Brugsanvisning

LCD-farveskærm

Vigtigt
Sørg for at læse brugsanvisningen og installationsvejledningen
inden brug.
• Se installationsvejledningen for at få oplysninger om skærmindstillinger
og -justeringer.
• Du kan finde de seneste produktoplysninger, herunderbrugsanvisninger, på vores websted:
www.eizoglobal.com

SIKKERHEDSSYMBOLER
Følgende sikkerhedssymboler anvendes i denne vejledning og på produktet. De angiver
vigtige oplysninger. Læs dem omhyggeligt.
Manglende overholdelse af indholdet i en ADVARSEL medfører risiko foralvorlig personskade og kan være livstruende.

ADVARSELFORSIGTIG

Manglende overholdelse af indholdet i en FORSIGTIG-advarsel medfører
risiko for moderat personskade og/eller tingsskade samt beskadigelse af
produktet.

Angiver en advarsel eller en forsigtig-advarsel.
"elektrisk stød".
Angiver en forbudt handling.

angiver f.eks. fare forbetyder f.eks. "Må ikke demonteres".

Dette produkt er blevet særligt tilpasset til brug i det område, hvor det er blevet solgt.
Hvis produktet bruges uden for dette område, er funktionsmåden muligvis ikke som angivet i
specifikationerne.
Ingen del af denne vejledning må reproduceres, lagres i en database eller overføres uanset
form eller metode, herunder elektronisk, mekanisk eller på anden måde, uden skriftlig
tilladelse fra EIZO Corporation.
EIZO Corporation er på ingen måde forpligtet til at opbevare modtagne materialer eller
oplysninger fortroligt, medmindre der er truffet aftale herom forud for EIZO Corporations
modtagelse af sådanne oplysninger. Bemærk, at EIZO har bestræbt sig på, at denne
vejledning indeholder de sidste nye oplysninger, men at EIZOs produktspecifikationer kanændres uden varsel.
2

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Vigtigt
Dette produkt er blevet særligt tilpasset til brug i det område, hvor det er blevet solgt. Hvis
produktet bruges uden for dette område, er funktionsmåden muligvis ikke som angivet i
specifikationerne.
Læs afsnittet "SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER" samt forsigtig-erklæringerne påskærmen omhyggeligt af hensyn til brugernes sikkerhed og korrekt vedligeholdelse afskærmen.

Placering af Forsigtig-erklæring

Symboler på enheden
SymbolDette symbol angiverTænd/sluk-knap: Tryk for at slukke for netstrømmen til skærmen.
Tænd/sluk-knap: Tryk for at tænde for netstrømmen til skærmen.
Tænd/sluk-knap: Tryk for at tænde eller slukke for strømmen til skærmen.
Vekselstrøm
Advarsel om risiko for elektrisk stød
FORSIGTIG: Se SIKKERHEDSSYMBOLER [} 2]
WEEE-mærkning: Produktet skal bortskaffes separat; materialerne kan genbruges.

CE-mærkning: EU-overensstemmelsesmærkning i henhold til bestemmelserne iRådets direktiv og/eller forordning (EU).
Producent
Produktionsdato
Forsigtig: I henhold til lovgivningen i USA må denne enhed kun sælges til
sundhedsfagligt personale med licens eller på baggrund af bestilling fra sådanne
personer.

3

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

SymbolDette symbol angiver
Medicinsk udstyr i EU
Importør i EUMærke, der angiver overholdelse af britiske forskrifterAnsvarlig person i Storbritannien
Autoriseret repræsentant i Schweiz
Godkendt repræsentant i EU

4

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSELADVARSEL
Hvis enheden begynder at udsende røg, lugte brændt eller sige mærkelige lyde, skal dustraks afbryde alle elektriske forbindelser og kontakte nærmeste EIZO-forhandler for at fåhjælp.
Anvendelse af en enhed med funktionsfejl medfører risiko for brand, elektrisk stød eller
beskadigelse af produktet.

ADVARSEL
Skil ikke enheden ad, og foretag ikke ændringer på enheden.
Åbning af kabinettet kan medføre elektrisk stød eller forbrændinger fra
højspændingsdele eller dele med høje temperaturer. Ændring af enheden medfører
risiko for brand og elektrisk stød.

ADVARSEL
Al service skal udføres af en uddannet servicetekniker.
Forsøg ikke selv at udføre service på produktet. Åbning eller fjernelse af enhedens dæksler
medfører risiko for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret.

ADVARSEL
Hold fremmedlegemer og væsker væk fra enheden.
Metaldele, brændbare materialer eller væsker, som ved et uheld tabes ned i kabinettet,
kan medføre brand, elektrisk stød eller skade på udstyret.
Træk straks stikket til enheden ud, hvis der tabes en genstand eller spildes væske ned
i kabinettet. Få undersøgt enheden af en autoriseret servicetekniker, inden den bruges
igen.

ADVARSEL
Anbring enheden på et solidt og stabilt underlag.
Hvis enheden anbringes på en uegnet overflade, kan det medføre risiko for, at enheden kan vælte
og forårsage personskade.
Sluk straks for strømmen, hvis enheden vælter, og kontakt din EIZO-forhandler for at få hjælp. Brugaldrig en beskadiget enhed. Brug af en beskadiget enhed medfører risiko for brand og elektrisk
stød.

5

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSEL
Brug enheden på et velegnet sted.
Ellers kan brand, elektrisk stød eller skader på udstyret opstå som følge.
• Anbring ikke enheden udendørs.
• Anbring ikke enheden i nogen form for transportmiddel (skib, fly, tog, bil etc.).
• Anbring ikke enheden i et støvfyldt eller fugtigt miljø.
• Anbring ikke enheden på steder, hvor der kan sprøjte vand på skærmen (f.eks. i etbadeværelse eller køkken).
• Anbring ikke enheden på steder, hvor skærmen kommer i direkte kontakt med
damp.
• Anbring ikke enheden tæt på varmekilder eller luftbefugtere.
• Anbring ikke enheden på steder, hvor den udsættes for direkte sollys.
• Anbring ikke enheden i miljøer med letantændelige luftarter.
• Må ikke anbringes i miljøer med korrosive gasser (f.eks. svovldioxid, svovlbrinte,kvælstofdioxid, klor, ammoniak eller ozon).
• Må ikke anbringes i miljøer med støv, komponenter, som fremmer korrosion i
atmosfæren (f.eks. natriumklorid og svovl), ledende metaller osv.

ADVARSEL
Opbevar plastemballagen utilgængeligt for børn.
Børn kan blive kvalt i emballagen.

