ハイエンド・パワーアナライザ

N4L Newtons4th Ltd

PPA3500 Series

1 ～ 6 相パワーアナライザ

ミッドレンジ 6 相パワーアナライザ
20A モデル＆

10A モデル

Product Overview

基本確度0.04 %

位相確度

標準 : 0.005deg+(0.01deg × kHz)

周波数帯域
電流入力

電圧入力

DC,10mHz ～ 1MHz

10Arms（30Apeak），30Arms（300Apeak）、50Arms（1000Apeak）
1kVrms（3kVpeak)

電流・電圧センサ
BNC（絶縁 BNC 入力と 4mm コネクタ入力の併用不可）
接続用 BNC コネクタ （高電圧プローブ・大電流プローブ / シャント抵抗入力）
インタフェース

RS232, USB, LAN, GPIB, トルク , Speed, 外部インタフェース (AUX)
ADI40

サイズ

2UI

注１：

* : 電圧レンジ [x] : [1]100mV [2]300mV

注２：** : 電流レンジ [x] : PPA3500-LC 20Arms モデル : [1]10mA [2]30mA , PPA3500 30Arms モデル : [1]30mA [2]100mA～

PPA3500 Precision Power Analyzer
③

④
⑥

①

⑤

⑦

⑧

②

① 電源ボタンPPA3560 - 6 相モデル
前面
② USB ポート③ 二画面表示④ ディスプレイ表示機能ボタン
Zoom, Real time, Table, Graph⑤⑤ 測定機能ボタン 電力測定 , 高調波測定 , RMS 測定 , 波形表示
⑥ 測定条件切り替え
捕捉条件 , カップリング , 帯域、レンジ , 内部・外部入力切り替え ,スケール係数 ,◆ 色々な電圧・電流センサが使えます。
色々つなげる電圧センサ

色々つなげる電流センサ

1kVrms

高電圧差動プローブ

シャント抵抗≦500Arms

直接入力≦5.6kVrms≦50Arms
カレントトランデューサ

2kArms≦10kA
各種高電圧プローブ
12kApeak
ノイズetc,CT

ロゴスキー電流プローブ◆ オートレンジ、レンジアップのみまたはマニュアルレンジモードが選択できます①

Auto-Ranging のレベルに応じて、電圧、電流のレンジを上下に自動切り替えします。
最適な精度を確保するために、全入力チャネルの同期レンジ設定、独立レンジ設定ができます。
レンジアップのみ入力がレンジの 120％のときに自動レンジングを実行します。
手動自動レンジ調整なし、ユーザーは操作する範囲を指定します。
（入力電圧、電流が既知の場合に使用）または突入電流テスト中②③■センサ入力（スピード、トルク）

電圧、電流チャネルと完全に同期した専用入力からのトルク、速度の直接測定により、真のリアルタイム電力変換効率を評価でき
ます

A

2

B

C

A: トルク (TORQUE) 入力（絶縁）バイポーラ± 10V
B: スピード (SPEED) 入力（絶縁） バイポーラ± 10V またはパルス
C: アナログ (ANALOG) 出力 （絶縁）設定した測定パラメータのアナログ変換出力
バイポーラ± 10V

⑨
⑩
⑪
⑫

⑭

⑮

⑯

PPA3560 - 6 相モデル 背面⑨電流入力 30Arms, 1000Apk （シャント抵抗値 3m Ω）
20Arms, 300Apk （シャント抵抗値 10m Ω）⑩電圧入力 1kVrms, 2.5kVpk⑪外部入力端子 3Vpk in 8 ranges - BNC Connector⑫グランド⑭外部センサ入力+/-10V または パルス入力（トルク、スピード ）⑮同期コネクタ⑯インタフェース

◆ 内蔵高精度シャント抵抗とアンプを搭載

PPA5500は、3mApk-30Apk(10Armsシャントモデル)、30mA-300Apk(30Armsシャントモデル)、100mApk-

1000Apk(50Armsシャントモデル）の範囲を、9レンジまで対応しているので、高精度で電流測定ができるため、広帯域に対しても電力確度に優れています。PPA4500は、8レンジです。

※PPA5500/4500本体入力は、電圧・電流入力は、安全バナナプラグ入力か絶縁BNCタイプのどちらか一方のみお使い頂けます。同時使用はできません。

シャント
抵抗

AMP &
Attenuator

A/D
コンバータ

1個のシャント抵抗で高精度に電流計測えお行っているた

め、電流レンジを変更しても電流が遮断されることがない
ため安全に測定することが可能です。

高精度外部シャントオプション（DC ～ 1MHz, 0.1% 確度 , インダクタンス <1nH）
最大電流
連続
パルス
HF500 500Arms 5000Apk
HF200 200Arms 2000Apk
HF100 100Arms 1000Apk
型番

帯域

型番

DC ～
1MHz

HF020
HF006
HF003

大電流検出用シャント抵抗
シャント
抵抗出力

電流検出

内部シャントでの電流容量を超える測定（EV 等のモータの駆動）

帯域
DC ～
1MHz

HF003

HF500

微少電流検出用シャント抵抗
シャント
抵抗出力

HF500 など

◆外部入力接続例（電流入力）
外部電流BNC入力は、

最大電流
連続
パルス
20Arms200Apk
6Arms
60Apk
3Arms
30Apk

注意：内部と外部は同時に接続できません。

電流検出

HF003 など

外部入力

全モデル電圧・電流ともに

標準実装イメージは、電流入力接続例です。

3

特長◆ いつでも、高速サンプリングで電力計測
非常におそい変化でも、2.2MS/s

高速サンプリングを実現しています。

可変速モータの基本周波数から、インバータPWM波形などの高調波が含まれる波形の電力測定も可能です。

●●●●●
●

●

●
●
●●
●●
●●
●●
●
●

50Hz/60Hz

●
●●
●●
●●
●●
●
●
●

●

●
●●
●●
●●
●●
●●
●

●●
●●
●●
●●
●●
●
●

※PPA500/PPA1500シリーズは、1MS/sです。

●●●●●
●

★ いつでも高速サンプリング

100kHz

PWM

インバータ出力波形

PWM キャリア周波数信号

独自の FPGA、DSP アーキテクチャにより、任意の基本周波数を 1Ms / s でサンプリング

高速サンプリングにより、
高速スイッチング波形を確実に捕捉◆広帯域 1MHz 特性

1MHzの帯域幅、非常にフラットな応答により、PPA3500は、幅広い周波数成分を含む照明バラストまたはPWMドライブなどのアプリケーションで、総電力の正確な分析を提供します。 N4Lが所有する、拡張ナイキストサンプリングと呼ばれるデジタルプ
ロセスは、エイリアスコンポーネントを保証しません。
低域

