Návod k použití

Barevný monitor LCDDůležité upozornění
Před použitím si přečtěte návod k použití a instalační příručku.
• Nastavení a seřízení monitoru je popsáno v instalační příručce.
• Nejnovější informace o výrobku včetně návodu k použití naleznete nanašich webových stránkách.
www.eizoglobal.com

SYMBOLY
Tato příručka a tento výrobek používají následující symboly. Označují důležité informace.
Pozorně si je přečtěte.
Pokud se informacemi obsaženými ve VAROVÁNÍ nebudete řídit, můžedojít k vážnému poranění, včetně poranění smrtelného.

VAROVÁNÍ
Pokud se informacemi obsaženými v UPOZORNĚNÍ nebudete řídit, můžedojít k lehkému poranění nebo k poškození majetku či výrobku.

UPOZORNĚNÍ
Označuje varování nebo upozornění. Například
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Označuje zakázanou činnost. Například

označujeoznačuje zákaz rozebírání.

Tento výrobek byl upraven specificky pro použití v oblasti, do níž byl původně dodán.
Při provozu mimo tuto oblast nemusí výrobek pracovat v souladu se svými technickými údaji.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, ukládána v přístupovém systému nebopřenášena jakýmkoliv způsobem elektronicky, mechanicky nebo jinak, bez předchozího
písemného svolení společnosti EIZO Corporation.
Společnost EIZO Corporation není povinna považovat za důvěrné jakékoliv získanémateriály a informace bez předchozí dohody na základě potvrzení společnosti EIZO
Corporation o získání informací. Přes veškeré úsilí, které jsme vynaložili na poskytnutíaktuálních informací v příručce, je třeba vzít na vědomí, že technické údaje výrobků EIZO
mohou být změněny bez předchozího upozornění.
2

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Důležité upozornění
Tento výrobek byl upraven specificky pro použití v oblasti, do níž byl původně dodán. Při
provozu mimo tuto oblast nemusí výrobek pracovat v souladu se svými technickými údaji.
V zájmu osobní bezpečnosti a správné údržby si pozorně přečtěte část BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY a výstražná upozornění na monitoru.

Umístění výstražného upozornění

Symboly na přístroji
SymbolTento symbol označuje
Hlavní vypínač: Stiskem vypnete hlavní napájení monitoru.
Hlavní vypínač: Stiskem zapnete hlavní napájení monitoru.
Tlačítko napájení: Stiskem zapnete nebo vypnete napájení monitoru.
Střídavý proud
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
UPOZORNĚNÍ
Značení OEEZ: Tento výrobek musí být likvidován odděleně; materiály lze
recyklovat.
Označení CE: Označení shody v souladu s ustanoveními směrnice a/nebo nařízení
Rady (EU).
Výrobce
Datum výroby
Upozornění: Federální zákon Spojených států amerických stanoví, že toto zařízení
smí prodávat nebo jeho prodej povolovat pouze licencovaný praktický lékař.
Zdravotnický prostředek v EU

3

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

SymbolTento symbol označuje
Dovozce do EU
Značka souladu s předpisy Spojeného království
Odpovědná osoba pro Spojené království
Autorizovaný zástupce ve Švýcarsku
Autorizovaný zástupce v Evropském společenství

4

BEZPEČNOSTNÍ POKYNYVAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Pokud z přístroje začne vycházet kouř, zápach spáleniny či neobvyklé zvuky, ihned odpojte
veškeré napájecí kabely a kontaktujte místního zástupce společnosti EIZO.
Pokud se pokusíte vadný přístroj dále používat, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem
nebo poškození zařízení.

VAROVÁNÍ
Přístroj nedemontujte ani neupravujte.
Otevření skříně přístroje může způsobit úraz elektrickým proudem nebo popálení odčástí s vysokou teplotou. Úpravy přístroje mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým
proudem.

VAROVÁNÍ
Přenechte veškerý servis kvalifikovanému personálu.
Nepokoušejte se sami provádět servis tohoto výrobku. Při otevření nebo odebrání krytů hrozí požár,úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

VAROVÁNÍ
Zabraňte vniknutí cizích předmětů nebo kapalin do vnitřku přístroje.
Kovové předměty, hořlavé materiály nebo kapaliny, které vniknou do skříně přístroje,mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení.
Pokud dojde ke vniknutí kapalin do skříně přístroje, ihned jej odpojte. Než začnete
přístroj znovu používat, nechejte jej zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.

VAROVÁNÍ
Umístěte přístroj na pevný a stabilní povrch.
Při nevhodném umístění přístroje hrozí jeho pád s následkem úrazu.
Pokud dojde k pádu přístroje, ihned jej odpojte od napájení a kontaktujte místního zástupce
společnosti EIZO. Poškozený přístroj dále nepoužívejte. Při používání poškozeného přístroje hrozípožár nebo úraz elektrickým proudem.

5

BEZPEČNOSTNÍ POKYNYVAROVÁNÍ
Používejte přístroj na vhodném místě.
V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškozenípřístroje.
• Neumísťujte přístroj do venkovního prostředí.
• Neumísťujte přístroj do žádného dopravního prostředku (lodí, letadel, vlaků,automobilů apod.).
• Neumísťujte přístroj do prašných nebo vlhkých prostředí.
• Neumísťujte přístroj na místa, na kterých by na obrazovku dopadala voda
(koupelny, kuchyně apod.).
• Neumísťujte přístroj na místa, v nichž by obrazovka mohla být přímo vystavenapáře.
• Neumísťujte přístroj do blízkosti zařízení generujících teplo nebo zvlhčovačů.
• Neumísťujte výrobek na místa, kde by byl vystaven přímému slunečnímu světlu.
• Neumísťujte přístroj do prostředí obsahujícího hořlavý plyn.
• Neumisťujte v prostředích s výskytem korozívních plynů (např. oxid siřičitý,sirovodík, oxid dusičitý, chlór, čpavek a ozón).
• Neumisťujte do prostředí s výskytem prachu a složek urychlujících korozi
v prostředí (např. chlorid sodný a síra), vodivých kovů apod.

VAROVÁNÍ
Udržujte plastové sáčky mimo dosah dětí.
Plastové sáčky mohou způsobit udušení.

VAROVÁNÍ
Použijte dodaný napájecí kabel a připojte jej k elektrické zásuvce odpovídající technickým
předpisům dané země.
Je nutno používat v rámci jmenovitého napětí napájecího kabelu. V opačném případě může dojít kpožáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
Zdroj napájení: 100–240 VAC 50/60 Hz

VAROVÁNÍ
Chcete-li odpojit napájecí kabel, pevně uchopte zástrčku a zatáhněte za ni.
Při tahání za kabel hrozí jeho poškození s důsledkem požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.

VAROVÁNÍ
Přístroj musí být připojen k uzemněné napájecí zásuvce.
V opačném případě hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.

6

BEZPEČNOSTNÍ POKYNYVAROVÁNÍ
Použijte správné napětí.
• Tento přístroj je určen k použití pouze s určitou hodnotou napětí. Při připojení k jinému napětí
než je uvedeno v tomto návodu k použití hrozí požár, úraz elektrickým proudem nebo poškozenízařízení.
Zdroj napájení: 100–240 VAC 50/60 Hz• Nepřetěžujte napájecí obvod, protože by to mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým
proudem.

VAROVÁNÍ
S napájecím kabelem manipulujte opatrně.
Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty a za napájecí kabel netahejte. Připoužívání poškozeného napájecího kabelu hrozí požár nebo úraz elektrickým
proudem.

VAROVÁNÍ
Když se uživatel dotýká výrobku, nesmí se zároveň dotýkat pacienta.
Tento výrobek není určen k tomu, aby se jej dotýkali pacienti.

VAROVÁNÍ
Za bouřky se nikdy nedotýkejte zástrčky ani napájecího kabelu.
Při dotyku s těmito součástmi hrozí úraz elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ
Při připevňování stojanu s ramenem postupujte podle uživatelské příručky ke stojanu
s ramenem a zajistěte bezpečnou instalaci přístroje.
V opačném případě může dojít k uvolnění přístroje, což může vést k úrazu a poškození zařízení.
Před instalací zkontrolujte, zda mají stoly, stěny nebo jakýkoli jiný instalační povrch dostatečnou
mechanickou pevnost.
Pokud dojde k pádu přístroje, ihned jej odpojte od napájení a kontaktujte místního zástupce
společnosti EIZO. Poškozený přístroj dále nepoužívejte. Při používání poškozeného přístroje hrozípožár nebo úraz elektrickým proudem. Při připevňování sklápěcího stojanu použijte originálníšrouby a pevně je utáhněte.

VAROVÁNÍ
Nedotýkejte se poškozeného LCD panelu holýma rukama.
Pokud dojde k přímému kontaktu kůže s panelem, zasažená místa důkladně omyjte.
Pokud kapalné krystaly vniknou do očí nebo do úst, ihned je vypláchněte velkým
množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. V opačném případě můžete utrpět
toxickou reakci.

VAROVÁNÍ
Pokud budete přístroj instalovat ve výšce, požádejte o pomoc odborníka.
Při instalaci monitoru ve výšce hrozí pád výrobku nebo jeho částí s následkem úrazu. Při instalacimonitoru nebo kontrole poškození nebo deformací výrobku před instalací a po instalaci monitorupožádejte o pomoc nás nebo odborníka na stavební práce.

