Használati útmutató

Színes LCD monitor

FontosKérjük, figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót és a külön
telepítési kézikönyvet, hogy megismerje a biztonságos és hatékony
használat módját.
• A monitor beállításához lásd a telepítési kézikönyvet.
• A legfrissebb használati útmutatót weboldalunkról töltheti le:
http://www.eizoglobal.com

BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK
A jelen kézikönyvben és a terméken az alábbi biztonsági szimbólumokat használjuk A szimbólumok kritikus
fontosságú információt jeleznek. Kérjük, figyelmesen olvassa el.

VIGYÁZATFIGYELEM

A VIGYÁZAT szimbólummal jelölt
információ be nem tartása súlyos
sérüléshez vagy akár halálhoz isvezethet.

A FIGYELEM szimbólummal jelölt információ
be nem tartása közepes fokú sérüléshez és/
vagy anyagi kárhoz vezethetAzt jelöli, hogy körültekintő eljárásra van szükség. Például, aáramütésveszélyre utal.
Tiltott eljárást jelez. Például, aszimbólum az

szimbólum a „Szétszerelni tilos” műveletet jelzi.

Kötelezően betartandó eljárást jelez. Például, aáltalános eljárásra utal.

szimbólum „A berendezés földelése”

A terméket kifejezetten arra a régióra alakítottuk ki, ahova az eredetileg szállítottuk. Ha ezen a régión kívülüzemelteti, előfordulhat, hogy a termék nem felel meg a műszaki előírásoknak.
A jelen kézikönyv az EIZO Corporation előzetes, írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem
reprodukálható, nem tárolható és nem adható át sem elektronikus, sem mechanikus, sem más formában.
Az EIZO Corporation nem köteles semmilyen, a számára elküldött anyag, vagy információ bizalmas
kezelésére, hacsak erről előzetesen meg nem állapodtak. Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk a jelen
kézikönyv tartalmának naprakészen tartása érdekében, kérjük, vegye figyelembe, hogy az EIZO monitorműszaki adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

2﻿ÓVINTÉZKEDÉSEKFONTOS• A terméket kifejezetten arra a régióra alakítottuk ki, ahova az eredetileg szállítottuk. Ha a terméket
ezen a régión kívül üzemelteti, előfordulhat, hogy nem felel meg a műszaki előírásoknak.
• Az Ön személyes biztonsága és a termék megfelelő karbantartása érdekében kérjük, figyelmesen
olvassa el a jelen utasítást és a monitoron található figyelmeztetéseket.

A biztonsági figyelmeztetések helye

Szimbólumok a berendezésen
Szimbólum

A szimbólum jelentése
Bekapcsoló gomb:

Nyomja meg a monitor be- és kikapcsolásához.

Váltóáram
Áramütésveszély
FIGYELEM:

Lásd: „BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK” (2. oldal).

WEEE jelzés:

A terméket a háztartási hulladéktól külön ártalmatlanítsa;egyes anyagok újrahasznosíthatóak lehetnek.

CE-jelölés:Az EU megfelelőségi jelölése, a tanácsi irányelvek és/vagy
rendeletek előírásainak megfelelően (EU).

Gyártó
Gyártás dátuma
Figyelem: A szövetségi törvények (USA) korlátozzák a készülék szakképzett orvosáltal történő vagy orvosi megrendelésre történő eladását.
Orvostechnikai eszköz az EU-ban
Importőr az EU-ban
Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségen belülÓVINTÉZKEDÉSEK