広域

電流
Voltage

電圧（PWM)

基本波 l
+ 高調波

キャリア周波数 / 高調波

PWM 周波数範囲◆広帯域高精度

独自の電圧、電流アナログカード設計により、電力、高調波解析の両方で高精度を保証

電力確度

4

PPA3500 電力 確度 : [0.06% + 0.1%/pf + (0.01%xpf)/pf] Rdg + 0.03%VA Rng
240V (300V レンジ ), 2A (3A レンジ ), 電力 Factor : 1 (40-400Hz 0.01%VA Rng)

周波数■ DFT リアルタイム＆ NO GAP 解析

多くの電力アプリケーションには、固定データ長のFFT分析には適さない急速に変化する非同期電流パルスがあります。
PPAシリーズは、リアルタイムDFT（離散フーリエ変換）技術と可変ウィンドウで、測定ギャップ無しの解析ができます。

●待機電力測定例

遅く●PPA シリーズにおける待機電力測定 IEC62301

捕捉

捕捉

捕捉

遅く

捕捉

捕捉

捕捉

高速 FPGA / DSP を利用してギャップのないリアルタイム測定

ギャップによって不正確な測定が行われます

・データが欠落すると電力の精度が低下する
・長期測定の統合により、ほぼ正確な平均パワーとなる・リアルタイムノーギャップ分析により、正確なパワー測定ができます。
・基本周波数とパルス周波数を同期測定し、正確な電力を迅速に取得できます。

最大 6 相 (8 Wire) 接続

PPA3560 は、6 ワットメーターの測定ができます。インバータ出力波形は、12 すべてのチャネルを同時サンプリングしてFPGA/DSP によって演算された結果を得られます。同時に、比類のない電圧・電流チャネル間位相角精度を実現できます。市場をリードする 0.005 度の位相精度があります。

3 PH INPUTDC BUS

3 PH PWM OUTPUTMECHANICAL POWER

3 Phase Inverter

Three
Phase
RectifierTorque &Speed
SensorN4L N4Axx
AC Power Source

FPGA コア・全チャネル同時データ取得、同期測定
・高速高調波解析
・ノーギャップで真の「リアルタイム」電力計算

PWM Control

測定事例

・入出力電力測定
・インバーターの効率・インバーター出力電圧高調波・モーター駆動特性
5

MEASUREMENT MODESDISPLAY■電力解析事例
１相分のトータル電力、基本波電力を表示

１相分の電力を拡大表示

トータル電力、トータル皮相電力、周波数、総合効率測定で有効なズーム機能

すべての電力測定のRMS値は、6相で同時に計算されるため、測定値を選択して分析中に表示できます。
ここでは、各相のすべての一次電力と周波数、選択された高調波、DCワット、相間電圧で、3相入力、3相出力電力を選択できます。
機械的動力、数学、効率関数もこの画面に追加でき、電気的または電気的機械的システムのリアルタイム分
析ができます。
3 相解析表示パラメータの変動傾向測定
基本周波数に同期した5ms間隔のデータロギング、測定間のギャップなしでリアルタイム測定しながら、500MBの大容量内部メモリにデータ格納します。
最大5Mのデータポイントストレージができます。
また、データを外部USBストレージまたは直接PPALoG
PCソフトウェアに保存できます。

- 表示例 Voltage
Current
Frequency
電力
トレンド解析 ２
6

MEASUREMENT MODES■パワｰインテグレータ（積算電力量）、RMS メータ、インピーダンスメータ●インテグレータ測定モード● RMS ボルトメーターモード

測定モード●インピーダンスメータ・モード

積算電力量を表示します。W, VA, Var, RMS 電圧、AC,DC 電圧・電流、平均電圧・ AC 電源ラインなどのインピーダンス測Ah などのパラメータを測定します。
電流などの パラメータを測定します。
定ができます。
Note

相電力パラメータの詳細な測定に加えて、相間の電力のバランスを確認できます。3相4線接続が選択されている場合は、計算された中性電流を観察できます。これは、3相3電力計+ 3相で6相でも実行できます。

■ハーモニックアナライザモード

高調波アナライザーモードでは、PPA3500はリアルタイムで表または棒グラフ表示で最大100の高調波を表示します。 測定表示
値は絶対値であり、高調波を含む基本波の割合も利用できます。 離散フーリエ変換（DFT）が使用され、非常に正確な高調波解析が行われます。 高速並列FPGA信号処理と独自のDSPアルゴリズムによってDFT演算しています。DFTは、FFTの様にエラーが発生しやすいウィンドウフィルタリング機能を必要とせずに最小限のリークで演算できます。

●ハーモニックアナライザ・モード（バーグラフ表示）

各次数の電圧・電流の高調波レベルを棒グラフで表示します。

●ハーモニックアナライザ・モード（バーグラフ表示）

各次数の電圧・電流の高調波レベルを棒グラフで表示します。

電圧■スコープモード

電流●ハーモニックアナライザ・モード（リスト表示）各次数の電圧・電流高調波及び割合を数値表示します。

高調波測定確度
0.04% Rdg+0.1% Rng+(0.005% × kHz)+5mV
PPA3500-LC 0.04% Rdg+0.1% Rng+(0.005% × kHz Rdg)+300uA
PPA3500 0.04% Rdg+0.1% Rng+(0.005% × kHz Rdg)+900uA●スコープモード（ 各相の電圧・電流波形）●スコープモード（ 各相の電圧）●カーソル表示、実効値（電流・電圧）
・ピーク値（電流・電圧）・電力・力率7ACQUISITION SETTINGS■独立したカップリング設定

AC + DC、DCカップリングは、いずれも1MHzの帯域幅測定を提供します。DCバス測定にはDCカップリング、インバーター出力にはAC + DCカップリング、AC入力電力測定を使用します。
異なるセンシング方法を実装することもできます。入力結合を個別に設定します。一例として、フェーズ1 + 2のCT、フェーズ3のシャント抵抗センシング、フェーズ4 〜 6のロゴスキーコイルなどを利用することもできます。
DC 入力

AC 入力

+

DC

AC
INVERTERDC Coupling

AC+DC Coupling■ワイヤ設定グループ 1 ワイヤリング ( ディスプレイ 1)

グループ２ワイヤリング ( ディスプレイ 2)

PPA3500はデュアルコントロールメニューシステムを使用し、2つの異なるグループに分けられます。
グループ1はディスプレイ1（左）で制御され、グループ2はディスプレイ2（右）で制御されます。

