高周波 RF アンプ
広帯域 20MHz-400MHz

A1020 シリーズ

インピーダンス変換で広範囲なアプリケーションに対応

広周波数帯域400MHzの高効率RFパワーアンプ
低歪・高いリニアリティ特性による高品質波形出力
最大出力200W・280Vpk-pk以上の高電圧出力
インピーダンス変換器で広範囲なアプリケーションに対応

AM・FM・位相・PWM・バースト等のあらゆる変調に対応

高速バイポーラ電源 A1020 シリーズ

高周波アンプ A1020 シリーズは、広帯域・低歪みでリニアリティ特性に優れた A・AB 級高周波アンプです。周波数帯域 20MHzから 400MHz までの 6 機種があり、幅広いアプリケーションに対応します。EMC 測定、RF コンポーネントの試験だけではなく、近年、電子機器・デバイスの動作周波数が高周波化しており、高A1020 フロントパネル

いゲイン特性と優れた直線性をもつ広帯域・大電力の高周波アンプを使用する試験が必要となってきています。優れた出力波形品
質により、周波数変調や振幅変調などの複雑な信号の変化にも対応し、正確な波形出力で試験を行うことができます。出力異常時にも対応する安全機能も標準装備しており、安心してご利用いただけます。

A1020 リアパネル

主な特徴
広帯域で高い直線性

全周波数帯域で安定したリニアリティ

モニタ出力

出力電圧信号のモニタ

周波数帯域は、20MHz から 400MHz までライナップしており、出力電圧波形のモニター用の出力です。

目的のアプリケーションにあわせて 6 種類のラインアップから選出力に対して分圧され、計測器で観測し択することができます。また、高いリニアリティ特性と温度変化やすい振幅で出力されていますので、オに対して安定したゲイン特性により、入力信号に忠実な信号を最シロスコープ等で出力波形を確認する時

大 200W の大出力で増幅することができます。に、プローブを DUT に接続する必要があらゆる変調に対応

あらゆる入力波形を忠実に再現

AM 変調・FM 変調等、変調信号を増幅すると、アンプの周波数特性・無く、測定系に不要な負荷をかけること

出力電圧モニタ端子 （ＢＮＣ）がないので、正確な試験が行えます。

直線性・スプリアス特性等の影響により、波形が歪むことがあり保護機能ます。これらの特性に優れた A1020 シリーズは、複雑なバース

アンプ出力部の温度・出力電流を監視し、運転中における機内温ト信号やあらゆるタイプの変調信号を確実に出力する事ができま度の上昇やオーバーロード等の異常を検知すると、機器の保護のす。

ため自動で出力を停止します。

最大出力電力 200W

最大出力電圧 848 Ｖ pk-pk

最大 200 Ｗの出力により、282Vpk-pk（50 Ω終端）の高電圧出力が可能です。また、アプリケ－ションにあわせて、オプションのマッチングトランス（インピーダンス変換器）を使用することにより出力インピーダンスを変化させることが可能です。ＭＮ－ 1186を使用した場合は最台 848Vpk-pk を出力することが可能す。

インターロック

機器保護のための自動停止

安全なテスト環境の構築

安全に試験を行うため、外部信号によりアンプの出力を緊急停止することができます。リアパネル上の BNC 端子にスイッチなどを接続し使用します。また、インターロックの動作状況は、フロントパネルの LED で確認ができます。

超音波デバイスの評価

入力・出力端子超音波デバイスの駆動等、 高周波 ・ 高電圧が必要になるアプリケーションでは、A1020-200-20 の出力電圧 282Vp-p （50Ω） をインピーダンス変換器 B-MT-1 を使用することにより565Vpk-pk （200 Ω） に増幅することができます。

入出力端子には、高周波・高電圧

B-MT-1

任意信号発生器

A1020-200-20

高電圧・高周波信号用 N型コネクタ搭載の信号伝送において代表的なＲＦコネクタであるＮ型コネクタを搭載しています。また BNC ケーブ
ルを使用する場合は、BNC- Ｎ型コネクタの変換アダプタを使用し、変換することが可能です。

