Gebrauchsanweisung

LCD-Farbmonitor mit Touch-Panel

Wichtig
Lesen Sie vor der Verwendung bitte unbedingt die
Gebrauchsanweisung und das Installationshandbuch.
Bitte bewahren Sie dieses Handbuch als künftige Referenz auf.
• Siehe das Installationshandbuch für Monitoreinstellungen und-anpassungen.
• Aktuelle Produktinformationen einschließlich der Gebrauchsanweisung
sind auf unserer Website verfügbar.
www.eizoglobal.com

SICHERHEITSSYMBOLE
In diesem Handbuch und für dieses Produkt werden die unten stehenden
Sicherheitssymbole verwendet. Sie beinhalten wichtige Informationen. Bitte lesen Sie siesich sorgfältig durch.
Eine Nichtbeachtung der unter WARNUNG aufgeführten Informationen kannschwere und lebensgefährliche Verletzungen verursachen.

WARNUNG
Eine Nichtbeachtung der unter ACHTUNG aufgeführten Informationen kannleichte Verletzungen und/oder Schäden des Produkts verursachen.

ACHTUNG
Kennzeichnung eines Warn- oder Achtungshinweises. So steht das Symbol
für die Gefahr eines elektrischen Schlags.
Kennzeichnung einer untersagten Maßnahme. So bedeutet das Symbol„Nicht zerlegen“.

Die Produktspezifikationen variieren möglicherweise in den einzelnen Absatzgebieten.
Wird das Produkt außerhalb dieser Region eingesetzt, ist der Betrieb eventuell nicht wie
angegeben möglich.
Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von EIZO
Corporation in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln – elektronisch, mechanischoder auf andere Weise – reproduziert, in einem Suchsystem gespeichert oder übertragenwerden.
EIZO Corporation ist in keiner Weise verpflichtet, zur Verfügung gestelltes Material oder
Informationen vertraulich zu behandeln, es sei denn, es wurden mit EIZO Corporation beim
Empfang der Informationen entsprechende Abmachungen getroffen. Trotz größter Sorgfalt,
um sicherzustellen, dass dieses Handbuch aktuelle Informationen enthält, können EIZOProduktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
2

VORSICHTSMASSNAHMENVORSICHTSMASSNAHMEN
Wichtig
Dieses Produkt wurde speziell für den Gebrauch in der Region angepasst, in die es
ursprünglich ausgeliefert wurde. Falls es außerhalb dieser Region betrieben wird, entspricht
seine Leistung ggf. nicht der in den technischen Daten angegebenen.
Lesen Sie den Abschnitt „VORSICHTSMASSNAHMEN“ und die Warnhinweise am Monitor
sorgfältig durch, um Personensicherheit und korrekte Wartung zu gewährleisten.

Stelle der Warnhinweise

Symbole am Gerät
SymbolDieses Symbol bedeutet
Hauptnetzschalter: Drücken, um die Stromversorgung des Monitors auszuschalten.
Hauptnetzschalter: Drücken, um die Stromversorgung des Monitors einzuschalten.
Netzschalter: Drücken, um den Monitor ein- oder auszuschalten.
Wechselstrom
Warnung vor der Gefahr eines elektrischen Schlags
ACHTUNG: Siehe SICHERHEITSSYMBOLE [} 2]
WEEE-Kennzeichnung: Dieses Produkt muss separat entsorgt werden. Die
verwendeten Materialien können unter Umständen wiederverwertet werden.
CE-Kennzeichnung: EG-Konformitätskennzeichen gemäß den Auflagen derRichtlinien und/oder Verordnungen des Europäischen Rates.
Hersteller
Herstellungsdatum
Achtung: Das US-Bundesgesetz beschränkt den Verkauf dieses Geräts auf Ärzte
oder auf ärztliche Anordnung.
Medizinprodukt in der EU
Importeur in der EU

3

VORSICHTSMASSNAHMEN

SymbolDieses Symbol bedeutet
Kennzeichnung zur Bestätigung der Konformität mit den Regularien in
Großbritannien
Verantwortliche Person in Großbritannien
Autorisierter Vertreter in der Schweiz
Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft

4

VORSICHTSMASSNAHMENWARNUNGWARNUNG
Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder merkwürdige Geräusche macht,
ziehen Sie sofort alle Netzkabel ab, und bitten Sie Ihren EIZO-Handelsvertreter vor Ort um
Rat.
Der Versuch, mit einem fehlerhaften Gerät zu arbeiten, kann Brand, einen elektrischen Schlag odereine Beschädigung des Geräts verursachen.

WARNUNG
Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Änderungen daran vor.
Das Öffnen des Gehäuses kann zu einem elektrischen Schlag oder zu Verbrennungendurch Hochspannung oder Hochtemperaturteile führen. Änderungen am Gerät können
einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.

WARNUNGÜberlassen Sie die Wartung qualifiziertem Servicepersonal.
Führen Sie Wartungsarbeiten an diesem Produkt nicht selbst durch, da das Öffnen oder Entfernenvon Abdeckungen möglicherweise Brand, einen elektrischen Schlag oder Schäden am Gerät
verursacht.

WARNUNG
Halten Sie Flüssigkeiten und Fremdkörper vom Gerät fern.
Metallteile, entflammbare Materialien oder Flüssigkeiten, die versehentlich in das
Gehäuse geraten, können zu Brand, Stromschlag oder Geräteschäden führen.
Sollte ein Gegenstand oder eine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt sein, ist sofort das
Netzkabel des Geräts abzuziehen. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall von einem
qualifizierten Servicetechniker überprüfen, bevor Sie wieder damit arbeiten.

WARNUNG
Stellen Sie das Gerät an einem festen und stabilen Ort auf.
Wenn das Gerät auf einer ungeeigneten Fläche steht, kann es herunterfallen und Verletzungenverursachen.
Fällt das Gerät herunter, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an Ihren EIZOHandelsvertreter vor Ort. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Die Arbeit mit
einem beschädigten Gerät kann Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.

5

VORSICHTSMASSNAHMENWARNUNG
Verwenden Sie das Gerät an einem geeigneten Platz.
Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden, und es kann Brand, ein elektrischer
Schlag oder ein Geräteschaden auftreten.
• Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
• Geben Sie das Gerät nicht als Transportgut auf (per Schiff, Flugzeug, Zug, Autousw.).
• Installieren Sie das Gerät nicht in staubiger oder feuchter Umgebung.
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem Wasser auf den Bildschirm
spritzen könnte (Bad, Küche usw.).
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem der Bildschirm direkt mit
Wasserdampf in Kontakt kommt.
• Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Wärme erzeugenden Geräts odereines Luftbefeuchters auf.
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem Platz auf, wo es direkter Sonneneinstrahlung
ausgesetzt ist.
• Stellen Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit entflammbaren Gasen auf.
• Stellen Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit korrosiven Gasen auf (wie etwa
Schwefeldioxid, Schwefelwasserstoff, Stickstoffdioxid, Chlor, Ammoniak oderOzon).
• Stellen Sie das Gerät nicht in Umgebungen auf, in denen sich Staub,
korrosionsfördernde Substanzen in der Luft (wie Salz oder Schwefel), leitfähige
Metalle usw. befinden.

WARNUNG
Bewahren Sie die Plastikverpackungen außer Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern
auf.
Plastikbeutel können zum Ersticken führen.

WARNUNG
Verwenden Sie das beiliegende Netzkabel und verbinden Sie es mit einer landesüblichen
Standard-Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung des Netzkabels nicht überschritten wird. Andernfalls
kann Brand oder ein elektrischer Schlag auftreten.
Stromversorgung: 100–240 VAC, 50/60 Hz

WARNUNG
Zum Abziehen des Netzkabels fassen Sie den Stecker fest an und ziehen Sie ihn
ab.
Das Ziehen am Kabel kann Schäden verursachen, die zu Brand oder einem
elektrischen Schlag führen können.

