RevolutionäreGewebeverarbeitung		Epredia Revos GewebeeinbetterEpredia Syntri Safeguard Verbrauchsmaterialien					Effizienz neudefiniertRevosGewebeprozessorEngpässe in den Arbeitsabläufeneines Labors senken denDurchsatz, verlängern die Zeit vonder Gewebeentnahme bis zurDiagnose und erhöhen die Kosten.
Der Epredia RevosGewebeprozessor rationalisiertin Verbindung mit SyntriSafeguard Verbrauchsmaterialiendie Arbeitsprozessedurch Reduzierung derAufarbeitungsdauer. Zudem wirddas Risiko von Gewebeschädenbei hoher Aufarbeitungsqualitätgesenkt ohne Abstriche bei derVerarbeitungsqualität zu machen.

Schnelle VerarbeitungUnsere einzigartige abgeschrägteKammer verbessert die Verteilung derReagenzien, reduziert die Dauer derGewebeverarbeitung und ermöglichthochwertige Verarbeitungsergebnisse.

Intelligente ÜberwachungDas intelligente ReagenzienManagementsystemdes Revos verfolgtund protokolliert dieReagenziennutzung. Esspeichert alle geladenenFlaschen, ausgeführtenProtokolle unddurchgeführten Leistungen,um Ihrem Labor dievollumfängliche Nutzung derReagenzien zu ermöglichen.

Sichereres ArbeitsumfeldDas Doppelfiltersystem und die Luftabsaugungdes Revos schützen die Labormitarbeiter durchden kontrollierten Abzug von Lösungsmittel- undFormalindämpfen.

GewebeschutzDer Revos ist auf unerwartete Stromausfälle bestensvorbereitet: Die integrierte Notfall-Batterie schützt bis zu dreiStunden lang Ihre Proben und führt Ihre Protokolle weiter.

Syntri Safeguard TechnologieAnhand der Syntri Safeguard Technologie kannder Revos-Prozessor erkennen, wo im Systemder 100% Ethanol geladen ist, und verhindertsoVerwechslungen.Labore stehen zunehmendunter Druck, Arbeitsabläufe zubeschleunigen, Kosten zu senkenund Fehler auszumerzen. Der RevosGewebeeinbetter und die SyntriSafeguard Verbrauchsmaterialienwurden speziell entwickelt, umdie Bewältigung dieser Problemezu unterstützen.

1

2

3Epredia Revos Gewebeprozessorfür optimierte ArbeitsabläufeTechnische DatenAbmessungen(T x B x H)

3Gewicht:4580 mm x 850 mm x 1370 mm• Gerät = 165 kg• Gerät + übliche Reagenzien =240 kgAnforderungen an dieStromversorgung100–240 V1300 W / 110 V = 11,8 A; 1300 W / 230 V =5,6NotstromversorgungBis zu 3 StundenZertifizierungen•••Anzahl der Retorten1Kapazität der Kassette• Standard 300• Mega 42Alkoholkonfiguration6 FlaschenIEC61010 3. Ausg.
UL
CEKonfiguration des Xylols/3 FlaschenXylolersatzes

5Fixierungskonfiguration2 FlaschenAnzahl der Protokolle

10DatenverbindungLIMS-Konnektivität über RS232-PortBestellinformationenBestellnummerGerätEpredia RevosA84100001Epredia Revos(Chinesisches Stromkabel)A84100002Filter6Formaldehyd-Filter (Kaliumpermanganat-Filter);
6er-Packung

1Farbiger Touchscreen

2Kammer für maximal 300Kassetten

3Lagerbereich für Reagenzien

4Luftabsaugung

5Kohlenstoff- undKaliumpermanganatfilterung6USB-Port für das einfacheHerunterladen von DatenKohlefilter; 6er-PackungB9990612CS7411258Andere ZubehörteileAdapterset für LuftabsaugkanalA84110045Adapterset für HauptbelüftungssystemkanalA78410024Aufbewahrungsflaschen (5 l); 6er-PackungA78410026Wachsabfall-Schalen; 5er-Packung8300Epredia Syntri Safeguard VerbrauchsmaterialienBestellnummerBeschreibungSyntri Safeguard10 % neutralgepuffertes Formalin,4x5l5735SSSyntri Safeguard™ Pen-Fix™, 4 x 5 l6115SSSyntri Safeguard Dehydrierreagenz100 %, 4 x 5 l6215SSSyntri Safeguard Xylol, 4 x 5 l6615SSSyntri Safeguard Clear-Rite 3, 4 x 5 l6915SSSyntri Safeguard™ Flex™ 100, 4 x 5 l8115SSSyntri Safeguard Isopropylalkohol,4x5l9517SSSyntri Safeguard™ Formal-Fixx™, 4 x 5 l6764215SSShandon™ Syntri Safeguard™
Xylolersatz, 4 x 5 l6764515SS™

Eine intelligentere LösungDie Genauigkeit von Patiententests hängt häufig von derrichtigen Vorbereitung und der Vereinheitlichung vonArbeitsabläufen im Labor ab.
Der Revos Gewebeeinbetter verfolgt und protokolliert inVerbindung mit Syntri Service und Revos Reagenzien,die mit Syntri Safeguard RFID Technologie arbeiten, dieNutzung von Reagenzien. Er speichert alle geladenenFlaschen, ausgeführten Protokolle und durchgeführtenLeistungen, um Ausfallzeiten zu reduzieren und IhremLabor die vollumfängliche Nutzung der Reagenzien zuermöglichen.

4481 Campus DriveKalamazoo, MI 49008USA+1 (800) 522-7270Tudor Road, Manor ParkRuncorn, WA7 1TAGROSSBRITANNIEN+44 (0) 800 018 9396+44 (0) 1928 534 000Erfahren Sie mehr unter epredia.com© 2021 Epredia Inc. Reservados todos los derechos. Alle Rechte vorbehalten. Soweit nicht andersangegeben, sind alle Marken Eigentum von Epredia Inc. bzw. seinen Tochterunternehmen. M43025 R062021™