LF995
RFフィールドテスター
Ver.1.0

LF995RFフィールドテスター
地デジ

BS

110°
CS

高度BS
4K/8K

スカパー

LTE(700MHz)

パイロット

上り

FM

スカパー光

QAM

OFDM

FTTH

映像/音声

レベル

MER

BER

C/N

コンスタ
レーション

プロファイル遅延

スペアナ

7インチ⼤型タッチパネルで簡単操作 / 映像⾳声対応概要
LeMaster(リマスター) LF995は、⽇本国内における地上波、CATV、衛星のデジタル放送に対応したRFフィールドテ
スターです。各デジタル放送のレベル、BER、MERの測定やコンスタレーションなどの波形確認はもちろん、映像表
⽰や⾳声の確認、FTTHにおける光パワー測定機能やBER、MER等の測定も可能です。また10〜3300MHzの広帯域ス
ペクトラム表⽰、⾃動測定機能、放送局名／衛星名表⽰機能、GPSによる位置情報記録など多くの新機能を搭載しており、更にはETHERNETやWi-Fi、USB(Type-C)など様々な通信インターフェースを標準装備しているのでデータ収集や管理、およびクラウドデータサービス（LePorter）との連携に最適です。表⽰部には⼿袋で操作可能な7インチの⼤型タッチパネルLCDを採⽤しており操作性が⼤きく向上しており、視認性の⾼いカラーTFT液晶のため屋内はもちろん、屋外の太陽光下でも画⾯を確認することができます。

特⻑●測定

⾃由なチャンネルプリセット
パイロット信号、FM、地上デジタル放送、 CATV デジタル
放送、地上波パススルー、BSパススルー、BS/CS デジタル
放送、新2軸衛星、BS/110 度CS右/ ⾼度BS (4K/8K放送)の異なるバンドのチャンネルテーブルを１つにプリセットして、⼀挙に測定可能です。10〜3300MHzまでバンド切替がなくバンドを意識せず使⽤できます。１つのプリセットに最⼤300チャンネル設定できます。

映像表⽰、⾳声出⼒機能
地上デジタル放送、BS、110度CSデジタル放送、スカパー
プレミアム放送（※無料放送のみ）における2K/4K放送の映像/
⾳声の確認ができます。※4Kはソフトバージョンアップにてサポート予定

CATV
複数項⽬同時測定
デジタル放送の受信状態を知る上で重要なレベル、BER(ビットエラーレート)、MER(モジュレーションエラーレシオ)、
C/N(キャリヤー/ノイズ)の常時同時測定表⽰、および画像表
⽰、スペクトラム表⽰、コンスタレーション、遅延プロファ
イルの波形表⽰を切替て測定可能です。

１プリセット

⼀挙測定

バンド切替無し

マルチチャンネルの⼀覧表⽰
従来製品はレベルのみ対応でしたが、レベル、BER、MER、
C/Nの測定結果をマルチでバーグラフ表⽰します。またマル
チ表⽰で１波を選択して各項⽬(レベル、BER、MER、C/N)の値確認が可能です。

LEVEL
BER

LEVEL

MER

BER

C/N

MER
C/N

-1-

UHF

BS

CS

10〜3300MHzの広帯域スペクトラム表⽰

光測定対応

レベル等の数値のみでは判断の出来ない受信状態の確認や、不要妨害波等の確認が可能です。

FTTH(SC-UPCコネクター)⼊⼒からの光パワー測定、および O/E変換器を内蔵していますのでRF変換したレベル、
BER、MER、映像等の測定可能です。※BER、MER、映像はソフ
トバージョンアップにてサポート予定

光信号

●機能
⾃動サーチ機能
⾃動サーチ機能により、受信している地上波、CATV、
BS/CS放送に合わせ⾃動的にチャンネルテーブルを作成することが可能です。チャンネル数が多く⾊々な放送⽅式で運⽤しているCATV等の測定を簡単に⾏うことができます。
CATVデジタル放送のAnnex B/Cの設定も⾃動的に⾏います。

光パワー、O/E変換後のレベル、BER、MER等測定

スペクトラム表⽰
シングルにてパイロット、FM、
地上波、CATV、BS/CS のスペ
クトラム表⽰機能により、受信状態確認に役⽴ちます。

⾃動測定機能地上波、CATV、BS/CSの複数チャンネルのレベル、BER、MER測定、およびコンスタレーション、スペクトラム、遅延プロファイルなどの測定からデータ保存までを⾃動で⾏います。FMやパイロットはレベル、とスペアナに対応します。また⼀定時間間隔でデータの取得を⾏うロガー機能も搭載しており、⻑期間の監視⽤途に最適です。

コンスタレーション表⽰
シングルにてデジタル放送の受信状態を視覚的に捉えることができるコンスタレーション表⽰が可能です。

地上デジタル放送の遅延プロファイル測定
シングルにて地上デジタル放送の遅延プロファイル測定機能により、遅延波の発⽣状態をひと⽬で把握することができます。
測定⽅法には特別な試験信号を必要としない⽅式を採⽤していますので、地上デジタル放送波を受信できる場所ならば、どこでも測定可能です。