BNC ｰ N 型コネクタ変換アダプタ

広範囲の負荷インピーダンスに対応

インピーダンス変換

マッチングトランス（インピーダンス変換器）は、幅広い負荷インピーダンスのアプリケーションに対応するためのインピーダンス変換器です。周波数・高電圧・大電流・負荷インピｰダンス等、目的のアプリケーションに合わせ、適切なマッチングトランスを選択することにより、出力電圧の増加または出力電流を増加することができます。

マッチングトランス

マッチングトランス

B-MT-1 は A1020-200-20 用のインピーダンス変換器です。アン
プ・DUT 間に挿入することにより出力インピーダンスを 50 Ωから 12.5 Ωもしくは 200 Ωに変換することができます。接続方向により 12.5 Ωもしくは 200 Ω変換ができる双方向性マッチング
トランスです。

マッチングトランス

MN-1186

MN-1186 は A1020-200-20 用のインピーダンス変換器です。
アンプ・DUT 間に挿入することにより出力インピーダンスを 50
Ωから 200 Ω、312.5 Ω、450 Ωに変換することができます。
一つの入力に対し、3 種類の異なる出力インピーダンスをもった出力端子があり、アプリケーションに応じて適切な出力を選択することができます。
DUT の負荷インピーダンスが100 ～ 250 Ω の 場 合 は 200
Ω 出 力。250 ～ 400 Ω の 場合 は 312.5 Ω 出 力、400 Ω以上の場合は 450 Ω出力を選択してください。450 Ω出力を選択した場合アンプの出力は 3 倍に増幅され最大出力電圧は 848Vpk-pk になります。

B-MT-1MT-2-12.5

MT-2-12.5 は A1020-200-100 用のインピーダンス変換器です。
アンプ・DUT 間に挿入することにより出力インピーダンスを 50
Ωから 12.5 Ω変換することができます。低インピーダン負荷の
DUT の場合、本製品の使用を推奨します。本製品使用時の最大出力電流は 11.3Apk-pk になります。

マッチングトランス

MT-2-200

MT-2-200 は A1020-200-100 用のインピーダンス変換器です。
アンプ・DUT 間に挿入することにより出力インピーダンスを 50
Ωから 200 Ω変換することができます。ハイインピーダン負荷のDUT の場合、本製品の使用を推奨します。本製品使用時の最大出力電圧は 565Vpk-pk になります。

アプリケーション
容量性・誘導性負荷• キャパシタ・コンデンサのインピーダンス測定• トランス・リアクトルの損失測定• 高周波コンポーネントの特性評価
ＥＭＣ• 伝導イミュニティ試験 -IEC61000-4-6
各部名称• 伝導イミュニティ試験（BCI 試験）-ISO11452-4

ピエゾ・圧電素子・圧電セラミック等のアクチュエータの駆動
超音波用アクチュエータの駆動

ヘルムホルツコイル駆動による磁界発生
医療用機器の研究開発
プラズマ・レーザー機器用 RF アンプ
アンテナ・無線機器の評価

コンデンサの評価

非接触給電用コイルの駆動

車載電装品・産業機器の小型化による電子機器の駆動周波数の高速化に対応した、積層セラミックコンデンサを高周波・高電圧試験が行えます。またオプションのマッチングトランスを使用することにより、幅広い負荷インピーダンスの DUT に対応します。

電気自動車・モバイル機器等、電力の非接触給電が普及し始めていますが、より高効率な電力伝送が求められています。マッ
チングトランスを使用することにより幅広い負荷インピーダンスのコイルをドライブでき、また任意信号発生器で印加波形を変化させるなど多彩な評価が行えます。

任意信号発生器

任意信号発生器

A1020-200-100

A1020-200-100

MT-2-200

MT-2-200

プラズマの試験EMC/EMS 試験

A1020-200-100 は 200W の高出力 RF アンプで、周波数帯域は 100kHz から 100MHz の範囲でプラズマ用の電極に電圧を印加できます。

伝導イミュニティ試験（BCI 試験）等で使用する RF アンプとして使用できます。A1020-180-400 は周波数帯域 400MHz・180W の広帯域アンプで、直線性・低歪等に優れ高い波形品
質を必要とする EMC・EMS 試験に最適です。