Hi

N

A

Hi

V
Lo

LOAD

~

L

Lo

1 Phase 1 Wattmeter

~
~
~

Hi

Lo

Hi

A
Hi

Lo

Hi

A
Hi

Lo

A

or
Lo

A

Lo

A
Hi
Hi

V
Lo

Hi

V
Lo

GROUP 1 (Phase 1~3)

Hi

V
Lo

or
Lo

A

Hi

V
Lo

Hi

V
Lo

Hi

V
Lo

GROUP 2 (Phase 4~6)

3 相 3 Wattmeter + 3 相 3 Wattmeter( 基準：中性点 )8

ACQUISITION SETTINGS■ Bandwidth Settings

・LOW（DC-200kHz）
基本周波数（50 / 60Hz）、基本波の高調波を含み、高周波ノイズを除去
・WIDE（DC-1MHz）
真の総電力を得るためのすべての電源コンポーネントを含むPWMインバーター駆動などアプリケーションに利用

カップリングメニューの帯域切替（DC-200kHz/1MHz)Note

PPA3500シリーズには、デジタルフィルターが搭載されています。

■ディスプレイ設定 , スムージング , 基準周波数設定①ディスプレイ更新レート
ディスプレイ更新レートのさまざまな設定（5ms 〜 100s）ができます。スムージングとも組み合わせできます。「ウィンドウ」
オプションにより、測定ウィンドウのサイズを直接制御できます。

②スムージング設定
速度設定と連動して、平滑化フィルターを測定に適用できます。 測定ウィンド
ウの出力、時定数の設定ができます。

ウィンドウの設定例、例えば（10Hz に設定された 100Hz）

・更新速度設定を表示する
・フィルターの設定（通常 / 低速）■基準周波数AC電力を正確に測定する場合、基本周波数との正確な同期が不可欠です。
PPAシリーズは、電圧、電流、速度、またはACライン入力を周波数基準
として選択するオプションを使用して、スタンバイ電力、可変速度ドライ
ブ、電子バラスト、DCからACインバーターを含む幅広いアプリケーショ
ンでの周波数同期をしながらの測定ができます。

周波数基準設定（電圧 / 電流）■同期デュアルモード機能

PPA3500 には、N4L 独自の「デュアルコア電力処理」アーキテクチャを使用して 2 つのモードを同時に出力する機能があります。
特に興味深いのは、フルサンプルレートを維持しながら、電力分析とスコープのデータを同時に表示できることです。
従来、別のモードが有効になっている場合、機器は電力アナライザー機能内の生のサンプルレートを下げることが一般的です。
PPA3500 の「デュアルコア」アーキテクチャにより、両方のモードのパフォーマンスを最大のまま利用できます。
表示１：
スコープモードPH １- ３ 1MS/s

デュアルコアオペレーション機能
表示２：
電力解析モードPH １－３ 1MS/s

9

APPLICATIONS■ PWM インバータ・モータ評価

PPA3500は、同一機器内で6位相解析ができます。たとえば、可変速度インバーター・モータ解析です。 独自のデジタルフィル
タリングアルゴリズムを利用したN4Lパワーアナライザーは、比類のないパフォーマンスを提供します。 PPA3500は、WR5000などの外部電流センサと組み合わせて使用できます。 たとえば、高電流アプリケーションで、1MHz 5000Aロゴスキーコイル、およびLEM社の電流トランスデューサなどが利用できます。 インバーター効率は、3位相2電力計方式+ PH3 + 3位相3電力計で利用できます。PH1+ PH2を使用して3相整流器への入力電力を測定し、PH3を使用してDCバス電力を監視し、PH4 〜 PH6を使用して 可変速インバータードライブの出力電力を監視できます。

入力電力		

Three Phase
AC Source

DC BUS			

電気出力

機械出力

3 PhaseInverterThree Phase
RectifierTorque &Speed
SensorCurrent
Shunt
LEM-4 SYSTEMPWM Control
WR5000WR5000Connect toConnect to
PH1~PH3
PH2~PH3
Input Voltage Input Voltage

Connect to
DC BUS

Connect to
PH1 Output
Voltage

Connect to
PH2 Output
Voltage

Connect to
PH3 Output
Voltage■高速解析
可変速モータの電力変化

10WR5000eg HF500◆ADI40

入力20/出力20アナログ-デジタル変換インタフェース（オプション）

ADI40-xは、最大20入力のアナログ入力（温度センサ入力、
DC入力の合計）および最大20出力を持つインタフェースユニットです。

インバータモータシステムの温度・電力監視、データロガーやオシロスコープを接続して、電力変化を時間的な変動傾向として観測することができます。

◆仕様

ADI40

入力

型番
熱電対入力
DC 出力
ADI40-4
4
16
ADI40-8
8
12
ADI40-12
12
8
ADI40-16
16
4
4x Type J or Type K (Selectable)

No. of Inputs
入力数 (熱電対)

入力電圧レンジ (CH 1 ～ 16)

バイポーラ +/- 10V

入力電圧範囲 (熱電対)

バイポーラ +/-20mV

サンプリング速度

2ks/s

入力インピーダンス（対グランド）1MΩ

入力インピーダンス

1MΩ

更新速度

最小 10ms

確度

0.1% FS

分解能

12 bit

最大コモンモード電圧-1V ～ +14V

最大入力電圧出力
出力数 (DC)
出力電圧範囲+/- 30V

20
Bipolar +/- 10V

スルーレート

0.1V/uS

最大ソース電流出力インピーダンス
確度
分解能
一般仕様

50mA
10Ω
0.1% FS
12 bit23˚C±5˚C、20-90％の結露しない相対湿度
5-18˚Cおよび28-40˚C：読み取りの１˚Cあたりの温度係数±0.01％

動作温度、湿度範囲
重量約 3.5kg

外形寸法

H: 62.37mm, W: 395mm, L: 280mm

電源電圧、消費電力

90〜265Vrms, 50〜60Hz, 40VAmax◆オプション適合範囲
Power analyzer

PPA5500

ADI40○

PPPA4500○

PPA3500○

PPA1500—

PPA500◆ ADI40-4—◆ 2kS/s のサンプルレートを特長とし、すべての入出力がアクティブな状態で10ms のデータレートを取得することが可能です。
PPA は、ユニットの背面にある拡張ポートを介して ADI40 と通信します。 デ
ジタルデータは拡張ポートを介してパワーアナライザーに送信され、「マルチログ」
コマンドを介して利用可能です。パワーアナライザーへの通信は USB、LAN、
RS232 または GPIB を介して行われます。 DC 入力チャンネルの入力インピーダ
ンスは、正と負の間で 1M Ω、グランドまで 1M Ωであり、完全な差動入力を提供します。
20 個の出力はすべて完全に差動で、12 ビットの分解能、10 Ωの出力インピーダ
ンス、および最大 50mA の電流を駆動する能力を備えています。