3FIGYELMEZTETÉS
Ha a berendezés füstölni kezd, égett szaga van vagy furcsa hangot ad, azonnal kapcsolja ki a főkapcsolót és forduljon a helyi EIZO képviselethez tanácsért.
A hibás egység megjavítására tett kísérlet tüzet vagy áramütést okozhat, illetve kárt tehet a berendezésben.
Ne szerelje szét és ne módosítsa az egységet.
A készülék felnyitása és módosítása tüzet, áramütést vagy égési sérülést okozhat.
A javítást bízza képesített szerviztechnikusra.
Ne próbája meg megjavítani a terméket, mert a burkolatok felnyitása tüzet vagy áramütést okozhat, illetve
kárt tehet a berendezésben.
Kis tárgyakat és folyadékokat tartson távol a berendezéstől.
A szellőzőnyílásokon keresztül a burkolat alá jutó apró tárgyak vagy folyadék tüzet,áramütést, vagy a berendezés meghibásodását okozhatja. Ha tárgy vagy folyadék jutott
a burkolat alá, azonnal húzza ki a tápkábel dugaszát a csatlakozó aljzatból. Mielőtt újrahasználatba venné, ellenőriztesse szakképzett szerviztechnikussal.
A berendezést szilárd, stabil helyre tegye.
A nem megfelelően elhelyezett berendezés leeshet, ami sérülést vagy a berendezés meghibásodását
okozhatja. Ha a berendezés leesik, azonnal húzza ki a tápkábel dugaszát a csatlakozó aljzatból és kérjen
tanácsot a helyi EIZO képviselettől. Ne használja a sérült berendezést. A sérült berendezés tüzet vagyáramütést okozhat.
A berendezést csak arra megfelelő helyen használja.
Ha nem így tesz, tüzet vagy áramütést okozhat, illetve kárt tehet a berendezésben.
• Ne használja kültérben.
• Ne használja közlekedési eszközben (hajón, repülőgépen, vonaton, gépjárműben stb.).
• Ne használja poros vagy párás környezetben.
• Ne használja olyan helyen, ahol víz fröccsenhet a képernyőre (fürdőszoba, konyha stb.).
• Ne használja olyan helyen, ahol közvetlen gőz érhetné a képernyőt.
• Ne használja hőfejlesztő vagy párásító készülékek közelében.
• Ne használja olyan helyen, ahol közvetlen napfény érheti a készüléket.
• Ne használja gyúlékony gázok közelében.
• Ne helyezze maró gázokat (például kén-dioxidot, hidrogén-szulfidot, nitrogén-dioxidot, klórt,
ammóniát vagy ózont) tartalmazó környezetbe.
• Ne helyezze olyan környezetbe, amelyben jelen vannak a következő anyagok: por, légköri
korróziót felgyorsító komponensek (például nátrium-klorid és kén), vezetőképes fémek, stb.

A fulladásveszély elkerülése érdekében a műanyag csomagolást csecsemőktől és kisgyermekektől
tartsa távol.
A mellékelt tápkábellel csatlakoztassa az adott ország szabvány hálózati dugaszoló aljzatához.
Ügyeljen rá, hogy a tápkábel névleges feszültségét ne lépje túl. Ha ezt elmulasztja, tüzet vagy áramütést
okozhat.
Tápellátás: 100–240V AC 50/60Hz
A tápkábelt a csatlakozódugasznál fogva húzza ki az aljzatból.
Ha a kábelt húzza meg, kárt tehet benne, és tüzet vagyáramütést okozhat.
A berendezést csak földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
Ha ezt elmulasztja, tüzet vagy áramütést okozhat.

4ÓVINTÉZKEDÉSEKFIGYELMEZTETÉS
Használja a megfelelő feszültséget.
• A berendezés csak a meghatározott feszültségtartományon használható. Ha nem a jelen használati útmutatóban
meghatározott feszültséget használ, azzal tüzet vagy áramütést okozhat, illetve kárt tehet a berendezésben.
Tápellátás: 100–240V AC 50/60Hz• Ne terhelje túl az áramkört, mert ezzel tüzet vagy áramütést okozhat.

A tápkábelt körültekintően kezelje.
• Ne tegye a kábelt a berendezés vagy más nehéz tárgy alá.
• Ne húzza meg a kábelt és ne kössön rá csomót.

Ha a tápkábel megsérült, ne használja. A sérült kábel tüzet vagy áramütést okozhat.
A kezelő a termék megérintésével egyidejűleg nem érintheti meg a beteget.
A terméket nem a betegek általi megérintésre tervezték.
Ne érintse meg a csatlakozót és a kábelt, ha szikrázik!
Áramütést szenvedhet.
Karos állvány csatlakoztatásakor kérjük, olvassa el az állvány felhasználói kézikönyvét és biztonságosan rögzítse azt.
Ha ezt elmulasztja, a kar meglazulhat, ami személyi sérülést okozhat vagy kárt tehet a berendezésben. A
felszerelés előtt ellenőrizze, hogy az aszal vagy a fal, ahova a karos állványt rögzíteni szeretné, elég erős-eehhez. Ha az egység leesne, kérjük, forduljon a helyi EIZO képviselethez. Ne használja a sérült berendezést.
A sérült berendezés tüzet vagy áramütést okozhat. A dönthető állvány ismételt csatlakoztatásakor kérjük,
használja ugyanazokat a csavarokat, és húzza meg azokat erősen.
Ne érintse meg a sérült LCD panelt puszta kézzel.
A panelből esetlegesen szivárgó folyadékkristály szembe vagy szájba kerülve mérgező.
Ha közvetlen érintkezett a panellel, alaposan mossa meg az érintett testrészt. Ha fizikai
tüneteket észlel, kérjük, forduljon orvosához.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

5FIGYELEM
A berendezést óvatosan szállítása.
A berendezés szállításakor húzza ki a tápkábelt és a többi kábelt. A berendezés mozgatása veszélyes, haa kábelek csatlakoztatva vannak.
Ezzel sérülést okozhat.
A berendezés szállítását az előírtak szerint végezze.
• Szállításkor erősen fogja a berendezést az ábrán jelöltek szerint.
• A 30 hüvelyk vagy nagyobb képátlójú monitorok nehezek. A monitor kicsomagolásához/hordozásához két személy
szükséges.

