Инструкции за употреба

Цветен LCD монитор

ВажноПреди да използвате продукта, непременно прочетете
инструкциите за употреба и ръководството за инсталиране.
• За настройки и регулиране на монитора вижте ръководството заинсталиране.
• Най-новата продуктова информация, включително инструкции заупотреба, е публикувана на уебсайта ни.
www.eizoglobal.com

СИМВОЛИВ това ръководство и този продукт са използвани символите по-долу. Те обозначават
критичната информация. Моля, прочетете ги внимателно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

Несъобразяването с информацията, указана чрезПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, може да доведе до сериозни
наранявания и да бъде животозастрашаващо.
Несъобразяването с информацията, указана чрезВНИМАНИЕ, може да доведе до средни наранявания и/или до повреждане на имущество или на продукта.
Указва предупреждение или необходимост от повишено
внимание. Например
удар“.

указва опасност от „токов

Указва забранено действие. Например
разглобявайте“.

означава „НеТози продукт е настроен специално за работа в района, където първоначално едоставен.
Ако работи извън този район, може да не работи според указаното в спецификациите.
Никаква част от това ръководство не може да се възпроизвежда, съхранява велектронни системи или предава под никаква форма и по никакъв начин, електронен,механичен или друг, без предварителното писмено разрешение на EIZO Corporation.
EIZO Corporation не е задължена да запазва поверителността на каквито и да билопредоставени материали или информация, освен ако не са сключени предварителни
споразумения с EIZO Corporation за съответната информация. Въпреки че санаправени всички усилия да се гарантира, че това ръководство осигурява актуална
информация, моля, имайте предвид, че спецификациите на продукта на EIZOподлежат на промяна без предизвестие.
2ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
ВажноТози продукт е настроен специално за работа в района, където първоначално едоставен. Ако работи извън този район, може да не работи според указаното вспецификациите.
За лична безопасност и правилна поддръжка, моля, прочетете внимателно раздела
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ и предупрежденията за внимание върху монитора.

Местоположение на предупрежденията за внимание

Символи върху устройството
Символ

Този символ указва
Главен прекъсвач: Натиснете, за да изключите захранването на монитора.
Главен прекъсвач: Натиснете, за да включите захранването на монитора.
Бутон за включване: Натиснете, за да включите или изключите монитора.
Променлив токПредупреждение за опасност от токов ударВНИМАНИЕWEEE маркиране: Продуктът трябва да се изхвърля разделно; материалите
могат да се рециклират.
Маркировка СЕ: Маркировка за съответствие ЕС съгласно указанията насъответните Директива и/или Регламент на Съвета (ЕС).
Производител
Дата на производство
Внимание: Федерален закон (САЩ) ограничава продажбата на товаустройство само от или при поръчка от лицензиран лекар.
Медицинско устройство в ЕС

3ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Символ

Този символ указва
Вносител в ЕСОзначение за съответствие с регламентите на Обединеното кралство
Отговорно лице в Обединеното кралство
Упълномощен представител в Швейцария
Упълномощен представител в Европейския съюз4ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕАко от уреда започне да излиза пушек, да мирише на изгоряло или да се чуват странни
шумове, изключете всички захранващи връзки незабавно и се свържете с вашия
представител на EIZO за съвет.
Опитите да ползвате неизправно устройство могат да доведат до пожар, токов удар илиповреда на оборудването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕНе разглобявайте и не модифицирайте устройството.
Отварянето на корпуса може да доведе до токов удар или изгаряне чрез високо
напрежение или нагорещени части. Модификацията на устройството може дапричини пожар или токов удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЗа всякакво обслужване се обръщайте към квалифицирани сервизни техници.
Не опитвайте да обслужвате този продукт сами, тъй като отварянето или отстраняването накапаците може да причини пожар, токов удар или повреда на оборудването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Дръжте странични предмети и течности далече от устройството.
Случайното попадане на метални части, запалими материали или течности въввътрешността на корпуса може да причини пожар, токов удар или повреда наоборудването.
Ако предмет или течност попадне в корпуса, незабавно изключете устройствотоот контакта. Устройството трябва да бъде проверено от квалифициран сервизен
техник, преди да го използвате отново.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поставете устройството на надеждно и стабилно място.
Ако устройството е поставено върху неподходяща повърхност, то може да падне и дапричини нараняване.
Ако устройството падне, го изключете незабавно от захранването и попитайте местния
представител на EIZO за съвет. Не използвайте повредено устройство. Това може дапричини пожар или токов удар.

5ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използвайте устройството на подходящо място.
Неспазването на това условие може да причини пожар, токов удар или повредана оборудването.
• Не поставяйте устройството на открито.
• Не го поставяйте в каквито и да било средства за транспортиране (кораби,самолети, влакове, автомобили и т.н.).
• Не го поставяйте в прашна или влажна среда.
• Не го поставяйте на места, където може да попадне вода върху екрана (бани,кухни и т.н.).
• Не го поставяйте на места, където пара отива директно към екрана.
• Не го поставяйте в близост до устройства, генериращи топлина или влага.
• Не го поставяйте на места, където продуктът ще бъде изложен на пряка
слънчева светлина.
• Не поставяйте в среда със запалим газ.
• Не поставяйте на места, където има наличие на корозивни газове (например
серен диоксид, водороден сулфид, азотен диоксид, хлор, амоняк и озон).
• Не поставяйте на места, където има наличие на прах или компоненти,усилващи корозията в атмосферата (например натриев хлорид и сяра),проводими метали и т.н.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Дръжте найлоновите опаковки далеч от бебета и деца.
Те може да причинят задушаване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използвайте приложения захранващ кабел и го свържете към стандартния контакт завашата страна.
Не забравяйте, че трябва да се спазва номиналното напрежение на захранващия кабел. Впротивен случай може да се причини пожар или токов удар.
Захранване: 100 – 240 V (променлив ток), 50/60 HzПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЗа да изключите захранващия кабел, хванете щепсела здраво и дръпнете.
При издърпване кабелът може да се повреди и това може да доведе до пожарили токов удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Оборудването трябва да бъде свързано към заземен контакт.
Ако не спазите това изискване, това може да предизвика пожар или токов удар.

6ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използвайте правилното напрежение.
• Устройството е предназначено за употреба само под определено напрежение.
Свързването към напрежение, различно от посоченото в инструкциите за употреба, можеда причини пожар, токов удар или повреда на оборудването.
Захранване: 100 – 240 V (променлив ток), 50/60 Hz• Не претоварвайте електрическата мрежа, тъй като това може да доведе до пожар илитоков удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използвайте внимателно захранващия кабел.
Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. Не дърпайте и неусуквайте кабела. Използването на повреден захранващ кабел може да причини
пожар или токов удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Операторът не трябва да докосва пациента, докато се докосва до продукта.
Този продукт не е предназначен за докосване от пациенти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не пипайте щепсела и захранващия кабел, ако те започнат дапращят.
Докосването им може да причини токов удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПри закрепване на чупещата се стойка направете справка с ръководството напотребителя и монтирайте устройството безопасно.
В противен случай то може да се откачи и да причини нараняване и/или до повреда наоборудването.
Преди инсталиране се уверете, че всички маси, стени и други монтажни повърхности иматдостатъчна механична сила.
Ако устройството падне, го изключете незабавно от захранването и попитайте местния
представител на EIZO за съвет. Не използвайте повредено устройство. Това може дапричини пожар или токов удар. Когато поставите отново наклонената стойка, моля,използвайте същите винтове и ги затегнете здраво.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕНе докосвайте повреден LCD панел директно с голи ръце.
Ако част от кожата ви или тялото ви влезе в непосредствен контакт с панела,изплакнете обилно.
Ако течни кристали попаднат в устата или в очите ви, незабавно изплакнете сголямо количество вода и потърсете медицинска помощ. В противен случай евъзможно да получите токсична реакция.

7ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЗа монтаж на високи места потърсете помощ от професионалист.
Когато монтирате монитора на високо, има опасност той или негови части да паднат и дапричинят нараняване. Потърсете помощ от строителен специалист, когато монтирате
монитора. Освен това проверете продукта за повреда или деформации преди и следмонтирането му.

8ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕНе гледайте директно към източника на задното осветление или помощната лампа.
Това може да причини дискомфорт на очите или зрителни проблеми.

ВНИМАНИЕНе прилагайте груба сила върху рамото на помощната лампа.
Силното огъване или усукване на рамото може да го повреди или развали.