ADVARSEL
Brug den medfølgende netledning, og slut den til en almindelig stikkontakt.
Sørg for, at spændingen er inden for det angivne spændingsområde for netledningen. Ellers kan
brand eller elektrisk stød forårsages.
Strøm: 100-240 V AC, 50/60 Hz

ADVARSEL
Træk netledningen ud ved at tage godt fat i stikket og trække til.
Træk direkte i ledningen medfører risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL
Udstyret skal sluttes til en stikkontakt med jord.
Ellers er der risiko for brand eller elektrisk stød.

6

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSEL
Brug den korrekte spænding.
• Enheden er udviklet til at blive brugt ved en bestemt spænding. Tilslutning til en anden spænding
end den, der er angivet i brugsanvisningen, medfører risiko for brand, elektrisk stød eller skader
på udstyret.
Strøm: 100-240 V AC, 50/60 Hz• Overbelastning af strømkredsløbet medfører risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL
Håndter netledningen forsigtigt.
Anbring ikke tunge genstande på netledningen, og træk heller ikke i den. Brug af en
beskadiget netledning medfører risiko for brand og elektrisk stød.

ADVARSEL
Operatøren bør ikke røre ved patienten, samtidig med at produktet berøres.
Produktet er ikke designet til at blive rørt af patienter.

ADVARSEL
Berør aldrig stikket eller netledningen i tordenvejr.
Berøring medfører risiko for elektrisk stød.

ADVARSEL
Se brugsanvisningen til holderen for at sikre, at enheden monteres korrekt i holderen.
Der kan ellers være risiko for, at enheden kan løsne sig og forårsage skader på personer og/eller
udstyr.
Inden montering skal du sørge for, at borde, vægge eller evt. anden monteringsflade har en
tilstrækkelig mekanisk styrke.
Sluk straks for strømmen, hvis enheden vælter, og kontakt din EIZO-forhandler for at få hjælp. Brugaldrig en beskadiget enhed. Brug af en beskadiget enhed medfører risiko for brand og elektrisk
stød. Brug de samme skruer, når du monterer vippefoden igen, og tilspænd dem.

ADVARSEL
Berør ikke et beskadiget LCD-panel med bare hænder.
Vask området grundigt, hvis panelet kommer i direkte kontakt med huden.
Hvis flydende krystal kommer ind i øjnene eller munden, skylles straks med storemængder vand, og der søges lægehjælp. Ellers kan du få en toksisk reaktion.

ADVARSELFå hjælp af fagfolk, hvis produktet skal installeres et højt sted.
Når skærmen installeres et højt sted, er der risiko for, at produktet eller produktets dele falder ned
og forårsager personskade. Anmod om hjælp fra os eller fra fagfolk, som er specialiseret i
bygningsarbejde, når skærmen skal installeres, herunder kontrol af produktet for skader eller
deformationer, både før og efter installationen af skærmen.

7

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGERFORSIGTIGFORSIGTIG
Kontrollér brugstilstanden før brug.
Påbegynd først brugen, når det er sikret, at der ikke er problemer med det viste billede.
Når flere enheder anvendes, må brugen først påbegyndes, når det er sikret, at billederne vises
korrekt.

FORSIGTIG
Fastgør kabler/ledninger, som har en fastgøringsmekanisme.
Ellers kan kablerne/ledningerne risikere at frakobles, hvorefter billeder kan blive afskåret og din brug
af enheden afbrudt.

FORSIGTIG
Frakobl kabler og fjern tilbehør, når enheden flyttes.
Ellers kan kabler eller tilbehør blive frakoblet, når enheden flyttes, hvilket kan medføre personskade.

FORSIGTIG
Brug de angivne metoder til at bære og opstille enheden.
• Når produktet flyttes, skal du holde fast ved skærmens bund.
• Skærme på 30" eller derover er tunge. Sørg for, at der er mindst to personer til at
udpakke og/eller bære skærmen.
• Hvis din enhedsmodel har et håndtag på bagsiden af skærmen, skal du gribe om
det og holde fast i skærmens bund og håndtag.
Tab af enheden medfører risiko for personskade eller beskadigelse af udstyret.

FORSIGTIG
Udvis forsigtighed, så du ikke får fingre i klemme.
Hvis du pludselig påfører kraft på skærmen for at tilpasse højden eller vinklen, kan dine fingre
komme i klemme, og de kan blive skadet.

FORSIGTIG
Undlad at blokere kabinettets ventilationsåbninger.
• Anbring ikke genstande i eller over ventilationsåbningerne.
• Installer ikke enheden et sted med ringe ventilation eller utilstrækkelig plads.
• Brug ikke enheden liggende eller vendt på hovedet.
Blokering af ventilationsåbningerne forhindrer korrekt luftgennemstrømning og
medfører risiko for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret.

8

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGERFORSIGTIG
Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.
Berøring medfører risiko for elektrisk stød.

FORSIGTIG
Anbring ikke genstande omkring strømstikket.
Dette er for at gøre det nemmere at frakoble strømstikket i tilfælde af problemer for atundgå brand eller elektrisk stød.

FORSIGTIG
Rengør regelmæssigt området omkring strømstikket og ventilationsåbningen på skærmen.
Støv, vand eller olie på dette område medfører risiko for brand.

FORSIGTIGTræk stikket til enheden ud, før du rengør den.
Rengøring af enheden med stikket i stikkontakten medfører risiko for elektrisk stød.

FORSIGTIG
Sluk for strømmen til skærmen, og træk strømstikket ud af stikkontakten, hvis enheden ikkeskal bruges i en længere tid, af hensyn til sikkerheden og for at spare strøm.

FORSIGTIG
Bortskaf dette produkt i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning.

FORSIGTIG
Til brugere i EØS og Schweiz:
Alle alvorlige hændelser i relation til enheden skal indberettes til producenten og den
kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten opholder sig.

9Bemærkning vedrørende denne skærm

Bemærkning vedrørende denne skærm
Indikationer for brug
Dette produkt er indiceret til brug til visning af radiologiske billeder med henblik på
gennemgang, analyse og diagnosticering udført af en uddannet læge. Skærmen er ikke
egnet til mammografi.
Vigtigt• Produktgarantien bortfalder muligvis, hvis produktet bruges til andre formål end dem, der er
beskrevet i denne vejledning.
• Specifikationerne, der er anført i denne vejledning, er kun gældende, når der bruges
netledninger, som leveres sammen med produktet og de EIZO-specificerede signalkabler.
• Brug kun EIZO-tilbehørsprodukter, der er specificeret af EIZO, sammen med dette produkt.

