ラインスキャンカメラ
取扱説明書
型式TL-7450UCL* このたびは TAKEX ラインスキャンカメラをお買い上げ戴き、誠に有難うございました。
* この説明書と添付の保証書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
また、この説明書は大切に保管し、必要に応じてお読み下さい。

ＴＡＫＥＸ

竹中センサーグループ

竹 中 シ ス テ ム 機 器 株 式 会 社
竹中システム機器株式会社URL

http://www.takex-system.co.jp/

i

ii

使用上の注意事項■カメラ本体に衝撃を与えないで下さい。
■動作中は断熱材などで本体を包むとカメラの温度上昇を招き故障の原因となりますので、断熱材などで保温しないで下さい。
（低温環境下での使用を除く）■寒暖の激しい場所への移動には、除熱・除冷等の結露対策を行って下さい。
結露したままでのカメラの使用は故障の原因となります。
■本カメラを使用にならない場合は、レンズキャップを取り付け、撮像素子にゴミ・キズ等が付かないように保護して下さい。
また、以下の様な場所には保管しないで下さい。
・ 湿気・ほこりの多い場所
・ 直射日光の当たる場所
・ 極端に暑い場所や寒い場所
・ 強力な磁気・電波の発生する物の近く
・ 強い振動のある場所■ガラス面の汚れは綿棒などでガラス面にキズを付けないように拭き取って下さい。
ボディーの汚れは柔らかい布で軽く拭き取って下さい。
■電源は仕様に記載された範囲内の電圧にて使用して下さい。
また、強いノイズの発生するような電源は使用しないで下さい。そのような電源を使用した場
合、カメラから出力する映像にノイズとしてあらわれる場合があります。
■強い電磁界での環境下での使用は避けてください。このような環境下においては、カメラの誤動作、映像の乱れやノイズの原因となります。
■カメラで高輝度の被写体を撮したとき、画面の高輝度の被写体の上下に、縦長に尾を引いたように映し出されるときがありますが、これはスミアというものでＣＣＤ特有の現象でありカメラの不具合ではありません。
■カメラで線状のものを撮したときにギザキザしたり、細かい縞や市松模様を撮したときに年輪模様にみえたりする現象もＣＣＤ特有の現象であり、カメラの不具合ではありません。
■商用電源を使用した照明では、一般的には電子シャッターの速度が早くなるほど画面のちらつき（フリッカー）が強調されます。このような場合には、カメラのシャッタースピードの設定を調節するか、直流点灯や高周波点灯タイプの照明を使用して下さい。

お 願 い■ 本書の内容の一部または全部を無断転載する事は固くお断りします。
■ 本書の内容については将来予告無しに変更する事があります。
■ 本書にないようについては万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡下さいますようお願いします。

iii

改版履歴(Revisions)
版

作成年月日

改版記事

Rev

DateChanges

0.0

2007/07/27

新規発行

0.1

2008/07/18

露光制御 チャート説明 修正

0.2

2008/09/10

8.カメラ内部の設定変更や微調整 追記

0.3

2008/11/12

RS232C 通信説明②修正

0.4

2008/12/02

7-1 ビデオ信号の ODD,EVEN 微調整 修正

0.5

2008/12/17

RS232C 通信 Command Protocol 表追記

0.6

2009/04/09

RS232C 通信②一部変更

0.7

2009/05/20

RS232C 通信 Command Protocol 表 露光時間 修正

0.8

2009/7/1

RS232C 通信 Command Protocol 表 項目№17～19 修正

0.9

2010/04/28

項目 7＆7-1 削除

1.0

2010/05/07

露光制御チャート説明一部

7-2 を項目 7 に変更

外形図 更新1.01

2012/10/18

電源コネクタ誤記訂正

1.02

2013/09/04

出荷時ゲイン修正

修正

備考

目次

1.概要··························· １

2.特長·························· １

3.主な用途·························· １4.ＣＣＤ撮像素子について·························· ２5.カメラ仕様·························· ３6.カメラ入出力·························· ３6-1

電源入力··························· ３6-2

カメラリンク入出力··························· ４

7.カメラゲインの変更 ··········································· ５

巻末添付
I. タイミングチャート
II. ＲＳ２３２Ｃ通信プロトコル
III. 露光制御設定
IV. ハイパーターミナル設定説明書
V.