Ha leejti a berendezést, kárt tehet benne, vagy személyi sérülést okozhat.

Ne zárja el a burkolat szellőzőnyílásait.
• Ne helyezzen semmit a szellőzőnyílásokra.
• Ne helyezze a berendezést zárt térbe.
• Ne használja a berendezést lefektetve.

A szellőzőnyílások eltakarása megakadályozhatja a megfelelő légáramlást, ami tüzet
vagy áramütést okozhat, illetve kárt tehet a berendezésben.
Ne érintse meg a csatlakozódugaszt nedves kézzel.
Áramütést szenvedhet.

Használjon könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzatot.
Ezzel biztosítja, hogy meghibásodás esetén gyorsan ki tudja húzni a dugaszt.
A tápkábel csatlakozódugasza és a monitor szellőzőnyílása körüli területeket rendszeresen tisztítsa meg.
A csatlakozóra kerülő por, víz vagy olaj tüzet okozhat.
Tisztítás előtt húzza ki a tápkábel dugaszát a csatlakozó aljzatból.
Ha a berendezés tisztítását úgy végzi, hogy az csatlakozik az elektromos hálózathoz, áramütést
szenvedhet.
Ha hosszabb ideig nem fogja használni a berendezést, a biztonság és az energiatakarékosság érdekében húzza ki a tápkábel dugaszát a csatlakozó aljzatból, miután kikapcsolta.
Az EGT és Svájc területén tartózkodó felhasználók számára:Az eszközzel kapcsolatban előforduló súlyos eseményeket jelenteni kell a gyártónak és afelhasználó és/vagy a beteg tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

6ÓVINTÉZKEDÉSEKA monitorra vonatkozó megjegyzés
Rendeltetésszerű használat
Ez a termék radiológiai képek megjelenítésére javasolt, áttekintésre, elemzésekre, valamint diagnózisok
felállítására képzett orvosok által. A képernyő nem alkalmas mammográfiára.
Figyelem• A jelen útmutatóban foglaltaktól eltérő használat esetén a termékre nem vonatkozik a jótállás.
• A jelen útmutatóban foglalt műszaki adatok csak az alábbi tartozékok használata esetén érvényesek:- A termékhez mellékelt tápkábelek- Az általunk meghatározott jeltovábbító kábelek• Csak az EIZO által meghatározott EIZO kellékeket használja a termékkel.

Használati óvintézkedések• Az alkatrészek (pl. az LCD-panel) idővel elromolhatnak. Rendszeresen ellenőrizze a megfelelő
működést.
• A képernyőkép megváltozhat, ha hosszú ideig ugyanazt a képet jelenítette meg (utókép jelenhet meg).
Használja a képernyőkímélőt vagy a Energiatakarékos funkciót, hogy ne éghessenek be a hosszú ideig
megjelenített képek.
• Ha a monitor hosszabb ideig folyamatosan be van kapcsolva, a kijelzőn sötét foltok vagy beégések
jelenhetnek meg. A monitor élettartamának maximalizálása érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen
kapcsolja ki a monitort.
• Utókép jelenhet meg rövid idő elteltével is, a megjelenített képtől függően. Ilyen esetben a kép
megváltoztatása vagy a tápellátás kikapcsolása néhány órára megoldhatja a problémát.
• Az LCD panel háttérvilágítása meghatározott élettartamú. Ha a képernyő elsötétül, villogni kezd, vagy
nem kapcsol be, vegye fel a kapcsolatot a helyi EIZO képviselettel.
• A képernyőn lehetnek hibás pixelek vagy néhány fényes pont. Ez a panel jellemzőiből fakad, nem atermék meghibásodását jelenti.
• Ne nyomja meg a panelt vagy a keret szélét, mert ezzel a kijelzési hibákat, pl. interferenciaminták vagy
egyenek okozhat. Ha a nyomást folyamatosan alkalmazza a panelen, megrongálhatja, vagy kárt tehetbenne. (Ha a nyomás által okozott minták a panelen maradnak, egy darabig hagyja a monitort fekete
vagy fehér képernyővel. A minták eltűnhetnek.)• Ne karcolja vagy nyomja meg a panelt éles tárggyal, mert ezzel kárt tehet benne. Ne tisztítsa a panelt
papírtörlővel, mert megkarcolhatja.
• Ha a hideg monitort behozza egy helyiségbe, vagy a helyiségben gyorsan emelkedik a hőmérséklet,páralecsapódás történhet a monitor belső és külső felületein. Ilyen esetben ne kapcsolja be a monitort.
Várjon, amíg a pára eltűnik, különben kárt tehet a monitorban.