測定
データ

CATV1000MHz伝送対応

保存データトレース機能

CATVの受信周波数範囲が10〜1002MHzと広いため⾼域のCATV測定にも対応しています。

保存した測定データ（レベル、BER、MERや波形データ）と別位置等で⽐較しながら測定が可能です。

スカパーHD(DVB-S2)対応

測定ポイントA
測定値保存

衛星のCS ハイビジョン放送のスカパーHD(DVB-S2)の測定が可能です。

Ⓐ

衛星放送共聴システムのC/N測定
ブロックコンバーターやブースターを使⽤した衛星放送共聴システムの端末側でのC/N測定も可能です。

⾼度広帯域衛星デジタル放送（4K/8K 放送）対応
周波数範囲が950〜3300MHzと広いため、BS/110度CS右/左旋円偏波における⾼度広帯域衛星システムのレベル、
BER、MER、C/N測定が可能です。

LTE(700MHz帯)測定
LTE (700MHz帯)のレベル測定、スペクトラム表⽰ができます。テレビ放送とLTE(700MHz帯)の測定ができるので、⼲渉などの受信障害調査に便利です。

測定ポイントBⒶとⒷ⽐較測定
Bポイントはライブ測定-2-Ⓑ

トレース機能

パワーデリバリー対応 USB(Type-C)

リアルタイムな測定の最⾼や最低の値を記録してグラフにて表⽰されるので瞬断やピーク時等の判別に役⽴ちます。

モバイルバッテリーから電源を供給できるUSB(Type-C)パ
ワーデリバリーに対応し、内蔵バッテリーの残量が無くなった場合などに対応が可能です。

チルト測定機能
伝送路⼊⼒レベルを基準としてノーマライズ (正規化)した
あと、配線された後段の特性を確認することで伝送路の特性を⼀⽬で確認することができます。

内蔵
バッテリー

モバイル
バッテリー

ACアダプター

衛星名、放送局名表⽰機能
受信している衛星名や地上デジタル放送における放送局名を確認が可能です。

U27
地上デジタル557.143 MHz

ISDB-T

64QAM 3/4

A B - MODE3 1/8
LOCK
ＮＨＫ総合・東京

LF995への各電源供給充実したチャンネルテーブル

クラウドデータサービス（LePorter）との連携

地上波、CATV、BSをはじめ、 N-SAT-100、CS デュアルビームアンテナ、CSブロックコンバーターや2600MHzシス
テムなど、様々な周波数チャンネルテーブルを内蔵しています。

Wi-Fi通信により弊社クラウドデータサービス「LePorter」に直接データのアップロードが可能です。

豊富な機能
アンテナコンバーター等へのDC供給、同軸ケーブルに重畳するAC・DC電圧の測定、レベル測定単位の切り換え、オー
トパワーオフ、レジュームなどの便利な機能を装備してい
ます。

Wi-Fi

GPSによる位置情報記録

測定データ
⾃動作成報告書

GPSを内蔵しているので測定データ内に測定時の位置情報を記録いたします。
GPS
測定位置情報
測定データ

●機構
7インチ

リモート通信インターフェース
Wi-Fi、ETHERNETの通信インターフェースを搭載し、データの転送や、遠隔からのリモート制御が可能です。
ETHERNETでPCに接続しますとブラウザーにて測定画⾯表
⽰並びにクリックによるコントロールが可能です。

Ethernet
Wi-Fi

タッチパネルディスプレイ

視認性の⾼い⾼輝度⼤型のカラーLCDにタッチパネル採⽤で操作性が向上し、⼿袋したままや濡れた⼿の状態でも操作することが可能です。
屋内はもちろん、屋外で太陽光の下でも画⾯を確認することができます。また、⾊による受信状態の判定が可能なため、簡単に受信状況を確認することができます。

WEBブラウザーUSB 3.0(Type-C)インターフェース
Type-C USB 外部メモリー接続にて測定データ直接保存も
しくは内部保存のコピーが可能です。

⼿袋や濡れた⼿でも操作可能

⼤容量の内蔵メモリー
8GBのメモリーを内蔵しているので最⼤99,999 件記憶することができます。外部にも8GB以上のメモリーを接続していただくと同様の最⼤99,9999件のデータを直接保存が可能です。

簡単操作のGUI-3-

ライト/ダークモード

優れた携帯性245(W)×148(H)×75(D)とコンパクトに設計されており、携帯性にも⼤変優れています。

消費電⼒を抑え⽬を疲れにくくするダークモードに対応

規格
TV放送波測定

BS･CS

周波数 測定範囲

電波形式

地上波･CATV 10 〜 1002 MHz アナログ（FM）、CW、上り信号のレベ
ル、スペクトラム表⽰
42 〜 1002 MHz 地上波／CATVデジタル放送のレベル、
BER、MER、換算C/N測定、コンスタ
レーション、スペクトラム表⽰、遅延プ
ロファイル（地上デジタルのみ）
BS・CS
950 〜 3300 MHzレベル、BER、C/N、MER測定、コンス
タレーション表⽰、スペクトラム表⽰

