Instrukcja obsługi

Kolorowy monitor LCDWażne
Aby móc bezpiecznie i skutecznie używać monitora, należy
zapoznać się z Instrukcją obsługi (tym dokumentem) orazPodręcznikiem instalacji.
• Informacje na temat ustawień i regulacji znajdują się w Podręczniku
instalacji.
• Najnowsza wersja Instrukcji obsługi jest dostępna w naszej witrynieinternetowej:
http://www.eizoglobal.com

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W tym podręczniku i urządzeniu są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa.
Oznaczają one ważne informacje. Należy się z nimi dokładnie zapoznać.

OSTRZEŻENIEUWAGA

Niestosowanie się do informacji
oznaczonych słowem OSTRZEŻENIE
może spowodować poważne obrażenia izagrożenie życia.

Niestosowanie się do informacji oznaczonych
słowem UWAGA może spowodować obrażenia
i/lub uszkodzenie mienia lub produktu.

Oznacza konieczność zwrócenia uwagi na dany element. Na przykład symbol
rodzaj zagrożenia, na przykład „porażenie prądem elektrycznym”.
Oznacza działanie zabronione. Na przykład symbolna przykład „Nie demontować”.

oznaczaoznacza rodzaj zabronionego działania,

Oznacza czynność obowiązkową, którą należy wykonać. Na przykład symbol
ogólnego nakazu, na przykład „Uziemienie urządzenia”.

oznacza rodzaj

Produkt został przygotowany do eksploatacji w regionie, do którego został dostarczony. Używanieurządzenia poz tym regionem może spowodować jego nieprawidłową pracę.
Żadna część tego podręcznika nie może być reprodukowana, przechowywana w systemach pobierania ani
przesyłana w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych i
innych bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy EIZO Corporation.
Firma EIZO Corporation nie jest zobligowana do zachowania poufności jakichkolwiek przesłanych
materiałów ani informacji, o ile nie istnieją wcześniejsze ustalenia dotyczące faktu odebrania wymienionych
informacji przez firmę EIZO Corporation. Mimo dołożenia wszelkich starań mających na celu zapewnienie
aktualności informacji zawartych w tym podręczniku należy pamiętać, że dane techniczne monitora firmy
EIZO mogą zostać zmienione bez informowania o tym fakcie.

2﻿ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
WAŻNE• Produkt został przygotowany do eksploatacji w regionie, do którego został dostarczony. Używanieurządzenia poza tym regionem może spowodować jego pracę niezgodnie ze specyfikacją
techniczną.
• Aby zapewnić bezpieczną i prawidłową eksploatację, należy dokładnie zapoznać się z tą sekcją
oraz z ostrzeżeniami na monitorze.

Położenie tekstu ostrzeżenia

Symbole na urządzeniu
SymbolObjaśnienie symbolu
Przycisk zasilania:Naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłączenie zasilania
monitora.

Prąd przemienny
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
UWAGA:

Patrz ”SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA”(strona 2).

Oznaczenie WEEE:

Produkt należy usuwać oddzielnie, materiały mogą być
poddawane recyklingowi.

Oznaczenie CE:

Oznaczenie zgodności UE zgodnie z zapisami dyrektywy
Rady i/lub rozporządzenia (UE).

Producent
Data produkcji
Uwaga: Prawo federalne Stanów Zjednoczonych zabrania sprzedaży tegourządzenia przez lekarza lub na jego polecenie.
Urządzenie medyczne w UE
Importer w UE
Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie EuropejskiejŚRODKI OSTROŻNOŚCI

3

OSTRZEŻENIE
Jeśli urządzenie zaczyna wydzielać dym, zapach spalenizny lub emitować dziwne dźwięki, należy
natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy EIZO.
Próba korzystania z niesprawnego urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym
lub uszkodzenie urządzenia.
Nie wolno rozmontowywać ani modyfikować urządzenia.
Próba otwarcia urządzenia lub jego modyfikacji może spowodować pożar, porażenie
prądem elektrycznym lub poparzenia.
Wszystkie czynności serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych
pracowników.
Próba samodzielnego naprawienia urządzenia (na przykład przez otwarcie lub zdjęcie elementów obudowy)może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie urządzenia.
Niewielkie przedmioty i płyny należy trzymać z daleka od urządzenia.
Przypadkowe wpadnięcie niewielkich przedmiotów do wnętrza obudowy przez otwory
wentylacyjne lub rozlanie płynu do wnętrza obudowy może spowodować pożar,porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie urządzenia. Jeśli przedmiot lub
płyn wpadnie/rozleje się do wnętrza obudowy, należy natychmiast odłączyć zasilanieurządzenia. Przed ponownym użyciem urządzenie powinno zostać sprawdzone przez
wykwalifikowanego pracownika serwisu.
Ustawić urządzenie na solidnej i stabilnej powierzchni.
Jeśli urządzenie zostanie ustawione na nieodpowiedniej powierzchni, może się przewrócić i uszkodzić
lub doprowadzić do obrażeń ciała. Jeśli urządzenie przewróci się, natychmiast odłączyć je od zasilania iskontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy EIZO.
Nie wolno dalej używać uszkodzonego urządzenia. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem
elektrycznym.
Korzystać z urządzenia w odpowiednim miejscu.
Niezastosowanie się do tego wymagania może spowodować pożar, porażenie prądem
elektrycznym lub uszkodzenie urządzenia.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w pomieszczeniach.
• Nie umieszczać urządzenia w systemach transportowych(np. na statkach, w samolotach, pociągach, samochodach itp.).
• Nie umieszczać urządzenia w miejscu zakurzonym lub wilgotnym.
• Nie umieszczać urządzenia w miejscach, w których woda może dosięgnąć ekranu(np. w łazience lub w kuchni).
• Nie umieszczać urządzenia w miejscach, w których na ekran oddziaływałaby bezpośrednio
para wodna.
• Nie umieszczać urządzenia w pobliżu nawilżaczy lub urządzeń wytwarzających ciepło.
• Nie umieszczać urządzenia w miejscach, w których na ekran oddziaływałyby bezpośrednio
promienie słoneczne.
• Nie umieszczać urządzenia w pobliżu łatwopalnego gazu.
• Nie umieszczać w środowiskach z gazami powodującymi korozję (jak dwutlenek siarki,
siarkowodór, dwutlenek azotu, chlor, amoniak i ozon).
• Nie umieszczać w środowiskach zawierających pyły, czynniki przyspieszające korozję w
atmosferze (jak chlorek sodu i siarka), metale przewodzące itp.

