CCDカメラ仕様

モデル

SP907

SP928

SP300

アプリケーション
波長範囲有効エリア
ピクセルサイズ
有効ピクセル数
最小システムダイナミックレンジ
出力直線性（パワー）
再現性
フレームレート（12bit）
シャッタスピード
ゲインコントロール
外部トリガ

1/1.8 フォーマット
190 - 1100nm (2)7.1mm x 5.3mm
7.38µm x 7.38µm
964 x 724
56 dB
±1%±2%
23 fps（フル解像度）
30µs（マルチフレームタイム）
0 dB 〜 24 dB
ハードウェア/ソフトウェアトリガ &ストロボ出力

1/1.8 フォーマット
190 - 1100nm (2)7.1mm x 5.3mm
3.69µm x 3.69µm
1928 x 1448
56 dB
±1%±2%
13 fps（フル解像度）
30µs（マルチフレームタイム）
0 dB 〜 24 dB
ハードウェア/ソフトウェアトリガ &ストロボ出力

1/1.8 フォーマット
190 - 1100nm (2)7.1mm x 5.3mm3.69µm x 3.69µm
1928 x 1448
56 dB
±1%±2%
26 fps（フル解像度）
30µs（マルチフレームタイム）
0 dB 〜 24 dB
ハードウェア/ソフトウェアトリガ &ストロボ出力

フォトダイオードトリガ
サチレーションレベル (1)最小シグナル (1)ダメージスレッショルド
寸法
CCD リセス
画像品質@1064nm

N/A
N/A
0.97µW/cm2
0.97µW/cm2
1.2nW/cm2
1.2nW/cm2
50W/cm2 / 0.1J/cm2 （全ての外部フィルタ装着時< パルス幅100ns）(3)44 mm x 35 mm x 19.5 mm
44 mm x 35 mm x 19.5 mm
17.5 mm17.5 mm
パルスレーザ/トリガ同期 - 最良
パルスレーザ/トリガ同期 - 最良
パルスレーザ/ビデオトリガ - 良好
パルスレーザ/ビデオトリガ - 良好
CWレーザ - 良好
CWレーザ - 良好

操作モード
ソフトウェアインターライン転送 / CCD
インターライン転送 / CCD
ダブルタップ インターライン転送 / CCD
BeamGageスタンダード版またはBeamGageスタンダード版またはBeamGageスタンダード版またはプロフェッショナル版
プロフェッショナル版
プロフェッショナル版
USB 3.0
USB 3.0
USB 3.0
Windows 7 (32/64) 及び Windows 10(1) CW（@632.8nm）レーザ測定値に最大フレームレートまたは同等の露光時間においてCCDカメラはフル解像度になります。
サチレーションを確認するために最小ゲインに設定して、最小シグナルの確認のために最大ゲインに設定してください。
(2) 350nm以下で使用可能ですが、感度が低くセンサが劣化する場合がありますので、オプションのUVテレスコープのご使用をお勧めいたします。一般にシリコンのCCDカメラは1320nmまで感度がありますが、ビームプロファイルを行う場合、測定誤差が生じます。これらの波長帯域を最良に計測するのは、XC-130InGaAsカメラをご選択頂くことを推奨します。
(3) NDフィルタのダメージスレッショルドです。(CCDカメラの前に全てのNDフィルタ（赤色）を装着した場合、出力密度5W/cm2程度でビームの歪みが確認される場合があります。

PC インターフェース
OS注釈

N/A
0.97µW/cm2
1.2nW/cm2
44 mm x 29 mm x 58 mm
17.5 mm
パルスレーザ/トリガ同期 - 最良
パルスレーザ/ビデオトリガ - 良好
CWレーザ - 良好

