Gebrauchsanweisung

LCD-Farbmonitor

Wichtig
Lesen Sie dieses „Gebrauchsanweisung“ und das„Installationshandbuch“ (separater Band) aufmerksam durch, um
sich mit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen.
Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
• Informationen zur Anpassung und zu den Einstellungen desMonitors finden Sie im „Installationshandbuch“.
• Besuchen Sie unsere Website für die neusten Informationen überunser Zubehör, einschließlich des „Gebrauchsanweisung“ :www.eizoglobal.com

SICHERHEITSSYMBOLE
In diesem Handbuch und für dieses Produkt werden die unten aufgeführten Sicherheitssymbole verwendet.
Sie geben Hinweise auf äußerst wichtige Informationen. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch.

VORSICHTACHTUNGDie Nichtbefolgung von unter
VORSICHT angegebenen Anweisungenkann schwere Verletzungen oder sogar
lebensbedrohende Situationen zur Folge
haben.

Die Nichbeachtung unter ACHTUNG
angegebener Informationen kannmittelschwere Verletzungen und/oder Schäden
oder Veränderungen des Produkts zur Folge
haben.

Weist auf einen Hinweis VORSICHT oder ACHTUNG hin. Beispiel: Das Symbol
Gefahr eines „Stromschlags“.
Weist auf eine unerlaubte Vorgehensweise hin. Beispiel: Das Symbol
auseinander nehmen“.

steht für die

bedeutet „Nicht

Die Produktspezifikationen variieren möglicherweise in den einzelnen Absatzgebieten. Überprüfen Sie, ob
die Spezifikationen im Handbuch in der Sprache des Absatzgebietes geschrieben sind.
Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von EIZO Corporation in
irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln – elektronisch, mechanisch oder auf andere Weise –reproduziert, in einem Suchsystem gespeichert oder übertragen werden. EIZO Corporation ist in keiner
Weise verpflichtet, zur Verfügung gestelltes Material oder Informationen vertraulich zu behandeln, es seidenn, es wurden mit EIZO Corporation beim Empfang der Informationen entsprechende Abmachungengetroffen. Obwohl größte Sorgfalt aufgewendet wurde, um zu gewährleisten, dass die Informationen
in diesem Handbuch dem neuesten Stand entsprechen, ist zu beachten, dass die Spezifikationen derMonitore von EIZO ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

2﻿VORSICHTSMASSNAHMEN
Wichtig• Dieses Produkt wurde speziell an die Einsatzbedingungen in der Region, in die es ursprünglichgeliefert wurde, angepasst. Wird es außerhalb dieser Region eingesetzt, ist der Betrieb eventuell
nicht wie angegeben möglich.
• Lesen Sie diesen Abschnitt und die Warnhinweise am Monitor sorgfältig durch, um
Personensicherheit und richtige Wartung zu gewährleisten.

Stelle der Warnungshinweise

VORSICHTSMASSNAHMEN

3

Symbole am Gerät
SymbolBedeutungHauptnetz-Schalter:

Drücken, um das Netzteil des Monitors auszuschalten.

Hauptnetz-Schalter:

Drücken, um das Netzteil des Monitors einzuschalten.

Netzschalter:

Drücken, um den Monitor ein- und auszuschalten.

Wechselstrom
Warnung vor elektrischem Schlag
ACHTUNG:

Siehe „SICHERHEITSSYMBOLE“ (Seite 2).

WEEE-Kennzeichnung:

Dieses Produkt muss separat entsorgt werden. Die verwendeten
Materialien können unter Umständen wiederverwertet werden.

CE-Kennzeichnung:

EG-Konformitätskennzeichen gemäß den Auflagen derRichtlinien und/oder Verordnungen des Europäischen Rates.

Hersteller
Herstellungsdatum
Achtung: Das US-Bundesgesetz beschränkt dieses Gerät auf den Verkauf durch(Anordnung von) einen(/m) Arzt.
Medizinprodukt in der EU
Importeur in der EU
Autorisierter Vertreter in der Schweiz
Autorisierte Vertretung in der Europäischen Gemeinschaft

4

VORSICHTSMASSNAHMENVORSICHT
Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder merkwürdige Geräusche produziert, ziehen
Sie sofort alle Netzkabel ab, und bitten Sie Ihren lokalen EIZO-Handelsvertreter um Rat.
Der Versuch, mit einem fehlerhaften Gerät zu arbeiten, kann Feuer, einen elektrischen Schlag oder eineBeschädigung des Geräts verursachen.
Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Änderungen daran vor.
Dadurch werden möglicherweise Feuer, elektrischer Schlag oder Verbrennungenverursacht.
Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Servicepersonal.
Führen Sie Wartungsarbeiten an diesem Produkt nicht selbst durch, da das Öffnen oder Entfernen vonAbdeckungen möglicherweise Feuer, einen Stromschlag oder Schäden am Gerät verursacht.
Halten Sie Flüssigkeiten und kleine Gegenstände vom Gerät fern.
Flüssigkeiten oder kleine Gegenstände können aus Versehen durch die Lüftungsschlitze
in das Gehäuse gelangen und somit Feuer, einen elektrischen Schlag oder eineBeschädigung des Geräts verursachen. Sollte ein Gegenstand oder eine Flüssigkeit indas Gehäuse gelangt sein, ist sofort das Netzkabel des Geräts abzuziehen. Lassen Sie
das Gerät in diesem Fall von einem qualifizierten Servicetechniker überprüfen, bevor Sie
wieder damit arbeiten.
Stellen Sie das Gerät auf eine feste, stabile Fläche.
Ein an einer ungeeigneten Stelle aufgestelltes Gerät kann herunterfallen und dabei Verletzungen oder
Geräteschäden verursachen.
Fällt das Gerät herunter, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an Ihren lokalen EIZOHandelsvertreter. Arbeiten Sie nicht mit einem beschädigten Gerät, da Brand- und Stromschlaggefahr
besteht
Verwenden Sie das Gerät an einem geeigneten Platz.
Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden, und es besteht Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
• Geben Sie das Gerät nicht als Transportgut auf (per Schiff, Flugzeug, Zug, Auto, usw.).
• Installieren Sie es nicht in staubiger oder feuchter Umgebung.
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort ab, an dem Wasser auf den Bildschirm spritzen
könnte (Bad, Küche, usw.).
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort ab, an dem der Bildschirm in Kontakt mit
Wasserdampf kommt.
• Stellen Sie es nicht in die Nähe eines Wärme erzeugenden Geräts oder eines
Luftbefeuchters.
• Stellen Sie es nicht an einem Platz auf, wo das Produkt direkter Sonneneinstrahlung
ausgesetzt ist.
• Nicht in feuergefährlicher Umgebung aufstellen (z. B. Gas).
• Nicht in Umgebungen mit korrosiven Gasen aufstellen (wie Schwefeldioxid,
Schwefelwasserstoff, Stickstoffdioxid, Chlor, Ammoniak, Ozon)• Nicht in Umgebungen aufstellen, die Staub, korrosionsfördernde Substanzen in der Luft (wieSalz und Schwefel), leitfähige Metalle usw. enthalten.

Zur Vermeidung von Erstickungsgefahr bewahren Sie die Kunststoffverpackungstüten außer
Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern auf.

﻿5

VORSICHT
Verwenden Sie zum Anschließen an eine landesspezifische Standard-Steckdose das beiliegende
Netzkabel.
Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung des Netzkabels nicht überschritten wird. Andernfalls besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.
Stromversorgung: 100-240 Vac 50/60 Hz
Zum Abziehen des Netzkabels fassen Sie den Stecker fest an,
und ziehen Sie ihn ab.
Ziehen am Kabel kann Schäden verursachen, die zu Brandund
Stromschlaggefahr führen.
Das Gerät muss an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen
werden.
Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
Arbeiten Sie mit der richtigen Spannung.
• Der Monitor ist nur für den Betrieb unter Einhaltung der vorgegebenen Spannung vorgesehen. Bei Verwendung
einer anderen als der in der „Gebrauchsanweisung“ aufgeführten Spannung besteht ein erhöhtes Risiko von Brand,
elektrischem Schlag oder einer Beschädigung des Geräts.
Stromversorgung: 100-240 Vac 50/60 Hz• Überlasten Sie den Stromkreis nicht, da dies Feuer oder einen Stromschlag verursachen kann.

Gehen Sie mit dem Netzkabel sorgfältig um.
• Stellen Sie das Gerät oder andere schwere Gegenstände nicht auf das Kabel.
• Ziehen Sie nicht am Kabel, und knicken Sie es nicht.

Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel. Die Verwendung eines beschädigten
Kabels kann Feuer oder einen Stromschlag verursachen.
Der Bediener sollte den Patienten nicht anfassen, während er das Produkt berührt.
Dieses Produkt ist nicht darauf ausgelegt, von Patienten angefasst zu werden.
Berühren Sie bei Gewitter niemals den Stecker oder das Netzkabel.
Andernfalls erleiden Sie möglicherweise einen Stromschlag.
Wenn Sie einen Schwenkarm anbringen, befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitungdes Schwenkarms, und installieren Sie das Gerät sorgfältig.
Andernfalls kann das Gerät herunterfallen und dabei Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Tische, Wände und andere Installationsflächen eine
ausreichende mechanische Stärke aufweisen. Sollte das Gerät heruntergefallen sein, wenden Sie sich an
Ihren lokalen EIZO-Handelsvertreter. Arbeiten Sie nicht mit einem beschädigten Gerät. Die Verwendungeines beschädigten Geräts kann Feuer oder einen Stromschlag verursachen. Wenn Sie den Kippträger
wieder anbringen, verwenden Sie die gleichen Schrauben, und ziehen Sie sie sorgfältig fest.
Berühren Sie ein beschädigtes LCD-Display nicht mit bloßen Händen.
Flüssigkristall ist giftig. Sollte Haut mit dem Display in Berührung gekommen sein,
waschen Sie die Stelle gründlich ab. Dringt Flüssigkristall in Ihre Augen oder Ihren Mundein, spülen Sie sofort mit viel Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

6﻿

ACHTUNG
Schauen Sie niemals direkt in die Lichtquelle der Hintergrundbeleuchtung oder der Punktleuchte.
Andernfalls könnten Augenschmerzen oder die Beeinträchtigung Ihres Sehvermögens die Folge sein.
Wenden Sie auf den Schwenkarm der Punktleuchte keine übermäßige Kraft an.
Gewaltsames Biegen oder Drehen des Schwenkarms kann zu Schäden am oder zum Ausfall des Geräts
führen.
Tragen Sie das Gerät vorsichtig.
Ziehen Sie das Netzkabel und andere Kabel ab, wenn Sie das Gerät tragen. Das Tragen des Geräts mit
angeschlossenem Netzkabel und anderen Kabeln ist gefährlich und kann zu Verletzungen führen.
Befördern oder platzieren Sie das Gerät nur gemäß den angegebenen Methoden.
• Wenn Sie das Produkt bewegen, halten Sie die Unterseite des Monitors gut fest.
• Monitore mit einer Größe von 30 Zoll oder mehr sind schwer. Das Entpacken und/oder Transportieren des Monitorsmuss von mindestens zwei Personen übernommen werden.
• Wenn Ihr Gerätemodell über einen Griff an der Rückseite des Monitors verfügt, halten Sie die Unterseite und den
Griff des Monitors gut fest.

Wird das Gerät fallen gelassen, besteht Verletzungsgefahr, und das Gerät kann beschädigt werden.

Blockieren Sie die Lüftungsschlitze am Gehäuse nicht.
• Legen Sie keine Objekte auf die Lüftungsschlitze.
• Installieren Sie das Gerät nicht in einem schlecht gelüfteten oder zu kleinem Raum.
• Setzen Sie das Gerät nur in der korrekten Ausrichtung ein.

Das Blockieren der Lüftungsschlitze führt dazu, dass die Luft nicht mehr zirkuliert undsomit Feuer, ein Stromschlag oder eine Beschädigung des Geräts verursacht werdenkann.
Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
Dies führt zu einem Stromschlag.
Schließen Sie das Netzkabel an eine leicht zugängliche Steckdose an.
Damit stellen Sie sicher, dass Sie das Netzkabel im Notfall schnell abziehen können.
Reinigen Sie den Bereich um den Netzstecker und den Lüftungsschlitz des Monitors inregelmäßigen Abständen.
Staub, Wasser oder Öl auf dem Stecker erhöht die Brandgefahr.
Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie das Gerät reinigen.
Wenn Sie das Gerät bei angeschlossenem Netzkabel reinigen, können Sie einen Stromschlag erleiden.
Wenn Sie das Gerat längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen
sowie zur Energieeinsparung nach Ausschalten des Geräts aus der Steckdose.
Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den Gesetzen der Region oder des Landes, in dem Sie sichaufhalten.
Für Benutzer aus den EWR-Mitgliedstaaten und der Schweiz:
Sämtliche schwere Zwischenfälle, die in Verbindung mit dem Gerät aufgetreten sind, müssen dem
Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem der Benutzer und/oder Patientansässig ist, gemeldet werden.

﻿7

Hinweise für diesen Monitor
Hinweise zur Verwendung
Dieses Produkt ist zum Anzeigen radiologischer Bilder (einschließlich digitaler Vollfeldmammographie
und digitaler Brusttomosynthese) zu Überprüfungs-, Analyse- und Diagnosezwecken durch geschultes
medizinisches Personal vorgesehen.
Beachte• Mammographieaufnahmen mit Verlustkomprimierung dürfen nicht zur primären Bildinterpretation herangezogen
werden.
Mammographieaufnahmen dürfen nur mit einem durch die FDA zugelassenen Monitor interpretiert werden, derdie von der FDA geprüften und akzeptierten technischen Spezifikationen erfüllt.
• Die Garantie für dieses Produkt erstreckt sich ausschließlich auf die in diesem Handbuch beschriebenen
Anwendungen.
• Die in diesem Handbuch enthaltenen technischen Daten gelten nur, wenn folgendes Zubehör benutzt wird:- Dem Produkt beiliegende Netzkabel- Von uns angegebene Signalkabel• Verwenden Sie mit diesem Produkt nur Zubehör, das von uns hergestellt oder empfohlen wird.

8

Hinweise für diesen Monitor

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung• Die Funktionstüchtigkeit von Komponenten (wie LCD-Display und Lüfter) kann sich auf lange Sichtverschlechtern. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Komponenten ordnungsgemäß funktionieren.
• Wird dasselbe Bild über einen langen Zeitraum hinweg angezeigt und dann geändert, treten
möglicherweise Nachbilder auf. Verwenden Sie den Bildschirmschoner oder die Abschaltfunktion, um
zu vermeiden, dass dasselbe Bild über längere Zeit hinweg angezeigt wird. Abhängig vom Bild kannein Nachbild erscheinen, auch wenn es nur für kurze Zeit angezeigt wurde. Ändern Sie das Bild oderschalten Sie die Stromversorgung für mehrere Stunden aus, um ein solches Phänomen zu beseitigen.
• Es dauert einige Minuten, bis sich die Monitoranzeige stabilisiert hat. Bevor Sie den Monitor verwenden,
warten Sie einige Minuten oder länger, nachdem der Monitor eingeschaltet wurde oder nachdem er aus
dem Energiesparmodus zurückgeschaltet hat.
• Wenn der Monitor über einen längeren Zeitraum kontinuierlich betrieben wird, können dunkle
Flecken auftreten, oder es kann zum Einbrennen kommen. Wir empfehlen, den Monitor regelmäßig
auszuschalten, um die Lebensdauer des Monitors zu verlängern.
• Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays hat eine begrenzte Lebensdauer. Je nach Nutzungsart
wie z. B. lange, durchgehende Nutzungszeiten können sich die Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung
verkürzen und ein Ersatz erforderlich werden. Wenn der Bildschirm dunkel wird oder flackert, wenden
Sie sich bitte an Ihren lokalen EIZO-Handelsvertreter.
• Bei Pixelfehlern in Form von kleineren helleren oder dunkleren Flecken auf dem Bildschirm: Dieses
Phänomen ist auf die Eigenschaften des Displays zurückzuführen und es handelt sich hierbei nicht um
einen Defekt des Produkts.
• Drücken Sie nicht stark auf das LCD-Display oder die Kante des Rahmens, da es anderenfalls zu
Störungen des Displays, wie z. B. störende Muster etc., kommen kann. Wenn kontinuierlich Druck auf
die LCD-Displayoberfläche ausgeübt wird, kann das die Flüssigkristalle beeinträchtigen oder das LCDDisplay beschädigen. (Wenn Abdrücke auf dem Display zurückbleiben, lassen Sie den Bildschirm desMonitors mit einem vollständig weißen oder schwarzen Musterbild laufen. Diese Erscheinung sollte
anschließend nicht mehr auftreten.)• Zerkratzen Sie das LCD-Display nicht mit scharfen Gegenständen und drücken Sie nicht mit scharfen
Gegenständen darauf, da dies zur Beschädigung des LCD-Displays führen kann. Reinigen Sie das
Display keinesfalls mit Taschentüchern, da es dadurch verkratzt werden könnte.
• Berühren Sie den Kalibrierungssensor (Integrierten Frontsensor) nicht. Dies kann die Messgenauigkeit
reduzieren oder zu Schäden am Gerät führen.
• Je nach Umgebung kann der vom eingebauten Beleuchtungssensor gemessene Wert von dem auf
einem selbstständigen Beleuchtungsmesser angezeigten Wert abweichen.
• Wird der Monitor in einen Raum mit höherer Raumtemperatur gebracht oder steigt die Raumtemperatur
schnell an, bildet sich möglicherweise Kondensationsflüssigkeit an den Innen- und Außenseiten
des Monitors. Stellen Sie in diesem Fall den Monitor nicht an. Warten Sie stattdessen bis die
Kondensationsflüssigkeit verdunstet ist. Andernfalls können Schäden am Monitor entstehen.