Dzieci, które bawią się torebkami plastikowymi, mogą się udusić. Torebki należy trzymać
z dala od dzieci.
Używać dostarczonego kabla zasilania i standardowego gniazda zasilania w danym kraju.
Przestrzegać nominalnego napięcia dla kabla zasilania. Niezastosowanie się do tego wymagania możespowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz

4ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE
Aby odłączyć kabel zasilania, mocno chwycić wtyczkę i pociągnąć ją.
Szarpanie za kabel może go uszkodzić i spowodować pożar lubporażenie prądem elektrycznym.
Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda zasilania.
Niezastosowanie się do tego wymagania może spowodować pożar lub porażenie
prądem elektrycznym.
Należy pamiętać o użyciu poprawnego napięcia.
• Urządzenie jest przeznaczone do pracy wyłącznie pod określonym napięciem. Próba podłączenia urządzenia
do napięcia innego niż podane w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować pożar, porażenie prądem
elektrycznym lub uszkodzenie.
Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz• Nie wolno przeciążać obwodów elektrycznych. Niezastosowanie się do tego wymagania może spowodować pożar
lub porażenie prądem elektrycznym.

Kabel zasilania należy traktować delikatnie.
• Nie wolno umieszczać kabla pod urządzeniem ani innymi ciężkimi obiektami.
• Kabla nie wolno ciągnąć ani zawiązywać.

Uszkodzonego kabla zasilania nie wolno dalej używać. Niezastosowanie się do tegozalecenia może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
Operator nie powinien jednocześnie dotykać pacjenta i produktu.
Specyfikacja projektowa tego produktu nie przewiduje dotykania go przez pacjentów.
Podczas burzy nie wolno dotykać kabla ani wtyczki.
Niezastosowanie się do tego wymagania może spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
Informacje o montażu podstawy z ramieniem można znaleźć w podręczniku użytkownika podstawy.
Należy zadbać o jej bezpieczne zamocowanie.
Niezastosowanie się do tego wymagania może spowodować odłączenie się urządzenia oraz obrażenia
lub uszkodzenie urządzenia. Przed instalacją należy upewnić się, czy biurko, ściany lub inne elementy, do
których ma zostać zamocowana podstawa z ramieniem, są wystarczająco wytrzymałe. Jeśli urządzenie
przewróci się, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy EIZO. Nie wolno dalej używać
uszkodzonego urządzenia. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Mocując
ponownie ruchomą podstawę po jej demontażu, użyć tych samych wkrętów i zadbać o ich dokładne
dokręcenie.
Nie wolno dotykać uszkodzonego panelu LCD bezpośrednio niechronionymi­rękami.
Jeśli do oczu lub jamy ustnej dostanie się ciekły kryształ z uszkodzonego panelu, możeto spowodować zatrucie. Jeśli dojdzie do kontaktu panelu ze skórą lub inną częścią
ciała, należy ją dokładnie umyć. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów
należy skonsultować się z lekarzem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

5

UWAGA
Przenosząc urządzenie, należy zachować należytą ostrożność.
Przed rozpoczęciem przenoszenia urządzenia odłączyć od niego kabel zasilania i inne przewody.
Przenoszenie urządzenia razem z kablami jest niebezpieczne.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do obrażeń.
Urządzenie należy przenosić lub ustawiać zgodnie z podanym opisem.
• Niosąc urządzenie, chwycić je i trzymać tak, jak przedstawiono na poniższej ilustracji.
• Monitory o przekątnej większej niż 30 cali są ciężkie. Podczas rozpakowywania i/lub przenoszenia monitora należy
korzystać z pomocy co najmniej jednej osoby.

Upuszczenie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia ciała.

Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych obudowy.
• Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na otworach wentylacyjnych.
• Nie wolno instalować urządzenia w zamkniętym miejscu.
• Nie wolno używać urządzenia w pozycji leżącej lub do góry nogami.

Zablokowanie otworów wentylacyjnych uniemożliwia prawidłowy przepływ powietrza imoże spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie urządzenia.
Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękami.
Niezastosowanie się do tego wymagania może spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
Należy używać łatwo dostępnego gniazda zasilania.
Zapewni to możliwość szybkiego odłączenia zasilania w przypadku wystąpienia problemu.
Obszar wokół wtyczki zasilania i otworu wentylacyjnego monitora należy okresowo czyścić.
Dostanie się do wtyczki kurzu, wody lub oleju może być przyczyną pożaru.
Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy je odłączyć.
Czyszczenie urządzenia podłączonego do gniazda zasilania może być przyczyną porażenia prądem
elektrycznym.
Jeśli urządzenie ma być przez dłuższy czas nieużywane, wyłączyć urządzenie głównym
wyłącznikiem, a następnie wyjąć wtyczkę kabla zasilania z gniazda. Poprawi to poziom
bezpieczeństwa i pozwoli zaoszczędzić prąd.
W przypadku użytkowników na terytorium EOG i Szwajcarii:
Każdy poważny incydent, który wystąpi w związku z urządzeniem, powinien zostać zgłoszony
producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mieszka użytkownik lub
pacjent.

6ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Informacja o tym monitorze
Docelowe przeznaczenie
Ten produkt jest przeznaczony do wyświetlania obrazów radiologicznych w celu ich oceny i analizy oraz
diagnostyki przez wykwalifikowanych lekarzy diagnostów. Ten produkt nie nadaje się do mammografii.
Uwaga• Eksploatowanie produktu w obszarach innych niż przedstawione w tej instrukcji może nie być objęte gwarancją.
• Dane techniczne podane w tej instrukcji są prawdziwe wyłącznie przy jednoczesnej eksploatacji:- Kabli zasilania dołączonych do produktu,- Wskazanych przez nas kabli sygnału• Z niniejszym produktem można stosować wyłącznie akcesoria EIZO wskazane przez firmę EIZO.

