NobelProcera®
ノーベルプロセラ プロダクト

Contents
ノーベルプロセラ
ノー ベルプロセラは各 種 材料がもつ 特 性を生 かし、CAD/ CAM 技 術を応 用した精度の高い 修復物の製作をサポートするシステムです。天 然歯、インプラント修復のどちらにも適 用でき、様々なケースに対応します。

ノーベルプロセラとは

02

ジルコニア シェード

04

Prof. Kelly ジルコニア アバットメント強度試験

05

P 06

P 07

P 08

P 09

P 10

P 11

P 12

P 14

P 15

P 16

■ 天然歯用修復物
ノーベルプロセラ ジルコニア クラウン ナセラ

06

ノーベルプロセラ ジルコニア ブリッジ ナセラ

07■ インプラント支台の修復物
ノーベルプロセラ アバットメント ジルコニア

08

ノーベルプロセラ ASC ジルコニア アバットメント

09

ノーベルプロセラ FCZ アバットメント クラウン

10

ノーベルプロセラ アバットメント チタン

11

ノーベルプロセラ ジルコニア インプラント ブリッジ ナセラ

12

ノーベルプロセラ インプラント ブリッジ ジルコニア

14

ノーベルプロセラ インプラント ブリッジ チタン

15

ノーベルプロセラ インプラント バー オーバーデンチャー

1601

ノーベルプロセラ とは個々の患者様に合った歯科修復物を個別に製作するプロセラシステムが1983 年に開発され、優れた品質、適合性、生体親和性を兼ね備えた修復物の提供が可能になりました。米国ニュージャージー州・マウアを拠点とするプロセラ・プロダクションセンターにて、多種多様なノーベルプロセラ・プロダクトを高い技術を用いて製作し、皆様の元へとお届けしております。プロセラシステムをご利用いただいているプロセラ
ネットワーク ラボは全国に500 施設以上ございます。

お近くのプロセラ ネットワーク ラボはwww.nobelbiocare.com/ja-jp/procera-network-lab で検索いただけます。

安心のサポート体制
ノーベルプロセラ・システムをご 導 入 いただいた後は、テク
ニカルサポート・チームがスキャニングやその他の技 術 的な
お問い合わせに柔軟に対応しております。
窓口対応時間：（月〜金 9:00 am – 5:30 pm TEL:0120-432-118）＊土・日・祝日は除く

02

ノーベルプロセラ製品の 10 年保証
プロセラ・プロダクションセンターで 製 作したノーベ ルプロセラ製 品（クラウン、ブリッジ 、アバットメント、インプラント ブリッジ 、インプラント バ ー オー
バーデンチャー）には、
10 年間の製品保証が付与されています。保証の範囲は、①模型上の不適合、②口腔内の不適合の両方に適用されます。
再製作した製品にも、再度 10 年間の保証が付与されます。但し、保証されるのは弊社の製品のみで、技工に関する材料、技術料、送料は保証の範囲ではありません。
＊出荷後 10 年以内のファイルネームが特定できるものが対象です。
お 客 様 に よ り 良 い サ ー ビ ス を 提 供 す る た め 、ノ ー ベ ル プ ロ セ ラ 製 品 の 保 証 期 間 は 2 0 2 3 年 2 月 ご 注 文 分 よ り

5 年保証から 10 年保証に変わりました。

Authentication label（正規品証明ラベル）

ノーベルプロセラ製 品には正 規 品 証 明ラベルの同 梱 納 品を行っています。治療にノーベルプロセラ正規品が使用されたことをウェブサイトでご確認いただけるシステムです。但し、ご確認いただけるのは出荷後 1 年以内となっております。

