日本工作機器工業会規格

TES
2101：2012

NC 円テーブル及び NC 傾斜円テーブル－精度検査
NC rotary table and NC tilting table - Testing of accuracy
序文
従来より，手動の割出し円テーブル規格は，日本工業規格 JIS B 6160 としてあったが，ＮＣ円テーブルの規格がないので，制定した。

1

適用範囲
この規格は，主として工作機械に使用されるＮＣ円テ－ブル及びＮＣ傾斜円テ－ブルについて，規定す

る。

2

引用規格
次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。
）を適用する。
JIS B 6191 工作機械－静的精度試験方法及び工作精度試験方法通則
注記 対応国際規格：ISO 230-1:1996，Test code for machine tools - Part 1 : Geometric accuracy ofmachines operating under no-load or finishing conditions（MOD）
JIS B 6190-2 工作機械試験方法通則－第２部：数値制御による位置決め精度試験
注記 対応国際規格：ISO 230-2:2006，Test code for machine tools - Part 2 : Determination of accuracy
and repeatability of positioning numerically controlled axes（IDT）
3

一般

a)

この規格で使用する寸法及び許容値の単位は，mm とする。

b)

この規格で規定する測定方法及び測定器の精度は，JIS B 6191 による。

c)

検査項目番号は，検査順序を示すものではない。検査順序は，測定器の取り付け及び測定の容易さを考慮して適当に定めてよい。

d)

この規格に規定する検査項目のすべてについて検査を実施する必要はない。実施する検査項目は，受渡当事者間の協定による。したがって，発注者は，注文に際して必要とする検査項目を明確にしておかなければならない。

e)

各検査項目に対応する測定方法図の中の供試機械の形は，代表例として示すものである。

4

用語及び定義用語及び定義は，次による。

2
TES 2101:2012a)

外観に関する用語

番号
001

用
立置き

002

横置き

003

右勝手

004

左勝手

005

上勝手

006

後勝手

007

定
義
テ－ブル面を垂直に設置した状態。（テ－ブル軸を基準として，横軸置きと呼ぶこともある。
）
テ－ブル面を水平に設置した状態。（テ－ブル軸を基準として，立軸置きと呼ぶこともある。
）

対応英語（参考）・備考
vertical installation(horizontal axis mounting)horizontal installation(vertical axis mounting)right-handed type

立置き用取付基準面

立置きに設置した状態で，テ－ブル面に対向して見た場合，
モ－タが右手側に設置の状態。
立置きに設置した状態で，テ－ブル面に対向して見た場合，
モ－タが左手側に設置の状態。
立置きに設置した状態で，テ－ブル面に対向して見た場合，
モ－タが上側に設置の状態。
立置きに設置した状態で，テ－ブル面に対向して見た場合，
モ－タが後側に設置の状態。
立置き用ベース取付面。

008

横置き用取付基準面

横置き用ベース取付面。

009
010
011
012
013

時計回り
反時計回り
NC 円テ－ブルNC 傾斜円テ－ブルNC 多連円テーブル

014
015

回転軸
傾斜軸

016
017

T 溝
DD 円テーブル

テ－ブルに向かって，時計の回転方向。
テ－ブルに向かって，時計の逆回転方向。
NC 制御され，回転運動を行う円テ－ブル。
NC 制御され，回転，傾斜運動を行う円テ－ブル。
NC 制御され，一連のウォームギヤからなる複数の NC 円テー
ブル。
NC 傾斜円テ－ブルにおいて，傾斜させられるテ－ブルの軸。 rotating axis
NC 傾斜円テ－ブルにおいて，回転軸用円テ－ブルを傾斜させ tilting axis
るテ－ブルの軸。
T 字型の溝。
T-slot
機械的な減速機構を用いず，直接モータで回転体を駆動する DD rotary table
円テーブル。Direct Drive 円テーブルの略号。

b)

部品に関する用語

番号
101
102
103

用
語
テ－ブル
ウォ－ムギヤモ－タカバ－

定
義
工作物取付用の面板
ウォ－ムとウォ－ムホイ－ルからなる歯車対の総称。
モ－タを収納するカバー。モ－タケ－スともいう。

対応英語（参考）・備考
table
worm gears
motor cover (motor case)104

原点復帰減速用ドッグ
ガイドブロック

機械原点復帰のための減速用ドッグ。

dog for deceleration ofzero return

円テ－ブル据付時，位置決め用となるブロック。ガイドピ－
スともいう。

guide block (guide piece)

定義
横置き用取付面からテ－ブル上面までの距離。
立置き用取付面からテ－ブル回転軸までの距離。
テ－ブルの直径。
テ－ブル中心にある基準穴の直径。
テ－ブル本体全体を貫通している穴の直径。

対応英語（参考）・備考
table heightcenter heighttable diameter
center hole diameter
through hole diameter

