外形寸法図

CF-4700(11)（単位：mm）

220

価型(13.5)

185

コンパレータ(4)

価格（税抜き）

型

(17)

220

FFTコンパレータ

CF-4700

格名品

名FFTコンパレータ
CF-4700
CF-0471 トラッキング機能
シェイプコンパレータ機能
CF-0472
CF-0473※ 変動成分抽出機能

CF-0477¥800,000¥150,000¥150,000¥300,000（バンドパス・エンベロープ・モニタ機能）
USBマスストレージ機能（CF-0703 USB接続ケーブル付属）¥20,000

名品

CF-0478※
CF-0702
CF-0703
CF-0470J
CF-0470E
─名価格（税抜き）電源バックアップ機能¥90,000

スタイラスペン¥4,500USB 接続ケーブル（1.5 m TYPE-A mini-B）¥5,000リファレンスガイド(和文）¥25,000

リファレンスガイド(英文）¥25,000

セキリュティ対策ソフトウェア¥85,000※CF-0473 変動成分抽出機能、CF-0478 電源バックアップ機能 を本体納入後に追加する場合は、追加作業費 ￥40,000（税抜き）が必要となります。

推奨品型

名

LAN-W150NU2AW
PSDC004GSTCC3AG
PSDC032GMTNC3AG
MDR-7506

品

名

無線LANアダプタ価格（税抜き）品目コード¥4,000PE19B1586

SDHCメモリカード（4 GB）￥12,500

SDHCメモリカード（32 GB）￥13,500

ステレオヘッドホン¥18,000

PE19B2093
PE19B2094
PE19A1588※Microsoft® Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

お客様へのお願い

当社製品（役務を含む）を輸出または国外へ持出す際の注意について
当社製品（役務を含む）
を輸出または国外へ持出す場合は､外為法（外国為替及び外国貿易法）の規定により､リスト規制該当品であれば､経済産業大臣へ輸出許可申請の手続きを行ってください。
また非該当品であれば､通関上何らかの書類が必要となります。尚､非該当品であってもキャッチオール規制に該当する場合は､経済産業大臣へ輸出許可申請が必要となります。お問い合わせは､当社の最寄りの営業所または当社輸出管理担当窓口（電話045-476-9707）
までご連絡ください。
●記載事項は変更になる場合がありますので、ご注文の際はご確認ください。

注意●機器を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●代理店・販売店〒222-8507 神奈川県横浜市港北区新横浜3‒9‒3 TEL.
（045）
935‒3888

お客様相談室 フリーダイヤル 0120－388841

受 付 時 間 ： 9 : 0 0～1 2 : 0 0 ／ 1 3 : 0 0～1 8 : 0 0（ 土・日・祝日を除く）

北 関 東（028）
松（053）
684‒2400 浜
462‒5611
埼玉（048）474‒8311 ト ヨ タ（0565）
31‒1779
首 都 圏（045）
部（052）
935-3838 中769‒6571
沼津（055）西（06）988‒3738 関
6386‒3141

ホームページアドレスE‒mailアドレス
CAT.NO. 541-04 Printed in Japan 186（OKI）
2K '18.6月改訂

広九
海島（082）
246‒1777
州（092）
432‒2335
外（045）
935-3918

https://www.onosokki.co.jp/
webinfo@onosokki.co.jp＊本カタログ記載の価格はすべて税抜き価格です。

CF-4700 FFTコンパレータは、音や振動による製品の精密な品質検査に最適なライン判定機です。
問題となる周波数成分を抽出して良否判定が行えます。

「周期的に変動する音や振動」にも対応した製造現場で活躍するFFTFFTコンパレータ

CF-4700

機能
周波数のレベルで判定

波形の形状で判定

判定ブロックは画面のタッチ操作で設定可能

シェイプコンパレータ（CF-0472）は、波形の形状で合否判定する機
ブロックコンパレータは、任意の周波数とレベルで範囲設定したブロック（領域）により判定を行う機能です。着目する信号のピーク値やレベルなどが、設定した条件で合致するか否かを判定します。信号の判定方法には、レベル・ピークレベル・ピークマックス・イ