Środki ostrożności dotyczące obsługi• Po długotrwałej eksploatacji może dojść do spadku jakości elementów monitora (np. panelu LCD).
Należy okresowo sprawdzać, czy elementy te są prawidłowe.
• Długie wyświetlanie jednego obrazu może spowodować pozostawienie na ekranie jego poświaty. Aby
uniknąć takich sytuacji, należy włączyć wygaszacz ekranu lub tryb „Oszczędzanie energii”.
• Długotrwałe wyświetlanie obrazu na monitorze może spowodować pojawienie się ciemnych smug lub
wypalenia. Aby zmaksymalizować żywotność monitora, zalecane jest jego okresowe wyłączanie.
• Zależnie od wyświetlanego obrazu poświata może się pojawiać nawet krótkim wyświetlaniu jednegoobrazu. Taki problem można rozwiązać, zmieniając zawartość ekranu lub wyłączając urządzenie nakilka godzin.
• Podświetlenie panelu LCD ma określony czas eksploatacji. Gdy ekran stanie się ciemniejszy, zacznie
migać lub przestanie świecić, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy EIZO.
• Ekran może mieć pewną liczbę punktów świetlnych lub uszkodzonych pikseli. Wynika to z charakterystyki
panelu i nie oznacza usterki.
• Nie wolno mocno naciskać panelu ani krawędzi obudowy. Może to skutkować uszkodzeniem ekranu, na
przykład pojawieniem się zakłóceń i innych usterek. Trwały nacisk na panel może skutkować obniżeniem
jego jakości lub uszkodzeniem. (Jeśli na panelu pozostaną ślady nacisku, należy wyświetlić na monitorzeczarny lub biały obraz. Powinno to umożliwić usunięcie problemu.)• Nie wolno rysować ani naciskać panelu żadnymi ostrymi przedmiotami. Może to spowodować jegouszkodzenie. Nie wolno czyścić panelu chusteczkami. Może to spowodować jego porysowanie.
• Gdy do pomieszczenia zostanie przyniesiony chłodny monitor lub temperatura pomieszczenia szybko
wzrośnie, we wnętrzu monitora i na jego powierzchni może dojść do kondensacji pary wodnej. W
takiej sytuacji nie wolno włączać monitora. Zamiast tego należy poczekać na zniknięcie pary wodnej.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie monitora.

Informacja o tym monitorze

7Długotrwałe użytkowanie monitora● Kontrola jakości• Jakość obrazu monitorów zależy od jakości sygnałów wejściowych oraz poziomu zużycia produktu.
Należy przeprowadzać kontrole wzrokowe oraz okresowe testy wydajności, które pozwolą zachować
zgodność z wytycznymi / standardami medycznymi obowiązującymi w konkretnym zastosowaniu.
Gdy to konieczne, należy również przeprowadzać kalibracje. Kontrole jakości wysokiego poziomu,
pozwalające zachować zgodność z wytycznymi / standardami medycznymi, można przeprowadzać
za pomocą oprogramowania do kontroli jakości monitora RadiCS. Informacje o przeprowadzaniuróżnych testów i kalibracji znajdują się w Podręczniku użytkownika oprogramowania RadiCS.
• Stabilizacja pracy ekranu monitora trwa około 30 minut. Przed wykonaniem różnych testów kontrolijakości, kalibracji albo regulacji obrazu monitora należy poczekać co najmniej 30 minut po jegowłączeniu lub wznowieniu pracy z trybu oszczędzania energii.
• Zalecamy ustawienie zalecanego lub niższego poziomu jaskrawości monitora, tak aby ograniczyć
zmiany w luminancji spowodowane długą eksploatacją oraz aby zachować stabilną jakość obrazu.
Uwaga• Stan ekranu monitora może się nieoczekiwanie zmienić z powodu błędu obsługi lub nieoczekiwanej zmiany
ustawienia. Zalecamy, aby po zmianie konfiguracji ekranu monitora używać go z zablokowanymi przyciskami
sterującymi. Szczegółowe informacje na temat ustawiania można znaleźć w Podręczniku instalacji (na dysku
CD-ROM).

● Czyszczenie

Aby monitor wyglądał jak nowy i mógł być dłużej eksploatowany, zalecamy jego regularne czyszczenie.
Obudowę i powierzchnię panelu należy ostrożnie przecierać miękką ściereczką zwilżoną wodą lub
wymienionymi niżej środkami chemicznymi.

Środki chemiczne, które mogą być używane do czyszczenia
Nazwa

Etanol do dezynfekcji
Alkohol izopropylowy
Glukonian chlorheksydyny
Podchloryn sodu
Chlorek benzalkoniowy
Metyloglicyna diaminoalkylu
GlutaralNazwa produktu

Alkohol etylowy (etanol)
Alkohol izopropylowy
Roztwór hibitanu
PureloxWelpasTego 51
Cidexplus 28

Uwaga• Nie należy często używać środków chemicznych. Środki chemiczne, takie jak alkohol lub roztwory
antyseptyczne, mogą spowodować zmatowienie, spłowienie lub odbarwienie obudowy lub panelu orazobniżenie jakości obrazu.
• Nie wolno używać rozpuszczalników, benzenu, wosku ani środków ścierających. Mogą one spowodować
uszkodzenie obudowy lub panelu.
• Nie nakładać środków chemicznych bezpośrednio na monitor.
Uwaga• Zalecamy, aby do czyszczenia obudowy i powierzchni panelu monitora stosować środek czyszczący
ScreenCleaner (opcjonalny).

Aby wygodnie używać monitora• Długotrwałe patrzenie na monitor jest męczące dla oczu. Z tego powodu co godzinę należy zrobić
10-minutową przerwę.
• Na ekran należy patrzeć z odpowiedniej odległości i pod odpowiednim kątem.

8

Informacja o tym monitorze

ZAWARTOŚĆ
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI........................................ 3WAŻNE....................................................................... 3

Informacja o tym monitorze.................................. 7
Docelowe przeznaczenie . ....................................... 7Środki ostrożności dotyczące obsługi................... 7
Długotrwałe użytkowanie monitora........................ 8● Kontrola jakości................................................ 8● Czyszczenie..................................................... 8

Aby wygodnie używać monitora............................. 8ZAWARTOŚĆ.......................................................... 9
Rozdział 1 Wprowadzenie.................................. 10
1-1.
1-2.

●

1-3.

Cechy..............................................................10
Zawartość opakowania................................11
EIZO LCD Utility Disk......................................11
Elementy sterujące i funkcje.......................12Rozdział 2 Instalacja/Podłączanie.................... 13
2-1.

Przed zainstalowaniem produktu...............132-2.

Podłączanie kabli..........................................142-3.

Wyłączanie zasilania....................................15

2-4.

Regulacja wysokości i nachylenia ekranu.... 15● Wymagane warunki montażu..........................13

Rozdział 3 Problem braku obrazu..................... 16
Rozdział 4 Dane techniczne.............................. 17
4-1.

Lista danych technicznych..........................17

4-2.

Zgodne rozdzielczości.................................18● Wejście sygnału cyfrowego●

4-3.

(DisplayPort/DVI)............................................18
Wejście sygnału analogowego (D-Sub)..........18

Akcesoria.......................................................19

Dodatek................................................................. 20
Standard medyczny................................................ 20
Informacja o zgodności elektromagnetycznej.....21ZAWARTOŚĆ

9

Rozdział 1 WprowadzenieDziękujemy za wybranie kolorowego monitora LCD firmy EIZO.