Hinweise für diesen Monitor

9Zur Verwendung des Monitors über einen längeren Zeitraum● Qualitätskontrolle• Die Anzeigequalität von Monitoren wird durch die Qualität der Eingangssignale und den
Qualitätsverlust des Produkts beeinflusst. Führen Sie tägliche Kontrollen, visuelle Prüfungen undregelmäßige Konstanzprüfungen durch, um medizinische Standards / Leitlinien zu erfüllen, die fürIhre Anwendung gelten, und führen Sie bei Bedarf eine Kalibrierung durch. Mithilfe der MonitorQualitätskontrolle-Software RadiCS können Sie eine Kontrolle der Qualität auf hohem Niveau
durchführen, die den medizinischen Standards / Leitlinien entspricht.
• Es dauert etwa 15 Minuten (unter werkseitigen Messbedingungen), bis sich die Monitoranzeige
stabilisiert hat. Bitte warten Sie 15 Minuten oder mehr, nachdem der Monitor angeschaltet wurde
oder bis er aus dem Energiesparmodus zurückgeschaltet hat, bevor Sie verschiedene Tests zur
Qualitätskontrolle, Kalibrierung oder Bildjustierung des Monitors ausführen.
• Wir empfehlen, Monitore auf die empfohlene oder eine geringere Stufe einzustellen, um durch
Langzeitverwendung bedingte Änderungen der Leuchtkraft zu reduzieren und eine stabile Helligkeit
zu erzielen.
• Zur Einstellung der Messergebnisse des integrierten Kalibrierungssensors (Integrierter Frontsensor)
an einem externen EIZO-Sensor (UX1- oder UX2-Sensor), der separat verkauft wird, führen Sie mit
RadiCS / RadiCS LE eine Korrelation zwischen dem Integrierten Frontsensor und dem externen
Sensor durch. Eine regelmäßige Korrelation erlaubt die Erhaltung der Messgenauigkeit desIntegrierten Frontsensors entsprechend der des externen Sensors.
Beachte• Der Anzeigestatus des Monitors kann sich aufgrund eines Bedienungsfehlers oder einer unerwarteten
Einstellungsänderung unerwartet ändern. Es wird empfohlen, den Monitor mit gesperrten Steuertasten zu
verwenden, nachdem der Bildschirm des Monitors eingestellt wurde. Einzelheiten zum Einstellen finden Sie
im Installationshandbuch (auf der CD-ROM).

10

Hinweise für diesen Monitor

● Reinigung

Um den Monitor immer wie neu aussehen zu lassen und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern,wird eine regelmäßige Reinigung empfohlen.
Entfernen Sie Schmutz am Gehäuse oder an der Bildschirmoberfläche mit einem weichen Tuch, daszuvor mit etwas Wasser oder einer der unten aufgeführten chemischen Lösungen oder mit
ScreenCleaner (separat erhältliches optionales Produkt) befeuchtet wurde.

Für die Reinigung geeignete Chemikalien
Chemische Verbindung

Produkt

Ethanol

Ethanol

Isopropylalkohol

Isopropylalkohol

Alkyldiaminoethylglycin

Tego 51

Glutaraldehyd

Sterihyde

Glutaraldehyd

Cidex Plus28

Beachte• Verwenden Sie nicht regelmäßig chemische Reinigungsmittel. Chemikalien wie Alkohol und antiseptische
Lösungen können bei Gehäuse oder Display zu Veränderungen im Glanz, Trübungen, Verblassen und einer
Beeinträchtigung der Bildqualität führen.
• Verwenden Sie kein Verdünnungsmittel, Benzol, Wachs oder Poliermittel. Dadurch könnte das Gehäuse oderdas Display beschädigt werden.
• Chemikalien dürfen mit dem Monitor nicht direkt in Kontakt kommen.

So arbeiten Sie optimal mit dem Monitor• Die Augen ermüden durch langes Arbeiten am Monitor. Legen Sie jede Stunde 10 min. Pause ein.
• Achten Sie auf den richtigen Betrachtungsabstand und -winkel.

Hinweise für diesen Monitor

11

INHALTVORSICHTSMASSNAHMEN.................................. 3
Wichtig........................................................................ 3

Hinweise für diesen Monitor................................. 8
Verwendungszweck.................................................. 8
Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung........... 9
Zur Verwendung des Monitors über einen
längeren Zeitraum....................................................10● Qualitätskontrolle............................................10● Reinigung........................................................11

So arbeiten Sie optimal mit dem Monitor..............11

INHALT.................................................................. 12
Kapitel 1

Einführung........................................ 13

1-1.

Merkmale.......................................................13

1-2.

Verpackungsinhalt........................................16

1-3.

Bedienelemente und Funktionen................18● EIZO LCD Utility Disk......................................16

Kapitel 2

Installation / Verbindung................. 19

2-1.

Vor der Installation des Produkts...............19

2-2.

Anschließen von Kabeln..............................192-3.

Anbringen und Entfernen von RadiLight
Focus (Punktleuchte).................................. 23

2-4.

Einschalten des Geräts............................... 24

2-5.

Einstellen von Bildschirmhöhe und -winkel... 24

2-6.

Anbringen der Kabelabdeckung................ 25

2-7.

Verwenden von RadiLight Area/RadiLight
Focus............................................................. 26● Hinweise zur Installation.................................19

Kapitel 3

Problem: Keine Bildwiedergabe.... 27

Kapitel 4

Technische Daten............................ 28

4-1.

Liste der technischen Daten....................... 28

4-2.

Kompatible Auflösungen............................ 29

4-3.

Optionales Zubehör..................................... 30

Anhang.................................................................. 31
Medizinische Standards..........................................31
Informationen zur elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV).............................................. 32

12

INHALTKapitel 1 Einführung
Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Farb-LCD-Monitor von EIZO entschieden haben.

1-1. Merkmale● Anzeigen von qualitativ hochwertigen und hochauflösenden Bildern
4200 × 2800: Bilder werden ausschließlich mit einem einzigen DisplayPort-Kabel angezeigt.
(DisplayPort-Version 1.4)

● Hybrid-monochromes Farbdisplay
Das Produkt unterscheidet bei aktivierter Hybrid Gamma PXL-Funktion automatisch zwischen
monochromen und farblichen Bereichen desselben Bilds auf Pixelebene und zeigt sie jeweils in
optimalen Abstufungen an.

● Große Freiheit beim Layout
Dieses Produkt verfügt über die PbyP- (Picture by Picture) und PinP- (Picture in Picture) Funktionen,die bis zu drei Signale gleichzeitig anzeigen können.

Einzeln

PbyP

Einzeln + PinP

PbyP + PinP

Der Monitor ist mit der One Cable PbyP-Funktion ausgestattet, mit der Bilder unter Verwendung eines
einzigen DisplayPort-Kabels im PbyP-Modus angezeigt werden können.
Der HDMI-Eingang ist jetzt auf dem RadiForce-Monitor verfügbar. Mithilfe des PinP-Modus können
Sie Bilder aus einer anderen Quelle, wie z. B. einem Laptop, anzeigen lassen.

Kapitel 1 Einführung13

● Beleuchtungsfunktion (RadiLight) ist verfügbar
RadiLight Area (Hintergrundbeleuchtung): RadiLight Area ist die integrierte
Hintergrundbeleuchtungsfunktion des Monitors. Dieses Licht beleuchtet den Raum indirekt von derRückseite des Monitors aus und bietet dem Benutzer so die Möglichkeit, Bilder selbst in einer dunklen
Umgebung effektiv zu interpretieren.
RadiLight Focus (Punktleuchte): RadiLight Focus ist die abnehmbare Punktleuchte. Mit diesem Licht
werden beim Lesen eines Dokuments der Lesebereich oder beim Tippen auf der Tastatur die Hände
des Benutzers beleuchtet.

RadiLight Area

RadiLight Focus● Platzsparendes Design
Der Monitor hat zwei USB-Ausgänge. Sie können zwei PCs mit einem USB-Gerätesatz (Maus,
Tastatur etc.) bedienen, indem Sie zwischen den PCs wechseln.