Sikkerhedsforanstaltninger for brug• Funktionen af delene (såsom LCD-panelet og ventilatoren) kan forringes ved længere
tids brug. Kontrollér regelmæssigt, at de fungerer, som de skal.
• Der vises muligvis et efterbillede, hvis skærmbilledet ændres, når det samme billede harværet vist på skærmen i længere tid. Brug pauseskærmen eller energisparefunktionen
for at undgå, at et billede vises på skærmen i længere tid. Afhængigt af billedet kan derblive vist et efterbillede, selvom det kun blev vist i kort tid. For at fjerne et sådant
fænomen kan du ændre billedet eller holde strømmen slukket i flere timer.
• Det tager flere minutter, før skærmbilledet stabiliserer sig. Vent nogle minutter eller evt.
længere, efter at der er tændt for skærmen, eller efter at skærmen er gendannet efter
energisparetilstand, før skærmen anvendes.
• Hvis skærmen anvendes kontinuerligt over en længere periode, kan der forekomme
sorte pletter eller indbrændinger på skærmen. Vi anbefaler, at skærmen slukkes
regelmæssigt med henblik på at maksimere levetiden.
• Det baggrundsbelyste LCD-panel har en fast levetid. Afhængigt af brugsmønsteret,f.eks. brug i længere, kontinuerlige perioder, kan baggrundsbelysningens levetid blive
kortere, så den skal udskiftes. Kontakt din EIZO-forhandler, når skærmen bliver mørkeller begynder at flimre.
• Skærmen har muligvis defekte pixels eller et lille antal lyse prikker på skærmbilledet.
Dette skyldes egenskaber i selve LCD-panelet og er ikke udtryk for fejl i produktet.
• Undlad at trykke hårdt på LCD-panelets overflade eller kanten af rammen, da det
medfører risiko for fejl, f.eks. bølgemønstre osv. Vedvarende tryk på panelet medfører
risiko for beskadigelse eller uoprettelig skade på LCD-panelet. (Lad skærmen stå med
et komplet sort eller hvidt skærmbillede, hvis trykmærket ikke forsvinder fra LCDpanelet. Symptomet forsvinder muligvis).
• Undlad at bruge spidse genstande på LCD-panelet eller ridse det. Der er risiko for, at
det tager skade. Aftør ikke panelet med servietter, som kan ridse panelet.
• Der dannes muligvis kondens på produktets yderside eller inde i produktet, hvis det
anbringes i et koldt rum, hvis temperaturen i rummet stiger hurtigt, eller hvis produktet
flyttes fra et koldt til et varmt rum. Undlad at tænde for skærmen, hvis det sker. Vent istedet, indtil kondensen forsvinder, da produktet ellers kan blive beskadiget.

10Bemærkning vedrørende denne skærm

Hvis skærmen bruges over lang tid
Kvalitetskontrol• Skærmens visningskvalitet er påvirket af kvalitetsniveauet af indgangssignaler og
forringelsen af produktet. Udfør visuelle kontroller og periodiske konstanstest (herundergråskalakontrol) for at overholde medicinske standarder/retningslinjer i forhold til
anvendelsen, og udfør kalibrering, når det er nødvendigt. RadiCS-skærmens
kvalitetskontrolsoftware kan bruges til at foretage en fuld kvalitetskontrol på højt niveau,
der opfylder medicinske standarder/retningslinjer.
• Det tager omtrent 15 minutter (under vores målebetingelser), før skærmvisningen er
stabiliseret. Vent mindst 15 minutter, når skærmen har været slukket, eller
energisparetilstanden har været aktiveret, før der udføres forskellige test til
kvalitetskontrol, kalibrering eller skærmtilpasning.
• Vi anbefaler, at skærme indstilles til det anbefalede niveau eller lavere for at reducereændringer i luminans, som skyldes langtidsbrug, og opretholde en stabil lysstyrke.
Vigtigt• Skærmens status kan ændre sig uventet på grund af en betjeningsfejl eller uventet
indstillingsændring. Det anbefales at anvende skærmen med betjeningsknapperne låst efter
justering af skærmen.
Se installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for oplysninger om indstilling.

Rengøring• Jævnlig rengøring anbefales for at bevare skærmens nye udseende og forlænge
levetiden.
• Tør forsigtigt eventuel snavs på kabinettet eller LCD-panelets overflade af med en blød
klud vædet i lidt vand eller en af de kemikalieopløsninger, som er anført nedenfor, eller
med ScreenCleaner (kan tilkøbes).
Kemikalier, der kan anvendes til rengøring
Materialenavn

Produktnavn

Ethanol

Ethanol

Isopropylalkohol

Isopropylalkohol

Chlorhexidingluconat

Hibitan-opløsning

Benzalkoniumklorid

WelpasAlkyldiaminoethylglycin

Tego 51

Glutaral

Sterihyde

GlutaralCidex Plus28

Vigtigt• Undlad hyppig brug af kemikalier.
• Kemikalier, f.eks. alkohol og desinfektionsmidler, kan medføre glansvariation, pletter eller
afblegning af kabinettet eller LCD-panelets overflade samt forringe billedkvaliteten.
• Brug aldrig rengøringsmidler, som indeholder fortyndingsmiddel, benzen, voks eller slibemiddel,
da de kan beskadige kabinettet eller LCD-panelet.
• Sørg for, at kemikalierne ikke kommer i direkte kontakt med skærmen.

11Bemærkning vedrørende denne skærm

Korrekt brug af skærmen
• Det kan virke trættende på øjnene at kigge på skærmen i lang tid ad gangen. Hold enskærmpause på ca. ti minutter hver time.
• Kig på skærmen fra en god afstand og passende vinkel.

Advarsler og ansvarsområder i forbindelse med
cybersikkerhed• Firmwareopdateringer skal udføres af EIZO Corporation eller dennes distributør.
• Hvis EIZO Corporation eller dennes distributør instruerer, at firmwaren skal opdateres,skal den opdateres med det samme.

12

INDHOLDINDHOLDSIKKERHEDSFORANSTALTNINGER .......................................................................

3

Vigtigt ..................................................................................................................

3

Placering af Forsigtig-erklæring ..............................................................

3

Symboler på enheden.............................................................................