A monitorra vonatkozó megjegyzés

7

A monitor hosszú ideig történő használata

● Minőség-ellenőrzés

• A monitorok kivetítési minőségére a bemeneti jelek minősége, valamint a termék állapotának
romlása is hatással van. Végezzen szemrevételezési ellenőrzéseket és rendszeres szilárdsági
teszteket az orvosi szabványoknak / útmutatásoknak való megfelelés érdekében az
alkalmazásának megfelelően, és szükség szerint végezzen kalibrálást. A RadiCS monitorminőségellenőrző szoftverrel a felhasználó kiváló minőség-ellenőrzést végezhet, mely megfelel az
orvosi szabványoknak / előírásoknak. Arról, hogy hogyan végezzen el különböző teszteket éskalibrálásokat, olvassa el a RadiCS Felhasználói kézikönyvet.
• A monitornak bekapcsolás után körülbelül 30 percre van szüksége a stabil működéshez. Kérjük,
a monitor bekapcsolását vagy az energiatakarékos módból való visszakapcsolását követően
várjon legalább 30 percet, mielőtt különböző minőségellenőrzési teszteket, kalibrálást vagyképernyőbeállítást végezne rajta.
• Azt javasoljuk, hogy a monitorokat az ajánlott szintre vagy alacsonyabbra állítsa, hogy csökkenthető
legyen a hosszú távú használat által okozott fényerőváltozás, és fenntartható legyen a stabil fényerő.
Figyelem• A monitor kijelzési állapota váratlanul változhat kezelési hiba, vagy váratlan beállításváltozás miatt. A monitor
képernyőjének beállítása után ajánlott a monitor használata lezárt vezérlőgombokkal. További információkért
a beállításokról, olvassa el a Telepítési kézikönyvet (a CR-ROM-on).

● Tisztítás

A monitor újszerű kinézetének megőrzése és a működési élettartam meghosszabítása érdekében
ajánlott az időszakos tisztítás.
Gondosan törölje le a dobozt és a panel felületét egy puha, nedves ruhával, vagy az alábbi vegyi
anyagokkal.

A tisztításhoz használható vegyi anyagok
Anyag neveFertőtlenítő etanol
Isopropyl alcohol
Klór-hexidin glükonát
Nátrium-hipoklorit
Benzalkónium-kloride
Alkil-diamino etil-glicin
Glutaráldehid

Etil-alkohol (etanol)
Isopropyl alcohol
Hibitane-oldat
PureloxWelpasTego 51
Cidexplus 28

Termék neve

Figyelem• Ne használjon gyakran vegyi anyagokat. Egyes vegyi anyagok (pl. alkohol, fertőtlenítő oldat)
megváltoztathatják a monitor fényességét, illetve a burkolat vagy a panel homályossá válhat, akár aképminőség romlását is okozhatja.
• A tisztításhoz soha ne használjon hígítót, benzint, viaszt vagy súrolószert, mert kárt tehet a burkolatban vagy
a panelben.
• Ne használjon vegyi anyagokat közvetlenül a monitoron.
Megjegyzés• Ajánlott a ScreenCleaner (opcionális) használata a doboz és a panel felületének tisztítására.

A monitor kényelmes használata• Ha túl hosszú időn át nézi a monitort, elfáradhat a szeme. Óránként tartson 10 perc szünetet.
• Nézzen a képernyőre megfelelő távolságból és szögből.

8

A monitorra vonatkozó megjegyzés

TARTALOMÓVINTÉZKEDÉSEK................................................ 3
FONTOS...................................................................... 3

A monitorra vonatkozó megjegyzés.................... 7
Rendeltetésszerű használat ................................... 7
Használati óvintézkedések...................................... 7
A monitor hosszú ideig történő használata........... 8● Minőség-ellenőrzés......................................... 8● Tisztítás............................................................ 8

A monitor kényelmes használata............................ 8

TARTALOM.............................................................. 9
Fejezet 1
1-1.
1-2.

●

1-3.

Bevezetés......................................... 10

Tulajdonságok...............................................10
A csomag tartalma........................................10
EIZO LCD Utility Disk......................................10
Kezelőszervek és funkciók..........................11

Fejezet 2

Telepítés/Csatlakoztatás................. 12

2-1.

A termék telepítése előtt..............................122-2.

Csatlakozókábelek........................................13

2-3.

Tápellátás bekapcsolása..............................14

2-4.

A képernyő magasságának és szögének
beállítása........................................................14● Telepítési követelmények................................12

Fejezet 3

Hiba - Nincs kép............................... 15

Fejezet 4

Jellemzők.......................................... 16

4-1.

