メンテナンスマニュアル®

たちあっぷ Ⅱ
品番：CKA-22・CKA-23・CKA-24・CKA-31®

CKA-22

CKA-23たちあっぷ Ⅱ でらっくす®
®
たちあっぷ Ⅱ ひざたっち
品番：CKI-21・CKI-22®

たちあっぷ Ⅱ たててすり
品番：CKI-31
CKA-24

CKA-31

目次

CKI-21！安全に関する表示

2

1. メンテナンスの目安

2

2. メンテナンス方法

33. 保管・輸送方法

8

4. 消毒方法

9

5. メンテナンス部品表

9※ 本書記載の「たちあっぷⅡシリーズ」とは、弊社製品「たちあっぷⅡ でらっくす」、「たちあっぷⅡ ひざたっち」、「たちあっぷⅡ たててすり」、「たちあっぷⅡ」を指します。

CKI-22

CKI-31

お買い上げありがとうございます
販売店様 ： このメンテナンスマニュアルを必ずお読みになり大切に保管してください。

保管用

矢崎化工株式会社

よくお読みください！安全に関する表示※いずれも安全に関する内容ですので必ず守ってください。

誤った使用をされた場合、「死亡や重傷につながる可能性がある」内容を警告しています。
誤った使用をされた場合、「傷害や財産への損害につながる可能性がある」内容を注意しています。

してはいけない内容です。
禁止

必ず守っていただく内容です。
必ず守る

1. メンテナンスの目安

場

所全体

状

態

対 処 方 法汚れ

2. メンテナンス方法［1］拭き取りガタつき

2. メンテナンス方法［2］ねじのゆるみ点検［9］部品交換

部品の変形、深いキズ、亀裂

2. メンテナンス方法［9］部品交換

部品がうまく取り付かない

2. メンテナンス方法［3］取付方法の確認［9］部品交換

ねじがスムーズに回らない

2. メンテナンス方法［9］部品交換錆

2. メンテナンス方法［4］錆の除去［9］部品交換

縁ゴムの外れ、破損

2. メンテナンス方法［5］縁ゴムの再取付［9］部品交換錆

2. メンテナンス方法［4］錆の除去［9］部品交換

汚れ

2. メンテナンス方法［1］拭き取り表面を磨いた跡が目立つ2. メンテナンス方法［8］スタンドの塗装

ジョイントが外れたり、深いキズや亀裂がある

2. メンテナンス方法［9］部品交換

ベーススタンド

手すりフレーム
手すりフレームのガタつき

マット

マットの剝がれ、汚れ

2. メンテナンス方法［7］マットの洗濯［9］部品交換

生地のほつれや破れ、タッカー外れがある

2. メンテナンス方法［9］部品交換ガタつき

2. メンテナンス方法［2］ねじのゆるみ点検［9］部品交換

変形、深いキズ、破損

2. メンテナンス方法［9］部品交換

膝当て取付金具

2. メンテナンス方法［2］ねじのゆるみ点検［6］手すりフレームを逆に取り付ける（CKA-22・CKA-24・CKA-31）［9］部品交換※メンテナンスの目安については、メンテナンスチェックシートも併せてご確認ください。
22. メンテナンス方法[1] 拭き取り注意● 水か中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭いてください。
● スタンドに指紋や手の跡がついているのが気になる際は、水か中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭き取ってください。

