Инструкции за употреба

Цветен LCD монитор

ВажноМоля, прочетете тази „Инструкция за употреба“ и ръководствотоза инсталация (отделно ръководство) внимателно, за да сезапознаете с безопасното и ефективно използване.
• За регулиране и настройка на монитора се обърнете къмИнструкция за инсталация.
• Най-новите „Инструкции за употреба“ са налични за свалянеот нашия сайт:http://www.eizoglobal.com

СИМВОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТВ това ръководство и този продукт са използвани символите за безопасност по долу. Теобозначават критичната информация. Моля, прочетете ги внимателно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

Несъобразяването на информациятав ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ може дадоведе до сериозни наранявания ида бъде животозастрашаващо.

Несъобразяването с информацията въвВНИМАНИЕ, може да доведе до средни
наранявания и/или до повреждане наимущество или на продукта.

Указва, че се изисква внимание. Например символът
като „риск от токов удар“.
Указва забранено действие. Например символът
действие, като „Не разглобявайте“.

показва типа на опасността,показва конкретно забранено

Указва задължително действие, което трябва да бъде изпълнено. Например символът
показва уведомление за обща забрана, като „Заземяване на устройството“.

Този продукт е настроен специално за работа в района, където първоначално е доставен. Акоработи извън този район, може да не работи според указаното в спецификациите.
Никаква част от това ръководство не може да се възпроизвежда, съхранява в електронни
системи или предава под никаква форма и по никакъв начин, електронен, механичен или друг, безпредварителното писмено разрешение на EIZO Corporation.
EIZO Corporation не е задължена да запазва поверителността на каквито и да било предоставени
материали или информация, освен ако не са сключени предварителни споразумения с EIZO
Corporation за съответната информация. Въпреки че са направени всички усилия да се гарантира,че това ръководство осигурява актуална информация, моля, имайте предвид, че спецификациитена монитора на EIZO подлежат на промяна без предизвестие.

2﻿ПРЕДПАЗНИ МЕРКИВАЖНО• Този продукт е настроен специално за работа в района, където първоначално е доставен.
Ако продуктът се използва извън района, той може да не работи според указаното вспецификациите.
• За лична безопасност и правилна поддръжка, моля, прочетете внимателно този раздел ипредупрежденията за повишено внимание върху монитора.

Местоположение на предупрежденията за вниманиеWARNINGAVERTISSEMENTWARNUNGПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

3Символи върху устройството
Символ

Този символ указва
Главен прекъсвачна захранването:Натиснете, за да изключите захранването на монитора.

Главен прекъсвачна захранването:Натиснете, за да включите захранването на монитора.

Бутон за включване: Натиснете, за да включите или изключите монитора.
Променлив токПредупреждаване за опасност от токов ударВНИМАНИЕ:Обърнете се към „СИМВОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ“(страница 2).

WEEE маркиране:Продуктът трябва да се изхвърля разделно;материалите могат да се рециклират.

Маркировка СЕ:Маркировка за съответствие на ЕС съгласно
разпоредбите на Директива и/или Регламент (ЕС) наСъвета.

Производител
Дата на производство
Внимание: Федерален закон (САЩ) ограничава продажбата на товаустройство само от или при поръчка от лицензиран здравен специалист.
Медицинско устройство в ЕСВносител в ЕСУпълномощен представител на Европейската общност

4ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕАко от уреда започне да излиза пушек, да мирише на изгоряло или да се чуват странни шумове, изключете всички захранващи връзки незабавно и се свържете с местния представител
на EIZO за съвет.
Опитите да ползвате неизправно устройство могат да доведат до пожар, токов удар или повреда наоборудването.
Не разглобявайте и не модифицирайте устройството.
Отварянето на корпуса или модифицирането на устройството, може да причини
пожар, токов удар или изгаряне.
За всякакво обслужване се обръщайте към квалифицирани сервизни техници.
Не опитвайте да обслужвате този продукт сами, тъй като отварянето или отстраняването накапаците може да причини пожар, токов удар или повреда на оборудването.
Дръжте малки предмети и течности далече от уреда.
Ако малки предмети случайно да попаднат чрез вентилационните отвори вкорпуса или върху корпуса се разлее течност, това може да доведе до пожар,токов удар или повреда на оборудването. Ако предмет или течност попадне вкорпуса, изключете уреда незабавно от контакта. Устройството трябва да бъдепроверено от квалифициран сервизен техник, преди да го използвате отново.
Поставете уреда на здраво и стабилно място.
Уред, поставен върху неподходяща повърхност, може да падне и да причини нараняване илида доведе до повреда на оборудването. Ако устройството падне, го изключете незабавноот захранването и попитайте местния представител на EIZO за съвет. Не продължавайте даизползвате повредено устройство. Използването на повредено устройство може да причини пожарили токов удар.
Използвайте уреда на подходящо място.
Неспазването на това може да причини пожар, токов удар или повреда наоборудването.
• Не го поставяйте на открито.
• Не го поставяйте в система за транспортиране
(кораб, самолет, влакове, автомобили и т.н.)• Не го поставяйте върху прашна и влажна повърхност.
• Не го поставяйте на място, където може да попадне вода по екрана (баня, кухня и т.н.)• Не го поставяйте на място, където парата отива директно към екрана.
• Не го поставяйте в близост до устройства, генериращи топлина или влага.
• Не го поставяйте на място, където този продукт ще бъде изложенна пряка слънчева светлина.
• Не го поставяйте в среда със запалими газове.
• Не поставяйте на места, където има наличие на корозивни газове (например серен
диоксид, водороден сулфид, азотен диоксид, хлор, амоняк и озон).
• Не поставяйте на места, където има наличие на прах или компоненти, усилващи
корозията в атмосферата (например натриев хлорид и сяра), проводими метали и т.н.

За да избегнете опасността от задушаване, дръжте найлоновите опаковки далече от бебета идеца.
Използвайте приложения захранващ кабел и го свържете към стандартния контакт за вашата
страна.
Не забравяйте, че трябва да се спазва номиналното напрежение на захранващия кабел. Ако неспазите това изискване, това може да предизвика пожар или токов удар.
Захранване: 100–240 V променлив ток 50/60 HzПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

5ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЗа да изключите захранващия кабел, хванете щепсела здраво и дръпнете.
При издърпване кабелът може да се повреди и това може дадоведе до пожар или токов удар.
Оборудването трябва да бъде свързано към заземен контакт.
Ако не спазите това изискване, това може да предизвика пожар или токов удар.
Използвайте правилното напрежение.
• Устройството е предназначено за употреба само под определено напрежение. Свързването към друго
напрежение, а не към посоченото в „Инструкциите за употреба“, може да причини пожар, токов удар илиповреда на оборудването.
Захранване: 100–240 V променлив ток 50/60 Hz• Не претоварвайте електрическата мрежа, тъй като това може да доведе до пожар или токов удар.

