ウェルプレート・マイクロチューブ対応恒温振とう培養機（超小型）

マキシマイザー MBR-022R/K

ウェルプレートやマイクロチューブ、バイアル等の小径容器に最適。Rタイプは室温以下の温度調節が可能。多検体処理や高速微震動が必要な用途に。
More information●製品Web

タイテックの New ブランド

【ネクスト】

おもな特長●96ウェルやマイクロチューブの撹拌に最適●96穴ディープウェルでの振とう培養可能●Rタイプは電子冷却で+15℃から温度調節が可能

おもな用途

MBR-022R●ディープウェルやマイクロチューブでの振とう培養

MBR-022K●ELISAやファージディスプレイにおける抗体反応●酵素消化、生分解性試験、メタボローム解析等

MBR-022R

型名

MBR-022K

使用温度範囲（＊1） +15℃〜 +60℃

室温+7℃〜 +60℃

温度調節精度（＊2） ±0.5℃〜 1.0℃
振とう方式

水平偏芯震動（S-Max drive）

震動速度300 〜 2500r/min

適用容器と架数

ウェルプレートなら2個マイクロチューブラックなら2個（24本架×2）

使用環境温度範囲+5℃〜 +30℃

加熱冷却方式

ペルチェ素子温度／速度表示

デジタル表示ヒーターユニット（加熱のみ）

ヒューズ、高温、フード開時制動、安全器／安全機能■S-Max driveで効率良く攪拌・培養「S-Max drive」は特殊ゴムとクランク軸構造を採用することにより、震動速度の正確性向上と縦方向のブレの抑制を可能とした機構です。運転時の震動による機器本体の移動の防止と静観性を実現しています。従来機との比較では、装置本体の振動と騒音値において50％以上低減されています。

モーター過負荷、モーター過電圧、試料保護高低温警報、■外形図

不揮発メモリー異常、センサー断線診断、オートチューニング異常、警報設定異常、スピードリミットエラー、表示範囲外/測定範囲外エラー
244×417×240Hmm

244×392×240Hmm

質量約15kg

約13kg

電源AC100V・3A

標準付属品

電源コード×1、プレートアダプター ×1、ヒューズ×1、ドレンバット×1

価格¥380,000

244435

外形寸法（＊2）使用環境温度が+25℃の場合の値です。●本製品は96穴のウェルプレートに適する振とう機構に設計されているため、24穴や384穴等では撹拌の効率が変わります。

240¥330,000（＊1）冷却時は室温－7℃、加熱時は室温＋40℃までが使用温度範囲の限界です。

■オプション：マイクロチューブラック

392（417）（ ）はMBR-022R

EM-1524

品名／型名•ウェルプレートと同じフットプリント•EM-1524は1.5/2.0mL兼用•チューブ立てとしても活用可能

マイクロチューブラック
EM-0524

EM-1524

EM-1515

適用容器架数0.5mL×24本

1.5/2.0mL×24本

5.0mL×12本

外形寸法

126×86×28.5Hmm 126×86×40.5Hmm 126×86×55.5Hmm

価格¥11,000¥11,000●0.5mLおよび1.5mLマイクロチューブは、エッペンドルフタイプが適合します。

¥18,000■対応容器について
スカート無しの PCR プレートやウェルプレートのセミスカートタイプを振とうさせる場合、市販のチューブラックを利用して撹拌することが可能です。
震動速度は MAX1200r/minまでを目安としてご使用ください。
（＊）セミスカートの Low プロファイルタイプはこの組み合わせでは使用出来ません。

販売サービス部〒343-0822 埼玉県越谷市西方2693-1 TEL：048-988-8359 FAX：048-988-8362 Email：senden@taitec.org

ウェルプレート・マイクロチューブ撹拌機

マイクロミキサー E-022

96穴のウェルプレートやマイクロチューブを確実に撹拌。
シンプルで使いやすいウェルプレート／チューブミキサー。
More information●製品Web●動画：1.5mLマイクロチューブ、水平偏芯震動の様子

