や わ ら か さ セ ン サ ー

取 扱 説 明 書

600001M41

はくし

はじめに
この度は、SOFTGRAM をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
SOFTGRAM は、物質のやわらかさを測定する機器です。軟弾性体（豆腐から消しゴムくらいのやわらかさ）の弾性率を測定することが出来ます。
やわらかい物ほど弾性率は小さな値になります。（測定原理については付録 4 をご覧ください）

お願い●

本書の著作権は新光電子株式会社に所属しており、本書の内容の一部または全部を無断で、転載、複製することはできません。

●

製品の改良などにより、本書の内容に一部製品と合致しない箇所の生じる場合があります。ご了承ください。

●

本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。

●

万全を期して本書を作成しておりますが、内容に関して万一間違いやお気づきの点がございました
ら、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

●

機器、システムの本体トラブルについては、個々のメンテナンス契約に準じた対応をさせていただきま
すが、本体トラブルによる作業停止などの副次的トラブルについては、その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●

保証書を別添付しています。お手数ですが、必要事項をご記入の上、弊社宛に FAX または弊社ホームページ（www.vibra.co.jp/vss）でのユーザー登録をお願いします。

●

本製品は外国為替、及び外国貿易法の規定により、国外に持ち出す際には日本国政府の輸出許可申請などが必要になる場合があります。

●

は、新光電子株式会社の登録商標です。本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

●

SOFTGRAM は、新光電子の登録商標です。

●

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、新光電子株式会
社はこれら商標を使用する許可を受けています。

●

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

－i－

重要なお知らせ・本製品には、潜在する危険があることを知らねばなりません。従って本製品の操作および保守・点検を行う場合には、必ず本書に従ってください。
・もし本書に従わないか、あるいは誤用・無断改造によって発生した、いかなるケガや損害についても、新光電子株式会社は責任を負いません。

●

現在の産業装置業界では、新しい材料や加工方法、および機械の高速化によって潜在する危険が増加しています。これらの危険について、すべての状況を予測することはできません。また「できないこと」や「してはいけないこと」は極めて多くあり、取扱説明書にすべてを書くことはできません。取扱説明書に「できる」と書いていない限り、「できない」と考えてください。本製品の据付、操作、または保守・点検を行う場合は、本書に書かれていること、および本製品本体に表示されていることだけでなく、安全対策に関しては十分な配慮をしてください。

●

本書の著作権は新光電子株式会社が有し、その権利は留保されています。事前に文書で新光電子株式会社の承諾を受けずに図面、および技術資料を複写、または公開することはしないでください。

●

本書についてのご質問がある場合、またより詳しい情報が必要な場合は、機種（型式）名、製造番号をお調べの上、ご購入いただいた販売店または弊社営業部門にお問い合わせください。

●

本製品は医療行為を意図したものではありません。

●

本製品は、Bluetooth 無線通信機能を有しています。本製品を使用したことによって生じた動作障害
やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。

●

製造：新光電子株式会社
住所：〒173-0004 東京都板橋区板橋 1-52-1－ii－

本書の使い方■本書の記号について
以下のマークが持つ意味を理解し、本書の指示に従ってください。
マーク

意味
遵守または回避しないと死亡または重傷を招く可能性が高い場合に使用しています。
遵守または回避しないと死亡または重傷を招く可能性がある場合に使用しています。
遵守または回避しないと軽傷、または機器・設備の損傷を招く可能性がある場合に使用しています。
正確な測定データの保全等のための機器の適切な使用方法に関する情報について使用しています。
操作を行うときに参考となる情報について使用しています。