7

BEZPEČNOSTNÍ POKYNYUPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ
Nedívejte se přímo na zdroj světla podsvícení nebo pracovního světla.
Může způsobit nepříjemné pocity v očích a problémy se zrakem.

UPOZORNĚNÍNa rameno pracovního světla nepůsobte nadměrnou silou.
Ohýbání nebo kroucení ramene velkou silou může vést k jeho poškození nebo poruše.

UPOZORNĚNÍ
Před použitím zkontrolujte provozuschopnost.
Před použitím ověřte, zda nedochází k žádným problémům se zobrazeným obrazem.
Při používání více přístrojů před použitím zkontrolujte, zda se obrazy zobrazují správně.

UPOZORNĚNÍ
Bezpečně připevněte kabely a vodiče, které lze připevnit.
Řádně nepřipevněné kabely a vodiče se mohou odpojit a v důsledku toho může být obraz přerušen
a vaše činnost může být přerušena.

UPOZORNĚNÍ
Před přemístěním přístroje od něj odpojte kabely a příslušenství.
V opačném případě se mohou kabely a příslušenství během přemisťování odpojit a způsobit
poranění osob.

UPOZORNĚNÍ
Přístroj přenášejte a umisťujte v souladu s určenými postupy.
• Při přemisťování výrobku držte pevně spodek monitoru.
• Monitory velikosti 30 palců a více jsou těžké. Vybalování nebo přenášení monitoru
musí provádět alespoň dvě osoby.
• Pokud se na zadní straně monitoru nachází držadlo, uchopte a pevně držte spodek
monitoru a jeho držadlo.
Při pádu přístroje hrozí úraz nebo poškození zařízení.

UPOZORNĚNÍ
Dávejte pozor, abyste si nepřivřeli ruce.
Pokud náhle zatlačíte silou na monitor, když upravujete jeho výšku nebo úhel, můžete si přivřít nebo
poranit ruce.

8

BEZPEČNOSTNÍ POKYNYUPOZORNĚNÍ
Nezakrývejte větrací otvory na skříni.
• Nepokládejte na větrací otvory žádné předměty.
• Tento přístroj neinstalujte na nedostatečně větrané místo ani na místo s
nedostatkem prostoru.
• Nepoužívejte přístroj v pozici naplocho či dolní stranou nahoru.
Zablokování větracích otvorů zabrání výměně vzduchu, což může způsobit požár, úrazelektrickým proudem nebo poškození zařízení.

UPOZORNĚNÍ
Nedotýkejte se zástrčky napájení mokrýma rukama.
Při dotyku s těmito součástmi hrozí úraz elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ
Nepokládejte do blízkosti zástrčky napájení žádné předměty.
Tím bude zajištěno snadné odpojení zástrčky napájení v případě problému a zabráni
se požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ
Pravidelně čistěte okolí zástrčky napájení a větracího otvoru monitoru.
Ulpěný prach, voda nebo olej v této oblasti může způsobit požár.

UPOZORNĚNÍ
Před čištěním přístroje jej odpojte.
Při čištění přístroje zapojeného do elektrické zásuvky hrozí úraz elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ
Pokud se chystáte přístroj delší dobu nepoužívat, za účelem úspory energie a zvýšení
bezpečnosti přístroj vypněte a odpojte zástrčku napájení od elektrické zásuvky.

UPOZORNĚNÍ
Tento výrobek zlikvidujte v souladu se zákony místa nebo země bydliště.

UPOZORNĚNÍ
Pro uživatele na území EHP a Švýcarska:
Každá vážná příhoda, ke které došlo v souvislosti s tímto zařízením, musí být oznámena
výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel nebo pacient sídlo.

9

Upozornění k tomuto monitoru

Upozornění k tomuto monitoru
Určené použití
Tento výrobek je určen k použití pro zobrazování radiologických obrazů za účelem kontroly,analýzy a diagnózy příslušně vyškolenými zdravotnickými pracovníky. Displej není určen
pro mamografii.
Upozornění
• Tento výrobek není určen k diagnostice in vitro.
• Na jiná použití tohoto výrobku než popsaná v této příručce se nemusí vztahovat záruka.
• Specifikace uvedené v této příručce se uplatní pouze tehdy, pokud používáte napájecí kabely
dodané s výrobkem a signálové kabely stanovené společností EIZO.
• S tímto výrobkem používejte pouze příslušenství EIZO stanovené společností EIZO.

Zásady používání
• Fungování některých dílů (jako je LCD panel a ventilátor) se může po delším používání
zhoršit. Pravidelně kontrolujte, že správně fungují.
• Při změně zobrazení po dlouhodobém zobrazení téhož obrazu může na obrazovcezůstat paobraz. Zabraňte dlouhodobému zobrazování téhož obrazu použitím spořiče
displeje nebo funkce úspory energie. Paobraz se může objevit i po krátké době v
závislosti na zobrazeném obrazu. Tento jev lze odstranit tak, že zobrazíte jiný obraz
nebo na několik hodin vypnete napájení.
• Stabilizace zobrazení monitoru trvá několik minut. Po zapnutí napájení monitoru nebo
po jeho probuzení z režimu úspory energie vyčkejte nejméně několik minut, teprve poté
jej můžete používat.
• Pokud je na displeji dlouho jeden obraz, mohou se na něm vytvořit tmavé skvrny nebo
vypálená místa. Aby se prodloužila životnost monitoru, doporučujeme jeho pravidelnévypínání.
• Životnost podsvícení panelu LCD je omezená. V závislosti na způsobu použití, například
v případě nepřetržitého dlouhodobého použití, se může životnost podsvícení zkrátit amůže být nutné jej vyměnit. Pokud obrazovka ztmavne nebo začne blikat, kontaktujtemístního zástupce společnosti EIZO.
• Obrazovka může obsahovat vadné obrazové body nebo malý počet trvale svítících
obrazových bodů. Tento jev je způsoben vlastnostmi LCD panelu a nejedná se oporuchu přístroje.
• Nevyvíjejte nadměrný tlak na povrch nebo vnější rám LCD panelu, mohli byste způsobit
poškození displeje, například interferenční obrazce atd. Při trvalém tlaku na povrch LCD
panelu může dojít ke snížení kvality kapalných krystalů nebo poškození LCD panelu.
(Pokud na LCD panelu zůstávají otlaky, nechte monitor zapnutý se zcela černou nebobílou obrazovkou. To může tyto potíže vyřešit.)• Zabraňte poškrábání nebo působení tlaku na LCD panel jakýmkoliv ostrým předmětem,mohlo by dojít poškození LCD panelu. Nepokoušejte se čistit panel papírovými
kapesníčky, mohlo by dojít k jeho poškrábání.
• Nesahejte na vestavěný kalibrační senzor (integrovaný přední senzor). Můžete tímsnížit přesnost měření nebo způsobit poškození přístroje.
• V určitých prostředích se hodnota naměřená zabudovaným senzorem osvětlení můželišit od hodnoty naměřené samostatným luxmetrem.
• Na povrchu nebo vnitřku tohoto přístroje, když je přenesen do chladné místnosti, kdyžteplota náhle stoupne nebo když je přemístěn z chladné místnosti do teplé místnosti, se
10Upozornění k tomuto monitorumůže tvořit kondenzace. V takovém případě výrobek nezapínejte. Před zapnutímvýrobku vyčkejte, až se kondenzace odpaří. V opačném případě hrozí poškozenívýrobku.

Opatření pro zajištění dlouhodobého provozu monitoru
Kontrola kvality• Na kvalitu zobrazení monitorů má vliv kvalita vstupních signálů a stupeň opotřebenívýrobku. Provádějte vizuální kontroly a pravidelné testy stálosti (včetně kontroly stupňůšedé), aby byla zajištěna shoda se zdravotnickými normami a doporučeními pro vášzpůsob používání. Podle potřeby provádějte kalibraci. Softwarová sada RadiCS(volitelná) pro kontrolu kvality monitoru umožňuje kontrolovat, zda úroveň kvality splňuje
zdravotnické normy a doporučení.
• Než začnete provádět různé testy pro kontrolu kvality, kalibraci a nastavení obrazovky
po zapnutí monitoru nebo po jeho probuzení z režimu úspory energie, vyčkejte alespoň
15 minut.
• Doporučujeme nastavit monitory na doporučenou nebo nižší úroveň jasu, aby seomezily změny svítivosti při dlouhodobém používání a zachovala se stabilita jasu.
• Chcete-li upravit výsledky měření integrovaného kalibračního senzoru (integrovanéhopředního senzoru) podle výsledků měření externího senzoru, který se prodává
samostatně, proveďte korelaci mezi integrovaným předním senzorem a externím
senzorem pomocí softwaru RadiCS (volitelné příslušenství) nebo RadiCS LE (dodaný).
Pravidelná korelace umožňuje udržovat výsledek měření integrovaného předního
senzoru na úrovni odpovídající externímu senzoru. Podrobné informace o korelacinaleznete v uživatelské příručce k softwaru RadiCS nebo RadiCS LE.
Upozornění
• Stav zobrazení monitoru se může neočekávaně změnit z důvodu provozní chyby nebo
neočekávané změny nastavení. Po nastavení obrazovky monitoru je doporučeno používat
monitor s uzamčenými ovládacími tlačítky.
Podrobné postupy nastavení najdete v instalační příručce (na disku CD-ROM).