6

VORSICHTSMASSNAHMENWARNUNG
Das Gerät muss mit einer ordnungsgemäß geerdeten Steckdose verbunden
werden.
Andernfalls kann Brand oder ein elektrischer Schlag auftreten.

WARNUNG
Arbeiten Sie mit der richtigen Spannung.
• Der Monitor ist nur für den Betrieb unter Einhaltung der vorgegebenen Spannung vorgesehen.
Bei Verwendung einer anderen als der in der „Gebrauchsanweisung“ aufgeführten Spannung
besteht ein erhöhtes Risiko von Brand, elektrischem Schlag oder einer Beschädigung desGeräts.
Stromversorgung: 100–240 VAC, 50/60 Hz• Überlasten Sie den Stromkreis nicht, da dies Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen
kann.

WARNUNG
Gehen Sie sorgfältig mit dem Netzkabel um.
Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, ziehen Sie nicht am
Kabel und wickeln Sie es nicht auf. Die Verwendung eines beschädigten Netzkabelskann Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.

WARNUNG
Der Bediener sollte den Patienten nicht anfassen, während er das Produkt
berührt.
Dieses Produkt ist nicht dafür ausgelegt, von Patienten angefasst zu werden.

WARNUNG
Berühren Sie bei Gewitter niemals den Stecker oder das Netzkabel.
Andernfalls erleiden Sie möglicherweise einen elektrischen Schlag.

WARNUNG
Wenn Sie das Gerät an einem Schwenkarm anbringen, lesen Sie die Bedienungsanleitung zu
dem Schwenkarm, und installieren Sie das Gerät sicher.
Andernfalls kann sich das Gerät lösen und Verletzungen und/oder Geräteschäden verursachen.
Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Tische, Wände oder andere Installationsflächen
eine ausreichende mechanische Festigkeit aufweisen.
Fällt das Gerät herunter, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an Ihren EIZOHandelsvertreter vor Ort. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Die Arbeit mit
einem beschädigten Gerät kann Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen. Wenn Sie den
Kippständer wieder anbringen, verwenden Sie die gleichen Schrauben, und ziehen Sie sie fest an.

7

VORSICHTSMASSNAHMENWARNUNG
Berühren Sie ein beschädigtes LCD-Display nicht mit bloßen Händen.
Sollte Ihre Haut mit dem Display in Berührung gekommen sein, waschen Sie die Stelle
gründlich ab.
Dringt Flüssigkristall in Ihre Augen oder Ihren Mund ein, spülen Sie sofort mit viel
Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Andernfalls kann es zu einer toxischen
Reaktion kommen.

WARNUNGFür die Installation in der Höhe sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
Wenn Sie den Monitor in der Höhe installieren, besteht die Gefahr, dass das Gerät oder Teile davon
herunterfallen und Verletzungen verursachen. Bitten Sie uns oder eine Baufachkraft um Hilfe bei
der Installation des Monitors – dazu gehört auch die Inspektion des Produkts auf eventuelle
Schäden oder Verformungen sowohl vor als auch nach der Installation des Monitors.

8

VORSICHTSMASSNAHMENACHTUNGACHTUNG
Prüfen Sie vor der Verwendung den Betriebszustand.
Nehmen Sie den Monitor erst in Betrieb, wenn sichergestellt ist, dass keine Probleme mit dem
angezeigten Bild auftreten.
Nehmen Sie ihn bei Verwendung mehrerer Geräte erst in Betrieb, wenn sichergestellt ist, dass die
Bilder ordnungsgemäß angezeigt werden.

ACHTUNG
Befestigen Sie Kabel mit der dafür vorgesehenen Befestigung, falls eine solche vorhanden
ist.
Wenn sie nicht ordnungsgemäß befestigt sind, können sich die Kabel/Verbindungsteile lösen, unddamit kann die Bildanzeige abgebrochen und Ihre Operationen unterbrochen werden.

ACHTUNG
Trennen Sie die Kabel ab, und entfernen Sie das Zubehör, wenn Sie das Gerät bewegen.
Andernfalls können sich Kabel oder Zubehör beim Transport lösen und Verletzungen verursachen.

ACHTUNG
Tragen oder platzieren Sie das Gerät gemäß den korrekten definierten Methoden.
• Wenn Sie das Produkt bewegen, halten Sie die Unterseite des Monitors gut fest.
• Monitore mit einer Größe von 30 Zoll oder mehr sind schwer. Das Auspacken und/oder Transportieren des Monitors muss von mindestens zwei Personenübernommen werden.
• Wenn Ihr Gerätemodell über einen Griff an der Rückseite des Monitors verfügt,
halten Sie die Unterseite und den Griff des Monitors gut fest.
Wenn das Gerät herunterfällt, kann es zu Verletzungen oder Schäden am Gerät
kommen.

ACHTUNG
Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Hände einklemmen.
Wenn Sie plötzlich Kraft auf den Monitor ausüben, um seine Höhe oder seinen Winkel einzustellen,können Ihre Hände eingeklemmt und verletzt werden.

9

VORSICHTSMASSNAHMENACHTUNG
Blockieren Sie die Lüftungsschlitze am Gehäuse nicht.
• Legen Sie keine Gegenstände auf die Lüftungsschlitze.
• Installieren Sie das Gerät nicht in einem schlecht gelüfteten oder zu kleinen Raum.
• Stellen Sie das Gerät nur in der korrekten Ausrichtung auf.
Das Blockieren der Lüftungsschlitze führt dazu, dass die Luft nicht mehr zirkuliert undsomit Brand, ein elektrischer Schlag oder eine Beschädigung des Geräts verursacht
werden kann.

ACHTUNG
Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Händen.
Andernfalls erleiden Sie möglicherweise einen elektrischen Schlag.

ACHTUNG
Legen Sie keine Gegenstände um den Netzstecker herum.
Damit stellen Sie sicher, dass Sie den Netzstecker im Notfall schnell abziehen können,um Brand oder einen elektrischen Schlag zu verhindern.

ACHTUNG
Reinigen Sie den Bereich um den Netzstecker und den Lüftungsschlitz des Monitors inregelmäßigen Abständen.
Wenn sich Staub, Wasser oder Öl in diesem Bereich ansammelt, kann es zu einem Brand kommen.

ACHTUNG
Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie das Gerät reinigen.
Wenn Sie das Gerät bei angeschlossenem Netzkabel reinigen, können Sie einen elektrischen
Schlag erleiden.

ACHTUNG
Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen möchten, ziehen Sie aus Sicherheitsgründen
sowie zum Energiesparen nach Ausschalten des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose.

ACHTUNG
Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den Gesetzen der Region oder des Landes, in dem Sie
sich aufhalten.

ACHTUNG
Für Benutzer in den EWR-Mitgliedstaaten und der Schweiz:
Sämtliche schweren Zwischenfälle, die in Verbindung mit dem Gerät aufgetreten sind,müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem der
Benutzer und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.