●

技工所様用／医院様用／患者様用のラベルが 3 枚 1セット
for Labfor Clinic

for Patient

NobelProcera® Product は正規品証明ラベルの同梱納品を行っています。

●

認証ツール（ウェブサイト）により正規品の確認が可能（ 1 年以内）

・https://store.nobelbiocare.com/jp/ja/procera/authentication03

ジルコニア シェード
Zirconia Shades

ノーベルプロセラ・プロダクトに応じて、3 タイプございます。

ナセラ ジルコニア
クラウン /ブリッジ / インプラント ブリッジ
ナセラ パールシェード（ 10 シェード）

04

VITAシェードガイド（ ASC 含む）/
ジルコニア アバットメント
インプラント ブリッジ ジルコニア

NB シェード（ 4 シェード）VITAシェードガイド

OM2

Bleach Shades

White

Bleach shades

A1

A1

Light

A1 / B1

A2

A2

Medium

A2 / A3 / B2 / C1 / C2 / D2

A3

A3

Intense

A3.5

A3.5

A3.5 / A4 / B3 / B4 /C3 / C4 / D3 / D4

B1

B1

B2

B2

FCZ アバットメント クラウン

C1C1VITAシェードガイド

C2

C2

NB シェード（ 8 シェード）

D2

D2

S0

0M1 / 0M2 / 0M3

S1

Bleach with yellow tinge

S2

A1 / B1 / C1 / D2 (incisal)

S3

A2 / B2

S4

A3 / A3.5 / B3 / C2 / D3 / D4 / D2
(body)

S5

C3

S6

C4 / A4 / 5M2

S7

B4

ノーベルプロセラ ジルコニア アバットメント

優れた強度を示す試験データ

Strong NobelProcera Abutments - Professor J. Robert Kelly study 1

ジルコニア・アバットメントの性能寿命は、設計の細部や加工時の不具合に大きく左右されます。
再建科学の第一人者である Prof. Kelly は、主要メーカー 4 社のジルコニア・アバットメント（チタンを対象に疲労強度試験を実施し、設計および製造工程がアバット
ベース2種およびフルジルコニア2 種）
メントの強度に大きく影響を与えることを示しました。

ISO 14801 の規定に沿った疲労強度試験

F

チタンベース付きジルコニア・アバットメント

30º（一部修正変更点あり）

ノーベルプロセラ

R4（ 10 21 回）

他社（A ）

3I

8（ 100 万回）

70N荷重時に
10％ 破折する

外挿予想サイクル数0

フルジルコニア・アバットメント

7

10

10

14

10

21

他社（ B）（ 3,000 万回）

他社（ C ）
（2,000 万回）

試験方法

臨床的関連性4 社メーカーのアバットメントを湿潤状態で15Hzの周波数を流し、異なる荷重
150-300 N（ニュートン）をかけて破損させる疲労強度試験を実施しました。
その結果は、4 種類の CAD/CAM 製ジルコニア・アバットメント間で大きくメーカーが重要4 種 類のアバットメントは、一 見 非 常に類 似していますが、性 能が異なり、設計と製造方法の影響を示しています。

異なりました。

結果（200 N 荷重時）

チタンベース付きジルコニア・アバットメント:
ノーベルプロセラ アバットメントは 1,500 万回で時間切れとなり、破損した
アバットメントはありませんでした。一方で、A 社製アバットメントは試験に用いられたすべてのアバットメントが破損しました。
フルジルコニア・アバットメント:
C 社 製アバットメントは、試 験に用いられたすべてのアバットメントが破 損しました。
Ｂ社製アバットメントは C 社製よりも優位な結果となりましたが、41% のアバットメントが破損しました。
（破損に至るほどの変形をきたさない平均サイクル数 B 社：2,534,112 回
C 社：2,421 回）

150–300 N（ニュートン）をかけて疲労強度試験を実施。その結果に基づき、70N の咬合荷重をかけて 1 0 % 破 折 する外 挿 予 想
サイクルを算出

臨床的に関連する破損パターン :ジルコニア・アバットメントとチタンベース付きのジルコニア・アバットメントの双方で、明らかに異なる破損パターンがあることもわかりました。この研究で観察された破損パターンは、臨床的に観察されたものと一致しています。

Point!