● 酸性・アルカリ性洗剤は使用しない。

錆、変色、変質、塗装の剥がれの原因になります。
必ず中性洗剤を使用してください。

● シンナー・ベンジンなどは使用しない。
禁止

変質して破損するおそれがあります。

● たわしや磨き粉などで磨かない。
傷がつくおそれがあります。

必ず守る● 直射日光は避けて、陰干しする。

[2] ねじのゆるみ点検● 必要工具：六角レンチ（対辺 4mm、対辺 5mm）
● 下図の①②③のねじが表内の指定締付けトルクで締め付けられていることを確認してください。ねじがゆるんでいる場合は指定締付けトルクでねじの締め付けを行ってください。スタンドと膝当てにガタつきがないこと、②六角穴付き止めねじ（M10 × 36) と③六角穴付き止めねじ（M8 × 5) のねじ頭がスタンド面から出ていないことを確認してください。
● 指定締付けトルクで締め付けられていてもガタつきがある場合は CKA-22・CKA-24・CKA-31 はフレームを逆に取り付けることでガタつきがなくなる場合があります（CKA-23・CKI-21・CKI-22・CKI-31 は逆に取り付けることができません）。
「[6] 手すりフレームを逆に取り付ける」を行ってください。それ以外の場合は部品に変形や深いキズ、亀裂がないかを確認し、適切に「[9] 部品交換」を行ってください。
膝当て③スタンド部④⑤②①ねじ・ボルトの種類

必要工具

締付けトルク①

六角穴付き皿ねじ (M8×15）

六角レンチ対辺 5mm

12.5Ｎ・m｛ 128kgf・cm｝②

六角穴付き止めねじ (M10×36）

六角レンチ対辺 5mm

6.9～7.8Ｎ・m｛ 70～80kgf・cm｝③

六角穴付き止めねじ (M8×5）

六角レンチ対辺 4mm

3.9～4.9Ｎ・m｛ 40～50kgf・cm｝④

六角穴付きボルト (M5×15）

六角レンチ対辺 4mm

1.5Ｎ・m｛ 15kgf・cm｝⑤六角穴付きボルト (M6×10）

六角レンチ対辺 5mm

9.8Ｎ・m｛ 100kgf・cm｝

注意● 上記指定締付けトルク以上で締め付けない。
禁止● 電動工具 ( 電動ドライバー等 ) を使用しない。
過剰トルクで締め付けるとねじの破損の原因になります。
( ねじの締め付け摩擦熱により焼き付けが発生し、締め付け・取外しができなくなる可能性があります。)● ②六角穴付き止めねじ(M10×36)と③六角穴付き止めねじ(M8×5)のねじ頭がスタンド面から出ていないことを確認する。
必ず守る

ケガの原因になります。

[3] 取付方法の確認● 正しく取り付けられているかを「たちあっぷ Ⅱシリーズ 取扱説明書」で取付方法をご確認ください。取扱説明書通りの取付方法でも部品がうまく取り付かない場合には、部品に変形や深いキズ、亀裂がないかを確認し、適切に「[9] 部品交換」を行ってください。
3[4] 錆の除去
● 必要工具：紙やすり ( 耐水性 ) （推奨粒度 : ひどい錆には #300、それ以外は #1000）(1) 紙やすり ( 耐水性 ) は使用しやすい大きさに切ってください。
(2) 紙やすり（耐水性）#1000 で取り除いてください。
(3)（2）で取り除けない場合は紙やすり（耐水性）#300 で錆を取り除き、紙やすり（耐水性）#1000 で仕上げてください。
● 同じところを磨き続けると、そこの部分だけが軽く陥没することになりますので、注意してください。
● ベースやスタンドに変形、深いキズ、亀裂がある場合には「[9] 部品交換」を行ってください。

注意● 紙やすり（耐水性）は、使用する製品の取扱説明書をよく確認し作業する。
スタンドには表面処理を施しており、研磨した際は外観が変わる場合があります。

必ず守る[5] 縁ゴムの再取付● 一部の外れなどがあり縁ゴムに破損や劣化がない場合は再取付を行ってください。
縁ゴムに劣化や破損がある場合は「[9] 部品交換」をしてください。

手順①

手順②

縁ゴムは落下などの衝撃により、中の芯材が変形することがあります。
変形したままはめ込んでもすぐに外れてしまうので、縁ゴムが外れた箇所を指で押さえつけて、縁ゴムの変形を矯正してください。
指で押さえても変形が直らない場合は、ペンチなどで押さえてください。

