Instrucciones de uso

Monitor LCD en color

Importante
Lea atentamente estas “Instrucciones de uso” y el Manual deinstalación (publicado por separado) para familiarizarse con elaparato y usarlo de forma segura y eficaz.
• Para ajustar y configurar el monitor, consulte el Manual
de instalación.
• Puede descargar las “Instrucciones de uso” actualizadas de nuestro
sitio web:
http://www.eizoglobal.com

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD
En este manual y en este producto se utilizan los símbolos de seguridad que aparecen a continuación. El
significado de estos símbolos es importante. Lea atentamente lo que sigue.

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

Hacer caso omiso de la información
contenida en una ADVERTENCIA puede
provocar lesiones graves y poner enriesgo la vida.

Hacer caso omiso de la información contenida
en una PRECAUCIÓN puede provocar
lesiones leves y/o daños materiales o en elequipo.

Indica que se debe prestar atención. Por ejemplo, el símbolo
por ejemplo “Riesgo de descarga eléctrica”.
Indica una acción no permitida. Por ejemplo, el símbolo
específica, como “No desmontar”.

indica el tipo de peligro, comoindica una acción no permitida

Indica una acción que se debe realizar obligatoriamente. Por ejemplo, el símbolo
notificación de una acción obligatoria general, como “Conectar la unidad a tierra”.

indica laEste producto ha sido ajustado específicamente para su uso en la zona a la que ha sido remitido en un
principio. Si se usa fuera de esta zona, es posible que el producto no funcione con arreglo a lo indicado enlas especificaciones.
No se permite la reproducción, el almacenamiento en cualquier sistema de recuperación ni la transmisión
en forma alguna o a través de medios electrónicos, mecánicos o de cualquier otro tipo, de ninguna partede este manual sin el consentimiento previo por escrito de EIZO Corporation.
EIZO Corporation no está obligado a mantener la confidencialidad del material o de la información
suministrados, salvo que ello así se acuerde con anterioridad a la recepción de dicha información por partede EIZO Corporation. Aunque se ha hecho todo lo posible por garantizar que la información contenida eneste manual esté actualizada, es preciso tener en cuenta que las especificaciones sobre el monitor EIZO
están sujetas a cambios sin previo aviso.

2﻿PRECAUCIONESIMPORTANTE• Este producto ha sido ajustado específicamente para su uso en la zona a la que ha sido remitido
en un principio. Si se usa fuera de esta zona, es posible que el producto no funcione con arreglo a
lo indicado en las especificaciones.
• Para garantizar su seguridad y un mantenimiento adecuado, lea atentamente esta sección y las
precauciones relativas al monitor.

Ubicación de las indicaciones de precaución

WARNINGAVERTISSEMENTWARNUNG

Símbolos que aparecen la unidad
Símbolo

Este símbolo indica
Interruptor dealimentación principal:

Presione este botón para apagar la alimentación principaldel monitor.

Interruptor dealimentación principal:

Presione este botón para encender la alimentación
principal del monitor.

Botón de alimentación:

Presione este botón para encender o apagar la
alimentación del monitor.

Corriente alterna
Alerta de riesgo eléctrico
PRECAUCIÓN:Consulte “SÍMBOLOS DE SEGURIDAD” (página 2).

Marcado RAEE:

Los productos deberán eliminarse por separado; losmateriales podrán ser reciclados.

Marcado CE:

Marca de conformidad de la UE de acuerdo con las
disposiciones de la directiva y/o reglamento (UE) delConsejo.

FabricanteFecha de fabricación
Dispositivo médico en la UE
Importador en la UE

PRECAUCIONES

3ADVERTENCIA
Si la unidad empieza a echar humo, huele a quemado o hace ruidos extraños, desconecte inmediatamente todas las conexiones de alimentación y póngase en contacto con el representante local
de EIZO.
Intentar utilizar una unidad defectuosa puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en elequipo.
No abra ni desmonte la unidad.
Si abre la unidad o la modifica, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica
o sufrir quemaduras.
Todas las reparaciones necesarias debe realizarlas un técnico cualificado.
No intente reparar este producto Ud. mismo, puesto que abrirlo o quitar las cubiertas podría provocar un
incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.
Mantenga líquidos y objetos pequeños alejados de la unidad.
Si algún objeto pequeño penetra accidentalmente en el monitor a través de las ranurasde ventilación o se derrama algún líquido en su interior, puede provocarse un incendio,
una descarga eléctrica o daños en el equipo. Si algún objeto o líquido caen dentro de launidad, desconéctela inmediatamente. Asegúrese de que un técnico cualificado revise
la unidad antes de volver a utilizarla.
Coloque la unidad en un lugar sólido y estable.
Si la unidad se coloca sobre una superficie inadecuada, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
Si la unidad se cae al suelo, desconéctela inmediatamente y póngase en contacto con el representante local
de EIZO. No continúe utilizando la unidad si está dañada. De lo contrario, podría provocarse un incendio o
una descarga eléctrica.
Utilice la unidad en una ubicación adecuada.
De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o daños en elequipo.
• No la instale al aire libre.
• No la instale en ningún medio de transporte (barco, avión, tren, automóvil, etc.).
• No la instale en entornos húmedos o polvorientos.
• No la coloque en lugares en los que la pantalla pueda sufrir salpicaduras (baño, cocina,etc.).
• No la instale en lugares en los que el vapor de agua esté en contacto directo con la pantalla.
• No la instale cerca de humidificadores o de aparatos que generen calor.
• No la instale en lugares en los que el producto reciba luz solar directa.
• No la instale en la inmediaciones de gas inflamable.
• No la instale en entornos con gases corrosivos (como dióxido de azufre, sulfuro dehidrógeno, dióxido de nitrógeno, cloro, amoníaco y ozono).
• No la instale en entornos con polvo, componentes que aceleran la corrosión en la atmósfera(como cloruro de sodio y azufre), metales conductores, etc.

Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga las bolsas de plástico del embalaje fuera del alcance delos niños.
Utilice el cable de alimentación que se adjunta y conéctelo a la toma de corriente estándar de su país.
Asegúrese de no superar la tensión nominal del cable de alimentación. De lo contrario, podría producirse un
incendio o una descarga eléctrica.
Alimentación eléctrica: 100–240 Vca 50/60 Hz
Para desconectar el cable de alimentación, sujete el enchufe con
firmeza y tire de él.
Si tira directamente del cable, puede dañarlo y provocar un incendioo una descarga eléctrica.

4

PRECAUCIONESADVERTENCIA
El equipo debe conectarse a una toma de corriente con toma de tierra.
De lo contrario, se puede producir un incendio o una descarga eléctrica.
Utilice la tensión adecuada.
• Esta unidad ha sido diseñada para su uso exclusivo con una tensión determinada. Si se conecta a una tensión
distinta de la especificada en estas “Instrucciones de uso”, puede provocarse un incendio, una descarga eléctrica odaños en el equipo.
Alimentación eléctrica: 100–240 Vca 50/60 Hz• No sobrecargue el circuito de alimentación, ya que ello podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Maneje el cable de alimentación con cuidado.
• No coloque el cable debajo de la unidad u otros objetos pesados.
• No haga nudos en el cable ni tire de él.