10

Hinweis für diesen Monitor

Hinweis für diesen Monitor
Hinweise für die Verwendung
Dieses Produkt ist für den Einsatz bei der klinischen Bildbetrachtung geeignet. Es
unterstützt nicht die Anzeige von Mammographiebildern zur Diagnose.
Achtung• Bei Verwendung für den oben genannten Zweck sollte das Produkt auf Querformat eingestellt
werden.
• Die Garantie für dieses Produkt erstreckt sich ausschließlich auf die in diesem Handbuch
beschriebenen Anwendungen.
• Die in diesem Handbuch angegebenen Spezifikationen gelten nur bei Verwendung der mit dem
Produkt gelieferten Netzkabel und der von EIZO spezifizierten Signalkabel.
• Verwenden Sie ausschließlich EIZO-Zubehör, das von EIZO zur Verwendung mit diesem Gerät
angegeben wurde.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung• Wird dasselbe Bild über einen langen Zeitraum hinweg angezeigt und dann geändert,
treten möglicherweise Nachbilder auf. Verwenden Sie den Bildschirmschoner oder die
Abschaltfunktion, um zu vermeiden, dass dasselbe Bild über längere Zeit hinweg
angezeigt wird. Abhängig vom Bild kann ein Nachbild selbst dann erscheinen, wenn das
Bild nur für kurze Zeit angezeigt wurde. Ändern Sie das Bild oder schalten Sie die
Stromversorgung für mehrere Stunden aus, um ein solches Phänomen zu beseitigen.
• Es dauert etwa 30 Minuten, bis sich die Monitoranzeige stabilisiert. Bitte warten Sie mit
dem Abstimmen des Monitors mindestens 30 Minuten, nachdem der Monitor
eingeschaltet wurde oder den Energiesparmodus beendet hat.
• Wenn der Monitor über einen längeren Zeitraum kontinuierlich betrieben wird, können
Flecken auftreten, oder es kann zum Einbrennen kommen. Wir empfehlen, den Monitor
regelmäßig auszuschalten, um die Lebensdauer des Monitors zu verlängern.
• Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Moduls hat eine begrenzte Lebensdauer. Je nachNutzungsart, etwa bei längerer ununterbrochener Nutzung, kann die Lebensdauer derHintergrundbeleuchtung früher ablaufen und ein Austausch erforderlich werden. Wennder Bildschirm dunkel wird oder flackert, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale EIZO
Vertretung.
• Der Bildschirm weist eventuell Pixelfehler oder eine geringe Anzahl heller Punkte auf.
Dies liegt an den Merkmalen des LCD-Displays und stellt keine Störung des Produktsdar.
• Zerkratzen Sie das LCD-Modul nicht mit scharfen Gegenständen und drücken Sie nicht
mit scharfen Gegenständen darauf, da dies zur Beschädigung des LCD-Moduls führen
kann. Reinigen Sie das Display keinesfalls mit Taschentüchern, da es dadurch verkratzt
werden könnte.
• Wenn der Monitor in einen kalten Raum gebracht wird, wenn die Raumtemperatur
plötzlich ansteigt oder wenn der Monitor von einem kalten in einen warmen Raum
gebracht wird, kann es auf den inneren und äußeren Flächen des Monitors zur Bildung
von Kondensationsflüssigkeit kommen. Stellen Sie in diesem Fall das Produkt nicht an.
Warten Sie stattdessen, bis die Kondensationsflüssigkeit verdunstet ist. Andernfalls
können Schäden am Produkt entstehen.

11Hinweis für diesen Monitor• (Vorsichtsmaßnahmen zur Verwendung des Touch-Panels)
Bei der Touch-Bedienung
Beachten Sie die folgenden Punkte. Andernfalls kann es zu Schäden am Monitor
kommen.
– Üben Sie keinen starken Druck auf das Touch-Panel aus, kratzen Sie nicht daran
und durchstechen Sie es nicht.
– Berühren Sie das Touch-Panel nicht mit harten Gegenständen, etwa
Kugelschreibern oder Metallobjekten.

Zur Verwendung des Monitors über einen längeren Zeitraum
Reinigung• Damit das Gerät lange Zeit wie neu aussieht und eine lange Betriebslebensdauer hat,wird eine regelmäßige Reinigung empfohlen.
• Flecken auf dem Produkt können entfernt werden, indem ein Teil eines weichen Tuchs
mit Wasser oder mit unserem ScreenCleaner befeuchtet und das Produkt vorsichtig
abgewischt wird.
Achtung• Flüssigkeiten dürfen mit dem Produkt nicht direkt in Kontakt kommen. Anderenfalls unverzüglichabwischen.
• Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in Aussparungen oder in das Innere des Produkts gelangt.
• Bei Verwendung von Chemikalien für die Reinigung oder Desinfektion können Chemikalien wie
z. B. Alkohol und Desinfektionsmittel zu Veränderungen im Glanz, Trübungen und dem
Verblassen des Produkts sowie zur Verschlechterung der Bildanzeigequalität führen. Verwenden
Sie chemische Reinigungsmittel nicht zu häufig.
• Verwenden Sie niemals Verdünner, Benzol, Wachs oder scheuernde Reinigungsmittel, da sie
das Produkt beschädigen können.
• Weitere Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie auf unserer Website.
Vorgehensweise zur Prüfung: Rufen Sie www.eizoglobal.com auf und geben Sie „disinfect“ indas Suchfenster der Seite ein, um eine Suche durchzuführen.

12Hinweis für diesen Monitor

Desinfektion mit Chemikalien• Für die Desinfektion von Produkten empfehlen wir die Verwendung von uns getesteter
Chemikalien (siehe Tabelle unten). Bitte beachten: Die Verwendung dieser Chemikaliengarantiert nicht, dass das Produkt nicht beschädigt oder beeinträchtigt wird.
Kategorie

Art der Chemikalie

Produktbeispiel

Alkoholbasiert

Reinigungsethanol (Ethylalkohol)

Ethanol

Alkoholbasiert

Isopropanol

Isopropylalkohol (IPA)

Chlor

Natriumhypochlorit

PureloxBiguanid

Chlorhexidingluconat

Hibitanlösung

Alkoholbasiert

Benzalkoniumchlorid

Welpas

Aldehydbasiert

Glutaraldehyd

Sterihyde

Aldehydbasiert

Glutaraldehyd

Cidex Plus28

Amphoteres Tensid

Alkyldiaminoethylglycinhydrochlorid

Satenidinlösung

So arbeiten Sie optimal mit dem Monitor• Eine übermäßig dunkle/helle Anzeige ist schlecht für die Augen. Stellen Sie die
Helligkeit der Monitoranzeige den Umgebungsbedingungen entsprechend ein.
• Die Augen ermüden durch langes Arbeiten am Monitor. Legen Sie jede Stunde 10
Minuten Pause ein.
• Achten Sie auf den richtigen Betrachtungsabstand und -winkel.

Warnungen und Verantwortlichkeiten zur Cybersicherheit• Die Aktualisierung der Firmware sollte über die EIZO Corporation oder deren
Vertriebspartner durchgeführt werden.
• Wenn Sie von der EIZO Corporation oder ihrem Vertriebspartner aufgefordert werden,
die Firmware zu aktualisieren, aktualisieren Sie sie umgehend.

13

INHALTINHALTVORSICHTSMASSNAHMEN ......................................................................................

3

Wichtig ................................................................................................................

3

Stelle der Warnhinweise .........................................................................

3

Symbole am Gerät ..................................................................................

3

Hinweis für diesen Monitor ....................................................................................... 11
Hinweise für die Verwendung ............................................................................. 11
Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung ......................................................... 11
Zur Verwendung des Monitors über einen längeren Zeitraum............................ 12
Reinigung................................................................................................ 12
Desinfektion mit Chemikalien.................................................................. 13
So arbeiten Sie optimal mit dem Monitor ............................................................ 13
Warnungen und Verantwortlichkeiten zur Cybersicherheit ................................. 13
1 Einführung .................................................................................................................. 16
1.1

1.2

Merkmale ............................................................................................................ 16
1.1.1

Komplett flaches Design ......................................................................... 16

1.1.2

Leicht bedienbarer Standfuß-Mechanismus ........................................... 16

1.1.3

Unterstützung von 10-Punkte-Multitouch................................................ 16

Verpackungsinhalt............................................................................................... 17
1.2.1

1.3

Inhalt der EIZO LCD Utility Disk.............................................................. 17

Kontrolle und Funktionen .................................................................................... 18
1.3.1

Vorderseite.............................................................................................. 18

1.3.2

Rückseite ................................................................................................ 19

2 Installation / Verbindung ........................................................................................... 20
2.1

Vor der Installation .............................................................................................. 20
2.1.1

Installationsbedingungen ........................................................................ 20

2.2

Installation ........................................................................................................... 20

2.3

Anschließen von Kabeln ..................................................................................... 20

2.4

Einschalten des Geräts ....................................................................................... 22