105

語

c)

仕様に関する用語

番号
201
202
203
204
205

用
語
テ－ブル高さセンタハイトテ－ブル直径
テ－ブル基準穴径
テ－ブル貫通穴径

left-handed typeup side mounted typeback side mounted typereferenceplaneforvertical installationreferenceplane
forhorizontal installation
clockwise
counter clockwise
NC rotary table
NC tilting rotary table
NC multiple rotary table3
TES 2101:2012
番号
206

用
語
テ－ブル心間距離

207
208
209
210
211
212

傾斜範囲
総減速比
割出し精度
再現精度
最小設定単位
クランプトルク

213
214

テ－ブル最高回転速度
許容積載ワ－ク径

215

許容積載質量216

出力軸トルク217

許容ワークイナ－シ
ャ

218

許容荷重

テ－ブルにかけられる最大外力。剛性値（テーブル変位量が0.01 あたりの荷重）を付属することが望ましい。

allowable load
参考 2 参照

219
220
221
222

T 溝巾
ガイドブロック巾
製品質量
バックラッシT 溝の巾。
ガイドブロックの巾。
標準モ－タ取付時の質量。
減速機構の中での遊び量。広い意味では，ある位置への正の向きでの位置決めと負の向きでの位置決めによる両停止位置の差（反転位置決め時の差）の最大値。NC のバックラッシ補
正には，この値を参考にする。

T-slot width
guide block widthmass of rotary table

定義心押台NC 円テーブルに対向して用いられ，治具，ワーク等をサポートする従動テーブル。
モータへの動力線
速度，位置等からのフィードバックの信号線。通常エンコー
ダからの信号をいう。
クランプ確認信号，アンクランプ確認信号，原点復帰用減速
信号，傾斜軸オーバートラベル検出信号，ソレノイドバルブ
信号等の入出力信号線の総称。
－－

対応英語（参考）・備考
tail stock
support tabled)

用語
テ－ルストック
サポートテーブル

303
304

動力線
フィ－ドバック線

305

信号線

306
307

クランプ確認信号
アンクランプ確認信号
クランプ用油圧（空圧）供給口アンクランプ用油圧（空圧）供給口309

テ－ブルに積載可能な積載物の直径。通常はテ－ブル直径と同値。
テーブルに積載可能な質量。

モ－タの定格トルクに総減速比の逆数及び伝達効率を乗じた
値，又はテーブル軸許容トルク値のいずれか小さい方の値。
テーブルに積載可能な最大ワークイナ－シャ。ワーク直径がテーブル直径で，許容積載質量のワークイナ－シャに係数を乗じた値。

対応英語（参考）・備考
table center distancetilting angle range
total reduction ratio
indexing accuracy
repeatability
least input increment
clamping torquemaximum rotation speed
allowable
workpiece
diameterallowable
massof
workpiece
参考 1 参照
rotated feed torque oftableallowable work inertia

backlash

その他の用語

番号
301
302

308

定
義
NC 多連円テ－ブルや NC 円テーブル複数取付における，テ－ブル基準穴中心間の距離。
NC 傾斜円テ－ブルにおいて，傾斜運動の可能な角度範囲。
モ－タ軸からテ－ブル軸までの減速比。
JIS B 6190-2 の 2.23 項の規定による。
JIS B 6190-2 の 2.18 項の規定による。
プログラムに入力できる最小単位。
テ－ブルクランプ機構によるテ－ブル回転方向の把持トル
ク。
早送りで使用される最も速いテーブル回転速度。

－－

motor power line
feedback line
signal line

clamp confirmation signal
unclampconfirmation
signalhydraulic (or pneumatic)
port for clamp
hydraulic (or pneumatic)
port for unclamp

4
TES 2101:2012
番号
310

用
語
ポンプライン用油圧接続口
タンクライン用油圧接続口
セミクローズドルー
プ
フルクローズドルー
プ

311
312
313

5

定

義

対応英語（参考）・備考
hydraulic connector
for pump line
hydraulic connector
for tank line
semi closed loop－－

位置検出をモータ上に取り付けられた検出器（エンコーダ）
で行う制御方式。
位置検出を回転体に取り付けた検出器（ロータリエンコーダ、 full closed loop
ロータリスケール等）で行う制御方式。高精度仕様である。

各部の名称
NC 円テ－ブル及び NC 傾斜円テ－ブルの部品名称は，図 1 及び図 2 による。

本体フレームガイドブロック
横置き用取付基準面
テーブル
モータカバー

T溝

回転軸

ケーブル取出口
ガイドブロック
立置き用取付基準面

図 1－NC 円テーブル（右勝手仕様）

5
TES 2101:2012

回転軸
傾斜軸用フレームT溝モータカバー

テーブル
サポート

傾斜軸

ケーブル取出口

回転軸用フレーム
ベース

図 2－NC 傾斜円テーブル
注記 1 図 1 及び図 2 は名称を示すためのもので，構造を規定するものではない。
注記 2 テーブル面が水平のときを傾斜角度 0°，垂直のときを傾斜角度 90°とするのが一般的であ
る。