14

Kapitel 1 Einführung

● Bedienung des Monitors mit der Maus und der Tastatur
Mit der Monitor-Qualitätskontrolle-Software RadiCS/RadiCS LE können Sie die folgenden
Monitorbedienungen mit einer Maus und Tastatur vornehmen.
• Wechseln der CAL Switch-Modi• Umschalten der Eingangssignale• Anzeigen oder Verbergen des PinP-Unterfensters (Hide-and-Seek)• Wechseln von PCs zum Bedienen von USB-Geräten (Switch-and-Go)• Ein-/Ausschalten von RadiLight Area und Anpassen der Helligkeit
Hinweis• Die Software RadiCS / RadiCS LE ermöglicht Ihnen das Anzeigen oder Verbergen des PinP-Unterfensters
und das Wechseln des PCs, der zur gleichzeitigen Bedienung von USB-Geräten verwendet wird. Für weitere
Informationen zur Einrichtung siehe Benutzerhandbuch für RadiCS / RadiCS LE.

● Qualitätskontrolle• Dieser Monitor verfügt über einen eingebauten Kalibrierungssensor (integrierter Frontsensor).
Mithilfe dieses Sensors kann der Monitor eine Kalibrierung (SelfCalibration) und eine
Grauskalenprüfung unabhängig voneinander ausführen.

• Unter Verwendung von RadiCS LE, das dem Monitor beigefügt ist, können Sie mit dem Monitor
verbundene Protokolle sowie das SelfCalibration-Ziel und den Ausführungsplan verwalten.
• Mithilfe der Monitor-Qualitätskontrolle-Software RadiCS können Sie eine Kontrolle der Qualität
durchführen, die den medizinischen Standards / Leitlinien entspricht.

Kapitel 1 Einführung15

1-2. Verpackungsinhalt
Prüfen Sie, ob alle der folgenden Elemente in der Verpackung enthalten sind. Wenn Elemente fehlenoder beschädigt sind, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihren EIZO-Handelsvertreter aus derangehängten Liste.
Hinweis• Es wird empfohlen, den Karton und die Verpackungsmaterialien aufzubewahren, sodass sie zum Transportieren
dieses Produkts verwendet werden können.
• Monitor• Netzkabel• Digitales Signalkabel: PP300-V14 x 2
DisplayPort - DisplayPort• USB-Kabel: UU300 x 2• Kabelabdeckung (links)• Kabelabdeckung (rechts)• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Gebrauchsanweisung• Digitales Signalkabel: HH200PR x 1
HDMI – HDMI

● EIZO LCD Utility Disk

Die CD-ROM enthält die folgenden Elemente. Lesen Sie „Readme.txt“ auf der CD zur Inbetriebnahme
der Software oder Dateireferenz.
• Datei Readme.txt• Qualitätskontrolle-Software RadiCS LE (für Windows)• Benutzerhandbuch
Monitor-Installationshandbuch
Benutzerhandbuch für RadiCS LE• Umrissabmessungen

RadiCS LE
Mit RadiCS LE können Sie die folgenden Qualitätskontrollvorgänge und Monitorbedienungenausführen. Für weitere Informationen zur Software oder Einrichtung siehe Benutzerhandbuch für
RadiCS LE.

Qualitätskontrolle• Ausführen einer Kalibrierung• Anzeigen von Testergebnissen in einer Liste und Erstellen eines Testberichts• Einstellen des SelfCalibration-Ziels und Ausführungsplans

16

Kapitel 1 Einführung

Monitorbedienungen• Wechseln der CAL Switch-Modi• Umschalten der Eingangssignale• Anzeigen oder Verbergen des PinP-Unterfensters (Hide-and-Seek)• Wechseln von PCs zum Bedienen von USB-Geräten (Switch-and-Go)• Wechseln in den Energiesparmodus (Backlight Saver)Achtung• Die technischen Daten von RadiCS LE können ohne Ankündigung geändert werden. Die aktuelle Version von
RadiCS LE steht auf unserer Website zum Herunterladen zur Verfügung: www.eizoglobal.com

Zur Verwendung von RadiCS LE
Für Informationen zur Installation und Verwendung von RadiCS LE siehe Benutzerhandbuch für
RadiCS LE (auf der CD-ROM).
Verbinden Sie bei Verwendung von RadiCS LE den Monitor mithilfe des beiliegenden USB-Kabels
mit Ihrem PC. Für weitere Informationen zum Verbinden des Monitors siehe „2-2. Anschließen vonKabeln“ (page 19).

Kapitel 1 Einführung171-3. Bedienelemente und Funktionen
12
6
Ca. 30°

7
8
9
11

10

3

4

5

12

13

14

15

16

1. Integrierter Frontsensor(Beweglich)

Dieser Sensor wird zur Ausführung einer Kalibrierung und Grauskalenprüfung
verwendet.

2. Umgebungslichtsensor

Dieser Sensor misst die Umgebungsbeleuchtung. Die Messung der
Umgebungsbeleuchtung wird unter Verwendung der Qualitätskontrolle-Software RadiCS/ RadiCS LE durchgeführt.

3. RadiLight Focus

Abnehmbare Punktleuchte

4. Bedienschalter

Zeigt die Anleitung an. Stellen Sie Menüs entsprechend der Anleitung ein.

SchalterEin-/Ausschalten des Monitors.
Die Schaltanzeige leuchtet auf, wenn Sie den Monitor einschalten. Die Farbe
der Schaltanzeige ändert sich in Abhängigkeit vom Betriebsstatus des Monitors.
Grün: Normaler Betriebsmodus, Orange: Energiesparmodus, Aus: Hauptnetz/
Netzschalter aus

6. RadiLight Area

Integrierte Hintergrundbeleuchtungsfunktion des Monitors. Mit diesem Licht wird
der Raum indirekt von der Rückseite des Monitors beleuchtet.

7. Standfuß

Höhe und Winkel können justiert werden.

8. USB-Eingang

Verbinden Sie ihn mit einem USB-Gerät.

9. Anschluss der Punktleuchte

Zum Anschließen von RadiLight Focus.

10. Öffnung fürDiebstahlsicherung

Entspricht dem MicroSaver-Sicherheitssystem von Kensington.

5.

11. Kabelabdeckung

Hält die Anschlusskabel zusammen.

12. Hauptnetz-Schalter

Ein-/Ausschalten des Monitors.
: Aus, : Ein

13. Netzanschluss

Anschluss für das Stromkabel.

14. HDMI-Anschluss

Schließen Sie ihn an den PC an. Die Anzeige des PinP-Unterfensters wird
unterstützt.

15. DisplayPort-Anschluss

Schließen Sie ihn an den PC an.
: Einzelbildschirm, One Cable PbyP und die linke Fensteranzeige für PbyP
werden unterstützt.
: Einzelbildschirm, die linke Fensteranzeige für PbyP und die Anzeige desUnterfensters für den PinP-Modus werden unterstützt.

16. USB-Ausgang

18

Kapitel 1 Einführung

Verbinden Sie diesen Anschluss mit dem PC, wenn Sie Software verwenden,für die eine USB-Verbindung erforderlich ist, oder schließen Sie ein USB-Gerät(Peripheriegerät, das USB unterstützt) an den USB-Eingang an.

Kapitel 2 Installation / Verbindung2-1. Vor der Installation des Produkts
Lesen Sie die „VORSICHTSMASSNAHMEN“ (page 3) sorgfältig durch und halten Sie sich stets an
die Anweisungen.
Wenn Sie dieses Produkt auf einem Tisch mit lackierter Oberfläche aufstellen, kann die Farbe aufgrund
der Beschaffenheit des Gummis unter Umständen am Standfuß anhaften. Prüfen Sie die Oberfläche desTischs, bevor Sie den Monitor aufstellen.

● Hinweise zur Installation

Wenn Sie den Monitor in einem Regal unterbringen möchten, stellen Sie sicher, dass neben, hinterund über dem Monitor genügend Freiraum besteht.
Achtung• Stellen Sie den Monitor nicht an einen Platz, an dem Licht direkt auf den Bildschirm fällt.

2-2. Anschließen von Kabeln
Achtung• Überprüfen Sie, ob der Monitor, der PC und die Peripheriegeräte ausgeschaltet sind.
• Wenn der vorhandene Monitor gegen diesen Monitor ausgetauscht wird, schlagen Sie unter „4-2. Kompatible
Auflösungen“ (page 29) nach, um vor dem Verbinden des PC die PC-Einstellungen bezüglich Auflösung undvertikaler Abtastfrequenz den bei diesem Monitor verfügbaren Werten anzupassen.