縁ゴムを手で押さえてベースにはめ込んでください。

縁ゴム縁ゴム
変形正常状態

押さえて変形を戻す

ベース
ベース芯材

▲ 縁ゴム断面図

注意● 縁ゴムを取り付けたベースは平置きで保管する。
必ず守る

立てかけて保管しますと、縁ゴムに負荷がかかり、縁ゴムの中の芯材が変形し外れやすくなります。

[6] 手すりフレームを逆に取り付ける● CKA-22・CKA-24・CKA-31 のみの対応となります。
● 手すりフレームのガタつきは、六角穴付き止めねじ (M8 × 5) の締め付けにより、手すりフレームの樹脂部が削れるため生じます。手すりフレームを逆に取り付けてください。
手すりフレームの取り外し・取付方法は「たちあっぷ Ⅱシリーズ 取扱説明書」をご確認ください。
● 手すりフレームを逆に取り付けてもガタつきがある場合は、部品に変形や深いキズ、亀裂がないかを確認し、適切に「[9] 部品交換」を行ってください。

[7] マットの洗濯● マット表面に汚れが付着した場合は、掃除機などで取り除くか、水か中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭き取ってください。
● 上記で汚れが取れない場合はマットを洗濯してください。
・洗濯機は弱水流で中性洗剤を使用してください。
液温は 30℃が限度です。
・乾燥機の使用はできません。
・柔軟剤は使用しないでください。
・塩素系漂白剤による漂白は避けてください。
・洗濯の後は陰干してよく乾かしてから使用してください。

液温は 30℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる塩素系および酸素系漂白剤の使用禁止● マットを洗濯してもマットが剝がれたり、汚れが落ちない場合は「[9] 部品交換」を行ってください。
● 寒くなると低温による樹脂の硬化や乾燥などの要因により吸着力が弱くなる場合があります。
その場合は、ぬるま湯につけて絞った布で拭き、部屋の温度を暖かくすることで吸着力は復活します。
4

日陰のつり干しがよい

[8] スタンドの塗装● たちあっぷⅡスタンドはキズに強い表面処理を施しておりますが、キズの補修や錆の除去を行った際、紙やすりなどでスタンドの表面を広範囲にわたって磨くと金属光沢が目立つことがあります。
気になる場合は、下記の手順で全面に塗装を行ってください。
①塗装面の油分、汚れ、水分などをパーツクリーナー等を使用して除去してください。
②ステンレス対応のプライマーを塗布してください。( この作業を行わないと塗装が剥がれやすくなります。)（推奨プライマー : 株式会社 染めQ テクノロジィ製 ミッチャクロン マルチ エアゾール）③たちあっぷⅡスプレー塗料 (CKA-2AS SL) でスタンド表面を薄く 2 ～ 3 回重ねて塗装してください。
● 塗装中は、必要に応じてマスクや手袋を着用し、できるだけ皮膚に触れないようにしてください。
● スタンドに変形、深いキズ、亀裂がある場合には「[9] 部品交換」を行ってください。
※「ミッチャクロン」は、株式会社 染め Q テクノロジィの登録商標です。

注意● 屋外または換気の良い場所で作業を行う。

密閉された作業場で行う場合は、局所排気装置を設け、塗装中、乾燥中ともに換気を良くし、蒸気を吸い込まないようにしてください。

● マスクや手袋を着用する。

蒸気吸いこんだり、塗料に直接触れないようにしてください。

必ず守る● プライマーは使用する製品の取扱説明書をよく確認し、作業する。
● 塗装面の油分、汚れ、水分はよく拭き取ってから塗装する。
汚れたままで塗装をすると、塗膜の性能が低下する可能性があります。

5[9] 部品交換
下記 10 部品の部品交換方法は「たちあっぷⅡシリーズ

ベーススタンド

取扱説明書」をご参照ください。

マットフレーム● 縁ゴムの交換

ベース ( 表面 )はじめに取り付いている縁ゴムを引っ張って取り外してください。
新しい縁ゴムの上下、およびつなぎ目の位置を確認してください。

手順①

上下

手順②

つなぎ目

縁ゴムを 3 角 2 辺にはめ込みます。

縁ゴムのつなぎ目を左図位置に合わせて、ベースにはめ込みます。

※縁ゴムを斜めの角度にするとはめ込みやすいです。

斜め

つなぎ目

（表面）
手順④

手順③
最後の一角に縁ゴムをはめ込みます。

残り 2 辺に縁ゴムをはめ込みます。
最後に全周の縁ゴムがはまっていることを確認してください。

6※以下は CKI-22 のみ必要な作業です。

● 取付金具の交換 （手順①～⑧をご参照ください）● 膝当てセットの交換 （手順①②⑤～⑧をご参照ください）
はじめに・用意するもの：新しい膝当てセットまたは取付金具、六角レンチ（4mm）、六角レンチ（5mm）