3Bemærkning vedrørende denne skærm .................................................................. 10
Indikationer for brug ............................................................................................ 10
Sikkerhedsforanstaltninger for brug .................................................................... 10
Hvis skærmen bruges over lang tid..................................................................... 11
Kvalitetskontrol........................................................................................ 11
Rengøring ............................................................................................... 11
Korrekt brug af skærmen .................................................................................... 12
Advarsler og ansvarsområder i forbindelse med cybersikkerhed ....................... 12
1 Introduktion ................................................................................................................ 15
1.1

1.2

1.3

Funktioner ........................................................................................................... 15
1.1.1

Hybrid monokrom- og farvevisning ......................................................... 15

1.1.2

Enkel ledningsføring ............................................................................... 15

1.1.3

Kvalitetskontrol........................................................................................ 15

1.1.4

Skærmbetjening fra musen og tastaturet................................................ 15

Pakkens indhold.................................................................................................. 15
1.2.1

EIZO LCD Utility Disk.............................................................................. 16

1.2.2

RadiCS LE .............................................................................................. 16

1.2.3

Brug af RadiCS LE.................................................................................. 17

Kontroller og funktioner ....................................................................................... 17
1.3.1

Forside .................................................................................................... 17

1.3.2

Bagside ................................................................................................... 18

2 Installation/tilslutning ................................................................................................ 19
2.1

Før installation..................................................................................................... 19
2.1.1

Installationsbetingelser ........................................................................... 19

2.2

Tilslutning af kabler ............................................................................................. 19

2.3Sådan tænder du for strømmen .......................................................................... 21

2.4

Justering af skærmhøjden og -vinklen ................................................................ 21

3 Problem med manglende billede .............................................................................. 22
4 Specifikationer............................................................................................................ 24
4.1

Liste over specifikationer..................................................................................... 24
4.1.1

LCD-panel............................................................................................... 24

4.1.2

Videosignaler .......................................................................................... 24

4.1.3

USB......................................................................................................... 24

4.1.4

Strøm ...................................................................................................... 24
13

INDHOLD

4.1.5

Fysiske specifikationer............................................................................ 25

4.1.6

Krav til driftsmiljø..................................................................................... 25

4.1.7

Transport-/opbevaringsbetingelser ......................................................... 25

4.2

Kompatible opløsninger ...................................................................................... 25

4.3

Tilbehør ............................................................................................................... 26

Bilag............................................................................................................................. 27
Medicinske standarder ........................................................................................ 27
Klassifikation af udstyret ......................................................................... 27
EMC-erklæring .................................................................................................... 28
Miljøer for tiltænkt brug ........................................................................... 28
Tekniske beskrivelser ............................................................................. 29

14

Introduktion | 1

1 Introduktion
Tak, fordi du har valgt en LCD-farveskærm fra EIZO.

1.1 Funktioner
1.1.1 Hybrid monokrom- og farvevisningNår Hybrid Gamma PXL-funktionen er aktiveret, skelner dette produkt automatisk mellemmonokrome områder og farveområder af det samme billede på pixelniveau og viser dem i
optimale gradienter.

1.1.2 Enkel ledningsføring
Udover en DisplayPort-indgangsterminal findes der også en udgangsterminal af samme
type.
Fra udgangsterminalen () kan et signal sendes til en anden skærm.

1.1.3 Kvalitetskontrol• Ved hjælp af den medfølgende RadiCS LE kan du udføre skærmkalibrering og
administration af historik.
• Med RadiCS-skærmens kvalitetskontrolsoftware kan du foretage kvalitetskontrol, deropfylder medicinske standarder / retningslinjer.

1.1.4 Skærmbetjening fra musen og tastaturet
Med skærmkvalitetskontrolsoftwaren RadiCS/RadiCS LE kan du udføre følgendeskærmhandlinger med musen og tastaturet:• Skifte mellem CAL Switch-tilstande• Skifte mellem indgangssignaler• Funktion som tildeler enhver CAL Switch-tilstand til en del af skærmen og viser etbillede (Point-and-Focus)• Gå i energisparetilstand (Backlight Saver)

1.2 Pakkens indhold
Kontrollér, at alle følgende genstande findes i pakken. Hvis en af disse mangler eller erbeskadiget, skal du kontakte din forhandler eller lokale EIZO-repræsentant.
Bemærk• Det anbefales, at kassen og al emballage gemmes, så de kan bruges til at flytte ellertransportere produktet på et senere tidspunkt.

15

1 | Introduktion• Skærm• Netledning• Digitalt signalkabel (DisplayPort – DisplayPort): PP300 x 1• USB-kabel: UU300 x 1• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Brugsanvisning

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk
CD-ROM'en indeholder følgende dokumenter. Læs "Readme.txt" på disken for at få mere atvide om, hvordan du starter softwaren eller får adgang til filer.
• Filen Readme.txt• RadiCS LE kvalitetskontrolsoftware til skærmen (til Windows)• Brugervejledning– Brugsanvisning til denne skærm
– Installationsvejledning til skærmen
– Brugervejledning til RadiCS LE• Angivelse af dimensioner

1.2.2 RadiCS LE
RadiCS LE lader dig udføre følgende kvalitetskontrol og skærmhandlinger. Du kan findemere information om softwaren og opsætningsproceduren i brugervejledningen til RadiCSLE.
Kvalitetskontrol• Udførelse af kalibrering• Viser testresultater på en liste og opretter en testrapportSkærmhandlinger• Skifte mellem CAL Switch-tilstande• Skifte mellem indgangssignaler• Funktion som tildeler enhver CAL Switch-tilstand til en del af skærmen og viser etbillede (Point-and-Focus)• Gå i energisparetilstand (Backlight Saver)• En funktion, som automatisk justerer skærmens lysstyrke, så den svarer til rummets
lysniveau, når den er indstillet til Text-tilstand (Auto Brightness Control)
Vigtigt• Hvis der køres en test, der kræver kalibrering eller måling, skal du bruge en ekstern sensor, dersælges separat (for eksempel UX2-sensoren).
• Specifikationerne for RadiCS LE kan ændres uden varsel. Den seneste version af RadiCS LE er
altid tilgængelig til download fra vores websted: (www.eizoglobal.com)

16

Introduktion | 1

1.2.3 Brug af RadiCS LE
Se brugervejledningen til RadiCS LE (på CD-ROM'en) for at få oplysninger om installationog brug af RadiCS LE.
Når RadiCS LE bruges, skal du tilslutte skærmen til din pc med det medfølgende USBkabel. Se 2.2 Tilslutning af kabler [} 19] for at få mere information om at tilslutte skærmen.

1.3 Kontroller og funktioner
1.3.1 Forside

1

2

1. Betjeningsknapper

Viser driftsvejledningen. Indstil menuer ifølge driftsvejledningen.

2.

Tænder og slukker for strømmen.

knap

Knappen lyser op, når du slår strømmen til. Knappens farve skifteralt efter skærmens driftsstatus.
Grøn: Normal driftstilstand, Orange: Energisparetilstand, Fra:
Netstrøm/strøm slukket17

1 | Introduktion

1.3.2 Bagside
1
4
2
5
3

6

7

1. Håndtag

8

9

10

11

Dette håndtag bruges til transport.
Vigtigt• Hold godt fast i skærmens håndtag og bunden, når du bærer
den. Du må ikke lægge tryk på LCD-panelet eller tabeskærmen.