外形寸法図

1. 概要TL-7450UCL は、CCD リニアイメージセンサを使用しているカメラです。
ビデオ信号は、ベースコンフィギュレーション(BaseConfiguration)のカメラリンク出力です。

キャプチャーボードからのコマンド(RS232C)によりゲイン、8/10 ビット切替、オフセット等が容易に変更できます。
データレート 50MHz の CCD ラインスキャンカメラです。

2. 特長
画素数 7450 画素の高分解の検査が可能です。
DC12V の単一電源で動作します。
独自の回路設計と機構設計により、小型軽量を実現しました。
画素数の奇数、偶数のばらつきが少ないので鮮明な画像が得られます。
簡易露光制御機能付き（使用可能スキャンレート 3.2KHz 以下）

3. 主な用途
画像検査など画像処理装置に最適です。
外観検査装置や各種寸法測定などの計測装置の入力機器に適しています。
シート物体表面検査装置の入力機器として使用出来ます。
その他高画質のパターン検査装置の入力機器として使用出来ます。

1

4. ＣＣＤ撮像素子について
１画素 4.７μｍスクエアピクセル、有効画素数 7450 画素の高感度、高速ＣＣＤを搭載しています。
１列に並んだフォトダイオードの前半を№１，№２のアナログシフトレジスタで、ODD/EVEN 各々出力しています。
各シフトレジスタは 25MHz で動作しています。

TL-7450UCL ﾃﾞﾊﾞｲｽ図
出力バ ッファOS 1

C CD アナロ グシ フトレ ジス タ

PORT A
1～7449 (ODD)

D143

D142

D141

D129

D128

S7450

S7449

S7448

S7447

S3

S2

フォトダイオード
S1

D127

D126

D28

D27

D26

シフトゲート

シフトゲート

出力バ ッファOS 2

C CD アナロ グシ フトレ ジス タ

PORT B
2～7450 (EVEN)

受光感度波長分光感度特性

1.0（標準値）

Ta=25℃

相対感度

0.8
0.6
0.40.2
0400

600

800

1000

1200
入射光波長λ（nm）

2

5. カメラ仕様

画素数
画素サイズ
受光素子長
ビデオレート
スキャンレート(scan/sec)
ライン転送パルス入力
ビデオ出力（デジタル出力）感度 （Ｖ/lx．sec）
飽和露光量（lx．sec）
出力不均一性
電源容量
動作温度範囲動作湿度範囲
保存温度範囲重量
外形寸法
レンズマウント7450
4.7μm×4.7μm
35mm
50MHz
MAX

6.4KHz

156 μsec
Base Configuration
2×8/10 bit
500.12
標準 3% 飽和出力の50%時（素子上）＋12V ±0.5V (400mA)
0 ～ +40℃ （但し、結露しない事）
85% ＭＡＸ－10℃ ～ ＋65℃
360g 以下
64(W)×64(H)×80.3(D)Fマウント（標準）
Kマウント （オプション）

6. カメラ入出力
カメラリンクコネクタ

コネクタパネル

電源供給コネクタ

電源 LED
6-1

電源入力

カメラ電源コネクタ ピンアウト
ピン番号
123

信号名＋１２Ｖ＋１２Ｖ＋１２Ｖ

ピン番号
456

信号名
ＧＮＤＧＮＤ
ＧＮＤ

１６２５３

４

＊電源接続コネクタ（HR10A-7R-6P ヒロセ電機）（カメラ外側より見たピン配置）

3

6-2

カメラリンク入出力

カメラコネクタピンアウト
13

126

14

適合ケーブル ３Ｍ製＜例＞

１４Ｂ２６－ＳＺＬＢ－×００－０ＬＣ（ ×ｍ）※１４Ｂ２６－ＳＺ３Ｂ－×００－０４Ｃ

（ ×ｍ）

※

高屈曲性ケーブル

Base Configuration コネクタ
ピン番号
信号名
ピン番号
信号名
1
シールド
14
シールド
2Ｘ０－
15
Ｘ０＋
3
Ｘ１－
16
Ｘ１＋
4
Ｘ２－
17
Ｘ２＋
5
Ｘclk－
18
Ｘclk＋
6
Ｘ３－
19
Ｘ３＋
7
ＳerＴＣ＋
20
ＳerＴＣ－
8
ＳerＴＦＧ－
21
ＳerＴＦＧ＋
9
ＣＣ１－
22
ＣＣ１＋
10ＣＣ２＋
23
ＣＣ２－
11
ＣＣ３－
24
ＣＣ３＋
12
ＣＣ４＋
25
ＣＣ４－13シールド26シールド