1. Schließen Sie die Signalkabel an.

Überprüfen Sie die Form der Anschlüsse und schließen Sie die Kabel an.

Kapitel 2 Installation / Verbindung

19

Einzelbildschirmanzeige

Signalkabel: PP300-V14

Achtung• Wenn das Anschließen der Kabel Probleme bereitet, passen Sie den Winkel des Bildschirms an.
• In den Standardeinstellungen wird das Eingangssignal fürangezeigt. Zum Anschließen des Kabels

müssen Sie im Menü „Einstellungen“ „Eingang“ auf „DisplayPort 2“ stellen. Details erhalten Sie imanInstallationshandbuch (auf der CD-ROM).

20

Kapitel 2 Installation / Verbindung

PbyP- (Doppelbildschirm-) Anzeige
Achtung• Wenn der Monitor für die PbyP-Anzeige verwendet wird, müssen Sie „Eingang“ im Einstellungsmenü
konfigurieren, um eine Kombination aus anzuzeigenden Signalen auszuwählen. Details erhalten Sie im
Installationshandbuch (auf der CD-ROM).
• Schließen Sie zum Verwenden von One Cable PbyP das Kabel anan. Vonabweichende Anschlüsse
unterstützen One Cable PbyP nicht.
• Wenn der Monitor im PbyP-Modus verwendet wird, um Bilder von zwei PCs anzuzeigen, kann die
Verwendung von einigen Qualitätskontrollfunktionen wie Kalibrierung eingeschränkt sein.

Für DisplayPort 1 / DisplayPort 2

Signalkabel:
PP300-V14

Für One Cable PbyP

Signalkabel:
PP300-V14

Signalkabel: PP300-V14

Kapitel 2 Installation / Verbindung

21

PinP-Anzeige (Unterfenster)

Signalkabel:
HH200PR
Signalkabel: PP300-V14*Ein Beispiel für eine Unterfensteranzeige bei Verwendung von HDMI
Achtung• Verbinden Sie zum Anzeigen des Unterfensters das Kabel mit dem Eingangsanschluss

oder

.

• Die Signale, die im Unterfenster angezeigt werden können, variieren je nach den auf dem Hauptbildschirmangezeigten Signalen. Details erhalten Sie im Installationshandbuch (auf der CD-ROM).

2. Verbinden Sie mithilfe des Netzkabels den Netzanschluss des Monitors mit
einer Steckdose.

Führen Sie den Stecker des Netzkabels vollständig in den Monitor ein.

3. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Ausgang des Monitors bzw. mit
dem USB-Ausgang des Computers.

Die Kabelverbindung ist erforderlich, wenn Sie RadiCS/RadiCS LE verwenden oder wenn Sie ein
USB-Gerät (Peripheriegerät mit USB-Anschluss) an den Monitor anschließen.

USB-Kabel: UU300

Achtung• Wenn der Monitor mit einem PC verbunden wird, auf dem RadiCS / RadiCS LE installiert wurde, verbinden
Sie das Kabel mit.
• Nehmen Sie den Aufsatz vor der Verwendung vonab.

22

Kapitel 2 Installation / Verbindung2-3. Anbringen und Entfernen von RadiLight Focus(Punktleuchte)
RadiLight Focus (Punktleuchte) ist abnehmbar.

1
2

Um die Punktleuchte zu entfernen, drehen Sie den Bereich, der am Monitor befestigt ist, in die in derAbbildung gezeigten Richtung von Position 1 und ziehen Sie sie heraus.
Zum Anschließen der Punktleuchte schließen Sie sie einfach an den Monitor an, ohne sie zu drehen. Siekann nur diagonal nach unten gerichtet angebracht werden.

Kapitel 2 Installation / Verbindung23

2-4. Einschalten des Geräts
1. Berühren Sie, um den Monitor einzuschalten.

Die Netzkontrollschalter-LED des Monitors leuchtet grün.
Wenn die Anzeige nicht leuchtet, siehe „Kapitel 3 Problem: Keine Bildwiedergabe“ (page 27).
Hinweis• Wenn Sie bei eingeschaltetem Monitor eine beliebige Taste (außer
zeigt Ihnen, wo sich der Netzschalter befindet.

) drücken, beginnt

zu blinken und

2. Schalten Sie den PC ein.
Das Schirmbild wird angezeigt.

Wenn kein Schirmbild angezeigt wird, finden Sie unter „Kapitel 3 Problem: Keine Bildwiedergabe“(page 27) zusätzliche hilfreiche Informationen.
Achtung• Für maximale Energieersparnis wird empfohlen, den Monitor auszuschalten. Wenn der Monitor nichtverwendet wird, können Sie den Hauptnetz-Schalter des Monitors ausschalten oder den Netzstecker
abziehen, damit die Stromversorgung vollständig unterbrochen ist.
Hinweis• Um die Lebensdauer des Monitors durch Verhindern einer Verschlechterung der Helligkeit zu maximieren
und den Stromverbrauch zu reduzieren, führen Sie Folgendes aus:
- Verwenden Sie die Energiesparfunktion des PC oder Monitors.
- Schalten Sie den Monitor nach dem Gebrauch aus.

2-5. Einstellen von Bildschirmhöhe und -winkel
Halten Sie die obere und die untere bzw. die linke und die rechte Seite des Monitors mit beiden Händen,stellen Sie die Bildschirmhöhe ein und neigen und drehen Sie den Bildschirm, bis er die optimale
Arbeitsposition erreicht hat.

Achtung• Stellen Sie nach Fertigstellung der Justierung sicher, dass die Kabel korrekt verbunden sind.
• Führen Sie die Kabel nach dem Einstellen der Höhe und des Winkels durch die Kabelhalterung.
• Wenn Sie die Monitorneigung mit angeschlossener Punktleuchte anpassen, achten Sie darauf, keine Kraft auf die
Punktleuchte auszuüben. Andernfalls können der Anschluss oder der Schwenkarm beschädigt werden.

24

Kapitel 2 Installation / Verbindung2-6. Anbringen der Kabelabdeckung
1. Räumen Sie die Kabel in die Kabelhalterung.

2. Bringen Sie die Kabelabdeckung an.

Beispiel: Anbringen der Kabelabdeckung (rechts)
Achtung• Bringen Sie die Abdeckung korrekt an, um die Belüftung im Inneren des Monitors sicherzustellen.
Hinweis• Ziehen Sie die Kabelabdeckung in Ihre Richtung, um sie zu entfernen.

Kapitel 2 Installation / Verbindung25

2-7. Verwenden von RadiLight Area/RadiLight Focus
1. Überprüfen Sie, ob der Monitor und der Computer eingeschaltet sind.
2. Die Betriebstasten schalten RadiLight Area und RadiLight Focus ein bzw. aus.
Sie passen die Helligkeit von RadiLight Area an.

RadiLight Focus ein/aus
RadiLight Area
Helligkeit aufwärts/abwärts, ein/aus
Achtung• Die Farben und die Helligkeit der LED-Lichter können sich zwischen den Produkten unterscheiden, selbst bei
Produkten des gleichen Modells.
• In den folgenden Umgebungen kann es vorkommen, dass RadiLight Area den Raum nicht ausreichend
beleuchtet.
- Wenn zwischen dem Produkt und der Wand oder der Decke ein relative großer Abstand liegt- Wenn das verwendete Material für die Wand oder Decke nicht sehr reflektierend ist oder eine dunkle Farbe
hat• Wenn Sie die Richtung von RadiLight Focus ändern, passen Sie die Neigung mithilfe des Schwenkarms undder Spitze der Punktleuchte an.
Hinweis• Informationen zur Einrichtung von RadiLight Area finden Sie im Installationshandbuch (auf der CD-ROM).

26

Kapitel 2 Installation / Verbindung

Kapitel 3 Problem: Keine Bildwiedergabe
ProblemMögliche Ursache und Lösung

1. Kein Bild
• Die Netzkontrollschalter-LED leuchtet nicht.

• Prüfen Sie, ob das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
• Schalten Sie den Hauptnetz-Schalter ein.
• Berühren Sie .
• Schalten Sie die Stromversorgung aus, und schalten Sie sie
dann wieder ein.

• Die Netzkontrollschalter-LED leuchtet: Grün

• Erhöhen Sie im Einstellungsmenü die Werte für „Helligkeit“,„Kontrast“ oder „Gain-Einstellung“. Details erhalten Sie im
Installationshandbuch (auf der CD-ROM).
• Schalten Sie die Stromversorgung aus, und schalten Sie sie
dann wieder ein.

