⑤ フットスイッチ① パスリーダー本体② PMS コイル TC-1
⑥ アーム付きカート

パスリーダー
アーム付カートセット

パスリーダー
コイルスタンドセット

パスリーダー（専用カート付）

PL-CTA

PL-UC

IF-PL

①パスリーダー本体③PMSコイル UC-1
⑤フットスイッチ⑥アーム付カート○電源ケーブル①パスリーダー本体③PMSコイル UC-1
④コイルスタンド⑤フットスイッチ⑦専用カート ○電源ケーブル①パスリーダー本体②PMSコイル TC-1
⑤フットスイッチ⑦専用カート○電源ケーブル

磁気刺激装置 パスリーダー
電管理医療機器（クラスⅡ）／特定保守管理医療機器
医療機器認証番号

源：AC100V（50/60Hz）10A

消費電力：1kVA

227AFBZX00021000③ PMS コイル UC-1

⑦ 専用カート※アーム付カートと仕様が異な り ま す。専 用 カ ー ト に はアームは後付けできません。

④ コイルスタンド※UC-1 用のスタンドです。

JMDN コード：36902000 ／※本製品は検査用機器です。治療目的には使用できません。

製造販売元
株式会社ＩＦＧ

本体質量：15kg （刺激コイル：約 1.5Kg）

最大磁束変化率：11 〜 20 kT/sec

刺激時間：連続刺激時間

最大 2 秒磁連続休止時間最小 2 秒コンデンサ寿命：約 2,500 万回

周 波 数：10 〜 50Hz (2.5Hz 可変 )場波

形：バイフェージック

出力設定： 10 〜 100%（60 〜 600V 1％可変）

パルス幅：250 〜 450μs（刺激コイルによる）

電 撃 保 護 形 式 ：クラスⅠ

外形寸法：W340×D265×H175mm

最大磁束密度：0.85 〜 0.94T（TC-1）／ 0.59 〜0.68T（UC-1）

電 撃 保 護 程 度 ：BF 形装着部

末梢神経連続パルス磁気刺激について「関連文献」
1) Suzuki K, Hiraoka T, Tsubahara A, Ito T, Izumi S, Yashima K,Iwachidou N : Considerations for safety ofhigh-frequencyrepetitive peripheral magnetic stimulation of

磁気刺激は電極を使用しない電気刺激です。磁気刺激の最大のskeletalmuscles in rats: Assessment by histological analysis
of muscles and biochemical blood tests. Jpn J Compr Rehabil

メリットは無痛的な刺激が可能ということです。磁場は皮膚

Sci 6, 56-63,(2015).

抵抗の影響を受けないことから、皮膚の Aδ線維や C 線維を(ラット骨格筋に対する高頻度反復末梢性磁気刺激の安全性の検討―

興奮させずに深部のα運動ニューロン線維およびⅠa 求心性2 ) Ta k e u c h i N , I z u m i S ： C o m b i n a t i o n s o f s t r o k e

線維を興奮させることができると考えられます。

on Hebbian plasticity and homeostatic metaplasticity. Front

さらに、磁場は非金属を透過できるため衣服の上からの刺激が可3) Kudo TA, Kanetaka H, Shimizu Y, Abe T, Mori H, Mori K,

能です。電極の貼付部位を変更せずに、最適な刺激部位の探索や、刺激する神経を任意に変更していくことも容易に行えます。磁気刺激のもつ無痛性、そして簡便性は今後のリハ
ビリテーション分野において患者、療法士双方に大きく貢献できるものと考えています。

筋組織学的検査と血液生化学検査を用いた検討―）
neurorehabilitation to facilitate motor recovery : perspectives

磁気刺激装置 パスリーダー

Hum Neurosci, Jun 23;9:349.（2005）.
Suzuki E, Takagi T, Izumi S : Induction of neuritogenesis in
PC12 cells by a pulsed electromagnetic ﬁeld via MEK-ERK1/2共同開発研究者
東北大学 名誉教授
医療法人社団 三喜会
鶴巻温泉病院

出江 紳一

管理医療機器（クラスⅡ）JMDN コード：36902000

医療機器認証番号 227AFBZX00021000

signaling. Cell Structure and Function, 38: 15‒20,（2013）.
4) 出江紳一 , 高木敏行 , 永富良一 , 中里信和 , 八島芳信 , 阿部利彦 :脳深部磁気刺激用マルチコイルの設計 . 臨床神経生理学 , 37(1): 1-9,(2009).※5) Okita T, Takagi T: Localization of magnetic ﬁeld structureof multi-current loops on axisymmetrical model fortranscranial magnetic stimulation. Japanese Journal ofApplied Physics, 48, (2009).

A1442023.06

痛みや不快感を伴わない磁気刺激
表層の痛覚神経刺激を低減。

刺激コイル

電流

直接、深部の神経線維にアプローチ。
磁気刺激は経皮的電流刺激とは異なるアプローチで神経線維への刺激を行います。プ
ローブ内コイルのパルス電流により磁束を作り出し、筋内で「渦電流」を発生させることが皮膚
磁場その特徴です。
この方法では、皮膚表層の痛覚神経 Aδ（Ⅲ）線維や、C（Ⅳ）線維への刺激を抑えたまま、電流骨格筋深部にある2 つの神経線維、α線維と、Ⅰa 線維を同時に刺激することが可能となります。
粘着パッドなどは使用しないので着衣のまま刺激が可能なうえ、電気的な痛みや不快感を感じにくい状態で深部の神経線維にアプローチすることができます。

下腿：前脛骨筋 （足関節背屈）

電流刺激とは異なる新たなアプローチ。
多連発かつ連続的磁気刺激の実現。
収縮の加重による強縮を可能に

大腿：大腿四頭筋（膝関節伸展）

MT1
MT1.5
MT2160140120100

舌骨上筋群などの小さな筋群への刺激を行える新型コイル UC-1。
PMSコ イル UC-1は、狭 い 範 囲

PMS コイル UC-1高さ調節機能に集中した磁気刺激を行えます。
不要な部位を刺激せずに、局所的に強力な渦電流を誘発して「強縮」を起こすことも可能です。
コイルスタンド（UC-1 用）

アーム付きカートで、様々な姿位に対応可能。
アームは、三次元に自由な調節・固定ができるので臥位や座位など様々な姿位での刺激が可能です。
コイルスタンドは座高に合わせて調節できるように、高さ調節機能が付いています。

80604020
角度［°］01020304050

周波数［Hz］

MT：磁気刺激強度の基準値、 刺激時間：2.0s
バイオメカニズム学会誌 Vol.40, No.2 磁気刺激による手関節背屈運動に関する研究より抜粋
八島建樹 高木敏行 出江紳一 永富良一 浅尾章彦 森仁 阿部利彦

前腕：総指伸筋 （手指関節背屈）より小さな筋肉群への刺激を可能に前腕への磁気刺激の強度と周波数を可変させた場合の手関節背屈角度変位
180

磁気刺激のイメージAδ繊維や C 繊維は殆ど刺激せずに、筋肉内のα繊維とⅠa 繊維を同時に刺激※専用カートはアーム付カートと仕様が異なります。
専用カートにアームは後付けできません。

アーム付きカート