測定範囲
分解能
確度
測定帯域幅

周波数 設定分解能
地上波･CATV 10 kHz ステップ
BS・CS
10 kHz ステップ

内蔵チャンネルテーブル
地上波・CATV ⽇本のVHF・UHF・CATVおよびBSデジタルCATVパスス
ルー
BS・CS
BS
10.678 GHz
N-SAT-110
10.678、10.127 GHz
BS+N-SAT-110 10.678 GHz、2600MHzシステム
JCSAT-3・4デュアル 10.678、11.2 GHz
JCSAT-3・4
10.678、10.873、10.99、11.2、11.3
GHz、BC/CS混合、LNB混合、ブロックコンバータ、ブロックコンバータ(2600MHzシステム)、新2軸衛星共同受
信システム
JCSAT-1・2
10.678、10.873、10.99、11.2、11.3
GHz、5.15 GHz（Cバンド）、ブロック
コンバータ
SUPERBIRD-A・B・ C 10.678、10.873、10.99、11.2、
11.3 GHz、5.15 GHz（Cバンド）ブロッ
クコンバータIntelsat-19
10.678、11.2 GHz、11.3GHz

レベル測定
地上波･CATV
電波形式
測定範囲
分解能
確度
測定帯域幅

アナログ
デジタル
アナログ
デジタル
0.1 dB
アナログ
デジタル
アナログ

FM、CW
QPSK､16〜256QAM､OFDM
20〜120 dBμV (-40〜60 dBmV)
35〜120 dBμV (-25〜60 dBmV)

デジタル

放送⽅式によって⾃動切り替え±2 dB(20〜30 ℃) ±3 dB( 0〜40 ℃)±2 dB(20〜30 ℃) ±3 dB( 0〜40 ℃)
100 kHz40〜120 dBμV (-20〜60 dBmV)
0.1 dB±2 dB(20〜30 ℃) ±3 dB( 0〜40 ℃)

新2軸衛星共同受信システム
測定範囲
分解能
確度

デジタル測定地上デジタル放送
⼊⼒信号パラメータ 放送⽅式
⽇本の地上デジタル放送（ISDB-T⽅式）
伝送モード MODE 1，MODE 2，MODE 3
変調⽅式 DQPSK、QPSK、16QAM、64QAM
ガードインターバル⽐ 1/4、1/8、1/16、1/32
畳込み符号化率 1/2、2/3、3/4、5/6、7/8
時間インターリーブ⻑ I=0、1、2、4、8(モード3において)⼊⼒レベル範囲 42〜1002MHz 45〜100 dBμV
（チャンネル間レベル差20 dB以内）
測定階層
伝送階層（A､B､C）を指定して測定
BER測定
測定⽅式
簡易ＢＥＲ
（前⽅誤り訂正の訂正数を計測）
測定範囲
RS復号前(Pre) 7.0E-2〜2.0E-8、0E+0
RS復号後(Post) 5.0E-1〜2.0E-5、0E+0
MER測定
測定範囲
QPSK 5〜30 dB
16QAM 10〜30 dB
64QAM 15〜30 dB
換算C/N測定 測定測定範囲
5〜35 dB
コンスタレーション表⽰ 変調⽅式 DQPSK､QPSK､16QAM､64QAM
遅延プロファイル測定
D/U⽐ 分解能 0.1 dB
表⽰範囲 0 〜-50 dB
確度±3 dB(移動速度0, D/U＞-30 dB,
0〜40 ℃ において)遅延時間 表⽰範囲 有効シンボル⻑の1/3−(有効シンボル⻑の1/12)〜＋(有効シンボル⻑の1/4)
有効範囲 0 〜 ガードインターバル⻑
ﾏｰｶ分解能 0.16 μs（最⼩：画⾯表⽰拡⼤率による）表⽰ プロット 全体表⽰または⼀部分を拡⼤表⽰
マーカ マーカ位置のD/U⽐遅延時間を
数値表⽰
単CHスペクトラム表⽰ 中⼼周波数 選択周波数
表⽰スパン 1ch

CATVデジタル放送

BSデジタルCATVパススルー
測定範囲
分解能
確度

BS(TC8PSK)、⾼度広帯域衛星デジタル(QPSK、8PSK、
16APSK、32APSK)、広帯域CSデジタル/CSデジタル(BPSK､QPSK)、CSデジタルハイビジョン(QPSK,8PSK)
40〜100 dBμV (-20〜40 dBmV)
0.1 dB±2 dB(20〜30 ℃) ±3 dB (0〜40 ℃)
放送の⽅式により⾃動切り換え