任意信号発生器

A1020-200-100

任意信号発生器

A1020-180-400

仕様
高周波 RF アンプ A1020 シリーズ
周波数範囲

A1020-200-20

A1020-200-100

A1020-25-250

A1020-75-250

A1020-75-400

A1020-180-400

100kHz -20MHz

100kHz -100MHz

100kHz -250MHz

10kHz – 250MHz

100kHz – 400MHz

1MHz – 400MHz

出力クラス

A級

A級

A級

A級

A級

A級

定格出力電力（公称値）

200W

200W

25W

75W

75W

180W

定格出力電圧（50 Ω）

100Vrms

100Vrms

35Vrms61Vrms61Vrms95Vrms

線形出力電力（P1 dB）

250W（10MHz 以下）
200W（10MHz 以上）

200W

20W

50W

50W

100W

線形出力電圧（P1 dB）

100Vrms

100Vrms

31Vrms50Vrms60Vrms70Vrmsゲイン（公称値）

112 倍（41dB）

668 倍（56.5dB）

200 倍（46dB）

高調波歪＜ 28dBc@100W≦ 20dBc（100W< -20 dBc @20W

< -20 dBc @50W

Typ. 5dB

Typ. 7dB

出力インピーダンス

50 Ω

雑音指数（NF 値）
ノイズ

TBD
8mVrmsスプリアス出力355 倍（51dB）

20mVrms< -20 dBc @50W< -20 dBc @100W

Typ. 7dB

TBD

TBD＜ 100dBc 100W

< -75dBc 10W

TBD

最大 ± 1.5dB

フラット率631 倍（56dB）

入力
入力インピーダンス
最大入力電力（定格出力）50 Ω31.6mW/15dBm

入力 VSWR

1.2 : 11mW / 0dBm
最大1.3 : 1

1.5 : 1

機能保護

過電流による過負荷・出力部の温度超過で自動停止

モニタ出力（50 Ω）

出力信号の -50 dB ± 1

出力信号の -40dB 以下

90 – 264 VAC（47–63Hz）

88– 264 VAC（47–63Hz）

諸元
電源電圧（周波数）
動作温度

10 〜 40 ºC

10 〜 55ºC

湿度80% 以下 40℃ / 結露なきこと

寸法

449 × 133 × 435.5mm

484 x 153,6 x 546 mm
約 14.5kg重量約 10kg

約 15kg

マッチングトランス（インピーダンス変換器）
製品名

MN-1186

周波数帯域

適用アンプ

出力インピーダンス（Ω）

最大出力電圧（Vrms)

最大出力電圧（Vpk-pk)

最大出力電流（Arms）

最大出力電流（Apk-pk)

200

200

565.6

1.0

2.83

312.5

250

707

0.8

2.26

450

300

848.40

0.7

1.89

200

200

565.6

1.0

2.83

12.5

50141.4

4.0

11.31

12.5

50141.4

4.0

11.31

200

200

565.6

1.0

2.83

50kHz-5MHz
A1020-200-20

B-MT-1MT-2-12.5
MT-2-200

100kHz-10MHz（最高動作周波数〜 20MHz）

100kHz-50 MHz（最高動作周波数：100MHz）

A1020-200-100※ 製品を廃棄する場合には、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。●製品改良等により、外観および性能の一部を予告なく変更することがあります。
●ここに記載しました内容は、2022年6月現在のものです。
※ 社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。
●お問い合せは、下記当社営業部および営業所または取次店へお問い合わせください。 ●価格は変更の可能性があります。ご注文の際にはご確認を頂けますようお願い申し上げます。

技術的なお問い合わせ フリーダイヤル：0120-102-389 E-mail : info-tme@iwatsu.co.jp

受付時間 土日祝日を除く営業日の 9:00 ～ 12:00/13:00 ～ 17:00

URL: http://www.iti.iwatsu.co.jp■第二営業部 計測営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41■第二営業部 アカウント営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41

TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492
TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492■第二営業部 国際営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
TEL 03-5370-5483 FAX 03-5370-5492■西日本支店 計測営業担当 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-3-6山岡ビル1F TEL 06-6535-9200 FAX 06-6535-9215●ご相談／お問い合せは