1-1. Cechy• 19,0 cali
• Obsługa rozdzielczości 1 mln pikseli (1280 punktów x 1024 linie)• Panel VA z poziomymi i pionowymi kątami wyświetlania wynoszącymi 178˚
• Obsługuje system potrójnego wejścia (DisplayPort, DVI i D-Sub)• Wyposażony w sześć trybów CAL Switch, w tym tryb DICOM z charakterystykami skali szarości
zgodnymi z częścią 14 standardu DICOM ®
Tryb CAL Switch można włączać zależnie od wyświetlanego obrazu. Szczegółowe informacje na ten tematmożna znaleźć w Podręczniku instalacji (na dysku CD-ROM).

• Do produktu jest dołączone oprogramowanie kontroli jakości „RadiCS LE”.
- Pozwala wykonywać kalibracje i codzienne kontrole oraz zarządzać historią.
- Pozwala użytkownikowi obsługiwać monitor, między innymi włączać tryb CAL Switch lub sygnałwejściowy za pomocą myszy lub klawiatury.
• Jest wyposażony w podstawę o szerokim zakresie ruchu.
Pozwala ustawić monitor w optymalnym położeniu zapewniającym wygodną obsługę i minimalizującym
zmęczenie.
(Nachylenie: 30˚ w górę / 0˚ w dół; kąt obrotu: 35˚ w prawo / 35˚ w lewo; regulowana wysokość: 100 mm)

10Rozdział 1 Wprowadzenie

1-2. Zawartość opakowaniaNależy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie poniższe elementy. Jeśli brakuje
jakichkolwiek elementów, należy się skontaktować z dostawcą lub lokalnym dostawcą produktów
firmy EIZO.
Uwaga• Opakowanie wraz z materiałami opakowaniowymi należy zachować na wypadek przyszłego przenoszenia lub
transportowania monitora.
• Monitor• Kabel zasilania• Kabel sygnału cyfrowego: PP300
DisplayPort – DisplayPort• Kabel USB: UU300• Dysk CD-ROM EIZO LCD Utility Disk
• Instrukcja obsługi• Wkręty montażowe VESA (M4 x 12 mm, 4 szt.)● EIZO LCD Utility Disk

Na dysku EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) znajdują się poniższe elementy. Informacje na temat
uruchamiania oprogramowania i obsługi plików można znaleźć na dysku CD-ROM w pliku Readme.
txt.
• Plik Readme.txt• Oprogramowanie do sterowania jakością monitora RadiCS / RadiCS LE (dla systemu Windows)• Podręcznik użytkownika- Podręcznik instalacji monitora- Podręcznik użytkownika oprogramowania RadiCS LE• Wymiary zewnętrzne
Uwaga• Informacje o instalowaniu i używaniu oprogramowania RadiCS LE można znaleźć w Podręcznikuużytkownika oprogramowania RadiCS LE. Jeśli używane jest oprogramowanie RadiCS LE, należy podłączyć
monitor do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.

Rozdział 1 Wprowadzenie

111-3. Elementy sterujące i funkcje

9
10

8

1

2

1. Czujnik światła
otoczenia

2. Przycisk sterujący

3. Przycisk
4. Wskaźnik zasilania

5. Złącze zasilania
6. Złącze sygnałuwejściowego

7. Port przekazywaniaUSB
8. Gniazdo blokady
zabezpieczającej
9. Podstawa
10. Uchwyt kabla

12

3

4

5

6

7

Ten czujnik mierzy natężenie oświetlenia za pomocą funkcji oprogramowania RadiCS /RadiCS LE monitorującej zmiany oświetlenia. Szczegółowe informacje można znaleźć
w Podręczniku użytkownika oprogramowania RadiCS / RadiCS LE.
Wartości mierzone przez ten czujnik nie są prezentowane za pomocą funkcji oświetlenia
otoczenia RadiCS, ponieważ czujnik jest typu uproszczonego.
Wyświetlają podręcznik obsługi. Umożliwiają obsługę menu zgodnie z instrukcjami
z podręcznika obsługi.
Szczegółowe informacje na temat podręcznika obsługi można znaleźć w Podręczniku
instalacji (na dysku CD-ROM).
Umożliwia włączenie i wyłączenie zasilania.
Wskazuje stan pracy monitora.
Zielony: Praca Pomarańczowy: Tryb oszczędzania energii Wyłączony: ZasilaniewyłączoneSłuży do podłączenia kabla zasilania.
Podłącz kable sygnałowe.
Lewa strona: Złącze DisplayPort
Na środku: Złącze DVI-D
Prawa strona: 15-stykowe D-sub miniUmożliwia podłączenie kabla USB w celu korzystania z oprogramowania, które wymagapołączenia USB.
Pasujące do systemu zabezpieczeń MicroSaver firmy Kensington.
Umożliwia regulację wysokości i kąta (nachylenie, kąt obrotu) ekranu monitora.
Osłania kable monitora.

Rozdział 1 Wprowadzenie

Rozdział 2 Instalacja/Podłączanie
2-1. Przed zainstalowaniem produktuNależy uważnie zapoznać się z częścią „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI” (strona 3) i zawsze postępować
zgodnie z instrukcjami.
W razie umieszczenia tego produktu na biurku z lakierowanym blatem powierzchnia blatu pod podstawą
może ulec odbarwieniu ze względu na skład gumy. Sprawdź powierzchnię biurka przed użyciem.

● Wymagane warunki montażu

Ustawiając monitor na stojaku, należy upewnić się, czy po jego bokach, z tyłu i na górze znajduje sięwystarczająca ilość miejsca.

Uwaga• Monitor należy ustawić tak, aby ekranu nie zakłócało żadne światło.

Rozdział 2 Instalacja/Podłączanie132-2. Podłączanie kabli
Uwaga• Upewnij się, że monitor i komputer są wyłączone.
• W przypadku wymiany istniejącego monitora na ten monitor należy się upewnić, że przed podłączeniem
komputera ustawienia rozdzielczości i częstotliwości odchylania pionowego komputera zostały zmienione natakie, które odpowiadają temu monitorowi. Przed podłączeniem komputera należy zapoznać się z tematem „4-2.
Zgodne rozdzielczości” (strona 18).

1. Podłącz kable sygnałowe.

Sprawdź kształt złączy i podłącz kable.
Po podłączeniu kabla DVI lub kabla D-Sub do monitora dokręć elementy mocujące, aby zabezpieczyćpołączenie.

MD-C87 (opcja)

DD300 (opcja)

PP300 (dołączony)

2. Podłącz kabel zasilania do gniazda zasilania i złącza zasilania monitora.
Włóż wtyczkę kabla zasilania całkowicie w gniazdo monitora.

3. Gdy używasz oprogramowania RadiCS / RadiCS LE, podłącz kabel USB do
portu przekazywania USB monitora i do komputera.

14

Rozdział 2 Instalacja/Podłączanie

2-3. Wyłączanie zasilania
1. Naciśnij przycisk, aby włączyć monitor.