ノーベルプロセラ アバットメントは他アバットメントと比較して、疲労試験
で高い強度を示しています。
本試験に使用されたノーベルプロセラ・アバットメントは他社インプラント
用アバットメントであったにも関わらず、しっかりと検証し適合するアバット
メントを製作し提供する優れたシステムであることが実証されました。

試験には、B 社製インプラントを使 用しノーベ ルプロセラを含む４社のアバットメントの疲労強度試験を実施

CAD/CAM 製アバットメントのIn-vitro疲労強度試験

1. Kelly JR, Rungruanganunt P. Fatigue Behavior of Computer-Aided Design/Computer-Assisted
Manufacture Ceramic Abutments as a Function of Design and Ceramics Processing.
Int J Oral Maxillofac Implants. 2016;31(3):601-9.

05

ノーベルプロセラ
ジルコニア クラウン ナセラ
NobelProcera® Zirconia Crown Nacera

ナセラ パールシェード ジルコニアから製作されるフルカントゥア・クラウンです。高い強度、天然歯のような仕上がりが可能です。フルカントゥア・デザインにより、煩雑な技工作業を軽減し、単一構 造であるため、築盛材によるチッピングリスクを無くします。

5 days＊14：00 以降の受注分はプラス1 営業日になります。

Product

NobelProcera®
Zirconia Crown Nacera

Material

Nacera Pearl Shade Zirconia（ 10シェード）Type

フルカントゥア

Delivery days

5 営業日

Nacera Pearl Shades 10シェード

製作許容範囲

A1

A2

A3

A3.5

B1

B2

C1

C2

D2

各エリア厚みの制限

14 mm

φ18 mm
φ18 mm × 高さ14 mm

06

OM2

前歯最低厚み小臼歯最低厚み

大臼歯最低厚み

咬合エリア

0.6 mm

0.6 mm

0.6 mm

辺縁エリア

0.6 mm

0.6 mm

0.6 mmノーベルプロセラ
ジルコニア ブリッジ ナセラ (2-5units)
NobelProcera® Zirconia Bridge Nacera(2-5units)

ナセラ パールシェード ジルコニアから製作されるフルカントゥア・ブリッジ です。高い強度、天然歯のような仕上がりが可能です。フルカントゥア・デザインにより、煩雑な技工作業を軽減し、単一構造であるため、築盛材によるチッピングリスクを無くします。

6 days＊14：00 以降の受注分はプラス1 営業日になります。

Product

NobelProcera®
Zirconia Bridge Nacera

Bridge span

2-5 units

Material

Nacera Pearl Shade（ 10シェード）Type

フルカントゥア

Delivery days

6 営業日

Nacera Pearl Shades 10シェード

製作許容範囲

OM2

A1

A2

A3

A3.5

B1

B2

C1

C2

D2

ポンティック、カンチレバーの制限a

φ70 mm

e

a

Width

φ70 mm × 高さ20 mm※ソフトティッシュサポートは製作できません。

タイプ

各エリア厚みの制限
咬合エリア
辺縁エリア

前歯最低厚み小臼歯最低厚み

大臼歯最低厚み

0.6 mm

0.6 mm

0.6 mm

0.6 mm

0.6 mmHeighteHeight20 mm

0.6 mmポンティックカンチレバーWidth

長さ（ mm ）
a= ポンティック部の距離
e=カンチレバーの長さ連結部に必要なサイズと断面：
高さ × 幅 ／ 直径（ mm ）0.8 mm < a ≦ 21.0 mm

4.0 mm × 2.5 mm / 8.0 mm

21.0 mm < a ≦ 38.5 mm

4.0 mm × 3.0 mm / 9.4 mm

e ≦ 16.0 mm

4.0 mm × 3.0 mm / 9.4 mm

07

ノーベルプロセラ
アバットメント ジルコニア
NobelProcera® Abutment Zirconia

個 々 の 症 例 に 対 応 す る ジ ル コ ニ ア 製 アバットメント は 高 い 強 度 、優 れ た 審 美 性 が 得 ら れ ま す。

DTX Studio™ Lab ソフトウェアを使用し、モニター上で CAD を利用し形態をデザイン、または従来の方法でワックスアップをスキャンしてオーダーすることができます。
（アバットメントスクリュー 付）

