ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・オシロスコープDS-5500Aシリーズ

デジタル・オシロスコープ「ViewGoⅡ」DS-5500Aシリーズ（販売終了）

こちらは販売終了製品です。
TOP

DS-5500Aシリーズ

帯域 100〜500MHz
最高2GS/s 4/ 2チャネル 1Mポイント

DS-5500Aシリーズ

新機能

波形判定、パラメータ判定、一覧表示* 1

波形マスク・波形パラメータの値により合否判定し、結果を一覧表示(パラメータ・ロギング機能)できます。これらをUSBメモリに保存できます。
*1 DS-5500Aシリーズに搭載

全周期対応のパラメータ測定

取り込んだ全周期(時間軸)の波形を自動測定します。ロングメモリで多くのデータを取り込み、最大、最小値のバラツキを見極めることができます。

プローブ選択機能

弊社製プローブの型式を選択すると、減衰比とカップリングが自動的に設定されます。

CH間スキュー調整機能

スキュー調整は最大500nsまで調整可能。

例えば、電流プローブと電圧プローブ間の位相調整により、さらに正確な電力波形演算ができます。

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500Aシリーズ - 岩崎通信機株式会社

2022/104つの帯域制限フィルタ

アナログフィルタは100MHz* 2、20MHz、2MHz、200kHzの帯域制限フィルタを搭載しています。
目的の信号からノイズを除去して測定できます。その他デジタル・フィル

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500a/ds5500a_top.html

タ*3 も搭載しています。

*2 アナログフィルタ100MHzは、DS-5554 / DS-5552 / DS-5534 / DS-5532に搭載*3 デジタル・フィルタはDS-5500Aシリーズに搭載© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

1

こちらは販売終了製品です。
> 仕様

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・オシロスコープ DS-5500Aシリーズ

仕様

デジタル・オシロスコープ「ViewGoⅡ」DS-5500Aシリーズ（販売終了）
DS-

DS-

DS-

DS-

DS-

DS-

DS-

DS-

720,000円

620,000円

540,000円

470,000円

320,000円

260,000円

270,000円

220,000円

5554A
標準価格（税別）
周波数帯域（-3dB）立ち上がり時間（代表値）
入力ch数
最高サンプリング速度

5552A

5534A

5532A

5524A

200MHz

100MHz750ps

1ns

1.75ns

3.5ns

4

2

4

2

4

4

2
1GS/s

100GS/s
1ns
2〜256回

メモリ長

1Mポイント/ch（全チャネル）

垂直分解能

8 ビット
2mV/div 〜 10V/div（1MΩ）
2mV/div 〜 2V/div（50Ω）

2mV/div 〜 10V/div（1MΩ）

2mV/div 〜 50mV/div : 1V、50.2mV/div 〜 500mV/div : 10V、502mV/div 〜 10V/div : 100V

DCゲイン確度

帯域制限フィルタ

2

2GS/s（チャネル結合時）、1GS/s（全チャネル使用時）

アベレージング機能

最大入力電圧5512A

350MHzピーク検出分解能

オフセット電圧

5514A

500MHz

等価サンプリング速度

入力電圧レンジ

5522A(1.5% + 0.5%フルスケール)
400 Vpk CAT I （1MΩ）、5 Vrms（50Ω）

400 Vpk CAT I （1MΩ）

アナログ方式：100MHz、20MHz、2MHz、200kHzアナログ方式：20MHz、2MHz、200kHz

デジタル方式：LPF、HPFのいずれかを選択、4チャネル独立入力カップリング
入力インピーダンス
プローブセンス
時間軸レンジ
標準プローブ

GND, DC 1MΩ, AC1MΩ, DC50Ω

GND、DC 1MΩ、AC1MΩ

1MΩ 1% //16pF、 50Ω 1%

1MΩ 1% //20pF

手動設定：

自動検出： 1：1、10：1、100：1、1000：1
1：1、5：1、10：1、20：1、50：1、100：1、200：1、500：1、1000：1、2000：1