Čištění• Za účelem zachování dobrého vzhledu výrobku a prodloužení jeho životnosti
doporučujeme jej pravidelně čistit.
• Skvrny na výrobku lze odstranit jemným setřením kouskem měkké tkaniny namočené vevodě nebo pomocí sady ScreenCleaner.
Upozornění
• Zabraňte přímému styku kapaliny s výrobkem. Dojde-li ke styku s kapalinou, ihned ji setřete.
• Zabraňte vniknutí kapaliny do mezer nebo vnitřku výrobku.
• Chemikálie určené k čištění nebo dezinfekci, jako je alkohol a dezinfekční prostředek, mohouzpůsobit změnu lesku, zmatnění, zesvětlení výrobku a také zhoršení kvality obrazu.
Nepoužívejte chemikálie příliš často.
• Nikdy nepoužívejte ředidla, benzen, vosky nebo abrazivní čisticí prostředky, protože mohouvýrobek poškodit.
• Další informace o čištění a dezinfekci naleznete na našich webových stránkách.
Jak najít informace: Navštivte stránku www.eizoglobal.com a do pole pro hledání na webu
zadejte výraz „disinfect“.

11Upozornění k tomuto monitoru

Dezinfekce chemikáliemi• Při dezinfekci výrobků doporučujeme používat námi otestované chemikálie (viznásledující tabulka). Upozorňujeme, že použití těchto chemikálií není zárukou, že sevýrobek nepoškodí nebo se nezhorší jeho funkčnost.
Kategorie

Typ chemikáliePříklad výrobku

Na bázi alkoholu

Francovka (ethylalkohol)

EtanolNa bázi alkoholu

Isopropanol

Isopropylalkohol (IPA)

Chlór

Chlornan sodný

PureloxBiguanid

Chlorhexidin glukonát

Roztok Hibitane

Na bázi alkoholu

Benzalkoniumchlorid

WelpasNa bázi aldehydu

Glutaraldehyd

Sterihyde

Na bázi aldehydu

Glutaraldehyd

Cidex Plus28

Amfoterická povrchově
aktivní látka

Alkyldiaminoethylglycin hydrochlorid

Roztok satenidinu

Pohodlné používání monitoru• Příliš tmavá nebo světlá obrazovka může poškodit váš zrak. Nastavení jasu monitorupřizpůsobte okolním podmínkám.
• Dlouhodobé sledování monitoru způsobuje únavu očí. Každou hodinu si udělejte
10minutovou přestávku.
• Dívejte se na obrazovku ze správné vzdálenosti a úhlu.

Varování a odpovědnost související se zabezpečením dat• Aktualizaci firmwaru provádějte pouze ve spolupráci se společností EIZO Corporationnebo jejím distributorem.
• Pokud EIZO Corporation nebo její distributor vydá pokyn k aktualizaci firmwaru, učiňte
tak neprodleně.

12

OBSAHOBSAHBEZPEČNOSTNÍ POKYNY .........................................................................................

3Důležité upozornění ............................................................................................

3

Umístění výstražného upozornění ..........................................................

3

Symboly na přístroji ................................................................................

3

VAROVÁNÍ..........................................................................................................

5

UPOZORNĚNÍ ....................................................................................................

8

Upozornění k tomuto monitoru................................................................................. 10
Určené použití ..................................................................................................... 10
Zásady používání................................................................................................ 10Opatření pro zajištění dlouhodobého provozu monitoru ..................................... 11
Kontrola kvality........................................................................................ 11Čištění..................................................................................................... 11
Dezinfekce chemikáliemi ........................................................................ 12
Pohodlné používání monitoru ............................................................................. 12
Varování a odpovědnost související se zabezpečením dat ................................ 12
1 Úvod ............................................................................................................................ 15
1.1

1.2

1.3

Funkce ................................................................................................................ 15
1.1.1

Volné rozvržení ....................................................................................... 15

1.1.2

Jednoduchá kabeláž ............................................................................... 15

1.1.3

Podporuje zobrazení videa a napájení jedním kabelovým připojením
USB Type-C ........................................................................................... 15

1.1.4

Hybridní monochromatický a barevný displej ......................................... 16

1.1.5

Kontrola kvality........................................................................................ 16

1.1.6

Funkce dokovací stanice ........................................................................ 16

1.1.7

Vybavení funkcí osvětlení (RadiLight) .................................................... 16

1.1.8

Prostorově úsporný design ..................................................................... 17

1.1.9

Ovládání monitoru myší a klávesnicí ...................................................... 17

Obsah balení....................................................................................................... 18
1.2.1

EIZO LCD Utility Disk.............................................................................. 18

1.2.2

RadiCS LE .............................................................................................. 18

1.2.3Používání softwaru RadiCS LE............................................................... 19

Ovládací prvky a funkce...................................................................................... 20
1.3.1Přední strana .......................................................................................... 20

1.3.2

Zadní strana............................................................................................ 21

2 Instalace a připojení................................................................................................... 23
2.1Před instalací ...................................................................................................... 23
2.1.1

2.2

Podmínky instalace................................................................................. 23Připojení kabelů .................................................................................................. 24

13

OBSAH
2.3

Připojení osvětlení RadiLight Focus (pracovní světlo) ........................................ 29

2.4

Zapnutí napájení ................................................................................................. 29

2.5Úprava výšky a úhlu obrazovky .......................................................................... 30

2.6Připojení krytky konektoru................................................................................... 31

2.7Použití funkcí RadiLight Area a RadiLight Focus................................................ 32

3 Žádný obraz ................................................................................................................ 33
4 Technické údaje ......................................................................................................... 35
4.1

Seznam technických údajů ................................................................................. 35
4.1.1

Typ .......................................................................................................... 35

4.1.2

LCD panel ............................................................................................... 35

4.1.3

Video signály........................................................................................... 35

4.1.4

USB......................................................................................................... 35

4.1.5

Síť ........................................................................................................... 36

4.1.6

Napájení.................................................................................................. 36

4.1.7

Fyzické parametry................................................................................... 36

4.1.8Požadavky na provozní prostředí ........................................................... 36

4.1.9

Podmínky přepravy a skladování............................................................ 36

4.2

Podporovaná rozlišení ........................................................................................ 37

4.3Příslušenství........................................................................................................ 37Příloha ......................................................................................................................... 38
Zdravotnická norma ............................................................................................ 38
Klasifikace zařízení ................................................................................. 38
Informace o elektromagnetické kompatibilitě ...................................................... 39
Prostředí, pro které je tento produkt určen ............................................. 39
Technický popis ...................................................................................... 40

14Úvod | 1

1 ÚvodDěkujeme vám za váš výběr barevného monitoru LCD EIZO.

1.1 Funkce
1.1.1 Volné rozvržení
• Tento výrobek je vybaven funkcemi PbyP (obraz vedle obrazu) a PinP (obraz v obrazu),
které umožňují zobrazit až tři signály současně.

Jeden obraz (Single)

PbyP

Jeden obraz (Single) + PinP

PbyP + PinP

• Monitor disponuje funkcí One Cable PbyP, která zobrazuje obraz v režimu PbyP pomocí
jediného signálového kabelu.

1.1.2 Jednoduchá kabeláž
Monitor je ybaven výstupním konektorem USB Type-C® (USB-C®).
Z výstupního konektoru lze přenášet signál do jiného monitoru.

1.1.3 Podporuje zobrazení videa a napájení jedním kabelovým připojením USB
Type-C
Tento výrobek je vybaven konektorem USB-C a podporuje přenos video signálů
(DisplayPort™ Alt Mode) i napájení (USB Power Delivery).
Pokud se používá jako externí monitor, dodává připojenému notebooku maximálně 94 W
energie.

Videosignály

Zdroj napájení

15

1 | Úvod

Poznámka• Pokud chcete zobrazit video signály, musí připojené zařízení podporovat přenos video signálů
(režim DisplayPort Alt Mode).
• Pokud chcete používat funkci nabíjení, musí připojené zařízení podporovat nabíjení zařízení
pomocí technologie USB Power Delivery.
• Maximální výkon 94 W lze dodávat pouze při použití následujících kabelů USB:
– CC150SS81G-5A (součást balení)• Připojená zařízení lze nabíjet, i když je monitor v režimu úspory energie.

1.1.4 Hybridní monochromatický a barevný displejKdyž je aktivována funkce Hybrid Gamma PXL, tento výrobek automaticky rozlišuje mezi
monochromatickými a barevnými částmi stejného obrazu na úrovni pixelů a zobrazuje jeodpovídajícím způsobem v optimálních přechodech.

1.1.5 Kontrola kvality• V tomto monitoru je zabudován kalibrační senzor (integrovaný přední senzor). Tento
senzor umožňuje monitoru provádět nezávislou kalibraci (SelfCalibration) a kontrolustupňů šedé.
• Pomocí dodaného softwaru RadiCS LE lze provádět kalibraci a spravovat historii
monitoru.
• Softwarová sada RadiCS pro kontrolu kvality monitoru umožňuje kontrolovat, zdaúroveň kvality splňuje zdravotnické normy a doporučení.