さまざまな信号タイプを分析

ADI40 は、デスクトップ PC のパフォーマンスを監視するために使用され、内部シャーシ圧力、外部大気圧、PC ケースの通気穴
を通る空気の流れ、DC ファン電圧などを ADI40 入力を介して監視することができます。熱電対入力を使用して、メイン CPU 温度、
気中温度、シンク温度、シャーシ周囲温度などのさまざまなコンポーネントを監視しながら、PPA で電力監視を同期して確認する事ができます。
11

ISO17025 UKAS 校正対応
■ UKAS

Newtons4thは、認可されたUKAS校正研究所であり、すべてのPPA電力アナライザーには、ISO17025 UKAS
校正証明書を提供することができます。N4Lの電力アナライザー校正は、お客様へのサービスの不可欠で重要な部分であり、迅速な納期を競争力のある価格で提供します。

■認定範囲

7949

N4LのISO17025認定のスケジュールは多岐にわたります。適用範囲の概要は以下のとおりです。より具体的な情報については、UKAS Webサイトを参照してください。

電圧正弦波振幅
電圧高調波振幅
電流制限波振幅
電流高調波振幅
電流耐電圧位相皮相 電力 (VA)
AC 電力
AC 電力 ( 熱量測定 )IEC61000-4-7 電流高
調波振幅

信号振幅

ISO17025 UKAS Accreditation Schedule
周波数範囲
1V to 1008V
0V to 302V
100mA to 48A
0A to 15A
-180˚ to +180˚
100mVa to 48.4kVA
0W - 48.4kW
1W - 5W
0A to 6A

Pinst(Sinusoidal Modulation)
Pinst(Rectangular Modulation)
Pst
EC61000-4-15 フリッ Frequency Changes
カ
Distorted Voltage with Multiple Zero Crossings
Harmonics with Sidebands
Phase Jumps
Rectangular Changes with Duty Cycle

16Hz - 850Hz
16Hz - 6kHz
16Hz - 850Hz
16Hz - 6kHz
16Hz - 850Hz
16Hz - 850Hz
16Hz - 850Hz
45Hz - 2MHz
16Hz - 6kHz

IEC61000■クレストファクタ 20 までの確度を保証

Newtons4th 電力アナライザーは、最大 20 のクレストファクターまで保証された精度を備えています。PPA3500 の自動レンジ
ングシステムは、最大 20 のクレストファクター（ピーク / rms）を持つ波形で自動的にピーク検出できます。

7949

Newtons4th（N4L)は、すべての新しい電力アナライザーにISO17025校正証明書を標準として提供できる電力
アナライザメーカーです。UKAS ISO17025研究所は英国に拠点を置いており、国際的な認定は現地の校正能力に依存しています。 N4LのISO17025における電力測定の規定は、電圧、電流、位相、電力、高調波、フリッカーが含まれます。最小0.5Wの電力精度のトレーサブルな認証、待機電力測定などにも理想的な測定ソリューション
を提供します。

電力測定計装校正の専門的性質により、市販の校正機
器（UKAS認 定 のFluke 6105Aな ど ） とN4L特 注 の信号生成機器の両方を利用して、全周波数範囲（最大2MHz）で校正し、校正証明書を提供することができます。

12

クローズドループカロリーメトリー法
ISO17025 UKAS Calibration Certificate

Closed Loop Calorimetry

Methodクローズド・ループ・カロリーメータ法は、標準的な熱量測定技術の様に長期の試験時間を必要としないで温度から派生した電力を測定する技術です。
（Oxford Universityと共同研究した。）そして、すべてのPPA4500,PPA5500シリーズ
・パワーアナライザは、標準としてISO17025 UKAS Calibration Certificateの対応をしております。

高精度 CT の使いやすさと高精度電力アナライザで CT の実力を十分に発揮

校正データ例

試験電流◆HUBERT

PHASE １PHASE ２

CTとの組み合わせによる
誤差

仕様

不確かさ

4現象パワーアンプ ＋ パワーアナライザ

４現象パワーアンプとパワーアナライザの組み合わせで、デバイスの損失などが測定できます。リアクトルは高位相確度のパワーアナライザを使って、僅かに生じる有効電力を確実に捕らえます。

電流
サイン波
リップル波形

電圧【被測定物】
リアクトル
キャパシタ
抵抗

13

PPA レンジシステム■ 8 ステージ・ソリッドステート・レンジングシステム

優れた線形特性の電圧減衰器、電流シャント設計と、すべての位相入力で独自の８ステージ・ソリッドステート・レンジングシステムと組み合わせることで、レンジアップまたはダウン時に電圧減衰器または電流シャントを切り替える必要なく、独自の広いダイナミックレンジ
を実現します。

■自動ピークレンジにより確実な波形解析を提供

N4L

N4L Noise Cancellation
Op Amp Gain Circuit

N4L

To
Device
Under
Test

機器が電力パラメータを正しく計算するためには、分析のために波形全体をデジタル化する必要があることについて、しばしば見落とされます。すべてのN4L電力アナライザーで採用されているピー
クレンジングシステムにより、波形全体がデジタル化され、正しい電力パラメーターが計算されます。
●各電圧入力に単一の減衰器
高インピーダンス・低キャパシタンス●各電流入力に単一のシャント
低インピーダンス・低インダクタンス●自動ピーク検出●高速ソリッドステート・レンジング●高ノイズ除去●自動DCオフセットトリミング
To 利点:
Device●あらゆる範囲で過負荷保護
Under
Test ●電圧接続に対する低シャントの影響●電流接続の低電圧負担●位相精度●ピーク検出レンジングにより、信号のクリッピングがなくなります●低減衰器/シャント動作温度●高速レンジ切り替え●すべてのレンジで一定の周波数応答
機器の電源を切った状態で信号を印加できます■自動ピークレンジにより確実な波形解析を提供

機器が電力パラメータを正しく計算するためには、分析のために波形全体をデジタル化する必要があることについて、しばしば見落とされます。 すべてのN4L電力アナライザーで採用されているピークレンジングシステムにより、波形全体がデジタル化され、正しい電力パラメーターが計算されます。
旧機器設計の一般的に使用されるRMSレンジングシステムの例