500ps/div 〜 50s/div

1ns/div 〜 50s/div

2ns/div 〜 50s/div

SS-101R（チャネル数分標準添付）

5ns/div 〜 50s/div

SS-0130R（チャネル数分標準添付）

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500Aシリーズ- 岩崎通信機株式会社
ロールモード50ms/div 〜 50s/div (100kS/s max)

クロック確度

2022/10

10 ppmhttps://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500a/ds5500a_spec.html

1

トリガ機能
トリガ機能

エッジ、エッジオルタネート、エッジOR、パルス数、パルス幅、周期、欠落、TV、パターン（OR、NOR、
AND、NAND）

TVトリガ（規格） /ライン設定範囲選択 /フィールド選択

NTSC、PAL、Custom / 3000まで / 1、2、4、8

パルス数トリガ設定範囲

1〜9999イベント

パルス幅トリガ時間設定
範囲15ns〜50s

周期トリガ時間設定範囲

40ns〜50s© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

欠落（ドロップアウト）
トリガ時間設定範囲

50ns〜50s

2!10

ージ

1〜9999イベント
パルス幅トリガ時間設定
周期トリガ時間設定範囲

40ns〜50s

欠落（ドロップアウト）
トリガ時間設定範囲

50ns〜50s

パターントリガ
トリガソース / ステー
ト/
スレッショルドレベル
トリガ・ソース
トリガ・スロープ／カッ
プリング

こちらは販売終了製品です。

15ns〜50s

範囲

OR、NOR、AND、NAND

全チャネル ／ HIGH、 LOW、 Don't Care ／ 全チャネル独立設定

全チャネル、EXT（ 0.5V）、EXT10（ 5.0V）、ライン
正、負 ／ AC、 DC、高周波除去、低周波除去、ノイズ除去

ディスプレイ/解像度
ディスプレイ/解像度

7.5型 カラー TFT液晶（タッチスクリーン）／ VGA：640

表示形式

YT、XY、XY トリガ

ベクタ接続

サンプル点間補間表示、ドット表示

アナログ・パーシスタン
ス
パーシスタンス表示時間

480 pixels

単色階調表示、スペクトラム表示
100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、無限大

内部波形保存（REFメモリ）

5 波形

フロントパネル設定保存

内部メモリに5 つの設定保存可能、USB メモリ

パラメータ測定、カーソル、ズーム、演算、リプレイ機能
パラメータ測定

同時測定数／統計値表示
ロギング項目、出力先
Pass/Fail

カーソル
ズーム

最大値、最小値、ピークピーク、実効値、サイクル実効値、平均値、サイクル平均値、トップ、ベース、トップ−ベース、 立ち上がりオーバーシュート、立ち下がりオーバーシュート、立ち上がり時間20−80%、立ち下がり時間80−20%、 立ち上がり時間10−90%、立ち下がり時間90−10%、周波数、周期、パルス数（正）、パルス数（負）、 パルス幅（正）、パルス幅（負）、デューティ比、積分、スキュー（正／負）、
スキュー＠レベル
最大4 パラメータ／最大値、最小値、測定回数
時刻、パラメータ測定結果（条件A、B、C、D）、Pass/Fail 判定結果

収録時：ポップアップ画面、内部メモリ（最大86400 件）、収録後：USB メモリ
判定モード：パラーメータ判定またはマスク判定、判定結果：USB 保存、BEEP 音、
パルス出力（DS-578 オプションが必要）、ロギング
ページサーチ機能：Pass またはFail を選択し、前方または後方に検索
時間、振幅、時間&振幅、カーソルでの値
フロントパネルのZoomボタンを押し、別グリットに拡大波形を表示

