燃焼排ガス分析計

HT-1300Z

15O2CO高濃度

0 〜 20.9 vol%0 〜 10000ppm

0 〜 10.00vol％0 〜 3000ppm

NO2 SO2℃hPa

0 〜 500ppm

0 〜 650℃±100hPa

H2補償付

0 〜 4000ppm

CONO

低濃度
0 〜 300ppm

NO圧力切替器

CO パージポンプを標準搭載

HT-1500N

手袋をしていても押しやすい、ユーザーフレンドリーな設計です。

HT-1700

大きな操作ボタン

HT-2700N BIO

バックライト付で 4 項目 / 8 項目の切替表示ができます。

HT-2900

見やすいディスプレイ

HT-2700N

オプションの圧力センサユニットを搭載することで、ドラフト圧力及び差圧の計測が可能となります。

HT-1300Z

圧力計測

HT-1210N

約 700g の超軽量となっており、サイズも 80×210×60ｍｍとコンパクトで持ち運びが楽な使いやすいハンディタイプの設計です。

HT-1200N

超軽量・コンパクト

レンタル

お客様の仕様に合わせて、最大 4 項目までのセンサを搭載可能となっており、様々な用途での排ガス計測が可能です。

性能比較表

センサを選択して最大４項目まで計測できる多分析計

CO濃度が上昇した場合に、計測を継続させながら COセンサ保護を行うパージポンプを内蔵しています。

スートクリーン

様々な場面に合わせてカスタマイズができます。

スモークテスタ

豊富なオプション

ガス検知器※HT-1300Z typeA・typeB・typeD のみ

16

センサ
搭載例

高濃度
低濃度
O2 CO CO NO NO NO2 SO2
H2補償付

0 〜 20.9 vol%0 〜 10000ppm

0 〜 10.00vol%0 〜 3000ppm

0 〜 300ppm

0 〜 500ppm

0 〜 4000ppm

HT-1840

HT-1841

HT-1842

HT-1843

HT-1844

HT-1845

HT-1846

typeS

typeA

typeB

typeC

typeD

typeE

O2

O2

O2

O2

O2O2COCOCO

高濃度CO
H2補償付

NONO

低濃度

サンプリングプローブ

NO

NO2

サンプリングプローブ

サンプリングプローブ

ＣＯ
パージポンプＣＯ
パージポンプNO2SO2

サンプリングプローブ

サンプリングプローブ

H2補償付

サンプリング
プローブ

H2補償付

H2補償付

NOCOＣＯ
パージポンプ
定価：231,000円（税込 245,100円）

定価：349,000円（税込 383,900円）

HT-1300Z

・本体
・サンプリングプローブ
・AC アダプタ・ストラップ・ソフトケース・スターフィルター
・試験成績書・取扱説明書17

定価：349,000円（税込 383,900円）

定価：331,000円（税込 364,100円）

定価：512,000円（税込 563,200円）

定価：562,000円（税込 618,200円）

燃焼排ガス分析計

HT-1300Z
性能比較表

オプション

レンタル

0 〜 100℃
気体温度用

ABS樹脂ケース
HT-2315

外形寸法
500×420×125mm
2.3kg

パソコン用計測ソフト
Online View 2000
HT-2084

RS232 通信ケーブル付
USB 変換ケーブル付推奨 OS：Windows 7/8.1/10

HT-2900

周囲温度センサ
HT-2305

HT-2700N

５ロール入りHT-1300Z

プリンタ用ロール紙
HT-1636

HT-1210N

ロール紙 1 個付
単 3 電池 4 個付

HT-1200N

赤外線プリンタ
HT-1610圧力センサユニット
HT-2303

本体内蔵

圧力、差圧、ドラフト計測

プローブチューブ
HT-7230

L=300ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7235

L=500ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7232

L=750ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7233

L=750ｍｍ φ8mm
排ガス温度 0 〜 1100℃

スートクリーン

サンプリングホース長2700mm

スモークテスタプローブハンドル
HT-7201SS
HT-7202SS

ガス検知器

L=180mm φ5mm
ホース長 3000mm

圧力切替器