Използвайте внимателно захранващия кабел.
• Не поставяйте кабела под уреда или под други тежки предмети.
• Не дърпайте или връзвайте кабела.

Ако захранващият кабел се повреди, не го използвайте. Използването наповреден кабел може да причини пожар или токов удар.
Операторът не трябва да докосва пациента, докато се докосва до продукта.
Този продукт не е предназначен за докосване от пациенти.
Никога не пипайте щепсела и захранващия кабел, ако те започнат да ­пращят.
Докосването им може да причини токов удар.
За закрепване на стойката с ръка, моля, направете справка с ръководството на потребителяи инсталирайте устройството безопасно.
Ако не го направите може устройството да остане незакрепено, което може да доведе донараняване или до повреда на оборудването. Преди инсталация се уверете, че бюрото, стенитеи други обекти, за които може да е фиксирана стойката, имат необходимата механична якост.
Когато устройството бъде изпуснато, моля, попитайте местния представител на EIZO за съвет. Непродължавайте да използвате повредено устройство. Използването на повредено устройство можеда причини пожар или токов удар. Когато поставите отново наклонената стойка, моля, използвайте
същите винтове и ги затегнете здраво.
Не докосвайте повреден LCD панел директно с голи ръце.
Течният кристал, който може да изтече от панела, е отровен, ако попадне в очитеили в устата. Ако част от кожата или тялото влезе в контакт с панела, моля,изплакнете обилно. Ако в резултат имате някакви физически симптоми, моля,консултирайте се с лекар.

6ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ВНИМАНИЕ
Бъдете внимателни при пренасяне на устройството.
Изключете захранващия кабел и кабелите при преместване на уреда. Местенето на уреда съсзакачен кабел е опасно.
Може да причини нараняване.
Носете или поставяйте устройството в съответствие с точно определените методи.
• Когато пренасяте уреда, хванете и дръжте здраво, както е показано на илюстрацията по-долу.
• Мониторите с размер 30 и повече инча са тежки. Когато разопаковате и/или пренасяте монитора,непременно използвайте най-малко двама души.

Изпускането на уреда може да предизвика нараняване или да доведе до повреда на оборудването.

Не блокирайте вентилационните отвори по корпуса.
• Не поставяйте никакви предмети върху вентилационните отвори.
• Не инсталирайте устройството в затворено пространство.
• Не използвайте уреда легнал или наобратно.

Блокирането на вентилационните отвори предотвратява правилното движениена въздуха и може да доведе до пожар, токов удар или повреда на оборудването.
Не пипайте щепсела с мокри ръце.
Това може да доведе до токов удар.

Използвайте леснодостъпен контакт.
Това ще гарантира, че можете да изключете захранващия кабел бързо в случай на проблем.
Периодично почиствайте областта около щепсела и вентилационния отвор на монитора.
Прах, вода или мазнина по щепсела може да предизвикат пожар.
Изключете уреда от контакта, преди да го почистете.
Почистването на уреда, докато е включен в захранването, може да доведе до токов удар.
Ако имате намерение да оставите за дълъг период устройството, без да го използвате,­извадете щепсела от контакта, след като го изключите за безопасност и пестене на енергия.
За потребители на територията на ЕИП и Швейцария:Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с устройството, трябва да бъде съобщен напроизводителя и компетентния орган на държавата членка, в която се намират потребителят
и/или пациентът.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

7Бележка за този монитор
Предназначение
Този продукт е предназначен да се използва за показване и разглеждане на цифрови
изображения за преглед, анализ и диагностика от обучени здравни специалисти, включително застандартна и многокадрова цифрова мамография. Той е разработен конкретно за приложение втомосинтеза на млечните жлези.
Внимание

• Този продукт може да не е под гаранция за цели, различни от тези, описани в това ръководство.
• Спецификациите, отбелязани в настоящото ръководство, са приложими само когато се използват
следните неща:- захранващите кабели, предоставени с този продукт;- сигналните кабели, определени от нас.
• Използвайте само допълнителни продукти, произведени или определени от нас, с този продукт.

Предпазни мерки при работа• В противен случай, след продължително време е възможно влошаване на характеристиките нанякои компоненти (например LCD панела). Периодично проверявайте дали работят нормално.
• Когато изображението на екрана се смени, след като дълго време е показвало едно и същоизображение, може да се появи сянка. Използвайте скрийнсейвъра или функцията за пестене наенергия, за да избегнете показването на едно и също изображение за продължително време.
• Ако мониторът се показва продължително време, се появяват тъмни размазвания илипрогаряния. За да увеличите максимално продължителността на живот на монитора,препоръчваме периодично да го изключвате.
• В зависимост от показваното изображение е възможно да се появява сянка, дори и след катое минало кратко време. Ако това възникне, възможното решение на проблема е промяна наизображението или изключване на захранването за няколко часа.
• Подсветката на LCD панела има фиксиран живот. Когато екранът започне да потъмнява или датрепти, моля, свържете се с местния представител на EIZO.
• Екранът може да има дефектни пиксели или малък брой светли точки. Това се дължи нахарактеристики на самия панел и не е свързано с неизправност на продукта.
• Не натискайте върху панела или силно по ръба на рамката, тъй като това може да доведе донеизправност на дисплея, като например модели на смущения и т.н. Ако има постоянен натиск,прилаган върху панела, това може да влоши или да повреди панела. (Ако останат следи отнатиск върху панела, оставете монитора с черен или бял екран. Симптомът може да изчезне.)• Не драскайте или натискайте панела с остри предмети, тъй като това може да доведе доповреда на панела. Не се опитвайте да го бършете с тъкани, тъй като това може да повреди
панела.
• В зависимост от околната среда, измерваната от сензора за осветеност стойност може да серазличава от стойността, показвана от друг прибор за измерване на осветеност.
• Когато мониторът е студен и бъде внесен в помещение, където стайната температура сепокачва бързо, може да се появи кондензация по вътрешната и външната му страна. В тозислучай не включвайте монитора. Вместо това изчакайте кондензацията да изчезне, в противен
случай може да причини повреда на монитора.

