1921P01

1922

差圧検出器

DC 0…10 V 出力
DC 4…20 mA 出力

QBE3000-D..
QBE3100-D..

液、ガス用

空調換気設備用、液、ガスの差圧検出用計測方式にセラミックレバー技術を採用
シンプル、堅固な構造および高信頼性
中性または非腐食性の液、ガスに適応可能
電源 AC 24 V/ DC 18...33 V または DC 11...33 V
出力 DC 0...10 V または 4...20mA
導圧ポート G1/8" おネジ付き
6 mm 銅管接続用ネジ式フィッティング (2 個) 付属

用途
差圧検出器 QBE3000-D.., 3100-D..は、空調換気設備に使用する中性または非腐食性ガ
スまたは液体の差圧を検出し、制御、モニター、監視システム等と組合わせて使用します。
検出素子にセラミックエレメントを採用し計測された差圧は内部電子回路で DC 0 ...10V または 4…20mA 信号に変換して出力します。

CA1N192204.06.2012

タイプ

型式

計測レンジ[bar]

出力[MPa]QBE3000-D1
QBE3000-D1.6
QBE3000-D2.5
QBE3000-D4
QBE3000-D6
QBE3000-D10
QBE3000-D16

0-1
0-1.6
0-2.5
0-4
0-6
0-10
0-16

0-0.100-0.160-0.250-0.400-0.600-1
0-1.6

DC 0-10 V
DC 0-10 V
DC 0-10 V
DC 0-10 V
DC 0-10 V
DC 0-10 V
DC 0-10 V

QBE3100-D1
QBE3100-D1.6
QBE3100-D2.5
QBE3100-D4
QBE3100-D6
QBE3100-D10
QBE3100-D16

0-1
0-1.6
0-2.5
0-4
0-6
0-10
0-16

0-0.100-0.160-0.250-0.400-0.600-10-1.6

DC 4-20 mA
DC 4-20 mA
DC 4-20 mA
DC 4-20 mA
DC 4-20 mA
DC 4-20 mA
DC 4-20 mA

オーダー
ご注文の際には、名称、型式、数量をご指示ください。

例:

差圧検出器 QBE3000-D1

1台

本体取付け用のブラケットが付属し同梱で出荷されます。
その他のアクセサリーは必要に応じて別途購入ください。

機器組合せ
QBE3000-D.., 3100-D..差圧検出器は、DC 0...10 V または DC 4-20 mA 信号を処理できる装置、システムと組合せて使用します。

テクノロジー
差圧の検出に使用しているセラミックエレメントは以下の様な特長を備えております。
温度の影響が少ない
耐高温性
機械的摩耗部無し、長寿命
検出信号は、内部にてリニアライズ、温度補償および変換、増幅回路を経て出力されます。

2/6
アーチバック㈱

差圧検出器 QBM3000-D.., 3100-D..

CA1N1922
04.06.2012

機械的デザイン
差圧検出器 QBE3000-D.., 3100-D..は、以下で構成されます：
検出器、カバー、ケーブルコネクター、端子盗難防止用ネジ付計測部ケース及び素子 (セラミックエレメント)、導圧ポート
プリント基板
6 mm 銅管用フィッティング (G1/8“)
取付け用ブラケット.
.
.

アクセサリー
AQB2002

マウントキット：以下を付属
銅キャピラリーチューブ、1m( 両端、フレアナット付き)
x2
G1/8“ フレアアダプター( おネジ x2、めネジ x1)
x2
G1/2“ 配管アダプターx2（注）QBE3000..., 3001..の取付けは、基本的に本アクセサリーを使用し、リモート取付けとして下さい。

3/6
アーチバック㈱

差圧検出器 QBM3000-D.., 3100-D..

CA1N1922
04.06.2012

取付け取付要領書が付属で出荷されます。
差圧検出器 QBE3000..., 3001..は、R1/8" ネジ式フィッティングを使用し直接導圧管を接続可能ですが導圧管接続に際しては絶対に圧力のリークが無いようにしてください。
基本的には別途アクセサリー（マウントキット AQB2002）の使用をお勧めします。

施工上の注意（ 下図参照）

配管の圧力取出し口は、直径 5mm 以下を推奨します (下図 A)。
導圧管には必ずバイパス弁を設け（下図 5）、調整時に片側ポートのみに高圧がかかり、検出器を破損する事が無いようにします。
バイパス弁の両側に T ジョイントを設け（下図 2）、そこから導圧管を検出器に接続してください。

重要！

液（水）配管圧力検出の場合：
検出器の位置は、必ず配管の圧力取出し口より下側にしてください。
壁に取り付ける場合、振動の無い場所としてください。
導圧管内にエアーが無いように完全にエアー抜きしてください。

ø max. 5 mm

高圧側配管

低圧側配管

+90°–

AA80357215241443 P1+P2 3–QBE...-DP...

