Käyttöohjeet

Kosketuspaneelilla varustettu värinestekidenäyttö

Tärkeää
Varmista, että luet käyttöohjeet ja asennusoppaan ennen käyttöä.
• Katso asennusoppaasta tiedot näytön asetuksista ja säädöistä.
• Saat uusimmat tuotetiedot, mukaan lukien käyttöohjeet,
verkkosivustoltamme.
www.eizoglobal.com

TURVAMERKINNÄT
Tässä oppaassa ja tässä tuotteessa käytetään ohessa näkyviä turvamerkintöjä. Ne
sisältävät tärkeitä tietoja. Tutustu niihin huolellisesti.
VAROITUS-merkinnän huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja, ja seurauksena syntyvä tilanne voi olla hengenvaarallinen.

VAROITUS
HUOMAAHUOMAA-merkinnän huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa kohtalaisia
henkilövahinkoja ja/tai aineellisia vahinkoja tai johtaa tuotteen
vahingoittumiseen.

Käytetään varoituksen tai huomautuksen yhteydessä. Esimerkiksi
ilmaisee ”sähköiskun” vaaraa.
Ilmoittaa toiminnon, jota ei saa suorittaa. Esimerkiksi
osiin”.

tarkoittaa ”Älä pura

Tämä tuote on viritetty käytettäväksi erityisesti sillä alueella, jolle se on alun perin toimitettu.
Jos laitetta käytetään muualla kuin kyseisellä alueella, sen suorituskyky ei välttämättä vastaa
teknisiä tietoja.
Tätä opasta tai sen osaa ei saa monistaa, tallentaa tietojen noutojärjestelmään tai lähettää
missään muodossa eikä millään tavalla sähköisesti, mekaanisesti tai muita menetelmiä
käyttäen ilman EIZO Corporationin kirjallista lupaa.
EIZO Corporation ei ole velvollinen pitämään mitään toimitettuja materiaaleja tai tietoja
luottamuksellisina, ellei toisin ole etukäteen sovittu EIZO Corporationin saamien tietojen
perusteella. Vaikka tämä käyttöopas on tehty huolellisesti ja sen tietojen ajantasaisuus on
pyritty varmistamaan, ota huomioon, että EIZO-tuotteen teknisiä tietoja voidaan koska
tahansa muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
2

VAROTOIMENPITEETVAROTOIMENPITEET
Tärkeää
Tämä tuote on viritetty käytettäväksi erityisesti sillä alueella, jolle se on alun perin toimitettu.
Jos laitetta käytetään muualla kuin kyseisellä alueella, sen suorituskyky ei välttämättä
vastaa teknisiä tietoja.
Varmista käyttäjien turvallisuus ja asianmukainen kunnossapito tutustumalla huolellisesti”VAROTOIMENPITEET”-osioon sekä kaikkiin näytössä oleviin varoituksiin.

Varoitusilmoituksen sijainti

Laitteen merkinnät
Merkintä

Merkinnän merkitys
Päävirtakytkin: Sammuta päävirta näytöstä painamalla tätä.
Päävirtakytkin: Kytke näytön päävirta päälle painamalla tätä.
Virtapainike: Käynnistä tai sammuta näyttö painamalla tätä.
Vaihtovirta
Varoitus sähköiskuvaarasta
HUOMAA: Lisätietoja on kohdassa TURVAMERKINNÄT [} 2]
WEEE-merkintä: Tuote on hävitettävä erikseen; materiaalit voidaan kierrättää.

CE-merkintä: EU:n vaatimustenmukaisuusmerkintä neuvoston direktiivin ja/tai
asetuksen (EU) mukaisesti.
Valmistaja
Valmistuspäivä
Huomaa: Yhdysvaltain liittovaltion lainsäädännön mukaan tämän tuotteen saa
luovuttaa vain lisensoidulle lääkärille tai lisensoidun lääkärin määräyksestä.
Lääkinnällinen laite EU:ssa
Maahantuoja EU:ssa

3

VAROTOIMENPITEETMerkintä

Merkinnän merkitys
Merkki, joka tarkoittaa Yhdistyneen kuningaskunnan määräysten noudattamista
Yhdistyneen kuningaskunnan vastuuhenkilö
Valtuutettu edustaja Sveitsissä
Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä

4

VAROTOIMENPITEETVAROITUS
VAROITUS
Jos laitteesta nousee savua, haistat palaneen käryä tai jos laitteesta kuuluu outoja ääniä,irrota laite heti pistorasiasta ja ota yhteyttä EIZO-edustajaan saadaksesi ohjeita.
Jos yrität käyttää laitetta, jossa on toimintahäiriö, siitä saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku tai
laitteisto saattaa vahingoittua.

VAROITUS
Älä pura tai muokkaa laitetta.
Kotelon avaaminen voi aiheuttaa sähköiskun tai palovamman suurjännitteen tai
kuumien osien seurauksena. Laitteen muokkaaminen voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.

VAROITUS
Anna kaikki huoltotoimet valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi.
Älä yritä huoltaa tätä laitetta itse, sillä kansien avaaminen tai irrottaminen voi aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun tai laitevaurion.

VAROITUS
Varmista, ettei laitteeseen joudu vieraita esineitä tai nesteitä.
Kotelon sisään vahingossa putoavat metalliosat, syttyvät materiaalit tai nesteet voivat
aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteiston laitevaurion.
Jos laitteen sisään pääsee esine tai nestettä, irrota laite välittömästi virtalähteestä.
Anna valtuutetun huoltoteknikon tarkastaa laite, ennen kuin se otetaan uudelleen
käyttöön.

VAROITUS
Aseta laite tukevalle ja vakaalle alustalle.
Sopimattomalle alustalle asetettu laite voi pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen.
Jos laite putoaa, katkaise virta välittömästi ja ota yhteyttä paikalliseen EIZO-edustajaan saadaksesi
ohjeita. Älä jatka vaurioituneen laitteen käyttöä. Vaurioituneen laitteen käyttö voi aiheuttaa tulipalon
tai sähköiskuja.

5

VAROTOIMENPITEETVAROITUS
Käytä laitetta asianmukaisessa paikassa.
Muuten seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai laitteistovaurio.
• Älä sijoita laitetta ulos.
• Älä sijoita laitetta minkäänlaiseen kuljetusvälineeseen (mm. laiva, lentokone, juna
tai auto).
• Älä sijoita laitetta pölyisiin tai kosteisiin ympäristöihin.
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa näyttöön voi roiskua vettä (kuten kylpyhuoneisiin
tai keittiöihin).
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa näyttö joutuu suoraan kosketukseen höyryn
kanssa.
• Älä sijoita laitetta lähelle lämmön tai kosteuden lähteitä.
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle.
• Älä sijoita laitetta ympäristöön, jossa on syttyvää kaasua.
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa voi olla syövyttäviä kaasuja (esimerkiksi
rikkidioksidia, rikkivetyä, typpidioksidia, klooria, ammoniakkia ja otsonia).
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa on pölyä, korroosiota ilmakehässä kiihdyttäviä
aineita (esimerkiksi natriumkloridia ja rikkiä), johtavia metalleja jne.

VAROITUS
Pidä muoviset pakkauspussit pois vauvojen ja lasten ulottuvilta.
Muoviset pakkauspussit voivat aiheuttaa tukehtumisen.

