EMIC oﬀers best solution with high performance Environmental Testing system

高加速寿命試験装置 HALT/HASS

HALT/HASS 試験装置
EVTC シリーズ
EHVCシリーズ

HALT/HASS 試験装置
EVTC シリーズ
HALT (High Acceleted Life Test) ： 高加速寿命試験
HASS (High Acceleted Screening Test) ： 高加速ストレススクリーニング

キーワードは“高加速・EVTC-6型
1

EVTC-9型

高ストレス”● 今までとは全く異なる試験方法で、製品に隠れた潜在的弱点を見つけ出します。

● 高耐久性空圧ピストンを使用。

3年間の無償保証を付けています。

※空圧ピストンを除く部位は1年保証となります。

型式

EVTC-4

EVTC-6

槽内寸法

762W×914H×762D mm

914W×914H×914D mm

EVTC-9EVTC-16

EVTC-25

EVTC-36

1067W×965H×1067D mm 1372W×965H×1372D mm 1676W×965H×1676D mm 1930W×965H×1930D mm
1067W×1270H×1067D mm 1372W×1270H×1372D mm 1676W×1270H×1676D mm 1930W×1270H×1930D mm

テーブル寸法610 mm×610 mm

762 mm×762 mm

914 mm×914 mm

1220 mm×1220 mm 1524 mm×1524 mm 1778 mm×1778 mm

温度範囲-100 ～ +200℃-100 ～ +200℃-100 ～ +200℃-100 ～ +200℃-100 ～ +200℃-100 ～ +200℃

温度変化速度

60 ℃/ 分 ( 平均 )60 ℃/ 分 ( 平均 )60 ℃/ 分 ( 平均 )60 ℃/ 分 ( 平均 )60 ℃/ 分 ( 平均 )60 ℃/ 分 ( 平均 )最大加速度

588 m/s2rms(59.9 Grms) 588 m/s2rms(59.9 Grms) 588 m/s2rms(59.9 Grms) 588 m/s2rms(59.9 Grms) 588 m/s2rms(59.9 Grms) 588 m/s2rms(59.9 Grms)
擬似ランダム波擬似ランダム波擬似ランダム波擬似ランダム波擬似ランダム波擬似ランダム波

振動数範囲

10 ～ 10 kHz

10 ～ 10 kHz

10 ～ 10 kHz

10 ～ 10 kHz

10 ～ 10 kHz

最大搭載質量315 kg

315 kg

315 kg225 kg225 kg10 ～ 10 kHz
225 kg

アクセスポートφ152 mm×2
φ25.4 mm×1

φ152 mm×2
φ25.4 mm×1

φ152 mm×3
φ25.4 mm×1

φ152 mm×3
φ25.4 mm×1

φ152 mm×3
φ25.4 mm×1

φ152 mm×3
φ25.4 mm×1

扉数

222( 両側 )2( 両側 )2( 両側 )2( 両側 )

観測窓数224444

外観寸法

1524W×2413H×1118D mm

1676W×2438H×1245D mm 1829W×2712H×1397D mm

2134W×2712H×1702D mm 2438W×2717H×2007D mm 2692W×2717H×2260D mm

装置質量855 kg

1125 kg

1800 kg

2250 kg

2700 kg

3150 kg

所要電源

3 相 AC 415V 70A

3 相 AC 415V 70A

3 相 AC 415V 145A

3 相 AC 415V 145A

3 相 AC 415V 202A

3 相 AC 415V 214A

※ ユーティリティ ( 液体窒素、圧縮空気、換気・排気設備 ) の詳細は、お問い合わせ下さい。

2コントローラ Viewソフトウェア（テスト画面）

多彩な機能
しかも使い易い
Windows上で動作するコントロール・ソフト
ウェアは抜群の使いやすさをお約束します。
測定項目毎にデータ・ウィンドウを幾重にも開けるなど、使い勝手も抜群です。
また、初期設定を行えば、レポートを自動的に作成するなど支援機能も備えています。

他社製品に比べて、中帯域にも充分なエネルギーを持っています。
（他社振動データ）

HALT/HASS試験装置のユーティリティ

3

HALT/HASS 試験装置
EHVCシリーズ

EHVCシリーズは、冷凍機併用型の「HALT/HASS試験装置」です。冷凍機併用により、液体窒素の使用量を半分以下に抑えることができます。(注1)
また、「HALT/HASS試験装置」として使用しない時は、冷凍機のみを使用した毎分5.0℃～17.8℃の高速温度変化試験槽として試験を行うことができ、動電式振動試験装置も組み合わせることができるオールマイティな装置です。
(注1)液体窒素使用量は試験条件などにより異なります。

EHVC-1050BWFY(53H16/30) EHVC-1370BWFY(53H04/7.5) EHVC-1900BWFY(53H16/30)

EHVC-2300BWFY(53H16/30)