Camera Control Configration
信号名接続
ＣＣ１ ＥＸＳＹＮＣ
ＣＣ２ ＳpareＣＣ３ Ｓpare
ＣＣ４ Ｓpare

Base Configuration の Bit アサイメント
8 Bit：

10 Bit：Baseコネクタ
Port/bit 8-bit x 4 Port/bit 8-bit x 4
Port A0A0
Port B4B4Port A1
A1
Port B5
B5Port A2
A2
Port B6
B6Port A3
A3
Port B7B7Port A4
A4Port C0Port A5A5Port C1
Port A6
A6Port C2Port A7
A7Port C3
Port B0
B0
Port C4Port B1
B1
Port C5Port B2
B2
Port C6Port B3B3Port C7

Port/bitPort A0
Port A1
Port A2
Port A3
Port A4
Port A5Port A6Port A7
Port B0
Port B1
Port B2
Port B3

4Baseコネクタ
10-bit x 4 Port/bit 10-bit x 4
A0
Port B4
B8A1
Port B5
B9A2
Port B6nc
A3
Port B7nc
A4
Port C0B0
A5Port C1
B1
A6Port C2B2A7Port C3B3A8Port C4B4A9Port C5
B5nc
Port C6
B6nc
Port C7
B7

7. カメラゲインの変更
出荷時カメラゲインは「1 倍」に設定しています。
ゲインはカメラ内蔵のゲインスイッチにて、出荷時の２倍まで上げる事ができます。
ノイズの少ない高品質の画像を必要とする場合はゲイン「１」で、画質を犠牲にしてでも、高感度を必要とする場合は「８倍」を選びます。程度に応じて２～６倍を選択して下さい。

ON←

→ＳＷ

ＮＯ．

ＮＯ．

ＮＯ．

１２３ＯＦＦ

ＯＦＦ

ＯＦＦ

１倍

ＯＮ

ＯＦＦ

ＯＦＦ

２倍

ＯＦＦＯＮ

ＯＦＦ

３倍

ＯＮ

ＯＮ

ＯＦＦ

４倍

ＯＦＦ

ＯＦＦ

ＯＮ

５倍

ＯＮ

ＯＦＦＯＮ

６倍

ＯＦＦＯＮ

ＯＮ

７倍

ＯＮＯＮ

ＯＮ

８倍

ＧＡＩＮ

12345678OFF

ON

ゲインスイッチ

ＳＷ ＮＯ．８ ： ＯＮ時 ＥＸＴ ＳＹＮＣ 動作
ＯＦＦ時 自動ＥＸＴ ＳＹＮＣ 動作（ＥＸＴ ＳＹＮＣ周期が１mｓｅｃ以下時 自動的に
ＩＮＴ ＳＹＮＣ 動作になります。
）

5Ⅰ.TL‑7450UCLTiming Chart

STROBE(25MHz)EX SYNC In(CC1 IN)
480nsec

LINE VALID
35 clock

PIXEL DATAPORT A(OS1)

PIXEL DATAPORT B(OS2)
Optical Black Output(96 pixels)
13CLOCK

48CLOCK
Dummy Signal(128pixels)

10CLOCK

64CLOCK

1 Line Output Period(3843 CLOCK)Ⅱ.Camera Link 仕様

RS232C通信プロトコル

ＲＳ２３２Ｃ通信における動作①

出力ビット選択（８／１０ビット切替）②

ＳＹＮＣ切替ＡＵＴＯ動作

EXT.SYNC が入力されなかったら自動的に内部SYNC に切り換わります。

ＥＸＴ．ＳＹＮＣ

EXT.SYNC 動作のみです。

Ｉ
ｎｔｅｒｎａｌ ｓｙｎｃ

内部 SYNC 動作のみです。
※SYNC周期は下記の式にて決定されます。
sync=2expt=nSYNC周期=最低周期＋n×a
a：TL-5150UCLの場合

12.8 μsecの場合

10.24μsec

TL-1024UCL
TL-2048UCL
TL-4096UCL
TL-7400UCL
TL-7400RCL
TL-7450UCL③ 露光制御切替（
タイムチャート別紙参照）
ライン周期露光