VAROITUS
Käytä laitteen mukana toimitettavaa virtajohtoa, ja liitä laite maassasi käytössä olevaan
vakiopistorasiaan.
Varmista virtajohdon nimellisjännitteen ja käyttöjännitteen vastaavuus. Muuten seurauksena voi olla
sähköisku.
Virransyöttö: 100–240 V AC 50/60 Hz

VAROITUS
Irrota virtajohto tarttumalla tukevasti pistokkeeseen ja vetämällä.
Johdosta vetäminen voi vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

VAROITUS
Laitteisto on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

6

VAROTOIMENPITEETVAROITUS
Varmista, että jännite on oikea.
• Laite on suunniteltu käytettäväksi tietyllä jännitteellä. Laitteen liittäminen muuhun kuin tässä
käyttöohjeessa määritettyyn jännitteeseen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteen
vaurioitumisen.
Virransyöttö: 100–240 V AC 50/60 Hz• Älä ylikuormita virtapiiriä, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

VAROITUS
Käsittele virtajohtoa varoen.
Älä laita virtajohdon päälle raskaita esineitä tai vedä tai sido virtajohtoa. Vaurioituneen
virtajohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskuja.

VAROITUS
Käyttäjä ei saa koskea potilasta samalla, kun hän koskee laitetta.
Tuotetta ei ole suunniteltu potilaiden koskettamiseen.

VAROITUS
Älä koskaan koske virtapistokkeeseen tai virtajohtoon ukonilmalla.
Niihin koskeminen voi aiheuttaa sähköiskun.

VAROITUS
Kun kiinnität telinettä, katso käyttöoppaasta telinettä koskevat tiedot ja kiinnitä se tukevasti.
Muutoin laite saattaa irrota ja aiheuttaa loukkaantumisen ja/tai laite voi vaurioitua.
Ennen asennusta varmista, että pöydät, seinät ja muut mahdolliset asennuspinnat ovat
mekaanisesti riittävän vahvoja.
Jos laite putoaa, katkaise virta välittömästi ja ota yhteyttä paikalliseen EIZO-edustajaan saadaksesi
ohjeita. Älä jatka vaurioituneen laitteen käyttöä. Vaurioituneen laitteen käyttö voi aiheuttaa tulipalon
tai sähköiskuja. Kun kiinnität kallistettavaa telinettä takaisin, käytä samoja ruuveja ja kiristä ne hyvin.

VAROITUS
Älä koske vaurioituneeseen nestekidenäyttöön paljain käsin.
Jos jokin ihosi osa joutuu suoraan kosketukseen paneelin kanssa, pese kyseinen aluehuolellisesti.
Jos nestekidettä pääsee silmiisi tai suuhusi, huuhtele välittömästi kyseinen aluesuurella määrällä vettä ja käänny lääkärin puoleen. Muutoin tilanne voi johtaa
myrkytysreaktioon.

VAROITUS
Pyydä ammattiapua korkealle asennusta varten.
Jos näyttö asennetaan korkealle, vaarana on, että tuote tai sen osat voivat pudota ja aiheuttaa
loukkaantumisia. Pyydä näytön asentamiseen apua meiltä tai rakennusalan ammattilaiselta,
mukaan lukien tuotteen tarkistaminen vaurioiden ja epämuotoisuuksien varalta ennen asentamista
ja sen jälkeen.

7

VAROTOIMENPITEETHUOMAAHUOMAA
Tarkasta toimintakunto ennen käyttöä.
Aloita käyttö, kun olet varmistanut, ettei näytetyssä kuvassa ole ongelmia.
Kun käytät useita laitteita, aloita käyttö, kun olet varmistanut, että kuvat näkyvät asianmukaisesti.

HUOMAA
Kiinnitä kiinnitysominaisuudella varustetut kaapelit/johdot turvallisesti.
Jos niitä ei ole kiinnitetty turvallisesti, kaapelit/johdot saattavat irrota, minkä johdosta myöhemmät
kuvat saattavat kadota ja toimintosi saattavat keskeytyä.

HUOMAAKun laitetta siirretään, irrota kaapelit ja lisävarusteet.
Muutoin kaapelit tai lisävarusteet saattavat irrota siirtämisen aikana, mikä voi johtaa
loukkaantumisiin.

HUOMAA
Nosta laitetta tai sijoita se asianmukaisten menetelmien mukaan.
• Kun tuotetta siirretään, pidä tukevasti kiinni näytön pohjasta.
• 30 tuuman ja sitä suuremmat näytöt ovat painavia. Näytön purkamisessa ja/tai
nostossa tulee käyttää vähintään kahta henkilöä.
• Jos laitemallissa on kahva näytön takana, pidä kiinni tukevasti sekä pohjasta että
näytön kahvasta.
Laitteen pudottaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai laitevaurion.

HUOMAAOle varovainen, jotta kätesi eivät jää osien väliin.
Jos käytät yhtäkkiä voimaa näyttöön sen korkeuden tai kulman säätämiseksi, kätesi voivat jäädä
osien väliin ja loukkaantua.

HUOMAAÄlä peitä kotelon ilmastointiaukkoja.
• Älä aseta esineitä ilmastointiaukkojen päälle.
• Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuun tai liian pieneen paikkaan.
• Älä käytä laitetta, jos se on asetettu sivuttain tai ylösalaisin.
Ilmastointiaukkojen peittäminen estää ilmanvaihdon ja saattaa aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun tai laitteiston vahingoittumisen.

8

VAROTOIMENPITEETHUOMAAÄlä koske virtapistokkeeseen märillä käsillä.
Niihin koskeminen voi aiheuttaa sähköiskun.

HUOMAAÄlä aseta esineitä virtapistokkeen lähistölle.
Tämä helpottaa virtapistokkeen irrottamista ongelman ilmaantuessa, jotta voidaan
välttyä tulipalolta tai sähköiskulta.

HUOMAA
Puhdista virtapistokkeen ympäristö ja näyttölaitteen ilmastointiaukko säännöllisesti.
Näillä alueilla oleva pöly, vesi tai öljy voivat aiheuttaa tulipalon.

HUOMAA
Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta.
Laitteen puhdistaminen sen ollessa kytkettynä pistorasiaan voi aiheuttaa sähköiskun.

HUOMAAJos laite on käyttämättä pidemmän aikaa, varmista turvallisuus ja virransäästö irrottamalla
virtajohto pistorasiasta, kun olet ensin katkaissut virran virtakytkimestä.

HUOMAA
Hävitä tämä tuote paikallisten määräysten tai maakohtaisten lakien mukaisesti.

HUOMAA
Käyttäjät Euroopan talousalueella ja Sveitsissä:
Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle ja
toimivaltaiselle viranomaiselle siinä jäsenmaassa, jossa käyttäjä ja/tai potilas sijaitsee.

9

Näyttöä koskevia huomautuksia

Näyttöä koskevia huomautuksia
Käyttöohjeet
Tämä tuote sopii kliiniseen käyttöön. Se ei tue mammografiakuvien näyttämistä diagnoosia
varten.
Huomio• Tätä tuotetta tulee käyttää vaakanäyttötilassa, kun sitä käytetään yllä kuvattuun tarkoitukseen.
• Tuotteen takuu raukeaa, jos tuotetta käytetään muuhun kuin tässä käyttöohjeessa määritettyyn
käyttötarkoitukseen.
• Tässä käyttöoppaassa annetut tekniset tiedot ovat voimassa vain, kun käytetään tuotteen
mukana toimitettuja virtajohtoja ja EIZOn määrittämiä signaalikaapeleita.
• Käytä tämän tuotteen kanssa vain EIZOn määrittämiä EIZO-lisävarusteita.

