◆本製品のBluetooth通信について
Bluetooth VerS.OプロファイルGATT
UART 1/F調歩同期シリアル通信
Bluetooth Low Energy通信国内電波法取得ユニット

通信フォ ー マット

電文7byte（数値は先頭スペ ー スとドットを含むSbyte、終端2byte)
オ ー トオフがオフの状態♦ペアリングを行う際は、ほかのBluetooth機器の電源をオフにすることをお薦めします。

0点

↓

↓

罪［立四：：匹：：［：：Em:：四：：tm:：:I霊：：：：：：［四：m：::；：l量！竺.書⇒誤差がある場合は、「⑨修理、サ ー ビスを依頼される前に」をご参照ください。

t表99◆デ ー タスイッチを押すと 「ピッ」とブザ ー 音と共に送信されます。
数値は3秒間ホ ー ルドして表示しますが、その間にテ ー プを動かしても測定はしています。
表示が「0.0」また「O」のときブザ ー 音は鳴りますが数値は送信されません。
（アプリケ ー ションによっては 「0.0」が表示される場合があります）

ケース境目

□屈00

（始業時や測定工程時の点検）

信送ht 屯令c99

ス境目の目盛値が 合っているか確認をしてください◆ペアリング操作により受信側でBDアドレス (1 2桁の英数字） を確認することができますので、メモしておくことにより、複数台のBluetooth機器をお使いの際に識別するのに便利です。

teu
B

測定前や測定中でもたまに、数字表示とケ◇ポイント◇

オ ー トオフをオフした場合には、電源の切り忘れにご注意ください。
企)◆良好な通信のために、通信相手とは見通しの良い場所でご使用ください。特に鉄筋コンクリ ー トなどを挟むと通信不能な場合があります。見通しの良い場所10m以内でこ使用ください。
ー〇 〔※ 引き出し測定するたびに、テ プを最後まで戻しリセットしてください。
※本機に直接日光や強い光が当たる場合には正しく測定できないことがあります。

※Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなどの電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境では使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり通信速度が極端に低下する可能性があります。

⑧その他の機能

JI
一,＇

電源スイッチを押したままデ ー タスイッチを1回押し両方の指を離すと、cmからmmに単位切り替えができます。同じ動作で元の単位に戻せます。ブザー 音は鳴リません。

⇔

mm単位でも送信数値はcm単位の数値になります。

m屯i!,_’

nm＆必要以外には調整しないでください。また調整の際は測定間違いにこ注意ください。

ここを確認・哉池を入れ直してください。または新しい雷池に交換してください。
•オ ー トオフは90分です。⑧その他の機能を参照。
・電池端子の汚れやヘタリ。
電源が途中で切れる・電池が消耗していれば電池交換してください。
・巻尺をゆっくり出し入れしてみてください。
・巻尺裏面(2mm目盛）の汚れは消毒用アルコ ー ルで拭き取ってください。
・巻尺裏面(2mm目盛）に擦れがあればテ ー プ交換が必要です。
誤差・センサ ー にホコリや汚れが付 着 していれば吹き飛ばしてください。
・センサ ー フタに取り付 け ガ タがないかご確認ください。
・測定場所に直射日光が当たる。※
・デー タスイッチを押して ブ ザ ー 音 がないときは、スイッチかプログラムが故障。
Bluetooth受信できない
・受信側で本機のアドレスが確認できなければBluetooth故陪。
※本機に直接日光や強い光が当たる場合には正しく測定できないことがあります。
※mm単位でも送信数値はcm単位の数値になります。

◆ケ ー スや巻尺を拭く際は、水をしみこませた布を固く絞って拭くか、消毒用アルコ ー ルをお使いください。有機溶剤（シンナ ー やベンジンなど）は使用しないでください。
◆長時間使用しないときや、自動車内などで高温になる場所で保管するときは、必ず電池を外してください。電池端子の汚れ落としは乾いた布や綿棒などをお使いください。
◆巻尺テ ー プは強くこすったリ何回もこすると目盛が摩耗して薄くなることがあリます。測定誤差の原因になりなすので誤差がみられた
らテ ー プ交換をしてください。
◆巻尺テ ー プの汚れやスレ以外で誤差が発生する場合は、センサ ーフタをコインで開けてホコリなどが無いか確認してください。

清掃は吹き飛ばす様にし、直接こすったり水分やアルコ ー ル等はけっしてご使用にならないでください。
測定の際にはセンサ ー フタが確実に閉じていることを確認してください。
企・

必要以外にはセンサ ー フタを開けないでください。
)センサ ー に直接触れますと故障の原因になります。

⑪廃棄処分するときは
0120-496-514

回心il■

昌緊

'‘ヤマヨ測定機株式会社
YAMAYO /Jf/,SLJRING TOa.S CO.LTD.
URL https,//�匹 ．yamayo.cojp/

羹お客様相談室◆本製品を廃棄する際は、各自治体の分別方法に従って廃棄してください。
20210106cm（胴整表示例）⑩お手入れの方法◆単位切リ替え企．

,-9 9n-9 9 - U.9

こんなとき棗源が入らない※本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
※本製品を使用したことによって生じた動作障害やデ ー タ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
※Bluetoothは、Bluetooth SIG.Incの登録商標です。

※テ ー プは真直ぐに出し入れしてください。出入口の縁で擦ったり、ねじれた状態で引き出すと、剥がれや切れの原因になります。

測定値のプラスマイナス値を調整できます。
電源スイッチを押したままデ ー タスイッチを 「ポンポンポン」と3回押し指を離すと、次の表示になリ、デ ー タスイッチを押すごとに0から9に数値を変えることができ、電源スイッチを押すと位の位置が変わりまので、プラスマイナスの変更もできます。ブザ ー 音は鳴りません。
そのまま2秒間操作をしないと、表示が点滅後消え、設定されます。

⑨修理、 サ ー ビスを依頼される前に企)ー◆数値の調整cm◎送信した数値は本機では保管するメモリ ー 機能はありません。
◎デ ー タスイッチを押すたびに一方的に送信のみを行います。

ケ ー ス境目は見る角度によって1~2mmの誤差になりますので、数字表示とケ ー ス境目の目盛が合う角度に慣れることが大事です。

オ ー トオフがオンの状態(90分でオフ）

そのまま2秒間操作をしないと、表示が点滅後消え、設定されます。
出荷設定はオ ー トオフ機能オンです。

◎ペアリングの方法は受信側のマニュアルに準じてください。
◎本機の電源がオンになっている状態でペアリングしてください。
◎電源が切れたり電池が消耗していますとペアリングが解除されます。
測定デ ー タが受信できなくなった場合は、再度ペアリングを試みてください。

◆ 測定値の確認⇔99r
L

送信方法・規格r­,＇

電源スイッチを押したままデ ー タスイッチを 「ポンポン」 と2回押し指を離すと、次の表示になりますので、デ ー タスイッチを押すたびF(off)、O(on)それぞれの表示に切り替わります。
ブザ ー 音は鳴りません。

――,＇r
­,＇

0点から、ケ ースの境目までの測定となります。
左手で引手を持ち、測定開始位置に0点を合わせ、もう一方は ケ ースとの境目に合わせて測定します。

◆オ ー トオフの切り替え⑦デ ー タ通信について◎ [◆ 測定の手順