してはいけない「禁止」内容です。

必ず実行していただく「強制」内容です。

感電、ショートを防止するための情報について使用しています。

■表記について本書では、次の表記が使われています。
本製品製品を指します。

［電 源 /Ready キー］

操作キーの名称は［ ］で記載します。

「AVG.ｎ」

表示するメッセージは｢ ｣で記載します。

キーを押す

操作キーを軽く 1 回押すことを指します。

キーを長押しする

操作キーを押し続け、指示された表示に変わったら指を離します。

右を選択するジョイスティックを右側に倒すことを意味します （その他、上・下・左があります）。

決定する

ジョイスティックを押し込むことを意味します。

－iii－

■本書の読み方
本書は、次の内容で構成されています。
1

使い始めるには使用上の注意、各部の名前と機能などについて説明しています。初めてお使いになる場合は必ずお読みください。

2

基本的な使い方

電源のオン/オフ、計測に関する基本的な使い方を説明しています。また、様々な機能を設定するメニューの設定手順についても説明しています。

3

動作に関する機能

動作を変更するための設定項目について記載しています。

4

外部入出力機能

外部との通信仕様や条件などの設定項目について記載しています。

5

こんなときにはエラーが発生した場合の対処や困ったときの対処方法など、本製品のトラブル
シューティング方法を記載しています。

6

お手入れのしかた

本製品のお手入れ方法について記載しています。

7

保守点検

本製品が正常な状態を保ち、安定してご使用いただくための保守点検について記載しています。

付録仕様など必要なデータや参考情報を記載しています。

－iv－

目次
はじめに .....................................................................................................................................................................................i
重要なお知らせ ..................................................................................................................................................................... ii
本書の使い方 ....................................................................................................................................................................... iii
目次............................................................................................................................................................................................ v
1 使い始めるには ............................................................................................................................................................... 1
1-1 使用上の注意 .......................................................................................................................................................... 1
1-2 より正確な測定をするために ............................................................................................................................ 3
1-2-1 測定環境に関する注意点.............................................................................................................................. 3
1-2-2 測定物に関する注意点 .................................................................................................................................. 3
1-2-3 SOFTGRAM 本体に関する注意点 ............................................................................................................. 4
1-3 同梱品の確認 .......................................................................................................................................................... 5
1-4 各部の名前と機能 ................................................................................................................................................. 6
1-5 操作キーの説明 ..................................................................................................................................................... 7
1-6 表示画面の見かた ................................................................................................................................................ 7
1-7 ブザー音の意味 ...................................................................................................................................................... 7
2 基本的な使い方 .............................................................................................................................................................. 82-1 電源のオン／オフ .................................................................................................................................................. 8
2-2 オートスリープ .......................................................................................................................................................... 8
2-3 充電する際には ...................................................................................................................................................... 8
2-4 ゼロ補正をする ....................................................................................................................................................... 92-5 測定の基本操作 ..................................................................................................................................................... 9
2-5-1 設定メニューの階層 .......................................................................................................................................10
2-5-2 設定メニューの選び方 ..................................................................................................................................10
2-5-3 測定画面の戻り方 ..........................................................................................................................................10
3 動作に関する機能 ........................................................................................................................................................ 11
3-1 ヤング率測定モード ............................................................................................................................................11
3-2 ｎ回平均モード .......................................................................................................................................................12
3-3 テストモード .............................................................................................................................................................13
3-4 識別ラベルの設定 ...............................................................................................................................................14
3-5 履歴の出力 .............................................................................................................................................................14
3-6 履歴の消去 .............................................................................................................................................................15
3-7 データログ（過去履歴）機能 .............................................................................................................................15
3-8 日付・時刻の設定.................................................................................................................................................16
3-9 自動測定の設定 ...................................................................................................................................................16
4 外部入出力機能（USB 通信） ................................................................................................................................... 17
4-1 標準 USB コネクタ................................................................................................................................................17
4-2 通信条件 ..................................................................................................................................................................17
4-3 データ出力基本フォーマット.............................................................................................................................17
4-4 入力コマンド ...........................................................................................................................................................194-4-1 伝送手順 .............................................................................................................................................................19
4-4-2 コマンドフォーマット ........................................................................................................................................19
4-4-3 応答コマンド.......................................................................................................................................................19
5 こんなときには ............................................................................................................................................................... 20
5-1 エラーメッセージ ...................................................................................................................................................20
5-2 メッセージ一覧 .......................................................................................................................................................21－v－

6 お手入れのしかた......................................................................................................................................................... 22
6-1 先端部分 ..................................................................................................................................................................22
6-2 先端部分以外 ........................................................................................................................................................22
7 保守点検 .......................................................................................................................................................................... 23
7-1 保守・点検 ...............................................................................................................................................................23
7-2 保管方法 ..................................................................................................................................................................23
7-3 廃棄について .........................................................................................................................................................23
7-4 問い合わせ先・会社情報 ..................................................................................................................................23
付録.......................................................................................................................................................................................... 24
付録 1 仕様 .....................................................................................................................................................................24
付録 2 外形図 ................................................................................................................................................................25
付録 3 USB 通信 ...........................................................................................................................................................26
付録 4 測定原理............................................................................................................................................................26－vi－

SOFTGRAM 取扱説明書

1 使い始めるには

1 使い始めるには
1-1 使用上の注意■AC アダプタ、電池を濡らさない
感電、ショート、故障の原因になります。

■濡れた手で本製品、AC アダプタに触らない
感電により障害や死亡を伴う事故が発生する恐れがあります。

■湿った場所で本製品を使用しない
感電、ショート、故障の原因になります。

■AC アダプタコード、通信ケーブルのコネクタやジャックが、濡れた状態のままで本体に差し込まない
感電・ショートや故障の原因になります。

■ほこりの多い場所で本製品を使用しない
粉塵爆発、火災等の事故や短絡が発生し、故障の原因になります。

■爆発性雰囲気で本製品を使用しない
爆発、火災等の事故の原因になります。

■MSDS に従う
可燃性の危険物を測定することは、爆発や火災の原因となります。

■分解・改造しない
けがや感電、火災などの事故、または故障の原因になります。点検や調整に関しては、ご購入いただいた販売店、または弊社営業部門・サービス部門までお問い合わせください。

■定格電源以外は使わない
定格外の電源を使うと、発熱、発火、故障の原因になります。

■異常な状態で使用しない
万一、煙がでたり、異臭がしたりするなどの異常が発生した場合は、ご購入いただいた販売
店、または弊社営業部門・サービス部門に修理をご依頼下さい。そのままご使⽤を続けると、火災や感電の原因となります。また、お客様による修理は⼤変危険ですので、絶対にお⽌めください。

■付属の AC アダプタ以外は使わない
他の AC アダプタを使うと、発熱、発火、故障の原因になります。
充電が終わったら、必ず充電ケーブルを取り外してください。また、必要な充電時間を終えて充電が完了しない場合も、いったん充電ケーブルを取り外してください
所定の充電時間を超えて充電した場合、内部電池が発熱・発火・破裂する危険性があります。
また、電池寿命に影響を与える場合があります。

■病院内や航空機の中などでは使用しない
⾼度な安全を要求される場所では絶対に使⽤しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。