ВНИМАНИЕ
Преди употреба проверете работното състояние.
Започвайте употребата само след като сте се уверили, че няма проблеми с показваното
изображение.
При използване на няколко устройства, започвайте употребата само след като сте сеуверили, че изображенията се показват правилно.

ВНИМАНИЕ
Закрепвайте здраво кабелите, които са предназначени да бъдат закрепвани.
Ако те не са закрепени здраво, може да се разкачат и вследствие на това изображенията дабъдат прекъснати, а работата ви – нарушена.

ВНИМАНИЕ
Разкачете кабелите и премахнете аксесоарите, когато премествате устройството.
В противен случай те може да се откачат при преместването и да причинят нараняване.

ВНИМАНИЕ
Носете или поставяйте устройството в съответствие с точно определените
методи.
• Когато местите продукта, дръжте здраво долната част на монитора.
• Мониторите с размер 30 и повече инчове са тежки. Разопаковането и/илипренасянето на монитора трябва да се извършва най-малко от двама души.
• Ако моделът на вашето устройство има ръкохватка на задната част намонитора, хванете и здраво дръжте долната част и ръкохватката на монитора.
Изпускането на устройството може да причини нараняване или да доведе доповреда на оборудването.

ВНИМАНИЕ
Внимавайте, за да не прещипете ръцете си.
Ако натиснете монитора силно, за да регулирате височината или ъгъла му, е възможно дапрещипете и нараните ръцете си.

9ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ВНИМАНИЕНе блокирайте вентилационните отвори по корпуса.
• Не поставяйте никакви предмети върху вентилационните отвори.
• Не инсталирайте устройството в място с недобра вентилация илинедостатъчно пространство.
• Не използвайте уреда легнал или наобратно.
Блокирането на вентилационните отвори предотвратява правилното движениена въздуха и може да доведе до пожар, токов удар или повреда наоборудването.

ВНИМАНИЕНе пипайте щепсела на захранващия кабел с мокри ръце.
Докосването му може да причини токов удар.

ВНИМАНИЕНе поставяйте предмети около щепсела на захранващия кабел.
Това ще улесни изключването му от захранването в случай на проблем.

ВНИМАНИЕ
Периодично почиствайте областта около щепсела и вентилационния отвор намонитора.
Наличието на прах, вода или мазнина в тази област може да предизвика пожар.

ВНИМАНИЕ
Изключете устройството от контакта, преди да го почистете.
Почистването на устройството, докато е включено в захранването, може да доведе до токов
удар.

ВНИМАНИЕАко възнамерявате да не използвате устройството за дълъг период, извадете щепселаот контакта, след като изключите прекъсвача на захранването за безопасност и пестенена енергия.

ВНИМАНИЕ
Изхвърляйте този продукт съгласно законите в района или страната наместопребиваване.

ВНИМАНИЕЗа потребители на територията на ЕИП и Швейцария:Всеки сериозен инцидент, който е възникнал във връзка с устройството, трябва дабъде докладван на производителя и компетентния орган в държавата членка, в коятосе намира потребителят и/или пациентът.

10Бележка за този монитор

Бележка за този монитор
Показания за употреба
Този продукт е предназначен за показване на радиологични изображения за преглед,анализ и диагностика от обучени здравни специалисти. Дисплеят не е предназначенза мамография.
Внимание
• Този продукт не е предназначен за употреба при инвитро диагностика.
• Този продукт може да не е под гаранция за цели, различни от описаните в товаръководство.
• Спецификациите в това ръководство са приложими само при използване на захранващите
кабели, предоставени заедно с продукта, и посочените от EIZO сигнални кабели.
• Използвайте с този продукт само оригинални аксесоари, посочени от EIZO.

Предпазни мерки при работа
• След използване за продължителен период от време е възможно влошаване нахарактеристиките на някои компоненти (например LCD панела и вентилатора).
Периодично проверявайте дали работят нормално.
• Когато изображението на екрана се смени, след като дълго време се е показвало
едно и също изображение, може да се появи сянка. Използвайте скрийнсейвъраили функцията за пестене на енергия, за да избегнете показването на едно и същоизображение за продължително време. В зависимост от показваното изображение
сянка може да се появи и след кратък период от време. За да премахнете подобен
нежелан ефект, променете изображението или изключете захранването заняколко часа.
• Необходими са няколко минути, докато работата на дисплея на монитора сестабилизира. Моля, изчакайте няколко минути или повече, след като захранванетона монитора е включено или мониторът се е възстановил от енергоспестяващ
режим, преди да го използвате.
• Ако екранът на монитора работи продължителен период от време, може да сепоявят размазвания или прогаряния. За да увеличите максимално
продължителността на живот на монитора, препоръчваме периодично да гоизключвате.
• Подсветката на LCD панела има фиксиран живот. В зависимост от начина наупотреба, например при продължителни периоди без изключване,експлоатационният живот на подсветката може да бъде скъсен и да се наложи
замяна. Когато екранът започне да потъмнява или да трепти, моля, свържете се сместния представител на EIZO.
• Екранът може да има дефектни пиксели или малък брой светли точки. Това седължи на характеристики на самия LCD панел и не е свързано с неизправност напродукта.
• Не натискайте силно повърхността или външната рамка на LCD панела, тъй катотова може да доведе до неизправност на дисплея, като например смущения и т.н.
Прилагането на постоянен натиск върху повърхността на LCD панела може давлоши състоянието на течните кристали или да повреди панела. (Ако останат
следи от натиск върху LCD панела, оставете монитора с черен или бял екран.
Симптомът може да изчезне.)11Бележка за този монитор
• Не драскайте и не натискайте LCD панела с остри предмети, тъй като това можеда причини повреда. Не се опитвайте да го бършете с тъкани, тъй като това можеда повреди панела.
• Не докосвайте вградения сензор за калибриране (интегриран преден сензор). Товаможе да намали точността на измерванията или да доведе до повреда наоборудването.
• В зависимост от околната среда, измерваната от вградения сензор за осветеност
стойност може да се различава от стойността, показвана от друг прибор заизмерване на осветеност.
• Възможно е да се появи конденз по повърхността или във вътрешността на тозипродукт, когато бъде преместен в студено помещение, при внезапно повишаванена температурата или когато бъде преместен от студено в топло помещение. Втози случай не включвайте устройството. Вместо това изчакайте кондензацията даизчезне, тъй като в противен случай може да причини повреда на устройството.

За използване на монитора продължително време
Контрол на качеството
• Качеството на изображението на мониторите се влияе от нивото на качество навходните сигнали и влошаването на характеристиките на изделието. Извършвайте
визуални проверки и периодични тестове на стабилността (включително проверкана сивата скала) на работните характеристики, за да се спазват медицинските
стандарти и указания за вашето приложение, и при необходимост извършвайте
калибриране. Софтуерът RadiCS (опция) ви дава възможност да осъществявате
контрол на качеството на монитора в съответствие с медицинските стандарти/указания.
• Моля, изчакайте 15 минути или повече, след като захранването на монитора евключено или мониторът се е възстановил от енергоспестяващ режим, преди даизвършите тестове за контрол на качеството, калибриране или коригиране наекрана на монитора.
• Препоръчваме мониторите да са настроени на препоръчителното или на по-ниско
ниво на яркост, за да се намалят промените в яркостта на екрана, причинени отпродължителна употреба, както и да се съхрани стабилността на яркостта.
• За коригиране на резултатите от измерванията на вградения сензор закалибриране (интегриран преден сензор) с тези от външен сензор, който сепродава отделно, извършете корелация между интегрирания преден сензор ивъншния сензор с помощта на RadiCS (незадължителен аксесоар)/RadiCS LE(включен в пакета). Периодично извършваната корелация ви дава възможност даподдържате измерванията с интегрирания преден сензор на ниво, еквивалентнона това на външния сензор. За подробности относно корелацията вижте
ръководството за потребителя на RadiCS/RadiCS LE.
Внимание
• Състоянието на екрана на монитора може да се промени неочаквано поради грешка повреме на работа или непредвидена промяна на настройките. Препоръчително е следкоригиране на екрана да използвате монитора със заключени бутони за управление.
За подробности относно настройването вижте ръководството за инсталиране (на CDROM).

Почистване
• Периодичното почистване е препоръчително, за да се запазят физическите
качества на продукта и да се удължи животът му.