Si el cable de alimentación sufre algún daño, deje de utilizarlo. Usar un cable dañado
puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
Por motivos de seguridad, no conecte ni desconecte el cable de alimentación en presencia de lospacientes.
No toque nunca el enchufe ni el cable de alimentación si empiezan a caer ­truenos.
De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica.
Si desea instalar un soporte de brazo, consulte el Manual del usuario del soporte y coloque la unidad de forma segura.
Si no la instala correctamente, la unidad puede caerse, lo que podría provocar lesiones o daños en elequipo. Antes de la instalación, asegúrese de que los escritorios, las paredes y demás elementos a losque se haya fijado el soporte de brazo tengan la suficiente resistencia mecánica. Si la unidad cae al suelo,
póngase en contacto con el representante local de EIZO. No continúe utilizando una unidad que hayasufrido daños. Si lo hace, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Para volver a instalar elsoporte inclinable, utilice los mismos tornillos y apriételos con firmeza.
No toque con las manos desnudas un panel LCD que haya sufrido daños.
El cristal líquido que podría salirse del panel es venenoso y puede resultar peligroso
si entra en contacto con los ojos o la boca. Si la piel o cualquier otra parte del cuerpo
entra en contacto directo con el panel, lávese a fondo. Ante cualquier síntoma, acuda al
médico.
Las lámparas con retroiluminación fluorescente contienen mercurio (los productos con retroiluminación LED no contienen mercurio); deséchelas de acuerdo conla legislación local, estatal o federal.
La exposición al mercurio puede provocar daños en el sistema nervioso, entre los que
se incluyen temblores, pérdida de memoria y dolores de cabeza.

PRECAUCIONES

5

PRECAUCIÓN
Tenga cuidado cuando traslade la unidad.
Antes de mover la unidad, desconecte el cable de alimentación y el resto de los cables. Es peligroso moverla unidad con el cable conectado.
Se podrían producir lesiones.
Traslade o instale la unidad conforme a los métodos especificados.
• Cuando traslade la unidad, sujétela con firmeza, tal y como se muestra en la siguiente ilustración.
• Los monitores de 30 pulgadas o más son pesados. Al desempaquetar y/o transportar el monitor, asegúrese de quelo hacen al menos dos personas.

Si la unidad cae al suelo, podrían producirse lesiones o daños en el equipo.

No tape las ranuras de ventilación del aparato.
• No coloque ningún objeto sobre las ranuras de ventilación.
• No instale la unidad en un espacio cerrado.
• No utilice la unidad en posición tumbada ni boca abajo.

Cubrir las ranuras de ventilación impide la adecuada circulación del aire y podría
provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.
No toque el enchufe con las manos mojadas.
De lo contrario, puede sufrir una descarga eléctrica.

Utilice una toma de corriente de fácil acceso.
De esta manera podrá desconectar la corriente de forma rápida si surge cualquier problema.
Limpie periódicamente la zona alrededor del enchufe de alimentación y la ranura de ventilación delmonitor.
Una acumulación de polvo, agua o aceite en el enchufe puede provocar un incendio.
Desenchufe la unidad antes de limpiarla.
Si limpia la unidad mientras está conectada a una toma de corriente, puede sufrir una descarga eléctrica.
Por razones de seguridad y para ahorrar energía, si tiene previsto no utilizar la unidad durante unperiodo de tiempo prolongado, apáguela y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
Este producto solo es apto para su uso en un entorno clínico, pero no para el contacto con un paciente.
Para usuarios del territorio del EEE y Suiza:
Cualquier incidente grave que ocurra relacionado con el dispositivo debe informarse al fabricante ya la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o paciente.

6

PRECAUCIONES

Aviso sobre este monitor
Uso previsto
Este producto ha sido concebido para mostrar y visualizar imágenes digitales para revisión, análisis
y diagnóstico por parte de profesionales médicos cualificados. No está indicado para mostrar
mamografías.
Atención• Este producto podría no estar cubierto por la garantía si se usa con fines distintos a los descritos en este
manual.
• Las especificaciones que aparecen en este manual solo son aplicables si se utilizan lo siguientes elementos:- Los cables de alimentación que se entregan con el producto- Los cables de señal especificados por nosotros• Con este producto deben usarse únicamente los productos opcionales fabricados o especificados por
nosotros.

Requisitos de instalación• Lea atentamente las “PRECAUCIONES” (página 3) y siga siempre las instrucciones.
• Cuando instale el monitor en un estante, asegúrese de que haya suficiente espacio a los lados,detrás y encima del monitor.

• Coloque el monitor de forma que la luz no interfiera con la pantalla.
• Si instala este producto sobre un escritorio lacado, el color puede adherirse a la parte inferiordel soporte debido a la composición de la goma. Compruebe la superficie del escritorio antes deusarlo.

Aviso sobre este monitor

7Mantenimiento• La calidad de visualización de los monitores depende del nivel de calidad de las señales deentrada y la degradación del producto. Se recomienda realizar comprobaciones diarias y pruebasde estabilidad periódicas para cumplir con los estándares/directrices médicos según su aplicación.
La utilización del software de control de calidad del monitor RadiCS le permite llevar a cabo un
control de calidad total de alto nivel que cumpla con los estándares/directrices médicos.
• Son necesarios unos 15 minutos para que el funcionamiento de las piezas eléctricas se estabilice.
Espere 15 minutos o más después de encender el monitor o de activarlo a partir del modo deahorro de energía y, a continuación, ajuste el monitor.
• El brillo en los monitores debe ajustarse a nivel bajo con el fin de reducir los cambios en laluminosidad provocados por el uso prolongado y para mantener una visualización estable.
Controle periódicamente la estabilidad del mismo. Si fuera necesario, calíbrelo. Para obtener más
información, consulte el Manual de usuario del software de control de calidad del monitor RadiCS/
RadiCS LE.
• Para mantener la precisión de medición del sensor delantero integrado, realice correlaciones
periódicas utilizando RadiCS/RadiCS LE.
• Algunas piezas (como el panel LCD) pueden deteriorarse a largo plazo. Compruebe periódicamente
que funcionan con normalidad.
• Cuando se cambia en pantalla la imagen que se ha estado visualizando durante un periodo detiempo prolongado, es posible que aparezca una imagen persistente. Utilice el salvapantallas o la
función de ahorro de energía para evitar que la misma imagen se vea en pantalla durante periodos
prolongados.
• Si el monitor está en funcionamiento continuo durante un largo período de tiempo, pueden
aparecer manchas oscuras o quemaduras. Para maximizar la vida útil del monitor, se recomienda
apagarlo periódicamente.
• La retroiluminación del panel LCD tiene una vida útil fija. Cuando la pantalla se oscurezca ocomience a parpadear, póngase en contacto con el representante local de EIZO.
• La pantalla puede tener píxeles defectuosos o un reducido número de puntos luminosos. Esto sedebe a las características del panel en sí y no es un mal funcionamiento del producto.
• No ejerza una presión fuerte sobre el panel ni sobre los bordes del marco, ya que ello podría dar
lugar a fallos en la visualización, como reflejos, etc. Una presión constante aplicada sobre el panel
puede deteriorarlo o dañarlo. (Si quedan marcas de presión en el panel, deje el monitor con una
pantalla blanca o negra. Puede que el síntoma desaparezca.)• No arañe ni presione el panel con objetos afilados, ya que ello podría dañarlo. No intente limpiarlo
con pañuelos de papel, ya que ello podría rayar el panel.
• Si el monitor está frío y lo traslada a una sala en la que la temperatura es elevada, o si latemperatura ambiente aumenta rápidamente, podría formarse condensación en las superficies
interiores y exteriores del monitor. En tal caso, no encienda el monitor. En lugar de ello, espere aque desaparezca la condensación; de lo contrario, podrían producirse daños en el monitor.