Jellemzők listája...........................................16

4-2.

Kompatibilis felbontások.............................17

4-3.

Tartozékok.....................................................18● Digitális jelbemenethez (DisplayPort / DVI)....17● Analóg jelbemenethez (D-Sub).......................17

Függelék................................................................ 19
Orvosi szabvány.......................................................19
EMC-információ....................................................... 20

TARTALOM

9Fejezet 1

BevezetésKöszönjük, hogy ezt az EIZO színes LCD monitort választotta.

1-1. Tulajdonságok• 19,0 hüvelyk• 1 megapixel felbontást támogat (1280 képpont × 1024 sor)
• VA panel 178°-os vízszintes és függőleges megtekintési szöggel
• Három bemeneti rendszert támogat (DisplayPort, DVI és D-Sub)• Hatféle CAL Switch (CAL-kapcsoló) móddal felszerelt, ideértve a DICOM módot is, DICOM ® Part
14-megfelelőségű szürkeskála jellemzőkA CAL Switch (CAL-kapcsoló) mód változtatható a megjelenített kép függvényében. A részleteket illetően
olvassa el a telepítési kézikönyvet (CD-ROM-on).

• A minőségellenőrző „RadiCS LE” vezérlőszoftver tartozék.
- Elvégzi a kalibrálást és a mindennapos ellenőrzést és kezeli az előzményeket.
- Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kezelje a monitort, mint a CAL Switch (CALkapcsoló) mód vagy a bemeneti jel váltása az egér vagy a billentyűzet használatával.
• Széleskörű elmozdulású állványt tartalmaz.

Lehetővé teszi a monitor optimálsi helyzetbe való állítását a könnyű kezelés és a fáradtság csökkentéseérdekében.
(Dőlés: 30˚ fel/0˚ le, lengés: 35˚ jobbra/35˚ balra, beállítható magasság: 100 mm)

1-2. A csomag tartalma
Ellenőrizze, hogy a következők mindegyike megtalálható-e a csomagban. Ha ezek közül bármelyik
hiányzik, lépjen kapcsolatba forgalmazójával vagy a helyi EIZO képviselővel.
Megjegyzés• Kérjük, őrizze meg a csomagolást, mert a jövőben szüksége lehet rá a monitor esetleges szállításakor.
• Monitor• Tápkábel• Digitális jeltovábbító kábel: PP300
DisplayPort - DisplayPort• USB-kábel: UU300• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Használati útmutató• VESA szerelő csavarok (M4 × 12 mm, 4 db)● EIZO LCD Utility Disk

A következők találhatók az EIZO LCD Utility Disk-en (CD-ROM). Olvassa el a CD-ROM lemezentalálható Readme.txt fájlt a szoftver kezdeti használatáról vagy a fájlok olvasásáról.
• Readme.txt fájl
• RadiCS LE monitor minőség-ellenőrzési szoftver (Windows rendszerre)• Felhasználói kézikönyv- Monitortelepítési kézikönyv- RadiCS LE Felhasználói kézikönyv• Külsö méretek
Megjegyzés• A RadiCS LE telepítésével és használatával kapcsolatos információkért hivatkozzon a RadiCS LE
Felhasználói kézikönyvére. A RadiCS LE használatakor a tartozék USB kábel segítségével csatlakoztassa amonitort a számítógépéhez.

10

Fejezet 1 Bevezetés

1-3. Kezelőszervek és funkciók

9
10

8

1

2

1. Környezeti
megvilágításérzékelő

2. Vezérlőgomb

3.
gomb
4. Bekapcsolásjelző
5. Tápkábel-csatlakozó
6. Bemenőjelcsatlakozók

7. USB upstream
csatlakozó
8. Biztonsági zár
9. Állvány
10. Kábeltartó

3

4

5

6

7

Ez az érzékelő méri a megvilágítást a RadiCS / RadiCS LE funkcióval, amely figyeli amegvilágítás változását. Részletekért hivatkozzon a RadiCS / RadiCS LE Felhasználói
kézikönyvére.
Az érézkelő által mért értékek nem tükröződnek a RadiCS környezeti megvilágításában,mert az érzékelő egy egyszerűsített változat.
Megjeleníti a kezelési útmutatót. Menük beállítása a kezelési útmutatónak megfelelően.
Részletekért a kezelési útmutatóról és a menükről hivatkozzon a Telepítési kézikönyvre (aCD-ROM-on).
Be- és kikapcsolja a monitort.
Megjeleníti a monitor üzemi állapotát.
Zöld: Üzemben Narancs: Energiatakarékos mód Ki: Kikapcsolt állapot
Itt csatlakozik a tápkábel.
Csatlakoztassa a jeltovábbító kábeleket.
Bal: DisplayPort csatlakozó
Közép: DVI-D csatlakozó
Jobb: D-Sub mini 15 tűs csatlakozó
Itt csatlakoztathatja az USB kábelt azoknak a szoftvereknek a használatához, amikhez
USB kábel szükséges.
Megfelel a Kensington MicroSaver biztonsági rendszernek.
A monitor magasságának és szögének (döntés, kilengés) beállításához.
Eltakarja a monitor kábeleit.