12Бележка за този монитор
• Петната по продукта могат да бъдат отстранени с внимателно забърсване с мекакърпа, напоена с вода, или с помощта на ScreenCleaner.
Внимание
• Не позволявайте течности да влизат в пряк контакт с продукта. Ако това се случи,забършете незабавно.
• Не позволявайте течности да попаднат в отворите или във вътрешността на продукта.
• Когато използвате химикали за почистване или дезинфекция, алкохолът и антисептичните
разтвори например може да причинят гланциране, потъмняване и избледняване напродукта, както и да влошат качеството на показваните изображения. Не използвайте
химически вещества често.
• Никога не използвайте разредител, бензен, восък или абразивни препарати, тъй като евъзможно да повредят продукта.
• За повече информация относно почистването и дезинфекцията вижте уебсайта ни.
Как да проверите: Отворете www.eizoglobal.com и въведете „disinfect“ в полето за търсенев сайта.

Дезинфекция с химикали
• При дезинфекцията на продукти препоръчваме да използвате химикали, които сатествани от нас (вижте таблицата по-долу). Обърнете внимание, че използванетона тези химикали не гарантира, че продуктът няма да се повреди или влоши.
КатегорияТип химикал

Примерен продуктНа база алкохол

Етилов алкохол

ЕтанолНа база алкохол

Изопропанол

Изопропилов спирт

ХлорНатриев хипохлорит

PureloxБигуанид

Хлорхексидин глюконат

Hibitane разтворНа база алкохол

Бензалкониев хлорид

WelpasНа база алдехид

Глутарал

SterihydeНа база алдехид

Глутарал

Cidex Plus28Амфотерно
повърхностноактивно
вещество

Алкилдиаминоетилглицин
хидрохлорид

Разтвор от сатенидинЗа да използвате монитора удобно
• Прекалено тъмен или ярък екран може да повлияе на вашите очи. Настройте
яркостта на монитора според условията на обкръжаващата среда.
• Взирането в монитора продължително време измаря очите. Почивайте по 10минути на всеки час.
• Гледайте към екрана от достатъчно голямо разстояние и под правилен ъгъл.

Предупреждения и отговорности във връзка скиберсигурността
• Актуализациите на фърмуера трябва да се извършват чрез EIZO Corporation илиоторизиран дистрибутор.
• Ако EIZO Corporation или дистрибуторът дадат указания за актуализиране нафърмуера, изпълнете ги незабавно.

13

CЪДЪРЖАНИЕ

CЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ .................................................................................................

3Важно .................................................................................................................

3Местоположение на предупрежденията за внимание .......................

3Символи върху устройството...............................................................

3ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ .........................................................................................

5ВНИМАНИЕ........................................................................................................

9Бележка за този монитор ........................................................................................ 11Показания за употреба ..................................................................................... 11Предпазни мерки при работа ........................................................................... 11За използване на монитора продължително време....................................... 12Контрол на качеството.......................................................................... 12Почистване ............................................................................................ 12Дезинфекция с химикали...................................................................... 13За да използвате монитора удобно ................................................................. 13Предупреждения и отговорности във връзка с киберсигурността ................ 13
1 Въведение ................................................................................................................. 16
1.1

1.2

1.3

Характеристики.................................................................................................. 16
1.1.1Свободно оформление......................................................................... 16

1.1.2Лесно опроводяване ............................................................................. 16

1.1.3

Поддържа извеждане на видео сигнал и захранване с помощта наединична кабелна връзка през USB Type-C ....................................... 16

1.1.4

Хибриден монохромен и цветен дисплей ........................................... 17

1.1.5Контрол на качеството.......................................................................... 17

1.1.6

Функция за докинг станция................................................................... 17

1.1.7

С функция за осветление (RadiLight) .................................................. 17

1.1.8Конструкцията води до икономия на място ........................................ 18

1.1.9Работа с монитора от мишката и клавиатура..................................... 18Съдържание на пакета ..................................................................................... 19
1.2.1

EIZO LCD Utility Disk.............................................................................. 19

1.2.2

RadiCS LE .............................................................................................. 20

1.2.3Използване на RadiCS LE .................................................................... 20Контрол и функции ............................................................................................ 21
1.3.1Отпред ................................................................................................... 21

1.3.2

Назад...................................................................................................... 22

2 Инсталиране/свързване.......................................................................................... 24
2.1Преди инсталиране ........................................................................................... 24
2.1.1

2.2

14

Условия за инсталиране....................................................................... 24Свързване на кабелите .................................................................................... 25

CЪДЪРЖАНИЕ
2.3

Свързване на RadiLight Focus (помощна лампа)............................................ 30

2.4Включване на захранването............................................................................. 30

2.5Коригиране на височината на екрана и ъгъла ................................................ 31

2.6Поставяне на капака за конекторите ............................................................... 32

2.7Използване на RadiLight Area/RadiLight Focus................................................ 33

3 Няма картина............................................................................................................. 34
4 Спецификации .......................................................................................................... 36
4.1Списък на спецификациите .............................................................................. 36
4.1.1

Тип.......................................................................................................... 36

4.1.2

LCD панел.............................................................................................. 36

4.1.3

Видео сигнали ....................................................................................... 36

4.1.4

USB......................................................................................................... 36

4.1.5Мрежа..................................................................................................... 37

4.1.6

Захранване ............................................................................................ 37

4.1.7

Физически спецификации..................................................................... 37

4.1.8Изисквания за работната среда........................................................... 37

4.1.9

Условия за транспортиране/съхранение ............................................ 37

4.2Поддържани разделителни способности ........................................................ 38

4.3Аксесоари........................................................................................................... 38Приложение ............................................................................................................... 39Медицински стандарт ....................................................................................... 39Класификация на оборудването .......................................................... 39Информация за EMC......................................................................................... 40Среда за използване по предназначение........................................... 40Техническо описание ............................................................................ 41

15

1 | Въведение

1 Въведение
Благодарим Ви, че избрахте цветния LCD монитор на EIZO.

1.1 Характеристики
1.1.1 Свободно оформление
• Този продукт предлага функции PbyP (Картина до картина) и PinP (Картина вкартина), които могат да изобразяват до три сигнала едновременно.

Единичен

PbyPЕдиничен + PinP

PbyP + PinP

• Мониторът предоставя функцията One Cable PbyP, която показва изображения врежим PbyP с помощта на един сигнален кабел.

1.1.2 Лесно опроводяване
Мониторът има изходен конектор USB Type-C® (USB-C®).
Този конектор дава възможност за извеждане на сигнал към друг монитор.

1.1.3 Поддържа извеждане на видео сигнал и захранване с помощта наединична кабелна връзка през USB Type-CТози продукт е оборудван с USB-C конектор и поддържа предаване на видео сигнали
(алтернативен режим за DisplayPort™), както и захранване (USB Power Delivery).
Той осигурява максимална мощност от 94 W към свързания ноутбук компютър, когатосе използва като външен монитор.

Видео сигнали

Захранване

16Въведение | 1Бележка
• За да бъдат изведени видео сигнали, свързаното устройство трябва да поддържа
предаване на видео (алтернативен режим за DisplayPort).
• За използване на функцията за зареждане свързаното устройство трябва да поддържа
зареждане чрез USB Power Delivery.
• Максималната мощност от 94 W може да бъде осигурена само когато се използват
следните USB кабели:– CC150SS81G-5A (в комплекта).
• Свързаните устройства могат да се зареждат дори когато мониторът е в енергоспестяващ
режим.

1.1.4 Хибриден монохромен и цветен дисплей
Когато функцията Hybrid Gamma PXL е активирана, този продукт автоматично
различава монохромните и цветните части на ниво пиксел в едно и същоизображение и съответно ги показва с оптимални градиенти.

1.1.5 Контрол на качеството
• Мониторът има вграден сензор за калибриране (интегриран преден сензор). Тозисензор позволява на монитора да извършва независимо калибриране
(SelfCalibration) и проверка на сивата гама.
• Включеният в комплекта софтуер RadiCS LE ви дава възможност да калибрирате
монитора и да управлявате историята.
• Софтуерът RadiCS за контрол на качеството на монитора ви дава възможност даосъществявате контрол на качеството на монитора в съответствие смедицинските стандарти/указания.

1.1.6 Функция за докинг станция
Мониторът е оборудван с LAN порт и USB концентратор и може да се използва катодокинг станция. С помощта на USB-C кабел можете да изградите стабилна мрежова
среда дори на ноутбук компютри или таблети, които нямат LAN портове. Можете същода използвате съвместими с USB периферни устройства и да зареждате смартфони
(вижте „Използване на функцията за докинг станция“ в ръководството заинсталиране).