すべてのN4L電力アナライザーに実装されたピークレンジングシ
ステム入力信号のピークを自動検出し、理想的な範囲を選択しま
す。

Note

RMSレンジングシステムでは、ユーザーは測定前にこのピーク値を知ることが合理的に期待できない。または、測定期間中に波高率が変化するため、多くのアプリケーションでは実用的ではないが、波高率を事前に知っておかなければならない 。
したがって、理想的なシステムは、ユーザーがクレストファクターの設定を気にする必要のないピークレンジが良い。
多くのRMSレンジングシステムは、6のクレストファクターのみをサポートすることが保証されていますが、すべてのN4L電力
アナライザーは、任意の波高率で自動レンジングを保証し、少なくとも20のCFで完全な精度を維持します。
真のCFが20を超える波形は非常にまれです。「オートレンジアップ」または「マニュアル」レンジは、真のCFが20を超える波形は非常にまれですが、レンジ感度性能により、PPAはCF> 300に等しいダイナミックレンジを実現できます。
14

PC コントロール■ PC Software

機器によって実行された解析結果は、USB、RS232またはLAN経由でPCに簡単に転送できます① PPALoG リモートコントロール、カスタマイズ表示、トレンドグラフ表示、データエクスポート（Text､ Excel、Bitmap、Clipboard）

マスター , スレー
ブユニットの同時表示

リアルタイムデータログ
a. 測定パラメータは、ユーザーがチェックボックスオプション
から選択できます。
b. リアルタイムの結果は、最新の値、テーブルまたはグラフとして表示できます
1行 あ た り 最 大60個 の 測 定 機 能 を キ ャ プ
c. データロギングの結果は、選択した形式で保存されます
チャ
データ転送

PPA 画面イメージのビットマップイメージをクリップ
ボードにコピーするか、ドキュメントに直接インポー
トできます。

データロギング機能によって生成された測定テーブルは、Excel に直接エクスポートできます② IEC62301 Ed.2 フルコンプライアンステスト対応

米国EPA（Energy Star）、米国DOE、U.S.DOE、California Energy Commission（CEC）の認証も含まれます。
IEC62301 Ed.2に対応した待機電力測定を簡単に行えます。

結果、詳細データはレポー
ト形式で出力されます。

EN50564（IEC62301）
基準のリアルタイム更新を備えた待機電力テスト画面

15

SPECIFICATION
周波数範囲
レ ン ジ Normal
× 10
相数
相数
Voltage Input
レンジ
Internal
確度
レンジ
確度
電流入力

PPA3500-LC(20Arms) DC,10mHz ～ 1MHz, PPA3500(30Arms) DC,10mHz ～ 1MHz
レンジ 1+2* ** : DC, 10mHz ～ 100kHz
1～ 6
Normal : 100mVpk ～ 2500Vpk(1000Vrms) in 10 レンジ ( ＋ 20% オーバレーンジ )1V ～ 2500Vpk range : 0.04% Rdg+0.1% Rng+(0.005% × kHz Rdg)+5mV
レンジ 1+2* : 0.04% Rdg+0.1% Rng+(0.01% × kHz Rdg)+1mV
1mVpk ～ 3Vpk in 8 レンジ【BNC connector 3Vpk max input】
0.04%Rdg+0.1%Rng+(0.005% × kHz Rdg)+3µV

External

内部入力

PPA3500

20Arms(PPA3500-LC)
4mm コネクタ
30Arms(PPA3500)
4mm コネクタ

レンジ

10mApk ～ 300Apk(20Arms) 10 レンジ
100mA ～ 300Apk レンジ :10mA** ～ 30mA** レンジ :確度
0.04% Rdg+0.1% Rng+(0.005% × kHz Rdg)+ 300µA 0.04% Rdg+0.1% Rng+ (0.01% × kHz Rdg)+100µA
レンジ
30mApk ～ 1000Apk(30Arms) 10 レンジ
300mA ～ 1000Apk レンジ :30mA** ～ 100mA** レンジ :確度
0.04% Rdg+0.1% Rng+(0.005% × kHz Rdg)+ 900µA 0.04% Rdg+0.1% Rng+(0.01% × kHz Rdg)+ 300µA

レンジ
外部入力
BNC
( 外部入力電流センサ ) ( 最大入力 3Vpk) 確度
位相 確度
電力 確度
<40Hz
>850Hz40-850Hz
一般仕様
クレストファクタ
サンプリング速度
IEC モード
アプリケーションモードCMRR - 同相信号除去比

1mVpk ～ 3Vpk in 8 レンジ
0.04% Rdg+0.1% Rng+(0.005% × kHz Rdg)+ 3µV

Normal : 0.005deg+(0.01deg × kHz)

レンジ 1+2* ** : 0.005deg+(0.02deg × kHz)

[0.1% + 0.1%/pf + (0.01%xkHz)/pf] Rdg + 0.05%VA Rng
レンジ 1+2* ** : [0.1% + 0.1%/pf + (0.02%xkHz)/pf] Rdg + 0.05%VA Rng[0.06% + 0.1%/pf + (0.01%xkHz)/pf] Rdg + 0.03%VA Rng

CMRR
測定パラメータ

20(Voltage, Current)
1Ms/s 全チャネル , No-Gap
IEC50564 ( IEC62301), Energy Star
PWM Motor Drive, Ballast, Inrush, Transformer, 待機電力
250V @ 50Hz - ≥ 1mA (150dB)
100V @ 100kHz - ≥ 3mA (130dB)