Fejezet 1 Bevezetés

11Fejezet 2

Telepítés/Csatlakoztatás

2-1. A termék telepítése előtt
Figyelmesen olvassa el az „ÓVINTÉZKEDÉSEK” (3. oldal) részt és mindig kövesse az utasításokat.
Ha a terméket lakk bevonatú pultra helyezi, akkor a szín hozzátapadhat az állvány aljához a gumiösszetétele miatt. Használat előtt ellenőrizze az asztal felületét.

● Telepítési követelmények

Ha a monitort állványra szereli, biztosítson elegendő helyet a monitor oldalainál, hátuljánál és
tetejénél.

Figyelem• Úgy állítsa be a monitort, hogy a képernyőre ne essen zavaró fény.

12

Fejezet 2 Telepítés/Csatlakoztatás

2-2. Csatlakozókábelek
Figyelem• Ellenőrizze, hogy a monitor és a számítógép ki van-e kapcsolva.
• A régi monitornak a jelen monitorra való lecserélésekor ügyeljen arra, hogy a „4-2. Kompatibilis felbontások” (17.
oldal) szerint megváltoztassa a számítógép felbontási beállítását és vertikális szkennelési frekvenciáját az ennéla monitornál használható értékekre, mielőtt még a számítógépet csatlakoztatná.

1. Csatlakoztassa a jeltovábbító kábeleket.

Ellenőrizze a csatlakozóvégek alakjait, majd csatlakoztassa a kábeleket.
A DVI kábel vagy a D-Sub kábelnek a monitorhoz való csatlakoztatását követően húzza be arögzítőket a csatlakozó bebiztosításához.

MD-C87 (opcionális)DD300 (opcionális)PP300 (tartozék)

2. Dugja be a tápkábelt egy fali aljzatba, másik végét csatlakoztassa amonitorhoz.

A tápkábelt teljesen dugja a monitor tápkábel-csatlakozójába.

3. Ha a RadiCS / RadiCS LE -t használja, csatlakoztassa az USB kábelt a monitor
USB feltöltési portja és a számítógép között.

Fejezet 2 Telepítés/Csatlakoztatás13

2-3. Tápellátás bekapcsolása
1. Nyomja meg agombot a monitor bekapcsolásához.

A monitor bekapcsolását jelző zöld fény világít.
Ha a bekapcsolásjelző nem gyullad ki, lásd: „Fejezet 3 Hiba - Nincs kép” (15. oldal).

2. Kapcsolja be a számítógépet.
Megjelenik a képernyőkép.

Ha egy kép nem jelenik meg bekapcsolás után, további tanácsért lásd: „Fejezet 3 Hiba - Nincs kép”
(15. oldal).
Figyelem• A maximális energiatakarékosság érdekében javasoljuk, hogy a monitort kapcsolja ki a be-és kikapcsoló
gombbal. Ha nem használja a monitort a tápcsatlakozó aljzat kihúzása teljesen elvágja az áramfogyasztást.
Megjegyzés• A monitor és a számítógép első bekapcsolásakor analóg jelbemenettel az Automatikus beállítási funkció
automatikusan beállítja az órát, fázist és kijelzési pozíciót.
• A monitor élettartamának maximalizálása érdekében a fényerőromlás és energiafogyasztás csökkentésével
végezze el az alábbiakat:- Használja a számítógép energiatakarékos funkcióját.
- Használat után kapcsolja ki a monitort és a számítógépet.

2-4. A képernyő magasságának és szögének beállítása
Tartsa két kézzel a monitor bal és jobb szélét, és állítsa be a monitor magasságát, dőlésszőgét és
forgásirányát úgy, hogy a munkájához az a legideálisabb legyen.

Figyelem• A beállítás befejeztével ellenőrizze, hogy a kábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva.

14

Fejezet 2 Telepítés/Csatlakoztatás

Fejezet 3

Hiba - Nincs kép
Hiba

Lehetséges okok és ellenintézkedések

1. Nincs kép• A bekapcsolásjelző nem világít.

• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e.
gombot.
• Nyomja meg a• A bekapcsolásjelző zölden világít.

• Növelje a „Brightness (Féyerő)”, „Contrast (Kontraszt)” vagy
„Gain (Szíparaméer)” értékeket a Beállítási menüben. A
részleteket illetően olvassa el a telepítési kézikönyvet (CDROM-on).

• A bekapcsolásjelző narancssárgán világít.