1.1.6 Funkce dokovací stanice
Monitor je vybaven portem LAN a rozbočovačem USB, což umožňuje použít ho jako
dokovací stanici. Připojením kabelu USB-C můžete vytvořit stabilní síťové prostředí i na
noteboocích nebo tabletech, které nejsou vybaveny porty LAN. Můžete také použít perifernízařízení kompatibilní s rozhraním USB a nabíjet chytré telefony (viz část „Použití funkce
dokovací stanice“ v instalační příručce).

1.1.7 Vybavení funkcí osvětlení (RadiLight)
RadiLight Area (podsvícení)• RadiLight Area je funkce podsvícení zabudovaná v monitoru. Nepřímo osvětluje
místnost ze zadní strany monitoru, což umožňuje efektivní radiologickou interpretaci veslabě osvětleném prostředí.
RadiLight Focus (pracovní světlo)16Úvod | 1
• RadiLight Focus je odnímatelné pracovní světlo. Může osvětlit váš pracovní prostor přičtení, psaní dokumentů nebo používání klávesnice.

RadiLight Area

RadiLight Focus

1.1.8 Prostorově úsporný design
Monitor je vybaven více konektory USB (vstupními). Můžete používat více počítačů pomocí
jedné skupiny zařízení USB (myš, klávesnice atd.).

1.1.9 Ovládání monitoru myší a klávesnicí
Pomocí softwaru RadiCS/RadiCS LE pro kontrolu kvality monitoru můžete pomocí myši aklávesnice provádět s monitorem následující operace:• Přepínání režimů CAL Switch• Přepínání vstupních signálů
• Funkce, která přiřazuje libovolný režim CAL Switch části obrazovky a zobrazuje obraz(Point-and-Focus)• Zobrazení nebo skrytí vedlejší obrazovky PinP (Hide-and-Seek)• Přepínání počítačů, které používají zařízení USB (Switch-and-Go)• Přechod do režimu úspory energie (Backlight Saver)• Funkce, která dočasně zvýší jas kvůli zvýšení viditelnosti diagnostických snímků
(okamžité zvýšení podsvícení)Poznámka• Software RadiCS/RadiCS LE umožňuje zobrazit nebo skrýt vedlejší obrazovku PinP a zároveň
přepnout počítač používaný k ovládání zařízení USB. Další informace o instalaci najdete vuživatelské příručce k softwaru RadiCS/RadiCS LE.

17

1 | Úvod

1.2 Obsah baleníOvěřte, zda balení obsahuje všechny následující položky. Pokud nějaké položky chybí nebo
jsou poškozené, kontaktujte místního prodejce nebo zástupce společnosti EIZO.
Poznámka• Doporučujeme uschovat krabici a obalový materiál pro případ budoucího přemísťování nebopřevážení výrobku.

• Monitor• Napájecí kabel• Digitální signálový kabel (DisplayPort/DisplayPort): 2× PP300-V14• Digitální signálový kabel (HDMI/HDMI): 1× HH300PR• Kabel USB 2.0 (USB-A/USB-B): 2× UU300• Kabel USB-C (USB-C/USB-C): 1× CC150SS81G-5A• Kryt konektoru (levý)• Kryt konektoru (pravý)• RadiLight Focus (pracovní světlo)• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Návod k použití

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk
Disk CD-ROM obsahuje následující položky. Postup spuštění softwaru a přístupu
k souborům najdete v souboru „Readme.txt“ na disku.
• Soubor Readme.txt• Software RadiCS LE pro kontrolu kvality monitoru (pro operační systém Windows)• Uživatelská příručka– Návod k použití pro tento monitor– Příručka k instalaci monitoru– Uživatelská příručka k softwaru RadiCS LE• Vnější rozměry

1.2.2 RadiCS LE
Software RadiCS LE umožňuje provádět následující operace kontroly kvality a operace s
monitorem. Další informace o softwaru nebo instalaci najdete v uživatelské příručce ksoftwaru RadiCS LE.
Kontrola kvality• Spuštění kalibrace• Zobrazení seznamu výsledků testu a vytvoření testovací zprávy18Úvod | 1
• Nastavení cíle funkce SelfCalibration a plánu spouštění
Operace s monitorem• Přepínání režimů CAL Switch• Přepínání vstupních signálů
• Funkce, která přiřazuje libovolný režim CAL Switch části obrazovky a zobrazuje obraz(Point-and-Focus)• Zobrazení nebo skrytí vedlejší obrazovky PinP (Hide-and-Seek)• Přepínání počítačů, které používají zařízení USB (Switch-and-Go)• Přechod do režimu úspory energie (Backlight Saver)• Funkce, která dočasně zvýší jas kvůli zvýšení viditelnosti diagnostických snímků
(okamžité zvýšení podsvícení)• Funkce, která při přechodu do textového režimu automaticky upraví jas monitoru, abyodpovídal okolnímu osvětlení (automatické ovládání jasu)
Upozornění
• Specifikace softwaru RadiCS LE mohou být změněny bez předchozího upozornění. Aktuálníverze softwaru RadiCS LE je ke stažení na našem webu: (www.eizoglobal.com)

1.2.3 Používání softwaru RadiCS LE
Pokyny pro instalaci a používání softwaru RadiCS LE najdete v uživatelské příručce ksoftwaru RadiCS LE (na disku CD-ROM).
Při použití softwaru RadiCS LE připojte monitor k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
Další pokyny pro připojení monitoru viz 2.2 Připojení kabelů [} 24].

19

1 | Úvod

1.3 Ovládací prvky a funkce
1.3.1 Přední strana
12Přibližně 30°

3

4

1. Integrovaný přední
senzor (s nastavením
polohy)Tento senzor slouží k provádění kalibrace a kontroly stupňů šedé.

2. Senzor osvětlení

Tento senzor měří osvětlení okolního prostředí. Měření osvětlení
okolního prostředí se provádí pomocí softwaru RadiCS/RadiCS LE
pro kontrolu kvality.

3. Provozní spínače

Zobrazí návod na použití. Nastavte nabídky podle provozníhorežimu.

4. Vypínač

Vypíná a zapíná napájení.
Když je napájení zapnuto, indikátor napájení svítí. Indikátor měníbarvu podle provozního stavu monitoru.
Zelená: normální provozní režim; oranžová: Režim úspory energie;
nesvítí: Hlavní vypínač nebo napájení vypnuto

20Úvod | 1

1.3.2 Zadní strana
1

7

2

8

5

6
3

4

9

11

10

12

13

14

1. RadiLight Area
(podsvícení)

Funkce podsvícení zabudovaná v monitoru. Nepřímo osvětluje
místnost ze zadní strany monitoru.

2. Stojan

Nastavení výšky a úhlu (sklonu a natočení) monitoru.

3. Hlavní vypínač napájení

Slouží k vypnutí a zapnutí hlavního napájení.
: vypnuto

4. Napájecí konektor: zapnutoSlouží k připojení napájecího kabelu.

5. Zásuvka bezpečnostního Splňuje požadavky systému zabezpečení MicroSaver společnosti
zámku
Kensington.
6. Držák kabeluUmožňuje přehledné uspořádání kabelů.

7. Konektor USB-A(odchozí)Připojuje se k perifernímu zařízení USB (viz „Použití funkce
dokovací stanice“ v instalační příručce).

8. Konektor pracovníhosvětlaSlouží k připojení k osvětlení RadiLight Focus.

9. Konektor HDMI

Slouží k připojení k počítači vybavenému výstupem HDMI.

10. Konektor DisplayPortSlouží k připojení k počítači vybavenému výstupem DisplayPort.

21

1 | Úvod

22

11. Konektor USB-C(příchozí)Slouží na připojení k počítači vybavenému výstupem USB-C.
Přenáší také signál USB nezbytný k používání softwaru, který
vyžaduje připojení USB nebo funkci dokovací stanice (viz „Použití
funkce dokovací stanice“ v instalační příručce).

12. Konektor USB-C(odchozí)

Chcete-li vytvořit řetězené připojení, připojte kabel k příchozímu
konektoru USB-C dalšího monitoru. Kromě toho je možné ho připojit
k perifernímu zařízení USB (viz „Použití funkce dokovací stanice“ vinstalační příručce).

13. Port LANPřipojuje se k síťovému rozbočovači nebo směrovači pomocí kabelu
LAN za účelem použití síťového připojení funkce dokovací stanice(viz „Použití funkce dokovací stanice“ v instalační příručce).

14. Konektor USB-B(příchozí)Slouží k připojení k počítači, když používáte software vyžadujícípřipojení USB na počítači bez konektoru USB-C nebo kdyžpoužíváte funkci rozbočovače USB tohoto výrobku.

Instalace a připojení | 2

2 Instalace a připojení
2.1 Před instalacíPečlivě si přečtěte část BEZPEČNOSTNÍ POKYNY [} 3] a tyto pokyny vždy dodržujte.
Pokud umístíte tento výrobek na lakovaný povrch, barva může v důsledku složení pryže
přilnout ke spodní straně stojanu. Před použitím zkontrolujte plochu stolu.

