ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > 超高輝度アナログ・ストレージスコープ

超高輝度アナログ・ストレージスコープ TS-8500

TS-8500

こちらは販売終了製品です。

（販売終了）

TOP

超高輝度ストレージスコープTS-8500は、高速単発現象や、発生頻度の低いノイズ（グリッチ）を確実に観測することができます。

本機は、新開発のスキャンコンバータ管を採用。繰り返しの多い信号の中にまれに現れるノイズもクリアにキャッチすることが可能です。また、非常に高速な単発現象も容易に捉えることができます。

さらに操作性・基本性能は、好評発売中の470MHz／400MHzアナログ・オシロスコープ（SS-7840H/SS-7840）を継承していますので、特別な操作を必要としません。

TS-8500は、エレクトロニクス・エンジニアの日々の問題解決に、必ずお役立て頂けるものと確信します。

新開発スキャンコンバータ管を使用
高速単発現象波形をストレージ機能で容易に捉えることができます。
抜群の明るさを誇る最高目視ライティング・スピード5div/ns
全レンジ最高のライティング・スピードとDC〜500MHz保証
デジタル・ストレージスコープと異なり、波形表示能力と周波数帯域が掃引レンジに全く依存しませんので、エリアジングが起こりません。
デュアル・ディレイ機能

B掃引の時間軸を独立に2つ装備しています。これにより2つの信号の遅延拡大が行えます。
波形の蓄積をCCDで行っているので「焼け」の心配が不要
波形の重ね書きができるパーシスタンス機能
NTSCビデオ出力

ビデオプリンタで容易にハードコピーが得られます。また、ビデオボードを介してパソコンと接続し波形の処理が可能です。

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts8500/17̲01.html© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > 超高輝度アナログ・ストレージスコープ

超高輝度アナログ・ストレージスコープ

TS-8500

TS-8500 >こちらは販売終了製品です。
特長（販売終了）

特長

超高速ワン・ショット・ストレージ

最高掃引500ps/div時でも余裕を持って高速波形をストレージします。小振幅の高周波ノイズも確実にストレージしているのが解ります。

[画像をクリックすると拡大表示します。]
リフレッシュ100万回のカラー表示パーシスタンス

繰り返し信号の中に、まれに現るノイズやジッタを捕らえるのに大きな威力を発揮します。毎秒100万回の波形取り込みにより、最高のリアルタイム表示を実現します。

[画像をクリックすると拡大表示します。]
超高輝度

繰り返しの遅い波形も楽々観測できるTS-8500です

が、遅延拡大比率を大きくしてもまったく輝度に影響がありません。ＴＳ−８５００は、アナログ波形観察の領域を一段と広げました。

[画像をクリックすると拡大表示します。]
デュアル・ディレイ機能

大きな遅延時間差のある伝送路などの入力波形と出[画像をクリックすると拡大表示します。]

力波形を同時に観測することができます。（２カ所
超高輝度アナログ・ストレージスコープ
TS-8500（販売終了） - 岩崎通信機株式会社

2022/10拡大）ＴＳ−８５００は、拡大波形も忠実に再現しhttps://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts8500/17_02.html

1ます。

[画像をクリックすると拡大表示します。]© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > 超高輝度アナログ・ストレージスコープ