－1－

1 使い始めるには

SOFTGRAM 取扱説明書■衝撃を与えない

破損、故障の原因になります。

■揮発性の溶剤は使わない

本体が変形する恐れがあります。本体の汚れは、空ぶき、または固く絞った布で水拭きしてください。

■USB ケーブルを通路に這わせない

コードを引っ掛けて本製品が落下し、怪我や物の破損が生じる恐れがあります。

■腐食性のある物質を測定しない, 接触させない
本体が変形し、故障の原因になる恐れがあります。

■本製品に水や化学薬品をかけないでください。
故障の原因になる恐れがあります。

■⾦属部分との⻑時間の接触により⽪膚にかゆみ・かぶれを⽣じる場合があります。
異常を感じたら、すぐに使⽤を中⽌して医師に相談してください。

■お客様自身で充電池の取り外し、交換はしない

内蔵充電池の交換は本体を分解する必要があるため、専門知識が必要です。

■本体の廃棄の際は、各自治体の規定に従って処分する
本体にはニッケル水素電池を内蔵しております。

■規定の充電時間を超えた充電はしない
電池の液漏れの原因になります。

■日本国以外では使用しない

本機に搭載の無線通信機能は、国内専⽤です。

■冷暖房機器の風があたる場所では使用しない

周囲の温度変化の影響により、正確に測定できない場合があります。

■⻑時間、直射日光があたる場所では使用しない

内部の温度が上がり、正確に測定できない場合があります。

■周囲の温度・湿度の変化が激しい場所では使用しない

正確に測定できない場合があります。本製品の性能保証範囲内でお使いください。

■定期的に誤差を確認する

使⽤環境や経時変化により測定値に誤差が生じ、正確に測定できない場合があります。

■電波に関す注意事項

この機器の使⽤周波数帯では、電⼦レンジ等の産業・科学・医療⽤機器のほか、⼯場の製造ライン等で使⽤ されている移動体識別⽤の構内無線局（免許を要する無線局）および特定⼩電⼒無線局（免許を要しない 無線局）が運⽤されています。
 他の機器からの電磁干渉を防ぐために、本機の近傍に携帯電話などを近づけないでください。
 本機は、周囲に強い電磁波などが存在すると誤動作を起こすことがあります。機器の使⽤中、意図せぬ誤動作が発生した場合は、電磁環境の状況を調査し、必要な対策を実施してください。

－2－

SOFTGRAM 取扱説明書

1 使い始めるには

1-2 より正確な測定をするためにより正確な測定を行うためには、測定においての誤差となる要因を極力少なくする必要があります。誤差の要因となるものには、SOFTGRAM 自体の器差や性能以外にも、測定物の性質や状態、測定環境（振動、温湿度など）などと、さまざまなものがあります。SOFTGRAM による測定では、これらの要因が直に測定結果に影響します。

1-2-1 測定環境に関する注意点
温度 /

→

湿度

温度変化による結露や表示値のドリフトを避けるため、室温はできるだけ一定に保つようにしてください。
エアコンの風が直接あたる場所や直射日光のあたる場所は、急激な温度変化が生じるため、正確な測定ができない場合がありますので避けてください。

電磁波→

湿度が低いと静電気が発生しやすくなり、正確な測定ができない場合があります。

→

強い電磁波を発生させる物が本製品の近くにある場所は、電磁波の影響により、正確な測定ができない場合がありますので避けてください。

1-2-2 測定物に関する注意点
特性→

SOFTGRAM で測定できるのは軟弾性体です。SOFTGRAM を押し付けても変形、反発しな
い物質は測定できません。

静電気→

一般に、合成樹脂やガラスは電気絶縁性が高く、静電気が帯電しやすくなります。帯電した測定物やその容器を測定すると、測定値の繰り返し性は悪くなります。このため、測定物が帯電している場合は必ず除電してください。

磁性→

磁気の影響を受けた測定物は、繰り返し性が悪くなることがあります。
磁気を帯びた測定物を測定する場合、測定物を消磁してください。

測定物の

→

温度と湿度

測定物は温度や湿度により弾性率が変化する場合があります。一定の温度や湿度で測定
してください。

測定面→

測定面に凹凸があると正確に測定できない場合があります。

応力緩和

→

同じ場所を繰り返し測定すると、応力緩和の影響で測定値が変化する場合があります。

厚さ→5ｍｍ以下の測定物では、測定物の下の物質の影響を受けます。

－3－

1 使い始めるには

1-2-3
ご使用に

SOFTGRAM 取扱説明書

SOFTGRAM 本体に関する注意点


なる前に本製品をお使いになるには、「充電」（2-3 充電する際には 参照）と「日付、時刻の設定」（3-8 日付、時刻の設定 参照）が必要です。

使用上の



本体を強い力で握らないでください。

注意

衝撃に弱く、容易に破損する可能性があります。慎重に取り扱ってください。



本製品は防水構造ではありません。



本製品は滅菌、超音波洗浄、熱湯消毒(50℃以上)等はできません。消毒する場合は、センサ先端部を消毒用アルコール綿で清拭し自然乾燥させてください。本体は、乾いた布で乾拭きか固く絞った布で水拭きしてください。



充電中、本製品に接続した USB ケーブルが引っかからないように、置く場所に注意してください。

測定上の

机などに置くときは直接ではなく、付属の専用置き台の上に置いてください。



使用するときは必ずストラップをつけて使用してください。



本体を振り回さないでください。



測定面に平行の力(「被測定」接触面を擦る方向の力)の計測には対応しておりません。

注意

測定面に垂直の方向に押し当ててお使いいただくようご注意ください。


測定時に横方向や回転方向への力を加えないでください。



測定部の表面の状態が変わると測定結果が変わることがあります。



測定部の表面の状態（毛やクリームなどをつけている）で測定結果が変わることがあります。



凹凸がある面では正しく測定できません。



正しい方法(押し当て角度や速度)で測定が行われなかった場合、精度が保証されない可能性があります。

標準サン

高温多湿・直射日光を避けてください。

プルに関



時間とともにオイルが染み出し硬くなります。1 年を目安に定期点検をお勧めします。

する注意



汚れた場合は中性洗剤とぬるま湯で洗ってください。



表面のべたつきを軽減するために、タルク粉（ベビーパウダー）の塗布を推奨します。



色移りする場合があるので、付属のケースから出さずに使用してください。



テストモードで数値が合わない場合は、メッセージに合わせて測定方法をご検討してください。それでも合わない場合は、当社営業担当者又はサービス担当者にご連絡くだ
さい。