W, VA, Var, pf, V & A - rms, rectified mean, AC, DC, Peak, Surge, クレストファクタ, Form Factor, Star - Delta Voltage, +Pk, -Pk
Frequency (Hz), 位相 (deg), Fundamentals, インピーダンス
各種パラメータ
高調波 , THD, TIF, THF, TRD, TDD
Integrated( 積算電力 Wh など）, Datalog, Sum, Neutral
Datalog - ユーザーが選択可能な 6 つのフェーズにわたる最大 4 つの測定機能、合計 32（オプションの PC ソフトウェアで 60）
Datalog Window
No-Gap 測定にて Minimum window 5ms
メモリ
500MB, 5M ポイント
インタフェース
RS232
ボーレート 最大 38.4kbps,RTS/CTS フロー制御
LAN
10/100 Base-T Ethernet
GPIB( オプション G - External Adapter) IEEE488.2 コンパチ
USB
USB 2.0, 1.1 Compatible
アナログ入力バイポーラ ± 10V(BNC)
スピード入力BNC バイポーラ± 10V またはパルスカウント 1Hz - 1MHz 0.01% Rdg
トルク
BNC バイポーラ± 10V またはパルスカウント 1Hz - 1MHz 0.01% Rdg
Standard Accessories
電源、ケーブル
電源ケーブル , RS232, USB
ケーブル類
36A 1.5m 長 4mm スタッカブル端子、1x 赤 , 1x 黄 , 2x 黒 / 相クリップ
4mm ワニ口クリップ - 1x 赤 , 1x 黄 , 2x 黒 / 相CD-ROMCommView2 (RS232/USB/LAN), Command line, Script based communication software
ドキュメント
コミュニケーションマニュアル（英文）, Quick start guide（英文）、簡易取扱い説明書 ( 和文）Mechanical/Environmental
入力インピーダンス
電圧減衰 , 外部入力 3.3M Ω || 25pF
ディスプレイ
2 x 480 x 272 ドット フルカラー TFT
外形寸法／重さ
92H x 404W x 346D mm 突起物除く／ 5.9kg(3 位相 ), 8.8kg(6 位相 )絶縁電圧1000Vrms または DC(CATII), 600Vrms または DC(CATIII)
電源電圧90 〜 265Vrms, 50 〜 60Hz, 50VAmax
23ºC ± 5ºC 周囲温度（またはラックマウント時の吸気温度）, 20 - 90% 結露しない相対湿度
動作範囲
5-18ºC, 28-40ºC
温度係数 ± 0.01% / ºC 読み値
Note * : Voltage レンジ [x] 1 + 2 : [1]100mV + [2]300mV
Note ** : Current レンジ [x] 1 + 2 : PPA3500-LC 20Arms: [1]10mA + [2]30mA , PPA3500 30Arms: [1]30mA + [2]100mA

16

SPECIFICATION

PPA3500

高調波 仕様周波数帯域
高調波次数
サンプリング速度
Signal Processing
クレストファクタ
パワーファクタ
高調波確度

DC,10mHz ～ 1MHz - PPA3500-LC(20Arms), PPA3500(30Arms)
100
1Ms/s
DFT ( Discreet Fourier Transform)
20
0～1

電圧

0.04% Rdg+0.1% Rng+(0.005% × kHz Rdg)+5mV

電流

PPA3500-LC 0.04% Rdg+0.1% Rng+(0.005% × kHz Rdg)+300uA
PPA3500 0.04% Rdg+0.1% Rng+(0.005% × kHz Rdg)+900uA
Harmonic 確度周波数フィルターセットで引き続き適用

Cycle by Cycle
PC - 2Ms/s ( 最小ウインドウ設定 )Data Rate
Cycle by Cycle 内蔵 RAM - 2Ms/s（最小ウインドウ設定）
Data Rate
最大電圧範囲20ms
5s
Continuous
電圧減衰入力インピーダンス

10ms ( 全 CH)
5ms( 全 CH)
4.2kVpk (3kVrms)
3.1kVpk (2.2kVrms)
3kVpk (1kVrms)

電流入力インピーダンス
20Arms
30Arms
アナログフィルタ切替

10m Ω
3m Ω
250kHz

最小電流入力PPA3500-LC
PPA3500

220uArms
700uArms

各種標準品

ドキュメント（標準）

リード
仕様

仕様

36A リードセット

1.5 m - 36A リードセット , 4mm スタッカブ
ルセーフティー端子付 1x Red, 1x Yellow, 2x
Black/ １相あたりのワニ口クリップ

RS232 ケーブル

RS232 9pin シリアルケーブル

USB ケーブル

USB 2 ｍ A ⇒ B

LAN インタフェース

LAN

USB to 9-pin RS232( オプション )USB ～ 9-pin RS232 Serial Converter

GPIB オプション

GPIB Interface オプション

オプションアクセサリ

PC Software ( オプション al CD, フリーダウンロード（英国 s サイト）)名称仕様

1 ～ 24 パラメータ Real Time data, Graphing, Datalog,versatile 外部データ出力
説明書
PPALogStandby power measurements, IEC62301

PPALoG
待機電力測定ソフトウエア

インタフェースType
PPA-GPIB

仕様
オプション G - GPIB (IEEE488)

取り付け金具Type
ラックマウント仕様
PPA3500 19 インチ ラックマウント

キャリングケースオプション

名称

ソフトキャリングケース

3.3M Ω || 25pF

名称

仕様

構成

PPA Certificate of Calibration（英国取得データ）

UKAS ISO17025
UKAS ISO17025 Certificate of Calibration
校正証明書
クイックスタートガイド
コマンド説明書
PPALoG ユーザガイドダウンロード可能

各種オプション（接続、拡張ポート拡張ポートアクセサリ（オプション））
名称
Breakout box
PCIS
ADI40

仕様
ブレークアウトボックス
10Arms 300Apk
位相制御突入スイッチ
40 CH アナログ入出力 I/F

GPIBCommunication

GPIB ケーブル e オプション

Breakout Box仕様

黒色ナイロンショルダーケース

17

ACCESSORIES

電圧プローブ プローブ
Model
電圧 レンジ

周波数範囲

備考

TT-HV250

2500Vpk

300MHz

高電圧プローブ (Passive) 2.5kVpk 100:1

TTV-HVP

1500Vpk

50MHz

高電圧 プローブ (Passive) 15kVpk 1000:1

ATT10

30Vpk

30MHz

10:1 電圧減衰器 ( HV プローブ 出力電圧 >3Vpk の時に利用 , BNC 入出力 )

ATT20

60Vpk

30MHz

20:1 電圧減衰器 ( HV プローブ 出力電圧 >3Vpk の時に利用 , BNC 入出力 )ULCP

3000Vpk

2MHz

1000:1 低容量アクティブ プローブ, バラスト試験などに利用 (<1pF Capacitance)

HVDP-8K

8kVpk,
5.6kVrms

100kHz

3000:1

ATT10

ULCP

外部シャント抵抗
型番
測定範囲
3Arms HF003
30Apk
6Arms HF006
60Apk
20Arms HF020
200Apk100Arms HF100
1000Apk
200Arms HF200
2000Apk
500Arms HF500
5000Apk

周波数範囲
DC - 2MHz
DC - 2MHz
DC - 2MHz

基本確度
470m Ω ( ±0.1%)
100m Ω ( ±0.1%)
10m Ω ( ±0.1%)

DC - 2MHz 1m Ω ( ± 0.1%)
DC - 2MHz
DC - 2MHz

HF-0030.5m Ω ( ±0.1%)
0.2m Ω ( ±
0.1%)