2.1.1 Podmínky instalace
Pokud instalujete monitor do stojanu, zkontrolujte, že je po stranách a nad monitorem
dostatek volného prostoru.
Upozornění
• Monitor umístěte tak, aby obrazovku nerušilo žádné světlo.

23

2 | Instalace a připojení

2.2 Připojení kabelů
Upozornění
• Zkontrolujte, že je vypnutý monitor, počítač i periferní zařízení.
• Při náhradě stávajícího monitoru za tento monitor postupujte podle informací v kapitole 4.2
Podporovaná rozlišení [} 37]. V této kapitole je popsán postup změny nastavení rozlišení asvislého kmitočtu rozkladu v počítači na hodnoty podporované tímto monitorem. Změny je třeba
provést před připojením počítače.
• Pokud je zapojení kabelů obtížné, upravte si sklon monitoru.

1. Připojte signálové kabely.
Zkontrolujte tvary konektorů a připojte kabely.
Zobrazení jednoho okna

Signálový kabel: HH300PR
Signálový kabel: PP300-V14
Signálový kabel: CC150SS81G-5A

Upozornění
• Ve výchozím nastavení je zobrazen signál z konektoru DisplayPort 1. Chcete-li zobrazit signál
z jiného konektoru, přepněte vstupní signál (viz „Přepínání vstupních signálů“ v instalačnípříručce).
• Pokud používáte konektor USB-C nejen pro zobrazení videa, ale také pro kontrolu kvality
monitoru pomocí RadiCS / RadiCS LE a pro připojení zařízení USB (periferní zařízení
kompatibilní s USB), musíte v nabídce Setting (Nastavení) nastavit možnost „USB Selection“ na„USB-C“. Další informace naleznete v instalační příručce na disku CD-ROM.
• Signály HDMI® lze zobrazit v omezeném rozsahu.

24Instalace a připojení | 2
Zobrazení PbyP (DisplayPort 1 / DisplayPort 2)

Signálový kabel: PP300-V14

Signálový kabel: PP300-V14

Upozornění
• V případě zobrazení PbyP (DisplayPort 1 / DisplayPort 2) je nezbytné nastavit možnost „PbyP
Settings“ v nabídce Setting (Nastavení). Další informace naleznete v instalační příručce na disku
CD-ROM.
• V případě zobrazení PbyP ze dvou počítačů mohou být omezeny některé aspekty kontroly
kvality, například kalibrace.

25

2 | Instalace a připojení
Zobrazení PbyP (PbyP s jedním kabelem)

Signálový kabel: PP300-V14

Signálový kabel: CC150SS81G-5A

Upozornění
• Chcete-li použít zobrazení PbyP (One Cable PbyP), připojte konektor DisplayPort 1 nebo). Kromě toho musíte nastavit možnost „PbyP Settings“
konektor USB-C (příchozí:v nabídce Setting (Nastavení). Další informace naleznete v instalační příručce na disku CDROM.
• Pokud používáte konektor USB-C nejen pro zobrazení videa, ale také pro kontrolu kvality
monitoru pomocí RadiCS / RadiCS LE a pro připojení zařízení USB (periferní zařízení
kompatibilní s USB), musíte v nabídce Setting (Nastavení) nastavit možnost „USB Selection“ na„USB-C“. Další informace naleznete v instalační příručce na disku CD-ROM.

26

Instalace a připojení | 2
Zobrazení PinP (vedlejší okno)Příklad: Použití konektoru HDMI

Signálový kabel: HH300PR
Signálový kabel: PP300-V14

Upozornění
• Chcete-li použít zobrazení PinP (vedlejší okno), musíte nastavit možnost „PinP Settings“
v nabídce Setting (Nastavení). Další informace naleznete v instalační příručce na disku CDROM.
• Pokud je signál HDMI zobrazen na jedné obrazovce, nelze použít funkci PinP (vedlejší okno).

27

2 | Instalace a připojení
Při připojení dalších monitorů v režimu řetězeného připojení
Signálový vstup do konektoru DisplayPort 1 nebo konektoru USB-C (příchozího:použít jako výstup do jiného monitoru.

) lzePřipojení k počítači

Kabel USB-C

Signálový kabel: PP300-V14

Signálový kabel: CC150SS81G-5A

Signálový kabel: CP200(volitelný, prodává se samostatně)Upozornění• Informace o monitorech a grafických kartách, které lze použít pro řetězené připojení, najdete na
webu společnosti EIZO:(www.eizoglobal.com)• Chcete-li vytvořit řetězené připojení, připojte konektor DisplayPort 1 nebo konektor USB-C). Kromě toho musíte nastavit možnost „Daisy Chain“ v nabídce Administrator(příchozí:
Settings (Nastavení správce). Další informace naleznete v instalační příručce na disku CD-ROM.
• Ve výchozím provedení je port USB-C (odchozí:sejměte.

) opatřen krytkou. Před použitím krytku

2. Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce a k napájecímu konektoru na monitoru.
Připojte napájecí kabel zcela do monitoru.
3. Pokud nepoužíváte připojení USB-C a používáte software RadiCS / RadiCS LE nebo kmonitoru připojujete zařízení USB (periferní zařízení podporující rozhraní USB), připojte
kabel USB 2.0 ke konektoru USB-B na monitoru a ke konektoru USB-A na počítači.
Kabel USB 2.0: UU300

Upozornění
• Při připojování monitoru k počítači, ve kterém je nainstalována aplikace RadiCS/RadiCS LE,) nebo USB-C (příchozímu:).
připojte kabel ke konektoru USB-B 1(• Před použitím konektoru USB-B 2 () z něj sejměte krytku. Dále změňte nastavení „USB
Selection“ (Výběr USB) v nabídce Setting (Nastavení) (viz „Výběr USB“ v instalační příručce).

28

Instalace a připojení | 2

2.3 Připojení osvětlení RadiLight Focus (pracovní světlo)Připojte jednotku RadiLight Focus (pracovní světlo) ke konektoru pracovního světla na
monitoru.
Lze ji připojit pouze ve směru dolů kolmo ke konektoru.

1
2

Chcete-li jednotku odpojit, vytáhněte ji a zároveň otočte část pro připojení k monitoru vesměru označeném na obrázku číslem 1.

2.4 Zapnutí napájení
zapněte napájení monitoru.
1. Stisknutím tlačítka
Indikátor napájení se rozsvítí zeleně.
Pokud indikátor nesvítí, viz 3 Žádný obraz [} 33].
Poznámka• Když se dotknete libovolného z ovládacích tlačítek kromě tlačítka
, když je napájení monitoru
vypnuté, začne blikat tlačítko
, abyste věděli, kde se nachází vypínač napájení.

2. Zapněte počítač.
Na obrazovce se objeví obraz.
Pokud se obraz neobjeví, informace o řešení problému najdete v části 3 Žádný obraz[} 33].

29

2 | Instalace a připojení

Upozornění
• Při prvním připojení nebo změně způsobu připojení nemusí být správně nastaveno zobrazení,například rozlišení nebo měřítko zobrazení. Zkontrolujte, zda je správně nastaven počítač.
• Za účelem úspory energie doporučujeme zařízení vypínat tlačítkem napájení. Pokud monitor
nepoužíváte, můžete jej zcela odpojit od napájení vypnutím hlavního zdroje napájení nebo
odpojením zástrčky napájení.

Poznámka• Dodržováním následujících zásad lze maximálně prodloužit životnost monitoru omezením
degradace jasu a snížením spotřeby:– Používejte funkci úspory energie počítače nebo monitoru.
– Pokud monitor nepoužíváte, vypněte je.

2.5 Úprava výšky a úhlu obrazovkyOběma rukama uchopte horní a dolní nebo levý a pravý okraj monitoru a nastavte výšku,sklon a natočení obrazovky do optimální polohy podle svých požadavků.

Upozornění
• Po provedení úprav zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojené.
• Po upravení výšky a úhlu provlečte kabely držákem kabelů.
• Při nastavování úhlu nebo polohy monitoru, když je připojeno pracovní světlo, dávejte pozor,
abyste na pracovní světlo nepůsobili silou. Mohlo by dojít k poškození konektoru nebo ramene.

30

Instalace a připojení | 2

2.6 Připojení krytky konektoru
1. Uspořádejte kabely v držáku kabelů.

2. Nasaďte krytku konektoru.

Příklad: Nasazení krytky konektoru (pravého)

Upozornění
• Ujistěte se, že je nasazena pevně, aby bylo zajištěno správné větrání uvnitř monitoru.

Poznámka• Chcete-li krytku konektoru sejmout, stáhněte ji směrem k sobě.

31

2 | Instalace a připojení

2.7 Použití funkcí RadiLight Area a RadiLight Focus
1. Zkontrolujte, zda je zapnutý monitor i počítač.
2. Pomocí ovládacích spínačů zapněte nebo vypněte funkci RadiLight Area nebo
RadiLight Focus.
Nastavte jas funkce RadiLight Area.