Wskaźnik zasilania monitora zaświeci na zielono.
Jeśli wskaźnik nie zaświeca się, patrz „Rozdział 3 Problem braku obrazu” (strona 16).

2. Włącz komputer.

Na ekranie zostanie wyświetlony obraz.
Jeśli po włączeniu obraz nie jest wyświetlany, patrz „Rozdział 3 Problem braku obrazu” (strona 16),
gdzie zamieszczono więcej informacji.
Uwaga• Aby zapewnić maksymalną oszczędność energii, wyłącz zasilanie przyciskiem. Odłączenie wtyczki zasilania
powoduje całkowite odłączenie zasilania, gdy monitor nie jest używany.
Uwaga• W przypadku użycia sygnału analogowego funkcja automatycznej regulacji dostosuje zegar, fazęi położenie wyświetlania przy pierwszym włączeniu monitora i komputera.
• Aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji monitora poprzez zapobieganie degradacji jaskrawości
i zmniejszenie poboru mocy, należy stosować się do poniższych wytycznych:- Włącz funkcję oszczędzania energii w komputerze.
- Jeśli nie używasz monitora ani komputera, wyłącz te urządzenia.

2-4. Regulacja wysokości i nachylenia ekranu
W celu uzyskania jak najlepszych warunków pracy należy dostosować wysokość, nachylenie oraz kąt
obrotu ekranu, trzymając ekran po bokach obiema rękoma.

Uwaga• Po zakończeniu regulacji należy się upewnić, że kable zostały prawidłowo podłączone.

Rozdział 2 Instalacja/Podłączanie

15Rozdział 3 Problem braku obrazu
Problem
1. Brak obrazu• Wskaźnik zasilania nie świeci.

• Sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony.
.
• Naciśnij przycisk• Wskaźnik zasilania świeci na zielono.

• Zwiększ wartości opcji „Brightness (Jaskrawość)”, „Contrast(Kontrast)” lub „Gain (Wzmocnienie)” w menu ustawień.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć wPodręczniku instalacji (na dysku CD-ROM).

• Wskaźnik zasilania świeci na
pomarańczowo.

• Przełącz sygnał wejściowy za pomocą przycisku.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć wPodręczniku instalacji (na dysku CD-ROM).
• Przesuń mysz lub naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze.
• Sprawdź, czy komputer jest włączony.
• Ten problem może występować, gdy komputer jestpodłączony za pośrednictwem złącza DisplayPort. Ponowniepodłącz kabel zasilania do monitora lub uruchom ponownie
komputer.

2. Wyświetlany jest poniższy komunikat.

16Możliwa przyczyna i sposób naprawy

Ten komunikat jest wyświetlany przy nieprawidłowym sygnalewejściowym (nawet jeśli sam monitor działa prawidłowo).

• Ten komunikat jest wyświetlany w
przypadku braku sygnału wejściowego.
Przykład:• Komunikat pokazany po lewej stronie może zostaćwyświetlony, jeśli któryś z komputerów nie będzie przesyłał
sygnału zaraz po włączeniu zasilania.
• Sprawdź, czy komputer jest włączony.
• Sprawdź, czy kabel sygnału jest prawidłowo podłączony.
• Przełącz sygnał wejściowy za pomocą przycisku.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć wPodręczniku instalacji (na dysku CD-ROM).

• Ten komunikat wskazuje, że sygnałwejściowy nie należy do określonego
zakresu częstotliwości.
Przykład:• Sprawdź, czy ustawienia komputera odpowiadają
wymaganiom rozdzielczości i częstotliwości odchylania
pionowego monitora (zobacz „4-2. Zgodne rozdzielczości”(strona 18)).
• Uruchom ponownie komputer.
• Wybierz odpowiednie ustawienie za pomocą
oprogramowania narzędziowego karty graficznej.
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręcznikuużytkownika karty graficznej.

Rozdział 3 Problem braku obrazu

Rozdział 4 Dane techniczne
4-1. Lista danych technicznych
Panel LCD

Sygnały wideo

USB
Zasilanie

Specyfikacja
fizyczna

Typ

VAPodświetlenie

LED

Rozmiar48 cm (19,0 cali) (przekątna: 48,1 cm)

Rozdzielczość

1280 punktów x 1024 linii

Rozmiar ekranu(poz. x pion.)

376,3 mm x 301,0 mm

Wielkość piksela(poz. x pion.)

0,294 mm x 0,294 mm

Wyświetlane kolory

Maks. 16,77 mln kolorówKąty wyświetlania(poz./pion., w normalnych
warunkach)

178˚ / 178˚

Współczynnik kontrastu(typowy)

2000: 1

Czas reakcji (typowy)

20 ms (czarny -> biały -> czarny)Złącza wejściowe

DisplayPort x 1, DVI-D (Single Link) x 1,
15-stykowe D-Sub mini x 1

Częstotliwość odchylania
poziomego

DVI, DisplayPort: 31 kHz - 64 kHzCzęstotliwość odchylania
pionowego

DVI, DisplayPort: 59 Hz - 61 Hz (720 x 400: 69 Hz - 71 Hz)

Sygnał synchroniczny

OddzielnyCzęstotliwość taktowania
zegara obrazu (maks.)

DVI, DisplayPort: 108 MHz
D-Sub: 135 MHz

Port

Przekazywanie x 1

Standard

USB 2.0WejściePrąd zmienny 100 - 240 VAC ±10%, 50 / 60 Hz, 0,50 A - 0,30 A

Maksymalny pobór mocy

28 W lub mniej

Tryb oszczędzania energii

0,6 W lub mniej *1

Tryb czuwania

0,6 W lub mniej *2

Wymiary zewnętrzne(szer. x wys. x głęb.)405 mm x 406,5 mm – 506,5 mm x 205 mm (nachylenie: 0˚)
405 mm x 438,8 mm – 538,8 mm x 227,7 mm (nachylenie: 30˚)

Wymiary zewnętrzne(bez podstawy)(szer. x wys. x głęb.)405 mm x 334 mm x 61,5 mm

Masa netto

Ok. 6,0 kg

D-Sub: 24,8 kHz - 80,0 kHz
D-Sub: 50,0 Hz - 75,0 Hz

Masa netto (bez podstawki) Ok. 4,2 kg
Zakres regulacji wysokości 100 mm

Wymaganewarunkieksploatacji

Nachylenie

30˚ w górę, 0˚ w dółKąt obrotu

35˚ w prawo, 35˚ w lewoObrót

90˚ (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)

Temperatura

0 ˚C - 35 ˚C

Wilgotność

Wilgotność względna od 20 % do 80 % (bez kondensacji)Ciśnienie powietrza

540 hPa - 1060 hPa

Rozdział 4 Dane techniczne

17Temperatura
WymaganewarunkiWilgotność
transportu/Ciśnienie powietrza
przechowywania

Od –20˚C do 60˚C
Wilgotność względna od 10 % do 90 % (bez kondensacji)
200 hPa - 1060 hPa*1 Gdy jest używane wejście DVI, port przekazywania USB nie jest podłączony, „Auto Input Detection(Automatyczne wykrywanie wejściowego sygnału audio)”: „Off (Wył.)”, „Power Save (Oszczędzanie energii)”:„On (Wł.)”, „DP Power Save (Oszczędzanie energii DP)”: „On (Wł.)”*2 Gdy port przekazywania USB nie jest podłączony, „DP Power Save (Oszczędzanie energii DP)”: „On (Wł.)”