2. FodJusterer højde og vinkel (vipning og drejning) på skærmen.

3. Slot til sikkerhedslås

Kompatibel med Kensington MicroSaver-sikkerhedssystemet.

4. Kabelholder

Holder skærmkablerne.

5. USB Type-A-stik (USBport, nedad)

Tilslut til en USB-enhed. For at opsætte en serieforbindelse skal dutilslutte kablet til USB-porten (opad) på en anden skærm.

6. Tænd/sluk-knapTænder og slukker for strømmen.
: Fra,: Til

7. Strømstik

Til tilslutning af netledningen.

8. DVI-D-stik

Slut den til pc'en.

9. DisplayPortindgangsstik
10. DisplayPort-udgangsstik For at opsætte en serieforbindelse skal du slutte kablet til
DisplayPort-indgangsstikket på en anden skærm.
11. USB Type-B-stik (USBport, opad)

18

Forbind denne port til pc'en, når du benytter software, som skal
bruge en USB-forbindelse, eller du tilslutter en USB-enhed (eksternt
udstyr, som understøtter USB) til USB-porten (nedad).

Installation/tilslutning | 2

2 Installation/tilslutning
2.1 Før installation
Læs SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER [} 3] nøje, og følg altid instruktionerne.
Hvis produktet anbringes på et bord med lakeret overflade, kan farven smitte af på foden på
grund af gummiets sammensætning. Kontrollér bordfladen før brug.

2.1.1 InstallationsbetingelserNår skærmen monteres i et stativ, skal det sikres, at der er tilstrækkelig plads omkring
siderne, bagsiden og den øverste del af skærmen.
Vigtigt• Placer skærmen på en måde, så lyset ikke forstyrrer skærmbilledet.

2.2 Tilslutning af kabler
Vigtigt• Kontrollér, at skærmen, pc'en og det eksterne udstyr er slukket.
• Når den nuværende skærm udskiftes med denne skærm, skal du se 4.2 Kompatible opløsninger[} 25] for at ændre pc'ens indstillinger for opløsning og lodret opdateringsfrekvens til dem, som
understøttes af denne skærm, inden du tilslutter skærmen til pc'en.

1. Tilslut signalkablerne.
Kontrollér stikkenes form, og tilslut kablerne. Efter tilslutning af DVI-kablet tilspændes
fastgørelseselementerne for at fastgøre stikket.

DisplayPort

DVI

DVI

DisplayPort

Signalkabel: DD200(valgfrit)eller
Signalkabel: PP300

19

2 | Installation/tilslutning

Vigtigt• DisplayPort-stikkene på skærmen består af indgangsstik og udgangsstik. Når en skærm sluttes
til en pc, skal kablet sættes i indgangsstikket.
• Når der tilsluttes til flere pc'er, skal indgangssignalet skiftes. Se installationsvejledningen (på CDROM'en) for at få flere oplysninger.

Bemærk• Hvis kablerne er vanskelige at sætte i, skal vinklen på skærmen justeres.

Når andre skærme tilsluttes, bruges en serieforbindelse
Indgangssignalet til

er udgang til en anden skærm.

Vigtigt• Besøg EIZO-webstedet for at få yderligere oplysninger om skærme og grafikkort, der kan
anvendes til serieforbindelse:(www.eizoglobal.com)• Fjern dækslet, inden du tilslutter signalkablet.

Slut til pc
Signalkabel: PP300

Signalkabel: PP300

2. Slut netledningen til en stikkontakt og til strømstikket på skærmen.
Sæt netledningen helt ind i skærmen.
3. Slut USB-kablet til skærmens USB-port (opad) og til computerens USB-port (nedad).
Kabelforbindelsen er nødvendig, når du bruger RadiCS/RadiCS LE, eller når du slutter
en USB-enhed (USB-tilsluttet eksternt udstyr) til skærmen.

USB-kabel: UU300

20

Installation/tilslutning | 2

2.3 Sådan tænder du for strømmen
for at tænde for strømmen til skærmen.
1. Tryk på
Strømindikatoren på skærmen lyser grønt.
Hvis indikatoren ikke lyser, skal du se 3 Problem med manglende billede [} 22].
Bemærk• Når du trykker på en af betjeningsknapperne, undtagen
at blinke, så du ved, hvor strømknappen er.

, når skærmen er slukket, begynder

2. Tænd for pc'en.
Skærmbilledet vises.
Hvis der ikke vises noget billede, skal du se 3 Problem med manglende billede [} 22]
for at få yderligere oplysninger.
Vigtigt• Afhængigt af pc-indstillingerne vises billedet muligvis ikke korrekt eller har ikke den korrekteskala. Kontrollér indstillingerne for pc'en, hvis det er nødvendigt.
• Vi anbefaler, at du slukker på tænd/sluk-knappen for at spare mest muligt energi. Når skærmen
ikke er i brug, kan du slukke for netstrømforsyningen eller tage stikket ud, så strømmen er helt
afbrudt.

Bemærk• For at maksimere skærmens levetid ved at hæmme forfald af lysstyrke og for at reducere
strømforbruget skal du gøre følgende:– Anvend skærmens eller pc'ens energisparefunktion.
– Sluk skærmen efter brug.

2.4 Justering af skærmhøjden og -vinklen
Hold på skærmens øverste og nederste eller venstre og højre kant med begge hænder, og
indstil skærmens højde ved at vippe og dreje skærmen for at opnå de bedste
arbejdsforhold.

Vigtigt• Når justeringen er færdig, skal du sørge for, at kablerne er korrekt tilsluttet.
• Når du har justeret højden og vinklen, føres kablerne gennem kabelholderen.

21

3 | Problem med manglende billede

3 Problem med manglende billede
Strømindikatoren lyser ikke
• Kontrollér, at netledningen er tilsluttet korrekt.
• Tænd på tænd/sluk-knappen.
• Berør

.

• Sluk for strømmen, og tænd for den igen.

Strømindikator lyser: Grønt• Forøg "Brightness", "Contrast" eller "Gain" i indstillingsmenuen. Se
installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for at få flere oplysninger.
• Sluk for strømmen, og tænd for den igen.

Strømindikator lyser: Orange• Skift indgangssignalet. Se installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for at få flere
oplysninger.
• Bevæg musen, eller tryk på en vilkårlig tast på tastaturet.
• Kontrollér, at pc'en er tændt.
• Kontrollér, at signalkablet er tilsluttet korrekt. Slut signalkablerne til stikkene for det
tilsvarende indgangssignal. Tilslut signalkablet til , når et DisplayPort-signal skal
anvendes til udgang, når der er opsat en serieforbindelse.
vises.
• Sluk for strømmen, og tænd for den igen.

Strømindikator blinker: Orange, grønt• Tilslut via signalkablet, der er specificeret af EIZO. Sluk for strømmen, og tænd for den
igen.