対して、判定ラインを設けて判定する事ができます。時間波形では瞬間的なノイズによる誤判定を防ぐため、判定レベルを超えたデータ点数が設定値以下あればノイズとみなし判定対象から外すこともできます。

ンサイドマックス・パーシャルオーバー

また、トラッキング機能（CF-0471）との併用により、回転に起因するオール・面積含有率の6種類があります。

振動や騒音を計測・解析したうえで、回転速度の変化に追従した振判定ブロックは、波形上で画面にタッチ8.4型カラー液晶
タッチパネル

能です。時間波形に現れる微妙な変化やスペクトルの形状の差異に動・騒音成分のレベルまたはその変化から機器の合否判定する事がしながらのドラッグ操作、またはリスト表可能になります。

示上での数値入力により設定が可能です。また、合否それぞれの計測データファイルからレベル差を読み取り、簡単な操作でブロックを設定する判定アシスト機能を使うことで、これから周波数SD/SDHC
メモリカードスロット

スペクトルで合否判定を行おうとしているお客様でも簡便にブロックを設定することができます。
関連機能： ブロックコンパレータ機能判定アシスト機能 標準機能

ヘッドホン出力特長

USBマスストレージクラス専用
USBインタフェース

USBインタフェース

標準機能

特定帯域の周波数成分の変動量で判定
変動成分抽出機能（CF-0473）
は、特定の周波数帯域の信号の大きさの“変動の量”を抽出する前処理機能です。大きさが変動すること4つのコンパレータ機能
判定エリアを設定して特徴的な周波数の信号レベルから合否判定するブロックコンパレータ機能
波形の形状から合否判定するシェイプコンパレータ機能

によって発生する異音や異常振動の判定に効果があり、モータを用いた機器が稼働する際に発生する「ギー」といった濁り音や「カタカタ」といったビビリ音などの合否判定の前処理として使えます。変動

オプション

回転速度を変化させて特定次数のレベル変化から合否判定するトラッキング機能 オプション
うなりやビビリなどの周期的な変動に起因する音や振動の変動量を抽出して合否判定する変動成分抽出機能(バンドパス・エンベロープ・モニタ機能) オプション

成分抽出機能（CF-0473）に含まれているバンドパスフィルタ、エンベロープ機能を用いたベアリングの振動監視や、モニタ機能（ヘッドホン出力）による振動の可聴化などの聴覚的な確認も行えるようになります。

関連機能： CF-0472 シェイプコンパレータ機能 オプション
CF-0471 トラッキング機能 オプション

不意な電源供給ダウンへの対策
生産現場では、ライン主電源の不意な瞬時停電や大きな電圧低下が起きることがあります。電源バックアップ機能（CF-0478）の装着により、ラインの主電源が落ちても本機が正常に終了するだけの電源を自己確保するため、別途無停電電源を用意する必要がなくなります。
また、あらかじめ起動コンディションを設定しておけば、電源復旧
時に再度計測条件を設定し直す必要もありません。
この機能を使うことで、ラインの主電源ON/OFFでの電源集中管理も可能になり、使い勝手を向上する様々な機能

本機の電源ON/OFFは不要になります。

良品／不良品の周波数特性の違いから判定範囲を設定する判定アシスト機能
単位校正を自動で行えるTEDSセンサ対応（Ver.0.9、Ver.1.0の加速度センサ、マイクロホンに対応）
定電流駆動（CCLD）型センサ使用時のケーブル断線やコネクタ不良を自動検知する断線検知機能
測定条件や測定データをUSBメモリやSD/SDHCメモリカードに保存
USBケーブルを接続して測定条件や測定データをPCにコピー