Zapnout/vypnout RadiLight Focus
RadiLight AreaSnížení jasu / Zvýšení jasu / Zapnout/vypnout

Upozornění
• Vzhledem k rozdílům v LED diodách mohou být rozdíly v barvách a jasu i u stejného výrobku.
• V následujících prostředích nemusí být při použití osvětlení RadiLight Area dosaženo
dostatečného osvětlení.
– Pokud je vzdálenost ke stěně nebo stropu velká.
– Pokud je stěna nebo strop vyroben z materiálů, které dobře neodrážejí světlo, nebo majítmavé barvy.
• Při změně směru osvětlení RadiLight Focus nastavte úhel tak, že budete držet nejen hrot, ale irameno.

Poznámka• Podrobné postupy nastavení funkce RadiLight Area najdete v instalační příručce (na disku CDROM).

32Žádný obraz | 3

3 Žádný obrazIndikátor napájení nesvítí• Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí kabel.
• Zapněte hlavní vypínač na zadní straně monitoru.
• Stiskněte tlačítko.

• Vypněte hlavní vypínač na zadní straně monitoru a po několika minutách ho opětzapněte.

Indikátor napájení svítí: zeleně
• V nabídce Settings (Nastavení) zvyšte hodnoty položek „Brightness“, „Contrast“ nebo
„Gain“. Další informace naleznete v instalační příručce na disku CD-ROM.
• Vypněte hlavní vypínač na zadní straně monitoru a po několika minutách ho opětzapněte.

Indikátor napájení svítí: oranžově
• Přepněte vstupní signál. Další informace naleznete v instalační příručce na disku CDROM.
• Pohněte myší nebo stiskněte jakékoli tlačítko na klávesnici.
• Ověřte, zda je počítač zapnutý.
• Zkontrolujte, zda je správně připojen signálový kabel. Připojte signálové kabely kekonektorům příslušného vstupního signálu.
• Vypněte hlavní vypínač na zadní straně monitoru a poté ho opět zapněte.

Indikátor napájení bliká: oranžově, zeleně
• K připojení použijte signálový kabel určený společností EIZO. Poté vypněte hlavní
vypínač na zadní straně monitoru a po několika minutách ho opět zapněte.

Na obrazovce je zobrazena zpráva „No Signal“Příklad:• Zpráva výše se může zobrazit, protože některé počítače nevysílají signál ihned pozapnutí.
• Ověřte, zda je počítač zapnutý.
• Zkontrolujte, zda je správně připojen signálový kabel. Připojte signálové kabely kekonektorům příslušného vstupního signálu.
) slouží jako výstup řetězeného připojení. Obrazovka se• USB-C (výstupní:nezobrazí ani po připojení k počítači.
• Přepněte vstupní signál. Další informace naleznete v instalační příručce na disku CDROM.
• Vypněte hlavní vypínač na zadní straně monitoru a poté ho opět zapněte.

33

3 | Žádný obraz

Na obrazovce je zobrazena zpráva „Signal Error“Příklad:• Zkontrolujte, zda konfigurace počítače vyhovuje požadavkům monitoru na rozlišení asvislý kmitočet rozkladu (viz 4.2 Podporovaná rozlišení [} 37]).
• Restartujte počítač.
• Pomocí nástroje pro nastavení grafické karty vyberte správné nastavení obrazovky.
Postupujte podle pokynů uživatelské příručky grafické karty.

Na obrazovce se zobrazuje zpráva „DP Unsupported“• Zkontrolujte, zda připojený kabel odpovídá signálovému kabelu doporučenému
společností EIZO.
• Zkontrolujte, zda rozhraní USB-C připojeného zařízení podporuje výstup video signálu(režim DisplayPort Alt Mode). Podrobnosti získáte od výrobce zařízení.
• Připojte kabel DisplayPort nebo kabel HDMI.

34

Technické údaje | 44 Technické údaje
4.1 Seznam technických údajů
4.1.1 Typ
RX670

Matný

RX670-AR

Antireflexní

4.1.2 LCD panel
Typ

Barevný (IPS)

Podsvícení

LED

Velikost

30,0 palce (76,2 cm)

Rozlišení

3280 sloupců × 2048 řádků

Viditelná oblast (h × v)

645,5 mm × 403,0 mm

Rozteč pixelů (vodorovná × svislá)

0,197 mm × 0,197 mm

Zobrazené barvy

10bitové barvy (DisplayPort/USB-C): Až 1,07
miliard barev (z palety přibližně 543 miliard barev)
8 bitů (DisplayPort/HDMI): 16,77 miliónu barev (zpalety přibližně 543 miliard barev)

Pozorovací úhly (h × v, typicky)

178˚ / 178˚

Doporučený jas

500 cd/m2

Kontrastní poměr (typicky)

1800:1

Doba odezvy (obvyklá)

25 ms (černá -> bílá -> černá)

4.1.3 Video signály
Vstupní konektory

2× DisplayPort, 1× USB-C (režim DisplayPort AltMode), 1× HDMI

Výstupní konektory

1× USB-C(režim DisplayPort Alt Mode)

Vodorovný kmitočet rozkladu

31 kHz – 127 kHz

Svislý kmitočet rozkladu*1

59–61 Hz (720 × 400: 69–71 Hz)Režim synchronizace snímků

59 Hz – 61 Hz

Taktovací kmitočet

25 MHz – 440 MHz*1 Podporovaný svislý kmitočet rozkladu se liší dle rozlišení. Další informace viz 4.2 Podporovanározlišení [} 37].

4.1.4 USB
Port

Vstupní1× USB-C, 2× USB-B

Výstupní

3× USB-A, 1× USB-C

Standard

Specifikace USB, revize 2.0

Rychlost komunikace

480 Mb/s, 12 Mb/s, 1,5 Mb/s

Zdroj napájení

VstupníUSB-C: Maximálně 94 W (5V/3 A, 9V/3 A, 15V/
3 A, 20V/4,7A)

Výstupní

USB-A: Maximálně 500 mA na port
USB-C: Maximálně 15 W (5 V/3 A)

35

4 | Technické údaje

4.1.5 SíťPort

RJ-45 (adaptér USB LAN)

Podporované operační systémy*1

Windows 11
Windows 10 (32bitové / 64bitové)
macOS Sierra (10.12) a novější

Kabelová síť LAN

IEEE802.3ab (1000BASE-T)
IEEE802.3u (100BASE-TX)
IEEE802.3 (10BASE-T)*1 Podpora společnosti EIZO bude ukončena, jakmile bude ukončena podpora dodavatele

operačního systému.

4.1.6 Napájení
Vstup

100–240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, 2,80–1,20 A

Maximální příkon

279 W nebo méně*1Režim úspory energie

0,5 W nebo méně*2

Pohotovostní režim

0,5 W nebo méně*3*1 Když je připojená externí zátěž, „Mode“: „4-Custom“, „Brightness“: „100%“, osvětlení RadiLight

Focus je zapnuté, jas osvětlení RadiLight Area je na maximu*2 Když se používá import prostřednictvím portu DisplayPort a příchozí port USB není připojen,„Power Save“: „High“, „DP Power Save“: „On“, „One Cable PbyP“: "Off", osvětlení RadiLight Focus
je připojené, osvětlení RadiLight Focus je vypnuté, není připojená žádná externí zátěž
*3 Bez připojeného příchozího portu USB, „DP Power Save“: „On“, „One Cable PbyP“: "Off",osvětlení RadiLight Focus je připojené, osvětlení RadiLight Focus je vypnuté, není připojenážádná externí zátěž

4.1.7 Fyzické parametryRozměry (Š × V × H)

682,0 mm × 490,5 mm – 590,5 mm × 225,0 mm(sklon: 0˚)
682,0 mm × 534,7 mm – 634,7 mm × 295,2 mm(sklon: 30˚)Rozměry (Š × V × H) (bez stojanu)

682,0 mm × 441,0 mm × 88,0 mm

Čistá hmotnostPřibližně 15,8 kg

Čistá hmotnost (bez stojanu)Přibližně 11,7 kg

Rozsah výškového nastavení

100 mm (sklon: 0˚)Sklon

30˚ nahoru, 5˚ dolůNatočení70˚

4.1.8 Požadavky na provozní prostředí
Teplota

0–35 °C

Vlhkost20–80 % rel. vlhkosti (bez kondenzace)

Tlak vzduchu

540–1060 hPa

4.1.9 Podmínky přepravy a skladování
Teplota-20–60 °C

Vlhkost10–90 % rel. vlhkosti (bez kondenzace)