2.5

Einstellung des Bildschirmwinkels ...................................................................... 23

2.6

Befestigen des Taststifthalters ............................................................................ 23

2.7

Touch-Panel-Setup ............................................................................................. 23

3 Problem: Keine Bildwiedergabe ............................................................................... 25
4 Technische Daten....................................................................................................... 27
4.1

14

Liste der technischen Daten................................................................................ 27
4.1.1

LCD-Display............................................................................................ 27

4.1.2

Touch-Panel............................................................................................ 27

4.1.3

Videosignale ........................................................................................... 27

INHALT

4.1.4

USB......................................................................................................... 27

4.1.5

Audio....................................................................................................... 28

4.1.6

Strom ...................................................................................................... 28

4.1.7

Physische Spezifikationen ...................................................................... 28

4.1.8

Umgebungsbedingungen im Betrieb....................................................... 28

4.1.9

Transport-/Lagerbedingungen ................................................................ 28

4.2

Kompatible Auflösungen ..................................................................................... 29

4.3

Zubehör............................................................................................................... 29

Anhang ........................................................................................................................ 30
Medizinische Standards ...................................................................................... 30
Geräteklassifizierung .............................................................................. 30
Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) ........................... 31
Vorgesehene Verwendungsumgebung................................................... 31
Technische Beschreibungen................................................................... 32

15

1 | Einführung

1 Einführung
Danke, dass Sie sich für einen LCD-Farbmonitor von EIZO entschieden haben.

1.1 Merkmale
1.1.1 Komplett flaches Design
Es handelt sich um ein in die Einfassung eingearbeitetes, komplett flaches Design. Sie
können gezielt den Bildschirmrand berühren.

1.1.2 Leicht bedienbarer Standfuß-Mechanismus
Der Neigungswinkel ist stufenlos einstellbar. Zur Anpassung an Ihre Bedürfnisse bei der
Nutzung des Monitors, z. B. bei der Büroarbeit oder bei Multitouch-Eingabe, können Sieübergangslos die von Ihnen bevorzugte Bildschirmposition einstellen.
15°

70°

1.1.3 Unterstützung von 10-Punkte-Multitouch
Sie können die Multitouch-Funktion zum Vergrößern/Verkleinern und Drehen nutzen. Der
Bildschirm reagiert auf leichte Berührung ermöglicht so ein einfaches Klicken und Ziehen.
Vergrößern/Verkleinern

16

DrehenEinführung | 1

1.2 Verpackungsinhalt
Prüfen Sie, ob alle der folgenden Elemente in der Verpackung enthalten sind. Wenn
Elemente fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihren
EIZO-Handelsvertreter aus der angehängten Liste.
Hinweis• Es wird empfohlen, den Karton und die Verpackungsmaterialien aufzubewahren, sodass sie zum
Transportieren dieses Produkts verwendet werden können.

• Monitor• Netzkabel• Digitales Signalkabel (DisplayPort zu DisplayPort): PP300 x 1• HDMI-Kabel (HDMI - HDMI) HH300PR x 1• USB-Kabel: UU300SS x 1• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Gebrauchsanweisung• Reinigungstuch x 1• Taststift x 1• Taststifthalter x 1• Befestigungsschraube des Taststifthalters x 1• Schraubenloch-Abdeckung x 2• Halteband (Einschub-Typ) x 1

1.2.1 Inhalt der EIZO LCD Utility Disk
Die CD-ROM enthält die folgenden Elemente. Lesen Sie „Readme.txt“ auf der CD zur
Inbetriebnahme der Software oder Dateireferenz.
• Datei Readme.txt• Touch-Panel-Treiber (DMT-DD)• Software zur Kalibrierung der Touch-Panel-Empfindlichkeit (TPOffset)• Benutzerhandbücher
– Gebrauchsanweisung dieses Monitors– Monitor-Installationshandbuch– Benutzerhandbuch des Touch-Panel-Treibers– Benutzerhandbuch der Software zur Kalibrierung der Touch-Panel-Empfindlichkeit• Umrissabmessungen17

1 | Einführung

1.3 Kontrolle und Funktionen
1.3.1 Vorderseite
2
3
4
5
6

7
1

1. Netzkontroll-LED

Zeigt den Betriebsstatus des Monitors an.
Blau: Bildschirm ein
Orange: Energiesparmodus
Aus: Hauptnetz aus / Netzschalter aus

2.

-TasteDient zur Aktivierung/Deaktivierung und Kalibrierung der TouchPanel-Empfindlichkeit.

3.

-TasteSchaltet zwischen den anzuzeigenden Eingangssignalen um.

4.

-Taste*1

Dient zur Auswahl von im Einstellungsmenü angezeigten
Elementen, zur Justierung oder Einstellung der Funktionen und zum
Aufrufen des Helligkeitsjustierungsbildschirms.

5.

-Taste*1

Dient zur Auswahl von im Einstellungsmenü angezeigten
Elementen, zur Justierung oder Einstellung der Funktionen und zum
Aufrufen des Lautstärkejustierungsbildschirms.

6.

-TasteZeigt das Einstellungsmenü an, bestätigt die Einstellungselemente
in jedem Menü und speichert geänderte Werte.

7.

-TasteSchaltet den Monitor aus/ein.

*1 In diesem Handbuch kann die

18-Taste als

und die-Taste alsangezeigt werden.

Einführung | 1

1.3.2 Rückseite
3
8
9

1

10

2

11
12
4

5

1. Hauptnetzschalter

13

6
7

Schaltet den Netzanschluss ein oder aus.
｜: Ein, ○: Aus

2. Netzanschluss

Dient zum Anschluss des Netzkabels.

3. Montagebohrung desTaststifthalters

Dient zum Befestigen des Taststifthalters. (Siehe 2.6 Befestigen desTaststifthalters [} 23].)

4. Öffnung fürDiebstahlsicherung

Passt zum MicroSaver-Sicherheitssystem von Kensington.

5. Lautsprecher

Audioausgänge.

6. Standfuß(mit Kabelhalter)

Ermöglicht die Einstellung des Winkels.

7. Montagebohrung desHaltebands

Dient zur Befestigung eines Haltebands, um ein Lösen des HDMIKabels zu verhindern.

8. Stereo Mini-Jack

Bei Anschluss eines externen Geräts über ein Stereo Mini-JackKabel kann ein externes Audio am Monitor ausgegeben werden.

9. 15-poliger (Mini) D-SubAnschluss

Zum Anschluss an einen PC mit D-Sub-Ausgang.

10. HDMI-Anschluss

Zum Anschluss an einen PC mit HDMI-Ausgang.

11. DisplayPort-Anschluss

Zum Anschluss an einen PC mit DisplayPort-Ausgang.

12. USB-A-Anschluss(Downstream)

Zum Anschluss an ein USB-Peripheriegerät.

13. USB-B-Anschluss(Upstream)

Dient zum Anschließen eines USB-Kabels bei Verwendung desMonitors als Touch-Panel-Monitor oder bei Verwendung der USBHub-Funktion.

19

2 | Installation / Verbindung

2 Installation / Verbindung
2.1 Vor der Installation
Lesen Sie den Abschnitt VORSICHTSMASSNAHMEN [} 3] sorgfältig durch, und befolgen
Sie stets die Anweisungen.
Wenn Sie dieses Produkt auf einem Tisch mit lackierter Oberfläche aufstellen, kann derLack aufgrund der Beschaffenheit des Gummis unter Umständen am Standfuß anhaften.
Prüfen Sie die Tischoberfläche vor der Nutzung.

2.1.1 InstallationsbedingungenWenn Sie den Monitor in einem Regal unterbringen möchten, stellen Sie sicher, dassneben, hinter und über dem Monitor genügend Freiraum besteht.
Achtung• Stellen Sie den Monitor nicht an einen Platz, an dem Licht direkt auf den Bildschirm fällt.