Varotoimet• Kun on tarkasteltu pitkään samaa kuvaa ja näyttökuvaa vaihdetaan, jälkikuva voi jäädä
näkyviin. Voit estää saman kuvan näkymisen liian pitkään käyttämällä näytönsäästäjää
tai virransäästötilaa. Näytettävästä kuvasta riippuen jälkikuva voi jäädä näkyviin jopa
lyhyen ajan kuluttua. Tällaisen ilmiön voi poistaa muuttamalla kuvaa tai pitämällä virran
sammutettuna usean tunnin ajan.
• Näytön vakautuminen vie noin 30 minuuttia. Odota vähintään 30 minuuttia näytön virrankytkemisen tai virransäästötilasta palautumisen jälkeen, ennen kuin säädät sitä.
• Jos näyttöä käytetään jatkuvasti pitkän aikaa, siihen voi ilmestyä läiskiä tai kuva voi”palaa” näyttöön. Suosittelemme katkaisemaan näytön virran ajoittain, jotta sen
käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä.
• Nestekidepaneelin taustavalolla on tietty käyttöikä. Taustavalon käyttöikä saattaa
loppua aiemmin ja vaatia vaihdon riippuen esimerkiksi siitä, käytetäänkö näyttöä pitkiä
aikoja kerrallaan. Jos näyttö muuttuu tummaksi tai alkaa välkkyä, ota yhteys paikalliseen
EIZO-edustajaan.
• Näytössä voi olla viallisia pikseleitä tai pieni määrä valopilkkuja. Tämä johtuu
nestekidepaneelin ominaisuuksista eikä ole tuotevika.
• Älä naarmuta tai paina nestekidepaneelia terävillä esineillä, jotta nestekidepaneeli eivaurioidu. Älä yritä puhdistaa paneelia pehmopaperilla, sillä paneeli saattaa
naarmuuntua.
• Tuotteen pinnalle tai sisään voi muodostua kondensaatiota, kun se tuodaan kylmään
huoneeseen, kun lämpötila nousee äkillisesti tai kun se siirretään kylmästä huoneesta
lämpimään. Älä tällöin kytke laitteeseen virtaa. Odota, kunnes kondensaatio häviää.
Muuten laite voi vaurioitua.
• (Varoitukset kosketuspaneelin käyttöön)
Kosketuskäytön aikana
Ole varovainen seuraavien seikkojen suhteen. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
– Älä paina kovaa, naarmuta tai tökkäise kosketuspaneelia.
– Älä kosketa kosketuspaneelia kovilla esineillä, kuten kynillä tai metalliesineillä.

10

Näyttöä koskevia huomautuksia

Näytön pitkäaikainen käyttö
Puhdistus• On suositeltavaa puhdistaa näyttö säännöllisesti, jotta se näyttää uudenveroiselta ja sen
käyttöaika pitenee.
• Tuotteessa olevat tahrat voidaan pyyhkiä varovasti pois pehmeällä liinalla, joka on
osittain kastettu veteen tai ScreenCleaner-puhdistusaineeseemme.
Huomio• Nesteet eivät saa päästä suoraan kosketukseen tuotteen kanssa. Jos näin käy, pyyhi neste heti
pois.
• Nesteitä ei saa päästä tuotteessa oleviin rakoihin tai tuotteen sisäpuolelle.
• Puhdistukseen tai desinfiointiin tarkoitetut kemikaalit, kuten alkoholi ja desinfiointiaineet, voivat
aiheuttaa tuotteessa kiillon muutoksia, himmentymistä ja haalistumista sekä heikentää
kuvanlaatua. Älä käytä kemikaaleja jatkuvasti.
• Älä koskaan käytä puhdistukseen liuottimia, bentseeniä, vahaa tai hiovia puhdistusaineita, sillä
ne voivat vaurioittaa tuotetta.
• Lisätietoja puhdistuksesta ja desinfioinnista on sivustollamme.
Toimi näin: Siirry osoitteeseen www.eizoglobal.com ja tee haku kirjoittamalla sivuston
hakukenttään ”disinfect”.

11Näyttöä koskevia huomautuksia

Desinfiointi kemikaalien avulla• Suosittelemme käyttämään tuotteiden desinfioinnissa kemikaaleja, jotka olemme
testanneet (katso alla oleva taulukko). Huomaa, että näiden kemikaalien käyttäminen ei
takaa, että tuotteessa ei ilmene vaurioita tai heikkenemistä.
Kategoria

Kemikaalin tyyppi

Esimerkki tuotteesta

Alkoholipohjainen

Puhdistusalkoholi (etyylialkoholi)

Etanoli

Alkoholipohjainen

Isopropanoli

Isopropyylialkoholi (IPA)

KlooriNatriumhypokloriitti

PureloxBiguanidi

Klooriheksidiiniglukonaatti

Hibitane-liuos

Alkoholipohjainen

Bentsalkoniumkloridi

Welpas

Aldehydipohjainen

Glutaraali

Sterihyde

Aldehydipohjainen

Glutaraali

Cidex Plus28

Amfoteerinen tensidi

Alkyylidiaminoetyyliglysiinihydrokloridi

Satenidin-liuos

Näytön miellyttävä käyttö
• Liian tumma tai kirkas näyttö voi vaikuttaa silmiin. Säädä näytön kirkkaus ympäristön
olosuhteiden mukaan.
• Näytön tuijottaminen pitkään rasittaa silmiä. Pidä tunnin välein 10 minuutin tauko.
• Katso näyttöruutua asianmukaiselta etäisyydeltä ja oikeasta kulmasta.

Kyberturvavaroitukset ja -vastuut• Laiteohjelmistopäivitys tulee suorittaa EIZO Corporationin tai sen jakelijan kautta.
• Jos EIZO Corporation tai sen jakelija neuvoo päivittämään laiteohjelmiston, päivitä sevälittömästi.

12SISÄLTÖ

SISÄLTÖ
VAROTOIMENPITEET ................................................................................................

3

Tärkeää ...............................................................................................................

3

Varoitusilmoituksen sijainti......................................................................

3

Laitteen merkinnät ..................................................................................

3

Näyttöä koskevia huomautuksia............................................................................... 10
Käyttöohjeet ........................................................................................................ 10
Varotoimet........................................................................................................... 10
Näytön pitkäaikainen käyttö ................................................................................ 11
Puhdistus ................................................................................................ 11
Desinfiointi kemikaalien avulla ................................................................ 12
Näytön miellyttävä käyttö .................................................................................... 12
Kyberturvavaroitukset ja -vastuut........................................................................ 12
1 Johdanto ..................................................................................................................... 15
1.1

1.2

Ominaisuudet ...................................................................................................... 15
1.1.1

Tasainen rakenne ................................................................................... 15

1.1.2

Kosketusta helpottava telinemekanismi.................................................. 15

1.1.3

Kymmenen kosketuspisteen tuki ............................................................ 15

Pakkauksen sisältö ............................................................................................. 16
1.2.1

1.3

EIZO LCD Utility Disk -levyn sisältö........................................................ 16

Ohjaimet ja toiminnot .......................................................................................... 17
1.3.1

Etuosa..................................................................................................... 17

1.3.2

Takaosa .................................................................................................. 18

2 Asennus / Liittäminen ................................................................................................ 19
2.1

Ennen asennusta ................................................................................................ 19
2.1.1

Asennuksen ehdot .................................................................................. 19

2.2

Asentaminen ....................................................................................................... 19

2.3

Liitoskaapelit ....................................................................................................... 19

2.4

Virran kytkeminen ............................................................................................... 21

2.5

Näytön kulman säätäminen................................................................................. 22

2.6

Kosketuskynän pitimen kiinnitys ......................................................................... 22

2.7

Kosketuspaneelin käyttöönotto ........................................................................... 22

3 Ei kuvaa -ongelma...................................................................................................... 24
4 Tekniset tiedot ............................................................................................................ 26
4.1