Tlak vzduchu

200–1060 hPa

36

Technické údaje | 4

4.2 Podporovaná rozlišení
Monitor podporuje následující rozlišení:✓: Podporováno, -: nepodporováno
Rozlišení

Svislý
kmitočet
rozkladu (Hz)DisplayPort/USB-C

HDMI

Zobrazení
jednohookna

Zobrazení
PbyP

Zobrazení
PinP

Zobrazení
jednohookna

Zobrazení
PinP

✓

✓

✓

✓

✓

640 × 480

59,940640 × 480

60,000

-

-

-

✓

✓

720 × 400

70,087

✓

✓

✓

✓

✓

720 × 480

59,940

-

-

-

✓

✓

720 × 480

60,000

-

-

-

✓

✓

800 × 600

60,317

✓

✓

✓

✓

✓

1024 × 768

60,004

✓

✓

✓

✓

✓

1200 × 1600

59,963

-

-

✓

-

✓

1200 × 1920

59,940

-

-

✓

-

✓

1280 × 720

59,940

-

-

-

✓

✓

1280 × 720

60,000

-

-

-

✓

✓

1280 × 1024

60,020

✓

✓

✓

✓

✓

1600 × 1200

60,000

✓

✓

✓

✓

✓

*1

1640 × 2048

59,985

-

✓

-

-

-

1920 × 1080

59,940

-

-

-

✓

✓

1920 × 1080

60,000

-

-

-

✓

✓

1920 × 1200

59,950

-

-

✓*1

-

✓*1

2560 × 1600

59,972

-

-

-

✓*2

-

59,981

*1

-

-

✓*3

-

3280 × 2048✓

*1 Doporučené rozlišení*2 Doporučené rozlišení, když je možnost „LMM Mode (HDMI)“ nastavena na „On“ v nastavení„Administrator Settings“*3 Doporučené rozlišení, když je možnost „LMM Mode (HDMI)“ nastavena na „Off“ v nastavení„Administrator Settings“

4.3 Příslušenství
Následující příslušenství je k dispozici samostatně.
Aktuální informace o volitelném příslušenství a o nejnovějších kompatibilních grafických
adaptérech naleznete na našem webu.
(www.eizoglobal.com)
Kalibrační sada

RadiCS UX2 verze 5.1.3 nebo novější
RadiCS Version Up Kit verze 5.1.3 nebo novější

Síťový software pro řízení kvality

RadiNET Pro verze 5.1.3 nebo novější

Čisticí sada

ScreenCleaner (čisticí sada)

Nástavec VESA pro tenkého klienta nebo mini-PC PCSK-R1
Signálový kabel (USB-C–DisplayPort)

CP200

37

PřílohaPřílohaZdravotnická norma• U finálního systému je třeba zajistit soulad s požadavky normy IEC 60601-1.
• Elektrická zařízení mohou vyzařovat elektromagnetické vlny, které mohou monitor
ovlivnit, omezit jeho funkce nebo způsobit jeho nesprávné chování. Instalujte přístroj v
kontrolovaném prostředí, kde k těmto jevům nebude docházet.

Klasifikace zařízení
• Typ ochrany před úrazem elektrickým proudem: Třída I• Třída EMC: IEC60601-1-2 skupina 1, třída B• Klasifikace zdravotnického prostředku (EU): Třída I• Režim provozu: Trvalý
• Stupeň krytí IP: IPX038Příloha

Informace o elektromagnetické kompatibilitě
Monitor RadiForce RX670 dokáže správně zobrazovat lékařské snímky.

Prostředí, pro které je tento produkt určen
Monitor RadiForce RX670 je určen k použití v níže popsaném prostředí.
• Prostředí profesionálních zdravotnických zařízení, jako jsou kliniky a nemocnice• Domovy, jako jsou rezidence a pečovatelské domy, v prostředí domácí zdravotní péče
Monitor RadiForce RX670 není vhodný pro použití v následujících prostředích:• Prostředí domácí zdravotní péče s výjimkou domovů
• V blízkosti vysokofrekvenčního chirurgického vybavení, například elektrochirurgických
nožů• V blízkosti krátkovlnného terapeutického vybavení• Místnost se stíněním vysokofrekvenčních systémů lékařského vybavení pro MRI• Ve zvláštních stíněných prostředích• Instalace ve vozidlech, včetně sanitek• Další speciální prostředí
VAROVÁNÍ
• Monitor RadiForce RX670 vyžaduje zvláštní opatření s ohledem na elektromagnetickou
kompatibilitu a vyžaduje instalaci. Je třeba, abyste si pečlivě přečetli informace oelektromagnetické kompatibilitě a část „BEZPEČNOSTNÍ POKYNY“ v tomto dokumentu a při
instalaci a používání tohoto výrobku dodržovali následující pokyny.

VAROVÁNÍ
• Monitor RadiForce RX670 nesmí být používán v blízkosti jiných zařízení a nesmí být stohován.
Je-li nutné používat zařízení v blízkosti jiných zařízení nebo je nutné skládat tato zařízení nasebe, je nutné zařízení sledovat a kontrolovat, zda v dané konfiguraci pracují správně.

VAROVÁNÍ
• Používané přenosné vysokofrekvenční komunikační zařízení udržujte 30 cm (12 palců) nebovíce od jakékoli části monitoru RadiForce RX670 včetně kabelů. V opačném případě by mohlo
dojít ke snížení výkonu příslušného zařízení.

VAROVÁNÍ
• Osoby, které připojují doplňkové zařízení ke vstupním nebo výstupním signálovým konektorům
nebo provádějí konfiguraci zdravotnického zařízení, odpovídají za to, že systém odpovídápožadavkům IEC60601-1-2.

VAROVÁNÍ
• Při používání monitoru RadiForce RX670 se nedotýkejte konektorů vstupu a výstupu signálu.
Mohlo by dojít k ovlivnění zobrazeného obrazu.

39Příloha

VAROVÁNÍ
• Použijte kabely dodané s tímto výrobkem nebo kabely doporučené společností EIZO.
V případě použití jiných kabelů, než které jsou doporučeny společností EIZO pro tento přístroj,
by mohlo dojít ke zvýšení elektromagnetického rušení nebo narušení funkce tohoto přístroje
elektromagnetickým rušením.
Signálový port

Max. délka
kabeluStíněníFeritové jádro

Doporučený
kabel

DisplayPort

3mStíněnoBez feritového jádra

PP300-V14

HDMI

3m

StíněnoS feritovým jádrem

HH300PR

USB-C

1,5 m

StíněnoBez feritového jádra

CC150SS81G-5A

2mStíněnoBez feritového jádra-

3mStíněnoS feritovým jádrem

UU300/MD-C93

3mStíněnoBez feritového jádra-

Ethernet

30 m

Nestíněno

Bez feritového jádra-

Vstup střídavého
napájení

3m

Nestíněno

Bez feritového jádra

Se zemnícím
vodičem(vstupní)USB-C(výstupní)
USB-B(vstupní)USB-A(výstupní)(nebo vstup střídavého
proudu)Technický popis
Elektromagnetické emise
Monitor RadiForce RX670 je určen k použití v níže popsaném elektromagnetickém
prostředí.
Uživatel monitoru RadiForce RX670 musí zajistit, že monitor RadiForce RX670 je používán
v popsaném prostředí.
Test emisí

Shoda

Doporučení k elektromagnetickému prostředí

Emisevysokofrekvenčního
zářeníCISPR 11

Skupina 1 Monitor RadiForce RX670 využívá vysokofrekvenční záření
pouze pro své interní funkce.

Emisevysokofrekvenčního
zářeníCISPR 11Třída B

Emise harmonických
proudů
IEC61000-3-2Třída D

Proto jsou jejich emise vysokofrekvenčního záření velmi nízké anení pravděpodobné, že by působily jakékoli rušení
elektronických zařízení ve svém okolí.

Emise v důsledku
Shoda
kolísání napětí a flikru
IEC61000-3-340Monitor RadiForce RX670 je vhodný k použití ve všech typech
budov včetně obytných budov a budov, které jsou přímo připojenyk veřejné nízkonapěťové elektrorozvodné síti určené k napájení
obytných budov.

PřílohaElektromagnetická odolnost
U monitoru RadiForce RX670 byly testovány následující úrovně shody (C) podle požadavku
testování (T) pro profesionální zdravotnická zařízení a domácí zdravotnická zařízení
stanovená v normě IEC60601-1-2.
Uživatel monitoru RadiForce RX670 musí zajistit, že přístroj je používán v popsaném
prostředí.
Zkouška odolnosti Zkušební úroveň (T)Úroveň shody (C)Doporučení kelektromagnetickému
prostředí

Elektromagnetickévýboje
IEC61000-4-2±8 kV vybití
kontaktem±8 kV vybití
kontaktem±15 kV vybití
vzduchem±15 kV vybití
vzduchem

Rychlé elektricképřechodné jevy/
skupiny impulzů
IEC61000-4-4±2 kV napájecí
vedení

±2 kV napájecí
vedení

±1 kV vstupní/výstupní vedení±1 kV vstupní/výstupní vedeníRázové impulsy
IEC61000-4-5±1 kV mezi vedeními ±1 kV mezi vedeními Kvalita napájení by měla±2 kV mezi vedením ±2 kV mezi vedením odpovídat typickému
komerčnímu nebe nemocničnímu
a zemí
a zemí
prostředí.

Krátkodobé poklesynapětí, krátkápřerušení a změny
napětí na vstupníchnapájecích vedeních
IEC61000-4-11

0 % UT (100 %pokles UT) po dobu
0,5 cyklu a 1 cyklu

0 % UT (100 %pokles UT) po dobu
0,5 cyklu a 1 cyklu

Magnetická polesíťového kmitočtu
IEC61000-4-8

30 A/m(50/60 Hz)

30 A/mPodlahy musejí být ze dřeva,betonu nebo keramických
dlaždic. Pokud jsou podlahy
pokryty syntetickým materiálem,musí relativní vlhkost vzduchučinit alespoň 30 %.
Kvalita napájení by mělaodpovídat typickému
komerčnímu nebe nemocničnímu
prostředí.