備考

0.0001˚ / kHz

3Arms 外部電流センサ出力（BNC)( パワーアナライザ外部電流入力 )0.001˚ / kHz

6Arms 外部電流センサ出力（BNC)( パワーアナライザ外部電流入力 )0.01˚ / kHz

20Arms 外部電流センサ出力（BNC)( パワーアナライザ外部電流入力 )0.05˚ / kHz

100Arms 外部電流センサ出力（BNC)( パワーアナライザ外部電流入力 )0.1˚ / kHz

200Arms 外部電流センサ出力（BNC)( パワーアナライザ外部電流入力 )0.1˚ / kHz

500Arms 外部電流センサ出力（BNC)( パワーアナライザ外部電流入力 )HF-100

HF-200確度

M3 UB 50A-1V

100mA ～ 50A

40Hz ～ 5kHz

1%

M3 U 100A-1V

1A ～ 100A

40Hz ～ 5kHz

1%

S UE 200A-1V

1A ～ 200A

40Hz ～ 5kHz

1%

カテゴリー

15mm × 17mm

600V CATIII

1A ～ 100A AC クランプ式電流プローブ

15mm × 17mm

600V CATIII

1 A ～ 200A AC クランプ式電流プローブ

50mm ø

600V CATIII

1A ～1%(250A) 1 A ～ 250/500/1000A AC クランプ式
40Hz ～ 5kHz
250A/500A/1000A
00+1000A) 電流プローブ

50mm ø

600V CATIII

43mm ø

600V CATIII

54mm ø

600V CATIII

54mm ø

600V CATIII

1A ～ 1000A

40Hz ～ 5kHz

0.5A ～
15Hz ～15kHz
1000A(1%>100A)
0.5A ～SM UB 1000A-1V
15Hz ～15kHz
1000A(0.5%>10A)
SM UE 1000A-1V

1%
1%
0.5%

P32 UE 1000A1V

5A ～ 1000A

40Hz ～ 5kHz

1%

P32 UE 3000A1V

5A ～ 3000A

40Hz ～ 5kHz

1%

M3-UB 50A-1V

S-UE 200A-1V

備考
100mA ～ 50A AC クランプ式電流プローブ

HF-500
クランプ径

US UE 1000A-1V

18

位相確度

プローブ / 電流プローブ Transformer: AC
型番
測定範囲
周波数範囲

S UE 250 500
1000-1V

入力リード 約 1m
BNC-BNC ケーブル 2m
電源 12V 15W

1A ～ 1000A AC クランプ式電流プロー
ブ
0.5A ～ 1000A AC クランプ式電流プローブ0.5A ～ 1000A AC クランプ式電流プローブ83mm ø
5 A ～ 1000A AC クランプ式電流プロー(125mm × 47mm or 600V CATIII
ブ
100m m × 58mm)
5 A ～ 3000A AC クランプ式電流プロー
600V CATIII
83mm øブ

SM-UB 1000A-1V

P32-UE 1000A-1V

プローブ / 電流プローブ ( ホール素子 ): AC + DC
型番
測定範囲
周波数範囲
SC 2C 100A-1V
1A ～ 100A
DC ～ 5kHz
SC 3C 1000A-1V
1A ～ 1000A
DC ～ 2kHz
P20 3C 2000A-2V
40A ～ 1000/2000A DC ～ 2kHz
P40 3C 4000A-2V
40A ～ 2000/4000A DC ～ 2kHz
P50 3C 5000A-2V
50A ～ 2000/5000A DC ～ 2kHz

確度
2%
1%
1%
1.5%
1.5%

備考
1A ～ 100A AC+DC クランプ式電流プローブ
1A ～ 1000A AC+DC クランプ式電流プローブ
40A ～ 2000A AC+DC クランプ式電流プローブ
40A ～ 4000A AC+DC クランプ式電流プローブ
50A ～ 5000A AC+DC クランプ式電流プローブ

SC 3C 1000A-1V

カテゴリー
600V CATIII
600V CATIII
600V CATIII
600V CATIII
600V CATIII

P20 3C 2000A-2V

ロゴスキーカレントトランデューサ AC / ゼロフラックスカレントトランデューサ : AC+DC
型番
測定範囲
周波数範囲
確度（公称）
備考
WR5000 ロゴス
1A ～ 5000A
1Hz ～ 1MHz
0.05%
1A ～ 5000A AC ロゴスキーコイル
キーWR10000 ロゴス
1A ～ 10000A
1Hz ～ 1MHz
0.05%
1A ～ 10000A AC ロゴスキーコイル
キー
0A ～ 60A DC/pk
DC ～60A ゼロフラックスカレントトランデュー
LEM IT 60-S (*1)
0.01%
(42Arms)
800kHzサ
0A ～ 60A DC /DC ～60A ゼロフラックスカレントトランデュー
LEM IT 65-S (*1)
0.01%
85Apk (60Arms)
800kHzサ
0A ～ 200A DC/pk
DC ～200A ゼロフラックスカレントトラン
LEM IT 200-S (*1)
0.01%
(141Arms)
500kHzデューサ
0A ～ 200A DC/
200A ゼロフラックスカレントトラン
LEM IT 205-S (*1)
DC ～ 1MHz
0.01%
283Apk (200Arms)
デューサ
0A ～ 400A DC/pk
DC ～400A ゼロフラックスカレントトラン
LEM IT 400-S (*1)
0.01%
(282Arms)
500kHzデューサ
0A ～ 400A DC/
DC ～400A ゼロフラックスカレントトラン
LEM IT 405-S (*1)
0.01%
566Apk (400Arms)
300kHzデューサ
0A ～ 700A DC/pk
700A ゼロフラックスカレントトラン
LEM IT 700S (*1)
DC～ 100kHz
0.01%(495Arms)
デューサ
0A ～ 1000A DC/pk
DC ～1000A ゼロフラックスカレントトラン
LEM IT 1000S (*1)
0.01%
(707Arms)
500kHzデューサ
0A ～ 600A DC/
DC ～600A ゼロフラックスカレントトラン
LEM IT 605S (*1)
0.01%
849Apk (600Arms)
300kHzデューサ
0A ～ 600A DC/pk
DC ～600A ゼロフラックスカレントトラン
LEM IT 600S (*1)
0.01%
(425Arms)
300kHzデューサ
0A ～ 900A DC/pk
DC ～900A ゼロフラックスカレントトラン
LEM ITN 900S (*1)
0.01%
(636Arms)
300kHzデューサ
LEM ITN 1000S
0A ～ 1000A DC/pk
DC ～1000A ゼロフラックスカレントトラン
0.01%
(*1)
(707Arms)
300kHzデューサ
0A ～ 1000A DC/
DC ～1000A ゼロフラックスカレントトラン
LEM IN 1000-S
0.01%
1500Apk (1000Arms)
440kHzデューサ
0A ～ 2000A
2000A ゼロフラックスカレントトラン
LEM IN 2000-S
DC/ 3000Apk
DC ～ 140kHz
0.01%
デューサ
(2000Arms)
LEM Interfaces
型番仕様