周期間露光を行う。
露光時間固定設定された時間露光を行う。

パルス幅露光

EXT.SYNC 幅間露光

④ ゲイン切替
ゲインポジション選択

１，２，３，各チャンネルゲインポジション選択

ODD/EVEN 調整を行う。

⑤ オフセット調整
各チャンネル (ODD/EVEN) のオフセット調整を行う。

ⅰ８倍

【通信設定】Baund Rate

: 9600bps

Data Length: 8bitStart Bit

: 1bitStop Bit: 1bitParity: Non

Xon/Xoff Control: Non【通信概要】
１．参照
カメラの状態を参照する。

例： id?<CR>

カメラIDを参照する。

２．設定
カメラの状態を設定する。

例： sync=1<CR>SYNC切替状態を外部固定に設定する。

【語句説明】[]... 省略可能。

<CR>... キャリッジリターン。

N... 値を示す任意の数字。

A... ゲインポジションを表す任意の数字。

X... チャンネルを表す任意の数字。

ゲインポジション... カメラのゲイン段階切替のどの段階であるかを示す。

チャンネル... CCD出力４本それぞれのゲイン制御デバイスを特定する。

EEPROM... カメラに搭載されているEEPROMを指す。

【注意事項】
・コマンド名は小文字。大文字は無効。
・入力文字は全て半角。全角は無効。
・空欄は無効。
・改行コードはCR(0x0D)で示されているが、LF(0x0A)、CR＋LFも使用可能。
ただし返値の改行コードは常にCRのみとなる。
＜ハイパーターミナル使用時＞
・入力ミスをした場合再度入力必要。（カーソル移動による訂正は無効）ⅱ

【例外説明】* コマンド入力ミス、存在しないコマンドを入力した際はＮＧが返される。
例： 入力ミス（ゲインポジション番号を指定していない）
ch1gain=96
入力
ＮＧ

出力

例： 存在しないコマンドを入力
chake入力

ＮＧ出力* 数値入力ミスの際はＮＥが返される。
例： 入力ミス（値が設定範囲を超えている）
gainpos=96入力
ＮＥ

出力

例： 入力ミス（値が設定範囲を超えている）
ch1gain1=2000
入力
ＮＥ

出力

* ctrl設定が０(DIP-SW設定)の際に無効となるコマンドを入力した際はＮＣが返される。
例：
ch1gain=96(ctrl=0の時)
入力
ＮＣ

出力

* コマンド入力時のタイムアウトは１５秒とし、その際にＴＯが返される。
例： 入力途中で放置した場合
gainpo入力(改行入力無し)

ＴＯ

出力* 設定値を得る際、コマンド末尾の"?"は省略可。
例：
id

入力

0

出力

ⅲ

5150&7450UCLｼﾘｰｽﾞ【Command Protocol】(PC->Camera)
CommandNo. Name
FormatArgument

Return value

Explanantion

OK

通信テスト用コマンド。

0:Dip Switch
1:Com

DIPｽｲｯﾁ/通信設定値有効状態参照。

通信
1 Check
カメラ設定方法

check<CR>

Non

2 Ctrl参照

ctrl[?]<CR>

3 Ctrl設定
Dip Sw
4 参照
ID(ﾕｰｻﾞｰ用）

ctrl=N<CR>

Non
N=0:Dip Sw
N=1:Com

dipsw<CR>

Non

0〜255

5 ID参照id[?]<CR>

NonID(default:0)

6 ID設定出力ﾋﾞｯﾄ

id=N<CR>

N:0〜255

OK

7 出力bit参照

bit[?]<CR>

8 出力bit設定
SYNC切替

bit=N<CR>

Non
N:8=8bit
N=10:10bit

9 Sync参照

10 Sync設定
露光制御
露光制御
11 参照

sync[?]<CR>

sync=N<CR>

expc[?]<CR>

露光制御
12 設定
expc=N<CR>
露光時間
露光時間
13 参照
expt[?]<CR>
露光時間
14 設定
expt=N<CR>
ゲイン
Gain Position
15 参照
gainpos[?]<CR>
Gain Position
16 設定
gainpos=A<CR>chXgainA
17 参照
chXgainA[?]<CR>