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500Aシリーズ - 岩崎通信機株式会社
演算機能

2022/10

加算・減算・乗算・微分・積分・FFT（最大8k ポイント、レクタンギュラ・ハニング・フラットトップ窓関数）

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500a/ds5500a_spec.html
リスケール／単位変換

a＊x+b (x:入力電圧、a、b:ユーザ定義) ／volt、ampere、watt、℃、無表示

リプレイ
周波数カウンタ
インタフェース
AUXインタフェース
波形データ保存
ハードコピー出力
校正信号出力電源／消費電力

自動的に波形を記録、最大2048波形を保存、リプレイ可能
6桁
USB 2.0HS対応（デバイス、ホスト）、LAN（100Base-TX）、GPIB（工場オプションDS-576）
外部オプション用コネクタ
USBメモリにバイナリ、ASCII、Mathcad、演算（ASCII）、演算（Mathcad）で保存
USBメモリに、TIFF、BMP、PNG形式で保存またはPictBridge® 対応プリンタに画像を出力
方形波©1kHz、3Vp-p
2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社
AC90V 〜 132V(380Hz 〜 420Hz)、 AC90V 〜 264V(47 〜 63Hz) / 95VA max(60W max)

2

AUXインタフェース
波形データ保存
ハードコピー出力
校正信号出力電源／消費電力
寸法／本体質量外部オプション用コネクタ

こちらは販売終了製品です。

USBメモリにバイナリ、ASCII、Mathcad、演算（ASCII）、演算（Mathcad）で保存
USBメモリに、TIFF、BMP、PNG形式で保存またはPictBridge® 対応プリンタに画像を出力
方形波 1kHz、3Vp-p
AC90V 〜 132V(380Hz 〜 420Hz)、 AC90V 〜 264V(47 〜 63Hz) / 95VA max(60W max)
約330Wx190Hx124D mm ／ 約3.7kg

環境条件
性能保証温度
動作温度 / 湿度 / 高度

10 〜 35℃
温度0〜40℃／湿度5〜80％RH 30℃（結露なきこと）、
55％RH以下 40℃（結露なきこと） / 高度2000m以下

標準付属品
プローブ（チャネル数分）、電源コード（1）、フロントパネルカバー(1)、取扱説明書（CD-ROM）（1）、 ユーザーズ・ガイド（1）オプション
AUX IO CH1/CH2出力
DS-577（工場オプション）

AUX IO CH1/TRIG出力
DS-578（工場オプション）
GPIBインタフェース
DS-576（工場オプション）
プローブ用電源DS-579AUX IO1：オフセット電圧を加えたCH1 入力信号を出力、AUX IO2：オフセット電圧を加えたCH2 入力信号を出力
AUX IO1：オフセット電圧を加えたCH1 入力信号を出力、AUX IO2：以下条件にてH レベルのパルス信号を
出力
AUX IO2 出力条件：トリガ時に出力（TRIG 出力を選択時）、
Pass/Fail/Pass or Fail 検出時に出力（Pass/fail 出力選択時）
GPIB：IEEE488.2

弊社アクティブプローブ用電源 2系統

2!10

ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500a/ds5500a_spec.html

3© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・オシロスコープ DS-5500Aシリーズ

デジタル・オシロスコープ「ViewGoⅡ」DS-5500Aシリーズ（販売終了）

こちらは販売終了製品です。
> 新機能
新機能

波形判定･パラメータ判定機能
マスクもしくは波形パラメータの値により、合否判定を自動的に行えます。
合否判定時の動作 ：1. 波形取込の停止
2. 画面やデータの保存3. 背面BNCからのパルス出力(DS-578工場オプション)
4. ビープ音

波形パラメータ自動測定のロギング機能（一覧表示）
任意の4個まで、波形パラメータをロギングできます。ロギングしたデータは、USBメモリに保存 できます。データをExcel等に取 り込むことで、波形パラメータの ヒストグラム表示（バラツキ分布）やトレンド表示（経時的変化）な
ど が簡単にできます。

全周期対応パラメータ測定*
取り込んだ全周期(時間軸)の波形を自動測定します。ロングメモリで多くのデータを取り込み、最大、最小値のバラツキを見極めることができます。カーソルで挟みこまれた区間を解析することもできます。用途としては、モータの回転のなめらかさ、メカトロニクス機器のタイミングエラー、回転
機器の負荷による変動、ロータリーエンコーダの回転むら、などの測定にご利用いただけます。

