1

QBM3020-..

QBM3020-..D

差圧検出器

QBM3020-...

（空気 および 不活性ガス用）

 高精度差圧検出
 出力はリニアーまたは平方根出力を選択可能
 電源 AC 24 V または DC 13.5…33 V 出力信号 DC 0...10 V
 ゼロ点調整 長期安定性によるメンテナンスフリー
 温度補償回路内蔵
 導圧チューブ 2m 付属
 高速レスポンス
 実測値表示 ** LCD 付き用途
高精度、高品質を要求される差圧監視、制御に適した差圧検出器です。
差圧レンジはリニアーまたは平方根出力を選択可能です。
空気および不活性ガスの雰囲気で主に以下の様な用途で使用します。
主な用途
 一般空調、換気設備における微差圧検出
 エアフロー確認用
 フィルター、ファン等の差圧モニター
 ラボ、製造ライン、クリーンルーム等の圧力管理
 給排気用 VAV 制御の圧力計測

CA1N1916en01
2013-04-30916

タイプ
計測レンジ

品番

型式

リニアー出力平方根出力、可変出力
2QBM3020-1U

S55720-S233

 50...  50 Pa± (30... 50) Pa

0…10 V DC

QBM3020-1

S55720-S234

0...100 Pa

50... 100 Pa

0…10 V DC

QBM3020-3

S55720-S235

0...300 Pa

100... 300 Pa

0…10 V DC

QBM3020-5

S55720-S236

0...500 Pa

300... 500 Pa

0…10 V DC

QBM3020-10

S55720-S237

0...1000 Pa

500... 1000 Pa

0…10 V DC

QBM3020-25

S55720-S238

0...2500 Pa

1600... 2500 Pa

0…10 V DC

QBM3020-1D

1

S55720-S239

0...100 Pa

50... 100 Pa

0…10 V DC

QBM3020-3D

1

S55720-S240

0...300 Pa

100... 300 Pa

0…10 V DC

QBM3020-5D 1

S55720-S241

0...500 Pa

300... 500 Pa

0…10 V DC

QBM3020-10D

1S55720-S242

0...1000 Pa

500... 1000 Pa

0…10 V DC

QBM3020-25D

1S55720-S243

0...2500 Pa

1600... 2500 Pa

0…10 V DC

12LCD 表示付き(単位 Pa)
エンドバリュー可変

単位換算

100 Pa = 1 hPa = 1 mbar)

オーダー
型式、名称、数量をご指示ください（品番は不要）。

例：

型式

品番

名称

数

QBM3020-3

S55720-S235

差圧検出器

2台

差圧検出器には本体の他に導圧チューブ (2m) が付属で付いています。

アクセサリー（別売）
必要に応じて以下のアクセサリーを別途購入可能です。
型式

名称

データシートAQB2000

ブラケット (保温ダクト用)

N1590

AQB21.2

DIN レール用ブラケット (5 個)N1590

FK-PZ1

ダクト用圧力検出プローブ（小）、標準タイプ

N1589

FK-PZ2ダクト用圧力検出プローブ（大）、精密計測用

N1589

原理、運転モード
差圧検出器は、差圧の検出部にシリコンダイアフラムを使用しておりダイアフラムの変位で差圧を検出し内部回路で電気信号に変えて出力します。
平方根出力の場合、ポテンショメーターを備え、それぞれの計測レンジに合わせて開平演算した結果を出力します。
差圧検出器は、リニアーまたは平方根出力を出しますが、内部には出力調整回路の他に温度補償回路を備えております。出力は DC 0...10 V です。
2/6
アーチバック㈱

差圧検出器 QBM3020...