40〜100 dBμV (-20〜40 dBmV)
0.1 dB±2 dB(20〜30 ℃) ±3 dB( 0〜40 ℃)-4-

⼊⼒信号パラメータ 放送⽅式
ITU-T J.83 Annex B,C
変調⽅式 64QAM、256QAM
シンボルレート
Annex B 64QAM 5.0571 Msymbols/s
Annex B 256QAM 5.361 Msymbols/s
Annex C 64QAM 5.274 Msymbols/s
Annex C 256QAM 5.274 Msymbols/s
⼊⼒レベル範囲 90〜1002MHz
55〜100 dBμV
（チャンネル間レベル差20 dB以内）
BER測定
測定測定⽅式
簡易BER（前⽅誤り訂正の訂正数を計測）
測定範囲
RS復号前(Pre) 1.0E-2 〜 1.0E-8、 0E+0
MER測定
測定範囲
64QAM 20〜35 dB
256QAM 27〜35 dB
分解能
0.1 dB
換算C/N測定 測定範囲
64QAM 20〜40 dB
256QAM 27〜40 dB
分解能
0.1 dB
コンスタレーション表⽰
変調⽅式 64QAM / 256QAM
単CHスペクトラム表⽰
中⼼周波数 選択周波数
表⽰スパン 1ch

BSデジタル放送

⾼度広帯域衛星デジタル放送（4K/8K放送）

⼊⼒信号パラメータ 放送⽅式
⽇本のBSデジタル放送（ISDB-S）
変調⽅式 TC8PSK(2/3)
シンボルレー ト 28.86 Mbaud
C/N測定
測定測定範囲5〜25 dB
信号レベル
55 dBμV 以上
確度±2 dB(C/N=5〜20.0 dB),
±3 dB(C/N=20.1〜25 dB)±2 dB(C/N=5〜25 dB 測定モード2)
BER測定
測定測定⽅式
簡易BER（前⽅誤り訂正の訂正数を計測）
測定範囲
ビタビ復号後(Post)
1.0E-3 〜 1.0E-8、0E+0
MER測定
測定範囲
10〜25 dB
分解能
0.1dB
コンスタレーション表⽰ 変調⽅式
TC8PSK
単CHスペクトラム表⽰ 中⼼周波数 選択周波数
表⽰スパン 1ch

⼊⼒信号パラメータ 放送⽅式
変調⽅式

⾼度広帯域衛星デジタル放送（ISDB-S3）
BPSK、QPSK、8PSK、16APSK、
32APSK
符号化率
1/3、2/5、1/2、3/5、2/3、3/4、7/9、4/5、5/6、7/8、9/10
シンボルレート 33.7561 Mbaud
C/N測定(※) 測定測定範囲
5〜25 dB
信号レベル
55 dBμV 以上
確度±2 dB(C/N=5〜20.0 dB),
±3 dB(C/N=20.1〜25 dB)±2 dB(C/N=5〜25 dB 測定モード2)
BER測定
測定範囲
BCH復号後 1.0E-3〜1.0E-8、0E+0
MER測定
測定範囲
QPSK 5〜25 dB
8PSK 10〜25 dB
分解能
0.1dB
コンスタレーション表⽰ 変調⽅式
BPSK、QPSK、8PSK、16APSK、
32APSK
単CHスペクトラム表⽰ 中⼼周波数 選択周波数
表⽰スパン 1ch

広帯域CSデジタル放送
⼊⼒信号パラメータ 放送⽅式

⽇本の広帯域CSデジタル放送（ISDB-S）
変調⽅式
QPSK
符号化率
1/2、2/3、3/4、5/6、7/8
シンボルレート 28.86 Mbaud
C/N測定
測定測定範囲5〜25 dB
信号レベル
55 dBμV 以上
確度±2 dB(C/N=5〜20.0 dB),
±3 dB(C/N=20.1〜25 dB)±2 dB(C/N=5〜25 dB 測定モード 2)
BER測定
測定測定⽅式
簡易BER（前⽅誤り訂正の訂正数を計測）
測定範囲
ビタビ復号後(Post)
1.0E-3 〜 1.0E-8、 0E+0
MER測定
測定範囲
QPSK(1/2,2/3,3/4) 5〜25 dB
QPSK(5/6) 6〜25 dB
QPSK(7/8) 7〜25 dB
分解能
0.1dB
コンスタレーション表⽰ 変調⽅式
BPSK、QPSK
単CHスペクトラム表⽰ 中⼼周波数 選択周波数
表⽰スパン 1ch

LTE(700MHz)の測定
周波数

端末(上り)
718.00〜748.00 MHz ※下限拡張未定
基地局(下り)773.00〜803.00 MHz ※下限拡張未定
CH帯域幅
10 MHz、30 MHz
レベル測定範囲 10MHz
35〜100 dBµV
(基地局のみ) 30MHz
45〜100 dBµV
分解能
0.1 dB
測定帯域幅
100 kHz
スペクトラム表⽰
表⽰スパ ン 14MHz、42MHz
チャンネルテーブル
端末(10MHz)、端末(30MHz)
基地局(10MHz)、基地局(30MHz)
端末/基地局(10MHz)、
端末/基地局(30MHz)