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500Aシリーズ- 岩崎通信機株式会社*垂直軸（電圧軸）の波形パラメータでは、1スイープで1回の測定値を表示します。

2022/10

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500a/ds5500a_func1.html

プローブ選択機能

1© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

弊社製プローブの型式を選択すると、減衰比とカップリングが自動的 に設定されます。型番、垂直レンジの帯域幅、入力結合が表示されます。

こちらは販売終了製品です。

プローブ選択機能
弊社製プローブの型式を選択すると、減衰比とカップリングが自動的 に設定されます。型番、垂直レンジの帯域幅、入力結合が表示されます。

CH間スキュー調整機能
スキュー調整は最大500ns*まで調整可能。

例えば、電流プローブと電圧プローブ間の位相調整により、さらに正確な電力波形演算ができます。
*水平軸をスキュー優先設定にしたとき（リプレイ機能の波形枚数に制限があります）。

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500Aシリーズ - 岩崎通信機株式会社

2022/102!10https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500a/ds5500a_func1.html

2ージ

4つの帯域制限フィルタ
アナログフィルタは100MHz、20MHz、2MHz、200kHzの帯域制限フィルタを搭載しています。目
的の信号からノイズを除去して測定できます。その他デジタル・フィルタも搭載しています。

© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。

4つの帯域制限フィルタ
アナログフィルタは100MHz、20MHz、2MHz、200kHzの帯域制限フィルタを搭載しています。目
的の信号からノイズを除去して測定できます。その他デジタル・フィルタも搭載しています。

クリアスイープ機能
リプレイ波形、平均化処理、パーシスタンス、波形パラメータ自動測定、合否判定、ロギングなどの測定データをリセットできます。

2!10

ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500a/ds5500a_func1.html

3© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・オシロスコープ DS-5500Aシリーズ
機能

デジタル・オシロスコープ DS-5500Aシリーズ（販売終了）

こちらは販売終了製品です。
> 操作性・表示・解析

操作性・表示・解析機能

高速リモート波形転送
従来比約100倍*1のリモート転送速度を実現しました。

リモートで測定検査データを収集する場合、タクトタイムを短縮し、生産効率を高めることができます。

*1: LANオプション使用時、波形表示モードをOFFとした場合。 特定条件での測定結果であり、値は参考です。 実際の転送時間はご使用になるPCのスペックにより異なる値となります。

タッチスクリーン

独立操作キー・ノブ
7.5型カラー液晶にタッチスク
リーン 機能を搭載し、直感的な操作を実 現しました。

コンパクトサイズでありながら、CH/MATH独立操作キーとノブの採用により、1アクションの快適さを実現しました。

ロングメモリ

1Mポイント/CH搭載

DS-5500Aシリーズは、各チャネル１Mポイントのメモリを搭載。速いサンプリングを維持しながら、長時間の波形を取り込むことができます。サンプリング速度が同じ条件では、波形取込時間が100kポイント→1Mポイントで10倍に広がります。

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500Aシリーズ - 岩崎通信機株式会社

2022/10

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500a/ds5500a_func2.html

1

充実のトリガ機能
トリガ機能を強化し、複雑化するロジック信号においても、 最適な条件で波形をトリガできます。パ
ターントリガで行う複雑な設定項目も、タッチスクリーンの操作性により設定がスムーズに行えます。

© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。
充実のトリガ機能
トリガ機能を強化し、複雑化するロジック信号においても、 最適な条件で波形をトリガできます。パ
ターントリガで行う複雑な設定項目も、タッチスクリーンの操作性により設定がスムーズに行えます。