超高輝度アナログ・ストレージスコープ

TS-8500

TS-8500 こちらは販売終了製品です。
> 性能（販売終了）

性能表示部
形状

5.5インチ型,TFTカラー液晶,
8div!10div（1div＝約10mm、スケールはGRIDを選択）

有効面【GRID、AXIS、FRAM、EIA、CCIR】

蓄積管（ＣＲＴ）
形状、蓄積方式

2インチ径

最高記録速度

新開発CCDスキャンコンバータ管

5div/ns

残光時間可変可能、無限残光

垂直偏向系（Ｙ軸）
CH1、CH2、CH3、CH4、ADD（CH1±CH2）、垂直モード
CH1,CH2
感度

ALT/CHOP（555kHz±1％）
レンジ
確度微調器
周波数特性方形波特性

帯域幅帯域制限て）

2mV/div12.5V/div連続可変
内部50"で整合した時

DC〜500ＭＨz、−3dB以内【注】AC結合時の下限周波数は10Hz
20MHzまたは100MHzの選択可能

1％

CH2DELAY：CH1に対してCH2の時間差が調整可能

入力結合圧

±2％

20ns以上（画面上の遅延時間）

時間

最大許容入力電

11段切換えオーバシュート 6％

チャネル間遅延入力RC

1-2-5ステップ

10mV/div、微調器なし、内部50"終端

サグ（1kHzに
信号遅延時間2mV/div〜5Vdiv

1M"系

AC,DC,GND

1M"±1.5％//16pF±2pＦ

50"系

50"1％

1M"系

±400V

50"系

5Vrms

オフセット可変範囲

垂直軸レンジオフセット電圧

2mV/div〜50mV/div±1V

0.1V/div〜0.5V/div±10V

1V/div〜5V/div

位置の移動範囲±100V

画面中央から約10div

極性切換え

CH2のみ可和の確度
超高輝度アナログ・ストレージスコープ
TS-8500（販売終了） - 岩崎通信機株式会社±3％
ADD（1kHz）
周波数特性
同相除去比

2022/1

DC〜500MHz−3db以内
10mV/divにて、CH2反転による

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts8500/17_08.html

80：1．6（1kHz）
80：5．2（20MHz）

ダイナミックレ

10mV/divにて500MHzで8div以上振れることンジ

プローブセンス
CH3,CH4
感度
周波数特性
入力結合
入力RC

最大許容入力電圧

10：1、100：1検出レンジ
確度

100V/div、500mV/div

2段切換え

±2％
DC〜500MHz、−3dB以内【注】AC結合時の下限周波数は10Hz
AC,DC

1M"±1.5％//16pF±3pＦ © 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社±400V

17!06確度±2％DC〜500MHz、−3dB以内

周波数特性【注】AC結合時の下限周波数は10Hz

入力結合

こちらは販売終了製品です。

AC,DC

入力RC

1M"±1.5％//16pF±3pＦ

最大許容入力電±400V

圧

位置の移動範囲

画面中央から約10div

ダイナミックレ

500MHzで8div以上振れることンジ

プローブセンス

10：1、100：1検出

同期
A同期
周波数レベル（以上）DC〜10MHz

0.4div

10MHz〜100MHz

最小同期レベル

1.0div

100MHz〜500MHz
HFREJ
LFREJ

信号源

2.0div

10kHz以上で同期信号を減衰

10kHz以下で同期信号を減衰

CH1、CH2、CH3、CH4、LINE

結合方式

AC、DC、HF-REJ、LF-REJ

極性＋、−

B同期
最小同期レベル

周波数レベル（以上）DC〜10MHz

0.4div

10MHz〜100MHz

1.0div

100MHz〜250MHz

信号源

2.0div

CH1、CH2、CH3、CH4

結合方式

AC、DC、HF-REJ、LF-REJ

極性＋、−

TV同期同期方式

TV-V（ODD、EVEN、BOTH）、TV-H

TV方式

NTSC、PAL（SECAM）、HDTV（ODD、EVEN、BOTHで選択可能）

TVライン
NTSC

1H〜525HHDTV

1H〜1125H

PAL（SECAM） 1H〜625H
TVレベル
TVクランプクランプ位置TV

NTSC

1.5div以上【注】TV：映像信号と同期信号の比が7：3で1.5div以上

バックポーチレベルをGNDレベルにクランプする

クランプレベル ±1div以内

信号振幅
1.5div〜8div
超高輝度アナログ・ストレージスコープ
TS-8500（販売終了）- 岩崎通信機株式会社
イベントトリガ

カウンタモード カウント範囲
最高周波数2022/1

1〜65535
50MHz

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts8500/17_08.html

バーストモードページ

バースト時間範囲

0.15#s〜9.99s

水平偏向系（X軸）表示方式（HORIZDISPLAY）

A、ALT、B、X-Y

A掃引

掃引方式

（SWEEPMODE）
掃引時間

AUTO、NORMAL、SINGLE
最高掃引時間レンジ

微調器

確度I*1*2

確度II*1*2

ホールドオフ
B掃引

遅延方式

500ps/div

5ns/div〜500ms/div 1-2-5ステップ25段切替
5ns/div〜1.5s/div±2％（画面中央8divにて）±5％（画面中央8div内の任意の2divにて）時間連続可変© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