ドラフトプローブ
HT-1050

HT-1500N

COセンサ保護HT-1700

本体内蔵

HT-2700N BIO

CO パージポンプ
HT-2321

18

仕様

計測項目

センサ

CO（H2 補償付）＊1
一酸化炭素濃度

計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度

高濃度 CO
一酸化炭素濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

NO
一酸化窒素濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

低濃度 NO
一酸化窒素濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

NO2
二酸化窒素濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

SO2
二酸化硫黄濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

O2
酸素濃度

圧力

排ガス温度

周囲温度

分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
計測範囲
精度
分解能
計測範囲
精度
分解能

0 〜 20.9vol%±0.2vol％
0.1vol％20 秒以内0 〜 2000ppm（最大許容範囲 10000ppm）±10ppm または計測値の ±5％（0 〜 2000ppm）＊2
計測値の ±10％（2001 〜 10000ppm）
1ppm
40 秒以内（0 〜 2000ppm） 60 秒以内（2001〜 10000ppm）
0.00 〜 4.00vol%（最大許容範囲 10.00vol%）＊2±0.02vol% または計測値の ±5%（0.00 〜 2.00vol%）計測値の ±10%（2.01 〜 10.00vol%）0.01vol%
60 秒以内（0.00 〜 2.00vol%） 100 秒以内（2.01〜10.00vol%）0 〜 1000ppm（最大許容範囲 3000ppm）±5ppm または計測値の ±5％（0 〜 1000ppm）＊2
計測値の ±10％（1001 〜 3000ppm）
1ppm
40 秒以内（0 〜 1000ppm） 60 秒以内（1001〜 3000ppm）
0 〜 300ppm±2ppm（0.0 〜 39.9ppm）
計測値の ±5％（40.0 〜 300ppm）
0.1ppm（0.0 〜 99.9ppm）1ppm（100 〜 300ppm）
40 秒以内0 〜 200ppm（最大許容範囲 ５00ppm）±10ppm（0 〜 200ppm）
計測値の ±10％（201 〜 500ppm）
1ppm（0.1ppm）＊3
60 秒以内（0 〜 200ppm） 100 秒以内（201 〜 500ppm）
0 〜 2000ppm（最大許容範囲 4000ppm）±10ppm または計測値の ±5％（0 〜 2000ppm）＊2
計測値の ±10％（2001 〜 4000ppm）
1ppm
60 秒以内（0 〜 2000ppm） 100 秒以内（2001〜 4000ppm）±100ｈPa
F.S.±2％0.01ｈPa
0 〜 650℃ 0 〜 1100℃（プローブチューブによる）計測値＝0 〜 100℃：±2℃
計測値＝100℃〜：計測値の ±2％0.1℃（0 〜 999.9℃）、1℃（1000 〜 1100℃）
0 〜 100℃±2℃
0.1℃

演算項目＊4
CO2NOxO2 換算値
燃焼空気比
排ガス損失
燃焼効率
露点mg/m3

0 〜 CO2Max（O2 からの演算）0 〜演算値（NO2 センサ非搭載の場合）
0 〜演算値（O2 は設定可能）
1.00 〜 9.99
0 〜 99.9%
0 〜 100%
0 〜 100℃

燃料
13A、6C、LPG、灯油、軽油、A 重油、C 重油、ペレット＊その他の燃料については、お問い合わせください。

O2CO（H2 補償付）
CO（高濃度 CO）
NONO（低濃度 NO）
NO2
SO2
排ガス温度
周囲温度
圧力

ガルバニ電池定電位電解式
定電位電解式
定電位電解式
定電位電解式
定電位電解式
定電位電解式
K 熱電対
K 熱電対
ピエゾ抵抗型半導体センサ

本体
許容周囲温度ディスプレイ
外形寸法
重量
電源

作動時：+0℃ 〜 ＋45℃
保管時：−20℃ 〜 ＋50℃
ドットマトリックス 8 行⇔4 行 表示切換方式（W×H×D）80×210×60 mm
約 680g
AC アダプタ（AC100-240V 50/60Hz DC9V 550mA）
内蔵ニッケル水素充電電池（最大で連続約 12 時間作動）