オプション

特徴的な周波数に絞って実際に音で聞いて確認できるモニタ機能 オプション

CF-4700

電源バックアップによる電源ダウン時の計測データの消失防止 オプション
操作盤の1次電源ON/OFFによるCF-4700本体の電源ON/OFF
2

オプション

関連機能： CF-0473 変動成分抽出機能

オプション

CF-4700
関連機能： CF-0478 電源バックアップ機能

オプション

3

アプリケーション例
ドアミラー動作時の異音評価

ベアリングの異常振動診断

電源基板から発生する異常音の検査

自動車用ハーネス巻取り音の検査

ドアミラーの開閉時にモータの回転ムラ等があると周期変動成分を持つ濁った異音が発生することがあります。
そこで、ドアミラーの開閉状態の音をMI-1235 1/2インチ計測用マイクロホン＋MI-3111 マイクロホンプリアンプで計測し、変動成分抽出機能を用いて、周期的な変動を抽出し、その変動量で異音の有無を判定します。
変動成分抽出機能を用いることで単なるレベルの大小では判断できない音を判定できる場合があります。

ベアリングの軸受に損傷が発生すると、異常振動が起こります。転がり軸受に取り付けた加速度検出器からの信号をCF-4700 FFTコンパ
レータに入力します。
オプションの変動成分抽出機能に含まれるバンドパスフィルタで損傷により発生する振動の周波数帯域にフィルタをかけ、エンベロープ機能により損傷の部位に応じた基本周波数を解析します。その周波数の振幅で軸受の状態を監視し、メンテナンス時期を判定します。
また、ヘッドホン出力により音を聞いてフィルタを設定する事ができます。

電源基板上にある電子部品からは電源周波数や高周波数の音が発生することがあります。
そこで、暗騒音の影響を避けるために簡易無響箱を使用して、電源基板から発生する異常音を計測します。無響箱内に設置したMI-1235 1/2インチ計測用マイクロホン＋MI-3111 マイク
ロホンプリアンプで基板からの音を捉え、その信号をCF-4700 FFT
コンパレータに入力して周波数解析します。異常の出る周波数を含む形状で判定ブロックを設定し、スペクトルの面積含有率でOK/NGを判定します。

自動車のスライドドア機構に内蔵されたハーネス装置など、機械部品では動作時に異常な音が発生することがあります。
そこで、簡易防音箱内にセットしたハーネス装置のモータを駆動させて、ハーネスを巻き取る際に発生する音を計測します。防音箱内のLA-1411 積分平均形普通騒音計で騒音レベルを確認するとともに騒音計からのAC出力信号をCF-4700 FFTコンパレータに入力して周波数解析します。特定帯域のパーシャルオーバーオールレベルから比較判定を行います。

使用機能： CF-0473 変動成分抽出機能

使用機能： CF-0473 変動成分抽出機能

オプション

SC-3120
音響校正器（精密型）

回転信号
SC-3120
音響校正器（精密型）

使用機能： ブロックコンパレータ機能

加速度信号
NP-3000シリーズ
アンプ内蔵型
加速度検出器CF-4700

使用機能： ブロックコンパレータ機能

標準機能

SC-2120A
音響校正器（簡易型）

MI-1235
1/2インチ計測用マイクロホン＋MI-3111
マイクロホンプリアンプ

標準機能

AG-2000シリーズ
マイクロホン延長ケーブル
LA-1411
積分平均形普通騒音計（マイクロホン）

CF-4700
無響箱

ヘッドホン出力
MI-1235
1/2インチ計測用マイクロホン＋
MI-3111マイクロホンプリアンプ

CF-4700

CF-4700
モータ

HT-5500
ディジタルハンディタコメータ

外部電源

外部電源

ミッションノイズのトラッキング検査

打音による金属部品の検査

ターボファンのアンバランス検査

トランスミッションの振動信号をトラッキング解析し、そのレベルで品質管理を行います。
トランスミッション試験機の回転制御コントローラから回転パルスを受けてトラッキング解析を行います。
アイドリングから最高出力まで回転速度を変動させた時の振動をNP-3000シリーズ
アンプ内蔵型加速度検出器で計測し、噛合い次数の回転トラッキング解析を行います。解析されたトラッキングデータに任意の判定ラインを設け、トランスミッションのOK/NGを判定します。

