〜39 GHz（サンプリング周波数に依存）
・オーディオサンプリング時
1.56 kHz〜37.5 kHz
DS-5000シリーズデータステーションにて設定可
能な解析周波数レンジに限る。
Rectangular
Hanning
Hamming
Flat-Top
Blackman-Harris
Exponetial
Force

微積分機能

1階微分、2階微分
1重積分、2重積分

密度計算

PSD、ESD

平均化機能

時間軸加算平均・指数平均
パワースペクトル加算・指数平均
パワースペクトルピークホールド
パワースペクトルスイープ
パワースペクトルMax O. A.
フーリエスペクトル加算・指数平均
フーリエスペクトルMax O. A.

演算関数
（時間軸）

演算関数
（周波数軸）

周波数重み

時間波形（1フレーム）自己相関関数相互相関関数インパルスレスポンス
ヒルベルト変換

オーバーラップの設定(%の指定）

90 %/75 %/66.7 %/50 %/25 %/0 %オーバーラップの設定(サンプル数の指定)

任意設定

時間間隔の指定（オーバーラップを時間で指定する機能）

0.1 s/0.2 s/0.5 s/1 s/2 s/5 s/10 s/20
s/30 s/1 min/2 min/5 min/10 min

特殊グラフ
周波数応答関数の演算機能

その他

サンプリング点数（スペクトルライン数）

ISO532-1 定常音ラウドネス
ISO532-1 非定常音ラウドネス
非定常音ラウドネス
ラフネス
変動強度
トーナリティ
シャープネス［DIN45692、Aures、Bismarck］
CI（Comfort Index）
TNR（Tone-to-Noise Ratio）
PR（Prominence Ratio）
5 %、10 %、95 %時間率シャープネス

50％

音場

自由、拡散

変動音解析

最大分析次数

1600次（6. 25､12. 5､25､50､100､200､400, 800, 1600）

データ種類

変動音Core、変動音Mask
ラウドネス変動Core、ラウドネス変動Mask

最大ブロック数

2, 000変動周波数0.5～200Hz

その他機能

オーバーラップ音場【％指定】
0 %/25 %/50 %/75 %【時間指定】
変動周波数の下限値に依存（最大3998 ms）

最大ブロック数

1/1オクターブ、1/3 オクターブ、1/6 オクターブ、
1/12オクターブ、1/24オクターブOS4, 000メモリ

16 GB以上

ストレージ・ディスク容量 32 GB以上の空き・外付けHDD、SSDを保存先にする場合はUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0ポー
トが必要

ディスプレイ

1920×1080以上
推奨スペック①
96ch以下の計測、データの収録を行う場合

変調倍率

IntelCore i7 第8世代以降のインテル® Core™プ
ロセッサ
4コア8スレッド以上 ベースクロック周波数1.8 GHz
以上

CPU

推奨スペック②
96ch以上の計測、データの収録を行う場合

加工（変動している部分を除去）
抽出（変動している部分のみ抽出）
CPU

0～5 倍

※9 OS-0523 トラッキングング解析機能は、OS-0522もしくはOS-0524が必要です。

変動音基準値

計測チャンネル※10

3〜40 ch (周波数レンジ 25 kHz)
3〜48 ch (周波数レンジ 20 kHz)
（単筐体及び筐体間接続時）

オクターブ種類※11

1/1、1/3、1/6、1/12、1/24オクターブ (フィルター：6次バタワース）
JIS C 1513-1:2020 (IEC 612601:2014) クラス1のフィルタ
JIS C 1514 : 2002 クラス1

時定数

None
10 ms
35 ms
125 ms (FAST)
630 ms1 s (SLOW)
8s
IMPULSE【計測モード】1〜16 kHz（1/1オクターブ）
0. 8〜20 kHz（1/3オクターブ）