6 days＊14：00 以降の受注分はプラス1 営業日になります。

Product

NobelProcera®
Abutment Zirconia

Material

Zirconia（4シェード）Type

アバットメント

Connection

対応システムをご覧ください。

Delivery days

6 営業日

Zirconia Shades
4シェード
white

設計可能領域

r

h

Block

12

4

RP

15

5

WP

適用外

適用外

Brånemark、NobelReplace*システムによって異なりますのでご注意ください。

●

h(mm) r(mm)

NP

12

4

RP

15

5

WP

15

5

6.0

15

5

プラットフォームに対して、頚部 89 °の立ち上がり（ Brånemark 、NobelReplace の頚部 45 °の立ち上がり）●●

08

intenseh(mm) r(mm)

NP

Block

medium対応システム

Conical Connection

r

light

インターナル・コニカル・コネクションの場合は、プラットフォームより0.4-0.5 mm 上方から製作されます。
プラットフォームから高さ 3 mmまでの最低厚み：0.9 mm 以上を確保してください。

BrånemarkNP / RP / WP

NobelReplace

NP / RP / WP / 6.0

NobelActive & CC *NP / RP* Nobel Implant CCのZr Abutmentは小臼歯部まで製作可能、大臼歯部とWPはASC AbutmentおよびFCZ アバットメント クラウンのみ対応可能になります。

ノーベルプロセラ
ASC ジルコニア アバットメント
NobelProcera® ASC Zirconia Abutment

ノー ベルバ イオケア・インターナル・コニカル・コネクション・インプラント用のジルコニア製アバット
メントです。アバットメントのアクセスホールをインプラントの長軸から最大 25 度まで傾斜させ、審美的なスクリュー 固定を可能にし、臼歯部においてはアクセスホールを近心傾斜させることによりドライバーのアクセスを容易にすることが可能になります。
（アバットメントスクリュー 付 ）6 days＊14：00以降の受注分はプラス 1営業日になります。

Product

NobelProcera®
ASC Zirconia Abutment

Material

Zirconia（4シェード）Type

アバットメント

Connection

NobelBiocare® Implant CCのみ

Delivery days

6 営業日

*NobelActive 3.0には対応していません。

Zirconia Shades
4 シェードwhite

設計可能領域light

mediumintense各制限●

R = 8 mm / D = 16 mm

ワックスアップスリーブは専用の｢ノーベルプロセラ･ワックスアップスリーブ
エンゲージング ASC アバットメント CC ｣をご使用ください。

●

ASC 機能によってアクセスホールを最大 25 度まで傾斜できます。

●

ドライバーはオムニグリップが必要です。

●

アクセスホールを傾斜させない場合もオムニグリップを使用してスクリュー締結を行います。
ユニグリップはご使用いただけません。

H = 15 mm
Omnigrip screwdriver

Clinical & Lab screw

ASC abutment
NP / RP / WP 共通●●

プラットフォームより1.5 mm 上方から製作されます。
接合部にはメタルアダプターが付与されますが、接着の必要がありません。

09ノーベルプロセラ
FCZ アバットメント クラウン
NobelProcera® FCZ Abutment Crown

ノ ー ベ ル バ イ オ ケ ア・イ ン タ ー ナ ル・コ ニ カ ル・コ ネ ク シ ョ ン・イ ン プ ラ ント 用 の ジ ル コ ニ ア 製
アバットメント クラウンです。ASCジルコニア アバットメントと同様にアクセスホールをインプラントの長軸から最大 25 度まで傾斜させることが可能です。アバットメントとクラウンが 一体構造となり、インプラントにスクリュー で固定されるため、残留セメントや陶材のチッピングリスクから解放されます。
（ アバットメントスクリュー 付 ）7 days＊14：00 以降の受注分はプラス1 営業日になります。