Meddelelsen "No Signal" vises på skærmen
Eksempel:• Meddelelsen herover vises muligvis, da nogle pc'er ikke udsender et signal umiddelbart
efter opstart.
• Kontrollér, at pc'en er tændt.
• Kontrollér, at signalkablet er tilsluttet korrekt. Slut signalkablerne til stikkene for det
tilsvarende indgangssignal. Tilslut signalkablet til , når et DisplayPort-signal skal
anvendes til udgang, når der er opsat en serieforbindelse.
vises.
• Skift indgangssignalet. Se installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for at få flere
oplysninger.
• Sluk for strømmen, og tænd for den igen.

22

Problem med manglende billede | 3

Meddelelsen "Signal Error" vises på skærmen
Eksempel:• Kontrollér, om pc'en er konfigureret, så den overholder skærmens krav til opløsning og
lodret opdateringsfrekvens (se 4.2 Kompatible opløsninger [} 25]).
• Genstart pc'en.
• Vælg den relevante indstilling i hjælpeprogrammet til grafikkortet. Du kan findeyderligere oplysninger i brugervejledningen til grafikkortet.

23

4 | Specifikationer

4 Specifikationer
4.1 Liste over specifikationer
4.1.1 LCD-panel
Type

IPS (antiblænding)

Baggrundslys

LED

Størrelse

24,1" (61 cm)

Opløsning1920 prikker x 1200 linjer

Visningsområde (H x V)

518,4 mm x 324,0 mm

Pixelafstand

0,270 mm x 0,270 mm

Farvegengivelse

10-bit farver (DisplayPort): Op til 1,07 mia. farver(ud af en farvepalet på ca. 543 mia. farver)
8-bit (DisplayPort / DVI): 16,77 mio. farver (ud af
en farvepalet på ca. 543 mia. farver)

Betragtningsvinkel (H / V, typisk)

178˚ / 178˚Anbefalet lysstyrke

220 cd/m2

Kontrastforhold (typisk)

1350:1

Reaktionstid (typisk)

22 ms (sort -> hvid -> sort)

4.1.2 Videosignaler
Indgangsterminaler

DisplayPort x 1, DVI-D (Single Link) x 1

Udgangsterminaler

DisplayPort x 1

Vandret scanningsfrekvens

31 kHz–76 kHz

Lodret scanningsfrekvens*1

59 Hz–61 Hz (720 x 400: 69 Hz–71 Hz)

Rammesynkroniseringstilstand

59 Hz–61 Hz

Dot clock

DisplayPort

25 MHz–165 MHz

DVI

25 MHz–165 MHz*1 Lodret scanningsfrekvens understøttes alt efter opløsningen. Se 4.2 Kompatible opløsninger[} 25] for at få mere information.

4.1.3 USB
Port

Opad

USB-B x 1

Nedad

USB-A x 2Standard

USB 2.0

Forsyningsstrømsty Nedad (USB-A)rke

Maks. 500 mA pr. port

4.1.4 Strøm
Indgang

100–240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz 0,90 A–0,50 A

Maks. strømforbrug

56 W eller derunder

Energisparetilstand0,6 W eller mindre*1

Standbytilstand0,6 W eller mindre*2*1 Når DisplayPort-import bruges, og USB-port (opad) ikke er tilsluttet, "DP Power Save": "On","DisplayPort": "Version 1.1", er ingen ekstern belastning tilsluttet24

Specifikationer | 4*2 Når USB-port (opad) ikke er tilsluttet, "DP Power Save": "On", "DisplayPort": "Version 1.1", er

ingen ekstern belastning tilsluttet

4.1.5 Fysiske specifikationer
Dimensioner (B x H x D)

552,0 mm x 430,8 mm–520,8 mm x 200,0 mm(Vip: 0˚)
552,0 mm x 459,2 mm–549,2 mm x 229,9 mm(Vip: 30˚)Dimensioner (B x H x D) (uden fod)

552,0 mm x 361,6 mm x 64,5 mm

Nettovægt

Ca. 7,8 kg

Nettovægt (uden fod)

Ca. 4,9 kg

Højdejusteringsområde

90 mm (Vip: 0˚/30˚)

Vip

Op 30˚, ned 5˚

Drej

70˚

Roter

90˚ (med uret)4.1.6 Krav til driftsmiljø
Temperatur

0 ˚C–35 ˚C

Luftfugtighed

20 %–80 % relativ luftfugtighed (ingenkondensering)

Lufttryk

540 hPa–1.060 hPa

4.1.7 Transport-/opbevaringsbetingelser
Temperatur-20 ˚C–60 ˚C

Luftfugtighed

10 %–90 % relativ luftfugtighed (ingenkondensering)

Lufttryk

200 hPa–1.060 hPa

4.2 Kompatible opløsningerSkærmen understøtter følgende opløsninger:✓: Understøttet
Opløsning

Lodret opdateringsfrekvens(Hz)

DisplayPort

DVI

640 x 480

59,940✓✓720 x 400

70,087✓✓800 x 600

60,317✓✓1024 x 768

60,004✓✓1280 x 960

60,000✓✓1280 x 1024

60,020✓✓1600 x 1200

60,000✓✓1680 x 1050

59,883✓✓1680 x 1050

59,954✓✓1920 x 1080

59,934✓✓*1

59,950✓✓1920 x 1200

*1 Anbefalet opløsning25

4 | Specifikationer

4.3 Tilbehør
Følgende tilbehør er tilgængeligt separat.
Besøg vores websted for at få oplysninger om det nyeste ekstraudstyr og de nyeste
kompatible grafikkort.
(www.eizoglobal.com)
Kalibreringssæt

RadiCS UX2 Ver.5.0.12 eller nyere
RadiCS Version Up Kit Ver.5.0.12 eller nyere

Network QC-administrationssoftware

RadiNET Pro Ver.5.0.12 eller nyere

Rengøringssæt

ScreenCleaner

Komfortlys til læserum

RadiLight

Arm

AAH-02B3W
LA-011-W

VESA-adapter til tynd klient eller mini-pc

PCSK-R1

Signalkabel (DVI-D – DVI-D)

DD200

26

Bilag

Bilag
Medicinske standarder• Det skal sikres, at det endelige system overholder kravet i IEC60601-1-1.
• Strømforsynet udstyr kan udsende elektromagnetiske bølger, der kan påvirke ellerbegrænse skærmen eller resultere i fejlfunktion. Installer udstyret i kontrolleredeomgivelser, hvor sådanne påvirkninger undgås.