CA1N1916en01
2013-04-30

メカニカルデザイン
差圧検出器は、以下で構成されます。
 ハウジング、取付けブラケット、配線口、脱着式カバーおよび固定ネジ
 圧力チャンバー、ダイアフラムおよびセラミックレバー付き
 PCB 基板および端子台、DIP スイッチ、平方根出力時の計測レンジ（エンドバリュー）設定用ポテンショメーター
 LCD 表示（QBM3020...D タイプ） ゼロ調整ボタン（取付向きによる誤差補正）("調整" 参照)

1916Z01_01

LCD 表示部、設定部、配線口及び導圧ポート1
凡例123456789234 5 6 7 8 9ケーブルグランド Pg 11
ゼロ点調整用押しボタン
LCD 表示 (QBM3020-..D のみ)、単位は Pa
DIP スイッチ、出力特性選択用
導圧管接続ポート ( "取付けの注意" 参照)
平方根出力、エンドバリュー設定用ポテンショメーター
端子台
ヒンジカバー固定ネジ
LED、ゼロ点調整時点灯

エンジニアリングの注意
電源は、複巻式絶縁トランスの 2 次側から供給してください。
技術データおよび関連法規に基づきトランス容量を選定し、また 必要に応じて保護ヒューズを設置してください。
信号配線で外部ノイズの影響が心配される場合はシールド線を使用してください。

取付けの注意QBM…差圧検出器は、ダクト、壁、天井および制御盤に直接取付ける事が出来ます。
取付けは垂直方向に取り付けてください。
また 仕様上の保護等級（IP54）を維持する為には導圧管接続ポートは下向きとし、ダクトプローブ挿入位置より常に高いレベルになるように設置します（結露水の流入防止）。
注意

本体の差圧検出口がダクトの検出プローブより低い場合、結露水が検出器内部に浸入し検出器本体を破損する場合が有ります。

3/6
アーチバック㈱

差圧検出器 QBM3020...

CA1N1916en01
2013-04-30

注意

差圧検出用の導圧管の接続は以下の通りです。
ダクト側

差圧検出器側高圧（低真空）側

導圧ポート "P1" または ""低圧（高真空）側

導圧ポート "P2" または ""

取付けに際しては取付け要領書が本体と同梱で出荷されますので参考にしてください。
また 一般の検出器の取付要領書（英文オリジナル版）が以下、シーメンスのリンクからダウンロードする事が出来ます。
Sensor Installation Guide注意 電源は安全特別低電圧 SELV 準拠またはクラス 2 相当で出力は 15 W 以下を使用して下さい(UL 要求)。
 ケーブルは銅線のものを使用してください。

調整注意

以下の技術データに記載された仕様は差圧検出器を垂直に取付けた場合にのみ適合します。

キャリブレーション

検出器は垂直取付が基本ですが止むを得ない場合にみ水平取付が可能です。
この場合は誤差補正の為にゼロ点調整が必要です（以下参照）。

出力選択 DIP スイッチ

リニアーまたは平方根出力の設定は DIP スイッチで行います。
DIP スイッチ*出力
リニアー出力平方根出力* 工場設定ゼロ点調整

メカニカルデザインの項を参照（ボタン、LED）
1. 導圧管を 外します。
2. ゼロ点調整ボタンを 2 秒以上押すとゼロ調整用 LED が短時間点灯します。
LCD 付きのタイプでは上に加えてこの時"0 Pa"を表示します。もし押しボタンが 2秒以内の場合には“メニュー”を表示します。重ねてボタンを押すかまたは 8 秒後にその画面を自動的に閉じます。
3. 導圧チューブを接続します。

技術データ

電源機能データ

電源仕様
電圧消費電力消費電流
出力電圧
負荷抵抗 (RLoad)
出力保護計測レンジ
検出エレメント

安全特別低電圧 (SELV/PELV)準拠
AC 24 V ± 15 %, 50 / 60 Hz または DC 13.5...33 V< 0.5 VA
< 10 mA
DC 0 ...10 V>10 k

3 線式、信号絶縁無し
短絡保護有り極性保護有り“タイプ”参照
ピエゾ抵抗 (シリコンダイアフラムおよびセラミックレバー)

4/6
アーチバック㈱

差圧検出器 QBM3020...