2.2 Installation
Legen Sie ein weiches Tuch o.Ä. auf einen stabilen Tisch und öffnen Sie den Standfuß, bis
ein Klicken zu hören ist.

Achtung• Verwenden Sie den Monitor nicht, während er noch verpackt ist.
Im verpackten Zustand ist der Standfuß geschlossen und es besteht die Gefahr, dass derMonitor umkippt.

2.3 Anschließen von Kabeln
Achtung• Überprüfen Sie vor dem Anschließen, ob der Monitor, der PC und die Peripheriegeräte
ausgeschaltet sind.
• Wenn der vorhandene Monitor gegen diesen Monitor ausgetauscht wird, schlagen Sie unter 4.2
Kompatible Auflösungen [} 29] nach, um vor dem Verbinden des PCs die PC-Einstellungen fürAuflösung und Vertikalfrequenz den bei diesem Monitor verfügbaren Werten anzupassen.

1. Schließen Sie die Signalkabel an.
Überprüfen Sie die Form der Anschlüsse und schließen Sie die Kabel an. Wenn Sie ein
HDMI-Kabel anschließen, befestigen Sie das Kabel unter Verwendung des20

Installation / Verbindung | 2
mitgelieferten Kabelbinders. Wenn Sie ein 15-poliges Mini-D-Sub-Kabel anschließen,ziehen Sie die Verschlüsse fest, um den Anschluss zu sichern.
Schließen Sie das USB-Kabel an, wenn Sie den Monitor als Touch-Panel-Monitor
verwenden. Durch den Anschluss wird die USB-Hub-Funktion aktiviert.
Das Stereo Mini-Jack-Kabel dient zur Ausgabe von Audio über den Monitorlautsprecher,wenn das 15-polige Mini-D-Sub-Kabel für die Verbindung verwendet wurde.

Stereo Mini-Jack-Kabel(im Handel erhältliches Produkt)

15-poliges (Mini) D-Sub-Kabel
V55 / MD-C87(separat erhältlich)oder
HDMI-Kabel (beiliegend)

oder
DisplayPort-Kabel (beiliegend)

USB-Kabel (beiliegend)

Audioausgang

15-poliger (Mini)
D-Sub-Anschluss

HDMI

DisplayPort

USB

Achtung• Zum Anschließen mehrerer PCs wechseln Sie das Eingangssignal. Details erhalten Sie im
Installationshandbuch (auf der CD-ROM).

Hinweis• Wenn das Anschließen der Kabel Probleme bereitet, passen Sie den Winkel des Bildschirms an.

21

2 | Installation / Verbindung
2. Verbinden Sie mithilfe des Netzkabels den Netzanschluss des Monitors mit einer
Steckdose.
Führen Sie den Stecker des Netzkabels vollständig in den Monitor ein.

2.4 Einschalten des Geräts
1. Überprüfen Sie, ob der Hauptnetzschalter eingeschaltet ist.
, um den Monitor einzuschalten.
2. Drücken Sie
Die Netzkontrollschalter-LED des Monitors leuchtet blau.
Wenn die Anzeige nicht leuchtet, siehe 3 Problem: Keine Bildwiedergabe [} 25].
3. Schalten Sie den PC ein.
Das Schirmbild wird angezeigt.
Wenn kein Schirmbild angezeigt wird, finden Sie unter 3 Problem: Keine Bildwiedergabe[} 25] zusätzliche hilfreiche Informationen.
Achtung• Je nach PC-Einstellungen erfolgt die Anzeige möglicherweise nicht korrekt oder nicht mit der
geeigneten Skalierung. Überprüfen Sie bei Bedarf die Einstellungen für den PC.
• Für maximale Energieersparnis wird empfohlen, den Netzschalter auszuschalten. Wenn derMonitor nicht verwendet wird, können Sie die Hauptstromzufuhr des Monitors ausschalten oderden Netzstecker abziehen, damit die Stromversorgung vollständig unterbrochen ist.

Hinweis• Um die Lebensdauer des Monitors durch Verhindern des Nachlassens der Helligkeit zu
maximieren und den Stromverbrauch zu reduzieren, führen Sie Folgendes aus:
– Verwenden Sie die Energiesparfunktion des PCs oder Monitors.
– Schalten Sie den Monitor nach dem Gebrauch aus.

22

Installation / Verbindung | 2

2.5 Einstellung des Bildschirmwinkels
Halten Sie die linke und die rechte Seite des Monitors mit beiden Händen fest und stellen
Sie den Bildschirm auf die optimale Arbeitsposition ein.
15°

70°

216,3 mm401,3 mm

Achtung• Stellen Sie nach Fertigstellung der Justierung sicher, dass die Kabel korrekt verbunden sind.

2.6 Befestigen des Taststifthalters
Befestigen Sie den Taststifthalter in der rechten oder linken Bohrung an der Rückseite desMonitors. Verwenden Sie die Befestigungsschraube des Taststifthalters, um den
Taststifthalter anzubringen.

2.7 Touch-Panel-Setup
Schließen Sie das USB-Kabel an. Wenn die Installation abgeschlossen ist, führen Sie die
Software zur Kalibrierung der Empfindlichkeit TPOffset aus.

23

2 | Installation / Verbindung
TPOffset ist auf der EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) enthalten.

Hinweis• TPOffset kann ebenfalls auf unserer Website heruntergeladen werden.
(www.eizoglobal.com)• Führen Sie TPOffset nach Bedarf in folgenden Fällen aus:
– Wesentliche Änderung der Betriebsumgebung– Scheinbare Veränderung der Bedienbarkeit– Probleme mit der Touch-Bedienung, wie beispielsweise eine Veränderung der CursorPosition oder ein Springen des Cursors

24Problem: Keine Bildwiedergabe | 3

3 Problem: Keine Bildwiedergabe
Die Netzkontrollschalter-LED leuchtet nicht.
• Prüfen Sie, ob das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
• Schalten Sie den Hauptnetzschalter ein.
• Drücken Sie.

• Schalten Sie den Netzanschluss aus, warten Sie einige Minuten und schalten Sie ihn
wieder ein.

Die Netzkontrollschalter-LED leuchtet: Blau
• Erhöhen Sie im Einstellungsmenü die Werte für „Helligkeit“, „Kontrast“ oder „GainEinstellung“. Details erhalten Sie im Installationshandbuch (auf der CD-ROM).

Die Netzkontrollschalter-LED leuchtet: Orange• Wechseln Sie das Eingangssignal mit.

• Aktivieren Sie die Einstellung „On“ für „Compatibility Mode“ im Menü „Administrator
Settings“. Details erhalten Sie im Installationshandbuch (auf der CD-ROM).
• Bewegen Sie die Maus, oder drücken Sie eine Taste auf der Tastatur.
• Berühren Sie das Touch-Panel.
• Prüfen Sie, ob der PC eingeschaltet ist.
• Schalten Sie den Netzanschluss aus, und schalten Sie ihn dann wieder ein.

Die Netzkontrollschalter-LED blinkt: Orange• Dieses Symptom kann auftreten, wenn der PC über den DisplayPort-Anschluss
angeschlossen ist. Verwenden Sie für die Verbindung ein von uns empfohlenes
Signalkabel. Schalten Sie den Monitor aus und wieder ein.
• Prüfen Sie den Anschluss und Zustand der an den Monitor angeschlossenen USBPeripheriegeräte.

Die Meldung „Kein Signal“ erscheint auf dem Bildschirm.
Beispiel:• Die oben angezeigte Meldung könnte angezeigt werden, weil einige PCs das Signal
nicht sofort nach dem Einschalten ausgeben.
• Prüfen Sie, ob der PC eingeschaltet ist.
• Prüfen Sie, ob das Signalkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist. Verbinden Sie die
Signalkabel mit den Anschlüssen des entsprechenden Eingangssignals.
• Wechseln Sie das Eingangssignal mit.

• Schalten Sie den Netzanschluss aus, und schalten Sie ihn dann wieder ein.