簡易スペクトラムアナライザー機能
周波数

振幅

CSデジタル放送（CS）
⼊⼒信号パラメータ 放送⽅式
⽇本のCSデジタル放送（DVB-S）
変調⽅式
QPSK、BPSK
ビタビ符号化率 1/2、2/3、3/4、5/6、7/8
シンボルレート 21.096 Mbaud
C/N測定(※) 測定測定範囲
5〜25 dB
信号レベル
55 dBμV 以上
確度±2 dB(C/N=5〜20.0 dB),
±3 dB(C/N=20.1〜25 dB)±2 dB(C/N=5〜25 dB 測定モード2)
BER測定
測定測定⽅式
簡易BER（前⽅誤り訂正の訂正数を計測）
測定範囲
ビタビ復号後(Post)
1.0E-3 〜 1.0E-8、 0E+0
MER測定
測定範囲
QPSK(1/2,2/3,3/4) 5〜25 dB
QPSK(5/6)
6〜25 dB
QPSK(7/8)
7〜25 dB
分解能
0.1dB
コンスタレーション表⽰ 変調⽅式
QPSK
単CHスペクトラム表⽰ 中⼼周波数 選択周波数
表⽰スパン 1ch

測定周波数10〜3300 MHz
設定分解能
10 kHz周波数スパン
5〜3290 MHz、10 kHzステップ
分解能帯域幅(RBW) 100kHz
基準レベル+10〜-40dBm、1dBステップ
レベル確度
±2dB
⼊⼒アッテネータ 0〜30dB、10dBステップ
表⽰スケール
2dB、5dB、10dB/div

光パワー測定機能波⻑
光パワー測定範囲
光ファイバー
⼊⼒コネクタ形状
研磨⽅法

1310/1490/1550/1625 nm-15〜+5 dBm
1.31μm 零分散シングルモード
SC
UPC

SM10/125

映像表⽰、⾳声出⼒機能対応

地上デジタル放送、BSデジタル放送（2K）、⾼度BSデジ
タル放送（4K）※4Kはソフトバージョンアップにてサポート予定

⾃動測定機能記録内容
ロギング

レベル、BER、MER、C/N測定値、コンスタレーション波形、スペクトラム波形、遅延プロファイル波形
開始時刻、終了時刻、周期を設定
周期：最短22秒（放送⽅式、チャンネル数による）チャンネル⾃動サーチ機能

CSデジタル放送（CSハイビジョン）

サーチ基準

アナログ
レベルが40 dBμV以上
デジタル
信号同期
⾃動サーチ設定 給電の設定（6〜15V）

⼊⼒信号パラメータ 放送⽅式
⽇本のCSハイビジョン放送（DVB-S2）
変調⽅式
8PSK、QPSK
符号化率
1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10
シンボルレート 23.3037 Mbaud
30.000Mbaud(Intelsat-19のみ)
C/N測定(※) 測定範囲
5〜25 dB
信号レベル
55 dBμV 以上
確度±2 dB(C/N=5〜20.0 dB),
±3 dB(C/N=20.1〜25 dB)±2 dB(C/N=5〜25 dB 測定モード2)
BER測定
測定範囲
BCH復号後 1.0E-3〜1.0E-8、0E+0
MER測定
測定範囲
QPSK 5〜25 dB
8PSK 10〜25 dB
分解能
0.1dB
コンスタレーション表⽰ 変調⽅式
QPSK、8PSK
単CHスペクトラム表⽰ 中⼼周波数 選択周波数
表⽰スパン 1ch

レベル表⽰単位dBμV(75 Ω終端値)、dBμVemf、dBmV(75 Ω終端値)、dBmW 切り換式

マルチ表⽰
チャンネル数

最⼤300

端⼦形状
F形レセプタクル(75 Ω)

DC出⼒
出⼒電圧
設定
電圧確度
出⼒電流
過電流保護

-5-

+6〜+15V
1Vステップ±10％
最⼤400mA
動作電流440±20mA

重畳電圧測定
AC電圧
DC電圧
分解能
確度

消費電⼒
5〜100 Vrms (50〜60 Hz)
5〜50 V
0.1 V±（5 %＋1 V）

最⼤ 35 W

表⽰
表⽰素⼦
照明
タッチパネル

内部メモリー（プリセット）
記憶数最⼤
記憶内容

99,999（チャンネルテーブルによる）チャンネルテーブル、測定設定
99,999（測定データによる）各チャンネルのレベル、C/N、BER、MER測定値、測定⽇時等
表形式データ(CSV)、画像データ(BMP)

動作保証温度範囲
動作保証湿度範囲
保管温度範囲使⽤環境
使⽤⾼度
可電圧カテゴリ汚染度

USB 3.0
Type-C (Female)

⼨法・質量10BASE-T/100BASE-T 準拠（⾃動切換）
RJ-45型SNMP（監視項⽬限定、TRAP）、HTTP、SNTP、SFTP

付属品

外部メモリー
規格
コネクタ形状245(W)×148(H)×75(D)
1.8 kg（本体のみ）

ETHERNET
信号形式
コネクタ
プロトコル

IEEE 802.11 ac/a/b/g/n

位置情報
衛星
精度

0 〜 40 ℃
85 % RH以下（但し、結露のないこと）-10 〜 50 ℃
屋内および屋外
2,000 mまで
Ⅰ
2
※突起物含まずキャリングベルト
1本
キャリングケース
1個
アクセサリーポーチ
1個
ACアダプター1個
電源コード
1本
キャリングケース⽌め⽤
三脚アダプター（1/4ｲﾝﾁ）
1個
六⾓⽳付ボルト（M2.6x8）
4個
六⾓⽳付きボルト（1/4-20UNC） 1個
平ワッシャー（φ6.5-φ13）
1個