96ウェル・マイクロチューブ

タイテックの New ブランド

【ネクスト】

おもな特長●96穴ウェルプレートやマイクロチューブの撹拌マイクロチューブラック（別売）
使用例に最適●マイクロチューブ用のラックは別売

おもな用途●酵素反応の促進（マウステールの酵素消化等）
ウェルプレート用振とう台（別売）
使用例（標準でウェルプレート×2を固定可能です
が、オプションもあります。詳細は下記）
型名
振とう方式

●ELISA反応の促進、バイオパニング等●プラスミドDNA抽出等■オプション：マイクロチューブラックほか

E-022

水平偏芯震動（S-Max drive）

震動速度300 〜 2500r/min

速度表示/設定

デジタル表示/入力

架台寸法

270×96mm（内寸）

使用環境温度範囲+5℃〜 +40℃

適用容器

マイクロチューブ
（下記のオプションが必要、架数は下記参照）
ウェルプレート（標準で2個取付可能）（＊）

安全器/安全機能

ヒューズ、過電圧/過電流保護
不揮発メモリー異常、スピードリミットエラー、表示/測定範囲エラー、モーター過負荷

本体外形寸法300×200×105Hmm

本体質量約6kg

標準付属品

電源コード、ヒューズ（ヒューズホルダー内蔵）

電源AC100V・0.5A

本体価格¥128,000

EM-1524（＊）
ウェルプレートは架台に直接取り付けることができますが、メーカーや型番によってはきちんと固定できない場合があります。より確実な固定には、ウェルプレート用振とう台（WP-9602、下記参照）のご使用をお薦めします（ディープウェルの場合は必須です）。

水平偏芯震動は、容器を手持ちで1本ずつ撹拌する試験管ミキサーのような撹拌効果を、複数並列したマイクロチューブに均等にかけるために考案された方式です。
0.5/1.5mLマイクロチューブに最適化した本製品の水平偏芯震動
は、96穴マイクロプレートや同ディープウェルの撹拌にも有効です。

¥12,000

マイクロチューブラック

1.5mL×36
外寸：262×82×32Hmm¥12,000

EM-1036

ウェルプレート用振とう台

WP-9602

ディープウェルや標準架台で固定できないマイクロプレート用、2個架、 ¥29,000標準架台をはずして付け替えます。

マイクロチューブラック

0.5mL×24
外寸：126×86×28.5Hmm¥11,000

マイクロチューブラック

1.5/2.0mL×24
外寸：126×86×40.5Hmm¥11,000

5.0mL×12
外寸：126×86×52Hmm¥18,000

EM-1524(＊1)

200

価格

0.5mL×36
外寸：262×82×32Hmm

EM-0836

マイクロチューブラック

300

適用容器／備考

マイクロチューブラック

EM-0524(＊1)

マイクロチューブ内の撹拌の様子

EM-1515

EM-0524
品名／型名■水平偏芯震動による振とうについて■外形図

WP-9602

EM-1036

EM-1515(＊1),(＊2)（＊1）
取付けには WP-9602 が必要となります。こちらのマイクロチューブラックは２個を組合せてご使用ください。

105（＊2）5mLチューブはワトソン等のタイプが適合します。エッペンドルフタイプは適合しません。

販売サービス部〒343-0822 埼玉県越谷市西方2693-1 TEL：048-988-8359 FAX：048-988-8362 Email：senden@taitec.org