Luettelo teknisistä tiedoista ................................................................................. 26
4.1.1

Nestekidepaneeli .................................................................................... 26

4.1.2

Kosketuspaneeli...................................................................................... 26

4.1.3

Videosignaalit.......................................................................................... 2613SISÄLTÖ

4.1.4

USB......................................................................................................... 26

4.1.5

Ääni......................................................................................................... 27

4.1.6

Virta......................................................................................................... 27

4.1.7

Fyysiset tekniset tiedot............................................................................ 27

4.1.8

Toimintaympäristön vaatimukset ............................................................ 27

4.1.9

Kuljetus- / varastointiolosuhteet .............................................................. 27

4.2

Yhteensopivat tarkkuudet.................................................................................... 28

4.3

Lisävarusteet....................................................................................................... 28

Liite .............................................................................................................................. 29
Lääkinnällinen standardi ..................................................................................... 29
Laitteiston luokitus .................................................................................. 29
EMC-tiedot .......................................................................................................... 30
Tarkoitetut käyttöympäristöt.................................................................... 30
Tekniset tiedot......................................................................................... 31

14

Johdanto | 1

1 Johdanto
Kiitos, että valitsit EIZOn värinestekidenäytön!

1.1 Ominaisuudet
1.1.1 Tasainen rakenne
Näytön reunukset ovat samassa tasossa näyttöalueen kanssa. Kosketuksen voi helpostiulottaa näytön reunaan asti.

1.1.2 Kosketusta helpottava telinemekanismi
Kallistuskulman voi säätää portaattomasti. Näytön asentoa voi säätää sulavasti sopimaan
työtapaasi, esimerkiksi toimistotyötä tai monikosketusta varten.
15°

70°

1.1.3 Kymmenen kosketuspisteen tuki
Monikosketusta voi käyttää zoomaamiseen sisään/ulos sekä kiertämiseen. Näyttö reagoi
kevyeen kosketukseen, joten käyttäminen sipaisemalla ja vetämällä on helppoa.
Zoomaaminen sisään/ulos

Kiertäminen15

1 | Johdanto

1.2 Pakkauksen sisältö
Tarkasta, että kaikki seuraavassa mainitut kohteet löytyvät pakkauksesta. Jos jotain puuttuu
tai on vioittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai paikalliseen EIZO-edustajaasi, jonka
yhteystiedot löytyvät liitteestä.
Huomautus• On suositeltavaa säilyttää laatikko ja pakkausmateriaalit niin, että niitä voi käyttää laitteen
siirtämiseen tai kuljettamiseen.

• Näyttö• Virtajohto• Digitaalinen signaalikaapeli (DisplayPort - DisplayPort): PP300 x 1• HDMI-kaapeli (HDMI – HDMI) HH300PR x 1• USB-kaapeli: UU300SS x 1• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Käyttöohjeet• Puhdistusliina x 1• Kosketuskynä x 1• Kosketuskynän pidin x 1• Kosketuskynän pitimen kiinnitysruuvi x 1• Ruuviaukon peitelevy x 2• Nippuside (työntämällä asennettava) x 1

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk -levyn sisältö
CD-ROM sisältävää seuraavat kohteet. Katso levyllä olevasta ”Readme.txt”-tiedostosta
tietoja ohjelmiston käyttöönotosta tai tiedostojen viitemenetelmästä.
• Readme.txt-tiedosto• Kosketuspaneelin ajuri (DMT-DD)• Kosketuspaneelin herkkyyden säätöohjelmisto (TPOffset)• Käyttöoppaat– Tämän näytön käyttöopas
– Näytön asennusopas– Kosketuspaneelin ajurin käyttöopas
– Kosketuspaneelin herkkyyden säätöohjelmiston käyttöopas
• Ulkomitat

16

Johdanto | 1

1.3 Ohjaimet ja toiminnot
1.3.1 Etuosa
2
3
4
5
6

7
1

1. Virran merkkivalo

Ilmaisee näytön käyttötilan.
Sininen: Näyttö käytössä
Oranssi: Virransäästötila
Pois päältä: Päävirta/virta katkaistu

2.

-painike

Ottaa kosketuspaneelin käyttöön/poistaa sen käytöstä ja säätää sen
herkkyyttä.

3.

-painike

Vaihtaa näytettävää tulosignaalia.

4.

-painike*1

Valitsee asetusvalikon kohteet, säätää tai asettaa toimintoja janäyttää kirkkauden säätönäytön.

5.

-painike*1

Valitsee asetusvalikon kohteet, säätää tai asettaa toimintoja janäyttää äänenvoimakkuuden säätönäytön.

6.

-painike

Näyttää asetusvalikon, vahvistaa kunkin valikon säätökohteet ja
tallentaa säätöjen tulokset.

7.

-painike

Virran kytkeminen ja katkaiseminen.

*1 Tässä käyttöoppaassa painike

saatetaan näyttää muodossa

ja painike

muodossa.

17

1 | Johdanto

1.3.2 Takaosa
3
8
9

1

10

2

11
12
4

5

1. Päävirtakytkin

13

6
7

Kytkee päävirran päälle ja pois päältä.
｜: Päällä, ○: Pois päältä

2. Virtaliitin

Liitä virtajohto tähän.

3. Kosketuskynän pitimen
kiinnitysaukko

Kosketuskynän pitimen kiinnitystä varten. (Katso 2.6 Kosketuskynän
pitimen kiinnitys [} 22])

4. Turvalukon paikka

Yhdenmukainen Kensington MicroSaver -turvajärjestelmän kanssa.

5. Kaiuttimet

Tuottavat ääntä.

6. Teline(jossa kaapelinpidin)

Mahdollistaa kulman säätämisen.

7. Nippusiteen
kiinnitysaukko

Estä HDMI-kaapelin irtoaminen kiinnittämällä nippuside.

8. Stereominiliitäntä

Näytön stereominiliitäntään voi liittää ulkoisen äänilaitteen.

9. 15-nastainen D-Sub-liitin Voidaan liittää PC:n D-Sub-lähtöön.
(mini)

18

10. HDMI-liitin

Voidaan liittää PC:n HDMI-lähtöön.

11. DisplayPort-liitäntä

Voidaan liittää PC:n DisplayPort-lähtöön.

12. USB-A-liitin(downstream)

Käytetään USB-kaapelin liittämiseksi oheislaitteen käyttöä varten.

13. USB-B-liitin(upstream)

Käytetään USB-kaapelin liittämiseksi kosketuspaneelin tai USBkeskiön käyttöä varten.

Asennus / Liittäminen | 2

2 Asennus / Liittäminen
2.1 Ennen asennusta
Lue huolellisesti VAROTOIMENPITEET [} 3] ja noudata aina ohjeita.
Jos sijoitat tämän tuotteen lakkapinnoitteiselle pöydälle, tuen pohja voi värjääntyä kumin
koostumuksen vuoksi. Tarkista pöydän pinta ennen käyttöä.

2.1.1 Asennuksen ehdot
Jos näyttö asennetaan telineeseen, varmista, että näytön sivuilla, takana ja yläpuolella onriittävästi tilaa.
Huomio• Sijoita näyttö niin, että näyttöruutuun ei osu valoa.

2.2 Asentaminen
Aseta vakaalle pöydälle pehmeä kangas tai vastaavaa materiaalia ja avaa telinettä, kunnes
siitä kuuluu napsahdus.

Huomio• Älä käytä näyttöä sen ollessa pakkauksessa.
Näytön ollessa pakkauksessa sen teline on kiinni, joten näyttö voi kaatua.

