SS-7821A/7811A/7810Aこちらは販売終了製品です。

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > アナログ・オシロスコープ

アナログ・オシロスコープ
SS-7821A（販売終了） / SS-7811A（販売終了） / SS-7810A（販売終了）

TOP

信号のありのままを、一瞬で把握できる無限階調表示。

オシロスコープの原点です。
SS-7821A

明るくシャープなメッシュレスCRT搭載
フィールド・ライン選択可能のTV/ビデオ同期機能（HDTV同期：SS-7821A/SS-7811A/SS-7810A）
カーソル&リードアウト付き
5桁のカウンタ内蔵
32個のパネル設定のセーブ／リコール機能（SS-7821A/SS-7811A）
オートセットアップ機能（SS-7821A/SS-7811A/SS-7810A）
CH2シグナルアウト機能
項目
CRT

SS-7811A（販売終了）

SS-7821A
加速電圧

周波数帯域幅(5mV/div-5V/div、DC結合時)

約16kV

DC〜200MHz

入力CH

8トレース

高速オートセットアップ
TV同期あり32個あり（ライン選択機能付き）

最高感度

最高掃引（A掃引、掃引拡大時）

2mV/div

1ns/div

アナログ・オシロスコープ
周波数カウンタSS-7821A/7811A/7810A/7802A - 岩崎通信機株式会社

リードアウト5桁

2ns/div

2022/10

カーソル測定、設定値などあり

CH2シグナルアウト
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/07_04.html

標準価格

なし

あり

HDTV同期

目盛照明

DC〜100MHz
3ch

トレース数

パネル設定セーブ／リコール

SS-7810A（販売終了）

本体価格

税込み価格

あり
¥385,000¥404,250¥279,000¥292,950¥220,000¥231,000© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

1

SS-7821A/7811A/7810Aこちらは販売終了製品です。
> 性能

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > アナログ・オシロスコープ

アナログ・オシロスコープ
SS-7821A（販売終了） / SS-7811A（販売終了） / SS-7810A（販売終了）
項目
ブ 形状／ラ 有効面

SS-7821A（販売終了）

SS-7811（販売終了）

ン 加速電圧約16kV

モード

感度周波数帯域幅C
H 立ち上が1 り時間/C 入力結合
H 入力R
2入力C
入力耐圧

垂極性切り

直CH1, CH2, CH3, ADD, ALT/CHOP

2mV/div〜5V/div 1-2-5ステップ、確度±2%
DC〜200MHz

系 C 周波数帯H
域幅
3入力結合/−3dB

5mV/div〜5V/div AC結合時は下限周波数4Hz

約1.75ns

約3.5ns立ち上がり時間=0.35/周波数帯域幅の計算式による
1M"±1.5%

20pF±2pF

CH2のみ可50mV/div, 100mV/div, 500mV/div
確度±2%
DC〜200MHz

DC〜100MHz

−3dB

−3dB

AC, DC/1M"±1.5％//20pF±3pF

入力RC

プローブセ

10:1, 100:1を検出（全CH）ンス

帯域制限あり（約20MHz）

信号遅延CH時間差
A 信号源
同結合方式
期
B 信号源
同結合方式
期

AC/DC, GND

10：1プローブ使用時10M"±3%

直接±400V MAX 10：1プローブ使用時±600V MAX

感度

向DC〜100MHz−3dB替え偏SS-7810A（販売終了）

8!10div（1div=10mm）、6型角形内面目盛、目盛照明付き

ウ
管

遅延ケーブル付き

CH1〜CH2間

CH1〜CH2間

CH1, CH2〜CH3間

CH1, CH2〜CH3間

500ps以下

300ps以下

1ns以下

1ns以下

CH1, CH2, CH3, LINE, VERTAC, DC, HF-REJ, LF-REJ
CH1, CH2, CH3
AC, DC, HF-REJ, LF-REJ

アナログ・オシロスコープ SS-7821A/7811A/7810A/7802A- 岩崎通信機株式会社
フィールド選択可：BOTH,ODD, EVEN, TV-H, ライン選択可

TV/ビデオ同期

性能

2022/10

TV方式：NTSC, PAL, SECAM選択可, HDTV（SS-7821A/7811A/7810Aのみ）

最小同期
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ss7821a_spec.html
CH1, CH2, CH3
レベル
同 DC〜
0.4div期 5MHz〜10MHz0.4div〜20MHzA/ 〜40MHz
B 〜100MHz
同〜200MHz
期
最小同期
レベル

DC〜
5MHz〜20MHz〜40MHz1

1.0div
1.0div
1.0div
1.5div−−−−−© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