同期遅延（TRIG'D DELAY）

17!06ページ

掃引時間

最高掃引時間レンジ

微調器

確度I*1*2

確度II*1*2

ホールドオフ
B掃引

遅延方式

こちらは販売終了製品です。

5ns/div〜1.5s/div±2％（画面中央8divにて）±5％（画面中央8div内の任意の2divにて）時間連続可変連続遅延（RUNS AFTER DELAY）

最高掃引時間
レンジ

確度I*1
遅延時間

5ns/div〜500ms/div 1-2-5ステップ25段切替

同期遅延（TRIG'D DELAY）
B END A

掃引時間

500ps/div

確度II*1
範囲
確度

可能*B掃引とともにA掃引を終了させ輝度を上げること
500ps/div

5ns/div〜20ms/div1-2-5ステップ21段切換え±2％（画面中央8divにて）±5％（画面中央8div内の任意の2divにて）A掃引の0.2div〜10.2div
1#s/div〜500ms/divにて±【（設定値!0.005）＋（掃引時間!0.1）】-55ns
A掃引1ms/div、B掃引500ns/divにて1/20000以下（ドリ遅延ジッタ

フトを除く）

デュアル・ディ

可能

レイ測定
掃引拡大
倍率10倍

確度I*1*2

5ns/div〜50ns/div・・・・・±5％

画面中央8divにて100ns/div〜500ns/div・・・・±3％
面中央8div内の任意2divにて5ns/div〜50ns/div・・・・・±10％100ns/div〜500ns/div・・・・±5％

確度II*1*2*1掃引開始部：20nsまたは1div、掃引終了部：20nsを除く*2VARIABLEONのときは1％追加
X-Y動作
X軸

感度

周波数特性

CH1と同じDC〜10MHz-3dB以内

Y軸
X-Y位相差3°以内（DC〜5MHz）

CAL（校正信号）

波形の種類
方形波 - 岩崎通信機株式会社
超高輝度アナログ・ストレージスコープ
TS-8500（販売終了）
周波数

デューティレシオ
出力電圧2022/1

1kHz±0.1％
49％〜51％
0.6V±1％

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts8500/17_08.html

VIDEO OUTNTSC
CH2OUT
出力感度出力ダイナミックレンジ出力結合

周波数帯域
出力抵抗（コンポジット信号）、1V±0.3V
画面振幅1divに対して20mV±30％（50"負荷終端時）±100mV（50"負荷終端時）
直流結合200MHz-3dB以内（50"負荷終端時）
5"±20％Z AXIS IN
輝度変調電圧0.5Vp-p以上

周波数範囲

DC〜5MHz

極性

入力抵抗
入力耐圧

正電圧で暗、負電圧で明5k"±20％±40VMAX© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

出力結合

直流結合

周波数帯域

200MHz-3dB以内（50"負荷終端時）

出力抵抗5"±20％Z AXIS IN
輝度変調電圧0.5Vp-p以上

周波数範囲

DC〜5MHz

極性

正電圧で暗、負電圧で明

入力抵抗5k"±20％

入力耐圧±40VMAX

プローブ用電源
端子数

２ヶ適合プローブ

SFP-4A、SFP-5A、SS-250、SS-240A、SS-240

オフセット機能連動

AUTO SETUP
対象チャネル

CH1、CH2

周波数範囲50Hz〜100MHz

カーソル測定とカウンタ
カーソル測定測定種類

カーソル移動範
囲確度保証範囲
分解能（最小移動量）
確度

掃引拡大時

（MAG!10）周波数カウンタ

時間差（△t）、電圧差（△V）
X軸

画面中央から±5div

Y軸

画面中央から±4div

X軸
Y軸

電圧差(△V)