Klassifikation af udstyret• Beskyttelsestype mod elektrisk stød: Klasse I• EMC-klasse: IEC60601-1-2 Gruppe 1 Klasse B• Klassifikation af medicinsk enhed (EU): Klasse I• Driftstilstand: Kontinuerlig• IP-klasse: IPX027

Bilag

EMC-erklæring
RadiForce-serien har kapacitet til at vise lægefaglige billeder korrekt.

Miljøer for tiltænkt brug
RadiForce-serien er beregnet til brug i følgende miljøer• Professionelle sygeplejemiljøer såsom klinikker og hospitaler
Følgende miljøer er ikke egnede steder at bruge RadiForce-serien i:• Hjemmeplejemiljøer• I nærheden af kirurgisk udstyr med høj frekvens såsom elektrokirurgiske knive• I nærheden af kortbølgeterapeutisk udstyr• RF-afskærmet rum for medicinsk udstyrssystemer til MRI• I afskærmet placering Særlige miljøer• Installeret i køretøjer, herunder ambulancer• Andre særlige miljøer
ADVARSEL• RadiForce-serien kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger vedrørende EMC og skal
installeres. Du skal omhyggeligt læse EMC-information og afsnittet"SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER" i dette dokument og overholde følgende instruktioner,
når produktet installeres og betjenes.

ADVARSEL• RadiForce-serien bør ikke bruges i nærheden af eller sammen med andet udstyr. Hvis
RadiForce-serien skal bruges i nærheden af eller sammen med andet udstyr, skal det
kontrolleres, at det udstyr eller system, som RadiForce-serien indgår i, fungerer korrekt.

ADVARSEL• Ved brug af bærbart RF-kommunikationsudstyr skal det holdes 30 cm (12 tommer) eller merevæk fra enhver del, herunder kabler, på RadiForce-serien. Ellers kan det medføre forringelse af
dette udstyrs ydeevne.

ADVARSEL• Enhver, som tilslutter yderligere udstyr til indgangssignaler eller udgangssignaler i forbindelse
med konfigurationen af et medicinsk system, er ansvarlig for at sikre, at systemet overholder
kravene i IEC60601-1-2.

ADVARSEL• Berør ikke stikkene til indgangs-/udgangssignal, mens RadiForce-serien er i brug. Ellers påvirkes
det viste billede muligvis.

28

BilagADVARSEL• Sørg for at bruge kablerne, der er fastgjort til produktet, eller kabler anbefalet af EIZO.
Brug af andre kabler end dem, der er anbefalet af EIZO til dette udstyr, kan medføre en stigning ide elektromagnetiske emissioner eller nedsat elektromagnetisk immunitet for dette udstyr samt
fejlagtig drift.
Kabel

EIZO-specificeredekablerMaks.
kabellængde

Afskærmning

Ferritkerne

Signalkabel(DisplayPort)

PP300 / PP2003mAfskærmet

Uden ferritkerner

Signalkabel (DVI-D)

DD300 / DD200

3mAfskærmet

Med ferritkernerUSB-kabel

UU300 / MD-C93

3mAfskærmet

Med ferritkerner

Strømkabel (medjordledning)-

3m

Uafskærmet

Uden ferritkerner

Tekniske beskrivelser
Elektromagnetiske emissioner
RadiForce-serien er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, der er angivet
nedenfor.
Kunden eller brugeren af RadiForce-serien skal sikre, at den bruges i et sådant miljø.
Emissionstest

Overenss
temmelse

Elektromagnetisk miljø – vejledning

RF-emissioner
CISPR11

Gruppe 1 RadiForce-serien bruger kun RF-energi til interne funktioner.

RF-emissioner
CISPR11

Klasse B

Harmoniske
emissioner
IEC61000-3-2

Klasse D

RF-emissionerne er derfor meget begrænsede og vil
sandsynligvis ikke medføre interferens med elektronisk udstyr inærheden.
RadiForce-serien er velegnet til tilslutning til alle strømkilder,
herunder strømkilder i private hjem og strømkilder, der er direkte
forbundet til lavspændingsforsyningsnet, som forsyner bygninger,
der benyttes til boligformål.

Spændingssvingninger I/flimmeremissioner
overensst
IEC61000-3-3
emmelsemed

29

BilagElektromagnetisk immunitet
RadiForce-serien er blevet afprøvet til følgende overholdelsesniveauer (C) i henhold til
testkrav (T) for professionelle sygeplejemiljøer som specificeret i IEC60601-1-2.
Kunden eller brugeren af RadiForce-serien skal sikre, at den bruges i et sådant miljø.
Immunitetstest

Testniveau (T)Overensstemmelse
sniveau (C)Elektromagnetisk miljø –vejledning

Elektrostatisk
udladning (ESD)
IEC61000-4-2±8 kV
kontaktafladning±8 kV
kontaktafladning±15 kV luftafladning±15 kV luftafladning

Elektriske, hurtige
transienter/
bygetransienter
IEC61000-4-4

±2 kV
±2 kV
Strømkvaliteten bør svare til
strømforsyningsledni strømforsyningsledni kvaliteten i et typisk erhvervsngerngereller i hospitalsmiljø.
±1 kV indgangs-/
udgangsledninger±1 kV indgangs-/
udgangsledninger

Overspændinger
IEC61000-4-5±1 kV ledning til
ledning±1 kV ledning til
ledning±2 kV ledning til jord

±2 kV ledning til jordSpændingsdyk, korte 0 % UT (100 % fald i
udfald og
UT) 0,5 cyklusser ogspændingsvariation 1 cyklus
på
70 % UT (30 % fald istrømforsyningslinjer U ) 25 cyklusser/ 50
T
IEC61000-4-11
Hz

0 % UT (100 % fald i
UT) 0,5 cyklusser og
1 cyklus

0 % UT (100 % fald i
UT) 250 cyklusser /50 Hz
Magnetfelter med
netfrekvenser
IEC61000-4-8

30 A/m(50/60 Hz)

Gulve bør være af træ, betoneller keramikfliser. Hvis gulve erdækket af syntetisk materiale,skal den relative luftfugtighedvære mindst 30 %.

Strømkvaliteten bør svare tilkvaliteten i et typisk erhvervseller i hospitalsmiljø.

Strømkvaliteten bør svare tilkvaliteten i et typisk erhvervseller i hospitalsmiljø. Hvis
70 % UT (30 % fald i brugeren af RadiForce-serien
UT) 25 cyklusser / 50 ønsker uafbrudt drift understrømafbrydelser, anbefales det,
Hzat RadiForce-serien forsynes
0 % UT (100 % fald i med strøm fra enUT) 250 cyklusser /nødstrømsforsyning eller et
50 Hz
batteri.
30 A/mMagnetfelter med netfrekvenser
bør være på niveauer, derforekommer i et typisk erhvervseller hospitalsmiljø.
Produktet bør holdes mindst 15
cm væk fra kilden til
magnetfelterne med
netfrekvenser under brug.