8Бележка за този мониторЗа използване на монитора продължително време

● Поддръжка

• Качеството на изображението на мониторите се влияе от нивото на качество на входните
сигнали и влошаването на характеристиките на изделието. Извършвайте ежедневни
визуални проверки и периодични тестове на стабилността на работните характеристики,за да се спазват медицинските стандарти и указания за вашето приложение, и принеобходимост извършвайте калибриране. Използването на софтуера RadiCS за контрол накачеството на монитора ви дава възможност да осъществявате контрол на качеството намонитора на високо ниво, в съответствие с медицинските стандарти и указания.
• Отнема около 15 минути да се стабилизира работата на електрическите компоненти. Моля,изчакайте 15 минути или повече, след като захранването на монитора е включено илимониторът се е възстановил от енергоспестяващ режим, и след това настройте монитора.
• Препоръчваме мониторите да са настроени на препоръчителното или на по-ниско ниво наяркост, за да се намалят промените в яркостта на екрана, причинени от продължителна
употреба, както и да се съхрани стабилността на яркостта.
• За напасване на резултатите от измерванията на вградения сензор за калибриране
(интегриран преден сензор) с тези от EIZO външен сензор (сензор UX1 или UX2), който сепродава отделно, извършвайте корелация между интегрирания преден сензор и външния
сензор с използване на RadiCS / RadiCS LE. Периодично извършваната корелация ви дававъзможност да поддържате точността на измерванията с интегрирания преден сензор наниво, еквивалентно на това на външния сензор.

● Почистване

Периодичното почистване е препоръчително, за да се запази мониторът да изглежда катонов и да се удължи животът му.
Внимателно забършете с мека кърпа събралия се прах по повърхността на шкафа илипанела, напоена в малко вода или някой от химическите препарати, посочени по-долу.

Химически вещества, които могат да се използват за почистванеИме на материал

Етанол
Изопропилов спирт
Хлорхексидин
Бензалкониев хлорид
Алкилдиаминоетилглицин
ГлутаралИме на продукта

Етанол
Изопропилов спирт
Хибитан
WelpasTego 51
SterihydeВнимание

• Не използвайте химически вещества често. Химикали, като алкохол и антисептичен разтвор, може дапричинят гланциране, потъмняване и избледняване на корпуса или на панела, а също и влошаванена качеството на изображението.
• Никога не използвайте разредител, бензин, восък и абразивни препарати, които могат да повредят
корпуса на монитора или панела.
• Не позволявайте химически вещества да влизат в пряк контакт с монитора.
Бележка

• По избор се препоръчва ScreenCleaner за почистване на корпуса и повърхността на панела.

За да използвате монитора удобно
• Взирането в монитора продължително време измаря очите. Почивайте по 10 минути на всекичас.
• Гледайте към екрана от достатъчно голямо разстояние и под правилен ъгъл.
Бележка за този монитор

9

CЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ............................................. 3ВАЖНО....................................................................... 3Бележка за този монитор................................... 8Предназначение...................................................... 8Предпазни мерки при работа............................... 8За използване на монитора продължително
време......................................................................... 9● Поддръжка...................................................... 9● Почистване..................................................... 9За да използвате монитора удобно.................... 9CЪДЪРЖАНИЕ.................................................... 10Глава 1 Въведение............................................. 111-1.

Характеристики...........................................11

1-2.

Съдържание на пакета..............................12

1-3.

Контрол и функции.....................................14● EIZO LCD Utility Disk......................................13Глава 2 Инсталиране / Свързване.................. 16
2-1.

Преди да инсталирате продукта.............162-2.

Свързващи кабели.....................................172-3.

Включване на захранването....................192-4.

Коригиране на височината на екрана иъгъла.............................................................19● Изисквания за инсталация..........................16Глава 3 Проблем - няма изображение........... 20Глава 4 Спецификации...................................... 21
4-1.

Списък на спецификациите......................21

4-2.

Съвместими разделителни
способности................................................ 22

4-3.

Допълнителни аксесоари........................ 23Приложение......................................................... 24Медицински стандарт.......................................... 24Информация за EMC............................................. 25

10CЪДЪРЖАНИЕ

Глава 1Въведение

Благодарим Ви, че избрахте цветния LCD монитор на EIZO.

1-1. Характеристики

● Хибриден монохромен и цветен дисплей
Този цветен монитор може да показва изображения при високо ниво на яркост, достигащо до
1100 cd / m2, което е близо до яркостта на монохромен монитор. Поради това, този продукт
може да показва цифрови цветни изображения, включително и такива, които се използватза медицински цели като МРТ или КТ изображения на млечните жлези, ултразвукови
изображения и патологични изображения, както и монохромни изображения за томосинтезана млечните жлези.или за мамография, при които се изисква мониторът да има високи
характеристики за показване на изображения.
Също така, когато е разрешена функцията Hybrid Gamma PXL, този продукт автоматично
различава монохромните и цветните части в едно и също изображение на нивото на пиксели,и съответно ги показва с оптимални градации.

● Контрол на качеството
Мониторът има вграден сензор за калибриране (интегриран преден сензор). Този сензор
позволява на монитора да извършва калибриране (SelfCalibration (самостоятелно
калибриране)) и проверка на нивата на сивото независимо.

Чрез RadiCS LE към монитора можете да контролирате историята, свързана с монитора,както и целевия и изпълнения графици за самостоятелно калибриране.
Софтуерът RadiCS за контрол на качеството на монитора ви дава възможност даосъществявате контрол на качеството на монитора в съответствие с медицинските
стандарти/указания.

Глава 1 Въведение

11

● Лесно опроводяване
Освен терминала за входящ сигнал към DisplayPort, предвиден е и терминал за изходящ
сигнал.
От терминала за изходящ сигнал () е възможно извеждане на сигнал към друг монитор.