時間差（△t）
500ms/div〜
100ns/div
50ns/div〜
5ns/div

表示桁数

画面中央から±3div±【（2％ofreading）＋（0.3％of full scale）】±【（2％ofreading）＋（0.3％of full scale）】±【（3％ofreading）＋（0.3％of full scale）】±【（5％ofreading）＋（0.3％of full scale）】
5桁

確度±0.01％

周波数測定範囲
入力感度

画面中央から±4div

1/30div

2Hz〜500MHz
2Hz〜10MHz
10MHz〜
500MHz

データの保存

17!06

ページ

こちらは販売終了製品です。

保存データの種類

1.0div
3.0div

電源OFFする直前のパネルセットアップ条件、セーブされたパネルセットアップ条件（最大保存データ数は256個）
超高輝度アナログ・ストレージスコープ TS-8500（販売終了）- 岩崎通信機株式会社
コメント入力2022/1

12文字

バックアップ時間

約27,000H（約25$にて）https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts8500/17_08.html【注】電源コードをコンセントから抜いた状態

電源

電圧範囲

AC100V〜240V

周波数範囲50/60Hz

消費電力

スタンバイ時消費電力
質量と大きさ質量

140VA以下
約8VA

約8.5kg320±2W!160±2H!406±2D【mm】

大きさ【注】付属品および突起部を含まず

環境条件

性能保証温度
動作範囲

温度

10$〜35$0$〜40$© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

質量約8.5kg
320±2W!160±2H!406±2D【mm】

大きさ【注】付属品および突起部を含まず

こちらは販売終了製品です。

環境条件

性能保証温度
動作範囲

温度

保存範囲

温度

高度

湿度
湿度

動作時

非動作時
予熱時間

付属品

10$〜35$0$〜40$
80％RH（0$〜40$）以下-20$〜70$
80％RH（-20$〜70$）以下
2,000m、気圧約79kPa
1,5000m、気圧約12kPa

本機の性能規格は、電源投入から30分以上経過した後の保証値

電源コード(1)、プローブ(2)、パネルカバー(1)、ヒューズ(2)取扱説明書(1)、付属品収納袋(1)

17!06
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts8500/17_08.html

ページ© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > 超高輝度アナログ・ストレージスコープ

超高輝度アナログ・ストレージスコープ

TS-8500

TS-8500 >こちらは販売終了製品です。
応用分野（販売終了）

応用分野

最新分野の研究、開発でもアナログ・オシロスコープは必要不可欠です。
岩通の超高輝度ストレージスコープTS-8500は、次のような最新の分野で威力を発揮します。

映像観測モードの専用スケールを使用した波形観測例です。

映像信号の詳細観測は、遅延拡大時の高輝度が要求されます。TS-8500の高輝度特性は、今後出現するあらゆる映像信号の観測に余裕を持って対応します。

[画像をクリックすると拡大表示します。]
ハード・ディスクの信号観測例です。

ハード・ディスクの生産行程では、リード信号を遅延拡大して、バースト波形の傾向およびゼロ信号の部分などを目視で観測しますが、通常のアナログ・オシロスコープでは、輝度不足の為観測が困難です。TS-8500は、管面焼けの心配がなく、生産ラインにも安心して使用できます。

[画像をクリックすると拡大表示します。]

不規則なロジック信号波形の観測例です。

ロジック信号をロジック・アナライザで解析したいが、果たして信頼するデータが取れるだろうか。いつもつきまとう、この種の不安をTS-8500の高輝度カタログをご請求ください

ビデオプリンタで出力した波形を掲載しています

性能が鮮やかに解決します。

多値”OFDM”変調のコンスタレーション波形です。

2000年からの実験放送が、予定されている地上波デジタル・テレビは、現行放送との共存をはかりながら高品質の放送を実現します。このための伝送技術の一つで”OFDM”という変調方式があります。これは、変調信号の観測波形例です。