Product

NobelProcera®
FCZ Abutment Crown

Material

Zirconia（8シェード）Type

フルカントゥア

Connection

NobelBiocare® Implant CCのみ

Delivery days

7 営業日

* NobelActive 3.0には対応していません。

FCZ Zirconia Shades 8 シェード

S0

S1

S2

S3

S4

S5

S7

各制限

設計可能領域●

R = 9.5 mm / D = 19 mm

ワックスアップスリーブは専用の｢ノーベルプロセラ･ワックスアップスリーブ
エンゲージング ASC アバットメント CC ｣をご使用ください。

●

ASC 機能によってアクセスホールを最大 25 度まで傾斜できます。

●

ドライバーはオムニグリップが必要です。

●

アクセスホールを傾斜させない場合もオムニグリップを使用してスクリュー締結を行います。
ユニグリップはご使用いただけません。

H = 19 mm

Omnigrip screwdriver

Clinical & Lab screw

FCZ abutment
NP / RP / WP 共通

10

S6

●
●

プラットフォームより1.5 mm 上方から製作されます。
接合部にはメタルアダプターが付与されますが、接着の必要がありません。

ノーベルプロセラ
アバットメント チタン
NobelProcera® Abutment Titanium

個々に症例に合わせ、強度の高いチタン素材より製作するアバットメントです。DTX Studio™ Lab
ソフトウェアを使用し、モニター上で CAD を利用し形態をデザイン、または従来の方法でワックス
アップをスキャンしてオーダーすることができます。
（アバットメントスクリュー 付）

5 days

設計可能領域

r

h

Block

h(mm)

r(mm)

3.0

12

8

NP

15

8

RP

15

8

WP

15

8

Brånemark、NobelReplace
Block
NP

*システムによって異なりますのでご注意ください。

h(mm)Product

NobelProcera®
Abutment Titanium

Material

TitaniumType

アバットメント

Connection

対応システムをご覧ください。

Delivery days

5 営業日

対応システム

Conical Connectionr＊14：00 以降の受注分はプラス1 営業日になります。

BrånemarkNP / RP / WP

NobelReplace

NP / RP / WP / 6.0

NobelActive & CC

3.0 * / NP / RP / WP

* NobelActive 3.0はTi Abutmentのみ対応しています。

r(mm)14(B),15(R) 6(B), 8(R)

RP

15

8

WP

15

8

6.0

15

8

89°

●

プラットフォームに対し、頚部 89 °の立ち上がり11ノーベルプロセラ
ジルコニア インプラント ブリッジ ナセラ
NobelProcera® Zirconia Implant Bridge Nacera

ナセラ パールシェード ジルコニアから製作されるインプラント ブリッジは高い強度、天然歯のような仕上がりが可能です。フルカントゥアとフレームの 2 種類からお選びいただけます。いずれもインプラントレベルおよびアバットメントレベルで製作可能です。
コニカル・コネクション・インプラントまたはマルチユニット・アバットメントに装着した場合、アクセスホールをまで傾斜させることができます。
（アバットメントスクリュー ／補綴用スクリュー 付）
インプラント長軸から最大25°

ナセラ・パール・シェード・ジルコニア素材を使用した 2-14 ユニットの新しい
フルカントゥアのジルコニア製インプラントブリッジです。但し、支台となる
インプラントは 10 本までの症例に適応します。