30

BilagImmunitetstest

Testniveau (T)Overensstemmelse
sniveau (C)Elektromagnetisk miljø –vejledningBærbart og mobilt
radiokommunikationsudstyr bør
ikke anvendes tættere på nogendel af RadiForce-serien, inkl.
kabler, end den anbefalede
sikkerhedsafstand, der beregnes
ud fra den relevante ligning for
senderens frekvens.

Ledningsbårne
3 Vrms3 Vrmsforstyrrelser induceret 150 kHz–80 MHz
af RF-felter
6 Vrms6 Vrms
IEC61000-4-6
ISM-bånd mellem
150 kHz og 80 MHz*1
Indstrålede RF-felter 3 V/m
3 V/m
IEC61000-4-3
80 MHz–2,7 GHz

Anbefalet sikkerhedsafstandd = 1,2√P
d = 1,2√P

d = 1,2√P, 80 MHz–800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz–2,7 GHz
Hvor "P" er den maksimale
udgangseffekt for senderen i watt(W) ifølge producenten af
senderen, og "d" er den
anbefalede sikkerhedsafstand imeter (m). Feltstyrker fra faste
radiosendere, som er fastlagt
med en elektromagnetisk
undersøgelse på stedet*2, børvære mindre end
overensstemmelsesniveauet ihvert frekvensområde*3.
Der kan opstå interferens inærheden af udstyr, der ermærket med følgende symbol.

Bemærk• UT er AC-netspænding før aktivering af testniveauet.
• Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde.
• Disse retningslinjer omkring ledningsbårne forstyrrelser induceret af felter med radiofrekvens
eller felter med indstrålet radiofrekvens gælder ikke nødvendigvis i alle situationer.
Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og
mennesker.
*1 ISM-båndene (industrielle, videnskabelige og medicinske) mellem 150 kHz og 80 MHz er 6,765

MHz til 6,795 MHz, 13,553 MHz til 13,567 MHz, 26,957 MHz til 27,283 MHz og 40,66 MHz til
40,70 MHz.
*2 Feltstyrker fra faste sendere, f.eks. basestationer for radiotelefoner (mobile/trådløse), landmobile

radioer, amatørradio, AM og FM radio- og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges nøjagtigt rent
teoretisk. Man bør overveje en elektromagnetisk undersøgelse af stedet for at vurdere det
elektromagnetiske miljø fra faste radiosendere. Hvis feltstyrken, hvor RadiForce-serien bruges,måles til at overstige ovennævnte gældende RF-opfyldelsesniveau, skal RadiForce-serienobserveres for at bekræfte normal drift. Hvis der observeres unormal ydeevne, kan det værenødvendigt at foretage yderligere målinger og ændre RadiForce-seriens retning eller placering.
*3 I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.

31

BilagAnbefalet sikkerhedsafstand mellem bærbart eller mobilt radiokommunikationsudstyrog RadiForce-serien
RadiForce-serien er beregnet til brug i et kontrolleret elektromagnetisk miljø. Kunden eller
brugeren af RadiForce-serien kan undertrykke elektromagnetisk interferens ved at
opretholde en mindste sikkerhedsafstand (30 cm) mellem det bærbare og mobile RFkommunikationsudstyr (sendere) og RadiForce-serien. RadiForce-serien er blevet afprøvet
til følgende overholdelsesniveau (C) i henhold til kravene til testniveauet (T) for immunitet
over for elektromagnetiske magnetfelter i nærheden for følgende RFkommunikationstjenester.
Testfrekve Båndbredde
*1
ns
(MHz)
(MHz)

Tjeneste*1

Modulation*2

Testniveau (T)*3(V/m)

Overensste
mmelsesniv
eau (C)(V/m)

385

380 – 390TETRA 400

Pulsmodulation*2
18 Hz

27

27

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FM±5 kHz afvigelse
1 kHz sinus

28

28

710

704 – 787

LTE-bånd 13, 17

Pulsmodulation*2
217 Hz99800 – 960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE-bånd 5

Pulsmodulation*2
18 Hz

28

28

1700 – 1990 GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE-bånd 1, 3, 4,
25;
UMTS

Pulsmodulation*2
217 Hz

28

28

2450

2400 – 2570 Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE-bånd 7

Pulsmodulation*2
217 Hz

28

28

5240

5100 – 5800 WLAN 802.11 a/n

Pulsmodulation*2
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785

*1 For nogle tjenester er kun uplink-frekvensen medtaget.
*2 Bærebølgen er moduleret vha. et firkantbølgesignal med 50 % tjenestecyklus.
*3 Testniveauer er beregnet med maksimal effekt og 30 cm sikkerhedsafstand.

32

BilagKunden eller brugeren af RadiForce-serien undertrykker interferens forårsaget af
magnetfelter i nærheden ved at opretholde en mindste sikkerhedsafstand (15 cm) mellem
RF-sendere og RadiForce-serien. RadiForce-serien er blevet afprøvet til følgende
overholdelsesniveauer (C) i henhold til kravene til testniveauer (T) for immunitet over formagnetfelter i nærheden.
Testfrekvens

134,2 kHz

Modulation

Pulsmodulation*1

Testniveau (T)(A/m)

Overensstemmelsesni
veau (C)
(A/m)

65

65

7,5

7,5

2,1 kHz
13,56 MHz

Pulsmodulation*1
50 kHz*1 Bærebølgen er moduleret vha. et firkantbølgesignal med 50 % tjenestecyklus.

For andet bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) bør der opretholdes en
mindste sikkerhedsafstand mellem det bærbare og mobile RF-kommunikationsudstyr(sendere) og RadiForce-serien, som anbefalet nedenfor, afhængigt af
kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.
Nominel maksimaludgangseffekt for
senderen(W)

Sikkerhedsafstand afhængigt af senderens frekvens(m)
150 kHz – 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz – 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz – 2,7 GHz
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

For sendere med en nominel maksimal udgangseffekt, som ikke er nævnt ovenfor, kan den
anbefalede sikkerhedsafstand "d" i meter (m) beregnes ud fra den relevante ligning for
senderens frekvens, hvor "P" er senderens maksimale udgangseffekt i watt (W) ifølge
producentens oplysninger.
Bemærk• Ved 80 MHz og 800 MHz skal sikkerhedsafstanden for et højere frekvensområde anvendes.
• Disse retningslinjer omkring ledningsbårne forstyrrelser induceret af felter med radiofrekvens
eller felter med indstrålet radiofrekvens gælder ikke nødvendigvis i alle situationer.
Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og
mennesker.

33

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N305AZ
IFU-MX243W
Copyright © 2022 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition – September 29th, 2023