ピーク検出機能
非常に遅い信号に潜むノイズ(最小1nsパルス幅)を確実に捉えることができます。

2!10

ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500a/ds5500a_func2.html

2© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ージ

こちらは販売終了製品です。
2022/10

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500Aシリーズ - 岩崎通信機株式会社

リプレイ機能過去にさかのぼって異常波形などを確認するために便利な機能です。
（最大2048波形）

リスケール機能
電流プローブ、シャント抵抗、各種センサなどで測定して、得られた出力電圧信号を、それぞれの値に単位換算し、直読することができます。

波形パラメータ自動測定
26種類の波形パラメータの中から、最大4種類選んで表示できます。その他に、最大値、最小値、測定回数も表示できます。カーソル機能で限定した範囲の自動測定にも対応しています。判定機能、ロギング機能を使用するとさらに解析の幅を広げることができます。

波形演算機能2波形の加算、減算、乗算、またチャネル波形の周波数解析(FFT) が行えます。
DS-5500Aシリーズでは、微分・積分演算に対応しました。

演算波形は、データとしての保存 や波形パラメータの自動測定のソースとして設定可能です。
＜アプリケーション例＞● 加算、減算：差動信号の評価● 乗算：電圧 電流による電力波形の評価● FFT：周期性のノイズや振動などの周波数領域での解析

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500a/ds5500a_func2.html

3© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

2!10

ージ

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500Aシリーズ - 岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。
2022/10リファレンス機能
リファレンス波形を画面に表示しながら、新たな取得波形と比較評価ができます。リファレンス波形
と共にパネル設定も保存できるため、過去の測定条件の読み出しに便利です（最大5種類まで保存と読み出しに対応）。

＜アプリケーション例＞● トランジェント波形の比較測定● 決められた複数の測定条件の繰り返し測定

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500a/ds5500a_func2.html

4© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・オシロスコープ DS-5500Aシリーズ

デジタル・オシロスコープ DS-5500Aシリーズ（販売終了）

こちらは販売終了製品です。
> 各種ソフトウェア

各種ソフトウェア

リモートコントロール■Scope Viewer (Iwatsu Test Instruments Toolsに付属)
ダウンロードページより、Iwatsu Test Instruments Toolsをダウンロード（無償）いただくと、

ViewGoⅡのリモートコントロールを簡単に行うためのユーティリティソフトウェアをお使いいただ
けます。

機能：オシロスコープの操作、カーソル測定、波形データのファイルに出力、画面のハードコピー、印刷等。

■ViewGoⅡリモート用サンプルソフトウェア
ダウンロードページには、ViewGoⅡのサンプルソフトウェアをご用意しております。ソフトウェア
によっては、お客様がカスタマイズいただけるソースプログラムもございます。

Scope Controller (Iwatsu Test Instruments Toolsに付属)をお使いいただくと、Microsoft Excel等の既製のアプリケーションや
Microsoft Visual C#等で、ViewGoⅡをUSB、LANを介してリモート制御するアプリケーションを構築できます。

マスク作成ツール
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500a/ds5500a_soft.html

1© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500Aシリーズ - 岩崎通信機株式会社

マスク作成ツール

2022/10■Mask Creator(Iwatsu Test Instruments Toolsに付属)

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500a/ds5500a_soft.html

ViewGo II(DS-5600A / 5600 / 5500A / 5500シリー

1ズ)のPass/Fail判定に使用するマスクデータを作成・編集・ 保存するためのアプリケーションです。

ージ© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500a/ds5500a_soft.html

2

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・オシロスコープ DS-5500A

こちらは販売終了製品です。
> オプション

デジタル・オシロスコープ「ViewGoⅡ」DS-5500Aシリーズ（販売終了）

オプション■専用オプション
DS-576
GP-IBインタフェース

標準価格30,000円（税別）※工場オプション

DS-577
AUX I/Oオプション（CH1/CH2出力）
標準価格30,000円（税別）※工場オプション

出力端子
AUXI/O1: オフセット電圧を加えた
CH1 入力信号を出力
AUXI/O2: オフセット電圧を加えた
CH2 入力信号を出力

各CH出
力仕様

出力抵抗:

50Ω 5 %

オフセッ
ト:

30 mV（50Ω終端時）

周波数特
性:

最高周波数帯域 / 2（−3 dＢ、50Ω終端時）

出力電圧感 30 mV/div 10 %度:
（50Ω終端時）DS-578AUX I/Oオプション（CH1/TRIG出力）

標準価格30,000円（税別）

出力
端子※工場オプション

AUXI/O1: オフセット電圧を加えたCH1
入力信号を出力
AUXI/O2: 各条件を満たした場合にH レ
ベルのパルス信号を出力

出力
仕様

CH1出力
出力抵抗:

50Ω 5 %

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500Aシリーズ - 岩崎通信機株式会社

オフセット:

30 mV（50Ω終端時）

2022/10周波数特性:

最高周波数帯域 / 2（−3dＢ、50Ω終端時）
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500a/ds5500a_opt.html
出力電圧感
度:

1

30 mV/div 10 %（50Ω終端時）

TRIG出力出力抵抗:120Ω 10 %H レベル:

0.9V以上（50Ω終端時）
3V以上（1MΩ負荷時）

L レベル:

0.1V以下（50Ω終端時）
0.2V以下（1MΩ負荷時）

パルス幅:

1.5 μs 0.5 μs（TRIG 出力選択時）
8 ms〜10 ms© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

L レベル:

0.1V以下（50Ω終端時）
0.2V以下（1MΩ負荷時）

パルス幅:

1.5 μs 0.5 μs（TRIG 出力選択時）
8 ms〜10 ms（Pass/Fail 出力選択時）

こちらは販売終了製品です。

DS-579プローブパワーオプション

標準価格40,000円（税別）

出力チャン
ネル数：
最大出力電
力：
オフセット
出力電圧調
整機能

2
9 VAmax※2CH の消費電流の総和が750 mAを超えな
いように、ご使用ください。

ViewGoⅡシリーズ本体のUtilitiesメニ
ューより、各チャネル毎に設定可能※FETプローブのみ有効な機能対応プロー
ブ：

電流プローブSS-270 / SS-260 / SS-250 /SS-240A / SS-240
FETプローブ
SFP-5A / SFP-4A
高電圧差動プローブ
SS-320

IE-1226

受注生産

VGA Video OUT オプション
波形画面を外部ディスプレイに出力することができます。
※ IE-1226を実装後は、DS-579の利用ができません。
キャリングバッグ

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500Aシリーズ - 岩崎通信機株式会社

2022/10

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500a/ds5500a_opt.html

2※市販品、多目的バッグ
標準価格25,000円（税別）

2!11

ージ

■標準プローブ
SS-0130R
周波数帯域幅：DC〜200MHz
入力RC：10MΩ//12.5pF
減衰比：10：1

長さ：1.5m
対応機種：
DS-551xA / DS-552xA / DS-541x / DS-542x
DS-561xA / DS-562xA / DS-541xA / DS-542xA
DS-561x / DS-562x
標準価格13,000円（税別）© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

2!11

ージ

こちらは販売終了製品です。
■標準プローブ
SS-0130R
周波数帯域幅：DC〜200MHz
入力RC：10MΩ//12.5pF
減衰比：10：1
長さ：1.5m
対応機種：
DS-551xA / DS-552xA / DS-541x / DS-542x
DS-561xA / DS-562xA / DS-541xA / DS-542xA
DS-561x / DS-562x
標準価格13,000円（税別）

SS-101R
周波数帯域幅：DC〜500MHz
入力RC：10MΩ//12pF
減衰比：10：1
長さ：1.2m対応機種：
DS-553xA / DS-554xA / DS-563x / DS/5565
DS-563xA / DS-565xA
標準価格25,000円（税別）■高電圧差動プローブ
SS-320周波数帯域幅：DC〜100MHz
減衰比：50：1、500:1
最大差動動作電圧： 1400 V（DC＋AC peak、
500：1
全長：2m
標準価格99,800円（税別）