● Работа с монитора от мишката и клавиатураС помощта на софтуера за контрол на качеството RadiCS / RadiCS LE можете да извършвате
следните дейности с монитора като използвате мишката и клавиатура:• Превключване на режими CAL Switch• Превключване на входни сигнали.
• Функция, която присвоява който и да било режим на CAL Switch (Ключ за калибриране) начаст от екрана и показва изображение (Point-and-Focus)• Влизане в режим на пестене на енергия (Backlight Saver)

1-2. Съдържание на пакета
Уверете се, че всеки от следните елементи е наличен в опаковъчната кутия. В случай на липсаили повреда на който и да било от тях се свържете с вашия доставчик или с местния
представител на EIZO, посочени в приложения списък.
Бележка

• Препоръчва се да запазите опаковъчната кутия и материалите за опаковане, така че да е възможно
използването им при преместване или транспортиране на този продукт.
• Монитор
• Захранващ кабел

• Кабел за цифрови сигнали: PP300 x 1
DisplayPort - DisplayPort• Кабел за цифрови сигнали: DD300DL x 1
DVI - DVI (dual link)

12Глава 1 Въведение

• USB кабел: UU300 x 1• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Instructions for Use (Инструкции за употреба)● EIZO LCD Utility DiskДискът (CD-ROM) съдържа следното. Вижте Readme.txt на диска за процедурите постартиране на софтуера или за достъп до файлове.
• Файл Readme.txt• Софтуер за контрол на качеството на монитора RadiCS LE (за Windows)• Ръководство на потребителя
Ръководство за инсталиране на монитора
Ръководство на потребителя на RadiCS LE• Габаритни размери

RadiCS LE
RadiCS LE ви предоставя възможност да извършвате следните операции за контрол накачеството и управление на монитора. За повече информация за софтуера или процедуритеза конфигуриране направете справка с ръководството за потребителя на RadiCS LE.

Контрол на качеството
• Извършване на калибриране
• Показване на резултатите от теста в списък и създаване на отчет за теста
• Задаване на цел за самостоятелно калибриране и график за изпълнение

Работа с монитора
• Превключване на режими CAL Switch• Превключване на входни сигнали.
• Функция, която присвоява който и да било режима на CAL Switch (Ключ за калибриране) начаст от екрана и показва изображение (Point-and-Focus)• Влизане в режим на пестене на енергия (Backlight Saver)Внимание

• Спецификации на RadiCS LE подлежат на промяна без предизвестие. Най-новата версия на RadiCS
LE е налична за сваляне от нашия сайт: http://www.eizoglobal.com

Използване на RadiCS LEЗа информация относно инсталирането и използването на RadiCS LE направете справка сръководството за потребителя на RadiCS LE (върху CD-ROM).
Когато използвате RadiCS LE, свържете монитора към вашия компютър с помощта надоставения USB кабел. За допълнителна информация за начина на свързване на монитора
вижте „2-2. Свързващи кабели“ (страница 17).
Бележка• В среда, където е трудно да се свърже USB кабела, разрешаване на действието на DDC комуникацияви дава възможност да използвате RadiCS LE без нужда от USB кабел. За информация относно
начина на конфигуриране на DDC комуникация вижте инструкциите за инсталация (на CD-ROM). Соглед на скоростта на комуникацията и стабилността при работа се препоръчва използване на USBкабел.

Глава 1 Въведение

13

1-3. Контрол и функции
12Прибл. 30°

12
13
14
Меню за
конфигуриране *1

15

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Интегриран преден
сензор (Подвижен)Този сензор служи за калибриране и за проверка на нивата на сивото.

2. Сензор за околната
светлина

Този сензор измерва околната осветеност. Измерването на околната
осветеност се извършва с помощта на софтуера за контрол на качеството
RadiCS / RadiCS LE.

3. Presence Sensor(Сензор заприсъствие)Този сензор засича движенията на човек пред монитора.

4. Функционални
прекъсвачи

Показва инструкциите за работа. Задаване на менютата в съответствие синструкциите за работа.

5.

прекъсвач

Включва или изключва захранването.
При включване на захранването индикаторът на прекъсвача светва. Цветът наиндикатора е различен в зависимост от работното състояние на монитора.
Зелено: нормален работен режим, оранжево: режим за пестене на енергия,изключено: Захранване включено/изключено

6. USB изходящ портСвържете го към USB устройство. За осъществяване на верижно свързване
(daisy-chain), свържете кабела към USB порта във възходяща посока на другмонитор.

7. USB входящ портСвържете този порт към компютъра, ако използвате софтуер, изискващ
USB свърване, или свържете USB устройство (периферно устройство, което
поддържа USB) към USB порта в низходяща посока.

8. DVI-D конектор

Свързване към компютъра.

9. Входен конектор за
DisplayPortСвързване към компютъра. За осъществяване на верижно свързване (daisychain) от друг монитор, свържете кабела към изходния конектор за DisplayPortна този монитор.

10. Изходен конектор за
DisplayPortЗа осъществяване на верижно свързване (daisy-chain), свържете кабела къмвходния конектор за DisplayPort на друг монитор.

11. Захранващ конектор

Свързва захранващия кабел.

12. Стойка

Височината на екрана и ъгъла може да се настройват.

14Глава 1 Въведение

13. Главен прекъсвач назахранването

Включва или изключва главното захранване.
: Включено, : Изключено,14. Слот за заключванеза защита

Отговаря на системата за сигурност на Kensington MicroSaver.

15. Държач на кабела

Поддържа кабелите на монитора.

*1 За информация относно начина на употреба вижте инструкциите за инсталация (на CD-ROM).

Глава 1 Въведение

15Глава 2Инсталиране / Свързване

2-1. Преди да инсталирате продукта
Внимателно прочетете „ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ“ (страница 3) и винаги спазвайте инструкциите.
Ако поставите продукта върху маса с лаково покритие, съществува риск цветното покритие даполепне отдолу на стойката
поради структурата на каучука. Преди употреба огледайте повърхността на масата.

● Изисквания за инсталацияАко инсталирате монитора в шкаф, се уверете, че от двете му страни, отзад и отпред намонитора оставяте достатъчно пространство.

Внимание

• Поставете монитора така, че да не се допускат светлинни смущения по екрана.

16Глава 2 Инсталиране / Свързване

2-2. Свързващи кабели
Внимание

• Проверете дали мониторът и компютърът са изключени.
• Когато заменяте текущия монитор с този монитор, преди да осъществите връзка с компютъра, вижте „42. Съвместими разделителни способности“ (страница 22) за промяна на настройките на компютърана разделителната способност и честотата на вертикално сканиране на такива, които са налице за тозимонитор.

1. Завъртете екрана на монитора на 90˚ по посока на часовниковата стрелка.
Мониторът е инсталиран преди доставката с ориентация в пейзажно разположение.
Внимание

• Преди да въртите екрана на монитора, вдигнете монитора в най-високото му положение.

2. Свържете сигналните кабели.

Проверете формите на конекторите и свържете кабелите. След като свържете DVI кабела,затегнете винтовете на конекторите, за да го закрепите.
Внимание

• Мониторът има два вида конектори за DisplayPort: входни и изходни. Когато свързвате монитора къмкомпютър, свържете кабела към входния конектор.
• Когато го свързвате към няколко компютъра, превключвайте входния сигнал. За подробности вижте
ръководството за инсталиране (на CD-ROM).