Non0:Auto
1:Ext Sync
2:Internal sync

Non0:ﾗｲﾝ周期
1:露光時間固定
2:ﾊﾟﾙｽ露光OK

8:8bit(default)
10:10bit
OK0:Auto
1:Ext Sync
2:Internal sync

OK0:ﾗｲﾝ周期
1:露光時間固定
2:ﾊﾟﾙｽ露光OK

DIPｽｲｯﾁ/通信設定値有効状態設定。
ｶﾒﾗのDIPｽｲｯﾁ状態を参照する。
DIPｽｲｯﾁ状態を10進法で返す。
ｶﾒﾗのIDを参照する。
複数ｶﾒﾗ管理用。ﾕｰｻﾞｰ専用。
ｶﾒﾗのIDを設定する。
複数ｶﾒﾗ管理用。ﾕｰｻﾞｰ専用。
ｶﾒﾗの出力bit数を参照する。
ｶﾒﾗの出力bit数を設定する。
*ctrl=1の時のみ設定可能
ｶﾒﾗのSYNC切替状態を参照する。
*ctrl=1の時のみ有効な値
ｶﾒﾗのSYNC切替状態を設定する。
*ctrl=1の時のみ設定可能

ｶﾒﾗの露光制御状態を参照する。
*ctrl=1の時のみ有効な値
ｶﾒﾗの露光制御状態を設定する。
*ctrl=1の時のみ設定可能
ｶﾒﾗの露光時間固定時の期間を参照する。
*ctrl=1の時のみ有効な値
ｶﾒﾗの露光時間固定時の期間を設定する。
*ctrl=1の時のみ設定可能

Non0〜127:露光時間

N=0〜127:露光時間

OKNon

1〜8:gain position

A=1〜8:gain position
X=1〜2:ch
A=1〜8:gain position
X=1〜2:ch
A=1〜8:gain position
N=0〜255:gain levelOK

0〜31:offset level

chXoffset=N<CR>

X=1〜2:ch
X=1〜2:ch
N=0〜31:offset levelOK

各ﾁｬﾝﾈﾙのｵﾌｾｯﾄ値を設定する。
*ctrl=1の時のみ設定可能

21 Savesave<CR>

Non

OK

EEPROMに設定を保存する。

22 Loadシステム

load<CR>

Non

OK

EEPROMから設定を読込む。

23 Versionver<CR>

Non

Version

ｶﾒﾗのﾏｲｺﾝ制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝ参照。

24 Revisionrev<CR>

Non

Revision

EPGAのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ参照。

25 Initialize

init<CR>

Non

OK

工場出荷設定を読み込む。

26 config

cfg<CR>

Non(ﾃﾞｰﾀ出力）

ｶﾒﾗの現在の全設定ﾃﾞｰﾀを参照する。

chXgainA
18 設定
オフセット
chXoffset
19 参照
chXoffset
20 設定
ＥＥＰＲＯＭ

chXgainA=N<CR>

chXoffset[?]<CR>

0〜255:gain level

OKⅳ

ｶﾒﾗのｹﾞｲﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝを参照する。
*ctrl=1の時のみ有効な値
ｶﾒﾗのｹﾞｲﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝを設定する。
*ctrl=1の時のみ設定可能
各ﾁｬﾝﾈﾙの各ｹﾞｲﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝごとにｹﾞｲﾝ値を参照する。
各ﾁｬﾝﾈﾙの各ｹﾞｲﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝごとにｹﾞｲﾝ値を設定する。
*ctrl=1の時のみ設定可能
各ﾁｬﾝﾈﾙのｵﾌｾｯﾄ値を参照する。

Ⅲ.UCL‑露光制御(TL‑7450UCL,TL‑7450UCL‑CO)

ライン周期露光(expc=0)
EXT.SYNC(CC1)の 周期間 露光を 行う 。

ST‑1

ST‑2ST‑3ST‑4EXT.SYNC IN

露光時間

露光時間

ST OUT‑1

ST OUT‑2露光時間
ST OUT‑3ST OUT‑4Line Valid
ST‑0 DATA

ST‑1 DATA

ST‑2 DATA

ST‑3 DATAPIXEL DATA

一定露光(expc=1、 expt=N)
EXT.SYNC(CC1)の立ち 上がり 、下式 の期間 露光 します 。
露光 時間 =156+10.24× N (μ sec)
最低 露光 時間 =156μ sec★ 一定露 光に おける EXT.SYNCの最低 周期は 、 312μ secに なって います ので注 意して くだ さい。
最低 周期 =156μ sec+DATA 出力 時間（ 156μ sec）