1.1.7 С функция за осветление (RadiLight)
RadiLight Area (задно осветление)• RadiLight Area е функция за задно осветление, вградена в монитора. Тя осветява
помещението с помощта на непряк източник на светлина в задната част намонитора, което дава възможност за ефективно интерпретиране на радиологични
изображения на слабо осветени места.
RadiLight Focus (помощна лампа)17

1 | Въведение
• RadiLight Focus е помощна лампа, която може да се демонтира. Тя може да освети
работното ви място, когато четете, пишете документи или използвате клавиатура.

RadiLight Area

RadiLight Focus

1.1.8 Конструкцията води до икономия на място
Мониторът е оборудван с няколко USB конекторa (за свързване към компютър).
Можете да работите с няколко компютъра, като използвате един комплект USBустройства (мишка, клавиатура и др.).

1.1.9 Работа с монитора от мишката и клавиатураС помощта на софтуера за контрол на качеството RadiCS/RadiCS LE можете даизвършвате следните дейности с монитора като използвате мишката и клавиатура:• Превключване на режими CAL Switch• Превключване на входни сигнали.
• Функция, която присвоява който и да било режим на CAL Switch (Ключ закалибриране) на част от екрана и показва изображение (Point-and-Focus)• Показване или скриване на под-прозореца PinP (Hide-and-Seek)• Превключване на компютри, които използват USB устройства (Switch-and-Go)• Влизане в режим на пестене на енергия (Backlight Saver)• Функция, която временно увеличава яркостта, за да подобри видимостта наобразите за диагностика (Instant Backlight Booster)18Въведение | 1Бележка
• Софтуерът RadiCS/RadiCS LE ви дава възможност да показвате или скривате
подпрозореца за PinP и същевременно да превключвате компютъра, използван за работа
с USB устройства. За повече информация относно процедурата за настройване направете
справка с потребителското ръководство на RadiCS/RadiCS LE.

1.2 Съдържание на пакета
Уверете се, че всеки от следните елементи е наличен в опаковъчната кутия. В случайна липса или повреда на който и да било от тях се свържете с вашия доставчик или сместния представител на EIZO.
Бележка
• Препоръчва се да запазите опаковъчната кутия и материалите за опаковане, така че да евъзможно използването им при преместване или транспортиране на този продукт.

• Монитор
• Захранващ кабел

• Кабел за цифров сигнал (DisplayPort – DisplayPort): PP300-V14 x 2• Кабел за цифров сигнал (HDMI – HDMI): HH300PR x 1• Кабел USB 2.0 (USB-A – USB-B): UU300 x 2• Кабел USB-C (USB-C – USB-C): CC150SS81G-5A x 1• Капак за конекторите (ляв)• Капак за конекторите (десен)• RadiLight Focus (помощна лампа)• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Инструкции за употреба

1.2.1 EIZO LCD Utility DiskДискът (CD-ROM) съдържа следното. Вижте Readme.txt на диска за процедурите постартиране на софтуера или за справка относно файловете.
• Файл Readme.txt• Софтуер за контрол на качеството на монитора RadiCS LE (за Windows)• Потребителско ръководство
– Инструкции за употреба за този монитор
– Ръководство за инсталиране на монитора
– Потребителско ръководство за RadiCS LE• Габаритни размери

19

1 | Въведение

1.2.2 RadiCS LE
RadiCS LE ви предоставя възможност да извършвате следните операции за контролна качеството и управление на монитора. За повече информация относно софтуераили процедурите за конфигуриране направете справка с ръководството запотребителя на RadiCS LE.
Контрол на качеството
• Извършване на калибриране
• Показване на резултатите от теста в списък и създаване на отчет за теста
• Задаване на цел за самостоятелно калибриране и график за изпълнение
Работа с монитора
• Превключване на режими CAL Switch• Превключване на входни сигнали.
• Функция, която присвоява който и да било режим на CAL Switch (Ключ закалибриране) на част от екрана и показва изображение (Point-and-Focus)• Показване или скриване на под-прозореца PinP (Hide-and-Seek)• Превключване на компютри, които използват USB устройства (Switch-and-Go)• Влизане в режим на пестене на енергия (Backlight Saver)• Функция, която временно увеличава яркостта, за да подобри видимостта наобразите за диагностика (Instant Backlight Booster)• Функция, която автоматично коригира яркостта на монитора спрямо нивото наоколната светлина при работа в текстов режим (Auto Brightness Control)Внимание
• Спецификации на RadiCS LE подлежат на промяна без предизвестие. Най-новата версия
на RadiCS LE е налична за сваляне от нашия сайт: (www.eizoglobal.com)

1.2.3 Използване на RadiCS LEЗа информация относно инсталирането и използването на RadiCS LE направете
справка с потребителското ръководство за RadiCS LE (на CD-ROM).
Когато използвате RadiCS LE, свържете монитора към вашия компютър с помощта напредоставения USB кабел. За допълнителна информация относно свързването намонитора вижте 2.2 Свързване на кабелите [} 25].

20

Въведение | 1

1.3 Контрол и функции
1.3.1 Отпред
12Прибл. 30°

3

1. Интегриран преден
сензор (подвижен)4Този сензор служи за калибриране и за проверка на нивата насивото.

2. Сензор за осветеността Този сензор измерва околната осветеност. Измерването наоколната осветеност се извършва с помощта на софтуера законтрол на качеството RadiCS/RadiCS LE.
3. Функционални
прекъсвачи

Показва инструкциите за работа. Задаване на менютата всъответствие с инструкциите за работа.

4. Прекъсвач

Включва или изключва захранването.
При включване на захранването индикаторът на прекъсвача
светва. Цветът на индикатора е различен в зависимост отработното състояние на монитора.
Зелено: нормален работен режим; Оранжево: режим за пестенена енергия,изключено: захранването е включено или изключено

21

1 | Въведение

1.3.2 Назад
1

7

2

8

5

6
3

4

9

10

11

12

13

14

1. RadiLight Area (задно
осветление)Функция за задно осветление, вградена в монитора. Осветява
помещението чрез непряк източник на светлина в задната частна монитора.

2. Стойка

Коригира височината и ъгъла (накланяне и завъртане) намонитора.

3. Главен прекъсвач

Включва или изключва главното захранване.
: изключено,: включено

4. Захранващ конектор

Свързва захранващия кабел.

5. Слот за заключване зазащита

Отговаря на системата за сигурност на Kensington MicroSaver.

6. Кабелен държач

Дава възможност за прибиране на кабелите.

7. USB-A конектор
Служи за свързване на периферно USB устройство (вижте(за свързване на„Използване на функцията за докинг станция“ в ръководството
периферни устройства) за инсталиране).
8. Конектор за помощна
светлина

Служи за свързване на RadiLight Focus.

9. Конектор за HDMI

Служи за свързване към компютър с HDMI изход.

10. Конектор за DisplayPort Служи за свързване към компютър с DisplayPort изход.

22Въведение | 1

11. USB-C конектор(за връзка къмкомпютър)Служи за свързване към компютър с USB-C изход. Също такапредава USB сигнала, който е необходим за използването насофтуер, изискващ USB връзка, или на функцията за докинг
станция (вижте „Използване на функцията за докинг станция“).

12. USB-C конекторЗа последователно свързване включете кабела в съответния(за свързване наUSB конектор на друг монитор. Освен това можете да свържете
периферни устройства) периферно USB устройство (вижте „Използване на функциятаза докинг станция“ в ръководството за инсталиране).
13. LAN портСлужи за свързване към мрежов концентратор или рутер спомощта на LAN кабел, за да се използва мрежовата връзка надокинг станцията (вижте „Използване на функцията за докинг
станция“ в ръководството за инсталиране).

14. USB-B конектор(за връзка къмкомпютър)Служи за свързване към компютър, когато използвате софтуер,изискващ USB връзка на компютър без USB-C порт, илифункцията за USB концентратор на този продукт.

23

2 | Инсталиране/свързване

2 Инсталиране/свързване
2.1 Преди инсталиране
Внимателно прочетете ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ [} 3] и винаги спазвайте инструкциите.
Ако поставите продукта върху маса с лаково покритие, съществува риск цветното
покритие да полепне отдолу на стойката поради структурата на каучука. Преди
употреба огледайте повърхността на масата.

2.1.1 Условия за инсталиранеАко инсталирате монитора в шкаф, се уверете, че от двете му страни, отзад и отпредна монитора оставяте достатъчно пространство.
Внимание
• Поставете монитора така, че да не се допускат светлинни смущения по екрана.