手順①

手順②

六角穴付き止めねじ6箇所を六角レンチでゆるめて、スタンドからフレームを取り外してください。
交換作業は安定した台にて行ってください。
膝当て

六角穴付きボルト (M6×10) を六角レンチでゆるめて、取付金具 B を取り外してください。(4 箇所)
膝当てを取り外します。
取付金具B

六角穴付き止めねじ（M8×5）
六角レンチ
対辺：4mm

六角穴付きボルト(M6x10）

膝当て

六角レンチ
対辺：5mm※ 以下手順③～④は、取付金具を交換する際のみ必要な手順

手順③

手順④

六角穴付きボルト (M5×15) を六角レンチでゆるめて、取付金具 A を取り外してください。(4 箇所)

新しい取付金具 A を取付位置に置き、六角穴付きボルト（M5×15）を六角レンチで締め付けてください。(4 箇所)
手すりフレームを金具にセットします。

六角穴付きボルト（M5×15）六角穴付きボルト（M5×15）六角レンチ
対辺：4mm

六角レンチ
対辺：4mm！
確認 締付けトルク：
1.5N・ｍ{15kgf・cm}

手順⑤

手順⑥

膝当ての取付位置を決め、取付金具 B をはめます。
取付金具 A のナット位置と取付金具 B の穴位置が合っていることを確認してください。

六角穴付きボルト (M6×10) を仮締めしてください。(4 箇所)
ボルトがまっすぐに入らない場合は、六角穴付きボルト(M5×15) をゆるめて位置を調整してください。
取付金具B

取付金具Bの穴

六角穴付きボルト(M5×15）

取付金具Aのナット取付金具のつめを合わせてはめてください

六角穴付きボルト(M6×10）

六角レンチ対辺：4mm

六角レンチ
対辺：5mm

手順⑧

手順⑦
仮締めした六角穴付きボルト (M6×10) を確実に締めこんでください（4 箇所）。また、六角穴付きボルト (M5×15) をゆるめた場合は、六角レンチで確実に締めこんでください。
(4 箇所)

手すりフレームを差し込んで、六角穴付き止めねじ6箇所を六角レンチで締め付け、手すりフレームを固定してください。
膝当て

六角穴付きボルト（M6×10）六角穴付きボルト（M5×15）

六角レンチ
対辺：5mm

六角レンチ
対辺：4mm！
確認 締付けトルク：
1.5N・ｍ{15kgf・cm}

六角穴付き止めねじ（M8×5）
六角レンチ
対辺：4mm！
確認 締付けトルク：
9.8N・ｍ{100kgf・cm}！
確認 締付けトルク：
3.9～4.9N・ｍ{40～50kgf・cm}

注意● 必ず仮締めをしてから本締めをする。
急に本締めしてしまうと六角穴付きボルトがうまく取り付けられない場合があります。
必ず守る● 取付穴にボルトをまっすぐ入れて締め付ける。
まっすぐになっていないと最後まで完全に締め付けられないため、ガタつきまたは部品の破損の原因になります。

次ページに続きます。
7

組立て完了後に必ず下記事項をご確認ください
膝当てがきちんと膝にあたる位置にあること。
膝当てセットのガタつき、ねじのゆるみ、締め忘れがないこと。

注意● 指定締付けトルク以上で締め付けない。
禁止● 電動工具 ( 電動ドライバー等 ) を使用しない。
過剰トルクで締め付けるとねじの破損の原因になります。
( ねじの締め付け摩擦熱により焼き付けが発生し、締め付け・取外しができなくなる可能性があります。)● 部品交換を行う際は、指定部品を使用する。
● 部品交換を行った際は、ご使用前にねじのゆるみ、ガタつきがないことを再確認する。
必ず守る● 定期的にガタつき、ねじのゆるみ、締め忘れ、部品の破損がないことを確認する。