金属部品（鋳造部品など）はヒビや割れによって叩いた時に発生する音の周波数スペクトルが変わります。
そこで、金属部品を糸で吊るすなど自由振動状態にして、打撃加振した際の放射音で検査します。ハン
マで加振した時に発生する音をLA-4441 積分平均形精密騒音計で収音し、AC出力からCF-4700 FFTコンパレータに入力して周波数解析します。良品と不良品で異なるスペクトルの形状から、シェイプコンパレータの形状を設定してOK/NG の判定を行います。

ターボファンにアンバランスが生じると、振動センサからの信号が大きくなります。
そこで、ターボファンを回転させた状態での振動を測定します。NP-3000シリーズ アンプ内蔵型加速度検出器からの信号を用いてCF-4700 FFTコンパレータで注目する周波数帯域と判定レベル決め、判定ブロックを設定します。判定方法はピークマックスを選択し、設定したブロックエリア内に波形のMAX値（極大値）が存在すればOK、存在しなければNGと判定します。

使用機能： CF-0471 トラッキング機能＋
CF-0472 シェイプコンパレータ機能

オプション

使用機能： CF-0472 シェイプコンパレータ機能

オプション

振動レベル

トラッキング線図

TM-3100シリーズ
ディジタル回転計
NP-3000シリーズ
アンプ内蔵型
加速度検出器

使用機能： ブロックコンパレータ機能

標準機能

NP-3000シリーズ
アンプ内蔵型加速度検出器

回転速度CF-4700

LG-9200
光電式回転検出器
MP-981/9820
磁電式回転検出器

ハーネス

ハーネス

電源基板

LA-4441
積分平均形精密騒音計

ハンマで加振する
ハンマ

金属部品（鋳物部品）
OK/NG
PC

PLC

CF-4700
コンパレータ出力

CF-4700

4LAN、RS-232C出力

5リアパネル仕様

1.入力部
EXT TRIG ： 外部トリガ入力
EXT SAMP： 外部サンプル入力※（CF-0471 トラッキング機能設定時有効）

LAN とRS-232C インタフェースを装備。本体をリモートコントロー
ルできます。

INPUT： 信号入力端子（絶縁）TEDSにも対応しています。
また、定電流駆動（CCLD）型センサの場
合には断線検知機能があります。

デジタルI/O仕様● DIGITAL INPUT

次の機能を割り当てて使用します。
･ コマンド割り当てによるコントロール（最大9端子）･ パネルコンディションの選択（4端子）･ 判定ブロックの切替え（4端子）

推奨接続回路入力タイプ ：接点またはオープンコレクタ
にて駆動（コモン一括絶縁）
入力電流：最大5 mA
論理：負論理（Lo=1、Hi=0）
電源電圧：アイソレーション5 V
適合コネクタ：FK-MC 0,5/10-ST-2,5（Phoenix Contact社製標準付属品）

CF-4700 側回路

外部機器側回路（例）5 V (Isolation)
PS2801
または相当品750 Ω

PHOENIX
MC 0,5/10-G-2,5123456789COM123456789COM

またはPHOENIXFK-MC 0,5/10-ST-2,5

COM (Isolation)● STATUS OUTPUT

4つのステータス（Comp-BUSY/OK/NG/ERROR）
を出力する接点端子です。

● COMP OUTPUT

20個の判定設定から任意の5個を選択し、その結果を出力する接点端子です。

出力タイプ ：オープンコレクタ（独立4点 各信号絶縁）
出力耐圧：30 V
出力電流：最大25 mA（シンク）コレクタ飽和電圧 ：1.0 V以下論理：負論理（Lo=1、Hi=0）
適合コネクタ：F K - M C 0 , 5 / 8 - S T - 2 , 5（Phoenix Contact社製標準付属品）
出力タイプ ：オープンコレクタ（5点+コモン 一括絶縁）
出力耐圧：30 V
出力電流：最大25 mA（シンク）コレクタ飽和電圧 ：1.0 V以下
論理：負論理（Lo=1、Hi=0）
適合コネクタ：F K - M C 0 , 5 / 6 - S T - 2 , 5（Phoenix Contact社製標準付属品）