9 days＊14：00 以降の受注分はプラス 1営業日になります。

Product

NobelProcera®
Zirconia Implant Bridge Nacera

Bridge span

2-14 units

Material

Zirconia（10シェード）Type▶ フルカントゥア

Nacera Pearl Shades 10シェード▶ フレーム（スクリュー付/CCの場合は患者用メタルアダプター付※1）

Connection▶ インプラントレベル（Nobel Biocare Implant※2）▶ アバットメントレベル（Multi-unit Abutment）

OM2

B1

A1

B2

A2

C1

A3

A3.5

C2

D2

製作許容範囲 ※デザインソフトウェア上で制限される場合があります。

Delivery days

※1 技工操作時にはラボ用メタルアダプターを別途ご購入ください。
を最大25°
まで傾斜可能です。
また、CCの場合は
備考：CC、MUAの場合は、ASC（アクセスホールの角度）
オムニグリップドライバー、MUAの場合は、オムニグリップミニドライバーをご使用ください。
※2 NobelActive 3.0には対応していません。

プラットフォームごとのインプラント間角度
コネクションタイプ∅70 mm28 mm

インプラント間距離

9 営業日

最大インプラント間 角度

マルチユニット・アバットメント

45°

コニカル・コネクション

30°

トライｰチャネル

30°

エクスターナル・ヘキサゴン

20°

最大インプラント間角度

ポンティック、カンチレバーの制限
最大16 mm

最大38.5 mm

連結部断面

カンチレバー

ポンティック

最小4×3 mm

4 mm
1.2 mm 以上

12

3 mm

360°

マルチユニット・アバットメントにASC 機能（最大 25 °）を付与できます。

ノーベルバイオケアの最高品質基準と優れた補綴の柔軟性を実現

最大 25°

デザインの柔 軟 性●

CAD およびワックスアップワークフロー●

フレームワークからフルカントゥアまで●

角度付マルチユニット・アバットメントと組み合わせ、の自由度を実現（対インプラント埋入軸）
最大 55 °

マルチユニット・アバットメントに装着する場合、オムニグリップミニ補綴用スクリューをドライバー・オムニグリップミニで締め付けます。
従来より25 ％小径*の小さな角度付きスクリューチャネルにより、咬合面の審美性が向上します。
*コニカルコネクションの角度付きスクリューチャネルと比較

テクニカルデータマテリアル

ZrO2 3Y-TZP

ビッカース硬度

1300 HV 0.5

カラー

Natural high translucent

熱膨張10.7 x 10-6 K-1

密度> 6.04 g/cm3

熱伝導率

2 W/mK

曲げ強度1,230 MPa

平均線形切片< 0.4 μm

圧縮強度3,000 MPa

溶解度

< 10 μg/cm2

弾性係数

205 GPa

インプラントレベル- メタルアダプター について
コニカル・コネクション・インプラントに装着する場合、アクセス ホ ール に 角 度（ 最 大 2 5 °）を 付 与 する こと ができます。
製品には患者用メタルアダプター が付属されています。
技工操作にはラボ用メタルアダプターを別途ご購入いただき、ご使用ください。

NP

RP

WP

38483

38484

38525

患者用メタルアダプター
製品に同梱
保 持 機 能を強 め 、
しっかりと保 持されます 。
最 終 調 整 後 に 装 着します 。

Lab 用メタルアダプター *

Butt
joint

別途購入
技 工 操 作 時に着 脱がし 易 いように 保 持 機 能 が弱 めに 設 計され て います 。

38480

38481

* Lab用メタルアダプターは、患者様の口腔内には使用できません。

38482
for Implant Bridge(Non-Engaging)

医療機器承認番号 : 22200BZX00932000
医療機器届出番号：13B1X00052000053

13

ノーベルプロセラ
インプラント ブリッジ ジルコニア（フレーム）
NobelProcera® Implant Bridge Zirconia (Frame)

ノーベルプロセラ インプラント ブリッジは、CAD/CAMによって製作される、スクリュー 固定タイプのフレームです。4 シェード・ジルコニアからの削り出しにより製作され、軟組織の退縮したケースでも、優れた審美性を発揮します。
（アバットメントスクリュー ／補綴用スクリュー 付）