24

Инсталиране/свързване | 2

2.2 Свързване на кабелите
Внимание
• Преди свързване проверете дали мониторът, компютърът и периферните устройства саизключени.
• Когато заменяте текущия монитор с този, преди да осъществите връзка с компютъра,вижте 4.2 Поддържани разделителни способности [} 38], за да промените настройките заразделителната способност и честотата на вертикално сканиране на компютъра на такива,които се поддържат от този монитор.
• В случай на затруднение при поставяне на кабелите коригирайте ъгъла на екрана.

1. Свържете сигналните кабели.
Проверете формите на конекторите и свържете кабелите.
В режим за показване на единичен прозорец

Сигнален кабел: HH300PR
Сигнален кабел: PP300-V14
Сигнален кабел: CC150SS81G-5A

Внимание
• По подразбиране се показва сигналът от конектора DisplayPort 1. Ако искате да се изведе
сигналът от друг конектор, превключете входния сигнал (вижте „Превключване на входни
сигнали“ в ръководството за инсталиране).
• Ако използвате USB-C не само за показване на видео, но и за контрол на качеството намонитора чрез RadiCS/RadiCS LE и за свързване на USB устройства (съвместими с USBпериферни устройства), трябва да зададете „USB Selection“ на „USB-C“ в менюто занастройки. За подробности вижте ръководството за инсталиране (на CD-ROM).
• Възможно е HDMI® сигналите да се извеждат в ограничен диапазон.

25

2 | Инсталиране/свързване
Показване в режим PbyP (DisplayPort 1/DisplayPort 2)Сигнален кабел: PP300-V14

Сигнален кабел: PP300-V14

Внимание
• За извеждане на сигнал в режим PbyP (DisplayPort 1/DisplayPort 2) трябва даконфигурирате „PbyP Settings“ в менюто за настройки. За подробности вижте
ръководството за инсталиране (на CD-ROM).
• Когато използвате PbyP за показване на изображения от два компютъра, някои аспекти законтрол на качеството, като например калибрирането, може да са ограничени.

26

Инсталиране/свързване | 2Показване в режим PbyP (PbyP с един кабел)Сигнален кабел: PP300-V14

Сигнален кабел: CC150SS81G-5A

Внимание
• За извеждане на сигнал в режим PbyP (One Cable PbyP) използвайте връзка през). Също така трябва даконектора DisplayPort 1 или USB-C (за връзка към компютър:конфигурирате настройката „PbyP Settings“ в менюто за настройки. За подробности вижте
ръководството за инсталиране (на CD-ROM).
• Ако използвате USB-C не само за показване на видео, но и за контрол на качеството намонитора чрез RadiCS/RadiCS LE и за свързване на USB устройства (съвместими с USBпериферни устройства), трябва да зададете „USB Selection“ на „USB-C“ в менюто занастройки. За подробности вижте ръководството за инсталиране (на CD-ROM).

27

2 | Инсталиране/свързване
Показване в режим PinP (подпрозорец)Например: Използване на HDMI конектора

Сигнален кабел: HH300PR
Сигнален кабел: PP300-V14

Внимание
• За извеждане на сигнал в режим PinP (подпрозорец), трябва да конфигурирате
настройката „PinP Settings“ в менюто за настройки. За подробности вижте ръководствотоза инсталиране (на CD-ROM).
• Функцията за показване в режим PinP (подпрозорец) не може да се използва приизвеждане на HDMI сигнал на един екран.

28

Инсталиране/свързване | 2
При последователно свързване на други монитори
Входният сигнал към конектора DisplayPort 1 или USB-C (за връзка към компютър:) ще бъде изведен на друг монитор.

Връзка към компютър

Сигнален кабел: PP300-V14

USB-C кабел

Сигнален кабел: CC150SS81G-5A

Сигнален кабел: CP200(опция, продава се отделно)Внимание
• Посетете уебсайта на EIZO относно информация за мониторите и графичните платки,които могат да се използват за последователно свързване:(www.eizoglobal.com)• За да настроите последователно свързване, използвайте конектора DisplayPort 1 или USB). Също така трябва да конфигурирате настройката „Daisy
C (за връзка към компютър:Chain“ в менюто за администраторски настройки. За подробности вижте ръководството заинсталиране (на CD-ROM).
• По подразбиране USB-C портът (за свързване на периферни устройства:с капаче. Свалете капачето, когато го използвате.

) е затворен

2. Включете захранващия кабел в контакта и захранващия конектор в монитора.
Вкарайте захранващия кабел докрай в монитора.
3. Ако не използвате USB-C връзка и ползвате RadiCS/RadiCS LE или свързвате USBустройства (съвместими с USB периферни устройства) към монитора, включете
USB 2.0 кабел в USB-B конектора на монитора и в USB-A конектора на компютъра.
USB 2.0 кабел: UU300

Внимание
• Когато свързвате монитора към компютър, където е инсталиран RadiCS/RadiCS LE,) или USB-C (за връзка към компютър:).
свържете USB-B 1 (• Преди да използвате USB-B 2 (), свалете капачето. Освен това променете настройката
за „USB Selection“ в менюто за настройки (вижте „Избиране на опция за USB“ връководството за инсталиране).

29

2 | Инсталиране/свързване

2.3 Свързване на RadiLight Focus (помощна лампа)Свържете помощната лампа RadiLight Focus към предназначения за нея конектор накомпютъра.
Накрайникът може да бъде свързан само когато кабелът е насочен надолу,перпендикулярно на конектора.

12

За да изключите кабела, издърпайте го, като завъртите свързания с монитора
накрайник в посоката, обозначена с 1 в илюстрацията.

2.4 Включване на захранването
, за да включите захранването на монитора.
1. Докоснете
Индикаторът на прекъсвача на захранването на монитора ще светне в зелено.
Ако индикаторът не свети, вижте 3 Няма картина [} 34].
Бележка
• Ако докоснете някой от прекъсвачите с изключение на, докато мониторът е изключен,започва да мига, за да ви покаже къде се намира прекъсвачът на захранването.

2. Включете компютъра.
Появява се изображението на екрана.
Ако не се появи изображение, вижте 3 Няма картина [} 34] за допълнителните
указания.

30Инсталиране/свързване | 2Внимание
• Когато се свързвате за първи път или променяте метода на свързване, настройките наекрана, като например разделителна способност и мащаб, може да не са подходящи.
Проверете дали настройките на компютъра са конфигурирани правилно.
• За максимално пестене на енергия е препоръчително да изключите от бутона завключване. Когато не използвате монитора, можете да изключите главното захранванеили да извадите щепсела, така че захранването да бъде напълно изключено.

Бележка
• За да сведете до минимум скъсяването на експлоатационния живот на монитора врезултат на влошаване на яркостта, както и за намаляване на консумацията на ток,правете следното:– Използвайте функцията за пестене на енергия на компютъра или монитора.
– Изключвайте монитора, след като го използвате.

2.5 Коригиране на височината на екрана и ъгъла
Задръжте горния и долния или левия и десния край на монитора с две ръце икоригирайте височината на екрана, наклонете го и го завъртете за създаване на найдобри условия за работа.

Внимание
• След приключване на настройката проверете дали кабелите са свързани правилно.
• След настройка на височината и ъгъла прокарайте кабелите през кабелния държач.
• Когато регулирате ъгъла или позицията на монитора, докато помощната лампа есвързана, не прилагайте сила върху нея. В противен случай можете да повредите
конектора или рамото.

31

2 | Инсталиране/свързване

2.6 Поставяне на капака за конекторите
1. Приберете кабелите в кабелния държач.

2. Поставете капака за конекторите.

Например: Поставяна на капака за конекторите (десен)Внимание
• Поставете го надеждно, за да не нарушите вентилацията във вътрешността на монитора.

Бележка
• За да свалите капака за конекторите, го дръпнете към себе си.

32Инсталиране/свързване | 2

2.7 Използване на RadiLight Area/RadiLight Focus
1. Мониторът и компютърът трябва да са включени.
2. Използвайте бутоните за включване/изключване на RadiLight Area или RadiLight
Focus.
Коригирайте яркостта на RadiLight Area.

Включване/изключване
на RadiLight Focus

RadiLight AreaНамаляване/увеличаване на яркостта/включване/изключване

Внимание
• Поради разлики в светодиодите е възможно да има разминавания в цветовете и яркостта
дори при един и същ продукт.
• Възможно е светлината от RadiLight Area да не е достатъчна в следните условия:– Ако разстоянието до стената или тавана е твърде голямо;– Ако стената или таванът са изработени от материали, които не отразяват добре или сатъмни на цвят.
• Когато променяте посоката на RadiLight Focus, коригирайте ъгъла, като държите не самовърха на лампата, но и рамото ѝ.