6
6.1

精度
NC 円テーブル

6
TES 2101:2012

検査事項
テーブル上面の真直度（定盤を基準にして直接テーブル上面を測定する場合）

1-1

測定方法図
1)

2)

3)

最大差

許容値

測定値
0.015
200＜D≦ 500
0.03
500＜D≦ 800
0.04
800＜D≦1250
0.04
D は，テーブル直径とする。
D≦ 200測定器
ダイヤルゲージ，ブロックゲージ，直定規
測定方法1) 定盤上にダイヤルゲージを設置し，ダイヤルゲージの測定子をテーブル外周付近に当てる。
2) テーブル中心を含む直径上でのテーブル上面の一端（始点 A）より他端（終点 D）までダイヤルゲージを移動し，ダイヤルゲージの変化を測定する。
3) 測定された値をもとにテーブル上面の一端（始点 A）と他端（終点 D）を結んだ線を基準にして最大差を求める。
4) 始点 A と終点 D とを結んだ線と直角方向に対して 1)～3)と同様の測定を行い，最大差を求める。
5) 両方向で求められた最大差の大きい方を真直度とする。

注記 1 テーブル上面は，中高であってはならない。
注記 2 設置とは，条件に応じて移動させることを前提として取り付けることをいう。
注記 3 定置とは，常に同一位置に取り付けた状態をいう。
注記 4 読みの差は，絶対値とする。

7
TES 2101:2012

検査事項
テーブル上面の真直度（直定規を用いる場合）

1-2

測定方法図
1)

2)

3)

4)

直定規
ブロックゲージ
最大差

許容値

測定値
0.015
200＜D≦ 500
0.03
500＜D≦ 800
0.04
800＜D≦1250
0.04
D は，テーブル直径とする。
D≦ 200測定器
ダイヤルゲージ，ブロックゲージ，直定規
測定方法1) テーブル上面の任意直径上に同一寸法のブロックゲージを定置し，これに直定規を渡す。但し，ブロックゲージの位置は，直定規の端より直定規の全長の 22％内側よりとする。
2) 直定規上にダイヤルゲージを設置し，ダイヤルゲージの測定子をテーブル上面外周付近に当てる。
3) 直定規上でダイヤルゲージを移動し,テーブル上面の一端（始点 A）より他端（終点 D）までダイヤルゲージを移動
し，ダイヤルゲージの変化を測定する。但し，ダイヤルゲージは直定規の真下で移動させる。
4) 測定された値をもとにテーブル上面の一端（始点 A）と他端（終点 D）を結んだ線を基準にして最大差を求める。
5) 1)で定置した直定規と直角方向に対して 1)～4)と同様の測定を行い最大差を求める。
6) 両方向で求められた最大差の大きい方を真直度とする。

注記 1 テーブル上面は，中高であってはならない。
注記 2 設置とは，条件に応じて移動させることを前提として取り付けることをいう。
注記 3 定置とは，常に同一位置に取り付けた状態をいう。
注記 4 読みの差は，絶対値とする。

8
TES 2101:2012

検査事項
テーブル上面の振れ

2

測定方法図
1)

2)

3)

4)

5)

最大差

許容値

測定値
D≦ 2000.015

200＜D≦ 500

0.015

500＜D≦ 800

0.02

800＜D≦1250

0.03

D は，テーブル直径とする。

測定器
ダイヤルゲージ，ブロックゲージ
測定方法
1) 定盤上にダイヤルゲージを定置し，テーブル外周付近に設置したブロックゲージにダイヤルゲージの測定子を当てる。
2) テーブルを 90°回転させる。
3) ブロックゲージを移動してダイヤルゲージの測定子に当て，ダイヤルゲージを読む。
4) 2)と 3)を 360°分（４回分）行い，読みの最大差を求める。但し，定盤上のダイヤルゲージの位置を動かさずに測定を行う。
5) ダイヤルゲージをテーブル中心に対して 180°反対側に移動させる。
6) 1)～4)と同様の測定を行い，読みの最大差を求める。
7) 両測定で求められた最大差の大きい方をテーブル上面の振れとする。

注記 1 設置とは，条件に応じて移動させることを前提として取り付けることをいう。
注記 2 定置とは，常に同一位置に取り付けた状態をいう。
注記 3 読みの差は，絶対値とする。

9
TES 2101:2012

検査事項
テーブル上面と横置き用取付基準面との平行度
測定方法図
1)
2)

5)

6)

9)

10)

3

3)

4)

7)

11)

許容値

8)

12)