8

Aviso sobre este monitor

Limpieza
Se recomienda una limpieza periódica para mantener el monitor como nuevo y prolongar su vida útil.
Atención• No usar productos químicos de forma habitual. Los productos químicos como el alcohol y las soluciones
antisépticas pueden provocar variaciones en el brillo, manchas y decoloraciones en la unidad o en el panel,así como el deterioro de la calidad de la imagen.
• No utilice nunca disolventes, benceno, cera ni limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar la unidad o elpanel.
• No permita que el monitor entre en contacto directo con productos químicos.
Nota• Se recomienda el limpiador opcional ScreenCleaner para limpiar la superficie del panel y la unidad.

Para limpiar la carcasa o la superficie del panel, pase con cuidado por encima un paño suave
humedecido con un poco de agua o con alguno de los productos químicos que se relacionan más
abajo.

Productos químicos que se pueden utilizar para la limpieza
Nombre del compuesto

Nombre del producto

EtanolEtanolAlcohol isopropílico

Alcohol isopropílico

Clorhexidina

Hibitane

Hipoclorito de sodio

Purelox

Cloruro de benzalconio

WelpasAlquildiaminoetilglicina

Tego 51

Glutaral

Sterihyde

GlutaralCidex Plus28

Para un uso cómodo del monitor• Mirar el monitor durante periodos prolongados de tiempo cansa la vista. Haga una pausa de
10 minutos cada hora.
• Mire la pantalla desde la distancia y el ángulo adecuados.

Aviso sobre este monitor

9ÍNDICE
PRECAUCIONES.................................................... 3
IMPORTANTE............................................................. 3

Aviso sobre este monitor...................................... 7ÍNDICE................................................................... 10
Capítulo 1 Introducción..................................... 11
1-1.

Características..............................................11

1-2.

Contenido del paquete.................................12

1-3.

●
●

EIZO LCD Utility Disk...................................12
Contenido del disco y descripción delsoftware...........................................................12
Uso de RadiCS LE..........................................12

1-4.

Controles y funciones..................................13

1-5.

Resoluciones compatibles..........................14

Capítulo 2 Conexión........................................... 15
2-1.

Conexión de los cables................................15

2-2.

Utilización del USB (Bus serial universal)....17● Entorno del sistema necesario.......................17● Procedimiento de conexión(Instalación de la función USB).......................18

Capítulo 3 Instalación........................................ 19
3-1.

Ajuste de la altura y el ángulo de lapantalla...........................................................193-2.

Instalación del brazo................................... 20

Capítulo 4 Resolución de problemas............... 21
Capítulo 5 Especificaciones............................. 23
5-1.

Lista de especificaciones........................... 23

5-2.

Configuración principal por defecto......... 24

5-3.

Dimensiones................................................. 25

5-4.

Accesorios.................................................... 25

Capítulo 6 Glosario............................................ 26
Apéndice............................................................... 28
Marcas comerciales................................................ 28
Licencia.................................................................... 29
Estándar médico..................................................... 29
Información sobre compatibilidad
electromagnética (CEM)......................................... 3010ÍNDICE

Capítulo 1 Introducción
Gracias por haber elegido un monitor LCD en color de EIZO.

1-1. Características• 21,3 pulgadas• Admite una resolución de 2 megapíxeles (vertical: 1200 × 1600 puntos (H × V))• Utiliza un panel de alto contraste (1400 : 1).
Permite visualizar las imágenes con nitidez.

• Compatible con DisplayPort (aplicable a 8 bits o 10 bits; no se aplica a señales de audio).
• La función en cadena margarita incluida permite que varios monitores estén conectados con el
cable DisplayPort.
Se necesita una tarjeta gráfica compatible con DisplayPort1.2. Para obtener más información, consulte lapágina web de EIZO. http://www.eizoglobal.com• La función CAL Switch permite que el usuario seleccione el modo de visualización óptimo para la
imagen mostrada.
Consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).

• Pantalla seleccionable que cumple con la parte 14 de DICOM (página 26).
• Se incluye el software de control de calidad “RadiCS LE” utilizado para calibrar el monitor ygestionar el historial.
Consulte “1-3. EIZO LCD Utility Disk” (página 12).

• Función de ahorro de energía.

Este producto está equipado con una función de ahorro de energía.

- No consume energía cuando el interruptor de alimentación principal está apagado.
Equipado con un interruptor de alimentación principal.
Cuando no utilice el monitor, puede apagarlo de forma que se corte la alimentación completamente.

- Sensor presencia

El sensor del lado delantero del monitor detecta el movimiento de la persona. Cuando la persona se alejadel monitor, el monitor pasa automáticamente al modo de ahorro de energía y no muestra imágenes en lapantalla. Por lo tanto, esta función reduce el consumo de energía.
Consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).

• Perfil bajo y diseño ligero• Panel LCD con luz de fondo LED de larga vida útil.
• Sensor de luz ambiental integrado.

Según el entorno de que se trate, el sensor puede indicar valores distintos de los medidos por un medidor
de iluminancia independiente. Para usar este sensor, se necesita el software de control de calidad “RadiCS/
RadiCS LE”, y la medición se activa cuando el usuario utiliza el menú correspondiente. Para obtener más
información sobre el valor medido y cómo ejecutar la medición, consulte el Manual del usuario de RadiCS/
RadiCS LE (en el CD-ROM).

Capítulo 1 Introducción111-2. Contenido del paqueteCompruebe que todos los elementos siguientes estén incluidos en la caja. Si falta algo o alguno de loselementos está dañado, póngase en contacto con el representante local de EIZO.
Nota• Conserve la caja y los materiales de embalaje para utilizarlos en futuros desplazamientos o transportes del monitor.
• Monitor• Cable de alimentación• Cable USB: UU300• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Instrucciones de uso (este manual)• Cable de señal digital: PP300
DisplayPort – DisplayPort• Cable de señal digital: DD300
DVI-DVI (Single Link)

1-3. EIZO LCD Utility Disk
Con este producto se entrega un “EIZO LCD Utility Disk” (CD-ROM). En la tabla siguiente se muestra elcontenido del disco y una descripción de los programas de software.

● Contenido del disco y descripción del software

El disco incluye el software de control de calidad y el Manual del usuario. txt del disco para obtener
información sobre los procedimientos para iniciar el software o acceder a los archivos.
Contenido

ResumenArchivo Readme.txt
RadiCS LE (para Windows)

Software de control de calidad para calibrar el monitor y gestionar
el historial de calibración.

Manual de instalación de este monitor (archivo PDF)
“Instrucciones de uso” de este monitor (archivo PDF)

● Uso de RadiCS LE

Para instalar y usar RadiCS LE, consulte el Manual del usuario que viene en el disco.
Al utilizar este software, deberá conectar un PC al monitor por medio del cable USB incluido(Consulte “2-2. Utilización del USB (Bus serial universal)” (página 17)).
Nota• La comunicación DDC le permite usar RadiCS LE sin tener que emplear el cable USB. Para obtener más
información sobre cómo configurar la comunicación DDC, consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).

12

Capítulo 1 Introducción

1-4. Controles y funciones
1

2
Aprox. 30˚,

12
13

6

15

14
Menú de ajuste*1

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Sensor delantero
integrado (Móvil)Se utiliza para calibración y comprobación de escala de grises.

2. Sensor de luz ambiental

Mide la iluminación del entorno.

3. Sensor presencia

Detecta el movimiento de una persona situada delante del monitor.

4. Interruptores defuncionamiento

Muestra el menú. Siga la guía para efectuar las funciones deseadas.

5.

Interruptor

11• Enciende o apaga la unidad.
• Indica el estado operativo en que se encuentra el monitor.
Verde: En funcionamiento, Naranja: Modo de ahorro de energía,
Apagado: Alimentación principal/alimentación apagada

6. Puerto USB de bajada

Conecta un dispositivo periférico USB.