5V10 kΩPHOENIX
MC 0,5/8-G-2,5PS2502
または相当品

1+12+23+34+
4-1+12+23+34+
4-24 Vmax
CMOS/TTL

GNDまたは

2.表示装置PHOENIXFK-MC 0,5/8-ST-2,5PHOENIX
MC 0,5/6-G-2,5PS2502
または相当品10 kΩ
12345COMPS2502
または相当品

サイズ
解像度方式
輝度調整
照明（バックライト）

GND-25V

12345COM

Photo-Coupler

5V

または

Photo-Coupler

システム構成回転光学式回転検出器

BNCケーブルレーザドップラ振動計

LG-9200

MX-100シリーズ

LVシリーズ信号ケーブル

MX-7100シリーズ
ミニチュア/
BNC変換アダプタ

アンプ内蔵型加速度検出器

NP-3000シリーズ

磁電式回転検出器

MP-981/9820
信号ケーブル

信号ケーブル

MX-7100シリーズ

NP-0120/0130/0150シリーズ
チャージコンバータ

電荷出力型加速度検出器

ディジタルハンディタコメータ

CH-6130/6140

NP-2000シリーズ

NP-0120/0130/0150シリーズ

騒音

信号ケーブル

AX-501

ディジタル回転計

信号ケーブル

MX-603＋MX-100シリーズ½インチ計測用マイクロホン マイクロホンプリアンプ+ MI-3111
MI-1235/1433

TM-3100シリーズ（電源ケーブル別売）

BNCケーブル

MX-100シリーズ
騒音計

デジタルI/O

LAシリーズ

RS-232C

信号ケーブル

AX-501※上記製品は、別途詳しいカタログをご用意しておりますので、ご請求ください

6LAN

CF-4700

PLC

周波数レンジ
1 Hz ～ 40 kHz
サンプリング点数/分析点数 256/100、512/200、1024/400、2048/800、4096/1600、8192/3200、16384/6400
リアルタイム解析
40 kHz（16384点以下、内部サンプル時）
オーバーラップ処理
MAX、75 %、66.7 %、50 %、25 %、0 %、任意ウィンドウ関数レクタンギュラ、
ハニング、
フラットトップ
時間軸波形処理機能
1階/2階微分、1重/2重積分
絶対値変換、DCキャンセル、トレンド除去、
スムージング
FFT演算
32ビット浮動小数点（IEEE単精度フォーマット）
トリガ機能
トリガレベル－99～99（単位：%） デフォルト値=25 %ヒステリシスレベル
0～99（単位：%） デフォルト値=2 %ポジション±8191
トリガモードフリー、リピート、シングル、ワンショット
スロープ+、－、±
トリガソース
CH1、外部トリガ入力
平均化機能
平均化設定回数
1～65535回
平均化設定時間
0.1～999.9秒（0.1秒刻み）
時間領域
加算平均、指数化平均
周波数領域
加算平均、指数化平均、ピークホールド、Max オーバーオール
振幅領域
加算平均
平均化制御機能A/Dオーバーキャンセル
処理関数
時間領域
時間軸波形
周波数領域
パワースペクトル、フーリエスペクトル、
1/1オクターブ（束ね）、1/3オクターブ（束ね）
振幅領域
振幅確率密度関数、振幅確率分布関数