電池に関



充電は 0-40℃の雰囲気温度範囲で行ってください。

する注意



充電が終わったら、必ず充電ケーブルを取り外してください。

－4－

SOFTGRAM 取扱説明書

1 使い始めるには

1-3 同梱品の確認
箱の中には次の物が同梱されています。万一、不足や破損等がありましたら、お買い上げの販売店、または弊社営業部門・サービス部門（巻末参照）までご連絡ください。

①

本体：1

②

標準サンプル：1③

専用置き台：1⑤

USB ケーブル：1⑥

収納専用ケース：1

ストラップ：1④

AC アダプタ：1⑦

取扱説明書：1
保証書：1
サンプル測定結果書：1収納専用ケースは、印刷されたロゴが上面となります。天地をご確認のうえ本製品を取り出してください。
専用置き台を使用する際は、本製品と標準サンプルを置き台の溝部分に合わせて置いてください。

－5－

1 使い始めるには

SOFTGRAM 取扱説明書

1-4 各部の名前と機能

1

プローブ

7

圧子

2

電源/Ready キー

8

表示部

3

測定ガイド

9

ジョイスティック

4

グリップ

10

削除キー

5

ストラップ

11

Micro USB コネクタ

6

接触検知センサ－6－

SOFTGRAM 取扱説明書

1 使い始めるには

1-5 操作キーの説明

名称

はたらき
SOFTGRAM の電源 ON に使います。
ON：長押し1 ［電 源 /Ready キー］
測定モードでは、ゼロ補正に使います。
ゼロ補正：単押し
設定メニューへ入る時に使います。
2 ［ジョイスティック］
上下左右の操作に使います。
3［削除キー］

1 つ前に保存したデータを削除する場合。

1-6 表示画面の⾒かた

1-7 ブザー音の意味
ブザー音

内容

ピピピ（高音）ｎ回モード、テストモードで測定回数終了時

ピッ！（高音）

キー操作、測定終了時、電源 ON

ピッ！（低音）ゼロ調整時

ピー （低音）エラー時－7－

2 基本的な使い方

SOFTGRAM 取扱説明書

2 基本的な使い方
2-1 電源のオン／オフ

1 電 源 を入 れる◇［電源/Ready キー］を⻑押しします
ブザー音とともに測定モードになりま
す

〔⻑押し〕

◇「Welcome!」が表示され、測定画面になります

2 電 源 を切 る◇［ジョイスティック］で決定し、右に送決定ります◇「4 Power」を選択し、「Yes」を選択します

決定◇決定し、ブザー音がして「Good bye!」表示が出たら電源 OFF になります

決定
［OFF］

(1) 電源 On 後の測定モードは、電源 Off 前に設定した測定モードになります。
(2) 3 分間操作しないで置いておくとスリープモードになります。

2-2 オートスリープ
3 分間操作しないで置いておくと、電池の消耗を少なくするためスリープモードになります。再度測定する際
は、［電源/Ready キー］を押してください。

2-3 充電する際には電池残量表示［Full］［Empty］

充電マーク

［充電中］


電池残量の目安を三段階で表⽰します。電池残量表⽰をご確認のうえ、充電してお使いください。

付属の AC アダプタと USB ケーブルを本製品の USB コネクタに接続すると、充電モードになります。

充電中は表⽰画面に「充電マーク」を表⽰します。

充電しながら測定できます。測定画面のまま USB コネクタに USB ケーブルを接続してください。

購入後は充電してからご使⽤ください。
*本製品を充電する場合は、付属の USB ケーブル以外を使わないでください。

－8－

SOFTGRAM 取扱説明書

2 基本的な使い方

2-4 ゼロ補正をする
測定姿勢で［電源/Ready キー］を押すことを「ゼロ補正」といいます。

1

ゼロ補 正 をする

◇測定モードで［電源/Ready キー］を押します
表示が「0.0kPa」になります（1） SOFTGRAM の向きによりセンサの値は変化します。正しい測定には「ゼロ補正」が必要です。
（2） 自動ゼロ補正は、測定姿勢で 1 秒静止すると自動的にゼロ補正を行います。ただし、画面表示は0.0kPa にはなりません。