• Die Netzkontrollschalter-LED leuchtet:
Orange• Wechseln Sie das Eingangssignal. Details erhalten Sie im
Installationshandbuch (auf der CD-ROM).
• Bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste auf derTastatur.
• Prüfen Sie, ob der PC eingeschaltet ist.
• Prüfen Sie, ob das Signalkabel ordnungsgemäß
angeschlossen ist. Verbinden Sie die Signalkabel mit denAnschlüssen des entsprechenden Eingangssignals.
• Wenn das Signalkabel mit DisplayPort verbunden ist,versuchen Sie, die DisplayPort-Version zu wechseln. Details
erhalten Sie im Installationshandbuch (auf der CD-ROM).
• Schalten Sie die Stromversorgung aus, und schalten Sie sie
dann wieder ein.

• Die Netzkontrollschalter-LED blinkt: Orange,
grün• Stellen Sie die Verbindung mit dem von EIZO spezifizierten
Signalkabel her. Schalten Sie die Stromversorgung aus, undschalten Sie sie dann wieder ein.
• Wenn das Signalkabel mit DisplayPort 1 () verbunden ist,versuchen Sie, die DisplayPort-Version zu wechseln. Details
erhalten Sie im Installationshandbuch (auf der CD-ROM).

2. Die nachstehende Meldung wird
eingeblendet.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Signal nicht korrekt
eingeht, auch wenn der Monitor ordnungsgemäß arbeitet.

• Diese Meldung wird eingeblendet, wennkein Signal eingespeist wird.
Beispiel:• Die links stehende Meldung wird eventuell eingeblendet,
wenn einige PCs das Signal nicht gleich nach dem
Einschalten ausgeben.
• Prüfen Sie, ob der PC eingeschaltet ist.
• Prüfen Sie, ob das Signalkabel ordnungsgemäß
angeschlossen ist. Verbinden Sie die Signalkabel mit denAnschlüssen des entsprechenden Eingangssignals.
• Wechseln Sie das Eingangssignal. Details erhalten Sie im
Installationshandbuch (auf der CD-ROM).
• Versuchen Sie, die DisplayPort-Version zu ändern. Details
erhalten Sie im Installationshandbuch (auf der CD-ROM).
• Schalten Sie die Stromversorgung aus, und schalten Sie sie
dann wieder ein.

• Diese Meldung zeigt an, dass sichdas Eingangssignal außerhalb desangegebenen Frequenzbereichs befindet.
Beispiel:• Prüfen Sie, ob der PC so konfiguriert ist, dass er
die Anforderungen für die Auflösung und vertikale
Abtastfrequenz des Monitors erfüllt (siehe „4-2. Kompatible
Auflösungen“ (page 29)).
• Starten Sie den PC neu.
• Wählen Sie mithilfe des zur Grafikkarte gehörenden
Dienstprogramms eine geeignete Einstellung. Für weitere
Informationen hierzu siehe das Benutzerhandbuch derGrafikkarte.

Kapitel 3 Problem: Keine Bildwiedergabe

27

Kapitel 4 Technische Daten
4-1. Liste der technischen Daten
Typ
LCD-Display

RX1270:Blendschutz
RX1270-AR: Antireflexion
Typ

Farbe (IPS)

Hintergrundbeleuchtung

LED

Größe

78,4 cm (30,9 Zoll)

Auflösung (H x V)

4200 × 2800

Anzeigegröße (H x V)

652,7 mm × 435,1 mm

Pixelabstand

0,1554 mm

Darstellbare Farben

10-Bit-Farbtiefe (DisplayPort): Bis zu 1073,74 Mio. Farben(aus einer Palette von 543 Mrd. Farben)
8-Bit-Farbtiefe (DisplayPort*1/HDMI): 16,77 Mio. Farben (auseiner Palette von 543 Mrd. Farben)

Videosignale

Betrachtungswinkel(H / V, typisch)

178˚/178˚

Empfohlene Helligkeit

500 cd/m2

Reaktionszeit (typisch)

12 ms (schwarz -> weiß -> schwarz)

Eingangsanschlüsse

DisplayPort × 2, HDMI × 1

Horizontale ScanFrequenz

DisplayPort:

31 kHz – 175 kHz

HDMI:

31 kHz – 160 kHz

DisplayPort:

29 Hz - 61 Hz (720 × 400 : 69 Hz - 71 Hz)

HDMI:

59 Hz – 61 Hz (720 × 400: 69 Hz – 71 Hz)

Vertikale Scan-Frequenz

USB
Stromversorgung

PhysischeSpezifikationen

FrameSynchronisationsmodus

29,5 Hz - 30,5 Hz, 59 Hz - 61 Hz

Punktfrequenz

DisplayPort:

25,0 MHz – 765 MHz

HDMI:

25,0 MHz – 260 MHz

Anschluss

USB-Ausgang × 2, USB-Eingang × 3

Standard

USB Specification Revision 2.0

Eingang

100 – 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz 1,90 – 0,85 A

Maximale
Leistungsaufnahme

188 W oder weniger

Energiesparmodus

2,0 W oder weniger*3

Standby-Modus

2,0 W oder weniger*4

Abmessungen(B×H×T)

689,8 mm × 508 mm – 608 mm × 225 mm (Neigung: 0˚)

Abmessungen(B×H×T)(Ohne Standfuß)

689,8 mm × 476 mm × 88,6 mm

Nettogewicht

Ca. 15,6 kg

Nettogewicht(ohne Standfuß)Ca. 11,5 kg

Höheneinstellbereich

100 mm (Neigung: 0˚)

Neigung

Nach oben 30˚, nach unten 5˚

Drehung
Umgebungsbedingungen Temperatur
im Betrieb
Luftfeuchte
Luftdruck28*2

Kapitel 4 Technische Daten

70˚
0 ˚C - 35 ˚C (32 ˚F - 95 ˚F)
20 % - 80 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensierung)
540 hPa - 1060 hPa

Umgebungsbedingungen Temperatur
bei Transport / Lagerung Luftfeuchte
Luftdruck-20 ˚C - 60 ˚C (-4 ˚F - 140 ˚F)
10 % - 90 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensierung)
200 hPa - 1060 hPa*1 Bei PinP-Unterfensteranzeige*2 Die unterstützte vertikale Abtastfrequenz variiert abhängig von der Auflösung. Weitere Informationen finden
Sie unter „4-2. Kompatible Auflösungen“ (page 29).
*3 Wenn der Eingang DisplayPort 1 verwendet wird, ist der USB-Ausgang nicht verbunden, „Eingang“ ist auf„Einzeln-DisplayPort 1“, „Energiesp.“ auf „Hoch“, „DP Power Save“ auf „Ein“, „DisplayPort 1“ auf „Version 1.2“und „DisplayPort 2“ auf „Version 1.2“ eingestellt; und es ist keine externe Last angeschlossen.
*4 Der USB-Ausgang ist nicht verbunden, „DP Power Save“ ist auf „Ein“, „DisplayPort 1“ auf „Version 1.2“ und„DisplayPort 2“ auf „Version 1.2“ eingestellt, und es ist keine externe Last angeschlossen.

4-2. Kompatible Auflösungen
Der Monitor unterstützt folgende Auflösungen. Informationen zu den kompatiblen Auflösungen des PinPUnterfensters finden Sie im Installationshandbuch.
√: Unterstützt
DisplayPort

Auflösung(H x V)

Vertikale Frequenz(Hz)

Ver. 1,4

Ver. 1,2

Doppelbildschirmanzeige(PbyP)

640 × 480

60

√

√

√

720 × 400

70

√

√

√

Einzelbildschirmanzeige

720 × 480

60

-

-

-

800 × 600

60

√

√

√

1024 × 768

60

√

√

√

1200 × 1600

60

-

-

-

1200 × 1920

60

-

-

-

1280 × 1024

60

√

√

√

1280 × 720

60

-

-

-

1440 × 2560

60

-

-

-

1600 × 1200

60

√

√

√

1920 × 1080

60

-

-

-

1920 × 1200

60

-

-

-

2096 × 2800

30

-

-

√

2096 × 2800

60

-

-

√

2100 × 2800

30

-

-

√

2100 × 2800

60

-

-

√*1

2560 × 1440

60

-

-

-

3840 × 2160

30

√

√

-

3840 × 2160

60

√

√

-

4096 × 2160

30

√

√

-

4096 × 2160

60

√

√

-

4200 × 2800

30

√

√

-

45

-

√

*1

-

60

√*1

-

-

4200 × 2800
4200 × 2800
*1 Empfohlene Auflösung

Kapitel 4 Technische Daten29

4-3. Optionales Zubehör
Das folgende Zubehör ist separat erhältlich.
Aktuelle Informationen zu optionalem Zubehör und zu den neuesten kompatiblen Grafikkarten finden Sie
auf unserer Website. www.eizoglobal.com

30

Kalibrierkit

RadiCS UX2 Ver.5.0.4 oder höher
RadiCS Version Up Kit Ver.5.0.4 oder höher

Netzwerk-QC-Management-Software

RadiNET Pro Ver.5.0.4 oder höher

Reinigungssatz

ScreenCleaner

Standfußklammer für Thin Client oder
Mini-PC

PCSK-R1

Kapitel 4 Technische DatenAnhang
Medizinische Standards• Das Endprodukt entspricht der Anforderung IEC60601-1-1.
• Elektrische Geräte können elektromagnetische Wellen abgeben, die den Betrieb des Monitors
beeinflussen, einschränken oder eine Fehlfunktion des Monitors hervorrufen können. Installieren
Sie das Gerät in einer sicheren Umgebung, in der diese Auswirkungen vermieden werden.