7 days＊14：00以降の受注分はプラス 1 営業日になります。

Product

NobelProcera®
Implant Bridge Zirconia

Bridge span

2-14 units

Material

Zirconia（4シェード）

Type

フレーム

Connection▶ インプラントレベル（NobelBiocare Implant）*

Delivery days

7 営業日

▶ アバットメントレベル（Multi-unit Abutment ）*NobelActive 3.0には対応していません。

※Implant LevelとAbutment Levelの混在する製作は可能ですが、
Implant Level価格での請求になります。

Zirconia Shades
4シェード
white

製作許容範囲light

mediumintenseポンティック、カンチレバーの制限
最大高さ＝ 30 mm

20 mmを超えるデザインは
海外プラントで製作されます。

φ60 mm × 高さ20 mm

HeightHeight

H＝20mme

カンチレバーaポンティック

Width

Width

各制限
インプラント間距離：2.0 mm 以上

0.9mm

プラットフォームから：0.9 mm 以上
高さ3 mm までの最低厚み
3 mm：40°以内インプラント間角度●

14ASC 機能は設定できません。

タイプ

ポンティックカンチレバー

長さ（mm）
a=ポンティック部の距離
e=カンチレバーの長さ連結部に必要なサイズと断面：
高さ × 幅 ／ 断面積（mm2）a ≦ 21.0 mm

4.0 mm × 2.5 mm / 8.0 mm2

21.0 mm < a ≦ 38.5 mm

4.0 mm × 3.0 mm / 9.4 mm2

e ≦ 16.0 mm

4.0 mm × 3.0 mm / 9.4 mm2

ノーベルプロセラ
インプラント ブリッジ チタン（フレーム）
NobelProcera® Implant Bridge Titanium (Frame)

ノー ベルプロセラ インプラント ブリッジ は 、CAD/CAM によって製作される、スクリュー固定タイプのフレームです。強度の高いチタンブロックからの削り出しにより製作され、軟組織の退縮したケースでも、優れた審美性を発揮します。
（アバットメントスクリュー ／補綴用スクリュー 付）

7 days＊14：00 以降の受注分はプラス 1営業日になります。

Product

NobelProcera®
Implant Bridge Titanium

Bridge span

2-14 units

Material

Titanium

Type

フレーム

Connection▶ インプラントレベル（NobelBiocare Implant）*

Delivery days

7 営業日

▶ アバットメントレベル（Multi-unit Abutment ）*NobelActive 3.0には対応していません。

※Implant LevelとAbutment Levelの混在する製作は可能ですが、
Implant Level価格での請求になります。

製作許容範囲70 mm

ポンティック、カンチレバーの制限
30 mm
HeightHeight95 mm

縦 70 mm×横 95 mm×高さ 30 mme

カンチレバーaポンティック

Width

Width

各制限
インプラント間距離：2.0 mm 以上

0.9mm

プラットフォームから：0.9 mm 以上
高さ3 mm までの最低厚み
3 mm：40°以内インプラント間角度●

ASC 機能は設定できません。

タイプ

ポンティックカンチレバー

長さ（mm）
a=ポンティック部の距離
e=カンチレバーの長さ連結部に必要なサイズと断面：
高さ × 幅 ／ 断面積（mm2）a ≦ 21.0 mm

4.0 mm × 2.5 mm / 8.0 mm2

21.0 mm < a ≦ 43.5 mm

4.0 mm × 3.0 mm / 9.4 mm2

e ≦ 26.0 mm

4.0 mm × 3.0 mm / 9.4 mm2

15

ノーベルプロセラ
インプラント バー オーバーデンチャー
NobelProcera® Implant Bar Overdenture

固定式・可撤式バー・ソリューション
チタン合金ブロック（ Ti6Al4V 医療用チタン）からミリング製作されるバーは生体親和性が高く、金より 4 倍軽量です。バーは固定式または可撤式からお選びいただけるほか、アタッチメントの種類が豊富なため、さまざまな患者様のニーズに対応できます。
（アバットメントスクリュー ／補綴用スクリュー 付）