回転培養機（小型）

ローテーター RT-025R/050R

誰でも使えるシンプルな操作感。
Non-direct driveで、低速から高速まで安定した回転速度を実現。
More information●製品Web

タイテックの New ブランド

【ネクスト】

おもな特長●スタンダードなサイズ、速度の違いで2機種●低速から高速まで安定した回転●容器ホルダーは別売

おもな用途●冷蔵庫や低温室で免疫沈降●ゲノムDNAの抽出●恒温庫や恒温室で微生物や植物細胞の培養

RT-025R
容器ホルダー（別売）
使用例■回転速度の違いで2機種

RT-025Rは2 〜 25r/min、RT-050Rは5 〜 50r/minの回転速度範囲となっています。
用途に応じてお選びください。

容器に応じた特型ホルダーも作製可能です
RT-025R

型名
回転速度

2 〜 25r/min

角度可変範囲0 〜 90°任意設定■傾斜角度は可変式

RT-050R

5 〜 50r/min

使用環境温度範囲+4℃〜 +40℃

駆動方式

非直接伝動方式（Non-direct drive）

安全装置

ヒューズ（3A）、過電圧/過電流保護、転倒停止機能

安全機能

不揮発性メモリー異常、スピードリミットエラー、モーター過負荷表示/測定範囲外エラー

外形寸法

200×265×266Hmm

質量約3.5kg■Non-direct driveで、低速から高速まで安定した回転

電源

AC100V、50/60Hz

標準付属品

ヒューズ（ヒューズホルダー内蔵）、電源コード本体価格（＊）¥128,000

回転シャフトとモーターシャフトの間にはギアを設けており、モーターにかかる直接的な負荷を緩和する「Non-direct drive構造」により、低速から高速までの安定した回転と、静粛性・耐久性の向上を果たしています。

（＊）容器ホルダーは別売です。

●別売部品：RT-025R/050R用容器ホルダー
SE-0108R

SE-3500R

角度を0から90°の間の任意の角度に固定できます。オプションの各種容器ホルダーに最適な角度で転倒撹拌や回転を行うことができます。

■転倒停止機能（Fall stop device）

装置転倒の際には運転が停止する機能を設けています。地震等で倒れてしまった時にも安心です。

SA-1800R■外形図（正面/右側面図）取付数価格¥12,000

SE-1315R φ13 〜 15mmチューブ×24本［転倒撹拌］

2枚15mLチューブ（φ17×120Lmm）
×16本［転倒撹拌］ まで¥12,000

SE-3500R

50mLチューブ（φ29×115Lmm）
×8本［転倒撹拌］¥19,000

SE-1800R

SA-1811R φ18mm×110mm試験管×41本［回転］SA-2511R φ25mm×110mm試験管×24本［回転］SC-0100R 100mL三角フラスコ×5個［回転］SC-0200R 200mL三角フラスコ×4個［回転］SD-2550R φ25mm×50mmバイアル×24本［回転］¥12,000¥24,000

1枚327

適用容器と架数／容器の動き
1.5/2.0mLマイクロチューブ×24本［転倒撹拌］

266

型名

SE-0108R¥24,000¥19,000¥19,000¥29,000200265●上記以外のホルダーも特注にて制作いたします。容器の見本をご用意の上、お問い合わせください。

販売サービス部〒343-0822 埼玉県越谷市西方2693-1 TEL：048-988-8359 FAX：048-988-8362 Email：senden@taitec.org

アルミブロック恒温槽（薄型ブロック、プログラマブル、冷却タイプあり）

ドライサーモユニット DTU-R ／クールサーモユニット CTU-R

マイクロチューブや遠沈管等を加熱冷却するアルミブロック恒温槽。薄型ブロック
で速い温度移行。冷却が可能なタイプはフロンフリー。
More information●製品Web

タイテックの New ブランド

【ネクスト】［CTU-Rのみ］

おもな特長●シンプル操作を追求し誰でもが簡単安全に使える●“ハーフブロック”2個または“フルブロック”1個用●0℃からの温度調節が可能［CTU-R］

おもな用途●低温でのDNAのライゲーション［CTU-R］●各種の酵素反応

DTU-R
CTU-R
アルミブロック（別売）使用例

DTU-R

型名●DNAやRNAの熱変性等

CTU-R■シンプル操作を追求

使用環境温度+5 〜 +30℃（＊1）

使用温度範囲室温＋5℃〜 105℃（＊2） 0℃〜 +105℃（＊3）

温度調節精度±0.1 〜 0.2℃（＊4）

適用ブロックハーフブロック×2個またはフルブロック×1個

温度表示

デジタル

■ペルチェ素子による電子冷却[CTU-Rのみ]