CA1N1916en01
2013-04-30

計測精度、誤差（本体垂直取付け、周囲温度 20 °C にて）
QBM3020-10, -10D, -25, -25D
 ゼロ点, エンドバリュー

直線性, 再現性及びヒステリシス
合計 温度ドリフト（ゼロ点）
 温度ドリフト（計測値）
QBM3020-5, -5D
 ゼロ点, エンドバリュー

直線性, 再現性及びヒステリシス
合計 温度ドリフト（ゼロ点）
 温度ドリフト（計測値）
QBM3020-3. -3D
 ゼロ点, エンドバリュー

直線性, 再現性及びヒステリシス
合計 温度ドリフト（ゼロ点）
 温度ドリフト（計測値）
QBM3020-1U, -1, -1D
 ゼロ点, エンドバリュー

直線性, 再現性及びヒステリシス
合計 温度ドリフト（ゼロ点）
 温度ドリフト（計測値）
長期安定性
レスポンス


負荷変動
許容最大圧力 (各ポート)
ポート P1
ポート P2(FS =フルスケール)<±0.7 % FS<±0.6 % FS<±0.04 % FS/°C<±0.02 % FS/°C<±0.7 % FS<±1 % FS<±0.04 % FS/°C< ± 0.05 % FS / °C<±0.7 % FS<±1 % FS< ± 0.05 % FS / °C
< ± 0.05 % FS / °C<±1 % FS<±1 % FS< ± 0.1 % FS / °C
< ± 0.06 % FS / °C
±1,0% FS, DIN IEC 60770<20 ms< 10 Hz5,000 Pa
(10,000 Pa ：QBM3020-5, -10, -25 タイプ )400 Pa

破壊圧力
0…70 °C
常温（室温）

保護データ
接続

周囲条件

適合スタンダード

1.5 × 許容圧力
2 × 許容圧力

表示 (QBM3020-…D のみ)
表示項目

LCD, 2 行、バックライト無し
差圧 Pa

計測対象
計測対象、許容温度範囲、
メンテナンス
保護等級
安全クラス（絶縁）空気および不活性ガス

電気配線
端子接続
ケーブルグランド

導圧ポート
温度
運転時
保管/輸 送 時
湿度

0...70 °C

不要
IP 54, 60 529
III, EN 60 730
最大 1.5 mm2 (単線または撚り線)
Pg 11 コネクター
PVC ノズル（  6.2 mm）
0...70 °C– 2 5 ...+70 °C< 90 % r.h. (結露なし)

適合
EMC 指令イミュニティー, エミッション
RoHs 指令RoHS 技術資料

C チェック適合 (EMC)

2004/108/EC
EN 61 326-1, EN 61 326-2-3
2011/65/EU
EN 50 581

AS /NZS 61000-6-3

5/6
アーチバック㈱

差圧検出器 QBM3020...

CA1N1916en01
2013-04-30

UL 規格CSA 認証UL 60730-1 / UL 60730-2-6
CAN/CSA-E60730-1 / CAN/CSA-E60730-2-6

環境両立性

環境製品宣言書

質量

本体＋梱包、LCD なし
本体＋梱包、LCD 付き

CE1E1916en

ISO 14001 (環境)ISO 9001 (品質)0.183 kg
0.196 kg(0) ()
M U

G ()
M (0)
U ()

1916G01

端子接続図(+)
G

電源 AC 24 V または DC 13.5...33 V
電源、計測ニュートラル (コモン)
計測出力信号 DC 0...10 V

寸法 (mm)495,5P2P2

1916M01_01

9,616,380

864618P2ø 6,246P111753727,69280

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社

東テク北海道株式会社 本社ビル内

URL: www.archvac.co.jp/

TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

6/6
アーチバック㈱

差圧検出器 QBM3020...

CA1N1916en01
2013-04-30