最大振れ位置 A

最大振れ位置 B

13)

測定値
D≦ 2000.03

200＜D≦ 500

0.03

500＜D≦ 800

0.04

800＜D≦1250

0.04

D は，テーブル直径とする。

測定器
ダイヤルゲージ，ブロックゲージ
測定方法
1) 定盤上にダイヤルゲージを定置し，テーブル外周付近に設置したブロックゲージにダイヤルゲージの測定子を当てる。
2) テーブルを 90°回転させる。
3) ブロックゲージを移動してダイヤルゲージの測定子に当て，ダイヤルゲージを読む。
4) 2)と 3)を 360°分（4 回分）行い，読みの最大位置を求める。その最大位置を A とする。但し，定盤上のダイヤルゲージの位置を動かさずに測定を行う。
5) テーブル上面の位置 A にブロックゲージを定置し，ブロックゲージにダイヤルゲージの測定子を当てる。
6) テーブルを 90°回転させる。
7) ダイヤルゲージを移動させ，ブロックゲージにダイヤルゲージの測定子に当ててダイヤルゲージを読む。
8) 6)と 7)を 360°分（4 回分）行い，読みの最大位置を求める。その最大位置を B とする。
9) 位置 A を位置 B に合わせ，位置 A にブロックゲージを設置する。
10) ブロックゲージにダイヤルゲージの測定子を当て，ダイヤルゲージを読む。
11) ブロックゲージをテーブル中心に対して 180°反対位置 C に移動させる。
12) ダイヤルゲージを移動させ，ブロックゲージにダイヤルゲージの測定子を当ててダイヤルゲージを読む。

10
TES 2101:201213) 位置 A と位置 C におけるダイヤルゲージの読みの差を求める。但し，ここでの位置 A は位置 B と合わされた位置を示しています。
14) この読みの差をテーブル上面と横置き用取付基準面との平行度とする。
注記 1 設置とは，条件に応じて移動させることを前提として取り付けることをいう。
注記 2 定置とは，常に同一位置に取り付けた状態をいう。
注記 3 読みの差は，絶対値とする。

11
TES 2101:2012

検査事項
テーブル基準穴の振れ（ストレート穴の場合）

4-1

測定方法図
1)

2)

最大差

許容値

測定値
D≦ 2000.01

200＜D≦ 500

0.01

500＜D≦ 800

0.01

800＜D≦1250

0.01

D は，テーブル直径とする。

測定器
ダイヤルゲージ
測定方法1) 定盤上に定置したダイヤルゲージの測定子をテーブル基準穴の口元に当てる。
2) テーブルを回転させて測定を行い，読みの最大差を求める。
3) 最大差をテーブル基準穴の振れとする。

注記 1 定置とは，常に同一位置に取り付けた状態をいう。
注記 2 読みの差は，絶対値とする。

12
TES 2101:2012

検査事項
テーブル基準穴の振れ（テ－パ穴の場合（テーパ穴の口元の振れ）
）

4-2

測定方法図
1)

2)

3)

テストバー
最大差

許容値

口元で

測定値

D≦ 2000.01

200＜D≦ 500

0.01

500＜D≦ 800

0.01

800＜D≦1250

0.01

D は，テーブル直径とする。

測定器
ダイヤルゲージ，テストバー
測定方法1) テーパ穴にテストバーを取付ける。
2) テストバーの口元に定盤上に定置したダイヤルゲージの測定子を当てる。
3) テーブルを回転させて測定を行い，読みの最大差を求める。
4) 最大差を口元におけるテーブル基準穴の振れとする。

注記 1 定置とは，常に同一位置に取り付けた状態をいう。
注記 2 読みの差は，絶対値とする。

13
TES 2101:2012

検査事項
テーブル基準穴の振れ（テ－パ穴の場合（テーブル上面から 100mm 位置の振れ））

4-3

測定方法図
1)

2)

3)

テストバー
最大差

許容値

100mm の位置でD≦ 2000.015
200＜D≦ 500
0.015
500＜D≦ 800
0.015
800＜D≦1250
0.015
D は，テーブル直径とする。

測定値

測定器
ダイヤルゲージ，テストバー
測定方法1) テーパ穴にテストバーを取付ける。
2) 定盤上に定置したダイヤルゲージの測定子をテストバーのテーブル上面から 100mm の位置に当てる。
3) テーブルを回転させて測定を行い，読みの最大差を求める。
4) 最大差を 100mm におけるテーブル基準穴の振れとする。

注記 1 定置とは，常に同一位置に取り付けた状態をいう。
注記 2 読みの差は，絶対値とする。

14
TES 2101:2012

検査事項
割出精度

5

測定方法図
JIS B 6190-2 による。

許容値

測定値
規定なし

測定器

測定方法
JIS B 6190-2 による。
注記

2.23 項15
TES 2101:2012

検査事項
回転中心と立置き用取付基準面との平行度

6

測定方法図
1)