4.コンパレータ機能

HT-5500

信号ケーブル

8.4型
800×600※2TFTカラー液晶 抵抗膜式タッチパネル装備
ON/OFF 2段階
LED

3.分析部

CMOS/TTLGNDPHOENIXFK-MC 0,5/6-ST-2,5振動

汎用入力
入力チャンネル数
1CH
入力端子形状C02型（BNC）
入力形式
シングルエンド、絶縁
入力インピーダンス
1 MΩ±0.5 %、100 pF以下
入力結合
DCまたはAC（0.5 Hzにて－3 dB±0.3 dB）
センサ用電源電流（CCLD） +24 V、4 mA
TEDS機能※1
IEEE 1451.4 Ver.0.9、Ver.1.0の加速度センサ、マイクロホンに対応
TEDS Ver.0.9（0：加速度センサ、12：マイクロホン）
TEDS Ver.1.0（25：加速度センサ、27：マイクロホン）
最大入力電圧30 Vrms (42.4 Vpeak)
絶対最大入力電圧
AC70 Vrms 1分間（50 Hz）
入力電圧レンジ
1 Vrms、31.62 Vrms（2レンジ）
DCオフセット－60 dB フルスケール以下（オートゼロON、DC結合時）
振幅フラットネス±0.1 dB
高調波歪－90 dB以下（標準・オプションフィルタOFF時）
フルスケール確度±0.1 dB以内（1 kHzにおいて）エイリアシング－90 dB以下
振幅リニアリティ±0.0015 dB以内（フルスケールにおいて）入力レベルモニタ
過大入力で赤色LED点灯（レンジフルスケールの95 %で点灯）
ダイナミックレンジ
110 dB 以上
A/D変換器24 bit ⊿Σ型
外部トリガ入力
入力端子形状C02型（BNC）
入力電圧範囲±12 V
入力インピーダンス
100 kΩ
入力結合
DCまたはAC
入力周波数範囲
0～300 kHz
外部サンプル入力
入力端子形状C02型（BNC）
入力電圧範囲±12 V
入力インピーダンス
100 kΩ
入力結合
DCまたはAC
入力周波数範囲
0～300 kHz
（ダイレクトサンプリング不可）
アナログフィルタ
ハイパスフィルタ
（HPF） カットオフ周波数（固定）1、3、10 Hz（－18 dB/oct）
10 Hzは振動シビアリティ規格フィルタ準拠（3次バタワース、ISO 2954）
ローパスフィルタ（LPF） カットオフ周波数（固定）1 k、10 kHz（－18 dB/oct）
1 kHzは振動シビアリティ規格フィルタ準拠（3次バタワース、ISO 2954）
ディジタルフィルタ
周波数重みフィルタ
A特性、C特性（IEC 61672-1 Ed.1.0 class1、ANSI S1.4-1983 TYPE1、
JIS C1509-1:2005 クラス1 準拠）

PC

判定モード
判定結果出力データ自動保存
タイマー機能ブロックモード
対象波形
最大設定ブロック数
判定方法

連続モード、シングルモード
総合判定結果、指定した最大5つのブロックまたはシェイプの個別判定結果
NG時のみ、全測定結果
開始遅延時間指定、判定実行時間指定
0～255秒、1秒単位

パワースペクトル、1/1オクターブ（束ね）、1/3オクターブ（束ね）、次数スペクトル20ブロック
レベル、ピークレベル、ピークMAX（極大値）、インサイドMAX、パーシャルオーバーオール、面積含有率
ブロック毎に判定方法を指定可能判定基準
指定した全ブロックのANDまたはOR
シェイプモード（CF-0472オプション）
対象波形
時間軸波形、パワースペクトル、1/1オクターブ（束ね）、1/3オクターブ（束ね）、次数スペクトル、
トラッキング線図
最大設定規格線数20本
判定基準
範囲指定、レベル指定

5.メモリ機能

記録装置
データファイル
パネルコンデションメモリ

本体内部ストレージ、USBメモリまたはSDカードドライブを選択可
保存可能データ： 9990データ（MAX）
DAT、TXT、BMP、TRC 4種の形式で同時記録可能（TXT、BMP、TRCは選択式）
計測条件を記憶・呼び出し（最大50種類）

6.インタフェース
USB（Aタイプ）
ポート数

USB（ミニBタイプ）
ポート数
SDカード
ポート数
LAN
ポート数
RS-232C
ポート数
通信速度
ディジタルI/O
入力（Input）
入力数
適合コネクタ
入力機能
出力（Status Output）
出力数
適合コネクタ
出力機能
出力（Comp Output）
出力数
適合コネクタ
出力機能