• Változtassa meg a bemeneti jelet a(z)gombbal. A
részleteket illetően olvassa el a telepítési kézikönyvet (CDROM-on).
• Mozgassa meg az egeret vagy nyomjon meg egy gombot abillentyűzeten.
• Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e kapcsolva.
• Ez a probléma akkor fordulhat elő, ha a számítógépet
DisplayPort csatlakozón keresztül csatlakoztatja.
Csatlakoztassa újra a monitor tápkábelét, vagy indítsa újra aszámítógépet.

2. Az alábbi üzenet jelenik meg.

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a jel beérkezése nem
megfelelő (akkor is, ha a monitor normálisan működik).

• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha nincs
bemenő jel.
Példa:• A bal oldali üzenet jelenhet meg, mert egyes számítógépek
nem küldenek kimeneti jelet közvetlenül a bekapcsolás után.
• Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy a jeltovábbító kábel megfelelően
csatlakozik-e.
• Változtassa meg a bemeneti jelet a(z)gombbal. A
részleteket illetően olvassa el a telepítési kézikönyvet (CDROM-on).

• Az üzenet azt jelzi, hogy a bemeneti jel nem
a megadott frekvenciatartományú.
Példa:• Ellenőrizze, hogy a számítógép konfigurálása megfelel-ea monitor felbontásának és függőleges szkennelési
frekvenciájának (lásd: „4-2. Kompatibilis felbontások” (17.
oldal)).
• Indítsa újra a számítógépet.
• Váltson a megfelelő beállításra a grafikus kártya
segédprogramja segítségével. A részleteket illetően olvassa
el a grafikus kártya Felhasználói kézikönyvét.

Fejezet 3 Hiba - Nincs kép

15

Fejezet 4

Jellemzők

4-1. Jellemzők listája
LCD panelVideojelek

USB
Fogyasztás

Típus

VA

Háttérvilágítás

LED

Méret

48 cm (19,0 hüvelyk) (48,1 cm-es képátló)Felbontás

1280 képpont × 1024 sor

Kijelző mérete (V × F)

376,3 mm × 301,0 mm

Képpont mérete (V × F)

0,294 mm × 0,294 mm

Kijelző színei

Legfennebb 16,77 millió szín

Megtekintési szögek(V / F, tipikus)

178˚ / 178˚

Kontrasztarány(tipikus)

2000 : 1

Válaszidő (tipikus)

20 ms (fekete -> fehér -> fekete)

Bemenőkapcsok

DisplayPort × 1, DVI-D (Single Link) × 1,
D-Sub mini 15-tűs × 1

Horizontális szkennelési
frekvencia

DVI, DisplayPort: 31 kHz - 64 kHzFüggőleges szkennelési
frekvencia

DVI, DisplayPort: 59 Hz - 61 Hz (720 × 400 : 69 Hz - 71 Hz)

Szinkronizálási jel

Különálló

Képpont órajel (Max.)

DVI, DisplayPort: 108 MHz
D-Sub: 135 MHz

Csatlakozó

Feltöltés × 1

Szabvány

USB műszaki adatok, 2.0-ás verzió

Bemenet100 - 240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz 0,50 A - 0,30 A

Maximális
energiafogyasztás

28 W vagy kevesebb

Energiatakarékosüzemmód

0,6 W vagy kevesebb*1

Készenléti üzemmód

0,6 W vagy kevesebb*2

Fizikai jellemzők Külső méretek(Szélesség × Magasság ×
Mélység)D-Sub: 24,8 kHz - 80,0 kHz
D-Sub: 50,0 Hz - 75,0 Hz

405 mm × 406,5 mm - 506,5 mm × 205 mm (Dőlés: 0˚)
405 mm × 438,8 mm - 538,8 mm × 227,7 mm (Dőlés: 30˚)Külső méretek(Állvány nélkül)(Szélesség × Magasság ×
Mélység)405 mm × 334 mm × 61,5 mm

Nettó súly

Kb. 6,0 kg

Nettó súly (állvány nélkül)

Kb. 4,2 kg

Magasságállítási tartomány 100 mm
DőlésFel 30˚, le 0˚ForgásJobbra 35˚, Balra 35˚Forgás90˚ (az óramutató járásával megegyező)Az üzemeltetési Hőmérséklet
környezet
Páratartalom
követelményei
Légnyomás

16

Fejezet 4 Jellemzők

0 ˚C - 35 ˚C
20 % - 80 % relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)
540 hPa - 1060 hPa

Szállítási/
tárolási
környezetre
vonatkozó
követelmények

Hőmérséklet

-20 ˚C - 60 ˚CPáratartalom

10 % - 90 % relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

Légnyomás

200 hPa - 1060 hPa*1 DVI bemenet használata esetén az USB feltöltési port nincs csatlakoztatva, „Auto Input Detection (Automatikus
bemenetérzékelés)”: „Off”, „Power Save”: „On (Be)” és „DP Power Save (DP Energiatakarékos)”: „On (Be)”*2 Amikor az USB feltöltési port nincs csatlakoztatva és „DP Power Save (DP Energiatakarékos)”: „On (Be)”4-2. Kompatibilis felbontások
A monitor a következő felbontásokat támogatja.