25

3 | Problem: Keine Bildwiedergabe• Versuchen Sie, „Auto Input Detection“ im Menü „Administrator Settings“ auf „Off“
einzustellen und das Eingangssignal manuell zu verändern. Details erhalten Sie im
Installationshandbuch (auf der CD-ROM).

Die Meldung „Signalfehler“ erscheint auf dem Bildschirm.
Beispiel:• Prüfen Sie, ob der PC so konfiguriert ist, dass er die Anforderungen für die Auflösung
und Vertikalfrequenz des Monitors erfüllt (siehe 4.2 Kompatible Auflösungen [} 29]).
• Starten Sie den PC neu.
• Wählen Sie mithilfe des zur Grafikkarte gehörenden Dienstprogramms eine geeignete
Einstellung. Für weitere Informationen hierzu siehe das Benutzerhandbuch derGrafikkarte.

26

Technische Daten | 44 Technische Daten
4.1 Liste der technischen Daten
4.1.1 LCD-Display
Typ

IPS (entspiegelt)

Hintergrundbeleuchtung

LED

Größe

23,0" (58,4 cm)

Auflösung1920 Punkte × 1080 ZeilenAnzeigegröße (H × V)

509,2 mm × 286,4 mm

Pixelabstand

0,265 mm × 0,265 mm

Darstellbare Farben

8-Bit-Farben: 16,77 Millionen Farben

Blickwinkel (H / V, typisch)

178˚/178˚

Kontrastverhältnis (typisch)

1000:1

Reaktionszeit (typisch)

11 ms (Mitteltonbereich)

4.1.2 Touch-Panel
Oberflächenbehandlung

Entspiegelt

Oberflächenhärte

5H

KommunikationsmethodeÜbertragung per USB

ErkennungsmethodeProjiziert-kapazitive Technologie

Unterstützte Betriebssysteme*1

Microsoft Windows 11
Microsoft Windows 10 (32 Bit / 64 Bit)
Microsoft Windows 8.1 (32 Bit / 64 Bit)

Anzahl der simultanen Touchpunkte

Max. 10 Punkte*1 Der EIZO-Support endet, wenn der Support durch den Anbieter des Betriebssystems endet.

4.1.3 Videosignale
Eingangsanschlüsse

Digitalfrequenz

DisplayPort (kompatibel mit HDCP 1.3) x 1, HDMI
(kompatibel mit HDCP 1.4)*1 x 1, 15-poliger (Mini)
D-Sub-Anschluss x 1
DisplayPort

31 kHz – 68 kHz / 59 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz(bei 720 x 400)

HDMI

31 kHz – 68 kHz / 49 Hz – 51 Hz, 59 Hz – 61 Hz,
69 Hz – 71 Hz (bei 720 × 400)

*2

(H / V )Analogfrequenz (H / V D-Sub*2)

31 kHz bis 81 kHz / 55 Hz bis 76 Hz

Externer Synchronisations-Modus

49 Hz – 61 Hz

Max. Pixeltakt

148,5 MHz

*1 HDMI CEC (oder gegenseitige Steuerung) wird nicht unterstützt.
*2 Die unterstützte Vertikalfrequenz variiert abhängig von der Auflösung. Weitere Informationen

finden Sie unter 4.2 Kompatible Auflösungen [} 29].

4.1.4 USB
Anschluss

Upstream

USB-B x 1

Downstream

USB-A x 227

4 | Technische Daten

Standard

USB Specification Rev. 3.1 Gen 1Übertragungsgeschwindigkeit

5 Gbit/s (super), 480 Mbit/s (hoch), 12 Mbit/s(voll), 1,5 Mbit/s (niedrig)

Stromversorgung

Max. 900 mA je Anschluss

Downstream (USB-A)

4.1.5 Audio
Audioeingangsformat

DisplayPort

2 Kanal linear PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz /88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz)HDMI

2 Kanal linear PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz /88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz)

Lautsprecher

1W+1W

Eingangsanschlüsse

Stereo Mini-Jack 1
DisplayPort x 1, HDMI x 1 (beide mit Videosignal
geteilt)

4.1.6 Strom
Eingang

100 – 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz 0,80 – 0,45 A

Maximale Leistungsaufnahme

47 W oder weniger

Stromsparmodus

0,5 W oder weniger*1

Standby-Modus

0,3 W*1*1 Kein USB-Upstream-Anschluss verbunden, „Administrator Settings“ – „Compatibility Mode“ ist„Off“, keine externe Last angeschlossen, Werkseinstellungen werden beibehalten

4.1.7 Physische Spezifikationen
Abmessungen (B × H × T)

556,7 mm × 143,9 mm × 401,3 mm (Neigung:70°)
556,7 mm × 353,9 mm × 216,3 mm (Neigung:
15°)

Abmessungen ( B × H × T ) (ohne Standfuß)556,7 mm × 339,2 mm × 54,0 mm

Nettogewicht

Ca. 6,6 kg

Nettogewicht (Monitor)

Ca. 6,0 kg

Neigung

15° – 70°

4.1.8 Umgebungsbedingungen im Betrieb
Temperatur

5°C – 35°C

Luftfeuchte

20 % – 80 % relative Luftfeuchte (keine
Kondensationsflüssigkeit)

Luftdruck

540 hPa – 1060 hPa

4.1.9 Transport-/LagerbedingungenTemperatur-20°C – 60°C

Luftfeuchte

10 % – 92 % relative Luftfeuchte (keine
Kondensationsflüssigkeit)

Luftdruck

200 hPa – 1060 hPa

28

Technische Daten | 4

4.2 Kompatible Auflösungen
Der Monitor unterstützt folgende Auflösungen:✓: Unterstützt -: Nicht unterstützt
Auflösung

Vertikalfrequenz(Hz)

DisplayPort

HDMI

D-Sub

640 × 480

59,940✓✓✓640 × 480

60,000✓✓-640 × 480

72,809--✓640 × 480

75,000--✓720 × 400

70,087✓✓✓720 × 480

59,940✓✓-720 × 480

60,000✓✓-720 × 576

50,000-✓-800 × 600

56,250--✓800 × 600

60,317✓✓✓800 × 600

72,188--✓800 × 600

75,000--✓1024 × 768

60,004✓✓✓1024 × 768

70,069--✓1024 × 768

75,029--✓1280 × 720

50,000-✓-1280 × 720

59,940✓✓-1280 × 720

60,000✓✓✓1280 × 960

60,000✓✓✓1280 × 1024

60,020✓✓✓1280 × 1024

75,025--✓1680 × 1050

59,883✓✓✓1680 × 1050

59,954✓✓✓1920 × 1080*1

50,000

-

✓

-

*1

59,940✓✓-1920 × 1080*1

60,000✓✓✓1920 × 1080

*1 Empfohlene Auflösung

Hinweis• Für das Abtastformat wird nur „Progressive“ unterstützt.

4.3 Zubehör
Aktuelle Informationen zu optionalem Zubehör und zu den neuesten kompatiblen
Grafikkarten finden Sie auf unserer Website.
(www.eizoglobal.com)

29

AnhangAnhangMedizinische Standards• Es muss sichergestellt werden, dass das Endsystem der Norm IEC60601-1 entspricht.
• Elektrische Geräte können elektromagnetische Wellen ausstrahlen, die den Monitor
beeinflussen oder beeinträchtigen oder Fehlfunktionen verursachen können. Stellen Sie
die Geräte in einer kontrollierten Umgebung auf, in der solche Auswirkungen vermieden
werden.

Geräteklassifizierung• Schutzklasse gegen elektrischen Schlag : Klasse I• EMV-Klasse: IEC60601-1-2 Gruppe 1 Klasse B• Medizinprodukte-Klassifizierung (EU): Klasse I• Betriebsart: Dauerbetrieb

30

Anhang

Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)
Der RadiForce-Monitor ist für die ordnungsgemäße Anzeige medizinischer Bilder ausgelegt.