Geräteklassifizierung-

Schutz gegen elektrischen Schlag : Klasse I
EMC-Klasse: IEC60601-1-2 Gruppe 1 Klasse B
Medizinprodukte-Klassifizierung (EU) : Klasse I
Betriebsart : Kontinuierlich
IP-Klasse : IPX0

Anhang31

Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit(EMV)
Die Leistung des RadiForce-Monitors ist so ausgelegt, dass medizinische Bilder auf geeignete Weiseangezeigt werden.

Vorgesehene Verwendungsumgebung
Der RadiForce-Monitor ist für die Verwendung in den folgenden Umgebungen vorgesehen.
• Professionelle Gesundheitseinrichtungsumgebungen wie Kliniken und Krankenhäuser
Die folgenden Umgebungen sind nicht für die Verwendung des RadiForce-Monitors geeignet:• Häusliche Gesundheitsversorgungsumgebungen• In der Nähe von chirurgischen Hochfrequenz-Geräten wie elektrochirurgischen Messern• In der Nähe von Kurzwellen-Therapiegeräten• RF-abgeschirmter Raum mit medizinischen Gerätesystemen für MRT• Abgeschirmte, spezielle Umgebungen• Installiert in Fahrzeugen einschließlich Krankenwagen• Andere spezielle Umgebungen

WARNUNGFür den RadiForce-Monitor sind besondere Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf elektromagnetische
Verträglichkeit erforderlich. Sie müssen sich sorgfältig die Informationen zur elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV) sowie den Abschnitt „VORSICHTSMASSNAHMEN“ in diesem Dokument
durchlesen und bei der Installation und dem Betrieb des Produkts die folgenden Anweisungenbeachten.
Der RadiForce-Monitor sollte nicht auf anderen Geräten aufgestellt oder in deren unmittelbarer Nähe
verwendet werden. Wenn Geräte übereinander aufgestellt oder in unmittelbarer Nähe zueinander
betrieben werden müssen, muss der Monitor oder das System überwacht werden, um einenordnungsgemäßen Betrieb für die definierte Konfiguration zu gewährleisten.
Achten Sie bei Verwendung eines tragbaren RF-Kommunikationsgeräts darauf, einen Abstand vonmindestens 30 cm (12 Zoll) zu jeglichen Teilen, einschließlich der Kabel des RadiForce-Monitors,
einzuhalten. Andernfalls kann es zu Leistungseinbußen bei diesem Gerät kommen.
Personen, die zur Konfiguration eines medizinischen Systems zusätzliche Geräte an den
Signaleingang oder -ausgang anschließen, sind dafür verantwortlich, dass dieses System der Norm
IEC60601-1-2 entspricht.
Während der Verwendung des RadiForce-Monitors nicht die Ein-/Ausgangssignalanschlüsse
berühren. Anderenfalls kann das angezeigte Bild beeinträchtigt werden.
Verwenden Sie unbedingt die dem Produkt beiliegenden Kabel oder von EIZO spezifizierte Kabel.
Die Verwendung von anderen als den von EIZO für dieses Gerät spezifizierten oder bereitgestellten
Kabeln kann zu erhöhter elektromagnetischer Strahlung oder verringerter elektromagnetischer
Störfestigkeit dieses Geräts und unsachgemäßem Betrieb führen.
Kabel
Signalkabel (DisplayPort)
Signalkabel (HDMI)
USB-Kabel
Netzkabel (mit Erdung)

32

AnhangVon EIZO
Max. Kabellänge
spezifizierte Kabel

PP300-V14
HH200PR
UU300
-

3m
2m
3m
3m

Abschirmung
Abgeschirmt
Abgeschirmt
Abgeschirmt
Unabgeschirmt

Ferritkern
Ohne Ferritkerne
Ohne Ferritkerne
Mit Ferritkernen
Ohne Ferritkerne

Technische BeschreibungenElektromagnetische Strahlung

Der RadiForce-Monitor ist für die Verwendung in den unten aufgeführten elektromagnetischen Umgebungenvorgesehen.
Der Kunde oder Benutzer des RadiForce-Monitors muss sicherstellen, dass das Gerät in einer solchen Umgebung
verwendet wird.

Strahlungstest

Konformität

Elektromagnetische Umgebung – Hinweise

RF-Strahlung
CISPR11

Gruppe 1

Der RadiForce-Monitor verwendet RF-Strahlung nur für den internen Betrieb.
Aus diesem Grund ist die RF-Strahlung nur sehr gering, und es ist eher
unwahrscheinlich, dass der Monitor Störungen bei elektronischen Geräten in
unmittelbarer Nähe verursacht.

RF-Strahlung
CISPR11

Klasse B

Oberschwingungsströme
IEC61000-3-2

Klasse D

Der RadiForce-Monitor ist für den Gebrauch in einer Vielzahl von Umgebungenzugelassen. Hierzu zählen auch Wohnbereiche und direkt an das öffentliche
Niederspannungsnetz angeschlossene Bereiche wie Privathaushalte.

Spannungsschwankungen / erfüllt
Flicker
IEC61000-3-3

Elektromagnetische Störfestigkeit
Der RadiForce-Monitor wurde mit folgenden Übereinstimmungspegeln (C) gemäß den in IEC60601-1-2 festgelegten
Prüfanforderungen (T) für professionelle Gesundheitseinrichtungsumgebungen spezifiziert.
Der Kunde oder Benutzer des RadiForce-Monitors muss sicherstellen, dass das Gerät in einer solchen Umgebung
verwendet wird.

Störfestigkeitstest

Messpegel (T)Übereinstimmungs- Elektromagnetische Umgebung –pegel (C)
HinweiseElektrostatische Entladung(ESD)
IEC61000-4-2±8 kV Kontaktentladung±15 kV Luftentladung±8 kV Kontaktentladung±15 kV LuftentladungEs wird empfohlen, das Gerät auf
Holz-, Beton- oder Keramikfußbodenzu verwenden. Wenn der Boden aus
synthetischem Material besteht, sollte
die relative Luftfeuchte mindestens 30%
betragen.

Schnelle transiente
elektrische Störgrößen/Bursts
IEC61000-4-4±2 kV Stromleitungen±1 kV Eingangs-/
Ausgangsleitungen±2 kV Stromleitungen±1 kV Eingangs-/
Ausgangsleitungen

Die Qualität der Stromversorgung
muss der in typischen gewerblichen
Umgebungen oder Krankenhäusern
entsprechen.

Stoßspannungen
IEC61000-4-5±1 kV Leitung gegen±1 kV Leitung gegen
Leitung
Leitung±2 kV Leitung gegen Erde ±2 kV Leitung gegen
Erde

Die Qualität der Stromversorgung
muss der in typischen gewerblichen
Umgebungen oder Krankenhäusern
entsprechen.

Spannungseinbrüche,KurzzeitunterbrechungenundSpannungsschwankungenentlang vonStromversorgungsleitungen
IEC61000-4-11

0 % UT (100 % Einbruch
0 % UT (100 % Einbruchin UT) 0,5 Zyklen und
in UT) 0,5 Zyklen und
1 Zyklus
1 Zyklus
70 % UT (30 % Einbruch
70 % UT (30 % Einbruchin UT) 25 Zyklen bei 50 Hz in UT) 25 Zyklen bei 50
0 % UT (100 % Einbruch in Hz
UT) 250 Zyklen bei 50 Hz 0 % UT (100 % Einbruchin UT) 250 Zyklen bei
50 Hz

Die Qualität der Stromversorgung
muss der in typischen gewerblichen
Umgebungen oder Krankenhäusern
entsprechen. Soll der RadiForce-Monitor
auch während einer Unterbrechung derStromversorgung weiter betrieben werden,
wird empfohlen, das Gerät an eineunterbrechungsfreie Stromversorgung
oder Batterie anzuschließen.