加熱冷却方式

ヒーター加熱、ファンによる放熱

安全装置

ヒューズ、過電圧保護、過電流保護

安全機能

不揮発メモリ異常、センサー断線診断
試料保護警報（高温）、試料保護警報（低温：CTU-Rのみ）

ペルチェ素子による加熱冷却

CTU-Rはペルチェ素子による電子冷却を採用しているため、冷媒ガス漏れの点検の必要がありません。

■メモリー機能

本体の外形寸法／本体質量 244×285×180Hmm/約6kg（DTU-R）、約5.5kg（CTU-R）
電源

AC100 〜 240V・50/60Hz(＊5)

標準付属品

電源コード、フックハンドル、ヒューズ（ヒューズホルダー内蔵）

本体価格（ブロック別売） ¥165,000

プログラム機能やタイマーなどの複雑な操作がないので、誰でも簡単に設定・操作ができます。

メモリー機能により、よく使用する温度をすぐに呼び出すことができます。

■外形図¥265,000（＊1）
フードを開けた状態や+30℃を超える環境、および低温環境下では仕様を満たさない場合があります。
（＊2）

180

室温+80℃までが使用温度範囲の限界です。
（＊3）冷却時や室温−30℃、加熱時は室温+80℃までが使用温度範囲の限界です。
（＊4）
使用温度範囲が+25℃付近の場合の値です。
（＊5）
環境温度25℃、設定温度37℃の場合です。

●別売部品：マイクロチューブ用ハーフブロック
穴深さ0.1/0.2mL×48本（8連可）

15mm❸B-1120A

1.5mL×20本❷B-0835

0.5mL×35本❹B-1120B

2.0mL×20本❺B-15155.0mL×6本＋1.5mL×8本

外形寸法／備考

67.5×93×35Hmm
24.5mm （❺の高さは50mm） ¥22,000
34mm チューブによっては密 ¥22,000
34mm 着しない場合がありま ¥22,000
す。また、自立タイプは48mm使用できません。
¥26,00034mm●別売部品：マイクロバイアル用ハーフブロック
型名❻B-1220244価格¥22,000

適用サイズと架数

穴深さ

外形寸法

価格

1.5/2mL×20本

25mm

67.5×93×35Hmm¥24,000285●別売部品：マイクロチューブ用フルブロック
型名

適用サイズと架数

穴深さ

外形寸法

価格

➓B-1140

1.5mL×40本

34mm

135.5×93×35Hmm¥44,000●別売部品：マイクロチューブ／PCRプレート用フルブロック
型名

適用サイズと架数

穴深さ

外形寸法

価格

0.1/0.2mL×96本 または14mm 135.5×93×35.5Hmm⓫B-0696（＊）
PCRプレート×1個¥44,000（＊）PCRプレートによっては使用できない場合があります。事前のご確認をお薦め致します。

●別売部品：ディスポ遠沈管用ハーフブロック
型名

適用サイズと架数

穴深さ

外形寸法

価格

❼B-1612L（＊1）

15mL×12本（＊2）

48mm

67.5×93×50Hmm¥24,000●各ブロックの穴形状と容器の収まり具合❶ ❷ ❸容器の収まり具合は、➓は❸と同様、●別売部品：試験管用ハーフブロック⓫は❶とほぼ同様（若干浅い）です。

型名

適用サイズと架数

穴深さ

外形寸法

価格

❽B-1712L（＊1）

φ16.5mm×12本

48mm

67.5×93×50Hmm¥24,000

❹

❼❽

50

型名

35

適用サイズと架数❶B-0648（＊1）使用時は、本体のフードを閉めることができなくなります。
（＊2）5mLエッペンドルフチューブ（エッペンドルフ社0030 119）も使用可能です。

販売サービス部〒343-0822 埼玉県越谷市西方2693-1 TEL：048-988-8359 FAX：048-988-8362 Email：senden@taitec.org