2-5 測定の基本操作

1＊落下防止のため、必ずストラップに手測 定 姿 勢 をとる

首を通してください◇測定面に対してプローブが垂直になるよ
うにガイドを当てます2

ゼロ補 正 をする

◇測定姿勢でゼロ補正を行い、画面が「0.0kPa」になっていることを確認します

3

測 定 する◇ゆっくり一定の速さで垂直に押し込みます

ピッ

この時、横方向や回転方向の力を加えな
いでくださいピッと言う測定終了の音を確認後、離します

4

データを削 除 する

◇測定結果を確認して、データを採用しない場合は［削除キー］を 2 回押して削除［削 除 キー］

ピッ［Delete］［削 除 キー］－9－します2 基本的な使い方

SOFTGRAM 取扱説明書

2-5-1 設定メニューの階層
設定メニューは、SOFTGRAM の設定を行なうためのメニューです。
設定メニュー1「AVG n.」2〜99

ｎ回平均の回数

2「Label」

0〜9

識別ラベルの数字設定

3「Mode」

Normal / AVG / Test

測定画面のモード指定

4「Power」

On / Off

電源 OFF 操作

5「Output」

Yes / No

全記憶データの出⼒

6「ClrAll」

Yes / No

全記憶データの削除

7「Memory」

8「Clock」

Yes / No

日付,時刻の設定

9「SetM/C」

Yes / No

昇降機などを⽤いて⾃動測定する

10「Exit」

測定画面に戻る

11「Status」

FCC ID, 製品番号, 機種名, プログラム番号 の表⽰

記憶データの確認

2-5-2 設定メニューの選び方

1

メニュー画 面 に入 る
◇測定画面で［ジョイスティック］を押し押す

2て決定しメニュー画面に入ります

設 定 メニューを選 択 する

◇ジョイスティックの［左右キー］で設定
メニューを選択します［例］

2-5-3 測定画面の戻り方

1

測 定 画 面 に戻 る
決定

－10－

◇［10 Exit］を［ジョイスティック］で決定しメニューから測定画面に戻りますSOFTGRAM 取扱説明書

3 動作に関する機能

3 動作に関する機能
3-1 ヤング率測定モード
ヤング率測定モードは、測定をするための基本となるモードです。

1

ヤング率 測 定 モードを選 択 する◇［ジョイスティック］で決定しメニュー押す

画面に入ります◇［左右キー］で「3 Mode」を選びます決定◇「3 Mode」で［ジョイステック］を押し決定て決定します◇［左右キー］で「Normal」を選びます◇［ジョイスティック］を押して決定します2

測 定 画 面 に戻 る◇「10 Exit」を選択し測定画面に戻ります（2-5-3 測定画面の戻り方参照）

3

測 定 する◇測定面に対してプローブが垂直になるよ
うにガイドを当てて測定します（2-5 測定の基本操作参照）

4

結 果 を確 認 する◇測定結果を確認します･測定ごとに履歴回数が増えます

・・・・・･［左右キー］を押すことで過去の測定結果を確認することができます･過去の測定値を確認中に［上下キー］を押すと、最新の測定結果へ戻ります－11－

3 動作に関する機能

SOFTGRAM 取扱説明書

3-2 ｎ回平均モード
ｎ回平均モードは、測定した結果を指定回数分平均して表示するモードです。

1

平 均 回 数 を設 定 する◇［ジョイスティック］で決定しメニュー押す

画面に入ります◇［左右キー］で「1. AVG n」を選びます◇「1. AVG n」で［ジョイスティック］を押して決定します押す◇［ジョイスティック］を押して決定します◇反転した数値を［上下キー］で変更します◇［左右キー］で桁を変更します･2〜99 回まで設定できます･1 回に設定するとエラー（ブザーが鳴る）になります決定◇［ジョイスティック］を押して回数を決定します2ｎ回 平 均 モードを選 択 する◇［ジョイスティック］で決定しメニュー画面に入ります押す◇［左右キー］で「3 Mode」を選びます◇「3 Mode」で［ジョイステック］を押て

押す

決定します

決定

◇［左右キー］で「AVG」を選びます◇［ジョイスティック］を押して決定します3

測 定 画 面 に戻 る◇「10 Exit」を選択し測定画面に戻ります（2-5-3 測定画面の戻り方参照）

4

測 定 する◇測定面に対してプローブが垂直になるよ
うにガイドを当てて測定します（2-5 測定の基本操作参照）

5

結 果 を確 認 する◇測定結果を確認します･［左右キー］を押すことで、測定値、平
均値、CV 値を切り替えて確認できます

平均値

測定値

CV 値

－12－

･平均回数分、測定が終了するとブザーが鳴り平均表示に切り替わりますSOFTGRAM 取扱説明書

3 動作に関する機能

3-3 テストモード
テストモードは、標準サンプルを測定した結果を 10 回平均し機器に登録されている弾性率と比較します。機器の故障の判定や測定者の練習に使用します。

1

テストモードを選 択 する◇［ジョイスティック］で決定しメニュー画面に入ります押す◇［左右キー］で「3 Mode」を選びます「3 Mode」でジョイスティックを押して決
定します

決定

押す

◇［左右キー］で選択し「TEST」を選びます◇［ジョイスティック］を押して決定します◇「10 Exit」を選択し測定画面に戻ります（2-5-3 測定画面の戻り方参照）

2

標 準 サンプルを測 定 する

◇標準サンプルを 10 回測定します◇10 回測定が終わったら判定画面が出ます

10 回測定

判定

標準サンプ
判定結果

ルとの誤差

CV 値

±20％以内

例

測定値

平均値

Great

OK

5%以下

Good

OK

10%以下

NG

10%以下

NG

10%超

Check

CV 値

SampleRetry◇左右キー］を押すことで、測定値、平
均値、CV 値を切り替えて確認できます※測定結果は内部メモリには保存されません－13－

3 動作に関する機能

SOFTGRAM 取扱説明書

3-4 識別ラベルの設定
識別ラベルとは、測定結果と測定した部位やものを紐付けるための機能で、出力や内部メモリに測定結果とともに記録されます。
番号（０～９）と分類文字（Ａ～Ｚ）を組み合わせることで、部位やものなどの測定条件を区別でき、測定データの識別管理としてご使用いただけます。

1

分類文字（Ａ～Ｚ）を設定する

2

分類番号（０～９）を設定する
押す◇測定画面で［ジョイスティック］を上下させて分類文字を変更します◇［ジョイスティック］で決定しメニュー画面に入ります押す◇［左右キー］で「2 Label」を選びます「2 Label」で［ジョイスティック］を押して決定します決定◇左右で分類番号を変更します（０〜９まで設定が可能）◇［ジョイスティック］を押して決定します