Magnetfelder mit
energietechnischen
Frequenzen
IEC61000-4-8

30 A/m(50 / 60 Hz)

Die Magnetfelder mit energietechnischen
Frequenzen müssen innerhalb eines
Bereichs liegen, der charakteristischfür einen typischen Ort in einer
typischen gewerblichen Umgebung oder
Krankenhäusern ist. Dieses Produkt sollte
mindestens 15 cm entfernt von der Quelle
der Magnetfelder mit energietechnischen
Frequenzen verwendet werden.

30 A/mAnhang33

Elektromagnetische Störfestigkeit
Der RadiForce-Monitor wurde mit folgenden Übereinstimmungspegeln (C) gemäß den in IEC60601-1-2 festgelegten
Prüfanforderungen (T) für professionelle Gesundheitseinrichtungsumgebungen spezifiziert.
Der Kunde oder Benutzer des RadiForce-Monitors muss sicherstellen, dass das Gerät in einer solchen Umgebung
verwendet wird.

Störfestigkeitstest

Messpegel (T)Übereinstimmungspegel (C)Elektromagnetische Umgebung –HinweiseTragbare und mobile RF-Kommunikationsgeräte
dürfen nur unter Einhaltung des empfohlenen
Mindestabstands in der Nähe des RadiForceMonitors und seiner Komponenten(einschließlich Kabeln) betrieben werden.
Dieser wird durch die Formel zur Berechnung
der Frequenz des Senders ermittelt.
Empfohlener MindestabstandDurch RF-Felder
verursachte
leitungsgebundene
Störungen
IEC61000-4-6

3 Vrms150 kHz – 80 MHz

3 Vrmsd = 1,2√P

6 VrmsISM-Bänder a) zwischen
150 kHz und 80 MHz

6 Vrmsd = 1,2√P

3 V/m

d = 1,2√P, 80 MHz – 800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz – 2,7 GHz

Abgestrahlte HF-Felder 3 V/m
IEC61000-4-3
80 MHz – 2,7 GHz

Hierbei steht „P“ für die in Watt (W) gemessene
maximale Nennausgangsleistung des Senders,
die der Senderhersteller empfiehlt, und „d“
für den empfohlenen Mindestabstand inMetern (m).
Die Feldstärken der fest eingestellten
Sender gemäß der elektromagnetischenStandortmessung b) müssen niedriger als derÜbereinstimmungspegel in jedem einzelnen
Frequenzbereich c) sein.
Bei der Nutzung in der Nähe von Geräten, die
mit folgendem Symbol gekennzeichnet sind,können Störungen auftreten.

Hinweis 1

UT ist die Wechselstromspannung vor Anwendung des Messpegels.

Hinweis 2

Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.

Hinweis 3

Diese Leitlinien in Bezug auf leitungsgebundene Störungen durch RF-Felder oder elektromagnetische RF-Felder
gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen wird durch die
Absorption und Reflexion von Strukturen, Objekten und Menschen beeinflusst.

a)

Die ISM-Bänder (Industrial, Scientific and Medical) zwischen 150 kHz und 80 MHz liegen im Bereich von 6,765 MHz bis
6,795 MHz, 13,553 MHz bis 13,567 MHz, 26,957 MHz bis 27,283 MHz und 40,66 MHz bis 40,70 MHz.

b)

Die Feldstärken fest eingestellter Sender, wie zum Beispiel die Basisstationen für Funktelefone (Mobiltelefone/schnurlose
Telefone), den mobilen Landfunk, Amateurfunk, Radio und Fernsehen können vorab nicht präzise bestimmt werden.
Um die elektromagnetische Umgebung anhand fest eingestellter Sender zu bewerten, sollte eine elektromagnetischeStandortmessung in Betracht gezogen werden. Falls die gemessene Feldstärke in der Umgebung, in der das Gerät
benutzt wird, den geltenden RF-Übereinstimmungspegel überschreitet, muss der RadiForce-Monitor beobachtet
werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb gewährleisten zu können. Wenn ein nicht ordnungsgemäßer Betrieb
beobachtet wird, sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie zum Beispiel die Neuausrichtung oder
Neupositionierung des RadiForce-Monitors.

c)Jenseits des Frequenzbereichs von 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstärke weniger als 3 V/m betragen.

34

AnhangEmpfohlener Mindestabstand zwischen tragbaren oder mobilen RF-Kommunikationsgeräten und
dem RadiForce-Monitor
Der RadiForce-Monitor ist für die Verwendung in einer elektromagnetischen Umgebung vorgesehen, in der Störungendurch elektromagnetische Strahlung kontrolliert werden. Der Kunde oder Benutzer des RadiForce-Monitors kann zur
Verhinderung elektromagnetischer Störungen beitragen, indem er einen Mindestabstand (30 cm) zwischen tragbaren
und mobilen RF-Kommunikationsgeräten (Sender) und dem RadiForce-Monitor einhält.
Der RadiForce-Monitor wurde mit folgenden Übereinstimmungspegeln (C) gemäß den Prüfanforderungen (T) für
Störfestigkeit gegenüber nahen Feldern der folgenden RF-Drahtloskommunikationsgeräte spezifiziert.

Prüffrequenz(MHz)

Bandbreite a)(MHz)

Dienst a)

Modulation b)ÜbereinstimMesspegel (T) c)
mungspegel (C)
(V/m)
(V/m)

385

380 – 390TETRA 400

Pulsmodulation b)
18 Hz

27

27

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FM28±5 kHz Abweichung1 kHz Sinus

28

710

704 – 787

LTE-Band 13, 17

Pulsmodulation b)
217 Hz99800 – 960

GSM 800 / 900,TETRA 800
iDEN 820CDMA 850,
LTE-Band 5

Pulsmodulation b)
18 Hz

28

28

1700 – 1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE-Band 1, 3, 4,
25;
UMTS

Pulsmodulation b)
217 Hz

28

28

2450

2400 – 2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE-Band 7

Pulsmodulation b)
217 Hz

28

28

5240

5100 – 5800

WLAN 802.11 a/n

Pulsmodulation b)
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785
a)

Bei einigen Diensten sind nur die Uplink-Frequenzen enthalten.

b)

Der Träger wird unter Verwendung eines Rechtecksignals mit einem Tastverhältnis von 50 % moduliert.

c)

Die Messpegel wurden bei maximaler Leistung und einem Abstand von 30 cm berechnet.

Der Kunde oder Benutzer des RadiForce-Monitors kann zur Verhinderung von Störungen durch nahe Magnetfelder
beitragen, indem er einen Mindestabstand (15 cm) zwischen Sendern und dem RadiForce-Monitor einhält.
Der RadiForce-Monitor wurde mit folgenden Übereinstimmungspegeln (C) gemäß den Prüfanforderungen (T) für
Störfestigkeit gegenüber nahen Magnetfeldern in der nachstehenden Tabelle spezifiziert.

Prüffrequenz

Messpegel (T)(A/m)

Modulation a)Übereinstimmungspegel
(C)
(A/m)

134,2 kHz

Pulsmodulation a)2,1 kHz65

65

13,56 MHz

Pulsmodulation a)
50 kHz

7,5

7,5

a)

Der Träger wird unter Verwendung eines Rechtecksignals mit einem Tastverhältnis von 50 % moduliert.

Anhang35

Bei anderen tragbaren und mobilen RF-Kommunikationsgeräten (Sendern) gilt der unten aufgeführte empfohlene
Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen RF-Kommunikationsgeräten (Sendern) und dem RadiForce-Monitor,
dieser Mindestabstand richtet sich nach der maximalen Ausgangsleistung des Kommunikationsgeräts.

Maximale
Nennausgangsleistungdes Senders(W)

Empfohlener Mindestabstand entsprechend der Frequenz des Senders(m)
150 kHz bis 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz bis 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz bis 2,7 GHz
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Bei Sendern, deren maximale Nennausgangsleistung nicht oben aufgeführt ist, kann der in Metern (m) gemessene empfohlene
Mindestabstand „d“ anhand der Formel zur Berechnung der Frequenz des Senders ermittelt werden. „P“ steht hierbei für die
maximale in Watt (W) gemessene Nennausgangsleistung des Senders, die der Senderhersteller empfiehlt.
Hinweis 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der für einen höheren Frequenzbereich empfohlene Mindestabstand.
Hinweis 2 Diese Leitlinien in Bezug auf leitungsgebundene Störungen durch RF-Felder oder elektromagnetische RF-Felder
gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen wird durch die
Absorption und Reflexion von Strukturen, Objekten und Menschen beeinflusst.

36

Anhang153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland

www.eizoglobal.com
Copyright © 2020 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

00N0N387B4
IFU-RX1270
2nd Edition - September 29th, 2023 Printed in Japan.