Сигнален кабел:DD300DLСигнален кабел: PP300илиГлава 2 Инсталиране / Свързване

17Конфигуриране на верижна връзка (daisy-chain)Изведете сигналния вход към входния конектор на друг монитор. В противен случай
подведете сигнала от изходния конектор на друг монитор.
Внимание

• Посетете уеб сайта на EIZO относно информация за мониторите и графичните платки, които могатда се използват за верижно свързване тип daisy-chain: http://www.eizoglobal.com• За да конфигурирате верижна връзка (daisy-chain), трябва да изберете „Signal Format (Формат насигнал)“ - „DisplayPort (Дисплей порт)“ от администраторското меню за конфигуриране и да зададете
„Version (Версия)“ да бъде “1.2”. За подробности вижте ръководството за инсталиране (на CD-ROM).
• Свалете капачето напреди да свържете сигналния кабел.

Сигнален кабел: PP300

Сигнален кабел: PP300

3. Включете захранващия кабел към контакта и захранващия конектор замонитора.

Вкарвайте захранващия кабел докрай в монитора.

4. Когато използвате RadiCS / RadiCS LE или свързвате USB устройство

(периферно устройство, което поддържа USB) към монитора, свържете
USB кабела към USB порта на монитора във възходяща посока икомпютъра.
Свързване към монитора

18Глава 2 Инсталиране / Свързване

Свързване към компютър

2-3. Включване на захранването
1. Докоснете

, за да включите захранването на монитора.

Индикаторът на прекъсвача на захранването на монитора ще светне в зелено.
Ако индикаторът не светне, вижте „Глава 3 Проблем - няма изображение“ (страница 20).
Бележка

• Когато захранването на монитора не е включено, докосването на всеки бутон освен
мига.

кара

да

2. Включете компютъра.

Появява се изображението на екрана.
Ако не се появи изображение, вижте „Глава 3 Проблем - няма изображение“ (страница 20)за допълнителните указания.
Внимание

• За максимално пестене на енергия е препоръчително да изключите от бутона за включване. Когатоне използвате монитора, можете да изключите главното захранване или да извадите щепсела, такаче захранването да бъде напълно изключено.
Бележка

• За сведете до минимум скъсяването на експлоатационния живот на монитора в резултат навлошаване на яркостта, както и за намаляване на консумацията на ток, правете следното:- Използвайте функцията за пестене на енергия на компютъра или монитора.
- Изключвайте монитора, след като го използвате.

2-4. Коригиране на височината на екрана и ъгъла
Задръжте левия и десния край на монитора с две ръце и настройте височината на екрана,наклонете и завъртете екрана за създаване на най-добри условия за работа.

Внимание

• След приключване на настройката проверете дали кабелите са свързани правилно.

Глава 2 Инсталиране / Свързване

19Глава 3Проблем - няма изображение

Проблем

Възможна причина и решение

1. Няма снимка
• Светлинният индикатор напрекъсвача на захранването несвети.

• Проверете дали захранващият кабел е свързан правилно.
• Включете от главния прекъсвач на захранването.
• Докоснете .
• Изключете от главния прекъсвач и включете пак.

• Индикаторът за напрежение свети
зелено.

• Увеличете „Brightness (Яркост)“, „Contrast (Контраст)“или „Gain (Усилване)“ в менюто за настройка. Заподробности вижте ръководството за инсталиране (на CDROM).
• Изключете от главния прекъсвач и включете пак.

• Индикаторът за напрежение свети
оранжево.

• Включете входния сигнал. За подробности вижте
ръководството за инсталиране (на CD-ROM).
• Преместете мишката или натиснете бутон от клавиатурата.
• Проверете дали компютърът е включен.
• Когато сензорът за присъствие е в положение „On(Включен)“, мониторът може да е преминал в режим напестене на енергия. Опитайте се да се приближите домонитора.
• Проверете дали сигналният кабел е свързан правилно.
Когато подавате сигнал за DisplayPort, свържете към .
се използва като изход, когато е конфигурирано верижно
свързване (daisy-chain).
• Изключете от главния прекъсвач и включете пак.

• Индикаторът на прекъсвача назахранването мига: Оранжев, Зелен

• Свържете, като за целта използвате сигналния кабел,указан от EIZO. Изключете от главния прекъсвач ивключете пак.

2. Появява се съобщението по-долу. Това съобщение се появява, когато сигналът не е въведен
правилно дори когато устройството работи правилно.

20• Това съобщение се появява, когато
няма входящ сигнал.
Например:• Съобщението, показано вляво, може да се появи, защото
някой компютър не извежда сигнала веднага, след като ебил включен.
• Проверете дали компютърът е включен.
• Проверете дали сигналният кабел е свързан правилно.
• Включете входния сигнал. За подробности вижте
ръководството за инсталиране (на CD-ROM).
• Когато подавате сигнал за DisplayPort, опитайте дапревключите версията на DisplayPort. За подробности
вижте ръководството за инсталиране (на CD-ROM).
• Изключете от главния прекъсвач и включете пак.

• Това съобщение показва, чевходящият сигнал е извън посочения
честотен диапазон.
Например:• Проверете дали компютърът е конфигуриран да отговаряна разделителната способност и честотата на вертикално
сканиране на монитора (вижте) „4-2. Съвместими
разделителни способности“ (страница 22)).
• Рестартирайте компютъра.
• Изберете подходяща настройка чрез помощната програмана графичната карта. За повече информация вижте
ръководството на потребителя за графичната карта.