Wi-Fi
対応規格

800×480ドット

環境条件

内部メモリー（データ）
記憶数最⼤
記憶内容

7.0インチ タッチパネル付きカラー液晶
透過型
LEDバックライト
静電容量タイプ

GPS/Galileo/SBAS/順天候
2.2m ※屋外において、環境により異なります。

※屋内ではGPS測位できません。もしくは測位までに時間がかかります。
※屋外においても受信環境によってGPS測位できない場合や、測位までに時間がかかる場合があります。

オートスリープ
時間設定

5分､10分､20分､60分､および連続動作※※スリープ状態が24時間継続した場合は、⾃動的にシャットダウンします。

電源① 本体② キャリングケース③ ショルダーベルト④ ACアダプター

リチウムイオンバッテリーパック(内蔵）ACアダプタ（付属）USB-Cタイプモバイルバッテリー（市販品）※15V 65W以上 出⼒対応品に限る

②
①

充電時間
内蔵リチウムイオンバッテリパックの充電
6.0時間(typ.)（本体電源オン時）
3.5時間(typ.)（本体電源オフ時）④

電池寿命
内蔵リチウムイオンバッテリパック使⽤時
RF⼊⼒モード
3.5時間(typ.)（地上波デジタル測定モード時）
2.5時間(typ.)（BS･CS測定、DC給電150 mA時）
光⼊⼒モード
2.5時間(typ.)③（CATVデジタル測定モード時）

⼊出⼒端⼦
光⼊⼒端⼦

Fコネクター端⼦

イーサネット端⼦

Type-C USB端⼦

電源ボタン

電源端⼦

-6-

LF995対応⼀覧表
対応⽅式

放送⽅式

変調⽅式

FM、パイロット、
上り信号

測定範囲

ステップ 測定範囲

⼊⼒範囲

分解能/⾓度

10〜1002MHz

100kHz

20〜120dBμV

20〜120dBμV

0.1dB / ±2dB

地上波デジタル

ISDB-TDQPSK、QPSK、
42〜1002MHz
16QAM、64QAM

10kHz

35〜120dBμV

45〜100dBμV

0.1dB / ±2dB

CATVデジタル

ITU-T J.83
Annex B,C

64QAM、
256QAM

90〜1002MHz

10kHz

35〜120dBμV

55〜100 dBμV

0.1dB / ±2dB

BS

ISDB-S

TC8PSK(2/3)

950〜3300MHz

10kHz

40〜100dBμV

55〜100 dBμV

0.1dB / ±2dB

広帯域CS

ISDB-S

QPSK

950〜3300MHz

10kHz

40〜100dBμV

55〜100 dBμV

0.1dB / ±2dB

CS

DVB-S

QPSK、BPSK

950〜3300MHz

10kHz

40〜100dBμV

55〜100 dBμV

0.1dB / ±2dB

CSハイビジョン

DVB-S2

8PSK、QPSK

950〜3300MHz

10kHz

40〜100dBμV

55〜100 dBμV

0.1dB / ±2dB

⾼度広帯域衛星
デジタル放送ISDB-S3

BPSK、QPSK、
8PSK、16APSK32APSK

950〜3300MHz

10kHz

40〜100dBμV

55〜100 dBμV

0.1dB / ±2dB

100kHz3MHz
35〜100 dBµV
10MHz
35〜100 dBµV
30MHz
45〜100 dBµV

3MHz
35〜100 dBµV
10MHz
35〜100 dBµV
30MHz
45〜100 dBµV

0.1dB

端末(上り)
718.00〜748.00 MHz
基地局(下り)773.00〜803.00 MHz

LTE(700MHz)

スカパー!プレミアム
サービス光
BSデジタル
CATVパススルー
簡易スペアナ

対応⽅式
FM、パイロット、
上り信号

各FM/地デジ/CATV/BS/CSと同じ
各BS/CSと同じ
10〜3300MHz

BER

MER

10kHz

C/N

-

-

スペアナ コンスタレーション-

地上波デジタルRS復号前(Pre)7.0E-2〜2.0E-8、0E+0
RS復号後(Post)
5.0E-1〜2.0E-5、0E+0

QPSK 5〜30 dB
16QAM 10〜30 dB
64QAM 15〜30 dB

5〜35 dB

CATVデジタル

RS復号前(Pre)1.0E-2 〜 1.0E-8、 0E+064QAM 20〜35 dB
256QAM 27〜35 dBBS

ビタビ復号後(Post)
1.0E-3 〜 1.0E-8、0E+0

10〜25 dB

広帯域CS

ビタビ復号後(Post)
1.0E-3 〜 1.0E-8、0E+0CS

ビタビ復号後(Post)
1.0E-3 〜 1.0E-8、0E+0CSハイビジョン

BCH復号後1.0E-3〜1.0E-8、0E+0

QPSK(1/2,2/3,3/4)
5〜25 dB
5〜25 dB
QPSK(5/6) 6〜25 dB
QPSK(7/8) 7〜25 dB
QPSK(1/2,2/3,3/4)
5〜25 dB
5〜25 dB
QPSK(5/6) 6〜25 dB
QPSK(7/8) 7〜25 dB
QPSK 5〜25 dB
5〜25 dB
8PSK 10〜25 dB