槽内寸法

型式

1118W×914H×1016D mm

1372W×914H×1067D mm

1371W×1016H×1371D mm

1371W×1219H×1371D mm

温度範囲 ( 液体窒素併用 )-100 ～ +200℃-100 ～ +200℃-100 ～ +200℃-100 ～ +200℃

温度範囲 ( 冷凍機のみ )-73 ～ +180℃-73 ～ +180℃-73 ～ +180℃-73 ～ +180℃

温度変化速度 ( 液体窒素併用 )60 ℃/ 分 ( 平均 )60 ℃/ 分 ( 平均 )60 ℃/ 分 ( 平均 )60 ℃/ 分 ( 平均 )温度変化速度 ( 冷凍機のみ )17.8 ℃/ 分 ( 平均 )5.0 ℃/ 分 ( 平均 )15.6 ℃/ 分 ( 平均 )9.6 ℃/ 分 ( 平均 )テーブルサイズ762×762 mm

762×762 mm

914×914 mm

914×914 mm

最大加速度588 m/s2rms(59.9 Grms)

588 m/s2rms(59.9 Grms)

588 m/s2rms(59.9 Grms)

588 m/s2rms(59.9 Grms)
10 ～ 10 kHz

振動数範囲

10 ～ 10 kHz

10 ～ 10 kHz

10 ～ 10 kHz

最大搭載質量315 kg

315 kg

315 kg

315 kg

所要電源

3 相 AC 415V 160 A

3 相 AC 415V 57 A

3 相 AC 415V 160 A

3 相 AC 415V 160 A※チャンバーとHALTテーブルのサイズは、自由に組み合わせることができるのでお問い合わせ下さい。

4

HALT/HASSの基礎知識
短期間で不具合の芽を発見

境ストレスを想定して試験を行って合ストレスが加えられます。

いますが、「HALT/HASS」では、そ一般的に行われている規格試験にJISなどの規格で定められた環境試の概念に囚われず製品仕様を超え比べ、試験温度や試験振動加速度験を行ったにもかかわらず、市場でたストレスを加えて、製品の中に潜の規定はなく、製品が壊れるまで環の不具合が減らない、市場クレーム在的に存在している製品の弱点や境ストレスを加えていきます。高いで 返 品 され た 製 品 に環 境 試 験 を

欠陥をいち早く見つけ、改善を行う

環境ストレスの中では、製品の弱い行っても再現しない、などの悩みはことを目的としています。この手法

部分、潜在的な不具合で信頼性試験ありませんか？

により、「HALT装置」を導入した

では外にでることが無かったものをエミックの「HALT試験装置」が、そメーカーは短期間に不具合抽出を発見することがきます。

ん な 悩 み を 解 決しま す 。

行い、製品の改善に役立てていま「HALT/HASS」はアメリカで考案す。
「HALT」は標準的な手法を用いされた試験方法ですが、現在ではると、３～5日間で試験を終了するこ「HALT」は利益を生み出すか？

ヨーロッパ、日本を除くアジアで広くとができます。この試験の中では低普及しています。そのキーワードは温・高温を階段状に加えるステップ「HALT」による利益には、前述した「高加速・高ストレス」です。今までの試験と、最大毎分60℃の温度変化

環境試験はシミュレーション試験で、による熱衝撃試験、6自由度のラン製品が工場を出荷後に晒される環ダム振動、そして熱衝撃と振動の複潜在的な欠陥の発見の他に以下のものがあります。
図１は従来型の設計確認テストを用いた場合と、「HALT」を使用した場合の違いを示しています。
（図の中の縦軸横軸の数値は説明の6

開発 コ ス ト

4

ために付してあり、具体的な時間をHALTを使って開発を行うと早期に製造部門へリリースできる

HALT

5示すものではありません。）
DVT（設計確認テスト）を使用したDVTを使って開発を行う

DVTを繰り返す

3

場合の開発では、DVTを何度か実施して時間軸12のポイントで製造2部門へリリースできます。
リリースし10た後は、多少の改善点などがあり時
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

時

間

図1

間軸の18-21で少し山があります
が、なだらかに開発コストは下がっていきます。一方、「 HALT」を使用した場合には、時間軸11で製造部門へリリースでき、また、その後も改善寿命による故障率増加

初期不良による故障率増加や不具合解消のためのコストが発生しません。

故

この図の中で斜線の部分が

障「HALT」を用いた時の利益となりいろいろな設計上、生産上の欠陥率ます。バスタブ曲線からも「HALT」による効果を考えることができます。図２ のように故障率の低下、製HALTを用いると故障率が下がり寿命が延びる
製5品

寿命

品寿命が延びることになり、市場ク
図2

レームが激減することが判ります。

「HALT」は5つの試験から構成

しかし、ストレスを少し軽くする（温度転限界点と破壊限界点を見つけるを高い方へ少し戻す）ことにより、製ことにより、製品の運転マージンと「HALT」は 図３ のように５つの試験品は再び正常に動作を始めます。温