7. Puerto USB de subida

Conecta el cable USB para utilizar el software que necesita conexión USB, o para
utilizar la función hub del USB.

8. Conector DVI-D

Conéctelo al PC.

9. Conector de entrada
DisplayPort

Conéctelo al PC. Para establecer una conexión en cadena margarita, conecte elcable al conector de salida de un monitor de subida.

10. Conector de salida
DisplayPort

Para establecer una conexión en cadena margarita, conecte el cable al conector deentrada de un monitor de bajada.

11. Conector de alimentación Se utiliza para conectar el cable de alimentación del adaptador de CA.
12. Interruptor dealimentación principal

Enciende o apaga la alimentación principal.

13. Soporte

Se utiliza para ajustar la altura y el ángulo de la pantalla del monitor.
: Apagada : Encendida

14. Ranura de bloqueo deseguridad

Este bloqueo admite el sistema de seguridad MicroSaver de Kensington.

15. Portacables

Cubre los cables del monitor.

*1 Para obtener instrucciones de uso, consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).

Capítulo 1 Introducción131-5. Resoluciones compatibles
El monitor admite las siguientes resoluciones.
√ : admitida

Resolución

Frecuencia de barrido
vertical

720 × 400
70 Hz
640 × 480
60 Hz
800 × 600
60 Hz
1024 × 768
60 Hz
1280 × 1024
60 Hz
1200 × 1600
60 Hz
1600 × 1200
60 Hz
*1 También es válido para 10 bits.

14

Capítulo 1 Introducción

DisplayPort

*1

DVI

VerticalHorizontal

VerticalHorizontal

√
√
√
√
√
-

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
-

√
√
√
√
√
√

Capítulo 2 Conexión
2-1. Conexión de los cables
Atención• Compruebe que el PC y el monitor están apagados.
• Si sustituye su monitor actual por este otro, consulte “1-5. Resoluciones compatibles” (página 14) para cambiar
en el ordenador los valores de configuración de la resolución y la frecuencia de barrido vertical por los que estén
disponibles para este monitor antes de proceder a la conexión.

1. Gire la pantalla del monitor 90˚ en dirección de las agujas del reloj.
La posición horizontal es la orientación predeterminada del monitor.
Atención• Antes de girar la pantalla del monitor, elévela hasta su posición más alta.

2. Conecte los cables de señal.

Compruebe las formas de los conectores y conecte los cables. Una vez conectado el cable DVI,
apriete los elementos de sujeción para fijar el conector.
Conexión a un único ordenador
Atención• Los conectores DisplayPort del monitor cuentan con entrada
ordenador, conecte el cable al conector de entrada.

y salida. Cuando conecte el monitor a un

Cable de señal:
DD300
Cable de señal:
PP300

o bienCapítulo 2 Conexión

15

Conexión a varios ordenadores
Para obtener más información sobre cómo cambiar las señales de entrada, consulte el Manual de instalación(en el CD-ROM).

Cable de señal: DD300
Cable de señal: PP300

Conexión de varios monitores en cadena de margarita
Atención• Visite la página web de EIZO para obtener más información sobre los monitores y tarjetas gráficas que
pueden utilizarse para una conexión en cadena margarita: http://www.eizoglobal.com• Retire la tapa deantes de conectar el cable de señal.

Conexión a un PC
Cable de señal: PP300

16

Capítulo 2 Conexión

Cable de señal: PP300

Cable de señal: PP200

3. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente y al conector dealimentación del monitor.

4. Conecte el cable USB cuando utilice RadiCS LE.

Para más información sobre la conexión al puerto USB de subida, consulte “2-2. Utilización del USB(Bus serial universal)” (página 17).
Conexión al monitor

Conexión a un PC

Nota• La comunicación DDC le permite usar RadiCS LE sin tener que emplear el cable USB. Para obtener más
información sobre cómo configurar la comunicación DDC, consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).

5. Pulsepara encender el monitor.

El indicador de alimentación del monitor se ilumina en verde.

6. Encienda el PC.

Aparece la imagen de pantalla.
Si no aparece ninguna imagen, consulte “Capítulo 4 Resolución de problemas” (página 21) paraobtener más información.
Atención• Se recomienda apagar el monitor por medio del botón de alimentación para obtener el máximo ahorro deenergía. Cuando no utilice el monitor, puede apagarlo o desconectarlo del enchufe de forma que se corte laalimentación completamente.
Nota• Para maximizar la vida útil del monitor y minimizar el deterioro de la luminancia así como el consumo deenergía, haga lo siguiente:- Use la función de ahorro de energía del PC.
- Cuando haya terminado de utilizar el monitor y el PC, apáguelos.

2-2. Utilización del USB (Bus serial universal)
Este monitor tiene un hub compatible con USB. En caso de estar conectado a un PC compatible con
USB u otro hub USB, este monitor funciona como un hub USB, lo cual permite que se conecte a
dispositivos USB periféricos.

● Entorno del sistema necesario• Un PC equipado con un puerto USB u otro hub USB conectado a un PC compatible con USB.
• Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP o Mac OS X
10.2 o posterior• Cable USB
Atención• Este monitor puede que no funcione dependiendo del PC, SO o dispositivos periféricos que se utilicen. Para
conocer la compatibilidad con USB de los dispositivos periféricos, póngase en contacto con sus fabricantes.
• Los dispositivos conectados al puerto USB de bajada siguen funcionando cuando el monitor está en modo
de ahorro de energía o cuando se apaga usando solo el botón de encendido del monitor. Por tanto, el
consumo energético del monitor varía en los dispositivos conectados, incluso en el modo ahorro de energía.
• Cuando el interruptor de alimentación principal está en Off, no funcionarán el dispositivo conectado al puerto
USB.

Capítulo 2 Conexión17

● Procedimiento de conexión (Instalación de la función USB)

1. Primero, conecte el monitor a un PC utilizando el cable de señal y, a continuación, encienda elPC.
2. Conecte el cable USB proporcionado entre el puerto USB de bajada de un PC compatible con
USB (u otro hub USB) y el puerto USB de subida del monitor.
La función hub del USB se instala automáticamente al conectar el cable USB.

3. Conecte el dispositivo periférico de USB al puerto USB de bajada del monitor.
Puerto USB
de bajada

18

Capítulo 2 Conexión

Puerto USB
de subida

Capítulo 3 Instalación
3-1. Ajuste de la altura y el ángulo de la pantalla
Sujete los extremos izquierdo y derecho del monitor con ambas manos para regular la altura, la
inclinación y el giro de la pantalla y conseguir la posición de trabajo óptima.

Atención• Una vez llevado a cabo el ajuste, asegúrese de que los cables están conectados correctamente, y páselos por el
portacables.

Capítulo 3 Instalación193-2. Instalación del brazo
Se puede instalar un brazo opcional (o un soporte opcional) quitando el área del soporte. Para ver losbrazos opcionales (o soportes opcionales) compatibles, consulte la página web de EIZO:
http://www.eizoglobal.com
Atención• Si desea instalar un brazo o un soporte, siga las instrucciones del Manual del usuario.
• Cuando utilice un brazo o soporte de otro fabricante, confirme lo siguiente por adelantado, y elija uno que seajuste a los estándares de VESA.
- Espacio entre los orificios de los tornillos: 100 mm × 100 mm- Montaje VESA del brazo o soporte, dimensiones externas: 122 mm × 122 mm o menos- Suficientemente fuerte para soportar el peso de la unidad del monitor (excepto el soporte) y accesorios comocables.
• Cuando utilice un brazo o soporte de otro fabricante, utilice los siguientes tornillos para fijarlo.
- Tornillos para fijar el soporte al monitor• Cuando utilice un brazo o soporte, colóquelo de forma que coincida con los siguientes ángulos de inclinación.
- Hacia arriba 45˚, hacia abajo 45˚ (cuando se utiliza el modo vertical y cuando se rota 90˚ en sentido contrario alde las agujas del reloj para la visualización horizontal)• Conecte los cables después de instalar el brazo o soporte.
• No mueva el soporte que ha quitado hacia arriba o hacia abajo. Esto podría producir lesiones o daños en el
dispositivo.
• El monitor y el brazo o soporte son pesados. Si caen al suelo, podrían producirse lesiones o daños en el equipo.
• Compruebe periódicamente que los tornillos estén bien apretados. Si no están suficientemente apretados, elmonitor se puede soltar del brazo, lo que puede provocar lesiones o daños en el equipo.