7 days＊14：00以降の受注分はプラス1営業日になります。

●

アタッチメントの種類が豊富●

バ ーとアタッチメントの 種 類 が 豊 富 なた め 、
様々な症例に対応。

●

生体親和性が高く軽量なフレーム

トルクタイト・アバットメント・スクリュー●

チタン合金ブロック（ Ti6Al4V 医療用チタン）からミリング製作され、金より 4 倍軽量。

高い適合精度チタン 合 金 ブロックからミリング 製 作 され る
バーは、理 想 的な応 力の分 散と長 期に渡って安定した機能性を誇ります。

一般的名称：歯科用骨内インプラント材
医療機器承認番号：22200BZX00844000
一般的名称：歯科用インプラントフィクスチャ
医療機器承認番号：22400BZX00512000, 22900BZX00196000

16●

カーボン・コーティングされた緩みにくいチタン
製スクリューが同梱。

CAD／CAMシステム

バ ー は 研 磨 後 に 発 送 され るた め 、納 品 後 はそのまま使 用 可 能 で す 。ろう着 等 の 継ぎ目もなく、鋳巣の問題もありません。
●

すべてのノーベルバイオケア・
インプラント・システムに対応
ノーベルバイオケアのすべてのインプラント・システムおよびマルチユニット・アバットメントに対応します。

一般的名称：歯科用精密 バーアタッチメント
医療機器認証番号：222AGBZX00193000, 222AGBZX00194000, 222AGBZX00287000, 223AGBZX00003000
一般的名称：歯科インプラント補綴用器具
医療機器届出番号：13B1X00052000044

バー & アタッチメントの種類

可撤式

ドルダー

ヘーダー

ラウンド

ドルダー バー用

ヘーダー バー用

ラウンド バー用

35823

35828

35827

ゴールドライダー
ドルダー マクロ

ヘーダー
メタルハウジング

ゴールドライダー
ラウンド

35825

35837

ゴールドライダー
ドルダー マイクロヘーダー クリップ
プラスチック（イエロー）

フリーフォーム・ミルド

ミルド／パリス バー用
35819
ディープラスボール
エリプティック
φ2.25 mm
フィメール

35812
ディープラスボール
エリプティック
φ2.25 mm

35822
ロケーター
スクリュー
キャップセット

35816
ロケーター
スクリュー

ロケーター・アタッチメント用パーツ＆ツール
リテンションディスク（4個入り）

ブロックアウトスペーサー（ 20 個入り）

リテンションディスク（20個入り）
製品番号の末尾に-20がつきます。

パリス

REF08524

REF08527

REF08529

クリア−

ピンク

ブルー

REF08558

REF08514

ロケーターコア ツール REF08393

ロケーター ラッチタイプ トルクレンチドライバー
REF08913（23mm）

グレー

バー の種類
モントリオール

REF08914（29mm）

固定式
リンガルカラー付きモントリオール

ラップ・アラウンド17

ノーベルプロセラ プロダクト

オンラインでご注文
ノーベルバイオケアのオンラインストアから
インプラントおよび関連製品を幅広いラインアップより

24 時間いつでもご注文いただけます。

2023/03（発送手続きは営業時間内）

store.nobelbiocare.com/jp

お電 話またはファックスにてご注文
カスタマーサービスにお 電 話をいただくか、またはファックスにてご注文いただけます。

TEL 0120-1 47-118
FAX 0120-726-118

製品保証プログラム
ノーベルバイオケアでは、製品の保証プログラムを適用しております。詳細に付きましては、弊社までお問い合わせください。

nobelbiocare.com
MK106N JP 2303 © Nobel Biocare services AG, 2023. All rights reserved.
ノーベルバイオケア、ノーベルバイオケアのロゴ、および本書で使用されているその他のすべての商標は、別途記載されていない限り、
また文脈から明白である場合を除き、ノーベルバイオケアの商標です。このパンフレット内の製品画像は、必ずしも縮尺どおりではありません。

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー13F

TEL 03-6408-4182

GMT 84647