ST‑1

ST‑2ST‑3EXT.SYNC IN

露光時間

露光時間
ST OUT‑1露光時間ST OUT‑2Line Valid
ST‑1 DATA出 力時間

ST‑2 DATA出 力時 間

PIXEL DATA

パルス幅露光(expc=2)
EXT.SYNC(CC1)のパ ルス幅 (H)期間露 光しま す。
最 低露 光時間 =156μ sec★パル ス幅 露光に おける EXT.SYNCの最低 周期は 、 312μ secに なって います ので注 意し てくだ さい。
最 低周 期 =156μ sec+DATA 出 力時間 （ 156μ sec）

ST‑1

ST‑2

ST‑3

EXT.SYNC IN

露光時間

露光時間
ST OUT‑1露光時間
ST OUT‑2

Line Valid
ST‑1 DATA出力時 間
PIXEL DATA

ST‑2 DATA出 力時間

Ⅳ.ハイパーターミナル設定説明書

【ハイパーターミナルの設定】(Microsoft Windows2000の場合)
１）
２）「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ハイパーターミナル」
を選択。
下図画面が出る。次の画面が出るまで待機。

３）

下図画面が出る。 名前 に任意の名前を入力。（例：GMA̲RS232C）「OK」をクリック。

４）

下図画面が出る。 接続方法 で「COM?」を選択。
（COM?の?はパソコンの設定によって異なる）「OK」をクリック。

p.1

５）

下図画面が出る。下図のように選択。（9600,8,なし,1,なし）「OK」をクリック。
【通信設定】
Baud Rate
Data Length
Start Bit
Stop Bit
ParityXon/Xoff Control

６）

下図画面が出る。

p.2：9600bps
：8bit
：1bit
：1bit
：Non：Non７）「ファイル」→「プロパティ」を選択。

８）

下図画面が出る。「設定」タグを選択。

p.3

９）

下図画面が出る。「ASCII設定」をクリック。

１０）

下図画面が出る。下図のように選択。（あり,あり,0,0,あり,なし,なし）「OK」
をクリック。

１１）

９）の画面に戻るので「OK」をクリック。

p.4

１２）

設定終了。
カメラの接続を確認し、白画面の箇所に「check」を入力後ENTER。
「OK」が表示されたら通信成功。

１３）

上記画面を閉じた後、また同じ設定でハイパーターミナルを立ち上げる場合「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ハイパーターミナル」→「（＊１）」を選択。
＊１・・・３）で入力した名前p.5

変 更 ＲＥＶＩＳＩＯＮＳ

１２８０．３６３．５
Ｍ２．６深サ６（４面）

Ｃａｍｅｒａ Ｌｉｎｋ

Ｆ−Ｍｏｕｎｔ

１８

φ６４．３

６３．５

素子

ＰＯＷＥＲ
ＭＯＤＥＬ

ＴＬ−７４５０ＵＣＬ

ＳＥＲ．ＮＯ．

８

ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ（２０．２）

６Ｆ．Ｂ：４６．５

６

１／４−２０ＵＮＣ 深８４５．４

１８２−Ｍ６ 深８

４−Ｍ２．６３１．３１７．５１７．５

Ｆ−Ｍｏｕｎｔ
第三角法
３ＲＤ ＡＮＧＬＥ
ＰＲＯＪＥＣＴＩＯＮ

尺 度

ＳＣＡＬＥ

１／１

承 認 ＡＰＰＲＯＶＥ 検 図

ＣＨＥＣＫ

単 位

ＵＮＩＴ

日 付

ＤＡＴＥｍｍ
製 図 ＤＲＡＷＩＮＧ

名 称ＴＩＴＬＥ

設計

ＤＥＳＩＧＮＴＬ−７４５０ＵＣＬ／７４００ＵＣＬ／５１５０ＵＣＬ
ＴＬ−２０４８ＵＣＬ／１０２４ＵＣＬ
ＤＩＭＥＮＳＩＯＮＳ

図面番号 ＤＲＡＷ．Ｎｏ．
ＴＡＫＥＸ

ＴＡＫＥＮＡＫＡ ＳＹＳＴＥＭ ＣＯ．，ＬＴＤ．

３ＭＧ−０００−７００