凡例：

リモート取付けの注意

A12345圧力取出し口
ストップ弁
T ジョイント
本体接続アダプター (マウントキット AQB 2002 付属)
銅キャピラリー (マウントキット AQB 2002 付属)
バイパス弁

検出器をマウントキット (AQB2002) を使用してリモート取付けとする場合、周囲温度70℃、流体温度 180℃まで使用可能です。
但し AQB2002 のキャピラリー銅管の自然冷却が妨げられるような空気の循環が悪い場所では、上の温度を適用出来ません。

4/6アーチバック㈱差圧検出器 QBM3000-D.., 3100-D..

CA1N192204.06.2012

技術データ
電源

QBE3000-D
QBE3100-D

出力QBE3000-D

QBE3100-D

電圧AC 24 V ± 15 %, 50/60 Hz または DC 18...33 V

電流

AC 24 V 時： < 5 mA (最大出力時)

電圧

DC 11...33 V

電流< 20 mA

出力

DC 0...10 V, 短絡、極性保護付き

負荷抵抗> 10 k

出力DC 4...20 mA

負荷抵抗≤

電源電圧 – 11 VΩ

0.02 A

製品データ

差圧計測レンジ“タイプ”参照

計測素子

セラミックエレメント

計測精度

工場設定

直線性、ヒステリシスおよび再現性合計< ± 0.5 % FSゼロ点< ± 0.4 % FS

TC ゼロ点< ± 0.04 % FS / K

TC 感度< ± 0.015 % FS / K

長期安定性 DIN EN 60770± 0.5 % FS

分解能

0.1 % FS

P1 / P2 ポート過負荷耐圧
最大使用圧力(FS = フルスケール)≤ 2 ×定格レンジ

レンジ≤ 6 bar

25 bar (P1, P2 同時加圧時)

レンジ≥ 10 bar

50 bar(P1, P2 同時加圧時)

破壊圧力

1.5 x 最大使用圧力

レスポンス
応答時間

< 5 ms

負荷変動周期< 50 Hz

適合流体

空気、非腐食性ガス、水(液体)

流体温度– 15...+ 85 °C

メンテナンス
保護データ

接続

取付け

周囲条件

フリー

保護等級

IP 65, IEC 60 529

絶縁安全クラス

III, EN 60 730

配線

3 芯/2 芯ケーブル、コネクター端子接続

ケーブル挿入口

ケーブルコネクター（グランド付き）

導圧口

G1/8" おネジ, 6 mm 銅管用フィッティング付き

マウンティングブラケット

ダクト、天井、壁、制御盤内に取付け可能

取付け方向

制限なし (工場設定：導圧ポートを下で調整)

周囲温度
運転時

– 15...+ 85 °C

保管/輸送時– 40...+ 85 °C

周囲湿度
適合指令、規格.
.
.

<90 % r. h. (結露なし)

電磁両立性
電気式計測、制御、研究所用装置

EN 61326-2-3

イミュニティー

EN 61 000-6-2, EN 61 326-1

エミッション

EN 61 000-6-3, EN 61 326-1

適合、EMC 指令

2004/108/EC

C チェック適合 (EMC)

EN 61 000-6-3

環境両立性

環境宣言書

CE1E1922en に記載

材質

圧力ケース, カバー
流体接触部
シール材

ISO 14001 (環境)ISO 9001 (品質)RL 2002/95/EG (RoHS 対応)
アルミニューム (AlMgSi1)
ステンレス (1.4305), セラミックエレメント
FPM (フルオロエラストマー)
5/6

アーチバック㈱

差圧検出器 QBM3000-D.., 3100-D..

CA1N1922
04.06.2012

質量

ブラケット

ステンレス (1.4305)

マウントキット AQB2002"アクセサリー" 参照

本体、梱包含む

0.43 kgコネクター接続端子、配線
QBE3000-D...

IN
OUT
GND

GUI
G0.
.
.

QBE3100-D...

電源 AC 24 V / DC 18-33 V または DC 11-33 V
出力 DC 0-10 V (GND：コモン)
出力 DC 4-20 mA
コモン(-)

ø 25

寸法 (mm)

M495

G1 /8"

P221取付けブラケット80326

445ø 4030

12,5 12,5~ 22,519 21M 01

14,8M4P1

11.5 12.51220

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社

URL: www.archvac.co.jp/

東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

6/6
アーチバック㈱

差圧検出器 QBM3000-D.., 3100-D..

CA1N1922
04.06.2012