2.3 Liitoskaapelit
Huomio• Tarkista ennen yhdistämistä, että näyttöön, PC:hen ja oheislaitteisiin ei ole kytketty virtaa.
• Kun vaihdat nykyisen näytön tähän näyttöön, katso kohta 4.2 Yhteensopivat tarkkuudet [} 28] ja
varmista, että vaihdat PC:stä tarkkuuden ja pystytaajuuden asetuksen tämän näytön mukaisiksi
ennen PC:n kytkemistä.

19

2 | Asennus / Liittäminen
1. Liitä signaalikaapelit.
Tarkasta liittimien muoto ja liitä kaapelit. Kun yhdistät HDMI-kaapelin, kiinnitä semukana toimitetulla nippusiteellä. Kun yhdistät 15-nastaisen D-Sub-mini-kaapelin, kiristä
liittimen kiinnitysruuvit.
Yhdistä USB-kaapeli, kun aiot käyttää näytön kosketuspaneelia. Sen yhdistäminen
mahdollistaa USB-keskiön käyttämisen.
Stereominiliitäntää voidaan käyttää äänen yhdistämiseksi näytön kaiuttimiin, kun
käytössä on 15-nastainen D-Sub-mini-liitäntä.

Stereominiliitäntäkaapeli(Kaupallisesti saatavilla oleva tuote)15-nastainen D-Sub-kaapeli (mini)
V55 / MD-C87(Myydään erikseen)tai
HDMI-kaapeli (sisältyy toimitukseen)tai
DisplayPort-kaapeli (sisältyy toimitukseen)

USB-kaapeli (sisältyy toimitukseen)Äänilähtö

15-nastainen D-Sub(mini)

HDMI

DisplayPort

USB

Huomio• Kun liität näytön useampaan PC:hen, vaihda tulosignaali. Katso lisätietoja asennusoppaasta(toimitetaan CD-ROM-levyllä).

Huomautus• Jos kaapelien asettaminen on vaikeaa, säädä näytön kulmaa.

20

Asennus / Liittäminen | 2
2. Kytke virtajohto pistorasiaan ja virtaliitin näyttöön.
Aseta virtajohto kunnolla kiinni näyttöön.

2.4 Virran kytkeminen
1. Tarkista, että päävirtakytkin on kytketty päälle.
.
2. Kytke näytön virta päälle painamalla
Näytön virran merkkivalo palaa sinisenä.
Jos merkkivalo ei pala, katso 3 Ei kuvaa -ongelma [} 24].
3. Käynnistä PC.
Näyttöön tulee kuva.
Jos näyttöön ei tule kuvaa, katso lisäohjeita luvusta 3 Ei kuvaa -ongelma [} 24].
Huomio• PC:n asetuksista riippuen kuva ei ehkä näy oikein, tai sillä voi olla väärä mittakaava. Tarvittaessa
tarkista PC:n asetukset.
• Suurin virransäästö saavutetaan katkaisemalla virta virtapainikkeesta. Kun näyttöä ei käytetä,
voit kytkeä päävirran pois päältä tai irrottaa verkkovirtapistokkeen, jolloin virtaa ei käytetä
lainkaan.

Huomautus• Maksimoi näytön käyttöikä hidastamalla kirkkauden heikentymistä ja vähennä virrankulutusta
toimimalla seuraavasti:– Käytä tietokoneen tai näytön virransäästötoimintoa.
– Sammuta näyttö käytön jälkeen.

21

2 | Asennus / Liittäminen

2.5 Näytön kulman säätäminen
Pitele näyttöä kiinni kummallakin kädellä vasemmalta ja oikealta, ja säädä näytön kallistus
optimaaliseksi työskentelyä varten.
15°

70°

216,3 mm401,3 mm

Huomio• Kun säätö on suoritettu, varmista että kaapelit liitetty oikein.

2.6 Kosketuskynän pitimen kiinnitys
Kiinnitä kosketuskynän pidin näytön takaosan vasemmalla tai oikealla puolella olevaanaukkoon. Kiinnitä pidin kosketuskynän pidikkeen kiinnitysruuvilla.

2.7 Kosketuspaneelin käyttöönotto
Yhdistä USB-kaapeli ja suorita asennuksen jälkeen herkkyyden säätöohjelmisto TPOffset.

22

Asennus / Liittäminen | 2
TPOffset on EIZO LCD Utility Disk -levyllä (CD-ROM).

Huomautus• TPOffset on myös ladattavissa verkkosivustoltamme.
(www.eizoglobal.com)• Suorita TPOffset tarvittaessa seuraavissa tapauksissa:– Käyttöympäristö on muuttunut merkittävästi.
– Käytettävyys vaikuttaa muuttuneen.
– Kosketuksen käytössä on ongelma, kuten osoittimen sijainnin muutos tai hyppiminen.

23

3 | Ei kuvaa -ongelma

3 Ei kuvaa -ongelma
Virran merkkivalo ei syty.
• Tarkista, onko virtajohto liitetty asianmukaisesti.
• Kytke virta päävirtakytkimestä.
• Paina.

• Katkaise päävirta ja kytke se uudelleen päälle muutaman minuutin kuluttua.

Virran merkkivalo syttyy: Sininen• Suurenna asetusvalikossa asetuksen ”Brightness”, ”Contrast” tai ”Gain” arvoa. Katso
lisätietoja asennusoppaasta (toimitetaan CD-ROM-levyllä).

Virran merkkivalo syttyy: Oranssi• Vaihda tulosignaalia painamalla.

• Kytke asetukseksi ”On” kohdassa ”Compatibility Mode” valikossa ”Administrator
Settings”. Katso lisätietoja asennusoppaasta (toimitetaan CD-ROM-levyllä).
• Siirrä hiirtä tai paina mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
• Kosketa kosketuspaneelia.
• Varmista, että PC on käynnissä.
• Katkaise päävirta ja kytke se uudelleen.

Virran merkkivalo vilkkuu: Oranssi• Näin voi tapahtua, kun PC on liitettynä DisplayPort-liitäntään. Käytä liittämiseen meidän
suosittelemaamme signaalikaapelia. Kytke näyttö pois ja takaisin päälle.
• Tarkista näyttöön liitettyjen USB-oheislaitteiden liitännät ja tila.

Viesti ”No Signal” näkyy näytöllä.
Esimerkki:• Yllä oleva viesti voi tulla näkyviin, koska kaikki PC:t eivät lähetä signaalia välittömästi
virran kytkemisen jälkeen.
• Varmista, että PC on käynnissä.
• Tarkista, onko signaalikaapeli kytketty oikein. Liitä signaalikaapelit vastaavien
tulosignaalien liittimiin.
• Vaihda tulosignaalia painamalla.

• Katkaise päävirta ja kytke se uudelleen.
• Kokeile asettaa ”Auto Input Detection” valikossa ”Administrator Settings” tilaan ”Off” javaihtaa tulosignaali manuaalisesti. Katso lisätietoja asennusoppaasta (toimitetaan CDROM-levyllä).

24

Ei kuvaa -ongelma | 3

Viesti ”Signal Error” näkyy näytöllä.
Esimerkki:• Tarkista, että PC:n asetukset vastaavat näytön tarkkuus- ja pystytaajuusasetuksia(katso 4.2 Yhteensopivat tarkkuudet [} 28]).
• Käynnistä PC uudelleen.
• Valitse sopiva asetus näytönohjaimen apuohjelman avulla. Katso lisätiedot
näytönohjaimen käyttöoppaasta.