Бележка
• За подробности относно настройването на RadiLight Area вижте ръководството заинсталиране (на CD-ROM).

33

3 | Няма картина

3 Няма картина
Светлинният индикатор на прекъсвача на захранванетоне свети
• Проверете дали захранващият кабел е свързан правилно.
• Включете захранването чрез главния прекъсвач на гърба на монитора.
• Докоснете

.

• Изключете захранването чрез главния прекъсвач на гърба на монитора и следняколко минути го включете отново.

Индикаторът за захранване свети: зелено
• Увеличете „Brightness“, „Contrast“ или „Gain“ в менюто за настройка. Заподробности вижте ръководството за инсталиране (на CD-ROM).
• Изключете захранването чрез главния прекъсвач на гърба на монитора и следняколко минути го включете отново.

Индикаторът за захранване свети: Оранжево
• Включете входния сигнал. За подробности вижте ръководството за инсталиране
(на CD-ROM).
• Преместете мишката или натиснете бутон от клавиатурата.
• Проверете дали компютърът е включен.
• Проверете дали сигналният кабел е свързан правилно. Свържете сигналните
кабели към конекторите за съответния входен сигнал.
• Изключете захранването чрез главния прекъсвач на гърба на монитора и следтова го включете отново.

Индикаторът на прекъсвача на захранването мига:оранжево, зелено
• Свържете посредством сигналния кабел, указан от EIZO. След това изключете
захранването чрез главния прекъсвач на гърба на монитора и след няколко
минути го включете отново.

На екрана се показва съобщението „No Signal“.
Например:• Съобщението по-горе може да се покаже, ако компютърът не извежда сигнала
веднага, след като бъде включен.
• Проверете дали компютърът е включен.
• Проверете дали сигналният кабел е свързан правилно. Свържете сигналните
кабели към конекторите за съответния входен сигнал.

34

Няма картина | 3) служи за• USB-C конекторът (за свързване на периферни устройства:извеждане на сигнала при последователно свързване. На екрана не се показва
картина дори при връзка към компютър.
• Включете входния сигнал. За подробности вижте ръководството за инсталиране
(на CD-ROM).
• Изключете захранването чрез главния прекъсвач на гърба на монитора и следтова го включете отново.

На екрана се показва съобщението „Signal Error“.
Например:• Проверете дали компютърът е конфигуриран спрямо разделителната способности честотата на вертикално сканиране на монитора (вижте 4.2 Поддържани
разделителни способности [} 38]).
• Рестартирайте компютъра.
• Изберете подходяща настройка чрез помощната програма на графичната карта.
Вижте потребителското ръководство на графичната карта за повече информация.

На екрана се показва съобщението „DP Unsupported“• Проверете дали свързаният кабел е сигнален кабел, препоръчан от EIZO.
• Проверете дали USB-C на свързаното устройство поддържа извеждане на видео
сигнал (алтернативен режим DisplayPort). За подробности се свържете спроизводителя на устройството.
• Свържете кабел за DisplayPort или HDMI кабел.

35

4 | Спецификации

4 Спецификации
4.1 Списък на спецификациите
4.1.1 ТипRX670

Без блясък

RX670-ARБез отражение

4.1.2 LCD панел
ТипЦвят (IPS)Задна подсветка

LEDРазмер

30,0" (76,2 cm)Разделителна способност

3280 точки x 2048 редаРазмер на показване (Х x В)

645,5 mm x 403,0 mm

Плътност на пикселите (Х х В)

0,197 mm x 0,197 mmИзобразявани цветове

10 бита (DisplayPort/USB-C): До 1,07 милиарда
цвята (от палитра от прибл. 543 милиарда
цвята)
8 бита (DisplayPort/HDMI): 16,77 милиона цвята(от палитра от прибл. 543 милиарда цвята)Зрителен ъгъл (Х/В, типичен)178˚/178˚Препоръчителна яркост

500 cd/m2

Съотношение на контрастност (типично)1800:1Време за отговор (типично)25 ms (черен -> бял -> черен)4.1.3 Видео сигнали
Входни конектори

DisplayPort x 2, USB-C (алтернативен режим за
DisplayPort) x 1, HDMI x 1Изходни конектори

USB-C (алтернативен режим за DisplayPort) x 1

Честота на хоризонтално сканиране
Честота на вертикално сканиране

*1

31 kHz – 127 kHz
59 Hz – 61 Hz (720 x 400: 69 Hz – 71 Hz)Режим на синхронизация на кадрите

59 Hz – 61 HzТочков часовник

25 MHz – 440 MHz*1 Поддържаната честота на вертикално сканиране може да варира в зависимост отразделителната способност. За допълнителна информация вижте 4.2 Поддържани
разделителни способности [} 38].

4.1.4 USBПортЗа връзка към компютър

USB-C x 1, USB-B x 2За периферни устройства

USB-A x 3, USB-C x 1Стандартно

USB ревизия на спецификацията 2.0Скорост на комуникация

480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps

ЗахранванеЗа връзка към компютър

USB-C: Максимум 94 W (5V/3A, 9V/3A, 15V/3A,
20V/4,7A)

За периферни устройства

USB-A: Максимум 500 mA на портUSB-C: Максимум 15 W (5 V/3 A)

36Спецификации | 4

4.1.5 Мрежа
Порт

RJ-45 (LAN адаптер с USB)Поддържани операционни системи*1

Windows 11
Windows 10 (32 бита/64 бита)macOS Sierra (10.12) или по-нова версия

LAN с кабел

IEEE802.3ab (1000BASE-T)
IEEE802.3u (100BASE-TX)
IEEE802.3 (10BASE-T)*1 Поддръжката от EIZO ще приключи, когато поддръжката на операционната система бъдепрекратена от производителя.

4.1.6 Захранване
Вход

100 – 240 V променлив ток ±10%, 50/60 Hz,
2,80 – 1,20 AМаксимална консумация на енергия

279 W или по-малко*1Режим за пестене на енергия

0,5 W или по-малко*2Режим на готовност

0,5 W или по-малко*3*1 Когато има свързано външно натоварване, „Mode“: „4-Custom“, „Brightness“: „100%“,помощнат светлина RadiLight Focus e включена, яркостта за RadiLight Area е максимална
*2 Когато се използва импортиране през DisplayPort и няма свързан USB порт за връзка къмкомпютър, „Power Save“: „High“, „DP Power Save“: „On“, „One Cable PbyP“: „Off“, помощната
светлина RadiLight Focus е свързана, но изключена, няма свързано външно натоварване
*3 Когато USB портът за връзка към компютър не се използва, „DP Power Save“: „On“, „One

Cable PbyP“: „Off“, помощната светлина RadiLight Focus е свързана, но изключена, нямасвързано външно натоварване

4.1.7 Физически спецификации
Размери (Ш х В х Д)

682,0 mm х 490,5 mm – 590,5 mm х 225,0 mm(наклон: 0˚)
682,0 mm х 534,7 mm – 634,7 mm х 295,2 mm(наклон: 30˚)Размери (Ш x В x Д) (без стойка)682,0 mm x 441,0 mm x 88,0 mm

Нето тегло

Прибл. 15,8 kg

Нето тегло (без стойка)Прибл. 11,7 kgДиапазон на височинна настройка

100 mm (наклон: 0˚)Наклон

Нагоре 30˚, надолу 5˚Въртене

70˚

4.1.8 Изисквания за работната среда
Температура

0 – 35˚CВлажност

20 – 80% R.H. (без конденз)Налягане на въздуха

540 – 1060 hPa

4.1.9 Условия за транспортиране/съхранение
Температура

-20 – 60˚CВлажност

10 – 90% R.H. (без конденз)Налягане на въздуха

200 – 1060 hPa37

4 | Спецификации

4.2 Поддържани разделителни способности
Мониторът поддържа следните разделителни способности:✓: поддържа се, -: не се поддържа
Разделителна
способност

Честота навертикално
сканиране
(Hz)