Kvalita napájení by mělaodpovídat typickému
komerčnímu nebe nemocničnímu
prostředí. Pokud uživatel
70 % UT (30 %70 % UT (30 %pokles v UT) po dobu pokles v UT) po dobu monitoru RadiForce RX670
požaduje trvalý provoz i během
25 cyklů při 50 Hz
25 cyklů při 50 Hzpřerušení dodávky proudu,
0 % UT (100 %0 % UT (100 %doporučujeme napájet monitor
pokles v UT) po dobu pokles v UT) po dobu RadiForce RX670 pomocí
250 cyklů při 50 Hz
250 cyklů při 50 Hznepřerušitelného zdroje napájení
nebo baterie.
Magnetická pole síťového
kmitočtu musejí na všechúrovních odpovídat
charakteristikám typické lokality v
komerčním nebo nemocničním
prostředí.
Tento výrobek musí být během
používání udržován alespoň 15
cm od magnetických polísíťového kmitočtu.

41Příloha

Zkouška odolnosti Zkušební úroveň (T)Úroveň shody (C)Doporučení kelektromagnetickému
prostředí
Přenosná a mobilní zařízení pro
komunikaci pomocí
vysokofrekvenčního záření
nesmí být používána v blízkostijakýchkoli součástí zařízení
monitoru RadiForce RX670
včetně kabelů. Minimální
vzdálenost musí odpovídat
vzdálenosti vypočítané zpříslušné rovnice pro kmitočet
vysílače.

Rušení indukované
vysokofrekvenčními
poli
IEC61000-4-6Vyzařované
vysokofrekvenční
elektromagneticképole
IEC61000-4-3

3 Vrms3 Vrms150 kHz–80 MHz
6 Vrms6 Vrms
ISM*1 a amatérská
frekvenční*2 pásmav rozsahu od 150 kHz
do 80 MHz
10 V/m
10 V/m80 MHz–2,7 GHz

Doporučený odstup
d = 1,2√P
d = 1,2√P

d = 1,2√P, 80 MHz–800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz–2,7 GHz
Platí, že „P“ je maximální vysílací
výkon vysílače ve wattech (W)podle údajů výrobce vysílače a„d“ je doporučená vzdálenost v
metrech (m). Síla pole pevných
vysokofrekvenčních vysílačů
zjištěná průzkumem*3
elektromagnetického prostředí
musí být menší než úroveň
shody pro jednotlivé kmitočtové
rozsahy*4.
V blízkosti zařízení označených
následujícím symbolem můžedojít k rušení.

Poznámka• UT znamená střídavé napětí hlavního napájení před aplikací zkušební úrovně.
• Při kmitočtech 80 MHz a 800 MHz platí vyšší kmitočtový rozsah.
• Zásady ohledně rušení šířeného vysokofrekvenčními poli nebo vyzařovanými
vysokofrekvenčními poli nemusejí v některých situacích platit. Šíření elektromagnetického záření
je ovlivňováno pohlcováním a odrazem od staveb, jiných objektů i osob.
*1 Pásma ISM (průmyslová, vědecká a lékařská) mezi 150 kHz a 80 MHz jsou 6,765 MHz až 6,795

MHz, 13,553 MHz až 13,567 MHz, 26,957 MHz až 27,283 MHz a 40,66 MHz až 40,70 MHz.
*2 Pásma pro amatérské radiostanice 0,15 MHz až 80 MHz jsou 1,8 MHz až 2,0 MHz, 3,5 MHz až

4,0 MHz, 5,3 MHz až 5,4 MHz, 7 MHz až 7,3 MHz, 10,1 MHz až 10,15 MHz, 14 MHz až 14,2 MHz,18,07 MHz až 18,17 MHz, 21,0 MHz až 21,4 MHz, 24,89 MHz až 24,99 MHz, 28,0 MHz až 29,7
MHz a 50,0 MHz až 54,0 MHz.
*3 Sílu polí z pevných vysílačů, jako jsou základnové stanice pro mobilní telefony a vysílačky,

amatérské radiostanice, rozhlasové stanice v pásmech AM a FM a televizní stanice, nelze podle
teorie přesně předpovídat. Pro posouzení elektromagnetického prostředí s ohledem na pevné42Přílohavysokofrekvenční vysílače je vhodné provést průzkum elektromagnetického prostředí. Pokudzměřená síla pole v lokalitě, kde je používán monitor RadiForce RX670, přesahuje příslušnou výšeuvedenou úroveň shody s vysokofrekvenčním zářením, je třeba monitor RadiForce RX670
pozorovat a kontrolovat, zda pracuje správně. Je-li zjištěno neobvyklé chování, může být nutnépřijmout další opatření, jako je změna orientace nebo umístění monitoru RadiForce RX670.
*4 Při kmitočtovém rozsahu 150 kHz až 80 MHz musí být síla pole menší než 3 V/m.

43Příloha
Doporučené vzdálenosti mezi přenosnými nebo mobilními zařízeními pro komunikaci
pomocí vysokofrekvenčního záření a monitorem RadiForce RX670
Monitor RadiForce RX670 je určen k použití v elektromagnetickém prostředí, v němž jevyzařované vysokofrekvenční rušení kontrolované. Uživatel monitoru RadiForce RX670
může předcházet elektromagnetickému rušení zachováváním níže doporučené minimální
vzdálenosti (30 cm) mezi přenosnými nebo mobilními zařízeními pro komunikaci pomocí
vysokofrekvenčního záření (vysílači) a monitorem RadiForce RX670. Monitor RadiForce
RX670 byl testován na následujících úrovních shody (C) pro požadované úrovně testu (T)odolnosti vůči blízkým elektromagnetickým polím v následujících službách využívajících
vysokofrekvenční komunikaci.
Zkušební
kmitočet
(MHz)

Šířka
pásma*1(MHz)Služba*1

Modulace*2

Zkušební úroveň
(T)*3
(V/m)

Úroveň
shody (C)
(V/m)

385

380–390TETRA 400

Pulzní modulace*2 27
18 Hz

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460FM
odchylka ±5 kHz
sinusový signál 1
kHz

28

28

710

704–787

Pásmo LTE 13, 17 Pulzní modulace*2 9217 Hz9

800–960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE pásmo 5

Pulzní modulace*2 28
18 Hz

28

1700–1990

GSM 1800;
Pulzní modulace*2 28
CDMA 1900;
217 Hz
GSM 1900;
DECT;
LTE pásmo 1, 3, 4,
25;
UMTS

28

2450

2400–2570

Bluetooth®,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE pásmo 7

Pulzní modulace*2 28
217 Hz28

5240

5100–5800

WLAN 802.11 a/n

Pulzní modulace*2 9217 Hz

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785

*1 Pro některé služby jsou uvedeny pouze odesílací frekvence.
*2 Nosná frekvence je modulována pomocí signálu obdélníkové vlny 50% pracovního cyklu.
*3 Zkušební úrovně byly vypočteny pro maximální výkon a separační vzdálenost 30 cm.

44Příloha
Zákazník nebo uživatel monitoru RadiForce RX670 může potlačit rušení způsobené blízkým
magnetickým polem tím, že dodrží minimální vzdálenost (15 cm) mezi vysokofrekvenčním
vysílačem a monitorem RadiForce RX670. Monitor RadiForce RX670 byl testován na
následujících úrovních shody (C) pro požadované zkušební úrovně (T) odolnosti proti
blízkým magnetickým polím.
Testovací kmitočet
30 kHz134,2 kHz

ModulaceÚroveň testu (T)(A/m)

CW (spojitá vlna)Úroveň shody (C)
(A/m)

8

8

*1

65

65

Pulsní modulace*1

7,5

7,5

Pulsní modulace
2,1 kHz

13,56 MHz

50 kHz*1 Nosná frekvence je modulována pomocí signálu obdélníkové vlny 50% pracovního cyklu.

Pro ostatní mobilní zařízení pro komunikaci pomocí vysokofrekvenčního záření (vysílače) v
minimální vzdálenosti mezi přenosnými nebo mobilními zařízeními pro komunikaci pomocí
vysokofrekvenčního záření (vysílači) a monitorem RadiForce RX670 v souladu s
maximálním vysílacím výkonem komunikačního zařízení.
Jmenovitý maximální
vysílací výkon vysílače
(W)

Vzdálenost podle kmitočtu vysílače
(m)
150 kHz – 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz – 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz – 2,7 GHz
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Pro vysílače s maximálním vysílacím výkonem, který zde není uveden, platí, že
doporučenou vzdálenost „d“ v metrech (m) lze odhadnout pomocí rovnice příslušné pro
kmitočet vysílače, kde „P“ je maximální jmenovitý vysílací výkon vysílače ve wattech (W)podle údajů výrobce vysílače.
Poznámka• Při kmitočtech 80 MHz a 800 MHz platí vzdálenost vyšší kmitočtový rozsah.
• Zásady ohledně rušení šířeného vysokofrekvenčními poli nebo vyzařovanými
vysokofrekvenčními poli nemusejí v některých situacích platit. Šíření elektromagnetického záření
je ovlivňováno pohlcováním a odrazem od staveb, jiných objektů i osob.

45

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N440AZ
IFU-RX670
Copyright © 2024 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition – January 31st, 2024