3. 保管・輸送方法● 製品は直射日光を避けて、乾燥した常温の室内に保管してください。
● 手すりは安定した状態で保管・輸送してください。
● 手すりは外部からの衝撃や荷重がない状態で保管・輸送してください。
①手すりを立てかけるなど不安定な状態で保管・輸送をしない。

②手すりを地面に寝かせた状態や重ねた状態で保管・輸送をしない。

倒れた衝撃で手すりが破損、もしくは破損につながる亀裂が生じるおそれがあります。

足で踏んだり、重ねた衝撃で手すりが破損、もしくは破損につながる亀裂が生じるおそれがあります。

③手すりの上に荷物を載せない。
手すりが破損、もしくは破損につながる亀裂が生じるおそれがあります。

注意● 手すりを保管・輸送する際は手すりに衝撃や荷重をかけない。
禁止

手すりが破損、もしくは破損につながる亀裂が生じるおそれがあります。

● 直射日光の当たらない、乾燥した常温の室内に保管する。
必ず守る

高温多湿の場所で保管すると変形、結合部の外れの原因になります。

8

4. 消毒方法● 消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。
注意● アルコール清拭消毒、逆性石鹸清拭消毒などを推奨します。
● オゾンガス、ホルムアルデヒドガスは使用しない。
消毒後は、仕上げに水拭きをしてください。
変質して破損するおそれがあります。
● この製品に使用している素材の物性を考慮した消毒方法を禁止選択してください。
● アルコール系の消毒液や逆性石鹸、塩素系の● 塩素系の消毒液を使用する場合は、使用する消毒液の使用方法消毒液が付着した場合は水拭きをし、製品表面に消毒液が残らないようにする。
及び使用上の注意に従い、希釈して使用し、仕上げに水拭きを 必ず守る
錆、変色、変質、塗装の剥がれの原因になります
してください。
（ 参考：次亜塩素酸ナトリウム 6％水溶液なら 120 倍～ 300 倍程度に希釈）

5. メンテナンス部品表
CKI-21

CKI-22

T

T

I

I
Q

O
E

A

E

B

B

C または D

C または D

CKA-22

CKA-23

S

(背面)

EKS

S(背面)

(背面)

(背面)

B

B

C または DSEA

A

BLS

(正面)

EA

膝当て裏側

CKA-24

JS

(正面)

P

A

C または D

C または DR
CKI-31

CKA-31

E スタンド32部拡大図
SM

NS

(正面)

S

E
A
B
D または C

F(背面)

E

U

(背面)
(1枚 / 本体)

A
B

GH

D または C9記号 対象品番

部品名

部品番号

部品図

材質

入数

A

共通

たちあっぷⅡ
ベースⅡ( 縁ゴム付 )CKA-2AAステンレス
縁部：樹脂、アルミ1台

B

共通

たちあっぷⅡ
縁ゴムⅡ BR(1 周 )

CKA-2AC樹脂、アルミ5本C

共通

たちあっぷⅡ
マットⅡ A

CKA-2DA

ポリエステル
吸着部：アクリル樹脂
色：ベージュ

1枚D

共通

たちあっぷⅡ
マットⅡ D

CKA-2DD2 ｲﾘポリエステル
吸着部：アクリル樹脂
色：ブラウン

2枚E

共通

たちあっぷⅡ
スタンド 32

CKA-2BA32ステンレス

1本

F

共通

六角穴付き止めねじ(M8×5)

CKA-2BB
M8 × 512 ｲﾘ

ステンレス（黒）

12 本

G

共通

六角穴付き止めねじ(M10×36)

CKA-BC
M10 × 36

ステンレス

10 本

H

共通

CKA-2BD
M8 × 15
18 ｲﾘ

ステンレス

18 本

I

CKI-21
CKI-22

手すりフレーム
CKI-F21(φ32)

CKI-F21

ジョイント：樹脂
パ イ プ：プラスチック被覆
スチールパイプ

1台

J

CKA-22

手すりフレーム
FI4(φ32)