Procedimiento

1. Deje el monitor LCD sobre una tela suave extendida en una superficie establecon la superficie del panel hacia abajo.

2. Retire el soporte.

Prepare un destornillador. Afloje los tornillos (cuatro) que fijan la unidad y el soporte con el
destornillador.

3. Instale el brazo o soporte al monitor.

Use los tornillos que ha quitado en el paso 2 para fijar el brazo (o soporte) al monitor.

20

Capítulo 3 Instalación

Capítulo 4 Resolución de problemas
Si no logra resolver algún problema después de haber puesto en práctica las soluciones propuestas,póngase en contacto con el representante local de EIZO.
Problema

Posible causa y solución

1. No aparece ninguna imagen• El indicador de alimentación no se ilumina.

• Compruebe si el cable de alimentación está conectado
correctamente.
• Encienda el interruptor de alimentación principal.
• Pulse .
• Desconecte la alimentación principal y vuelva aconectarla.

• El indicador de alimentación se ilumina
en verde.

• Aumente el “Brillo”, el “Contraste” o la “Ganancia” en elmenú de ajuste. Para obtener más información, consulte
el Manual de instalación (en el CD-ROM).
• Desconecte la alimentación principal y vuelva aconectarla.

• El indicador de alimentación se ilumina
en naranja.

• Cambie la señal de entrada. Para obtener más
información, consulte el Manual de instalación (en el CDROM).
• Mueva el ratón o pulse cualquier tecla del teclado.
• Compruebe si el PC está encendido.
• Si el Sensor presencia se ha ajustado en “On”, el monitor
puede haber pasado al modo de ahorro de energía.
Acérquese al monitor.
• Compruebe que el cable de señal está conectado apara la entrada de la señal DisplayPort.
se utiliza parala salida cuando se establece una conexión en cadena
margarita.
• Desconecte la alimentación principal y vuelva aconectarla.

• El indicador de alimentación parpadea
en naranja y verde.

• Conecte mediante los cables de señal especificados por
EIZO. Desconecte la alimentación principal y vuelva aconectarla.
• Cuando esté conectado a DisplayPort, cambie la versiónde DisplayPort a 1.1. Para obtener más información,
consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).

2. Aparece el mensaje que se muestra
a continuación.
• Este mensaje aparece cuando no hay ninguna
señal de entrada.
Ejemplo:

Este mensaje aparece cuando la señal no llega
correctamente, aunque el monitor funcione bien.
• Puede aparecer el mensaje que se muestra a la izquierda,
ya que algunos PC no emiten la señal justo después dehaberse encendido.
• Compruebe si el PC está encendido.
• Compruebe que el cable de señal está conectado
correctamente.
• Cambie la señal de entrada. Para obtener más
información, consulte el Manual de instalación (en el CDROM).
• Cuando esté conectado a DisplayPort, cambie la versiónde DisplayPort a 1.1.
• Compruebe que el cable de señal está conectado apara la entrada de la señal DisplayPort.
se utiliza parala salida cuando se establece una conexión en cadena
margarita.
• Desconecte la alimentación principal y vuelva aconectarla.

Capítulo 4 Resolución de problemas

21

22

Problema

Posible causa y solución• Este mensaje indica que la señal deentrada está fuera del rango de frecuencias
especificado. (Dicha frecuencia de señal sevisualiza en magenta.)
Ejemplo:• Compruebe si el PC está configurado para satisfacer losrequisitos de resolución y frecuencia de barrido verticaldel monitor (consulte “1-5. Resoluciones compatibles”(página 14)).
• Reinicie el PC.
• Utilice el software de la tarjeta gráfica para seleccionar elajuste adecuado. Consulte el manual de la tarjeta gráfica
para obtener más información.

Capítulo 4 Resolución de problemasCapítulo 5 Especificaciones
5-1. Lista de especificaciones
Panel LCD

Tipo

RX250

IPS (antirreflejos)

RX250-AR IPS (antirreflexión)Luz de fondo

LED

Tamaño54,0 cm (21,3 pulgadas)

Resolución

2 megapíxeles (orientación vertical: 1200 puntos × 1600 líneas
(H × V))Área de visualización(H × V)

324,0 mm × 432,0 mm (orientación vertical)

Tamaño de píxel

0,270 mm

Colores de visualización

10 bits (DisplayPort): 1073,74 millones de colores (máx.)Ángulos de visualización(H/V, típico)

178˚ / 178˚

Brillo recomendado

400 cd/m2

Tiempo de respuesta(típico)20 ms (negro -> blanco -> negro)

8 bits (DVI): 16,77 millones de colores.

Señales de vídeo Conectores de entrada

USB
Energía

Especificaciones
físicas

DVI-D (Single link) × 1, DisplayPort × 1

Terminal de salida

DisplayPort × 1

Frecuencia de barrido
digital(H/V)

31 kHz - 100 kHz / 59 Hz - 61 Hz (VGA TEXT: 69 Hz - 71 Hz)
Modo de sincronización de trama: 59 Hz - 61 Hz

Frecuencia del reloj depuntos25,0 MHz - 164,5 MHz

PuertoPuerto de subida × 1, puerto de bajada × 2

Estándar

Especificación USB revisión 2.0

Entrada100 - 240 VCA +/-10 %, 50/60 Hz 0,80 A - 0,35 A

Consumo energético
máximo79 W o menos

Modo de ahorro deenergía

1,0 W omenos

(Cuando se utiliza la entrada DVI, no hay conectado
ningún USB, “Detección entrada autom.”: “Off”, “Ahorro
ener.”: “Alto”, “DDC”: “Off”, “DC5V Output”: “Off”, “DPPower Save”: “On”, “versión de DisplayPort”: “1.1”, no
hay ninguna carga externa conectada)

Modo de espera

1,0 W omenos

(Cuando no hay ningún dispositivo USB conectado,“DP Power Save”: “On”, “DC5V Output”: “Off”, “versiónde DisplayPort”: “1.1”, “DDC”: “Off”, no hay ninguna
carga externa conectada)

Dimensiones

361.0 mm × 510,5 - 600,5 mm × 267,0 mm ( anch. × alt. × prof. )(inclinación: 30˚)Dimensiones (sin soporte) 361 mm × 465 mm × 78 mm ( anch. × alt. × prof. )Peso neto

Aprox. 8,2 kg

Peso neto (sin soporte)

Aprox. 5,4 kg

Rango de ajuste de altura 90 mm (inclinación: 0˚)
Inclinación

Hacia arriba 30˚, hacia abajo 5˚

Giro

70˚

Rotación

90˚ (en sentido contrario al de las agujas del reloj para lavisualización vertical)

Capítulo 5 Especificaciones

23

Requisitos
ambientales defuncionamiento
Requisitos
ambientales
de transporte/
almacenamiento