DisplayPort/USB-C

HDMI

640 x 480

59,940

✓

✓

✓

✓

✓

640 x 480

60,000

-

-

-

✓

✓

720 x 400

70,087

✓

✓

✓

✓

✓

720 x 480

59,940

-

-

-

✓

✓

720 x 480

60,000

-

-

-

✓

✓

800 x 600

60,317

✓

✓

✓

✓

✓

Показване Показване Показване Показване Показване
нав режимв режим
нав режим
единичен
PbyP
PinP
единичен
PinPпрозорец
прозорец

1024 x 768

60,004

✓

✓

✓

✓

✓

1200 x 1600

59,963

-

-

✓

-

✓

1200 x 1920

59,940

-

-

✓

-

✓

1280 x 720

59,940

-

-

-

✓

✓

1280 x 720

60,000

-

-

-

✓

✓

1280 x 1024

60,020

✓

✓

✓

✓

✓

1600 x 1200

60,000

✓

✓

✓

✓

✓

1640 x 2048

59,985

-

✓*1

-

-

-

1920 x 1080

59,940

-

-

-

✓

✓

1920 x 1080

60,000

-

-

-

✓

✓

-

*1

✓

-

✓*1

-

*2

-

*3

-

1920 x 1200
2560 x 1600
3280 x 2048

59,950-59,972-

59,981

*1

✓

-

-

✓
✓

*1 Препоръчителна разделителна способност
*2 Препоръчителна разделителна способност, когато за „LMM Mode (HDMI)“ е зададено „On“ в„Administrator Settings“*3 Препоръчителна разделителна способност, когато за „LMM Mode (HDMI)“ е зададено „Off“ в„Administrator Settings“

4.3 Аксесоари
Следните аксесоари се доставят отделно.
За актуална информация относно аксесоарите и информация за допълнително
доставяните като опция най-нови съвместими графични карти вижте нашия уеб сайт.
(www.eizoglobal.com)
Комплект за калибриране

RadiCS UX2 версия 5.1.3 или по-нова
RadiCS Version Up Kit версия 5.1.3 или по-нова

Network QC Management Software

RadiNET Pro версия 5.1.3 или по-новаКомплект за почистване

ScreenCleaner

VESA адаптер за тънък клиент илиминикомпютърPCSK-R1Сигнален кабел (USB-C – DisplayPort)

CP200

38

Приложение

Приложение
Медицински стандарт
• Трябва да бъде гарантирано, че крайната система е в съответствие с изискването
на IEC60601-1.
• Захранващото оборудване може да излъчва електромагнитни вълни, които могатда повлияят, ограничат или да доведат до повреда на монитора. Инсталирайте
оборудването в контролирана среда, където подобни ефекти ще бъдат избегнати.

Класификация на оборудването
• Вид защита срещу токов удар: Клас I• EMC клас: IEC60601-1-2 група 1, клас B• Класификация на медицинското устройство (ЕС): Клас I• Режим на работа: Постоянен
• IP клас: IPX039Приложение

Информация за EMC
Мониторът RadiForce RX670 е обезпечен за правилно показване на медицински
изображения.

Среда за използване по предназначение
Мониторът RadiForce RX670 е предназначен за използване в посочената по-долусреда.
• Професионални здравни заведения, като клиники и болници
• Домашна среда, като например жилищни сгради и домове, на територията нанеспециализирани здравни заведения
Следните места не са подходящи за използване на RadiForce RX670:• Неспециализирани здравни заведения с изключение на домове за медикосоциални грижи• В близост до радиочестотно хирургическо оборудване като електрохирургически
ножове• В близост до терапевтично оборудване, работещо на къси вълни
• Екранирани за радиочестоти помещения за медицински системи за МРТ• В екранирани места за специализирани приложения
• Монтирани в автомобили, включително в коли за бърза помощ
• Други специализирани места
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Мониторът RadiForce RX670 изисква специални предпазни мерки по отношение на ЕМС итрябва да бъде монтиран. Трябва внимателно да прочетете информацията за ЕМС ираздела ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ в този документ, както и да спазвате следните указания,когато инсталирате и работите с продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• RadiForce RX670 не трябва да се използва в близост до или върху друго оборудване. Акосе налага използване в близост до или върху друго оборудване, уредите или системата
трябва да се наблюдават, за да се потвърди нормалната им работа в конфигурацията, вкоято ще бъдат използвани.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато се използва портативно радиочестотно оборудване, дръжте го на 30 cm (12 инча)или по-далече от която и да било част, включително кабелите, на RadiForce RX670. Впротивен случай може да се стигне до влошаване на работните характеристики наоборудването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Всеки, който свързва допълнително оборудване към входния или изходния сигнал, катоконфигурира медицинска система, носи отговорност за това системата да отговаря наизискванията на IEC60601-1-2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не докосвайте конекторите за входен/изходен сигнал, докато използвате RadiForce RX670.
В противен случай е възможно да бъде засегнато показваното изображение.

40Приложение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Непременно използвайте кабелите, доставени с продукта, или кабели, препоръчвани от
EIZO.
Използването на кабели, различни от препоръчваните от EIZO за това оборудване, можеда предизвика увеличени електромагнитни емисии или намалена електромагнитна
устойчивост на това оборудване, както и неправилното му функциониране.
Сигнален портМакс. дължинана кабела

Екраниране

Феритни ядраПрепоръчителен кабел

DisplayPort

3mЕкраниранБез феритни ядраPP300-V14

HDMI

3m

ЕкраниранС феритни ядраHH300PR

USB-C

1,5 m

ЕкраниранБез феритни ядра

CC150SS81G-5A

2mЕкраниранБез феритни ядра-3m

ЕкраниранС феритни ядраUU300/MD-C93

3mЕкраниранБез феритни ядра-Ethernet

30 mНеекраниран Без феритни ядра-AC вход

3m

Неекраниран Без феритни ядраС проводник зазаземяване(за връзка къмкомпютър)USB-C(за периферни
устройства)USB-B(за връзка къмкомпютър)USB-A(за периферни
устройства)(или женски ACконектор)Техническо описание
Електромагнитни емисии
Мониторът RadiForce RX670 е предназначен за използване в електромагнитната
среда, посочена по-долу.
Клиентът или потребителят на RadiForce RX670 трябва да се увери, че RadiForce
RX670 се използва в такава среда.
Тест за емисии

Съответ
ствиеРадиочестотни
емисииCISPR11Група 1Радиочестотни
емисииCISPR11Клас BХармонични емисии
IEC61000-3-2Клас DКолебания внапрежението/емисии на трептене
IEC61000-3-3Съответс
тваЕлектромагнитна среда – Указания
RadiForce RX670 използва радиочестотна енергия само завътрешните си функции.
По тази причина техните радиочестотни емисии са много
слаби и не могат да причинят смущения в близко електронно
оборудване.
Мониторът RadiForce RX670 е подходящ за използване въввсякакви обекти, включително в домашни условия, както итакива, пряко свързани с обществената мрежа с ниско
напрежение, която захранва сгради, използвани за битови
нужди.

41

Приложение
Електромагнитна устойчивост
Мониторът RadiForce RX670 е тестван при следните съвместими нива (C) всъответствие с посочените в IEC60601-1-2 изисквания за тестване (T) запрофесионални и домашни здравни заведения.
Клиентът или потребителят на RadiForce RX670 трябва да се увери, че мониторът сеизползва в такава среда.
Тест за
устойчивост

Ниво на изпитване
(Т)Ниво на
съответствие (C)Електромагнитна среда –Указания

Статично
електричество
(ESD)
IEC61000-4-2±8 kV контактно
статично
електричество

±8 kV контактно
статично
електричество

±15 kV въздушно
статично
електричество

±15 kV въздушно
статично
електричество

Преходно
електричество/пакети импулси
IEC61000-4-4Електропроводи ±2 Електропроводи ±2 Качеството на захранването отkVkVелектрическата мрежа трябвада бъде като това на типична
±1 kV за входно/±1 kV за входно/търговска или болнична среда.
изходни линии
изходни линии

Пренапрежения
IEC61000-4-5±1 kV фаза къмфаза

±1 kV фаза къмфаза

±2 kV фаза къмземя

±2 kV фаза къмземяПодовете трябва да бъдат отдърво, бетон или керамични
плочки. Ако подовете сапокрити със синтетични
материали, относителната
влажност трябва да бъде поне30%.

Качеството на захранването отелектрическата мрежа трябвада бъде като това на типична
търговска или болнична среда.