Глава 3 Проблем - няма изображение

Глава 4Спецификации

4-1. Списък на спецификациитеТип
LCD Панел

RX560:
Без блясък
RX560-AR: Без отражение
ТипЦвят (IPS)Задна подсветка

LEDРазмер

54,1 cm (21,3 инча)Разделителна
способност (Х × В)

2048 × 2560

Размер на показване (Х ×В)

337,9 mm × 422,4 mm

Размер на пикселите

0,165 mmИзобразявани цветове

10 бита (DisplayPort): 1073,74 милиона цвята (макс.)8 бита (DVI): 16,77 млн. цвята

Зрителни ъгли(Х / В, обичайно)178˚ / 178˚Препоръчителна яркост 500 cd/m2

Видео сигнали

USBЗахранване

Време за отговор
(типично)25 ms (черен -> бял -> черен)Терминали за входящ
сигнал

DisplayPort × 1, DVI-D (dual link) × 1

Изходни конектори

DisplayPort × 1

Честота нахоризонтално
сканиране

31 kHz - 135 kHzЧестота на вертикално
сканиране

DisplayPort: 59 Hz - 61 Hz(720×400 : 69 Hz - 71 Hz, 2560×2048 : 23 Hz - 51
Hz)
59 Hz - 61 Hz
DVI:(720×400 : 69 Hz - 71 Hz, 2560×2048 : 24 Hz - 51
Hz)Режим насинхронизация накадрите

23,5 Hz - 25,5 Hz, 47,0 Hz - 51,0 HzТочков часовник

DisplayPort: 25 MHz - 290 MHz
DVI :25 MHz - 165 MHz
165 MHz - 290 MHz (Dual link)ПортВходящ порт × 1, порт в низходяща посока × 2

Стандартно

USB ревизия на спецификацията 2.0

Вход

100 - 240 V променлив ток ±10 %, 50/60 Hz 0,90 A - 0,40 AМаксимална
консумация на енергия

87 W или по-малко

Режим за пестене наенергия

1,0 W или по-малко*1Режим на готовност

1,0 W или по-малко*2Глава 4 Спецификации

21Физически
спецификации

Размери ( Ш × В × Д )354,5 mm × 476,0 mm - 566,0 mm × 200,0 mm (Наклон: 0˚)
354,5 mm × 504,7 mm - 594,7 mm × 264,1 mm (Наклон: 30˚)Размери ( Ш × В × Д )(без стойка)354,5 mm × 452,0 mm × 78,0 mm

Нето тегло

Прибл. 8,1 кгНето тегло (без стойка) Прибл. 5,3 кгИзисквания заработната среда
Изискванияна средата затранспортиране/съхранение

Диапазон на височинна
настройка

90 мм (Наклон: 0˚)Наклон

Нагоре 30˚, надолу 5˚Въртене

70˚Завъртане

90° (въртете обратно на часовниковата стрелка за портретно
показване)Температура

0 ˚C - 35 ˚C (32 ˚F - 95 ˚F)Влажност

20 % - 80 % R.H. (без кондензация)Налягане на въздуха

540 hPa - 1060 hPaТемпература

-20 ˚C - 60 ˚C (-4 ˚F - 140 ˚F)Влажност

10 % - 90 % R.H. (без кондензация)Налягане на въздуха

200 hPa - 1060 hPa*1 Когато се използва DVI вход, USB портът във възходяща посока не е свързан, „Auto Input Detection(Автоматично разпознаване на входен сигнал)“ е: „Off (Изключено)“, „Power Save (Икономичен режим)“е: „High (Високо)“, „DP Power Save (DP икономичен режим)“ е: „On (Включено)“, „DisplayPort (Дисплейпорт)“ - „Version (Версия)“: „1.1“, „DDC“ е: „Off (Изключено)“, няма свързан външен товар
*2 Когато няма свързан USB порт във възходяща посока, „DP Power Save“ e: „On (Включено)“,„DisplayPort (Дисплей порт)“ - „Version (Версия)“ : „1.1“, „DDC“ е: „Off (Изключено)“, няма свързан
външен товар

4-2. Съвместими разделителни способности
Мониторът поддържа следните разделителни способности.
Разделителна
способност
(Х × В)Честота навертикално
сканиране

DisplayPortПортретна
Пейзажно
ориентация

720 × 400
70 Hz√
640 × 480
60 Hz√
800 × 600
60 Hz√
1024 × 768
60 Hz√
1280 × 1024
60 Hz√
1600 × 1200
60 Hz√
2560 × 2048
50 Hz
2048 × 2560
50 Hz
√*1
2560 × 2048
48 Hz
2048 × 2560
48 Hz
√*2
2560 × 2048
25 Hz
2048 × 2560
25 Hz
*1 Само когато „DisplayPort version“ е „1.1“.
*2 Само когато „DisplayPort version“ е „1.2“.
*3 Само за сигнал Dual link.

22Глава 4 Спецификации

√
√
√
√
√
√
√*1
√*2
-

Портретна
ориентация
√
√
√
√
√
√
√*3
√

√: Поддържани
DVIПейзажно
√
√
√
√
√
√
√*3
√
-

4-3. Допълнителни аксесоари
Следните аксесоари се доставят отделно.
За актуална информация относно аксесоарите и информация за допълнително доставяните катоопция най-нови съвместими графични карти вижте нашия уеб сайт. http://www.eizoglobal.com
Комплект за калибриране

EIZO „RadiCS UX2“ Вер. 4.6.0 или по-нова
EIZO „RadiCS Version Up Kit“ Вер. 4.6.0 или по-нова

Network QC Management Software

EIZO „RadiNET Pro“ Вер. 4.6.0 или по-нова
EIZO „RadiNET Pro Lite“ Вер. 4.6.0 или по-новаКомплект за почистване

EIZO „ScreenCleaner“Осветление за комфортно четене впомещения

EIZO „RadiLight“Протектор на панела

RP-918Глава 4 Спецификации

23Приложение
Медицински стандарт
• Трябва да бъде гарантирано, че крайната система е в съответствие с изискването на
IEC60601-1-1.
• Захранващото оборудване може да излъчва електромагнитни вълни, които могат даповлияят, ограничат или да доведат до повреда на монитора. Инсталирайте оборудванетов контролирана среда, където подобни ефекти ще бъдат избегнати.

Класификация на оборудването
-24

Вид защита срещу токов удар: Клас I
EMC клас: IEC60601-1-2 Група1 Клас BКласификация на медицинското изделие (ЕС): Клас IРежим на работа: Постоянен
IP Клас: IPX0Приложение

Информация за EMC
Работните характеристики на продуктите от серията RadiForce са подходящи за показване намедицински изображения.