⾼度広帯域衛星
デジタル放送BCH復号後1.0E-3〜1.0E-8、0E+0

QPSK 5〜25 dB
8PSK 10〜25 dB

LTE(700MHz)
スカパー!プレミアム
サービス光
BSデジタル
CATVパススルー

-

1ch

-

- / ±2dB

画像/ 遅延⾳声 プロファイル-

表⽰範囲
0 〜-50 dB
確度
±3 dB

1ch

DQPSK､QPSK､
16QAM､64QAM

●

64QAM
20〜40 dB
256QAM
27〜40 dB

1ch

64QAM / 256QAM●-

5〜25 dB

1ch

TC8PSK●-

1ch

BPSK、QPSK

●

-

1ch

QPSK

●

-

1ch

QPSK、8PSK

●

-

1ch

BPSK、QPSK、
8PSK、
16APSK、 32APSK

●

-

-

-

-

5〜25 dB-+10〜 -40dBm +10〜 -40dBm

-

14MHz
42MHz

各FM/地デジ/CATV/BS/CSと同じ

地デジと同じ各BS/CSと同じ--7-

デジタル放送の測定
デジタル放送の測定項⽬
・アンテナの⽅向調整・端⼦レベル確認 ・ブースター利得調整

・受信状態の余裕度確認
・ブースターの雑⾳や歪みによる品質劣化の確認

信号の品質

信号の強さ
レベル測定

C/N測定(BS/CS)、MER測定

スペクトラム測定／遅延プロファイル測定（地上デジタル）

コンスタレーション表⽰

・マルチパスの確認

・画像が安定に映るかどうかの判断
・パルス性のノイズや混信による障害の発⾒

ＢＥＲ測定

・MERの視覚的な確認

BS･CSのC/N測定

MER測定・コンスタレーション表⽰
MER（モジュレーション・エラー・レシオ）は、デジタル変調の品質を表す値であり、ノイズが少ないほど⼤きな値になります。コン
スタレーション表⽰は、デジタル変調の品質を視覚的に確認することができます。

弊社のシグナルレベルメーターは、ブースターやブロックコンバー
ターを使⽤した共聴システムにおいても、C/N測定が可能です。

BER測定
BER（ビットエラーレート）は、放送局からデジタル変調で送られてきた番組データが、最終的にどれくらい正確に受信されているかをデータの誤り率で⽰したもので、BER＝誤りビット数／単位時間あたりの送信ビット数となります。

地上デジタル放送受信の⽬安（注1）実際の地上デジタル放送受信機では、34dBμV以下でも映像受信が可能な場合がありますが、レベル変動やマルチパスの影響などに対する余裕を⾒込んで、受信機の⼊⼒端で46dBμV以上を確保することが望ましいとされています。
（注2）64QAM(3/4)の場合

スペクトラム表⽰の活⽤
スペクトラム表⽰機能で地上デジタル放送波のスペクトラム波形を観測することにより、マルチパスの影響を知ることができるため、アンテナ設置の際に役⽴ちます。また、スペクトラム波形から、ア
ナログ放送チャンネルを識別することができます。

デジタル放送は、マルチパス（建物等による反射波）やフェージ
ング（時間によるレベル変化）の影響があるため、安定した受信をするためには、映像が映る最低レベルに対して10〜20dBの余裕を確保することが必要とされています。地上デジタル放送に対応したシグナルレベルメーターで、正確なレベルを測定してくだ
さい。
さらに、MERやBERを測定すれば、より確実に受信状態を確認することができます。

マルチパスによるスペクトラム波形の乱れ(この幅が⼩さいほど良い)＊スペクトラム表⽰は簡易的なものですので、精密な測定にはご使⽤いただけません。

BS･CSデジタル放送受信の⽬安
基準値：放送規格上の標準的な設計値
推奨値：基準値に対して2dB の降⾬減衰を考慮した値（晴天時にこのC/N値を確保することが望ましい）（注1）C/Nの推奨値は以下の変調⽅式の場合の⽬安です。

放送
高度BSデジタル
BSデジタルCSデジタル

変調方式（符号化率）
16APSK (7/9)＊
TC8PSK(2/3)＊
QPSK(3/4)＊この変調⽅式（符号化率）以外で放送される可能性があります。
（注2）ビタビ復号後（＝RS符号前）の値における Post（ビタビ復号後）のBERと同じです。
⾼度BSデジタル放送、スカパー プレミアムサービスの場合、
誤り訂正処理の性質上、所要C/N付近で急激な変化となります。
受信確認の際には、エラーフリー（0.0E+0）であることが望ましいです。