2)

3)

4)

テストバー

許容値

300mm についてD≦ 2000.03
200＜D≦ 500
0.03
500＜D≦ 800
0.03
800＜D≦1250
0.03
D は，テーブル直径とする。

測定器
テストバー，ダイヤルゲージ
測定方法1) テーブル基準穴にテストバーを取付ける。
2) 定盤に設置したダイヤルゲージの測定子をテストバーの口元に当てる。
3) ダイヤルゲージをテストバーの先端まで移動させ，口元と先端との読みの差を求める。
4) テーブルを 180°回転させる。
5) 2)～3)と同様の測定を行い読みの差を求める。
6) 両測定により求められた読みの差の平均値を求める。
7) この平均値を回転中心と立置き用取付基準面との平行度とする。

注記 1 定置とは，常に同一位置に取り付けた状態をいう。
注記 2 読みの差は，絶対値とする。

測定値

16
TES 2101:2012

検査事項
テーブル上面と立置き用取付基準面との直角度

7

測定方法図
1)

2)

3), 4)

5)
読みの差

直角定規

許容値

測定値
0.02（全長について）
200＜D≦ 500
0.03（300mm について）
500＜D≦ 800
0.03（300mm について）
800＜D≦1250
0.04（300mm について）
D は，テーブル直径とする。
D≦ 200測定器
直角定規，ダイヤルゲージ
測定方法1) 定盤上にテーブルと直角定規を定置し，ダイヤルゲージを直角定規に設置する。
2) テーブル中心を含む直径上でのテーブル上面の一端にダイヤルゲージの測定子を当ててダイヤルゲージを読む。
3) 直角定規上でダイヤルゲージを移動し,ダイヤルゲージをテーブル上面の他端に移動させてダイヤルゲージを読む。
4) 両端でのダイヤルゲージの読みの差を求める
5) テーブルを 90°ごと回転させて 2)から 4)の測定を 4 回行う。
6) 4 回の測定により求められた読みの差の最大差を求める。
7) この最大差をテーブル上面と立置き用取付基準面との直角度とする。

注記 1 設置前倒れであってはならない。
注記 2 定置とは，常に同一位置に取り付けた状態をいう。
注記 3 読みの差は，絶対値とする。

17
TES 2101:2012

検査事項
回転軸と立置き用取付基準面のガイドブロックとの平行度

測定方法図
1)

2)

8

3), 4)

5)

テストバー

6)

7)

300mm についてD≦ 2000.03
200＜D≦ 500
0.03
500＜D≦ 800
0.03
800＜D≦1250
0.03
D は，テーブル直径とする。

許容値

9)

測定値

測定器
テストバー，ダイヤルゲージ
測定方法1) テーブル基準穴にテストバーを取付ける。
2) 立置き用取付基準面に取付けられたガイドブロックの側面を定盤基準溝の一方の側面に当てる。
3) ダイヤルゲージ取付け台の突起部分をガイドブロックの側面が接している定盤基準側面に当てる。
4) ダイヤルゲージの測定子をテストバーの口元に当てる。
5) ガイドブロックの側面が接している定盤基準側面に沿ってダイヤルゲージ取付け台をテストバーの口元から先端まで移動させ読みの最大差を求める。
6) 立置き用取付基準面に取付けられたガイドブロックの側面を定盤基準溝の他方の側面に当てる。
7) 3)～5)と同様の測定を行い読みの最大差を求める。
8) 両最大差の大きい方の最大差を求め，この最大差を A とする。
9) テーブルを 180°回転させる。
10) 2)～7)と同様の測定を行い読みの最大差を求める。
11) 両最大差の大きい方の最大差を求め，この最大差を B とする
12) 求められた最大差 A と最大差 B の平均値を求める。
13) この平均値を回転軸と立置き用取付基準面のガイドブロックとの平行度とする。

注記

読みの差は，絶対値とする。

18
TES 2101:2012

6.2

NC 傾斜円テーブル

検査事項
テーブル上面の真直度（定盤を基準にして直接テーブル上面を測定する場合）

1-1

測定方法図
1)

2)

3)

最大差

許容値

測定値
D≦ 2000.015

200＜D≦ 500

0.03

500＜D≦ 800

0.04

800＜D≦1250

0.04

D は，テーブル直径とする。

測定器
ダイヤルゲージ，ブロックゲージ，直定規
測定方法1) 定盤上にダイヤルゲージを設置し，ダイヤルゲージの測定子をテーブル外周付近に当てる。
2) テーブル中心を含む直径上でのテーブル上面の一端（始点 A）より他端（終点 D)までダイヤルゲージを移動し，ダイヤルゲージの変化を測定する。
3) 測定された値をもとにテーブル上面の一端（始点 A）と他端(終点 D）を結んだ線を基準にして最大差を求める。
4) 始点 A と終点 D とを結んだ線と直角方向に対して 1)～3)と同様の測定を行い，最大差を求める。
5) 両方向で求められた最大差の大きい方を真直度とする。