Среда за използване по предназначение
Продуктите от серията RadiForce са предназначени за използване в следните среди.
• Професионални здравни заведения, като например клиники и болници
Следните места не са подходящи за използване на продуктите от серията RadiForce:• Домашна среда за медицински услуги• В близост до радиочестотно хирургическо оборудване като електрохирургически ножове• В близост до терапевтично оборудване, работещо на къси вълни
• Екранирани за радиочестоти помещения за медицински системи за МРТ• В екранирани места за специализирани приложения
• Монтирани в автомобили, включително в коли за бърза помощ
• Друга специализирана среда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Продуктите от серията RadiForce изискват специални предпазни мерки по отношение на ЕМСи се нуждаят от инсталиране. Трябва внимателно да прочетете информацията за ЕМС и раздела ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ в този документ, както и да спазвате следните указания, когато инсталирате и работите с продукта.
Продуктите от серията RadiForce не трябва да се използват в близост до или върху друго
оборудване. Ако се налага използване в близост до или върху друго оборудване, уредитеили системата трябва да се наблюдават, за да се потвърди нормалната им работа в конфигурацията, в която ще бъдат използвани.
Когато се използва портативно радиочестотно оборудване, дръжте го на 30 cm (12 инча)или по-далече от която и да било част, включително кабелите на оборудването от серията
RadiForce. В противен случай може да се стигне до влошаване на работните характеристикина оборудването.
Всеки, който свързва допълнително оборудване към входния или изходния сигнал, като конфигурира медицинска система, носи отговорност за това системата да отговаря на изискванията на IEC60601-1-2.
Не докосвайте терминалите за входен/изходен сигнал, докато използвате продуктите от серията RadiForce. В противен случай това може да се отрази на показваното изображение.
Непременно използвайте кабелите, доставени с този продукт, или кабели, специфицирани от
EIZO.
Използването на кабели, различни от специфицираните или предоставените от EIZO за товаоборудване, може да предизвика увеличени електромагнитни емисии или намалена електромагнитна устойчивост на това оборудване, както и неправилното му функциониране.
КабелОригинални кабели Макс. дължина наЕкраниране
Феритни ядраот EIZOкабела
Сигнален кабел
(DisplayPort)Сигнален кабел (DVI)USB кабел
Захранващ кабел
(заземен)

PP300

3m

ЕкраниранС феритни ядраDD300DL
UU300
-

3m
3m
3m

Екраниран
Екраниран
НеекраниранС феритни ядраС феритни ядраБез феритни ядраПриложение

25

Техническо описание
Електромагнитни емисии

Продуктите от серията RadiForce са предназначени за използване в електромагнитната среда, посочена подолу.
Клиентът или потребителят на продукт от серията RadiForce трябва да се увери, че той се използва в такава
среда.

Тест за емисии

Съответствие

Електромагнитна среда – Указания

Радиочестотни
емисииCISPR11Група 1Продуктите от серията RadiForce използват радиочестотна енергия само завътрешното си функциониране.
По тази причина техните радиочестотни емисии са много слаби и не могат дапричинят смущения в близко електронно оборудване.

Радиочестотни
емисииCISPR11Клас BПродуктите от серията RadiForce са подходящи за използване във всякакви
обекти, включително в домашни условия, както и такива, пряко свързани собществената мрежа с ниско напрежение, която захранва сгради, използваниза битови нужди.

Хармонични емисии Клас D
IEC61000-3-2Колебания внапрежението/емисии на трептене
IEC61000-3-3Съответства

Електромагнитна устойчивост
Продуктите от серия RadiForce са били тествани за съответствие при следните нива (C) съгласно
изискванията за изпитване (T) за професионални медицински заведения, дефинирани в IEC60601-1-2.
Клиентът или потребителят на продукт от серията RadiForce трябва да се увери, че той се използва в такава
среда.

Тест за
устойчивост

Ниво на
изпитване (T)Статично
±8 kV контактно
електричество (ESD) статично
IEC61000-4-2електричество
±15 kV въздушно
статично
електричество

Ниво на
съвместимост (C)Електромагнитна среда – Указания

±8 kV контактно статично Подовете трябва да бъдат от дърво, бетон илиелектричество
керамични плочки. Ако подовете са покрити със±15 kV въздушно
синтетични материали, относителната влажност
статично електричество трябва да бъде поне 30%.

Преходно
електричество/пакети импулси
IEC61000-4-4Електропроводи ±2 Електропроводи ±2 kVКачеството на захранването от електрическата
kV±1 kV за входно/изходни мрежа трябва да бъде като това на типична
±1 kV за входно/линиитърговска или болнична среда.
изходни линии

Пренапрежения
IEC61000-4-5±1 kV фаза къмфаза
±2 kV фаза къмземя

±1 kV фаза към фаза±2 kV фаза към земяКачеството на захранването от електрическата
мрежа трябва да бъде като това на типична
търговска или болнична среда.

Спадове, кратки
прекъсванияи промени внапрежението назахранващите
входни линии
IEC61000-4-11

0% UT (100% спад
в UT) 0,5 цикъла и
1 цикъл
70% UT (30% спад
в UT) 25 цикъла
при 50 Hz
0% UT (100% спадв UT)
250 цикъла при
50 Hz

0% UT (100% спад в UT)
0,5 цикъла и 1 цикъл
70% UT (30% спад в UT)
25 цикъла при 50 Hz
0% UT (100% спад в UT)
250 цикъла при 50 HzКачеството на захранването от електрическата
мрежа трябва да бъде като това на типична
търговска или болнична среда. Ако потребителятна продукт от серията RadiForce изисква
непрекъсната работа по време на отпаданияна захранването от електрическата мрежа, сепрепоръчва продуктът от серията RadiForce дасе захранва от непрекъсваемо захранване илиакумулатор.

Магнитни полета,причинени отчестотата назахранващите
напрежения
IEC61000-4-8

30 A/m(50 / 60 Hz)

30 A/mМагнитните полета, причинени от честотатана захранването, трябва да бъдат на нива,характерни за типично място в търговска илиболнична среда. По време на работа изделието
трябва да се държи на разстояние най-малко 15cm от източника на магнитни полета, причинениот честотата на захранващите напрежения.

26Приложение

Електромагнитна устойчивост
Продуктите от серия RadiForce са били тествани за съответствие при следните нива (C) съгласно
изискванията за изпитване (T) за професионални медицински заведения, дефинирани в IEC60601-1-2.
Клиентът или потребителят на продукт от серията RadiForce трябва да се увери, че той се използва в такава
среда.

Тест за
устойчивост

Ниво на изпитване
Ниво на
(T)съвместимост (C)Електромагнитна среда –Указания
Преносимо и мобилно радиочестотно
оборудване не трябва да се използва поблизо до която и да е част на изделие отсерията RadiForce, включително кабели, отпрепоръчително разстояние, изчислено поуравнението, приложимо за честотата напредавателя.
Препоръчителна дистанция

Кондуктивни смущения, 3 Vrms
причинени от
150 kHz – 80 MHzрадиочестотни полета
IEC61000-4-6Излъчвани
радиочестотни полета
IEC61000-4-3

3 Vrmsd = 1,2√P

6 Vrms
ISMa) обхвати между
150 kHz и 80 MHz

6 Vrmsd = 1,2√P

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz

3 V/m

d = 1,2√P, 80 MHz – 800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz – 2,7 GHzКъдето P е максималната изходна мощностна предавателя във ватове (W) според
производителя на предавателя и d епрепоръчителното разстояние в метри (m).
Силата на полетата на фиксираните
радиочестотни предаватели е определенаот електромагнитното проучване намястотоb), трябва да бъде по-малко отнивото на съответствие във всеки честотен
диапазонc).
Могат да възникнат проблеми в близост дооборудването, отбелязани със следните
символи.