4-2. Zgodne rozdzielczości
Monitor obsługuje następujące rozdzielczości.

● Wejście sygnału cyfrowego (DisplayPort/DVI)
Rozdzielczość

Częstotliwość
odchylania pionowego

640 x 480

60 Hz

720 x 400

70 Hz

800 x 600

60 Hz

1024 x 768

60 Hz

1280 x 1024 *1

60 Hz*1 Zalecana rozdzielczość.

● Wejście sygnału analogowego (D-Sub)
Rozdzielczość

Częstotliwość
odchylania pionowego

640 x 480

~75 Hz720 x 400

70 Hz

800 x 600

~75 Hz1024 x 768~75 Hz1152 x 864

75 Hz1280 x 960

60 Hz

1280 x 1024 *1~75 Hz640 x 400

70 Hz

*1 Zalecana rozdzielczość.

18

Rozdział 4 Dane techniczne

4-3. Akcesoria
Wymienione niżej akcesoria są dostępne oddzielnie.
Najnowsze informacje o sprzedawanych oddzielnie opcjonalnych akcesoriach i obsługiwanych kartach
graficznych można znaleźć w naszej witrynie internetowej.
http://www.eizoglobal.com
Osłona panelu

EIZO „FP-702”

Ramię, podstawa

EIZO „LS-HM1-D”: Regulowana podstawa o podwójnej wysokości
EIZO „LA-011-W”: Ramię do montażu ściennego
EIZO „AAH-02B3W”: Ramię do montażu ściennego

Zestaw do kalibracji

EIZO „RadiCS UX2”, wersja 4.6.3 lub nowsza

Program do zarządzania jakością przez sieć

EIZO „RadiNET Pro”, wersja 4.6.3 lub nowsza
EIZO „RadiNET Pro Lite”, wersja 4.6.3 lub nowsza

Zestaw do czyszczenia

EIZO „ScreenCleaner”

Kabel sygnału (Display Port – Display Port)

PP200

Kabel sygnału (DVI-D – DVI-D)

FD-C39, DD300

Kabel sygnału (D-Sub – D-sub)

MD-C87

Kabel sygnału (DVI-I – D-Sub)

MD-C16

Kabel USB

FD-C93Rozdział 4 Dane techniczne

19

Dodatek
Standard medyczny• Należy upewnić się, że końcowy system jest zgodny z wymogami standardu IEC60601-1-1.
• Urządzenia podłączane do zasilania emitują fale elektromagnetyczne, które mogą wpłynąć na pracę
monitora, ograniczyć jego funkcjonalność, a nawet doprowadzić do jego uszkodzenia. Monitornależy umieścić w środowisku kontrolowanym, w którym takie czynniki nie występują.

Klasyfikacja urządzenia-

20

Rodzaj ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: klasa I
Klasa EMC: IEC60601-1-2 grupa 1 klasa B
Klasyfikacja urządzenia medycznego (UE): klasa I
Tryb pracy: ciągły
Klasa IP: IPX0

Dodatek

Informacja o zgodności elektromagnetycznejUrządzenia z serii RadiForce oferują wydajność gwarantującą prawidłowe wyświetlanie obrazów
medycznych.

Środowisko docelowego zastosowaniaUrządzenia z serii RadiForce są przeznaczone do użytku w poniższych środowiskach.
• Środowiska profesjonalnych placówek opieki zdrowotnej, takich jak kliniki i szpitaleUrządzenia z serii RadiForce nie nadają się użytku w następujących środowiskach:• Domowe środowiska opieki zdrowotnej• Sąsiedztwo urządzeń chirurgicznych o wysokiej częstotliwości, takich jak noże elektrochirurgiczne• Sąsiedztwo krótkofalowego sprzętu do terapii• Pomieszczenia z ekranowaniem częstotliwości radiowych, w których znajdują się systemy
medyczne do rezonansu magnetycznego• Środowiska specjalne w lokalizacjach ekranowanych• Montaż w pojazdach, również w ambulansach• Inne środowiska specjalne

OSTRZEŻENIE
Urządzenia z serii RadiForce wymagają specjalnych środków ostrożności w zakresie
zgodności elektromagnetycznej. Należy uważnie przeczytać sekcje „Informacja o zgodności
elektromagnetycznej” oraz „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI” w tym dokumencie oraz przestrzegaćponiższych instrukcji podczas montażu i obsługi produktu.
Urządzenia z serii RadiForce nie mogą być używane bezpośrednio obok innych urządzeń ani na
nich. Jeśli taki sposób eksploatacji jest konieczny, należy sprawdzić, czy przy takim ustawieniu
urządzenie lub system działają prawidłowo.
Podczas używania przenośnego sprzętu do komunikacji radiowej należy go trzymać w odległości conajmniej 30 cm (12 cali) od jakiejkolwiek części urządzenia z serii RadiForce, w tym również kabli.
W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia wydajności urządzenia.
Osoba podłączająca dodatkowe urządzenia do wejść lub wyjść sygnału w ramach konfiguracji
systemu medycznego jest odpowiedzialna za sprawdzenie, czy system zachowuje zgodność
z wymaganiami normy IEC60601-1-2.
Podczas korzystania z urządzeń z serii RadiForce nie należy dotykać złączy wejścia/wyjścia sygnału.
Może to negatywnie wpływać na wyświetlany obraz.
Należy konieczne użyć kabli dołączonych do produktu lub wskazanych przez firmę EIZO.
Użycie z tym urządzeniem kabli innych niż wskazane lub dostarczone przez firmę EIZO możeskutkować podwyższoną emisją fal elektromagnetycznych, zmniejszoną odpornością urządzenia na
zakłócenia elektromagnetyczne oraz nieprawidłowym działaniem.
Kabel

Kable wskazane
przez firmę EIZO

Maks. długość
kabla

Ekranowanie

Ferrytowy rdzeń

Kabel sygnału (DisplayPort)

PP300 / PP200

3m

Ekranowany

Z ferrytowymi rdzeniami

Kabel sygnału (DVI-D)

DD300 / FD-C39

3m

Ekranowany

Z ferrytowymi rdzeniami

Kabel sygnału (D-Sub)

MD-C87

1.8 m

Ekranowany

Z ferrytowymi rdzeniami

Kabel USB

UU300 / MD-C93

3m

Ekranowany

Z ferrytowymi rdzeniami

Kabel zasilania(z przewodem uziemiającym)-3m

Bez ekranowania

Bez ferrytowych rdzeni

Dodatek

21

Opis techniczny

Emisja fal elektromagnetycznychUrządzenia z serii RadiForce są przeznaczone do eksploatacji w podanych poniżej warunkach elektromagnetycznych.
Za sprawdzenie, czy środowisko eksploatacji jest zgodne z podanymi warunkami, odpowiada klient lub użytkownikurządzenia z serii RadiForce.