CKA-FI4ジョイント：樹脂
パ イ プ：プラスチック被覆
スチールパイプ

1台

六角穴付き皿ねじ(M8×15)10記号 対象品番

部品名

部品番号

部品図

材質

入数

K

CKA-23

手すりフレームFL3(φ32)

CKA-FL3

ジョイント：樹脂
パ イ プ：プラスチック被覆
スチールパイプ

1台

L

CKA-24

手すりフレーム
CKA-F24(φ32)

CKA-F24ジョイント：樹脂
パ イ プ：プラスチック被覆
スチールパイプ

1台

M

CKI-31

手すりフレーム
CKI-F31

ジョイント：樹脂
パ イ プ：プラスチック被覆

CKI-F31(φ32)

1台

スチールパイプN

CKA-31

手すりフレーム
CKA-F31(φ32)

CKA-F31

ジョイント：樹脂
パ イ プ：プラスチック被覆
スチールパイプ

1台

O

CKI-22

膝当てセット( 取付金具付き)

CKI-2E

膝 当 て：樹脂
取 付 金 具：スチール

1式

P

CKI-22

取付金具(M6×10 六角穴付きボルト付き )EB-4018

スチール1個Q

CKI-22六角穴付きボルト( M5×15)

CKI-G
10 ｲﾘ

ステンレス

10 本

R

CKI-31

ロック解除ノブキャップ

CKI-FB BK
5 ｲﾘ

樹脂

5個

11

記号 対象品番

部品名

部品番号

部品図

材質

入数

樹脂

50 枚

警告S

CKA-22
CKA-23
CKA-24
CKA-31
CKI-31

注意喚起シール A

CKA-GCA
50 ｲﾘ

T

CKI-21
CKI-22

注意喚起シール B

CKA-GCB
10 ｲﾘ

樹脂

10 枚U

共通

注意喚起シール

CKA-2GB
5 ｲﾘ

樹脂

5枚ー

共通

六角レンチ
(対辺 4mm)

CKA-MH 4M

スチール

5本ー

共通

六角レンチ
(対辺 5mm)

CKA-MJ 5M

スチール

5本ー

共通

たちあっぷⅡ
スプレー塗料CKA-2AS SL

アクリルラッカー

1本● ベッドサイドに置く場合は 、たちあっぷとベッドの間 にすき間が 絶対できないように設置すること。

● パイプの間に手足や頭を入れないこと。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

矢崎化 工株式会社■本社〒 422-8519■ 北 海 道 支 店

福祉介護機器課■ 神 奈 川 支 店

福祉介護機器課■ 広 島 支 店

福祉介護機器課〒 072-0007 北海道美唄市東 6 条北 8-2-1
TEL 0126(63)4285 FAX 0126(63)4459〒 257-0024 神奈川県秦野市名古木 3-4
TEL 0463(81)4315 FAX 0463(81)4316〒 738-0042 広島県廿日市市地御前 1-7-17
TEL 0829(36)1111 FAX 0829(36)3890

静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1■ 仙 台 支 店

福祉介護機器課■ 静 岡 支 店

福祉介護機器課■ 九 州 支 店

福祉介護機器課〒 981-1223 宮城県名取市下余田字中荷 280
TEL 022(382)2145 FAX 022(382)1099〒 422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1
TEL 054(286)1101 FAX 054(286)3988〒 820-0702 福岡県飯塚市平塚 481-1
TEL 0948(72)0310 FAX 0948(72)4026■ 関 東 支 店

福祉介護機器課■ 名 古 屋 支 店

福祉介護機器課〒 373-0823 群馬県太田市西矢島町 88
TEL 0276(38)1511 FAX 0276(38)3522〒 484-0963 愛知県犬山市字鶴池 48-2
TEL 0568(67)0111 FAX 0568(67)7219■ 東 京 支 店

福祉介護機器課■ 大 阪 支 店

福祉介護機器課〒 359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 1-38-3
TEL 04(2944)7113 FAX 04(2944)7007〒 569-8551 大阪府高槻市大塚町 5-1-1
TEL 072(672)8440 FAX 072(673)8822

17052211

DW-242-06