Забележка 1 UT e напрежението на променливотоковото захранване преди приложеното ниво на тестване.
Забележка 2 При 80 MHz и 800 MHz важи високият честотен диапазон.
Забележка 3 Настоящите указания относно кондуктивни смущаващи въздействия, причинени от радиочестотни
полета или от излъчени радиочестотни полета, може да не са приложими във всички ситуации.
Разпространението на електромагнитните вълни се влияе от абсорбцията и отражението от конструкции,предмети и хора.
a)Обхватите за индустриални, научни и медицински цели (ISM) между 150 kHz и 80 MHz са в диапазона от 6,765 MHzдо 6,795 MHz, 13,553 MHz до 13,567 MHz, 26,957 MHz до 27,283 MHz и 40,66 MHz до 40,70 MHz.

б)Силата на полето от фиксирани предаватели, като например базови станции за радиотелефони (клетъчни/безжични) и мобилни наземни радиостанции, любителско радио, AM и FM радиоприемници и телевизионното
разпръскване, не може да бъде предсказана теоретично с точност. За да се оцени електромагнитната обстановкавъв връзка с фиксираните радиочестотни предаватели, трябва да се направи електромагнитно проучване наобекта. Ако измерената сила на полето, където се използва продуктът от серията RadiForce, надхвърля нивото засъвместимост по-горе, продуктът от серията RadiForce трябва да се наблюдава, за да се потвърди нормалната
работа. Ако се наблюдава необичайна работа, може да са необходими допълнителни мерки, като пренасочванеили преместване на продукта от серията RadiForce.

в)В честотния диапазон от 150 кHz до 80 MHz силата на полето трябва да бъде по-малко от 3 V/m.

Приложение

27

Препоръчително е отдалечаването между преносимото или мобилно радиочестотно
комуникационно оборудване и продукта от серията RadiForceПродуктът от серията RadiForce е предназначен за използване в електромагнитна среда, в която
излъчваните радиочестотни смущения се контролират. Клиентът или потребителят на продукта от серията
RadiForce може да помогне за предотвратяването на електромагнитните смущения, като поддържа
минимално разстояние (30 cm) между преносимото и мобилно радиочестотно оборудване (предавателите) ипродукта от серията RadiForce.
Продуктите от серия RadiForce са били тествани за съответствие при следните нива (C) съгласно
изискванията за изпитване (T) за устойчивост на близки полета от следните радиочестотни безжични
комуникационни услуги.

Тестова
честота
(MHz)Честотна
лентаa)(MHz)Услугаa)Модулацияb)Ниво на
Ниво на
съвместимост
изпитване (T)c)
(C)
(V/m)
(V/m)

385

380 – 390TETRA 400

Импулсна
модулацияb)
18 Hz

27

27

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FM28±5 kHz отклонение
Синусоида 1 kHz

28

710

704 – 787

LTE обхват 13, 17Импулсна
модулацияb)
217 Hz99800 – 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE обхват 5Импулсна
модулацияb)
18 Hz

28

28

1700 – 1990Импулсна
GSM 1800;модулацияb)
CDMA 1900;
217 Hz
GSM 1900;
DECT;LTE обхват 1, 3, 4,
25;
UMTS

28

28

2450

2400 – 2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE обхват 7Импулсна
модулацияb)
217 Hz

28

28

5240

5100 – 5800

WLAN 802.11 a/nИмпулсна
модулацияb)
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785
a)

За някои услуги са включени само честотите във възходяща посока.

б)Носещата честота се модулира с използване на сигнал с правоъгълна форма с 50% коефициент на запълване.

в)Нивата на изпитване са изчислени при максимална мощност и разстояние от 30 cm.

Клиентът или потребителят на продукта от серията RadiForce може да помогне за предотвратяването насмущения, причинени от близки магнитни полета, като поддържа минимално разстояние (15 cm) между
радиочестотните предаватели и продукта от серията RadiForce.
Продуктите от серията RadiForce са били тествани за съответствие при следните нива (C) съгласно
изискванията за изпитване (T) за устойчивост на близки магнитни полета, посочени в таблицата по-долу.

Тестова честота

Модулацияa)Ниво на изпитване (T)(A/m)Ниво на съвместимост
(C)
(A/m)

134,2 kHzИмпулсна модулацияa)2,1 kHz65

65

13,56 MHzИмпулсна модулацияa)50 kHz

7,5

7,5

a)

Носещата честота се модулира с използване на сигнал с правоъгълна форма с 50% коефициент на запълване.

28ПриложениеЗа останалото преносимо и мобилно радиочестотно комуникационно оборудване (предавателите),минималното разстояние между преносимо и мобилно радиочестотно комуникационно оборудване
(предавателите) и продукти от серията RadiForce, е както е препоръчано по-долу, в съответствие смаксималната изходна мощност на комуникационното оборудване.

Номинална максимална
изходна мощност напредавателя
(W)Отделяне на разстояние според честотата на предавателя
(m)
150 kHz до 80 MHz
80 MHz до 800 MHz
800 MHz до 2,7 GHz
d = 1,2√P
d = 1,2√P
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

За предаватели с номинална мощност, отговаряща на максималната изходна мощност, които не са посочени по-горе,препоръчителното разстояние d в метри (m) може да бъде определено, като се използва уравнението, приложимо къмчестотата на предавателя, където P е максималното ниво на мощност на предавателя във ватове (W) в съответствие спроизводителя на предавателя.
Забележка 1 При 80 MHz и 800 MHz важи разстоянието за по-високия честотен диапазон.
Забележка 2 Настоящите указания относно кондуктивни смущаващи въздействия, причинени от радиочестотни
полета или от излъчени радиочестотни полета, може да не са приложими във всички ситуации.
Разпространението на електромагнитните вълни се влияе от абсорбцията и отражението от конструкции,предмети и хора.

Приложение

29

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N385AZ
IFU-RX560
Copyright © 2017 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition - September 29th, 2023