Temperatura

0 ˚C a 35 ˚C (32 ˚F a 95 ˚F)

HumedadDel 20 % al 80 % H.R. (sin condensación)

Presión atmosférica

De 540 hPa a 1060 hPa

Temperatura-20 ˚C a 60 ˚C (32 ˚F a 95 ˚F)

HumedadDel 10 % al 90 % H.R. (sin condensación)

Presión atmosférica

De 200 hPa a 1060 hPa

5-2. Configuración principal por defecto
CAL Switch Mode: La configuración predeterminada de fábrica de la pantalla es el modo
DICOM.
Modo

BrilloTemperatura

Valor de gamma Hybrid Gamma PXL

1-DICOM

400 cd/m

27500 K

DICOM

apagada2-CAL1400 cd/m2

7500 K

2.2

apagada3-CAL227500 K

DICOM

apagada7500 K

2.2- (deshabilitado)

sRGB

sRGB

- (deshabilitado)

6500 K

2.2- (deshabilitado)

300 cd/m

2

4-CustomAprox. 300 cd/m

5-sRGB

Aprox. 250 cd/m2

6-TextAprox. 100 cd/m

2

Otros
Ampliación de imagen

Punto por punto

Detección entrada autom.

apagadaAhorro ener.

Alto

Indicador

4

Sensor presencia

apagadaIdiomasEnglish*1

apagadaLogotipo en pantalla*1

Rotación imagen

Vertical

DDC*1

Automático

DC5V Output*1

apagada*1

apagadaDP Power Save

Adver. esc. grises*1
Sharpness Recovery

Encendida*1

Versión de DisplayPort

Encendida*1

1.2*1 Estos menús no pueden inicializarse con “Restablecer monitor”. (Consulte el Manual de instalación (en el
CD-ROM)).

24

Capítulo 5 Especificaciones

5-3. Dimensiones

78

45

5˚

(600.5)30˚Unidad: mm

70˚

(267)

(17.7)(130.5)100(130.5)(182.5)361
325.6(15.7)(17.7)

4xM4100(182.5)

90

13

17.5

(15.7)(430.5-520.5)
433.6
465
(482.5-572.5)

˚
90
281

32.5
200

5-4. Accesorios
Kit de calibración
Software de gestión del control decalidad de la red
Kit de limpieza
Protector del panel LCD

EIZO “RadiCS UX1” ver. 4.4.2 o posterior
EIZO “RadiCS Version Up Kit” ver. 4.4.2 o posterior
EIZO “RadiNET Pro” ver. 4.4.2 o posterior
EIZO “RadiNET Pro Lite” ver. 4.4.2 o posterior
EIZO “ScreenCleaner”
EIZO “RP-915”

Para obtener información actualizada sobre los accesorios y sobre la tarjeta gráfica compatible másreciente, consulte nuestro sitio web.
http://www.eizoglobal.com

Capítulo 5 Especificaciones

25

Capítulo 6 Glosario
Conexión en cadena margarita
Un método para conectar dos o más monitores a un PC en una cadena margarita.

DDC (Display Data Channel) (canal de datos para visualización)
VESA creó la norma que estandariza la comunicación interactiva de la información deconfiguración, etc., entre un PC y el monitor.

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine)(imágenes y comunicaciones digitales en medicina)
El estándar DICOM fue desarrollado por el American College of Radiology (colegio estadounidense
de radiología) y la National Electrical Manufacturer’s Association (asociación de fabricantes eléctricos)
de ese país.
La conexión de dispositivos compatibles con DICOM permite la transferencia de imágenes y datos
médicos. En la Parte 14 de DICOM define la visualización de imágenes médicas digitales en
escala de grises.

DisplayPort
Esta es la interfaz estándar para las señales de imagen estandarizadas según VESA. Se ha
desarrollado para sustituir las interfaces DVI y analógicas convencionales, y puede transmitir
señales de alta resolución y señales de sonido, que DVI no admite. También es compatible concolores de 10 bits, tecnología de protección de derechos de autor, cables largos, etc. Se han
estandarizado los conectores de tamaño estándar y mini.

DVI (Digital Visual Interface) (interfaz digital visual)
DVI es un estándar de interfaz digital. DVI permite la transmisión directa sin pérdidas de los datos
digitales del PC.
Adopta el sistema de transmisión TMDS y conectores DVI. Hay dos tipos de conectores DVI. Uno
es un conector DVI-D para entrada de señales digitales únicamente. El otro es un conector DVI-I
para entradas de señales tanto digitales como analógicas.

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)(gestión de energía de monitores digitales DVI)
DVI DMPM es una función de interfaz digital para el ahorro de energía. El modo de funcionamiento“Monitor encendido” y el modo de ahorro de energía “Apagado activo” son indispensables para que
DVI DMPM sirva como modo de energía del monitor.

Ganancia
Se usa para ajustar los parámetros de color correspondientes a los colores rojo, verde y azul. Los
monitores LCD muestran el color haciendo pasar la luz a través del filtro de color del panel. El rojo,
el verde y el azul son los tres colores primarios. Todos los colores que se visualizan en la pantalla
son una combinación de estos tres colores. El tono del color se puede cambiar ajustando laintensidad de la luz (volumen) que pasa por el filtro de cada color.

26

Capítulo 6 GlosarioGammaPor lo general, la relación entre el brillo del monitor y el nivel de señal de entrada no es lineal; esto
se denomina la “Característica Gamma”. Un valor bajo de gamma genera una imagen de bajo
contraste, mientras que un valor alto de gamma genera una imagen de alto contraste.

Resolución
El panel LCD consta de numerosos píxeles de un tamaño específico que se iluminan para formar
imágenes. Este monitor cuenta con 1200 píxeles horizontales y 1600 píxeles verticales. Por tanto,
si la resolución combinada de la pantalla izquierda con la pantalla derecha es 1200 × 1600, todos
los píxeles se encienden como en una pantalla completa (1:1).

sRGB (estándar RGB)
Estándar internacional para la reproducción de color y el espacio de color entre dispositivos
periféricos (como monitores, impresoras, cámaras digitales, escáneres). De la misma que se busca
la correspondencia de los colores para Internet, los colores pueden mostrarse en tonos cercanos
a aquellos de los dispositivos de transmisión y recepción.

Temperatura
La temperatura del color es un método que se usa para medir el tono del color blanco; por lo
general, se expresa en grados Kelvin. La pantalla se vuelve rojiza a baja temperatura y azulada aalta temperatura, al igual que sucede con la temperatura de la llama.
5000 K: blanco levemente rojizo
6500 K: blanco definido como el color equilibrado de la luz del día
9300 K: blanco levemente azulado