-8-

参考資料：電波産業会標準規格 ARIB STD-B1,B2,B20,B21,B44,B63 ⽇本CATV技術協会標準規格 JCTEA STD-011-1.0,STD-013-4.0 テレビ受信向上委員会「デジタル時代の放送受信技術（地上デジタル放送編）2004」、「デジタル時代の放送受信技術（デジタ
ル受信システム編）2003」、「BSデジタル時代の受信システムハンドブック」

⽐較表⼀覧

LF995
7インチ
カラーTFT
タッチパネル

LF965

LF990

LF52

LF51

４インチ ５.７インチ ４インチ
４インチ
カラーTFT カラーTFT モノクロSTN モノクロSTN

LCD

FM

地上波

CATV

レベル

○

○

○

○

○

レベル,BER,MER,C/N, コンスタレーション

○

○

○

○

○

遅延プロファイル
スペクトラム表⽰
放送局名表⽰

○
○
●

○
○
−

○
○
○

○
○
−

−
○
−

レベル, BER,MER, コンスタレーション, 上り

○

○

○

○

○

スペクトラム表⽰
1002MHz対応

○
○

○
○

○
−

○
−

○
−

レベル, BER,MER,C/N, コンスタレーション

○

○

○

○

○

4K/8K：レベル、C/N

○

○

○

○
−
○
−
○
○
○
−
−
○
−

オプション
(簡易C/N)
−
○
○
○
○
オプション
オプション
−
−
○
−

オプション
(簡易C/N)
−
−
○
−
○
−
−
−
−
−
−

オプション
(簡易C/N)
−
−
○
−
○
−
−
−
−
−
−

●
●
●

−

−

−

−

−
○

−
オプション

−
オプション

−
オプション

●

−

−

−

−

○
−
−
−
256KB
−

−
−
−
−
256KB
−

RS232C−

BS/CS

4K/8K：BER,MER, コンスタレーション
スペクトラム表⽰
スカパープレミアム HD/4K
衛星名表⽰
パイロット信号その他⽅式 LTE （700MHz帯）
スカパー!光HD
受信画像表⽰、⾳声出⼒
光パワー、 O/E変換後の BER、MER測定
レベル,BER,MER同時表⽰
シングル
レベル,BER,MER,C/N同時表⽰
マルチ

機能

レベル,BER,MER,C/N同時表⽰

広帯域スペクトラム表⽰
伝送路チェック機能
保存データトレース機能
トレース機能データロガー
⾃動測定(マクロ機能)
ミックスプリセット
GPS位置情報記録
内部メモリーサイズ
イーサーネット
通信インタフェース

LePorterとの接続
サイズ（W x H x D mm）
質量（kg）
外部メモリー
バッテリー
外部バッテリーACアダプター

●
○

●
○
○
○

●
●
○

●

○

●強化
●
●
8GB
標準
Wi-Fi
Ethernet

○
○
○
○
−
−
−
−
512MB
512MB
オプション オプション
USB

USB

内蔵 Wi-Fi

USBドングル USBドングル−−

245x148x75

194x99x208 250x139x221

194x99x208

194x99x208

1.8
USB-C
付属
内蔵
市販モバイル
バッテリー

1.6
USB
別売
MP-500A

2.6
1.9
USB
CF
付属
付属
MP-500(A) MP-500(A)

1.9
CF
別売
MP-500(A)

付属

-9-

−

−

−

別売
付属
付属
RC60G-12D RC60G-12D UIT 318-12−
別売
UIT 318-12

（リポーター）
クラウド データ サービス

画期的なレポート作成ツール

データ管理・編集、報告書自動作成、マップ表示
Cloud

測定場所・⽅向作業報告書・バーグラフ・波形測定画像

測定場所のマップ表⽰

LePorter（リポーター）は、LF995/LF965/LF990で取得した測定データをクラウドサーバーにアップロードし、データを保存・管理および報告書の⾃動作成ができる新しいサービスです。従来におけるUSBメモリーなどの媒体に取得データをコピーし、PCでおこなっていたデータ集計や報告書作成の作業時間を⼤幅に削減できます。
 LF995との連動• Wi-Fiを利⽤してクラウドにデータを簡単にアップロード※１• 測定データに位置や気象の情報を⾃動的に付与• 建物や場所ごとに測定データを分類して管理• 使⽤した機材やアンテナ設置情報、コメントを記⼊ LF965/LF990との連動• スマートフォンアプリ(iOS/Android)にて対応※2※１‥インターネットへ直接接続はできません。別途Wi-Fiルーター等が必要になります。
※２‥スマートフォンに接続するには専⽤のBluetooth USBドングルが必要です。
LF990は将来対応の予定です。

-10-

 ウェブアプリ• 測定データを専⽤ウェブサイトで確認• 報告書⾃動作成（Microsoft Excel 形式）• アンテナ設置情報を地図上に表⽰• 同じグループのユーザーでデータを共有• 名称等を後から編集可能
 料⾦体系• サブスクリプション

本社・横浜市港北区綱島東 2-6-33 TEL(045)541-2122（代表）●関⻄営業所 (072)768-8013
URL：https://www.leader.co.jp メール: sales@leader.co.jp※製品仕様は予告無く変更することがございます。2024年5⽉16⽇ Vol 1.0 2K