解析周波数レンジ

音響フィルター

A、C、G、Vv、Vh、Vhand
ユーザ定義フィルター（csv形式）

最大ブロック数

４, 000 （トラッキング解析機能利用時）

表示演算値

0.001～100000 Hz

窓関数

Rectangular
Hanning
Hamming
Flat-Top
Blackman-Harris

窓関数長512～1048576 点

微積分機能

1階微分、2階微分、1重積分、2重積分

周波数重み付けA、C、ユーザー定義

ガボール関数

1/3オクターブ
1/6オクターブ
1/12オクターブ
1/24オクターブ

解析周波数範囲

1オクターブ～12オクターブ

ウェーブレット変換

SSD

HDD

HDD
内蔵ハードディスクメーカー
製品

SanDisk
SDSSDE30-2T00-GH25

メーカー
製品

Western Digital
WDBMCG0020BBT- WESN

メーカー
製品
メーカー
製品

I-O DATA
AVHD-WR2
ELECOM
ELD-GTV020UBK

メーカー
製品
メーカー
製品

Western Digital
WD Purpleシリーズ
SEAGATE
SkyHawkシリーズ

利用する場合は、Logitec製 LGB-EKU3(3.5インチ）の外付けハードデスクケースが必要です。
※12 弊社で動作確認した外付けHDD,SSDになります。48chを超えて1時間以上収録を行う場合、一部のHDDで正しく収録できない場合が御座います。動作確認済の製品をご利用下さい。

瞬時値
最大値ホールド
最小値ホールド
パワー平均値
パワー合計値

パワー演算時間

0〜24 h関数タイプ（H1/ H2)
ループ機能（閉⇔開ループ）
逆数演算

時間率レベル演算機能（Lx）

L1、L5、L10、L50、L90、L95、L99

その他機能

周波数分解能IntelCore i7 第8世代以降のインテル® Core™プ
ロセッサ
6コア12スレッド以上 ベースクロック周波数2.5
GHz以上
動作確認済み 外付けHDD,SSD※12

短時間フーリエ変換【解析モード】1〜16 kHz（1/1オクターブ）
0.8〜20 kHz（1/3オクターブ）
0.75 Hz〜21.1 kHz（1/6オクターブ）
0.73 Hz〜21.8 kHz（1/12オクターブ)
0.72 Hz〜2２.1 kHz（1/24オクターブ)

0～1
時間周波数解析機能(OS-052７)

オクターブ解析機能（OS-0524）

NET Core 3.1 Desktop Runtime
・O-Solutionのインストーラに含まれています。
DVD-R (DVDを用いたインストール及びアップデー
トする時）

光学ドライブ

変動音シミュレーター
出力タイプ

LAN端子 1000base-T
Microsoft® Windows® 10 バージョン 21H1
SAC Pro(64ビット版)
・バージョン 2004 SAC以降
・Enterprise, Education, Enterprise 2019
LTSC等のその他Editionは個別にご相談が必要で
す。

自由、拡散

オクターブトラッキング(OS-0523&OS-0524)
データ種類

共通スペック
インタフェース

変動音解析機能(OS-0526)

512点（200ライン）～
32768点（12800ライン）

マルチ解析対応（定幅と定比同時解析）
キャンベル線図
オフセットトラッキング
ファイル平均機能
リスタート機能
モード円

動作環境

必須ソフトウェア
時間率ラウドネス

パワースペクトル、フーリエスペクトル、クロススペ
クトル

ナイキスト線図、オービット線図

位相アンラップ
ノイズ除去フィルタチャンネル間ディレイ

データ種類

ＦＦＴトラッキング(OS-0522&OS-0523)

パワースペクトル
フーリエスペクトル
クロススペクトル
周波数応答関数コヒーレンス関数
束ねオクターブ解析( 1/1、1/3)
A特性、C特性、ユーザ定義

下限→上限
上限→下限

24本
・演算時に24本まで登録

10 kHz/ 240ch(5筐体接続時)
100 kHz/ 4ch

音質評価解析機能(OS-0525)

共通スペック

タイムトレンドの表示
チャンネル間演算※10 外部入力のｃｈを含む。1/Nオクターブ解析を実行する場合は25 kHzに設定する必要があります。
※11 1/ N オクターブは解析モードのみ

12

13

価格
セット価格

O-Solution サブスクリプション
FFTセットトラッキングセット

SVセット

3ch 40kHzユニット 価格（税抜き）¥1,３５0,000¥1,450,000¥1,550,000¥1,950,000

6ch 40kHzユニット 価格（税抜き）¥1,600,000¥1,700,000¥1,800,000¥2,200,000

型名
DS-5100

オクターブセット

品名

DS-5000

メインユニット

●

●

●

●

●

●

●

●

特長1 魅力的な価格で利用できる

高価なオプション機能も低価格で利用可能

特長2 常に最新バージョンが使える

契約期間中は最新バージョンの利用可能

特長３ 様々なサービスを受けられるユーザトレーニング、セミナーに無料ご招待、サポートページの閲覧

サブスクリプションは必要な時に、魅力的な価格でソフトウェアを提供するサービスです。期間限定ライセンスとサービスが、一緒になった
新しい購入形態で常に最新バージョンをご利用いただけます。