3-5 履歴の出⼒
内部メモリに保存されている測定データをＢＬＥ通信または、ＵＳＢケーブルを用いて出力します。

1

履歴の出力方法を選択する◇［ジョイスティック］で決定しメニュー押す

画面に入ります◇［左右キー］で「5 Output」を選びます◇「5 Output」で［ジョイステック］を押押す

して決定します◇［左右キー］で「BLE」か「Cable」を
選択します

決定

◇［ジョイスティック］を押して決定しま
す◇［Complete］が表示されれば終了です［ジョイスティック］を押してください◇「10 Exit」を選択し測定画面に戻ります（2-5-3 測定画面の戻り方参照）－14－

SOFTGRAM 取扱説明書

3 動作に関する機能

3-6 履歴の消去
内部メモリに保存されている測定データを全て消去します。

1

測定データの履歴を全消去する◇［ジョイスティック］で決定しメニュー押す

画面に入ります◇［左右キー］で「6 ClrAll」を選びます押す◇「6 ClrAll」で［ジョイステック］を押して決定します◇［左右キー］で「YES」を選択します決定◇［ジョイスティック］を押して決定しま
す◇［Complete］が表示されれば終了です［ジョイスティック］を押してください◇「10 Exit」を選択し測定画面に戻ります（2-5-3 測定画面の戻り方参照）

3-7 データログ（過去履歴）機能
最大２００件の測定データを内部メモリに保存することが出来ます。

1

過去履歴を確認する◇［ジョイスティック］で決定しメニュー押す

画面に入ります◇［左右キー］で「7 Memory」を選びます◇「7 Memory」で［ジョイステック］を押押す

して決定します◇［左右キー］でデータの履歴を切替えます◇［ジョイステック］を押すとメニュー画

押す

面に戻ります◇「10 Exit」を選択し測定画面に戻ります（2-5-3 測定画面の戻り方参照）※内部メモリが上限に達した場合、古いデータから上書きされます－15－

3 動作に関する機能

SOFTGRAM 取扱説明書

3-8 日付・時刻の設定
本体の日付と時刻を設定します

1

日付と時刻をセットする◇［ジョイスティック］で決定しメニュー画面に入ります押す◇［左右キー］で「8 Clock」を選びます◇「8 Clock」で［ジョイステック］を押して決定します押す◇［左右キー］で「YES」を選択します◇［左右キー］で変更する日付を選択し押す

押す［上下キー］で反転している数値を変更
します◇［ジョイスティック］を押して時間設定に移動します決定◇同様に時刻の変更をします◇［ジョイスティック］を押して決定します◇「10 Exit」を選択し測定画面に戻ります（2-5-3 測定画面の戻り方参照）

3-9 自動測定の設定
昇降機やステージなどを用いて、自動で測定するための設定をします
・このモードでは自動ゼロ補正機能が OFF になります・設定メニューの Power が無効になります
・電源を Off する場合は、Set M/C を No にしてください

1

自 動 測 定 を設 定 する◇［ジョイスティック］で決定しメニュー押す

画面に入ります◇［左右キー］で「9 SetM/C」を選びます◇「9 SetM/C」で［ジョイステック］を押押す

して決定します◇［左右キー］で「YES」を選択します◇［ジョイスティック］を押して決定しま

決定す◇「10 Exit」を選択し測定画面に戻ります（2-5-3 測定画面の戻り方参照）－16－

SOFTGRAM 取扱説明書

4 外部入出力

4 外部入出力機能（USB 通信）
外部の周辺機器と通信する場合に使用します。本製品は、Micro USB インターフェースを標準装備しています。お使いの PC にドライバーをインストールする必要があります。インストールの方法は、付録 を参照してください。

4-1 標準 USB コネクタ

Micro USB4-2 通信条件
項目

内容

通信方式

USB：半二重通信方式

同期方式

調歩同期方式

電気仕様

USB：USB2.0 準拠

ボーレート

38400 bps

伝送コード

スタートビット

1 ビット

構成

パリティビットなし

データビット

8 ビット

ストップビット

1 ビット

4-3 データ出⼒基本フォーマット

・書式 測定値
文字数

1

2

3

4

5

6

7

記号

N1

N2

N3

,

C1

C2

,

文字数

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

記号

Y

Y

M

M

D

D

,

h

h

m

m

s

s

,

文字数

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

記号

P1

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

U1

U2

U3

S1

S2

文字数

36

37

記号

CR

LF

※ CR,LF は、次のコードを示す(CR = 0x0d, LF=0x0a)。
※ 以降、D1~D8 を合わせて数値と称する。
※ “,”は、コード 0x2c を表す。

－17－

4 外部入出力

SOFTGRAM 取扱説明書

・データの意味
記号

コード

内容

0x30～0x39

測定データに付加する連番。1～200 番でループす[N1・N2・N3] 測定回数
0～9

る
(SP)

0x20

数値先頭部の空白 (未使用上位桁)[C1, C2] 測定箇所の分類(C1) 0～90x30～0x39

分類番号（数字）を表す(C2) A～Z

0x41～0x5A

分類文字（アルファベット）を表す[P1]（1 文字）データの極性を表す
(SP)

0x20

データが 0 又は正の時

-

0x2D

データが負の時[D1－D7 / D8 / D9]（7 / 8 / 9 文字）数値データを格納する
0－9

0x30－0x39．

0x2E

小数点（位置は浮動）

数値 0－9(SP)

0x20

数値先頭部の空白 (未使用上位桁)[U1・U2・U3]（3 文字）数値データの単位を表す
k

P

a

0x6b

0x50

0x61

kPa

キロパスカル[S1]（1 文字）各種機能動作時の判別結果を表す
Y

0x59

ヤング率

[S2]（1 文字）ステータスを表す
(SP)