注記 1 テーブル上面は，中高であってはならない。
注記 2 設置とは，条件に応じて移動させることを前提として取り付けることをいう。
注記 3 定置とは，常に同一位置に取り付けた状態をいう。
注記 4 読みの差は，絶対値とする。

19
TES 2101:2012

検査事項
テーブル上面の真直度（直定規を用いる場合）

1-2

測定方法図
1)

2)

3)

4)

直定規
ブロックゲージ
最大差

許容値

測定値
D≦ 2000.015

200＜D≦ 500

0.03

500＜D≦ 800

0.04

800＜D≦1250

0.04

D は，テーブル直径とする。

測定器
ダイヤルゲージ，ブロックゲージ，直定規
測定方法1) テーブル上面の任意直径上に同一寸法のブロックゲージを定置し，これに直定規を渡す。但し，ブロックゲージの位置は，直定規の端より直定規の全長の２２％内側よりとする。
2) 直定規上にダイヤルゲージを設置し，ダイヤルゲージの測定子をテーブル上面外周付近に当てる。
3) 直定規上でダイヤルゲージを移動し,テーブル上面の一端（始点 A）より他端（終点 D)までダイヤルゲージを移動
し，ダイヤルゲージの変化を測定する。但し，ダイヤルゲージは直定規の真下で移動させる。
4) 測定された値をもとにテーブル上面の一端（始点 A）と他端(終点 D）を結んだ線を基準にして最大差を求める。
5) 1)で定置した直定規と直角方向に対して 1)～4)と同様の測定を行い最大差を求める。
6) 両方向で求められた最大差の大きい方を真直度とする。

注記 1 テーブル上面は，中高であってはならない。
注記 2 設置とは，条件に応じて移動させることを前提として取り付けることをいう。
注記 3 定置とは，常に同一位置に取り付けた状態をいう。
注記 4 読みの差は，絶対値とする。

20
TES 2101:2012

検査事項
テーブル上面の振れ

2

測定方法図
1)

2)

3)

4)

5)

最大差

許容値

測定値
D≦ 2000.015

200＜D≦ 500

0.015

500＜D≦ 800

0.02

800＜D≦1250

0.03

D は，テーブル直径とする。

測定器
ダイヤルゲージ，ブロックゲージ
測定方法
1) 定盤上にダイヤルゲージを定置し，テーブル外周付近に設置したブロックゲージにダイヤルゲージの測定子を当てる。
2) テーブルを 90°回転させる。
3) ブロックゲージを移動してダイヤルゲージの測定子に当て，ダイヤルゲージを読む。
4) 2)と 3)を 360°分（4 回分）行い，読みの最大差を求める。但し，定盤上のダイヤルゲージの位置を動かさずに測定を行う。
5) ダイヤルゲージをテーブル中心に対して 180°反対側に移動させる。
6) 1)～4)と同様の測定を行い，読みの最大差を求める。
7) 両測定で求められた最大差の大きい方をテーブル上面の振れとする。

注記１ 設置とは，条件に応じて移動させることを前提として取り付けることをいう。
注記 2 定置とは，常に同一位置に取り付けた状態をいう。
注記 3 読みの差は，絶対値とする。

21
TES 2101:2012

検査事項
テーブル上面とベース下面の平行度

測定方法図
2)

6)

3

3)

7)

4)

5)

8)

最大振れ位置 A

9)
最大振れ位置 B

10)

11)

12)

13)

14)

測定値

許容値
D≦ 2000.03

200＜D≦ 500

0.03

500＜D≦ 800

0.04

800＜D≦1250

0.04

D は，テーブル直径とする。

測定器
ダイヤルゲージ，ブロックゲージ
測定方法1) テーブル上面を水平にする。
2) 定盤上にダイヤルゲージを定置し，テーブル外周付近に設置したブロックゲージにダイヤルゲージの測定子を当てる。
3) テーブルを 90°回転させる。
4) ブロックゲージを移動してダイヤルゲージの測定子に当て，ダイヤルゲージを読む。
5) 3)と 4)を 360°分（4 回分）行い，読みの最大位置を求める。その最大位置を A とする。但し，定盤上のダイヤルゲージの位置を動かさずに測定を行う。
6) テーブル上面の位置 A にブロックゲージを定置し，ブロックゲージにダイヤルゲージの測定子を当てる。
7) テーブルを 90°回転させる。
8) ダイヤルゲージを移動させ，ブロックゲージにダイヤルゲージの測定子に当ててダイヤルゲージを読む。
9) 7)と 8)を 360°分（4 回分）行い，読みの最大位置を求める。その最大位置を B とする。