25

4 | Tekniset tiedot

4 Tekniset tiedot
4.1 Luettelo teknisistä tiedoista
4.1.1 Nestekidepaneeli
Tyyppi

IPS (häikäisynesto)

Taustavalo

LED

Koko

23,0" (58,4 cm)

Tarkkuus

1920 pistettä x 1080 riviä

Näytön koko (V x P)

509,2 mm x 286,4 mm

Pikselikoko

0,265 mm x 0,265 mm

Näytön värit

8-bittiset värit: 16,77 miljoonaa väriä

Katselukulmat (V/P, tyypillisesti)

178°/178°

Kontrastisuhde (tyypillinen)

1000:1

Vasteaika (tyypillinen)

11 ms (väriavaruuden keskialue)

4.1.2 Kosketuspaneeli
Pintakäsittely

Häikäisynesto

Pinnan kovuus

5H

Tiedonsiirtomenetelmä

USB-tiedonsiirto

Havaintomenetelmä

Projisoitu kapasitiivinen teknologia

Tuettu käyttöjärjestelmä*1

Microsoft Windows 11
Microsoft Windows 10 (32-/64-bittinen)
Microsoft Windows 8.1 (32-/64-bittinen)

Samanaikaisten kosketuspisteiden määrä

Enintään 10 pistettä*1 EIZOn tuki päättyy, kun käyttöjärjestelmän toimittajan tuki päättyy.

4.1.3 Videosignaalit
Tuloliittimet

DisplayPort (HDCP 1.3 -yhteensopiva) x 1, HDMI
(HDCP 1.4 -yhteensopiva)*1 x 1, 15-nastainen DSub (mini) x 1

Digitaalinen
skannaustaajuus

DisplayPort

31–68 kHz / 59–61 Hz; 69–71 Hz (tarkkuudella
720 x 400)

(V/P *2)HDMI

31–68 kHz / 49–51 Hz; 59–61 Hz; 69–71 Hz(tarkkuudella 720 x 400)

Analoginenskannaustaajuus (V/P
*2
)

D-Sub

31–81 kHz / 55–76 Hz

Synkroninen kuvatila

49–61 Hz

Enimmäispikselitaajuus

148,5 MHz

*1 CEC-ohjausta HDMI:n kautta ei tueta.
*2 Tuettu pystytaajuus riippuu tarkkuudesta. Katso lisätietoja kohdasta 4.2 Yhteensopivat tarkkuudet[} 28].

4.1.4 USB
Portti26

Upstream

USB-B x 1

Tekniset tiedot | 4

Downstream

USB-A x 2

Vakio

USB-spesifikaatio Rev. 3.1 Gen 1

Tiedonsiirtonopeus

5 Gbps (super), 480 Mbps (korkea), 12 Mbps
(täysi), 1,5 Mbps (matala)

Syöttövirta

Downstream (USB-A)

Enintään 900 mA per portti

4.1.5 ÄäniÄänen syöttömuoto

DisplayPort

2-kanavainen lineaarinen PCM (32 kHz / 44,1
kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192
kHz)

HDMI

2-kanavainen lineaarinen PCM (32 kHz / 44,1
kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192
kHz)

Kaiuttimet

1W+1W

Tuloliittimet

Stereominiliitäntä x 1
DisplayPort x 1, HDMI x 1 (kumpikin yhdessä
videosignaalin kanssa)

4.1.6 Virta
Tulo

100–240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz 0,80–0,45 A

Virrankulutus enintään

47 W tai alle

Tehonsäästötila

0,5 W tai alle*1

Valmiustila

0,3 W*1*1 Ilman USB upstream -portin liitäntää, ”Administrator Settings” – ”Compatibility Mode” kytkettynä”Off”-tilaan, ei yhdistettyä ulkoista kuormaa ja käytössä oletusasetukset

4.1.7 Fyysiset tekniset tiedot
Mitat (L x K x S)

556,7 mm x 143,9 mm x 401,3 mm (kallistus: 70°)
556,7 mm x 353,9 mm x 216,3 mm (kallistus: 15°)

Mitat (L x K x S) (ilman telinettä)

556,7 mm x 339,2 mm x 54,0 mm

Nettopaino

Noin 6,6 kg

Nettopaino (näyttö)

Noin 6,0 kg

Kallistuskulma

15–70°

4.1.8 Toimintaympäristön vaatimukset
Lämpötila

5–35 °C

Kosteussuhteellinen kosteus 20–80 % (ei tiivistymistä)

Ilmanpaine

540–1060 hPa

4.1.9 Kuljetus- / varastointiolosuhteet
Lämpötila-20–60 °C

Kosteussuhteellinen kosteus 10–92 % (ei tiivistymistä)

Ilmanpaine

200–1060 hPa

27

4 | Tekniset tiedot

4.2 Yhteensopivat tarkkuudet
Näyttö tukee seuraavia tarkkuuksia:✓: Tuettu, -: Ei tuettu
Tarkkuus

Pystytaajuus (Hz)DisplayPort

HDMI

D-Sub

640 x 480

59,940✓✓✓640 x 480

60,000✓✓–640 x 480

72,809––✓640 x 480

75,000––✓720 x 400

70,087✓✓✓720 x 480

59,940✓✓–720 x 480

60,000✓✓–720 x 576

50,000–✓–800 x 600

56,250––✓800 x 600

60,317✓✓✓800 x 600

72,188––✓800 x 600

75,000––✓1024 x 768

60,004✓✓✓1024 x 768

70,069––✓1024 x 768

75,029––✓1280 x 720

50,000–✓–1280 x 720

59,940✓✓–1280 x 720

60,000✓✓✓1280 x 960

60,000✓✓✓1280 x 1024

60,020✓✓✓1280 x 1024

75,025––✓1680 x 1050

59,883✓✓✓1680 x 1050

59,954

✓

✓

✓

*1

50,000–✓–1920 x 1080*1

59,940

✓

✓

–

*1

60,000✓✓✓1920 x 1080
1920 x 1080

*1 Suositeltava tarkkuus

Huomautus• Vain progressiivista skannausmuotoa tuetaan.

4.3 Lisävarusteet
Viimeisimmät tiedot valinnaisista lisävarusteista sekä tietoja uusimmista yhteensopivista
näytönohjaimista saat sivustoltamme.
(www.eizoglobal.com)

28

LiiteLiite
Lääkinnällinen standardi• On varmistettava, että lopullinen järjestelmä on standardin IEC60601-1 vaatimusten
mukainen.
• Sähkövirralla toimivat laitteet voivat lähettää sähkömagneettisia aaltoja, jotka voivat
vaikuttaa näyttöön, rajoittaa sen toimintaa tai vahingoittaa näyttöä. Asenna laitteet
valvottuun tilaan, jossa tällaiset vaikutukset voidaan välttää.

Laitteiston luokitus• Suojaustyyppi sähköiskua vastaan: Luokka I• EMC-luokka: IEC60601-1-2 ryhmä 1 luokka B• Lääkinnällisen laitteen luokitus (EU): Luokka I• Käyttötila: Jatkuva

29

Liite

EMC-tiedot
RadiForce-sarjalla on mahdollista esittää lääketieteellisiä kuvia asianmukaisesti.