Test emisji

Zgodność

Warunki elektromagnetyczne — wytyczne

Emisja fal radiowych
CISPR11

Grupa 1

W urządzeniach z serii RadiForce energia fal radiowych jest używana wyłącznie dowewnętrznych funkcji.
Dlatego emisja fal radiowych jest bardzo niska i nie może spowodować żadnych
zakłóceń w pobliskich urządzeniach elektronicznych.

Emisja fal radiowych
CISPR11

Klasa B

Emisjaharmonicznych
IEC61000-3-2

Klasa DUrządzenia z serii RadiForce mogą być używane we wszystkich miejscach, w tym
w budynkach mieszkalnych oraz w lokalizacjach bezpośrednio podłączonych do
publicznej niskonapięciowej sieci zasilającej używanej do zasilania budynków
mieszkalnych.

Wahania napięcia /emisje migotania
IEC61000-3-3

Zgodność

Odporność elektromagnetycznaUrządzenia z serii RadiForce przetestowano pod względem poniższych poziomów zgodności (Z) zgodnie z
wymaganiami testowymi (T) dla środowisk profesjonalnych placówek opieki zdrowotnej określonymi w normie
IEC60601-1-2.
Za sprawdzenie, czy środowisko eksploatacji jest zgodne z podanymi warunkami, odpowiada klient lub użytkownikurządzenia z serii RadiForce.

Test odporności

Poziom testowy (T)Poziom zgodności
(Z)

Warunki elektromagnetyczne —wytyczne

Wyładowania
elektrostatyczne(ESD)
IEC61000-4-2

Wyładowanie kontaktowe±8 kV
Wyładowanie w powietrzu±15 kV

Wyładowanie kontaktowe±8 kV
Wyładowanie w powietrzu±15 kV

Podłoga pomieszczenia musi być wykonana
z drewna, betonu lub płytek ceramicznych. Jeśli
na podłodze znajdują się materiały syntetyczne,względna wilgotność powietrza musi wynosić
przynajmniej 30%.

Szybkie elektryczne
stany/zakłócenia
przejściowe
IEC61000-4-4

Linie energetyczne ±2 kV Linie energetyczne ±2 kV Jakość głównego zasilania powinna być taka,
Linie wejściowe/wyjściowe Linie wejściowe/wyjściowe jak w typowych placówkach komercyjnych
±1 kV
±1 kV
i medycznych.

Przepięcia
IEC61000-4-5

Linia do linii: ±1 kV
Linia do masy: ±2 kV

Linia do linii: ±1 kV
Linia do masy: ±2 kVJakość głównego zasilania powinna być taka,
jak w typowych placówkach komercyjnych
i medycznych.

Spadki napięcia,krótkie przerwy
i zmiany napięcia
w liniachwejściowych
zasilania
IEC61000-4-11

0% UT (100% zapad UT)
0,5 cyklu i 1 cykl
70% UT (30% zapad UT)
25 cykli przy 50 Hz
0% UT (100% zapad UT)
250 cykli przy 50 Hz

0% UT (100% zapad UT)
0,5 cyklu i 1 cykl
70% UT (30% zapad UT)
25 cykli przy 50 Hz
0% UT (100% zapad UT)
250 cykli przy 50 HzJakość głównego zasilania powinna być taka,
jak w typowych placówkach komercyjnych
i medycznych. Jeśli urządzenie z serii
RadiForce musi być używane podczas przerwy
w zasilaniu, zalecane jest podłączenie go
do zasilacza bezprzerwowego (UPS) lub
akumulatora.

30 A/mPola magnetyczne o częstotliwości siecielektroenergetycznej powinny być na
standardowym poziomie dla typowej lokalizacji
w typowym środowisku komercyjnym lub
medycznym. Podczas użytkowania produktnależy trzymać w odległości co najmniej 15 cm
od źródeł pól magnetycznych o częstotliwości
sieci elektroenergetycznej.

Pola magnetyczne
30 A/mo częstotliwości sieci (50 / 60 Hz)
elektroenergetycznej
IEC61000-4-8

22Dodatek

Odporność elektromagnetycznaUrządzenia z serii RadiForce przetestowano pod względem poniższych poziomów zgodności (Z) zgodnie z
wymaganiami testowymi (T) dla środowisk profesjonalnych placówek opieki zdrowotnej określonymi w normie
IEC60601-1-2.
Za sprawdzenie, czy środowisko eksploatacji jest zgodne z podanymi warunkami, odpowiada klient lub użytkownikurządzenia z serii RadiForce.

Test odporności

Poziom testowy (T)Poziom zgodności
(Z)

Warunki elektromagnetyczne —wytyczneUrządzenia przenośne i mobilne używające
komunikacji radiowej powinny być odseparowane
od wszystkich elementów urządzenia z serii
RadiForce (w tym kabli) co najmniej na zalecaną
odległość wynikającą z równania odpowiedniego
dla częstotliwości nadajnika.
Zalecany odstęp separacyjny

3 VrmsZakłócenia
od 150 kHz do 80 MHz
przewodzone,
indukowane przezpola o częstotliwości
radiowej
IEC61000-4-6

3 Vrmsd = 1,2√P

6 VrmsPasma ISMa) w zakresie
od 150 kHz do 80 MHz

6 Vrmsd = 1,2√P

Promieniowane pola 3 V/mo częstotliwości
od 80 MHz do 2,7 GHz
radiowej
IEC61000-4-3

3 V/m

d = 1,2√P, od 80 MHz do 800 MHz
d = 2,3√P, od 800 MHz do 2,7 GHz
Gdzie „P” to maksymalna znamionowa mocwyjściowa nadajnika w watach (W) według danych
producenta, a „d” to zalecany odstęp separacyjny
w metrach (m).
Siła pól promieniowanych przez nieruchomenadajniki fal radiowych, która została określona
w elektromagnetycznym badaniu lokalizacjib), musi
być mniejsza niż poziom zgodności w każdym
zakresie częstotliwościc).
W pobliżu urządzeń oznaczonych poniższym
symbolem mogą wystąpić zakłócenia.