22
TES 2101:201210) 位置 A を位置 B に合わせ，位置 A にブロックゲージを設置する。
11) ブロックゲージにダイヤルゲージの測定子を当て，ダイヤルゲージを読む。
12) ブロックゲージをテーブル中心に対して 180°反対位置 C に移動させる。
13) ダイヤルゲージを移動させ，ブロックゲージにダイヤルゲージの測定子を当ててダイヤルゲージを読む。
14) 位置 A と位置 C におけるダイヤルゲージの読みの差を求める。但し，ここでの位置 A は位置 B と合わされた位置を示しています。
15) この読みの差をテーブル上面とベース下面との平行度とする。

テーブル上面の水平位置（傾斜角度 0°が一般的である）を下記に定義する。
・回転軸のテーブルを基準位置に合わせる。
・テーブル中心を通り傾斜軸中心線と直角方向のテーブル上面の一端にブロックゲ―ジを 設置する。
・定盤に設置したダイヤルゲージの測定子をブロックゲージに当て，ダイヤルゲージを読む。
・ブロックゲージをテーブル中心に対して 180°反対側に移動させる。
・ダイヤルゲージを移動し測定子をブロックゲージに当て，ダイヤルゲージを読む。
・ダイヤルゲージの読みの差が 0 となるように傾斜角度を合わせる。

注記 1 定置とは，常に同一位置に取り付けた状態をいう。
注記 2 読みの差は，絶対値とする。

23
TES 2101:2012

検査事項
テーブル基準穴の振れ（ストレート穴の場合）

4-1

測定方法図
1)

2)

許容値

測定値
D≦ 2000.01

200＜D≦ 500

0.01

500＜D≦ 800

0.01

800＜D≦1250

0.01

D は，テーブル直径とする。

測定器
ダイヤルゲージ
測定方法1) 定盤上に定置したダイヤルゲージの測定子をテーブル基準穴の口元に当てる。
2) テーブルを回転させて測定を行い，読みの最大差を求める。
3) 最大差をテーブル基準穴の振れとする。

注記 1 定置とは，常に同一位置に取り付けた状態をいう。
注記 2 読みの差は，絶対値とする。

24
TES 2101:2012

検査事項
テーブル基準穴の振れ（テ－パ穴の場合（テーパ穴の口元の振れ）
）

4-2

測定方法図
1)

2)

3)

テストバー
最大差

許容値

測定値

口元で
D≦ 2000.01

200＜D≦ 500

0.01

500＜D≦ 800

0.01

800＜D≦1250

0.01

D は，テーブル直径とする。

測定器
ダイヤルゲージ，テストバー
測定方法1) テーパ穴にテストバーを取付ける。
2) テストバーの口元に定盤上に定置ししたダイヤルゲージの測定子を当てる。
3) テーブルを回転させて測定を行い，読みの最大差を求める。
4) 最大差を口元におけるテーブル基準穴の振れとする。
注記 1 定置とは，常に同一位置に取り付けた状態をいう。
注記 2 読みの差は，絶対値とする。

25
TES 2101:2012

検査事項
テーブル基準穴の振れ（テ－パ穴の場合（テーブル上面から 100mm 位置の振れ））

4-3

測定方法図
1)

2)

3)

テストバー
最大差

許容値

100mm の位置でD≦ 2000.015

200＜D≦ 500

0.015

500＜D≦ 800

0.015

800＜D≦1250

0.015

測定値

D は，テーブル直径とする。

測定器
ダイヤルゲージ，テストバー
測定方法1) テーパ穴にテストバーを取付ける。
2) 定盤上に定置したダイヤルゲージの測定子をテストバーのテーブル上面から 100mm の位置に当てる。
3) テーブルを回転させて測定を行い，読みの最大差を求める。
4) 最大差を 100mm おけるテーブル基準穴の振れとする。
注記 1 定置とは，常に同一位置に取り付けた状態をいう。
注記 2 読みの差は，絶対値とする。

26
TES 2101:2012

検査事項
割出精度

5

測定方法図
JIS B 6190-2 による。

許容値

測定値
規定なし

測定器

測定方法
JIS B 6190-2 による。
注記

2.23 項27
TES 2101:2012

検査事項
傾斜軸中心線とベース下面との平行度

6

測定方法図
1)

3)

直角定規

4)

5)
直角定規
B面

直定規

A面

6)

8)

9)

12)
A面

13)

15)