Capítulo 6 Glosario

27

Apéndice
Marcas comerciales
Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas
comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing, LLC en Estados Unidos y otros países.
El logotipo de compatibilidad con DisplayPort y VESA son marcas registradas de Video Electronics
Standards Association.
Acrobat, Adobe, Adobe AIR y Photoshop son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en
Estados Unidos y otros países.
AMD Athlon y AMD Opteron son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc.
Apple, ColorSync, eMac, iBook, iMac, iPad, Mac, MacBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook y
QuickTime son marcas registradas de Apple Inc.
ColorMunki, Eye-One y X-Rite son marcas registradas o marcas comerciales de X-Rite Incorporated en
Estados Unidos y/u otros países.
ColorVision y ColorVision Spyder2 son marcas registradas de DataColor Holding AG en Estados
Unidos.
Spyder3 y Spyder4 son marcas comerciales de DataColor Holding AG.
ENERGY STAR es una marca comercial registrada de la Agencia de protección del medio ambiente deEstados Unidos en Estados Unidos y otros países.
GRACoL e IDEAlliance son marcas registradas de International Digital Enterprise Alliance.
Linux es una marca comercial registrada de Linus Torvalds.
NEC es una marca comercial registrada de NEC Corporation.
PC-9801 y PC-9821 son marcas comerciales de NEC Corporation.
NextWindow es una marca comercial de NextWindow Ltd.
Intel, Intel Core, Pentium y Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos
u otros países.
PowerPC es una marca comercial registrada de International Business Machines Corporation.
PlayStation es una marca comercial registrada de Sony Computer Entertainment Inc.
PSP y PS3 son marcas comerciales de Sony Computer Entertainment Inc.
RealPlayer es una marca comercial registrada de RealNetworks, Inc.
Red Hat es una marca registrada de Red Hat, Inc.
TouchWare es una marca comercial de 3M Touch Systems, Inc.
Windows, Windows Media, Windows Vista, SQL Server y Xbox 360 son marcas registradas de Microsoft
Corporation en Estados Unidos y otros países.
YouTube es una marca comercial registrada de Google Inc.
Firefox es una marca comercial registrada de Mozilla Foundation.
Kensington y MicroSaver son marcas comerciales registradas de ACCO Brands Corporation.
EIZO, el logotipo de EIZO, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET,
Raptor y ScreenManager son marcas registradas de EIZO Corporation en Japón y otros países.
ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO ScreenSlicer, i • Sound, Screen Administrator y
UniColor Pro son marcas comerciales de EIZO Corporation.
El resto de los nombres de empresas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus
respectivos propietarios.

28

Apéndice

Licencia
Los caracteres que aparecen en este producto utilizan una fuente de mapa de bits negrita, gótica yredonda diseñada por Ricoh.

Estándar médico
• Deberá garantizarse que el sistema final cumpla con los requisitos de la norma IEC60601-1-1.
• Los equipos alimentados por energía eléctrica pueden emitir ondas electromagnéticas, que podrían
influir en, limitar o causar un mal funcionamiento del monitor. Instale el equipo en un entorno
controlado en el que se eviten tales efectos.

Clasificación del equipo-

Tipo de protección frente a descargas eléctricas: Clase I
Clase CEM: EN60601-1-2:2015 Grupo 1, Clase B
Clasificación del producto sanitario (UE): Clase I
Modo de funcionamiento: continuo
Clase IP: IPX0

Apéndice29

Información sobre compatibilidad electromagnética (CEM)
El funcionamiento de la serie RadiForce permite mostrar imágenes correctamente.

Entornos de uso previsto
La serie RadiForce está diseñada para su uso en entornos sanitarios profesionales tales comoclínicas u hospitales.
Los siguientes entornos no son convenientes para utilizar la serie RadiForce:• Entornos de asistencia sanitaria doméstica• Cerca de equipos quirúrgicos de alta frecuencia como un bisturí electroquirúrgico• Cerca de equipos terapéuticos de onda corta• En habitaciones protegidas contra señales de RF de sistemas médicos para IRM• En entornos específicos protegidos• En vehículos, entre otros, ambulancias• Otros entornos específicos

ADVERTENCIA
La serie RadiForce exige adoptar precauciones especiales con respecto a la CEM y se debe instalar.
Es necesario leer detenidamente la información sobre CEM y la sección “PRECAUCIONES” de este
documento. Además, se deben respetar y seguir las instrucciones al instalar y utilizar el producto.
La serie RadiForce no debe usarse pegado a otros equipos ni montado encima o debajo de otros
equipos. Si fuera necesario su uso de tal manera, deberá observarse el equipo o el sistema para
comprobar que funciona con normalidad en la configuración en la que será utilizado.
Si utiliza un equipo de comunicación por RF portátil, manténgalo a 30 cm (12 pulgadas) o más decualquier pieza, incluidos los cables, de la serie RadiForce. De lo contrario, podría producirse una
degradación del rendimiento de este equipo.
La persona que conecte equipos adicionales a las entradas o salidas de señal en la configuraciónde un sistema médico será responsable de que el sistema cumpla con los requisitos estipulados en
IEC/EN60601-1-2.
Asegúrese de utilizar los cables suministrados con el producto o cables especificados por EIZO.
El uso de otros cables distintos a los especificados o suministrados por EIZO puede provocar unincremento de las emisiones electromagnéticas o una reducción de la inmunidad electromagnética
de este equipo, así como un funcionamiento incorrecto.
Cable

Cables especificados Longitud máx. Protección
por EIZO
del cable

Núcleo de ferrita

Cable de señal (DisplayPort)

PP300 / PP200

3m

Protegido

Con núcleos de ferrita

Cable de señal (DVI-D)

DD300 / FD-C39

3m

Protegido

Con núcleos de ferrita

Cable USB

UU300 / MD-C93

3m

Protegido

Con núcleos de ferrita

Cable de alimentación (de tierra)-

3m

Sin protección

Sin núcleos de ferrita

30

ApéndiceDescripciones técnicas
Emisiones electromagnéticas

La serie RadiForce ha sido diseñada para su uso en el entorno electromagnético que se indica a continuación.
El cliente o el usuario de la serie RadiForce debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno

Prueba deemisiones

Cumplimiento

Pautas sobre el entorno electromagnético

Emisiones de RF
CISPR11/EN55011

Grupo 1La serie RadiForce usa energía de RF solo para su funcionamiento interno.
Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causeninterferencias en los equipos electrónicos cercanos.

Emisiones de RF
CISPR11/EN55011

Clase B

Emisiones dearmónicos
IEC/EN61000-3-2

Clase DLa serie RadiForce es apta para su uso en todos los ámbitos, incluidos losresidenciales y los conectados directamente a la red eléctrica pública de baja
tensión que abastece a los edificios destinados al uso doméstico.

Fluctuaciones detensión/emisiones
de parpadeos
IEC/EN61000-3-3

CumpleInmunidad electromagnética
La serie RadiForce ha sido probada en los siguientes niveles de conformidad según los requisitos de ensayo para losentornos sanitarios profesionales especificados en IEC/EN60601-1-2.
El cliente o el usuario de la serie RadiForce debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

Ensayo deinmunidad

Nivel de ensayo para
entornos sanitarios
profesionales

Nivel deconformidad

Pautas sobre el entorno
electromagnético

Descarga
electrostática (ESD)
IEC/EN61000-4-2

descarga de contacto de±8 kVdescarga de aire de±15 kV

descarga de contacto de±8 kVdescarga de aire de±15 kVLos suelos deben ser de madera, hormigóno baldosas cerámicas. Si los suelos están
recubiertos de algún material sintético, la
humedad relativa debe ser al menos del 30 %.

Transitorios
eléctricos rápidos/en ráfagas
IEC/EN61000-4-4

líneas eléctricas de ±2 kV líneas eléctricas de ±2 kV La calidad de la corriente suministrada por lalíneas de entrada/salidalíneas de entrada/salida
red eléctrica debe ser la habitual en entornos
de ±1 kVde ±1 kVcomerciales u hospitalarios normales.

Sobretensión
IEC/EN61000-4-5±1 kV línea a línea±2 kV línea a tierra±1 kV línea a línea±2 kV línea a tierra

La calidad de la corriente suministrada por la
red eléctrica debe ser la habitual en entornos
comerciales u hospitalarios normales.