大口径・USB対応CCDカメラ
波長帯域190-1100nm

LT665■ 大口径1"フォーマット
■ 高分解能■ 高速■ システムダイナミックレンジ54dB

株式会社オフィールジャパン

w w w. o p h i r o p t . c o m /j p

仕様は予告なく変更される場合がございます。
ご不明点はご遠慮なくお問合せください。
2016.1.1

L11059■ 35mm x 24mmフォーマット（大口径ビーム対応）■ 高分解能■ 高速エレクトリカルシャッタ■ システムダイナミックレンジ59dB

NDフィルタ3枚付属(ND, ND2, ND3)
ND3はカメラに搭載

イメージエリア35mm x 24mm76.2mm(3.00 )

76.2mm(3.00 )

有効エリア
37.34mm (1.4717.8mm(0.701 ) 26.67mm(1.05 )

30.48mm (1.2019.05mm(0.75 )
25.4mm(1.00 )

26.92mm(1.06 )CCDカメラ仕様

モデル

LT665

L110591 フォーマット
190 - 1100nm (2)35mmフォーマット
190 - 1100nm (2)アプリケーション
波長範囲
有効エリア
ピクセルサイズ
有効ピクセル
最小システムダイナミックレンジ
出力直線性（パワー）
再現性
フレームレート（12bit）
シャッタスピード
ゲインコントロールl
外部トリガ
フォトダイオードトリガ
サチレーションレベル (1)最小シグナル (1)ダメージスレッショルド
寸法
CCD リセス（CCDまでの距離）
画像品質@1064nm

操作モード
ソフトウェアPC インターフェース
OS注釈))

17.78mm(0.70 )

12.5mm x 10mm
35mm x 24mm
4.54µm x 4.54µm9.0µm x 9.0µm
2752 x 2192
4008 x 2672
54 dB
59 dB
±1%
±1%
±2%
±2%
3.1 fps（フル解像度）
27 fps（フル解像度）
31µs（マルチフレームタイム）
10µs（マルチフレームタイム）
0.8 dB 〜 56 dB
0.8 dB 〜 56 dB
ハードウェア/ソフトウェアトリガ & ストロボ出力
ハードウェア/ソフトウェアトリガ & ストロボ出力
N/A
N/A
1.3µW/cm2
1.5µW/cm2
0.3nW/cm2
0.17nW/cm2
0.15mW/cm2
50W/cm2 ／ 0.1J/cm2(全ての外部フィルタ装着時<100nsパルス幅) (3)43 mm x 43 mm x 65 mm
83 mm x 76 mm x 128 mm
17.5 mm
18.8 mm
パルスレーザ/トリガ同期 - 最良
パルスレーザ/トリガ同期 - 最良
パルスレーザ/ビデオトリガ - 良好
パルスレーザ/ビデオトリガ - 良好
CWレーザ - 良好
CWレーザ - 良好
QuadTapインターライン転送走査方式CCD
BeamGageスタンダード版またはプロフェッショナル版
BeamGageプロフェッショナル版
USB 3.0
USB 2.0
Windows 7 (32/64)(1) CW(@632.8nm)レーザ測定値に最大フレームレートまたは同等の露光時間においてCCDカメラはフル解像度になります。
サチレーションを確認するために最小ゲインに設定して、最小シグナルの確認のために最大ゲインに設定してください。
(2) 350nm以下で使用可能ですが、感度が低くセンサが劣化する場合がありますので、オプションのUVテレスコープのご使用をお勧めいたします。シリコンカメラでは1320nm以上でも感度はありますが、ブルーミングが起こりビーム幅測定に大きな誤差が生じる可能性があります。この波長域の測定にはXC-130 InGaAsカメラをご使用ください。
(3)NDフィルタのダメージスレッショルドです。
(CCDカメラの前に全てのNDフィルタ（赤色）を装着した場合、出力密度5W/cm2程度でビームの歪みが確認される場合があります。

株式会社オフィールジャパン

www. o phir o pt. co m/jp

仕様は予告なく変更される場合がございます。
ご不明点はご遠慮なくお問合せください。
2016.4.17