DS-579プローブパワーオプション
ViewGoⅡ専用プローブ用電源ユニット

対応プローブ：SFP-5A/4A、SS-270/260/250/240A/240、
SS-320標準価格40,000円（税別）

PS-25
SFP-5A / 4A / SS-320用電源
標準価格39,000円（税別）■アクティブ・プローブ

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500Aシリーズ - 岩崎通信機株式会社

SFP-5A

2022/10

販売完了

周波数帯域幅：DC〜1GHz （プローブ単体の場合）
入力容量：1.9pF
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500a/ds5500a_opt.html
入力抵抗：約1MΩ

3

減衰比：10:1

標準価格132,000円（税別）

SFP-4A

販売完了

周波数帯域幅：DC〜800MHz ※1
入力容量：2.15pF
入力抵抗：約1MΩ
減衰比：10:1
標準価格85,000円（税別）

DS-579プローブパワーオプション
ViewGoⅡ専用プローブ用電源ユニット

対応プローブ：SFP-5A/4A、SS-270/260/250/240A/240、
SS-320© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

2!11

ージ

入力抵抗：約1MΩ
減衰比：10:1

こちらは販売終了製品です。

標準価格85,000円（税別）

DS-579プローブパワーオプション
ViewGoⅡ専用プローブ用電源ユニット

対応プローブ：SFP-5A/4A、SS-270/260/250/240A/240、
SS-320標準価格40,000円（税別）

PS-25
SFP-5A / 4A / SS-320用電源
標準価格39,000円（税別）■高電圧プローブPHV 1000-RO
減衰比…100：1、入力RC…50MΩ 7.5pF
周波数帯域…400MHz （プローブ単体の場合）
容量可変範囲…10-50pF、長さ…2m

HV-P30A
DC〜50MHz、DC-30kV、パルス40kV
標準価格328,000円（税別）

HV-P60A
DC〜50MHz、DC-60kV、パルス80kV
標準価格498,000円（税別）※高電圧プローブは、ディレーティング特性をご確認の上、選定願います。

■電流プローブ
ロゴスキ−コイル電流プローブ

SS-28xAシリーズ

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5500Aシリーズ - 岩崎通信機株式会社

2022/10標準価格210,000円（税別）
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500a/ds5500a_opt.html

4

周波数帯域 ： fL〜30MHz
最大ピーク電流 ： 3,000A
センサー部温度範囲 ：-40℃〜125℃

ロゴスキ−コイル電流プローブ

SS-29xシリーズ

周波数帯域 ：Sタイプ- fL〜20MHz、Lタイプ- fL〜
10MHz
最大ピーク電流 ： 12kA
センサー部温度範囲 ：-40℃〜125℃
標準価格210,000円（税別）© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。
ロゴスキ−コイル電流プローブ

SS-29xシリーズ

周波数帯域 ：Sタイプ- fL〜20MHz、Lタイプ- fL〜
10MHz
最大ピーク電流 ： 12kA
センサー部温度範囲 ：-40℃〜125℃
標準価格210,000円（税別）

SS-250周波数帯域幅：DC〜100MHz ※1 （最大30Arms）
標準価格280,000円（税別）

SS-240A
周波数帯域幅：DC〜50MHz ※1 （最大30Arms）
標準価格200,000円（税別）

SS-260周波数帯域幅：DC〜10MHz ※1 （最大150Arms）
標準価格250,000円（税別）

SS-270周波数帯域幅：DC〜2MHz ※1 （最大500Arms）
標準価格300,000円（税別）

DS-579プローブパワーオプション
ViewGoⅡ(DS-5500)シリーズ専用プローブ用電源ユニット
対応プローブ：SFP-5A/4A、SS270/260/250/240A/240
標準価格40,000円（税別）

PS-26
電流プローブ用電源

標準価格50,000円（税別）※1 プローブ単体の場合※校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書は別途有償で申し受けます。

2!11

ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5500a/ds5500a_opt.html

5© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社