Tarkoitetut käyttöympäristöt
RadiForce-sarja on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa ympäristöissä
• Ammattimaiset terveydenhuoltoympäristöt, kuten klinikat ja sairaalat
RadiForce-sarja ei sovi käytettäväksi seuraavissa ympäristöissä:• kotiterveydenhuoltoympäristöissä
• korkeataajuuksisten kirurgisten laitteistojen, kuten sähkökirurgisen veitsen,
läheisyydessä• lyhytaaltoterapialaitteistojen läheisyydessä• lääketieteellisissä MRI:n laitteistojärjestelmiä sisältävissä RF-suojatuissa huoneissa• suojatuissa paikoissa erityisympäristöissä
• asennettuna ajoneuvoihin, mukaan lukien ambulanssit• muissa erityisympäristöissä.
VAROITUS• RadiForce-sarja edellyttää tiettyjä varotoimenpiteitä EMC-häiriöiden suhteen, ja se on
asennettava. Sinun on luettava huolellisesti tämän asiakirjan EMC-tiedot ja”VAROTOIMENPITEET”-osio ja noudatettava seuraavia ohjeita, kun asennat ja käytät tuotetta.

VAROITUS• RadiForce-sarjan laitteita ei saa käyttää muiden laitteiden vieressä tai pinottuna muiden
laitteiden kanssa. Jos käyttö muiden laitteiden vieressä tai pinossa on tarpeen, varmista, ettälaite tai järjestelmä toimii normaalisti kokoonpanossa, jossa sitä käytetään.

VAROITUS• Kun käytät kannettavaa RF-tiedonsiirtolaitetta, pidä se vähintään 30 cm:n (12 tuuman) päässä
RadiForce-sarjan kaikista osista, mukaan lukien kaapeleista. Muuten laitteiston suorituskyky
saattaa heiketä.

VAROITUS• Jokainen, joka liittää lisälaitteita signaalin tulo- tai lähtöosiin, jotka ovat osa lääketieteellisen
järjestelmän kokoonpanoa, vastaa siitä, että järjestelmä täyttää IEC60601-1-2-standardin
vaatimukset.

VAROITUS• Älä koske signaalin tulo-/lähtöliittimiin käyttäessäsi RadiForce-sarjaa. Se saattaa vaikuttaa
näytettävään kuvaan.

30

LiiteVAROITUS• Käytä vain tuotteeseen liitettyjä tai EIZOn suosittelemia kaapeleita.
Muiden kuin EIZOn suosittelemien tai tuotteen mukana tarjoamien kaapelien käyttö voi lisätä
sähkömagneettisia päästöjä tai vähentää laitteiston sähkömagneettista immuniteettia ja
aiheuttaa virheellisen toiminnan.
KaapeliEIZOnmäärittämät
kaapelit

Kaapelin
enimmäispituus

SuojausFerriittiydin

Signaalikaapeli(DisplayPort)

PP300/PP200

3m

Suojattu

Ferriittiytimillä

Signaalikaapeli(HDMI)

HH300PR/
HH200HS3m

Suojattu

Ferriittiytimillä

Signaalikaapeli (D- V55/MD-C87
Sub)

1,8 m

Suojattu

Ferriittiytimillä

USB-kaapeli

3m

Suojattu

Ferriittiytimillä

3m

Suojaamaton

Ilman ferriittiytimiä

UU300SS/UU200SS

Virtakaapeli–(maadoitusjohdolla)

Tekniset tiedot
Sähkömagneettiset päästöt
RadiForce-sarja on tarkoitettu käytettäväksi jäljempänä määritetyissä sähkömagneettisissa
ympäristöissä.
Asiakkaan tai RadiForce-sarjan laitteiden käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään
asianmukaisessa ympäristössä.
Päästötesti

RF-päästötCISPR11

Vaatimustenmukaisuus
Ryhmä 1

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet

RadiForce-sarja käyttää RF-energiaa ainoastaan sisäisiin
toimintoihinsa.
Tästä syystä sen RF-päästöt ovat erittäin alhaisia eikä niiden
pitäisi aiheuttaa häiriöitä läheisiin elektroniikkalaitteisiin.

RF-päästötCISPR11
Harmoniset päästöt
IEC61000-3-2

Luokka B RadiForce-sarja sopii käytettäväksi kaikissa laitoksissa, mukaan
lukien kotimaiset laitokset sekä suoraan kotitalouskäyttöön
Luokka D käytettävän syöttöverkon julkiseen pienjänniteverkkovirtaan liitetyt
laitokset.

Jännitevaihtelut/
välkyntäpäästöt
IEC61000-3-3

Täyttää
vaatimukset31LiiteSähkömagneettinen immuniteetti
RadiForce-sarja on testattu seuraavilla vaatimustenmukaisuustasoilla (C) standardissa
IEC60601-1-2 määritettyjen ammattimaisten terveydenhuoltolaitosympäristöjen
testivaatimusten (T) mukaisesti.
Asiakkaan tai RadiForce-sarjan laitteiden käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään
asianmukaisessa ympäristössä.
Häiriönsietotesti

Testitaso (T)Staattinen purkaus(ESD)
IEC61000-4-2±8 kV
kosketuspurkaus±8 kV
kosketuspurkaus±15 kV ilmapurkaus±15 kV ilmapurkaus

Nopeattransienttipurskeet/purkaukset
IEC61000-4-4±2 kV
virransyöttölinjoissa±2 kVvirransyöttölinjoissa±1 kV tulo-/
lähtölinjoissa±1 kV tulo-/
lähtölinjoissa

Syöksyt
IEC61000-4-5±1 kV linja/linja±1 kV linja/linja±2 kV linja/maa±2 kV linja/maa

Virransyötön
0 % UT (UT:n lasku
tulolinjojen
100 %) 0,5 jakson ja
jännitekuopat,
1 jakson ajan
lyhytaikaiset häiriöt ja 70 % U (U :n lasku
TT
jännitevaihtelut30 %) 25 jakson
IEC61000-4-11
ajan / 50 Hz
0 % UT (UT:n lasku
100 %) 250 jakson
ajan / 50 Hz
Verkkotaajuiset
magneettikentät
IEC61000-4-8

30 A/m(50/60 Hz)

Vaatimustenmukais Sähkömagneettinen ympäristö
uustaso (C)– ohjeet
Lattioiden tulee olla puuta,
betonia tai keraamista laattaa.
Jos lattioissa on synteettistä
materiaalia, suhteellisen
kosteuden tulee olla vähintään
30 %.
Verkkovirran tulee olla laadultaan
tavanomaista liiketiloihin tai
sairaalaympäristöön sopivaa.
Verkkovirran tulee olla laadultaan
tavanomaista liiketiloihin tai
sairaalaympäristöön sopivaa.

0 % UT (UT:n lasku
Verkkovirran tulee olla laadultaan
100 %) 0,5 jakson ja tavanomaista liiketiloihin tai
1 jakson ajan
sairaalaympäristöön sopivaa. Jos
70 % UT (UT:n lasku RadiForce-sarjan laitteiden
käyttäjä tarvitsee jatkuvaa
30 %) 25 jakson
käyttöä verkkovirran katkosten
ajan / 50 Hz
aikana, suosittelemme
0 % UT (UT:n lasku
RadiForce-sarjan virransyöttöä
100 %) 250 jakson
keskeytymättömän virtalähteen
ajan / 50 Hz
tai akun avulla.
30 A/mVerkkotaajuisten
magneettikenttien tulee olla
tasolla, joka vastaa tyypillisen
liike- tai sairaalaympäristön
tavanomaisen sijainnin
ominaisuuksia.
Tuote on pidettävä vähintään
15 cm:n päässä verkkotaajuisista
magneettikentistä käytön aikana.

32

LiiteHäiriönsietotesti

Testitaso (T)Vaatimustenmukais Sähkömagneettinen ympäristö
uustaso (C)– ohjeet
Kannettavia ja siirrettäviä
radiotaajuudella toimivia
tiedonsiirtolaitteita ei saa käyttää
suositeltua erotusetäisyyttä
lähempänä mitään RadiForcesarjan osia, sähköjohdot mukaan
lukien. Suositeltu erotusetäisyys
määritetään lähettimen taajuuden
laskentaan tarkoitetun yhtälön
perusteella.