破壊マージンを特定することができから構成されます。各試験中にはス度を運転限界温度よりさらに下げてます。これにより、「HALT」を通してテップ毎に機能試験が行われます。

いくと、最終的には製品は故障し、完運転マージンを大きくすることが目

例えば低温ステップ試験の中では、全に動作しなくなります。
この温度を標の一つとなります。製品の特性に各ステップで約10分間製品をその破壊限界温度と呼びます。運転限界より、運転限界点と破壊限界点が一温度に晒した後に、動作確認を中心との違いは、ストレスを軽くしても（温致する場合もありますが、それは問とした機能試験を行い、製品が正常度を高い方へ戻しても）製品が再び題ではなく、あくまでも運転マージに動作することを確認します。製品

動 作を始 めることはありませ ん 。

ンを広げることが重要です。には温度の仕様が決められていま「HALT」ではその試験中に、ストレすので、温度を下げていけば製品はスにより故障する箇所、その様子を「HALT」の本当の意義部分的に動作不良を発生します。こ

観察することにより製品の弱い部分の温度を運転限界温度と呼びます。

を見つけると共に、図4 のような運ここまでお話をすると、「HALT」は通常行われている環境試験と比べて非常に厳しい試験ということができます。
しかし環境試験はフィールド5つの試験と各試験で見つかる欠陥の割合の事象の一部を切り取ってそれを低温ステップ試験

規 格にしたものですから、全ての複合試験（温度＋振動）フィールドのストレスを含有しているとは言えません。従って、長い時間時間（分）⇒14%時間（分）⇒をかけて試験をしたにもかかわら高温ステップ試験ず、製品が少し高いストレスにさらさ20%れると、市場で簡単に不具合を引き起こします。

17%

また、それを製造元に送り返されて振動ステップ試験
4%45%

規格試験を行っても再現させること

時間（分）⇒

熱衝撃試験は非常に困難です。ここに「HALT」を利用する本当の意義があると言えます。

時間（分）⇒時間（分）⇒

図3「HASS」とは「HASS」は「HALT」をベースにしたスクリーニング試験です。通常行

運転限界・破壊限界とマージンの説明
破壊限界
〈下限〉

運転限界
〈下限〉
運転マージン
下限

破壊マージン：下限

製品仕様

運転限界
〈上限〉

われるスクリーニング試験は、製品破壊限界〈上限〉の仕様範囲を超えない中で行われますが、「HASS」は「HALT」で見つ運転マージン
上限

け出された運転限界を超えてストレス が 加 えら れ ま す の で 、こ れ も破壊マージン：上限「HALT」同様にかなり厳しい試験と言えます。
「HASS」のストレスの厳しさは製品の市場における不具合の発生率を観察しながら、程度を決
低域側

高域側めていく必要があります。
図46

受託試験サービス
HALTはまず、受託試験サービスでお試し下さい。
弊社受託試験センター(静岡県三島市)では振動試験装置、複合環境試験装置、エアーバッグ用衝撃試験装置など数々の受託設備と経験豊富な試験オペレータ、アドバイザが皆様のお越しをお待ちしております。

エミックの商品群
動電式3軸同時振動試験装置

振動試験装置最大加振力：20～60 kN0-p

加振力：15000 N
振動数範囲：5～3000 Hz

最大振動数：2000 Hz(一部を除く)複合環境試験装置

水平／垂直用温（湿）度試験槽

加振力：35000N
振動数範囲：5～2200 Hz
温度範囲：-40～+150 ℃

槽内寸法：1100Ｗ ×1100H ×1100D ｍｍ
温度範囲： -50～+１８０ ℃
湿度範囲： 20～98 ％ＲＨ

お問合わせ先EMIC Web本社
東 京 営 業 所

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-4-13 五反田ＪＰビルディング6階TEL.03-3494-1221(代表) FAX.03-3494-1288

東 京 営 業 所 ・ 〒350-1203 埼玉県日高市大字旭ケ丘620-1
TEL.042-984-4151 FAX.042-985-2411
さいたまサテライト
名 古 屋 営 業 所〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社2-30 東名グランドビル6階
TEL.052-753-6308(代表) FAX.052-753-6328

大 阪 営 業 所

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-8 -17 花原第5ビル6階
TEL.06-6886-0451(代表) FAX.06-6886-0454

三 島 事 業 所 〒411-0042 静岡県三島市平成台11
TEL.055-988-8411(代表)（ 製 造・技 術 ）FAX.055-988-2223〒411-0042 静岡県三島市平成台11
TEL.055-988-8411(代表)

FAX.055-987-1477

サ ービスセンター

・ISO 9001:2015、ISO 14001：2015認証取得
・製品の改良・改善のため、仕様およびデザイン、その他を予告なく変更する事があります。

2024年5月発行
CL-127-09-J