0x20

ヤング率

E

0x45

データエラー（S2 以外のデータ無効）[YYMMDD] 年月日(YY) 00～99

0x30～0x39

西暦の下 2 桁

0x30～0x39(MM) 01～12

0x30～0x31

月

0x30～0x39(DD) 01～31

0x30～0x33

日

0x30～0x39[hhmmss] 時分秒(hh) 00～23

0x30～0x32

時 (24 時間制)

0x30～0x39(mm) 00～59

0x30～0x35

分

0x30～0x39(ss) 00～59

0x30～0x35

秒

0x30～0x39－18－

SOFTGRAM 取扱説明書

4 外部入出力

4-4 ⼊⼒コマンド
4-4-1 伝送手順

SOFTGRAMPC

入力コマンド※ 応答は次の電文を送信する前、1秒以内に送信する。
応答 もしくは 要求された出力

4-4-2 コマンドフォーマット
・書式 基本
文字数

1

2

3

4～

3+※1

記号

STX

B1

B2

P

ETX

※

STX,ETX は、次のコードを示す (STX=0x02, ETX=0x03)

B1
コード
0x01

B2
コード
0x21

P
パラメータ
なし

意味
ゼロ調整

応答
A00: 正常終了

・送信例 ゼロ調整
文字数

1

2

3

4

16 進表記

0x02

0x01

0x21

0x03

4-4-3 応答コマンド
・書式 基本
文字数

1

2

3

4

5

記号

A1

A2

A3

CR

LF

※

CR,LF は、次のコードを示す (CR=0x0D, LF=0x0A)

・応答の種類

0

A1
コード
0x41

A2
コード
0x30

A3
コード
0x30

1

0x45

0x30

0x31

A1

A2

A3

A

0

E

0

内容
正常応答
異常応答
受信した内容に間違いがあります。

－19－

5 こんなときには

SOFTGRAM 取扱説明書

5 こんなときには
5-1 エラーメッセージ「対処方法」を実施してもエラーが解消しない場合は、販売店、または弊社営業部門・サービス部門（巻末を参照してください）までご連絡ください。

表示画面

メッセージ表示説明

対処方法

ER=002

音叉データの取得ができません

電源を入れ直してください

ER=004

Off にならないキーがあります

電源を入れ直してください

起動時

電源を Off し、USB ケーブルを
ER=008

筐体内の温度が上がりすぎています

外して温度が下がるまでお待
ちください
電源を Off し、USB ケーブルを

ER=101

筐体内の温度が上がりすぎています

外して温度が下がるまでお待
ちください

測定画面

使用中に表示が削除キーを 5 秒以上長押し真っ暗になり、
静電気の影響が考えられます
キー操作をしてし、その後、再度電源を ONにするも変化がない－20－

SOFTGRAM 取扱説明書

5 こんなときには

5-2 メッセージ一覧
表示画面

メッセージ表示説明

対処方法
充電を行なってください

起動時

Set D/T
Welcome!

起動メッセージ

Delete?

データを削除しますかRetry

測定に失敗しました

PressRDY

Ready キーを押してください

Touch
Verticalを押してください
Ready を押して再度測定してください
再度測定をやり直してくだ

接触検知センサが、正しく On にな

さい

りません

その際、測定面に垂直に押しつけてください

測定後に、接触検知センサが Off に測定後、測定面から離してCheckTip

なりません

ください

Touch
Slowly

再度、測定をやり直してく
押込みの速度が速く、異常終了しま

ださい

した

測定面にゆっくり押しつけてください

日付入力画面Date

表示内容は日付を表す

時刻入力画面Time

表示内容は時刻を表す“> > > >”出力中

BLE n/a

BLE 通信が接続していません

Off Line

USB ケーブルが接続されていません

電源断画面

Goodbye!

電源断処理中です

測定画面

Charge設定メニュー

削除する場合は、削除キー

Retry

Retry

出力中画面

日付、時刻を再度設定して
ください

Retry
測定画面

内蔵時計の電池が切れました

電源電圧が低下しています
充電してください

Wait

処理中です

Complete

処理が終了しました

No Data

対象のデータがありません－21－

充電を行なってください
お待ちくださいジョイスティックを押して次へ進んでください
ジョイスティックを押して次へ進んでください6 お手入の仕方

SOFTGRAM 取扱説明書

6 お手入れのしかた
本製品にゴミや汚れが付着したまま使用すると、性能に影響を及ぼしたり故障の原因となります。
下記の内容に従って定期的に清掃を行なってください。

6-1 先端部分
先端部分を清掃する場合は、毛先の柔かいブラシを使用して汚れを落としてください。
消毒する場合は、センサ先端部を消毒用アルコール綿で清拭し自然乾燥させてください。

6-2 先端部分以外
本体の汚れは、乾拭き、または固く絞った布で水拭きしてください。
油分などの汚れが付着した場合は、水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤で軽く拭いて汚れを落とし、洗剤が残らないように水拭きおよび乾拭きしてください。

－22－

SOFTGRAM 取扱説明書

7 保守点検

7 保守点検7-1 保守・点検
本製品の性能及び安全性を維持し、長期間にわたり信頼性のある測定結果を得るためにも、定期的な保守点検を適切に実施してください。

日常点検
・使用する前に本体が正常かつ安全に動作することを確認してください。
定期点検（有料）
・年 1 回のメーカーによる定期校正を推奨します。
その他
・故障した場合は勝手に修理分解せず、当社営業担当者又はサービス担当者にご連絡ください。
・内蔵のニッケル水素電池及び有機 EL ディスプレーは消耗品です。交換の時期に差し掛かりましたら、当社
営業担当者又はサービス担当者にご連絡ください。

