自作キット(一式製品)

TADC-401SPA
PASC-101

CU-Mini-DIY1
顕微鏡自作キット1

CU-Mini-DIY2
ピエゾ付き顕微鏡自作キット

CU-KI-DIY
ケーラー照明実習キット

組⽴例(お客様組⽴情報)
正⽴

明視野顕微鏡

CU-BF2-NI.OL.MI CU-BF1-NI
⼩型簡易顕微鏡
明視野顕微鏡(直⽴型)(各社対物対応型)

超広視野顕微鏡

SeMATERAS1
倒⽴版

倒⽴

CU-Compact-BF
⼩型簡易倒⽴顕微鏡

CU-Mini2-BF
⼩型倒⽴顕微鏡

CU-Mini2-BF-PA

ピエゾアシストステージ付
き⼩型倒⽴顕微鏡

SeMATERAS2
⼩型・正⽴版+ CU-RI-LED
CU-LA-LED
リングLEDユニット+ CU-FL-LED2
LED蛍光ユニット2 CU-CE-UNIT
ケーラ照明ユニット(同軸型)

CU-EDU-KI

ケーラ照明実習セット

明視野顕微鏡 (CUS-BF etc)
CU-Mini2-DF

⼩型倒⽴顕微鏡（明視野 / 暗視野)

CU-Mini2-FL

倒⽴蛍光顕微鏡

各組⽴例の資料pdfおよび組⽴動画等は弊社Webページよりご参照頂けます。
https://jp.optosigma.com/ja_jp/core-unit-for-microscopy.html

超広視野顕微鏡

SeMATERAS1

お客様組立例

8Kカメラと⻑作動距離対物を利⽤することで、市販顕微鏡よりも広い視野で培養細胞の暗視野像や蛍光像を観察できる組⽴例です。
バイオ細胞１個だけでなく、100万個以上の細胞集団のふるまいも同時に観察できる新しい「トランススケールスコープ」です。
1) 直径6mm程度の視野を、分解能2.2 µmの暗視野像および蛍光像を10 fpsで録画できるシステムです。直径6mmを超えると、収差の影響が大きくなります。
2) 蛍光⽤には、GFPやAlexaFluor488の観察に向いた⻘LED光源とフィルタを導入しています。
3) AMATERAS1.0(Ichimura et al., Sci Rep. 2021)と比較すると、視野で劣りますが、費⽤は1/10程度と、コストパフォーマンスに優れています。

SeMATERAS: Substitutional equipment of Multiscale/modal Analytical Tool for Every Rare Activity
in Singularity

蛍光ビーズ(φ2 µm)

組⽴⼿順(次ページ)より、簡単に構築できます。
以下の組⽴動画もご利⽤ください。

蛍光φ6 mmhttps://youtu.be/RgUhe639vtI
暗視野培養細胞

φ6 mm

暗視野

蛍光50 µm

50 µm

50 µm

1000 µm

SNAP-tag融合タンパク質を発現したNeuro2a細胞 (早大・坂内教授ご提供)
注1) 本ユニットは、⽤途に応じた部品組合せ例を⽰したものであり、観察・録画⽤PCも必要となります。
注2) 未組⽴状態での出荷となり、お客様⾃⾝での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。組込み⽅法の詳細につきましては営業までご相談ください。
注3) ユニット内容は予告なく仕様が変更となることがあります。

超広視野顕微鏡(⼩型正⽴版)
お客様組⽴例培養容器SeMATERAS2

超広視野顕微鏡SeMATERAS1の⼩型正⽴版です。
単体でSeMATERAS1と同等の広視野観察を実施できます。
また、研究⽤倒⽴顕微鏡(CUS-BF等)の上部に、追加することで、広視野蛍光観察(上部)と高倍観察等(下部)を同じサンプルに対して実施可能となります。
1) SeMATERAS2単体での使⽤時は、スライドガラスサンプルの蛍光像および簡易暗視野像を、直径6mm程度の広視野で観察可能です。
培養皿など厚みのあるサンプルの暗視野観察の場合は、リングLEDをサンプル下に設置してください。(スライドガラスでは上下とも可)2) CUS-BF等の倒⽴顕微鏡と組み合わせてご使⽤の際は、広視野観察は蛍光のみとなり、簡易暗視野観察はご利⽤頂けません。
(CUS-BF以外の倒⽴顕微鏡に導⼊する際には、基盤の追加⼯が必要となります。)

スライドガラス

蛍光ビーズ(φ2 µm)蛍光φ6 mm
培養細胞上システム(低NA)
広視野(蛍光)下システム(高NA)・光ピンセット (1064 nm)
・局所加熱 (1462 nm)
・細胞刺激 (405 nm)
・蛍光1分子観察 (TIRF)

φ6 mm

シグマ光機 CUS-BF

Olympus IX73

Nikon Ti2

注1) 本ユニットは、⽤途に応じた部品組合せ例を⽰したものであり、観察・録画⽤PCも必要となります。
注2) 未組⽴状態での出荷となり、お客様⾃⾝での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。組込み⽅法の詳細につきましては営業までご相談ください。
注3) ユニット内容は予告なく仕様が変更となることがあります。

⼩型倒⽴顕微鏡（明視野)

CU-Mini2-BF
お客様組立例
コアユニット部品で構築する倒⽴顕微鏡の組合せ例であり、ニコン社の対物レンズ(M25 x 0.75)および結像レンズを用いたCUSmini-BF相当性能の明視野顕微鏡です。将来的な機能拡張のためのベースモデルとしても最適です。

SLSI-22W
CU-060
OBS-200G

CU-030CU-FAJK-13

CU-IH-22(or C30-CU-IH-15)

OBS-50G
CU-SHPU
TSD-405CL

対物レンズ(NA1.3)

C30-CU-OLSM-M25
CU-072A

CU-074A

CU-172CU-011(TFA-25.4C05-4)
OBS-300G

OBS-50G

CU-040CU-041

CU-05010 µm
CUSmini-BF

CU-Mini2-BF

450 ×283 ×300 mm

300×283 ×120 mm
組立作業: お客様組立
参考価格: ¥727,700

組立作業: なし(組立済み)
参考価格: ¥950,000

CUSmini-BF相当でより小型＆安価

1) コアユニット顕微鏡(CUS-BFおよびCUSmini-BF)と同様に、スライドガラスやカバーガラスにのせたサンプル試料の明視野像をモノクロカメラで観察・録画します。(画像取得および録画には別売りPCが必要です。)
2) NA1.3の対物レンズを用いた倒⽴顕微鏡であり、観察の際にはイマージョンオイルとカバーガラスが別途必要となります。サンプルガラスの対物側にはスライドガラスを使用できませんので十分ご注意ください。

CU-Mini2-BFからの機能拡張例
光ピンセット (1064 nm)
局所加熱 (1462 nm)
細胞刺激 (405 nm)

培養皿対応＆暗視野観察

LED蛍光観察レーザユニット導入

コアユニット部品などを後日追加して頂くことで、蛍光観察や光ピンセットなどの機能拡張が可能となります。
御相談は営業までご連絡ください。
注1) 本セットは、用途に応じた部品組合せ例を⽰したものであり、顕微鏡としてご使用頂くためには、観察・録画用PCも必要となります。
注2) 未組⽴状態での出荷となり、お客様⾃⾝での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。組込み⽅法の詳細につきましては営業までご相談ください。
注3) セット内容は予告なく仕様が変更となることがあります。