RF-kenttien
aiheuttamat johdetut
häiriöt
IEC61000-4-6

3 Vrms150 kHz – 80 MHz
6 Vrms
ISM-kaistat välillä
150 kHz – 80 MHz*1
Säteilevät RF-kentät 3 V/m
IEC61000-4-3
80 MHz – 2,7 GHz

3 VrmsSuositeltu erotusetäisyys
d = 1,2√P

6 Vrmsd = 1,2√P

3 V/m

d = 1,2√P, 80 MHz–800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz–2,7 GHz
missä ”P” on lähettimen
nimellinen maksimilähtöteho
watteina (W) lähettimen
valmistajan tietojen mukaan ja”d” on suositeltu erotusetäisyys
metreinä (m). Kiinteiden
radiotaajuuslähettimien
kentänvoimakkuuksien, jotka on
määritetty sähkömagneettisen
ympäristömittauksen*2 mukaan,tulee olla pienempiä kuin kunkintaajuusalueen
vaatimustenmukaisuustaso*3.
Häiriöitä voi esiintyä seuraavalla
merkinnällä merkittyjen laitteidenlähellä.

Huomautus• UT on vaihtovirtajännite ennen testitason soveltamista.
• 80 MHz:n ja 800 MHz:n taajuuksissa käytetään korkeampaa taajuusaluetta.
• Nämä RF-kenttien tai säteilevien RF-kenttien aiheuttamia johtavia häiriöitä koskevat ohjeet eivät
välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat
absorptio ja heijastuminen rakenteista, esineistä ja ihmisistä.
*1 ISM-radiotaajuusalueet (teollinen, tieteellinen ja lääketieteellinen käyttö) välillä 150–80 MHz ovat

6,765 MHz – 6,795 MHz, 13,553 MHz – 13,567 MHz, 26,957 MHz – 27,283 MHz ja 40,66 MHz –40,70 MHz.
*2 Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelinten (matkapuhelinten / langattomien puhelinten) ja

maaradioliikenteen tukiasemien, radioamatööriverkkojen, AM- ja FM-radiolähetysten sekä TVlähetysten, kentänvoimakkuuksia ei voida teoreettisesti ennustaa tarkasti. Jotta kiinteiden
radiotaajuuslähettimien sähkömagneettista ympäristöä voidaan arvioida, asennuspaikalla
kannattaa tehdä sähkömagneettinen mittaus. Jos mitattu kentänvoimakkuus RadiForce-sarjan
laitteiden käyttöpaikalla ylittää sallitun edellä mainitun radiotaajuuden
vaatimustenmukaisuustason, RadiForce-sarjan laitteita on tarkkailtava, jotta varmistetaan normaali

33

Liitetoiminta. Jos toiminnassa havaitaan häiriöitä, lisätoimet, kuten RadiForce-sarjan laitteiden uusi
suuntaus tai sijoitus, voivat olla tarpeen.
*3 Taajuusalueella 150 kHz – 80 MHz kentänvoimakkuuksien tulee olla alle 3 V/m.

34

LiiteKannettavien tai siirrettävien radiotaajuudella toimivien tietoliikennelaitteiden ja
RadiForce-sarjan laitteiden väliset suositeltavat erotusetäisyydet
RadiForce-sarja on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa
valvotaan radiotaajuushäiriötä. Asiakas tai RadiForce-sarjan laitteiden käyttäjä voi ehkäistä
sähkömagneettisia häiriöitä säilyttämällä vähimmäisetäisyyden (30 cm) kannettavien ja
siirrettävien radiotaajuudella toimivien tietoliikennelaitteiden (lähettimien) ja RadiForcesarjan laitteiden välillä. RadiForce-sarja on testattu seuraavillavaatimustenmukaisuustasoilla (C) sähkömagneettisen kentän läheisyyden
häiriönsietotestitason vaatimuksia (T) varten seuraaville radiotaajuudella toimivilletietoliikennepalveluille.
Testitaajuu Kaistanleve
s
ys*1
(MHz)
(MHz)

Palvelu*1

Modulaatio*2

Testitaso (T)*3(V/m)

Vaatimuste
nmukaisuus
taso (C)
(V/m)

385

380–390TETRA 400

Pulssimodulaatio*2 27
18 Hz

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

FM±5 kHz:npoikkeama
1 kHz:n sini

28

28

710

704–787

LTE-kaista 13, 17

Pulssimodulaatio*2 9217 Hz9

800–960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE-kaista 5

Pulssimodulaatio*2 28
18 Hz

28

1700–1990

GSM 1800;
Pulssimodulaatio*2 28
CDMA 1900;
217 Hz
GSM 1900;
DECT;
LTE-kaistat 1, 3, 4,
25;
UMTS

28

2450

2400–2570

Bluetooth®,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE-kaista 7

Pulssimodulaatio*2 28
217 Hz28

5240

5100–5800

WLAN 802.11 a/n

Pulssimodulaatio*2 9217 Hz

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785

*1 Joissakin palveluissa vain lähetystaajuudet sisältyvät mukaan.
*2 Kantoaaltoja moduloidaan käyttämällä 50 % pulssisuhteen kanttiaaltosignaalia.
*3 Testitasot laskettiin enimmäisteholla ja 30 cm:n erotusetäisyydellä.

35

LiiteAsiakas tai RadiForce-sarjan laitteiden käyttäjä voi ehkäistä magneettikentän läheisyyden
aiheuttamia häiriöitä säilyttämällä vähimmäisetäisyyden (15 cm) radiotaajuudella toimivien
lähettimien ja RadiForce-sarjan laitteiden välillä. RadiForce-sarja on testattu seuraavillavaatimustenmukaisuustasoilla (C) magneettikentän läheisyyden häiriönsietotestitasojen
vaatimuksia (T) varten.
Testitaajuus

134,2 kHz

Modulaatio

Pulssimodulaatio*1

Testitaso (T)(A/m)

Vaatimustenmukaisuu
staso (C)
(A/m)

65

65

7,5

7,5

2,1 kHz
13,56 MHz

Pulssimodulaatio*1
50 kHz*1 Kantoaaltoja moduloidaan käyttämällä 50 % pulssisuhteen kanttiaaltosignaalia.

Muiden kannettavien ja siirrettävien radiotaajuudella toimivien tietoliikennelaitteiden(lähettimien) ja RadiForce-sarjan laitteiden välisten vähimmäisetäisyyksien suositukset on
annettu jäljempänä perustuen tietoliikennelaitteiden maksimilähtötehoon.
Lähettimen nimellinen
maksimilähtöteho
(W)

Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaan(m)
150 kHz – 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz – 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz – 2,7 GHz
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Lähettimille, joiden nimellistä maksimilähtötehoa ei ole mainittu yllä, voidaan arvioida
suositeltu erotusetäisyys ”d” metreinä (m) käyttämällä lähettimen taajuuden laskennassa
käytettävää yhtälöä, missä ”P” on lähettimen maksimilähtöteho watteina (W) lähettimen
valmistajan antamien tietojen mukaan.
Huomautus• 80 MHz:n ja 800 MHz:n taajuuksissa tulee käyttää korkeampaa taajuusaluetta koskevaa
erotusetäisyyttä.
• Nämä RF-kenttien tai säteilevien RF-kenttien aiheuttamia johtavia häiriöitä koskevat ohjeet eivät
välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat
absorptio ja heijastuminen rakenteista, esineistä ja ihmisistä.

36153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N310AZ
IFU-MS236WT-A
Copyright © 2022 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition – October 30th, 2023