7-2 保管方法
本製品は精密機器ですので、ご使用にならない時は専用の収納ケースに保管してください。
保管する際は、以下の条件を守ってください。
・周囲温度：-10～40[℃]・相対湿度：80％以下
次のようなところに保管すると動作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。
・水のかかるところ
・高温・多湿、直射日光、ホコリ、暖房器具のそば、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ
・振動、重圧、衝撃(運搬時を含む)のあるところ
・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ

7-3 廃棄について
本製品にはニッケル水素電池を内蔵しております。
廃棄の際は電池を取り外して分別をしていただき、各自治体の規定に従って処分してください。

7-4 問い合わせ先・会社情報

ＵＲＬ
www.vibra.co.jp
巻末参照

－23－

付録

SOFTGRAM 取扱説明書

付録
付録 1 仕様項目
荷重測定方式
各種機能

表示

出力
項目
電源

定格

本体重量
(NET)
梱包重量
(GROSS)
梱包外形寸法
(W×D×H)
使用
温度・湿度範囲
標高・汚染度・使用環境
材質
Bluetooth モジュール

耐用年数
保証期間

内容
音叉振動式
ｎ回平均計算（2～99 回）モード
Test 機能モード（故障診断、練習）
オートスリープ機能
データログ機能・記憶件数 200 件
・記憶直後のデータ削除は、ワンタッチで可能
測定回数カウント機能
日付時刻入力機能
識別ラベル機能
自動ゼロ補正機能
有機 EL ディスプレー
フルドット 128×96 (ドット)表示面のサイズ 22.5×16.82 (mm)Micro USB
内容
ニッケル水素電池（内蔵）専用 AC アダプター（100-240VAC / 50-60Hz）
USB バスパワー（専用ドライバーをインストールした PC のみ）
内蔵充電池使用 連続駆動時間 約８時間、充電時間 約１２時間
専用 AC アダプター接続時： 入力電圧 5VDC / 最大消費電力 0.7VA
ニッケル水素電池駆動時： 入力電圧 2.4VDC / 最大消費電力 0.2VA
USB バスパワー 駆動時： 入力電圧 5VDC /最大消費電力 0.7VA
150ｇ
1700ｇ
325ｍｍ×295ｍｍ×150ｍｍ
性能保証温度： 0 ～ 40℃
湿度
： 80%RH 以下（結露のないこと）
海抜 2000m 以下・レベル 2
ステンレス、チタン、アルミ合金、アクリル、ABS、POM、ウレタンゴム
FUJITSU Component 無線モジュール：FWM7BLZ20 を使用
Bluetooth Core Specification Version 4.2 準拠
FCC IC 認証
FCC ID:SQK-7BLZ20
電波法 認証番号：007-AE0249
使用周波数帯域：2.4GHｚ
変調方式：ガウス型周波数偏移変調（GFSK）
想定干渉距離：3m（障害物の無い場合）
ニッケル水素電池：3 年、有機 EL ディスプレー：6 年
視認性が失われ始めた時が交換時期になります
ご購入後 1 年間

機種一覧
機種名
SG0305

球圧子の径
3(mm)

押込み量
0.5(mm)－24－

測定範囲10～1500(kPa)SOFTGRAM 取扱説明書

付録

付録 2 外形図

－25－

付録

SOFTGRAM 取扱説明書

付録 3

USB 通信本製品は、USB による通信ができます。

USBドライバをダウンロードする
1 下記のWEB サイトより USB ドライバをダウンロードします。
http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx

案 内 に従 い、お手 持 ちのPCにインストールする
2 WEB
サイトを参照し、ダウンロードした USB ドライバをインストールしてください。
PCとケーブルで接 続 する
3 PCとケーブルで接続し、電源を入れます。
信 設 定 をする
4 (1)PCの通「スタートメニュー」の「コンピュータ」を右クリックします。
(2) 「プロパティ」を開きます。
(3) 「デバイスマネージャー」を開きます。
(4) 「デバイスマネージャー」のウィンドウが立ち上がります。
(5) 「ポート（COM と LPT）」をクリックする。
(6) 「Silicon Labs CP210x USB to UART
Bridge(COM*)」をダブルクリックします。
(7) 「Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge」のプロパティーが立ち上がります。
(8) 「ポートの設定」タブをクリックします。
(9) 通信設定（「4 外部入出力機能」で設定した通信設定）に合わせて、PC の通信設定を行います。

の管 理 を設 定 する
5 (1)電 源「電源の管理タブ」をクリックします。
(2) 「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフできるようにする」のチェックボッ
クスを外す。

付録 4 測定原理
測定サンプルに球圧子を一定量押し込み、そのときに得られた反力を測定します。Hertz の弾性接触理論を用
い、押し込み量と反力から弾性率を計算します。
F=

4
31 −

2

：球圧子の径：測定物の弾性率：測定物のポアソン比：押し込み量
F：反力

－26－

はくし

本社・東京:〒173-0004 東 京 都 板 橋 区 板 橋 1 - 5 2 -1
TEL 03-5944-1642 FAX 03-6905-5526
関⻄:〒651-2132 神 ⼾ 市 ⻄ 区 森 友 2 - 1 5 - 2
TEL 078-921-2551 FAX 078-921-2552
名 古 屋:〒4 5 1 - 0 0 5 1 名 古 屋 市 ⻄ 区 則 武 新 町 3 - 7 - 6
TEL 052-561-1138 FAX 052-561-1158
開 発 ・ 製 造 : つくば事業所【修理品受付窓⼝】
東京サービス係 〒304-0031 茨城県下妻市高道祖4219-71
TEL 0296-43-8357
関⻄サービス係 〒651-2132 神 ⼾ 市 ⻄ 区 森 友 2 - 1 5 - 2
TEL 078-921-2556

ご購入店