LEM6/X Interface

センサ用電源、負荷抵抗選択可能。 最大 6 個接続可能

LEM-1 Interface

センサ用電源、負荷抵抗選択可能

WR5000 ロゴスキーコイル電流プローブ◆ LEM センサ電源システム
利用可能センサ
IT60-S IT1000-S
IT65-S ITN600-S
IT200-S ITN900-S
IT205-S ITN1000-S
IT400-S LF510-S
IT405-S LF1010-S
IT605-S LF2010-S
IT700-S LF510/1010 PSU

クランプ径50mm ø
59mm ø
83mm ø
83mm ø
83mm ø

LEM-1 Interface

BNCコネクタ
出力電流

レンジ
相数
確度
帯域
一般仕様
外形
重量
電源入力
動作温度範囲センサ挿入径

カテゴリー

600mm

600V CATIII

600mm

600V CATIII

26mm

600V CATIII

26mm

600V CATIII

26mm

600V CATIII

26mm

600V CATIII

26mm

600V CATIII

30mm

600V CATIII

30mm

300V CATIII

30mm

300V CATIII

30mm

300V CATIII

30mm

300V CATIII

30mm

300V CATIII

30mm

300V CATIII

38.2mm

1000V CATII

70mm

1000V
CATIII

適合センサ
上記すべてのトランデューサ 除く IT 1000-S,
ITN 1000-S, IN 1000-S，IN 2000-S
上記すべてのトランデューサ

確度（公称）
0.1%
0.1%

LEM IT 700S

LEM-6 Interface 仕様+/- 3Vpk

LEM センサ電源システム PPA3560/LEM-6+/- 1Apk

1Ω, 2.5Ω, 5Ω, 10Ω
1-6
0.1% (0.04%システム校正時)
DC～2MHz (トランデューサによる)
2U High
6.5kg
単相 100〜240Vrms, 50～60Hz, (720VA max.)-5 to 40 ºC
19

P R O D U C T
項目C O M P A R I S O N

PPA500シリーズ

PPA1500シリーズ

PPA4500シリーズ

PPA5500シリーズ

PPA5531/5511

V, A 読み誤差

0.05%

0.05%

0.03%

0.01%

0.01%

電力 読み誤差

0.10%

0.10%

0.04%

0.03%

0.03%

1～3

1～3

1～3

1～3

1～3

－

－

4～6

4～6

4～6

20 & 30Aシャント

DC ～ 500kHz

DC ～ 1MHz－－－

10 & 30A シャント－－

DC ～ 2MHz

DC ～ 2MHz－

50A シャント

－－DC ～ 1MHz

DC ～ 1MHz

DC ～ 1MHz

10Arms

－

－

○

○

－

20Arms

○

○

－

－

－

30Arms

○

○

○

○

○

50Arms

－

－

○

○

－

レンジ数

8

8

8

9

9

外部入力

○

○

○

○

○
3000Vpk

基本確度

位相
内部
マスター・スレーブ接続
帯域

最大電流入力電圧入力
最大電圧入力

2500Vpk

2500Vpk

3000Vpk

3000Vpk

レンジ数

8

8

8

9

9

外部入力

○

○

○

○

○

一般仕様
USBストレージメモリポート

○

○

○

○

○

LANインタフェース

オプション

○

○

○

○

GPIBインタフェース

－

－

オプション

○

○

RS232インタフェース

○

○

○

○

○

トルク/スピード入力

－

－

○

○

○

アナログ出力

－

－

○

○

○

フリッカ＆高調波 フル・コンプライアンス

－

－

－

△

○

IEC610003-2,3-3 モード（フリッカ＆高調
波）

－

－

－

○

○

IEC62301測定モード

－

○

○

○

○

PWMモータドライブモード

－

○

○

○

○

スコープモード

－

○

○

○

○

ベクトルグラフィック表示

－

○

－

－

－

位相角表示

○

○

○

○

○

トランス測定モード

－

－

○

○

○

300/s

300/s

600/s

1800/s

1800/s

4

4

16

16

16

16,00016,00016,00010,000,000

10,000,000

スピード/高調波
内部データロギング
パラメータデータ・レコードイベ
ント数
ABD0100.1.8 Mode
内部メモリ
高調波次数
最小ウィンドウ幅
外形寸法（突起物除く）(W x H x D mm)
重さ

PPA3500 シリーズ
相
1相
2相
3相
4相
5相
6相

型番
PPA3510-LC
PPA3520-LC
PPA3530-LC
PPA3540-LC
PPA3550-LC
PPA3560-LC

－

－

－

○

○

192kB

192kB

200MB

1GB

1GB

50

50

100

417

417

10ms

10ms

5ms

2ms

2ms

215 x 92 x 312

215 x 92 x 312

400 x 130 x 315

400 x 130 x 315

400 x 130 x 315

3.3 〜 4kg

3.3 〜 4kg

5.4 〜 6kg

5.4 〜 6kg

5.4 〜 6kg

仕様
DC,
10mHz ～ 1MHz
30mApk ～ 300Apk(20Arms)

相
1相
2相
3相
4相
5相
6相

Distributed by:

型番
PPA3510
PPA3520
PPA3530
PPA3540
PPA3550
PPA3560仕様
DC,
10mHz ～ 1MHz
100mApk ～ 300Apk(30Arms)※ 製品を廃棄する場合には、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。 ●製品改良等により、外観および性能の一部を予告なく変更することがあります。
●ここに記載しました内容は、2020年1月現在のものです。
※ 社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。
●お問い合せは、下記当社営業部および営業所または取次店へお問い合わせください。 ●価格は変更の可能性があります。ご注文の際にはご確認を頂けますようお願い申し上げます。

技術的なお問い合わせ フリーダイヤル：0120-102-389 E-mail:info-tme@iwatsu.co.jp

受付時間 土日祝日を除く営業日の 9:00 ～ 12:00/13:00 ～ 17:00

URL: http://www.iti.iwatsu.co.jp■第二営業部 計測営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492■第二営業部 アカウント営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492■第二営業部 国際営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
TEL 03-5370-5483 FAX 03-5370-5492■西日本支店 計測営業担当 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-3-6山岡ビル1F TEL 06-6535-9200 FAX 06-6535-9215●ご相談／お問い合せは