0!11ージ

同期〜200MHz−

1.5div

最小同期DC〜
5MHz〜20MHz−−〜40MHz−

モード

A, ALT, B, X-Y

掃引モー

AUTO, NORM, SINGLE

ドA
掃 掃引時間引

10ns/div〜500ms/div

20ns/div〜500ms/div

1-2-5ステップ、確度±2%

ホールド

可変可能

オフ時間

掃引方式

連続遅延、同期遅延

水B
掃引時間
平掃

10ns/div〜5ms/div

20ns/div〜5ms/div
1-2-5ステップ、確度±2%

偏 引 遅延ジッ
向1/20000

タ系 掃引拡大!10MAG

最高掃引時
間

X軸

感度はCH1に同じ

感度はCH1に同じ
ただし確度±4%

CH1, CH2, CH3, ADD

XY位相差

3°以内（DC〜200kHz）

校正器

1kHz±0.1%

カーソル測定0.6V±1%△V測定、△t測定（X-Y動作時：△Y測定、△X測定）

周波数カウン

セーブ／2ns/div

DC〜2MHz −3dB

作 Y軸

設定値表示

1ns/div
ただし確度±3%X
Y 周波数帯
動 域幅タ

こちらは販売終了製品です。

−レベル

レシプロカルカウンタによる5桁表示

確度±0.01%

ATT RANGE, ADD, UNCAL, AC, DC, GND, VERT MODE, BW, CH2-INVERT,A,B SWEEP RANGE, !10MAG, UNCAL, HORIZONTAL DISP MODE, HOLD
OFF, TRIG COUPLING, TRIG SOURCE, TRIG SLOPE, TV-LINEなど
−

32個

リコール数

AC90V〜132V(標準)/

電圧範囲180V〜250V(オプション)

周波数範
電源
囲(*)
消費電力

50/60Hz（AC100V

約130VA max時）

アナログ・オシロスコープ
SS-7821A/7811A/7810A/7802A- 岩崎通信機株式会社
大きさ
約272W!152H!390Lmm

質量2022/10

約7.5kg

標準装備

CH2シグナル（CH2 INPUTに入力した信号を背面パネルのBNCコネクタから出力しま
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ss7821a_spec.html
アウトす。）

電源コード（1）、SS-0130R（SS-7811A/SS-7810A）、SS-103R（SS-付属品
性能保証7821A）、（2）、ヒューズ（2）、パネルカバー（1）、取扱説明書（1）

温度

10#〜35#

動作範囲
環境
条件

温度

0#〜40#

湿度90%以下（0#〜40#）

温度-20#〜70#

保存範囲
湿度(*) インレット方式

80%以下（-20#〜70#）© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

2ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > アナログ・オシロスコープ

SS-7821A/7811A/7810Aこちらは販売終了製品です。
> SS-7821A 価格

価格

アナログ・オシロスコープ SS-7821A（販売終了）

品名

品番

本 アナログ・オシSS7821A

標 パネルカバー

KCM1377-11
SS103R
SS082R-体 ロスコープ
準付 電圧プローブ
属 (10:1)
品

取扱説明書和文Z AXISINPUT(SS-7821A用)-標準価格

備考（税別）-200MHz、3ch¥10,000

SS-7821A/11A/10A/02A/11AP用¥18,0001.2m、200MHz、15pF
販売終了1.2m、400MHz、14-18pF-SFP-5A
SFP-4A¥132,0001GHz,1.9pF,1M ,10:1¥85,000800MHz,2.15pF,1M ,10:1

PS-25¥39,000SFP-5A,4A用,オフセット制御機能付き¥280,000DC〜100MHz、30A rms Max.

プ 電流プローブ

SS-250SS240Aョ 用電源

PS-26¥50,000SS-240でも使用可能

GR-CF¥5,000MT-600¥78,000積載質量: 60kg

FETプローブ
FETプローブ用電源

オ 電流プローブ
シ SS-250/SS-240A
ン プローブTOP変換ツール

測定器用台車検査成績書

数値付検査成績書

取扱説明書英文¥200,000DC〜50MHz、30A rms Max.

------

FP-7 2個付き、SFP-5A/4A、AP020、PP006、SS101R、082R、0012、0001適合

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/07̲05.html© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

SS-7821A/7811A/7810Aこちらは販売終了製品です。
> SS-7811A/SS-

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > アナログ・オシロスコープ
7810A 価格

アナログ・オシロスコープ SS-7811A（販売終了）/SS-7810A（販売終了）

品名

本 アナログ・オシロスコー
体プ

品番
SS7811A
販売終了
SS7810A
販売終付 電圧プローブ(10:1)

了KCM1377-11
SS0130R

取扱説明書和文-Z AXIS INPUT(SS7811A/SS-7810A用）-

標 パネルカバー
準属
品

オ電流プローブプ 電流プローブ

シ SS-250/SS-240A用電源

SS-250SS240A
PS-26

ョ プローブTOP変換ツール GR-AF
ン 検査成績書
数値付検査成績書
取扱説明書英文標準価格

価格

備考（税別）¥279,000100MHz、3ch、パネル設定セーブ機能¥220,000100MHz、3ch¥10,000SS-7821A/11A/10A/02A/11AP用¥13,0001.5m、150MHz、18-25pF¥6,500

工場Option（後日追加の場合は別途¥20,000（税込み ¥21,000）加算）¥280,000DC〜100MHz、30A rms Max.
¥200,000DC〜50MHz、30A rms Max.
¥50,000SS-240でも使用可能¥5,000FP-7L 2個付き、0130R、0131R適合-

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/07̲06.html© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社