16)
B面

測定値

許容値
D≦ 2000.02

200＜D≦ 500

0.02

500＜D≦ 800

0.03

800＜D≦1250

0.04

D は，テーブル直径とする。

測定器
ダイヤルゲージ，直定規，直角定規
測定方法1) テーブル直径と等しい長さの直角定規をテーブル中心を通るテーブル上面に固定する。
2) テーブル上面と定盤面とが 90°になるように傾斜軸を回転させる。
3) 直角定規の A 面と定盤面とがほぼ平行になるようにテーブルを回転させる。
4) 直角定規の B 面とほぼ平行になるように直定規を定盤上に定置する。
5) ダイヤルゲージ取付け台を直定規に当てて定盤上に設置し，直角定規 A 面の一端にダイヤルゲージの測定子を当ててダイヤルゲージを読む。
6) ダイヤルゲージ取付け台を直定規に当てたまま定盤上で移動させ，直角定規 A 面の他端でのダイヤルケージを読む。

28
TES 2101:2012
7) 直角定規の A 面における一端と他端とのダイヤルゲージの読みの差を my とする。
8) ダイヤルゲージ取付け台を直定規に当てて定盤上に設置し，直角定規 B 面の一端にダイヤルゲージの測定子を当ててダイヤルゲージを読む。
9) ダイヤルゲージ取付け台を直定規に当てたまま定盤上で移動させ，直角定規Ｂ面の他端でのダイヤルケージを読む。
10) 直角定規の B 面における一端と他端での各ダイヤルゲージの読みの差を mx とする。
11) テーブル上面を水平にする。
12) ダイヤルゲージ取付け台を直定規に当てて定盤上に設置し，直角定規 A 面の一端にダイヤルゲージの測定子を当ててダイヤルゲージを読む。
13) ダイヤルゲージ取付け台を直定規に当てたまま定盤上で移動させ，直角定規 A 面の他端でのダイヤルケージを読む。
14) 直角定規の A 面における一端と他端とのダイヤルゲージの読みの差を m’x とする。
15) ダイヤルゲージ取付け台を直定規に当てて定盤上に設置し，直角定規 B 面の一端にダイヤルゲージの測定子を当ててダイヤルゲージを読む。
16) ダイヤルゲージ取付け台を直定規に当てたまま定盤上で移動させ，直角定規 B 面の他端でのダイヤルケージを読む。
17) 直角定規の B 面における一端と他端での各ダイヤルゲージの読みの差を m’y とする。
18) 直角定規の両端測定間隔（長さ）における高さの差を次の式にしたがって算出する。
高さの差＝(mx＋my)／2－(m’x－m’y)／2
計算式の詳細は参考文を参照すること。
19) 高さの差を 300mm 当たりに換算した値を傾斜軸中心線とベース下面との平行度とする。

テーブル上面の水平位置（傾斜角度 0°が一般的である）を下記に定義する。
・回転軸のテーブルを基準位置に合わせる。
・テーブル中心を通り傾斜軸中心線と直角方向のテーブル上面の一端にブロックゲ―ジを設置する。
・定盤に設置したダイヤルゲージの測定子をブロックゲージに当て，ダイヤルゲージを読む。
・ブロックゲージをテーブル中心に対して 180°反対側に移動させる。
・ダイヤルゲージを移動し測定子をブロックゲージに当て，ダイヤルゲージを読む。
・ダイヤルゲージの読みの差が 0 となるように傾斜角度を合わせる。

注記 1 設置とは，条件に応じて移動させることを前提として取り付けることをいう。
注記 2 定置とは，常に同一位置に取り付けた状態をいう。

29
TES 2101:2012

附属書 A
（参考）
A.1
NC 円テーブルの許容積載質量(215)は，下表の数値に NC 円テーブル直径(mm)を乗じた値(kg)を目安とする。
NC 円テーブル直径(mm)

立置き

横置き

D≦200

0.25

0.5

200＜D≦500

0.5

1500＜D≦800

0.75

1.5

800＜D≦1250

1

3

A.2
傾斜軸中心線とベース下面との平行度の測定算式

傾斜円テーブルの測定番号 6. 傾斜軸中心線とベース下面との平行度の測定に用いた算式は，次のようにして求める。

参考図において，ベース下面から傾斜軸中心線までの高さを H，傾斜軸中心線から直角直定規の B 面までの距離を R，A 面と R 線との距離を C とし，またテストインジケータを当てる向きを図のようにとると，
読み mx，my，m’x，m’y は，近似的に次の式で表される。
mx ＝（B1－R1）－（B2－R2）＝（B1－B2）－（R1－R2）(1)

my ＝（H1－C1）－（H2－C2）＝（H1－H2）－（C1－C2）(2)

m’x ＝（B1－C1）－（B2－C2）＝（B1－B2）－（C1－C2）(3)

m’y ＝（H1＋R1）－（H2＋R2）＝（H1－H2）＋（R1－R2）

(4)

30
TES 2101:2012(1)＋(2)－(3)＋(4)(mx＋my)－(m’x－m’y)＝2(H1－H2)∴

H1－H2＝ (mx＋my)－(m’x－m’y)2