Vorgesehene Verwendungsumgebung
Der RadiForce-Monitor ist für die Verwendung in den folgenden Umgebungen vorgesehen:• Professionelle Gesundheitseinrichtungsumgebungen wie Kliniken oder Krankenhäuser
Die folgenden Umgebungen sind nicht für die Verwendung des RadiForce-Monitors
geeignet:• häusliche Gesundheitsversorgungsumgebungen• In der Nähe von chirurgischen Hochfrequenz-Geräten wie elektrochirurgischen Messern• In der Nähe von Kurzwellen-Therapiegeräten• RF-abgeschirmter Raum mit medizinischen Gerätesystemen für MRT• Abgeschirmte, spezielle Umgebungen• Installiert in Fahrzeugen einschließlich Krankenwagen• Andere spezielle Umgebungen
WARNUNG• Für den RadiForce-Monitor sind besondere Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf
elektromagnetische Verträglichkeit erforderlich. Sie müssen sich sorgfältig die Informationen zur
elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) sowie den Abschnitt „VORSICHTSMASSNAHMEN“
in diesem Dokument durchlesen und bei der Installation und dem Betrieb des Produkts die
folgenden Anweisungen beachten.

WARNUNG• Der RadiForce-Monitor sollte nicht auf anderen Geräten aufgestellt oder in deren unmittelbarer
Nähe verwendet werden. Wenn Geräte übereinander aufgestellt oder in unmittelbarer Nähe
zueinander betrieben werden müssen, muss der Monitor oder das System überwacht werden,
um einen ordnungsgemäßen Betrieb für die definierte Konfiguration zu gewährleisten.

WARNUNG• Achten Sie bei Verwendung eines tragbaren RF-Kommunikationsgeräts darauf, einen Abstandvon mindestens 30 cm (12 Zoll) zu jeglichen Teilen, einschließlich der Kabel des RadiForceMonitors, einzuhalten. Andernfalls kann es zu Leistungseinbußen bei diesem Gerät kommen.

WARNUNG• Personen, die zur Konfiguration eines medizinischen Systems zusätzliche Geräte an den
Signaleingang oder -ausgang anschließen, sind dafür verantwortlich, dass dieses System derNorm IEC60601-1-2 entspricht.

WARNUNG• Während der Verwendung des RadiForce-Monitors nicht die Ein-/Ausgangssignalanschlüsse
berühren. Anderenfalls kann das angezeigte Bild beeinträchtigt werden.

31

AnhangWARNUNG• Verwenden Sie unbedingt die dem Produkt beiliegenden Kabel oder von EIZO empfohlenen
Kabel.
Die Verwendung von anderen als den von EIZO für dieses Gerät empfohlenen Kabeln kann zu
erhöhter elektromagnetischer Strahlung oder verringerter elektromagnetischer Störfestigkeit
dieses Geräts und unsachgemäßem Betrieb führen.
Kabel

Von EIZO
spezifizierte
Kabel

Signalkabel(DisplayPort)

PP300 / PP200

Max. Kabellänge

Abschirmung

Ferritkern

3m

Abgeschirmt

Mit Ferritkern

Signalkabel (HDMI) HH300PR /HH200HS3m

Abgeschirmt

Mit Ferritkern

Signalkabel (DSub)

V55 / MD-C87

1,8 m

Abgeschirmt

Mit Ferritkern

USB-Kabel

UU300SS /UU200SS

3m

Abgeschirmt

Mit Ferritkern

Netzkabel (mit
Erdung)-

3m

Unabgeschirmt

Ohne Ferritkern

Technische BeschreibungenElektromagnetische Strahlung
Der RadiForce-Monitor ist für die Verwendung in den unten aufgeführten
elektromagnetischen Umgebungen vorgesehen.
Der Kunde oder Benutzer des RadiForce-Monitors muss sicherstellen, dass das Gerät ineiner solchen Umgebung verwendet wird.
Strahlungstest
RF-Strahlung
CISPR11

Konformität

Elektromagnetische Umgebung – Hinweise

Gruppe 1 Der RadiForce-Monitor verwendet RF-Strahlung nur für deninternen Betrieb.
Aus diesem Grund ist die RF-Strahlung nur sehr gering, und es
ist eher unwahrscheinlich, dass der Monitor Störungen bei
elektronischen Geräten in unmittelbarer Nähe verursacht.

RF-Strahlung
CISPR11

Klasse B

Oberschwingungsströ Klasse D
meIEC 61000-3-2
Spannungsschwankun erfüllt
gen/Flicker
IEC 61000-3-3

32

Der RadiForce-Monitor ist für den Gebrauch in einer Vielzahl von
Umgebungen zugelassen. Hierzu zählen auch Wohnbereiche unddirekt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossene
Bereiche wie Privathaushalte.

Anhang
Elektromagnetische Störfestigkeit
Der RadiForce-Monitor wurde mit folgenden Übereinstimmungspegeln (C) gemäß den in
IEC 60601-1-2 festgelegten Prüfanforderungen (T) für professionelle
Gesundheitseinrichtungsumgebungen spezifiziert.
Der Kunde oder Benutzer des RadiForce-Monitors muss sicherstellen, dass das Gerät ineiner solchen Umgebung verwendet wird.
Störfestigkeitstest

Prüfpegel (T)Übereinstimmungsp
egel (C)Elektromagnetische
Umgebung – Hinweise

Elektrostatische
Entladung (ESD)
IEC61000-4-2±8 kV
Kontaktentladung±8 kV
KontaktentladungEs wird empfohlen, das Gerät auf
Holz-, Beton- oder
±15 kV Luftentladung ±15 kV Luftentladung Keramikfußboden zu verwenden.
Wenn der Boden aus
synthetischem Material besteht,
sollte die relative Luftfeuchte
mindestens 30 % betragen.

Schnelle transiente
elektrische
Störgrößen/Bursts
IEC61000-4-4±2 kV Stromleitungen ±2 kV Stromleitungen Die Qualität derStromversorgung muss der in±1 kV Eingangs-/±1 kV Eingangs-/
typischen gewerblichen
Ausgangsleitungen
AusgangsleitungenUmgebungen oder
Krankenhäusern entsprechen.

Überspannung
IEC61000-4-5±1 kV Leitung gegen ±1 kV Leitung gegen Die Qualität derLeitung
Leitung
Stromversorgung muss der in±2 kV Leitung gegen ±2 kV Leitung gegen typischen gewerblichen
Umgebungen oder
Erde
Erde
Krankenhäusern entsprechen.

Spannungseinbrüche 0 % UT (100 %,Einbruch in UT)
Kurzzeitunterbrechun 0,5 Zyklen und
gen und
1 Zyklus
Spannungsschwanku 70 % U (30 %Tngen entlang vonEinbruch in U )Stromversorgungsleit 25 Zyklen/ 50THz
ungen
0 % UT (100 %IEC 61000-4-11
Einbruch in UT)
250 Zyklen/ 50 Hz

0 % UT (100 %Einbruch in UT)
0,5 Zyklen und
1 Zyklus

Magnetfelder mit
energietechnischen
Frequenzen
IEC61000-4-8

30 A/m30 A/m(50/60 Hz)

70 % UT (30 %Einbruch in UT)
25 Zyklen/ 50 Hz
0 % UT (100 %Einbruch in UT)
250 Zyklen/ 50 Hz

Die Qualität derStromversorgung muss der intypischen gewerblichen
Umgebungen oder
Krankenhäusern entsprechen.
Soll der RadiForce-Monitor auchwährend einer Unterbrechung
der Stromversorgung weiterbetrieben werden, wird
empfohlen, das Gerät an eineunterbrechungsfreie
Stromversorgung oder Batterieanzuschließen.
Die Magnetfelder mit
energietechnischen Frequenzen
müssen innerhalb eines Bereichsliegen, der charakteristisch füreinen typischen Ort in einer
typischen gewerblichen
Umgebung oder Krankenhäusern
ist.
Dieses Produkt sollte mindestens
15 cm entfernt von der Quelle
der Magnetfelder mit
energietechnischen Frequenzen
verwendet werden.