7.一般仕様

電源定格
ACアダプタ

使用温度範囲
保存温度範囲
外形寸法
質量

本体冷却
適合規格
耐振動
耐衝撃
付属品
ACアダプタ
取扱説明書
CD-ROM
SDカード
端子台コネクタ 3種類
フェライトコア

2
USB2.0 USBメモリ、キーボード、無線LANモジュール※2
1
DATA USB2.0 マスストレージ機能（CF-0477オプション）用
PCと接続して本体データを読み出し（書き込み不可）
1
SD、SDHC対応

容量4 GB、32 GB※3

1
10BASE-T／100BASE-TX／1000BASE-T
リモートデスクトップ、外部コントロール、
ファイル共有（内部ストレージ）
1
1,200～115,200 bps
9点＋コモン（絶縁耐電圧42.4 Vpeak）
FK-MC 0,5/10-ST-2,5
コマンド割り当てによるコントロール（最大9種）
判定ブロック切り替え（選択4ブロック）
パネルコンディション選択（15種）
独立4点（各信号絶縁、絶縁耐電圧42.4 Vpeak）
FK-MC 0,5/8-ST-2,5
BUSY、OK、NG、ERR
5点＋コモン（絶縁耐電圧42.4 Vpeak）
FK-MC 0,5/6-ST-2,5
個別判定出力（任意の5個）
DC 16 V 3.3 A
電源定格 AC100-240 V 50/60 Hz
消費電力 65 VA以下
150 VA以下（CF-0478 電源バックアップ機能搭載バッテリ充電時）
0～40 ℃（湿度 20～80 %RH、結露なきこと）－10～50 ℃（湿度20～80 %RH、結露なきこと）
220（W）
×185（H）
×220（D）mm（ハンドル、スタンド、突起部除く）
オプション非装着時 約2.8 kg
オプション装着時
約3.3 kg（CF-0473 変動成分抽出機能、CF-0478 電源バックアップ機能搭載時、バッテリパック含む）
自然空冷（FANレス）
CE マーキング
2Hz、XYZ各方向）
9.8 m/s（周波数10～1502ms）
400 m/s（作用時間11×1（PS-P20023A、VM1072-VM1700（2 m））
×1
×1（リファレンスガイド、ユーティリティ、外部コントロール用DLL等）
×1（アップデート専用 512 MB）
×各1（FK-MC 0,5/10-ST-2,5、FK-MC 0,5/8-ST-2,5、FK-MC 0,5/6-ST-2,5）×1（星和電機製：E04SR301334）

オプション機能

CF-0473 変動成分抽出機能（バンドパス・エンベロープ・モニタ機能）
アナログフィルタ
ハイパスフィルタ
（HPF） カットオフ周波数（可変）50 Hz～10 kHz（－24 dB/oct）
ローパスフィルタ（LPF） カットオフ周波数（可変）50 Hz～10 kHz（－24 dB/oct）
エンベロープフィルタ
1 kHz ローパスフィルタ方式
ヘッドホン出力
出力端子数
1最大出力（負荷抵抗24 Ω時）15 mW
出力インピーダンス
10 Ω 不平衡
出力端子形状ステレオミニジャックφ3.5 mm（L/R同一信号出力）
付属品
フェライトコア×1（星和電機製：E04SR200932）
CF-0478 電源バックアップ機能
バッテリ
リチウムイオン２次電池 本体に内蔵（着脱可能）
充電時間
１５分以上（バッテリ残量0 % 、充電時温度範囲10 ℃～35 ℃において）（電源バックアップ機能が 本体稼働時のみ充電有効になる時間）
バッテリ交換時期
約2年※4
付属品
バッテリ
×1

※1 他社製TEDS対応センサをご使用の場合、センサ内部にあるTEDS専用チップの種類によってはTEDS情報を読込めない場合があります。
・他社製センサの購入をご検討されている場合：各社TEDS対応センサメーカまたは販売店へご相談いただき動作確認をお願いします。
・お持ちのTEDS対応センサを弊社TEDS対応の計測器でご使用になりたい場合：当社デモ品にて動作確認をお願いします（最寄の弊社営業所へご連絡ください）。
※2 TFTカラー液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、非点灯、常時点灯などの画素（ドット）が存在することがあります。
有効ドット数の割合は800×600ドットの99.999 ％以上です。
見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合がありますが、これらは故障ではありませんので、交換・返品はお受けいたしかねます。
あらかじめご了承ください。
※3 P.8推奨品をご覧ください。
※4 使用方法および保存方法によって交換時期は上記より短くなる場合があります。

7