標準装備
本体に内蔵

付属品
部品名
サンプリングプローブ

ポンプ、パソコン用インターフェース（RS232）、CO パージポンプ＊5、データロガ（100 データまで保存可能）、赤外線プリンタ用インターフェース
AC アダプタ、サンプリングプローブ、ストラップ、ソフトケース、スターフィルター
部品コード 仕様、その他
HT-1009
L=180ｍｍ φ5mm / ドレンポット付
排ガス温度 0 〜 650℃ ホース長 1500ｍｍ
HT-1011
L=300ｍｍ φ6mm / ドレンポット付
排ガス温度 0 〜 650℃ ホース長 2700ｍｍ＊6HT-1012
L=300ｍｍ φ6mm / ドレンポット付
排ガス温度 0 〜 650℃ ホース長 2700ｍｍ

オプション
プローブハンドル
プローブチューブ
（排ガス温度センサ付き）

周囲温度センサ
温度用プローブ

K 熱電対

HT-7201SS サンプリングホース長 2700ｍm / ドレンポット付
HT-7202SS＊6 サンプリングホース長 2700ｍm / ドレンポット付
HT-7230
L=300ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
HT-7235
L=500ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
HT-7232
L=750ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
HT-7233
L=750ｍｍ φ8mm 排ガス温度 0 〜 1100℃
HT-2305
0 〜 100℃
φ1.5×130L、０〜 950℃、気体 / 液体温度
HT-1252a
φ３×130L、０〜400℃、気体 / 液体 / 食品用、先尖型
HT-1253a
HT-1254a
130L、０〜400℃、表面/亀裂/気体 /液体温度、パドル型
φ４×130L、0 〜 650℃、表面 / 気体 / 液体温度
HT-1255aHT-1256a
０〜 450℃、表面温度、磁石付
HT-1257a
０〜 180℃、パイプ / プレート温度 クランプ型
HT-2321COセンサ保護HT-2303
圧力、差圧、ドラフト計測
HT-1050
L=180mm φ5mm ホース長 3000mm
HT-2315
寸法：500mm×420mm×125mm 重量：2.3kg
HT-2084
Online View 2000（推奨 OS : Windows 7/8.1/10）

CO パージポンプ
圧力センサユニット
ドラフトプローブ
ABS樹脂ケース
計測ソフト（RS232 通信ケーブル・USB 変換ケーブル付）
計測ソフト（ソフトウェアのみ）
HT-2074
計測ソフト（Bluetoothモジュール付）HT-1884
赤外線プリンタ
HT-1610プリンタ用ロール紙HT-1636

Online View 2000（推奨 OS : Windows 7/8.1/10）
Online View 2000（推奨 OS : Windows 7/8.1/10）
ロール紙 ×1 単 3 乾電池 4 個付き
5 ロール＊1：H2 成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする機能。
＊2：精度はどちらか値の大きい方が適用されます。
＊3：低濃度 NO センサを搭載の場合のみ、0.0ppm 〜 99.9ppm の計測範囲で分解能が 0.1ppm となります。
＊4：地域により燃料データが異なる場合がありますので、演算によって算出されるデータに誤差が生じる場合があります。
＊5：type S、CO センサ非搭載モデルには搭載されません。
＊6：高濃度 CO/NO2/SO2 計測用です。
＊精度につきましては標準ガスを基準としております。
本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

19燃焼排ガス分析計

HT-1300Z
性能比較表

外形図

レンタル

HT-1200N

本体
60

F2HT-1300Z

F1210

HT-1210N

80

F3F1

HT-2700N

ESC

▲

▲

▲

OKESC

▲

▲

HT-2900

周囲温度センサ接続口
AC アダプタ接続口
排ガス温度センサ接続口

HT-2700N BIO

Gas Draft-P＋

圧力計測口（差圧計測時は正圧口）（オプション）
排ガス入口

サンプリングプローブ

K

φdHT-1500N

L

プローブ用コーン
φ7～22

型式HT-1011
HT-1012*L(mm) K(mm) φd(mm) サンプリングホース長 (mm) 排ガス温度（℃）
0 〜 300 370
62700
0 〜 6500 〜 300 370
62700
0 〜 650

スートクリーン

品名サンプリングプローブ

サンプリングホース

スモークテスタ

ドレンポット

ガス検知器

排ガス温度用補償導線

圧力切替器

排ガス吸引口
排ガス温度センサ内蔵

スターフィルター

HT-1700

ドラフト圧力計測口（差圧計測時は負圧口）（オプション）＊HT-1012 は、高濃度 CO、NO2、SO2 計測用です。

20