Uwaga 1 UT to napięcie prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.
Uwaga 2 Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma wyższy zakres częstotliwości.
Uwaga 3 W pewnych przypadkach te wytyczne dotyczące zakłóceń przewodzonych, indukowanych przez polao częstotliwości radiowej lub promieniowane pola o częstotliwości radiowej nie mają zastosowania. Na propagację
fal elektromagnetycznych ma wpływ pochłanianie i odbijanie ich przez budynki, przedmioty i ludzi.
a)Pasma ISM (przemysłowe, naukowe i medyczne) w zakresie od 150 kHz do 80 MHz to: od 6,765 MHz do 6,795 MHz, od
13,553 MHz do 13,567 MHz, od 26,957 MHz do 27,283 MHz oraz od 40,66 MHz do 40,70 MHz.

b)

Nie jest możliwe dokładne obliczenie siły pola elektromagnetycznego promieniowanego przez nieruchome nadajniki,takie jak stacje bazowe telefonów (komórkowych lub bezprzewodowych stacjonarnych) lub nadajniki radia amatorskiego,
fal średnich i ultrakrótkich oraz telewizji. Aby ocenić siłę pola elektromagnetycznego generowanego przez nieruchomenadajniki fal radiowych, należy wykonać badanie lokalizacji. Jeśli zmierzona siła pola elektromagnetycznego w miejscu
używania urządzenia z serii RadiForce przekracza podane powyżej dopuszczalne poziomy, należy sprawdzać, czyurządzenie pracuje prawidłowo. W przypadku nieprawidłowej pracy mogą być konieczne dodatkowe pomiary orazprzestawienie lub obrócenie urządzenia z serii RadiForce.

c)

Przy częstotliwościach z zakresu od 150 kHz do 80 MHz siła pola powinna być mniejsza niż 3 V/m.

Dodatek

23

Zalecane wartości odstępu separacyjnego między urządzeniami przenośnymi i mobilnymiużywającymi komunikacji radiowej oraz urządzeniem z serii RadiForceUrządzenia z serii RadiForce są przeznaczone do eksploatacji w warunkach, w których zaburzenia emitowanych pólelektromagnetycznych o częstotliwości radiowej są kontrolowane. Klient lub użytkownik urządzeń z serii RadiForcemoże zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym, zachowując minimalną odległość (30 cm) między urządzeniami
przenośnymi i mobilnymi używającymi komunikacji radiowej (nadajnikami) oraz urządzeniem z serii RadiForce.
Urządzenia z serii RadiForce przetestowano pod względem poniższych poziomów zgodności (Z) zgodnie z
wymaganiami testowymi (T) dotyczącymi odporności na pobliskie pola z następujących usług komunikacji
bezprzewodowej o częstotliwości radiowej.

Częstotliwość
testowa(MHz)

Szerokość
pasmaa)(MHz)

Usługaa)

Modulacjab)

Poziom testowy
(T)c)
(V/m)

Poziomzgodności (Z)
(V/m)

385

380–390TETRA 400

Modulacja
impulsowab)
18 Hz

27

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

Modulacjaczęstotliwościowa(FM)
Odchyłka ±5 kHz
Sinusoida 1 kHz

28

28

710

704–787

LTE Band 13, 17

Modulacja
impulsowab)
217 Hz99800–960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE Band 5

Modulacja
impulsowab)
18 Hz

28

28

1700–1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE Band 1, 3, 4,
25;
UMTS

Modulacja
impulsowab)
217 Hz

28

28

2450

2400–2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE Band 7

Modulacja
impulsowab)
217 Hz

28

28

5240

5100–5800

WLAN 802.11 a/n

Modulacja
impulsowab)
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785
a)

W przypadku niektórych usług obowiązują tylko częstotliwości nadawania.

b)

Fala nośna jest modulowana z wykorzystaniem 50% cyklu pracy fali prostokątnej.

c)Poziomy testowe zostały obliczone przy maksymalnej mocy i odstępie separacyjnym 30 cm.

Klient lub użytkownik urządzeń z serii RadiForce może zapobiec zakłóceniom powodowanym przez pobliskie pola
magnetyczne, zachowując minimalną odległość (15 cm) między nadajnikami fal radiowych a urządzeniami z serii
RadiForce.
Urządzenia z serii RadiForce przetestowano pod względem poniższych poziomów zgodności (C) zgodnie z
wymaganiami testowymi (T) odporności na pobliskie pola magnetyczne przedstawionymi w poniższej tabeli.

Częstotliwość testowa

Modulacjaa)

134,2 kHz

Modulacja impulsowaa)
2,1 kHz65

13,56 MHz

Modulacja impulsowaa)
50 kHz7,5Poziom testowy (T)
(A/m)

a)

Fala nośna jest modulowana z wykorzystaniem 50% cyklu pracy fali prostokątnej.

24

Dodatek

Poziom zgodności (Z)
(A/m)

65

7,5

W przypadku innych urządzeń przenośnych i mobilnych używających komunikacji radiowej (nadajników) można
zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym, zachowując minimalną zalecaną odległość między urządzeniem
przenośnym i mobilnym używającym komunikacji radiowej (nadajnikiem) oraz urządzeniem z serii RadiForce zgodnie
z poniższymi zaleceniami i stosownie do maksymalnej mocy wyjściowej urządzenia komunikacyjnego.

Maksymalnaznamionowa mocwyjściowa nadajnika(W)Odstęp separacyjny stosownie do częstotliwości nadajnika(m)od 150 kHz do 80 MHz
od 80 MHz do 800 MHz od 800 MHz do 2,7 GHz
d = 1,2√P
d = 1,2√P
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

W przypadku nadajników o znamionowej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej maksymalny odstęp separacyjny „d”
w metrach (m) może zostać oszacowany równaniem stosownym do częstotliwości nadajnika, gdzie „P” to maksymalnaznamionowa moc wyjściowa nadajnika w watach (W) według informacji producenta.
Uwaga 1

Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odstęp separacyjny dla wyższego zakresu częstotliwości.

Uwaga 2

W pewnych przypadkach te wytyczne dotyczące zakłóceń przewodzonych, indukowanych przez polao częstotliwości radiowej lub promieniowane pola o częstotliwości radiowej nie mają zastosowania. Na propagację
fal elektromagnetycznych ma wpływ pochłanianie i odbijanie ich przez budynki, przedmioty i ludzi.

Dodatek25

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N383AZ
IFU-MX194
Copyright © 2018 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition - September 29th, 2023