Caídas de tensión,interrupciones
breves y variaciones
de tensión en las
líneas de suministro
de energía eléctrica
IEC/EN61000-4-11

0 % UT (caída del 100 %en UT) 0,5 ciclos y 1 ciclo
70 % UT (caída del 30 %en UT) 25 ciclos
0 % UT (caída del 100 %en UT) 5 s

0 % UT (caída del 100 %en UT) 0,5 ciclos y 1 ciclo
70 % UT (caída del 30 %en UT) 25 ciclos
0 % UT (caída del 100 %en UT) 5 s

La calidad de la corriente suministrada por la
red eléctrica debe ser la habitual en entornos
comerciales u hospitalarios normales. Si elusuario de la serie RadiForce necesita queel dispositivo siga funcionando a pesar deque haya cortes en el suministro de la red deenergía eléctrica, se recomienda conectar laserie RadiForce a un sistema de alimentación
ininterrumpida o una batería..

30 A/mLos campos magnéticos a frecuencia
de red deben encontrarse en los niveles
característicos de una instalación típica en un
entorno comercial u hospitalario normal. El
producto debe mantenerse a unos 15 cm, comomínimo, de la fuente de campos magnéticos a
frecuencia de red durante su uso.

Campos magnéticos 30 A/m
a frecuencia de red (50/60 Hz)
IEC/EN61000-4-8

Apéndice

31

Inmunidad electromagnética
La serie RadiForce ha sido probada en los siguientes niveles de conformidad según los requisitos de ensayo para losentornos sanitarios profesionales especificados en IEC/EN60601-1-2.
El cliente o el usuario de la serie RadiForce debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

Ensayo deinmunidad

Nivel de ensayo para
entornos sanitarios
profesionales

Nivel deconformidad

Pautas sobre el entorno
electromagnético
Los equipos de comunicaciones por RF portátiles
y móviles no deben usarse más próximos aninguna pieza de la serie RadiForce, incluidos
los cables, que la distancia de separación
recomendada calculada a partir de la ecuación
aplicable a la frecuencia del transmisor.

3 Vrms150 kHz - 80 MHz

3 Vrms6 Vrmsbandas ISM entre
150 kHz y 80 MHz

6 VrmsCampos radiados de 3 V/m
RF
80 MHz - 2,7 GHz
IEC/EN61000-4-3

3 V/m

Perturbaciones
conducidas,
inducidas por loscampos de RF
IEC/EN61000-4-6

Distancia de separación recomendada
d = 1,2 √P

d = 1,2 √P, 80 MHz - 800 MHz
d = 2,3 √P, 800 MHz - 2,7 GHz
Donde “P” es la potencia nominal máxima desalida del transmisor en vatios (W) según elfabricante del transmisor y “d” es la distancia deseparación recomendada en metros (m).
Las intensidades de campo de transmisores deRF fijos, conforme se determinen mediante unestudio electromagnético de campoa), deben ser
menores que el nivel de conformidad en cadarango de frecuenciasb).
Pueden producirse interferencias cerca deequipos que tengan el símbolo siguiente.

Nota 1

UT es la tensión de CA de la red antes de aplicar el nivel de ensayo.

Nota 2

A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.

Nota 3Las pautas sobre las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de RF o campos radiados de RF,
pueden no ser aplicables en todos los casos. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y lareflexión en estructuras, objetos y personas.

Nota 4Las bandas ISM entre 150 kHz y 80 MHz son de 6,765 MHz a 6,795 MHz, 13,553 MHz a 13,567 MHz, 26,957 MHz
a 27,283 MHz y 40,66 MHz a 40,70 MHz.

a)

Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base para radioteléfonos (móviles/
inalámbricos) y radios móviles terrestres, equipos de radioaficionados, emisoras de radio AM y FM y emisoras detelevisión, no se pueden predecir con exactitud de forma teórica. Para evaluar el entorno electromagnético provocado
por transmisores de RF fijos, debe considerarse la posibilidad de realizar un estudio electromagnético de campo.
Si la intensidad del campo medida en el lugar en el que se usa la serie RadiForce supera el nivel de conformidadde RF correspondiente indicado anteriormente, debe vigilarse la serie RadiForce a fin de comprobar que funciona
correctamente. Si se observa un funcionamiento anómalo, puede que sean necesarias medidas adicionales, como la
reorientación o la reubicación de la serie RadiForce.

b)

En el rango de frecuencias comprendido entre 150 kHz y 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.

32

Apéndice

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicación por RF portátiles omóviles y la serie RadiForce
La serie RadiForce está diseñada para su uso en un entorno electromagnético en el que se controlen lasperturbaciones por emisiones de RF radiada. El cliente o el usuario de la serie RadiForce pueden contribuir aevitar que se produzcan interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos decomunicaciones por RF portátiles y móviles (transmisores) y la serie RadiForce.
Se ha confirmado la inmunidad a los campos próximos a los equipos inalámbricos de comunicación por RF siguientes:

Frecuencia deensayo(MHz)

Ancho debanda a)(MHz)

Servicioa)Modulaciónb)Distancia Nivel dePotencia mínima de ensamáxima
separayo IEC/
(W)
ción
EN60601
(m)
(V/m)

1,8

0,3

27

27

2

0,3

28

28

0,2

0,3

9

9

Modulación por
impulsos b)
18 Hz

2

0,3

28

28

Modulación por
GSM 1800;
impulsos b)
CDMA 1900;
GSM 1900;
217 HzDECT;
Banda LTE 1, 3, 4,
25;
UMTS
Modulación por
Bluetooth,
impulsos b)
WLAN,
802.11 b/g/n,
217 Hz
RFID 2450,
Banda LTE 7
WLAN 802.11 a/n Modulación por
impulsos b)
217 Hz

2

0,3

28

28

2

0,3

28

28

0,3

9

9

385

380 - 390450

430 - 470

710
745
780
810
870
930

704 - 787

800 - 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
Banda LTE 5

1720
1845
1970

1700 - 1990

2450

2400 - 2570

TETRA 400

Modulación por
impulsos b)
18 Hz
GMRS 460,
FM
FRS 460
desviación de±5 kHzsinusoidal de
1 kHz
Banda LTE 13, 17 Modulación por
impulsos b)
217 Hz5240
5100 - 5800
0,2
5500
5785
a) En algunos servicios solo se incluyen las frecuencias de enlace ascendente.
b)

Nivel deconformidad(V/m)

Las portadoras se modulan utilizando una señal de onda cuadrada con un ciclo de trabajo del 50 %.

La serie RadiForce está diseñada para su uso en un entorno electromagnético en el que se controlen lasperturbaciones por emisiones de RF radiada. En el caso de otros equipos de comunicación por RF portátiles ymóviles (transmisores), debe mantenerse una distancia mínima entre dichos equipos y la serie RadiForce, según lo
recomendado a continuación, de acuerdo con la potencia máxima de salida del equipo de comunicaciones.

Potencia nominal
máxima de salida deltransmisor
(W)
0,01

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor(m)
De 150 kHz a 80 MHz
De 80 MHz a 800 MHz
De 800 MHz a 2,7 GHz
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P
d = 2,3 √P
0,12

0,12

0,23

0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
En el caso de los transmisores cuya potencia nominal máxima de salida no figura en la tabla anterior, la distancia deseparación recomendada “d” en metros (m) se puede calcular por medio de la ecuación aplicable a la frecuencia deltransmisor, donde “P” es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.
Nota 1
A 80 y 800 MHz se aplica la distancia de separación para un rango de frecuencias más alto.
Nota 2

Estas pautas pueden no ser aplicables en todos los casos. La propagación electromagnética se ve afectada por laabsorción y la reflexión en estructuras, objetos y personas.

Apéndice33

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
03V25642E1
IFU-RX250
Copyright © 2017 - 2021 EIZO Corporation. All rights reserved.

5th Edition - October 19th, 2021