33

Anhang

Störfestigkeitstest

Prüfpegel (T)Übereinstimmungsp
egel (C)Elektromagnetische
Umgebung – Hinweise
Tragbare und mobile RFKommunikationsgeräte dürfen
nur unter Einhaltung desempfohlenen Mindestabstands inder Nähe des RadiForceMonitors und seiner
Komponenten (einschließlich
Kabeln) betrieben werden.
Dieser wird durch die Formel zur
Berechnung der Frequenz desSenders ermittelt.

Durch RF-Felder
verursachte
leitungsgebundene
Störungen
IEC 61000-4-6
Abgestrahlte HFFelder
IEC 61000-4-3

3 Vrms150 kHz – 80 MHz
6 VrmsISM-Bänder
zwischen 150 kHz
und 80 MHz*1
3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz

3 VrmsEmpfohlener Mindestabstandd = 1,2√P

6 Vrmsd = 1,2√P

3 V/m

d = 1,2√P, 80 MHz – 800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz – 2,7 GHz
Hierbei steht „P“ für die in Watt(W) gemessene maximale
Nennausgangsleistung desSenders, die der
Senderhersteller empfiehlt, und„d“ für den empfohlenen
Mindestabstand in Metern (m).
Die Feldstärken der fest
eingestellten Sender gemäß derelektromagnetischenStandortmessung*2 müssen
niedriger als derÜbereinstimmungspegel in jedem
einzelnen Frequenzbereich*3
sein.
Bei der Nutzung in der Nähe vonGeräten, die mit folgendem
Symbol gekennzeichnet sind,können Störungen auftreten.

Hinweis• UT ist die Wechselstromspannung vor Anwendung des Messpegels.
• Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.
• Diese Leitlinien in Bezug auf leitungsgebundene Störungen durch RF-Felder oderelektromagnetische RF-Felder gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die Ausbreitungelektromagnetischer Wellen wird durch die Absorption und Reflexion von Strukturen, Objektenund Menschen beeinflusst.
*1 Die ISM-Bänder (industriell, wissenschaftlich und medizinisch) zwischen 150 kHz und 80 MHz

liegen im Bereich von 6,765 MHz bis 6,795 MHz, 13,553 MHz bis 13,567 MHz, 26,957 MHz bis
27,283 MHz und 40,66 MHz bis 40,70 MHz.
*2 Die Feldstärken fest eingestellter Sender, wie zum Beispiel die Basisstationen für Funktelefone(Mobiltelefone/schnurlose Telefone), den mobilen Landfunk, Amateurfunk, Radio und Fernsehen

34Anhangkönnen vorab nicht präzise bestimmt werden. Um die elektromagnetische Umgebung anhand fest
eingestellter Sender zu bewerten, sollte eine elektromagnetische Standortmessung in Betracht
gezogen werden. Falls die gemessene Feldstärke in der Umgebung, in der das Gerät benutzt
wird, den geltenden RF-Übereinstimmungspegel überschreitet, muss der RadiForce-Monitor
beobachtet werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb gewährleisten zu können. Wenn ein
nicht ordnungsgemäßer Betrieb beobachtet wird, sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen
erforderlich, wie zum Beispiel die Neuausrichtung oder Neupositionierung des Geräts.
*3 Jenseits des Frequenzbereichs 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstärke weniger als 3 V/mbetragen.

35

Anhang
Empfohlener Mindestabstand zwischen tragbaren oder mobilen RFKommunikationsgeräten und dem RadiForce-Monitor
Der RadiForce-Monitor ist für die Verwendung in einer elektromagnetischen Umgebungvorgesehen, in der Störungen durch elektromagnetische Strahlung kontrolliert werden. Der
Kunde oder Benutzer des RadiForce-Monitors kann elektromagnetische Störungenunterdrücken, indem er einen Mindestabstand (30 cm) zwischen tragbaren und mobilen RFKommunikationsgeräten (Sender) und dem RadiForce-Monitor einhält. Der RadiForceMonitor wurde mit folgenden Übereinstimmungspegeln (C) gemäß den Prüfanforderungen(T) für Störfestigkeit gegenüber nahen Feldern für die folgenden RFKommunikationsdienste spezifiziert.
Prüffreque Bandbreite*1
nz
(MHz)
(MHz)

Dienst*1

Modulation*2

Prüfpegel (T)*3(V/m)Übereinstim
mungspege
l (C)
(V/m)

385

380 – 390TETRA 400

Pulsmodulation*2
18 Hz

27

27

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FM±5 kHzAbweichung1 kHz Sinus

28

28

710

704 – 787

LTE-Band 13, 17

Pulsmodulation*2
217 Hz99800 – 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE Band 5

Pulsmodulation*2
18 Hz

28

28

1700 – 1990 GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE Band 1, 3, 4,
25;
UMTS

Pulsmodulation*2
217 Hz

28

28

2450

2400 – 2570 Bluetooth®,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE Band 7

Pulsmodulation*2
217 Hz

28

28

5240

5100 – 5800 WLAN 802.11 a/n

Pulsmodulation*2
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785

*1 Bei einigen Diensten sind nur die Uplink-Frequenzen enthalten.
*2 Der Träger wird unter Verwendung eines Rechtecksignals mit einem Tastverhältnis von 50 %moduliert.
*3 Die Messpegel wurden bei maximaler Leistung und 30 cm Abstand berechnet.

36Anhang
Der Kunde oder Benutzer des RadiForce-Monitors kann Störungen durch nahe
Magnetfelder unterdrücken, indem er einen Mindestabstand (15 cm) zwischen Sendern und
dem RadiForce-Monitor einhält. Der RadiForce-Monitor wurde mit folgendenÜbereinstimmungspegeln (C) gemäß den Prüfanforderungen (T) für Störfestigkeit
gegenüber nahen Feldern spezifiziert.
Prüffrequenz

134,2 kHz

Modulation

Pulsmodulation*1

Prüfpegel (T)(A/m)Übereinstimmungspeg
el (C)
(A/m)

65

65

7,5

7,5

2,1 kHz
13,56 MHz

Pulsmodulation*1
50 kHz*1 Der Träger wird unter Verwendung eines Rechtecksignals mit einem Tastverhältnis von 50 %moduliert.

Bei anderen tragbaren und mobilen RF-Kommunikationsgeräten (Sendern) gilt der unten
aufgeführte empfohlene Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen RFKommunikationsgeräten (Sendern) und dem RadiForce-Monitor, dieser Mindestabstandrichtet sich nach der maximalen Ausgangsleistung des Kommunikationsgeräts.
MaximaleEmpfohlener Mindestabstand entsprechend der Frequenz des Senders
Nennausgangsleistun(m)g des Senders
150 kHz – 80 MHz
80 MHz – 800 MHz
800 MHz – 2,7 GHz(W)
d = 1,2√P
d = 1,2√P
d = 2,3√P
0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Bei Sendern, deren maximale Nennausgangsleistung nicht oben aufgeführt ist, kann der inMetern (m) gemessene empfohlene Mindestabstand „d“ anhand der Formel zur Berechnung
der Frequenz des Senders ermittelt werden. „P“ steht hierbei für die maximale in Watt (W)gemessene Nennausgangsleistung des Senders, die der Senderhersteller empfiehlt.
Hinweis• Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der für einen höheren Frequenzbereich empfohlene
Mindestabstand.
• Diese Leitlinien in Bezug auf leitungsgebundene Störungen durch RF-Felder oderelektromagnetische RF-Felder gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die Ausbreitungelektromagnetischer Wellen wird durch die Absorption und Reflexion von Strukturen, Objektenund Menschen beeinflusst.

37

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland

www.eizoglobal.com
Copyright © 2022 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

00N0N310C4
IFU-MS236WT-A
3rd Edition – October 30th, 2023