DS-0523

3ch 40 kHz 入力ユニット

または

または

DS-0526

6ch 40 kHz 入力ユニット

プラン

Basic

Standard

Professional

DS-05422ch 外部入力ユニット

ー

ー

●

ー

型名

OS-5310OS-5320

OS-5330

DS-0543

2ch 外部入力 & 1ch 信号出力ユニット

ー

ー

ー

●

期間

12か月

6か月

3か月

¥220,000¥220,000¥220,000

OS-5100

プラットフォーム

●

●

●

●

型名

OS-0521

ディジタルフィルタ機能

ー

ー

ー

ー

OS-5100

プラットフォーム

●●●OS-0522

FFT解析機能

●

●

●

●

OS-0521

ディジタルフィルタ機能

ー

●

●

OS-0523

トラッキング解析機能

ー

ー

●

●

OS-0522

FFT解析機能●●●

OS-0524

オクターブ解析機能

ー

●

ー

●

OS-0523

トラッキング解析機能

ー

●

●

OS-0512

ハードウェア接続機能

●

●

●

●

OS-0524

オクターブ解析機能ー●●OS-0510

外部コントロール機能

ー

ー

ー

ー

OS-0525

音質評価機能ーー●

OS-0526

変動音解析機能ーー●

OS-0527時間周波数解析機能ー●●OS-0512

ハードウェア接続機能

●

●

●

OS-0510

外部コントロール機能

●

●

●

価格（税抜き）O-Solution

・ACアダプタ、通信用LANケーブルは、DS-5100に付属しています。
・セット価格にシステムアッセンブリ費、OS-0512 各1式は含まれています。
ただし、ユニットを追加する場合はOS-0512（￥350,000／1ユニット）とシステムアッセンブリ費（￥50,000／1ユニット）が必要です。
・100kHzユニットのセット価格を用意しております。

DS-5000

O-Solution

型名

品名

サービス

価格（税抜き）型名

品名（問合せ下さい）OS-5100

プラットフォーム

¥200,000

メインユニット

DS-0523

3ch 40 kHz 入力ユニット¥５７0,０00

OS-0521

ディジタルフィルタ機能¥240,000

DS-0526

6ch 40 kHz 入力ユニット¥8０0,000

OS-0522

FFT解析機能¥400,000

トラッキング解析機能¥400,000¥400,000

DS-0532

2ch 100 kHz 入力ユニット¥6０0,000

OS-0523

DS-0534

4ch 100 kHz 入力ユニット¥1,0０0,000

OS-0524

オクターブ解析機能

DS-05422ch 外部入力 ユニット

¥210,000

OS-0525

音質評価機能¥1,200,000

DS-0543

2ch 外部入力 & 1ch 信号出力 ユニット

¥31０,000

OS-0526

変動音解析機能¥1,800,000

DS-0544

4ch 外部入力 ユニット

¥420,000

OS-0527時間周波数解析機能¥560,000

DS-0545

2ch 信号出力 ユニット

¥420,000

OS-0510

外部コントロール機能¥200,000

DS-0501

バッテリユニット¥1６０,０00

ＬＡＮケーブル 3 ｍ

筐体間接続ケーブル価格（税抜き）¥5,000ＬＡＮケーブル 10 ｍ

ハードウェア接続機能（／1ユニット）¥350,000

・O-Solutionは、 多くの教育機関の皆様にご利用いただけるようアカデミック
価格を用意しております。詳細は弊社営業へお問い合わせ下さい。
・O-Solutionライセンス形態は、3種類のライセンス形態をご用意しています。
スタンドアローン、ネットワークライセンス、USBライセンスキー(有償）から用途に合わせて選ぶ事ができます。

オプション・備品
品名

OS-0512¥10,000
3 ｍ (AX-9055)¥5５,000

筐体間接続ケーブル 10 ｍ (AX-9056)¥８８,000

バッテリユニット充電器セット
ACアダプタ用ケーブルは別売(¥2,000)です。
DS-0501 は、DS-5100より充電可能です。

¥80,000

DS-0501 バッテリユニット用DC電源ケーブル
ケーブル長は5.4 mです。ワニグチ、ヒューズ付きです。

¥10,000

ソフトキャリングケース (CC-0025A)
DS-5100+4ユニットまでを推奨¥6９，０００DS-5100 メインユニット用セキュリティ対策ソフトウェア¥85,000