Спадове, кратки
прекъсвания ипромени внапрежението назахранващите
входни линии
IEC61000-4-11

0% UT (100% спад в 0% UT (100% спад в Качеството на захранването отUT) 0,5 цикъла и 1
UT) 0,5 цикъла и 1електрическата мрежа трябва
цикъл
цикъл
да бъде като това на типична
70% UT (30% спад в 70% UT (30% спад в търговска или болнична среда.
UT) 25 цикъла/50 Hz UT) 25 цикъла/50 Hz Ако потребителят на RadiForce
RX670 изисква непрекъсната
0 % UT (100 % спад 0 % UT (100 % спад работа по време на отпадания
в UT) 250 цикъла/в UT) 250 цикъла/на захранването от
50 Hz
50 Hz
електрическата мрежа,препоръчва се RX670 да сезахранва от непрекъсваемо
захранване или от акумулатор.

Магнитни полета,причинени отчестотата назахранващите
напрежения
IEC61000-4-8

30 A/m(50/60 Hz)

42

30 A/mМагнитните полета, причинениот честотата на захранването,трябва да бъдат на нива,характерни за типично място втърговска или болнична среда.
По време на работа изделието
трябва да се държи наразстояние най-малко 15 cm отизточника на магнитни полета,причинени от честотата назахранващите напрежения.

Приложение

Тест за
устойчивост

Ниво на изпитване
(Т)Ниво на
съответствие (C)Електромагнитна среда –Указания
Преносимо и мобилно
радиочестотно оборудване нетрябва да се използва до коятои да е част на RadiForce
RX670, включително кабели,на разстояние, по-малко отпрепоръчителното, изчисленопо уравнението, приложимо зачестотата на предавателя.

Проведени
смущения,причинени отрадиочестотни
полета
IEC61000-4-6Излъчено
радиочестотно
електромагнитно
поле
IEC61000-4-3

3 Vrms150 kHz – 80 MHz
6 Vrms
ISM*1 и любителски
радиочестоти*2между 150 kHz и
80 MHz
10 V/m80 MHz – 2,7 GHz

3 VrmsПрепоръчителна дистанция
d = 1,2√P

6 Vrmsd = 1,2√P

10 V/md = 1,2√P, 80 MHz – 800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz – 2,7 GHzКъдето P е максималната
изходна мощност напредавателя във ватове (W)според производителя напредавателя и d епрепоръчителното разстояниев метри (m). Силата наполетата на фиксираните
радиочестотни предаватели еопределена отелектромагнитното проучванена мястото*3, трябва да бъдепо-малко от нивото насъответствие във всеки
честотен диапазон*4.
Могат да възникнат проблемив близост до оборудването,отбелязани със следните
символи.

Бележка
• UT e напрежението на променливотоковото захранване преди приложеното ниво натестване.
• При 80 MHz и 800 MHz важи високият честотен диапазон.
• Указанията относно кондуктивни смущаващи въздействия, причинени от радиочестотни
полета или от излъчени радиочестотни полета може да не са приложими във всички
ситуации. Разпространението на електромагнитните вълни се влияе от абсорбцията иотражението от конструкции, предмети и хора.
*1 ISM диапазоните (за промишлени, научни и медицински цели) между 150 kHz и 80 MHz са от

6,765 MHz до 6,795 MHz, 13,553 MHz до 13,567 MHz, 26,957 MHz до 27,283 MHz и 40,66 MHz
до 40,70 MHz.
*2 Любителският радиоспектър от 0,15 MHz до 80 MHz включва диапазоните от 1,8 MHz до

2,0 MHz, 3,5 MHz до 4,0 MHz, 5,3 MHz до 5,4 MHz, 7 MHz до 7,3 MHz, 10,1 MHz до 10,15 MHz,43Приложение
14 MHz до 14,2 MHz, 18,07 MHz до 18,17 MHz, 21,0 MHz до 21,4 MHz, 24,89 MHz до
24,99 MHz, 28,0 MHz до 29,7 Mhz и 50,0 MHz до 54,0 MHz.
*3 Силата на полето от фиксирани предаватели, като например базови станции зарадиотелефони (клетъчни/безжични) и мобилни наземни радиостанции, любителско радио,AM и FM радиоприемници и телевизионното разпръскване не може да бъде предсказана
теоретично с точност. За да се оцени електромагнитната обстановка във връзка сфиксираните радиочестотни предаватели, трябва да се направи електромагнитно
проучване на обекта. Ако измерената сила на полето, където се използва RadiForce RX670,
надхвърля нивото за приложимата радиочестотна съвместимост по-горе, RadiForce RX670
трябва да се наблюдава, за да се потвърди, че работи нормално. Ако се наблюдава
необичайна работа, може да са необходими допълнителни мерки като пренасочване илипреместване на RadiForce RX670.
*4 В честотния диапазон от 150 kHz до 80 MHz силата на полето трябва да бъде по-малко от

3 V/m.

44Приложение
Препоръчителни разстояния между преносимото или мобилно радиочестотно
комуникационно оборудване и RadiForce RX670
Мониторът RadiForce RX670 е предназначен за използване в електромагнитна среда,в която излъчваните радиочестотни смущения се контролират. Клиентът илипотребителят на RadiForce RX670 може да помогне за предотвратяването наелектромагнитните смущения, като поддържа минимално разстояние (30 cm) между
преносимото и мобилно радиочестотно оборудване (предавателите) и RadiForce
RX670. Мониторът RadiForce RX670 е тестван при следните нива на съответствие (C)за задължителните нива на тестване (T) за устойчивост на близки електромагнитни
полета в следните радиочестотни комуникационни услуги.
Тестова
честота
(MHz)Услуга*1Честотна
лента*1(MHz)Модулация*2Ниво на
изпитване (T)*3(V/m)Ниво на
съответств
ие (C)(V/m)

385

380 – 390TETRA 400

Импулсна
модулация*2
18 Hz

27

27

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FM28±5 kHzотклонение
1 kHz синусоида

28

710

704 – 787

LTE обхват 13, 17 Импулсна
модулация*2
217 Hz99800 – 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE Band 5Импулсна
модулация*2
18 Hz

28

28

1700 – 1990 GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE Band 1, 3, 4,
25;
UMTS

Импулсна
модулация*2
217 Hz

28

28

2450

2400 – 2570 Bluetooth®,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE Band 7Импулсна
модулация*2
217 Hz

28

28

5240

5100 – 5800 WLAN 802.11 a/nИмпулсна
модулация*2
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785

*1 За някои услуги са включени само честотите във възходяща посока.
*2 Носещата честота се модулира с използване на сигнал с правоъгълна форма с 50%коефициент на запълване.
*3 Тестовите нива са изчислени при максимална мощност и разстояние от 30 cm.

45Приложение
Клиентът или потребителят на RadiForce RX670 може да потисне смущенията,причинявани от близки магнитни полета, като поддържа минимално разстояние
(15 cm) между радиочестотния предавател и RadiForce RX670. Миниторът RadiForce
RX670 е тестван при следните нива на съвместимост (C) за задължителните тестови
нива (T) на устойчивост към близки магнитни полета.
Тестова честота

Модулация

Ниво на тестване (T)(A/m)Ниво на
съответствие (C)(A/m)

30 kHzCW (непрекъсната
вълна)

88

134,2 kHzИмпулсна модулация*1 65

65

2,1 kHz
13,56 MHzИмпулсна модулация*1 7,57,5

50 kHz*1 Носещата честота се модулира с използване на сигнал с правоъгълна форма с 50%коефициент на запълване.

Разстоянието между останалото преносимо и мобилно радиочестотно
комуникационно оборудване (предавателите) и RadiForce RX670 е както епрепоръчано по-долу, в съответствие с максималната изходна мощност накомуникационното оборудване.
Номинална
максимална изходна
мощност напредавателя
(W)Отделяне на разстояние според честотата на предавателя
(m)
150 kHz – 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz – 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz – 2,7 GHz
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

За предаватели с номинална мощност, отговаряща на максималната изходна
мощност, които не са посочени по-горе, препоръчителното разстояние d в метри (m)може да бъде определено като се използва уравнението, приложимо към честотатана предавателя, където P е максималното ниво на мощност на предавателя въвватове (W) в съответствие с производителя на предавателя.
Бележка
• При 80 MHz и 800 MHz важи дистанцията за по-високия честотен диапазон.
• Указанията относно кондуктивни смущаващи въздействия, причинени от радиочестотни
полета или от излъчени радиочестотни полета може да не са приложими във всички
ситуации. Разпространението на електромагнитните вълни се влияе от абсорбцията иотражението от конструкции, предмети и хора.

46

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N440AZ
IFU-RX670
Copyright © 2024 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition – January 31st, 2024