!OFDM：伝送方式の一つで、現在研究中です。

[画像をクリックすると拡大表示します。]（Ortogonal Frequency DivisionMultiplexing）
超高輝度アナログ・ストレージスコープ
TS-8500（販売終了）- 岩崎通信機株式会社

2022/10

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts8500/17_09.html

1!波形信号のご提供：株式会社次世代デジタルテレ
ビジョン放送システム研究所様
大容量伝送の波形観測例です。

ここでは、デジタル化された映像データを高速シリアル伝送しています。TS-8500は、シリアル・デー

タ信号波形のオーバー・シュートなどの微妙な変化を忠実に表示します。

[画像をクリックすると拡大表示し© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社
ます。]

7!06

!波形信号のご提供：株式会社次世代デジタルテレ

こちらは販売終了製品です。

ビジョン放送システム研究所様
大容量伝送の波形観測例です。

ここでは、デジタル化された映像データを高速シリアル伝送しています。TS-8500は、シリアル・デー

タ信号波形のオーバー・シュートなどの微妙な変化を忠実に表示します。

[画像をクリックすると拡大表示します。]
Nalシンチレーション・カウンタ（Nal放射線カウンタ）という光電子増倍管の出力波形です。

非常に多くの非繰り返し波形イメージを形成しています。

この波形を見ながらヨウ化ナトリウムの出力調整を行うので、忠実な波形表示は大きな魅力です。

!Nal：元素記号のNa（ナトリウム）とI（ヨウ素）の意味でそれらの化合物であるヨウ化ナトリウムを指します。

[画像をクリックすると拡大表示します。]!波形信号のご提供：国立大阪大学付属原子核実験施設様

フェムト秒レーザーの出力波形です。

フェムト秒という途方ない超高速レーザーは、実用化への道をさぐって研究が続けられていますが、安定した発振をさせるための調整がキー・ポイントとなります。調整によって刻々と変化するパルスの尖頭値を、TS-8500は余すことなく表示します。

!波形信号のご提供：国立大阪大学レーザー核融合研究センター様[画像をクリックすると拡大表示します。]

A/Dコンバータのビットエラーの観測波形です。

エラーが発生している部分を拡大して詳細部を見ても輝度は不変です。さらに、ジッタなどの変化部をパーシスタンス機能により、カラー表示することができます。

[画像をクリックすると拡大表示します。]

ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts8500/17_09.html

2© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > 超高輝度アナログ・ストレージスコープ

超高輝度アナログ・ストレージスコープ TS-8500
品名
本体

準付属

TS-8500
TS-8500P

標 パネルカバー
取扱説明書和文

FETプローブ
電流プローブ

電流プローブSS-250/SS-240A用電源

電圧プローブ (100:1)

オ 高電圧用プローブ
プ ショルダバッグK
シン

取扱説明書英文プログラマブルタイプ専用オプションプ

GO/NOGO機能

ストレージ機能プログラマブルタイプ、
受注生産

PS-26

1GHz,1.9pF,1M ,10:1
800MHz,2.15pF,1M ,10:1
DC〜100MHz、30A rms Max.
DC〜50MHz、30A rms Max.
SS-240でも使用可能

SS-084R

1.5m、100MHz、15-35pF、1000V

SS-078R

2.5kV,250MHz,100:1-MT-600

数値付検査成績書

ョSS-240A

測定器用台車検査成績書

シSFP-5A
SFP-4A
SS-250GR-CF

オ マスク作成機能

備考500MHz，超高輝度，-プローブTOP変換ツール

サービスマニュアル英文

価格

KCM13-67-11 TS-8500,SS-7847A/40A/30A用品

ョ（販売終了）

品番

超高輝度ストレージスコープ

TS-8500 >こちらは販売終了製品です。
価格

220mm 485mm 360mm

FP-7L 2個付き、SFP-5A/4A、AP020、PP006、SS-101R、082R、0012、0001適合
積載質量: 60kg-

任意のマスク作成可能,受注生産-

マスク作成機能が必要,受注生産

ン

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ss/ts8500/17̲17.html© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社