品名
システムアッセンブリ費(/1ユニット）

ライセンス

・O-Solutionスタートアップセミナーご招待、実習室の利用、特別セミナーのご招待価格（税抜き）DS-5100・ACアダプタ、通信用LANケーブルは、DS-5100に付属しています。
・システムアッセンブリ費（¥50,000／１ユニット）が必要です。

品名

価格（税抜き）¥50,000

・セミナー開催時期等の詳細は別途お知らせします。但し、状況によってはご希望に添えない場合があります。予めご了承下さい。
・O-Solution サブスクリプションのライセンスは、スタンドアローンまたはネットワークライセンス（共にライセンスキーレス）にて提供します。
・途中解約による返金はできません。
・プランの途中変更は可能です。別途、費用がかかる場合があります。詳細は弊社営業へお問い合わせ下さい。
・O-Solution サブスクリプションは、多くの教育機関の皆様にご利用いただけるようアカデミック価格を用意しております。詳細は弊社営業へお問い合わせ下さい。

DS-5000特別価格（O-Solution サブスクリプション専用）
サブスクリプション契約のお客様には、DS-5000を特別価格にて提供します。
3ch 40 kHzシステム¥50,000

インストールDVD
インストーラは、HPよりダウンロード可能です¥10,000

USBライセンスキー
キーレスタイプのライセンスが標準仕様（無料）です。

¥50,000

DS-0523

3ch 40 kHz 入力ユニット●ーDS-0526

6ch 40 kHz 入力ユニットー●チャンネルを増設する場合は1ユニットあたり以下を追加してください。
DS-0526

6ch 40 kHz 入力ユニットー

システムアッセンブリ費（／1ユニット）ーハードウェア接続機能（／1ユニット）ー¥800,000¥５0,000¥70,000

Basic¥35,０00

Standard¥17,500

Professional

・DS-5000 特別価格は、1台につきO-Solutionサブスクリプションを新規に１契約が必要です。同時発注である必要はありません。
但し、1カ月以内にDS-5000及びO-Solutionサブスクリプションをご契約して頂く必要があります。
・ハードウェアは買取です。
・チャンネルを増設した場合、OS-0512はサブスクリプション契約更新毎に別途費用がかかります。

●代理店・販売店〒222-8507 神奈川県横浜市港北区新横浜3-9-3
TEL.(045)935-3888

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/

お客様へのお願い 当社製品（役務を含む）を輸出または国外へ持出す際の注意について
当社製品（役務を含む）を輸出または国外へ持出す場合は、外為法（外国為替及び外国貿易法）の規定により、リスト規制該当品であれば、経済産業大臣への輸出許可申請の手続きを行ってください。また非該当品であれば、通関上何らかの書類が必要となります。尚、非該当品であってもキャッチオール規制に該当する場合は、経済産業大臣へ輸出許可申請が必要となります。お問い合わせは、当社の最寄りの営業所または当社輸出管理担当窓口（電話045-476-9707）までご連絡ください。

14●

・システムアッセンブリ費は含まれています。

※Microsoft Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

●記載事項は変更になる場合がありますので、ご注文の際はご確認ください。

¥1,150,000●

OS-0512《サポートについて》
・購入後１年間は、無料で最新版のソフトウェアをダウンロードできます。
2年目以降はサポート費用が発生します。サポート費は、OS-0512を除く保有
ソフトウェアの価格の10%です。

¥5５0,000¥900,000

メインユニットー

PCセットアップ費用(/1台）
インストール、ラインセンスのアクティベーション、
動作確認作業を行います。

¥500,000

特別価格（税抜き）
DS-5100

6ch 40kHzシステム

注意 ●機器を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-388841
受付時間：9:00～12：00／13：００～18：00（土・日・祝日を除く）□ 北 関 東 （028）684-2400□ 埼
玉 （048）474-831 1□ 首 都 圏 （045）935-3838□ 沼
津 （055）988-3738□ 浜
松 （053）462-561 1

□ 中
□ 関
□ 広
□ 九
□ 海

部
西
島
州
外

（0565）41 -3551（06）6386-31 41（082）246-1 777（092）432-2335（045）476-9725
2022年1月作成（7版） 15