● Digitális jelbemenethez (DisplayPort / DVI)
FelbontásFüggőleges szkennelési
frekvencia

640 × 480

60 Hz

720 × 400

70 Hz

800 × 600

60 Hz

1024 × 768

60 Hz

1280 × 1024 *1

60 Hz*1 Ajánlott felbontás.

● Analóg jelbemenethez (D-Sub)
FelbontásFüggőleges szkennelési
frekvencia

640 × 480

~75 Hz720 × 400

70 Hz

800 × 600

~75 Hz1024 × 768~75 Hz1152 × 864

75 Hz1280 × 960

60 Hz1280 × 1024 *1~75 Hz640 × 400

70 Hz

*1 Ajánlott felbontás.

Fejezet 4 Jellemzők

17

4-3. Tartozékok
A következő tartozékok külön megvásárolhatók.
A legújabb, külön megvásárolható opcionális tartozékokra és a kompatibilis grafikus kártyára vonatkozó
információt a weboldalunkon találja.
http://www.eizoglobal.com
Panelvédő

EIZO „FP-702”

Kar, állvány

EIZO „LS-HM1-D”: Kettős magasságú állítható állvány
EIZO „LA-011-W”: Falra akasztható kar
EIZO „AAH-02B3W”: Falra akasztható kar

Kalibráló készlet

EIZO „RadiCS UX2” Ver. 4.6.3 vagy újabb verzió

Network QC Management Software

EIZO „RadiNET Pro” Ver. 4.6.3 vagy újabb verzió
EIZO „RadiNET Pro Lite” Ver. 4.6.3 vagy újabb verzió

Tisztítószett

EIZO „ScreenCleaner”

Jeltovábbító kábel (Display Port - Display Port) PP200

18

Jeltovábbító kábel (DVI-D - DVI-D)

FD-C39, DD300

Jeltovábbító kábel (D-Sub - D-Sub)

MD-C87

Jeltovábbító kábel (DVI-I - D-Sub)

MD-C16USB-kábel

FD-C93Fejezet 4 Jellemzők

Függelék
Orvosi szabvány• Biztosítani kell, hogy a rendszer megfeleljen az IEC60601-1-1 előírásainak.
• Az elektromos árammal működő berendezések elektromágneses hullámokat generálnak, ami
befolyásolhatja vagy akadályozhatja a monitor működését, sőt, meghibásodást is okozhat. A
berendezést olyan helyen használja, ahol nem érik ilyen hatások.

A berendezés besorolása-Áramütéssel szembeni védelem: I. osztály
EMC osztály: IEC60601-1-2, 1 csoport, B osztály
Az orvosi eszköz besorolása (EU) : I. osztályÜzemmód: Folyamatos
IP osztály: IPX0

Függelék

19

EMC-információ
A RadiForce sorozat olyan teljesítményt nyújt, amely pontosan jeleníti meg az orvosi képeket.

Javallott használati környezetek
A RadiForce termékeket az alább meghatározott környezetekben való használatra tervezetük.
• Professzionális egészségügyi létesítmények, például klinikák és kórházak
Az alábbi környezetek nem alkalmasak a RadiForce sorozat használatára:• Otthoni betegápolási környezetek• Magas frekvenciájú sebészeti műszerek, például elektrosebészeti kések közelsége• Rövidhullámú terápiás berendezések közelsége• MRI-berendezések RF-árnyékolt helyisége• Árnyékolt helyen Speciális környezetekben• Járművekbe beszerelve (mentőautókban sem)
• Egyéb speciális környezetVIGYÁZATA RadiForce sorozat speciális óvintézkedéseket igényel az EMC vonatkozásában, amelyeket
alkalmazni kell. Figyelmesen olvassa el az elektromágneses összeférhetőséggel (EMC) kapcsolatos
információkat és az „ÓVINTÉZKEDÉSEK” részt ebben a dokumentumban, és tartsa be az alábbi
utasításokat a termék telepítése és működtetése során.
Ne használja a RadiForce terméket más berendezések közvetlen közelében vagy azok tetején. Ha az
ilyen használat mégis elkerülhetetlen, a berendezés működését figyelni kell, hogy a normál működés
biztosítható legyen az adott konfigurációban is.
Hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezés használatakor tartsa azt legalább 30 cm (12hüvelyk) távolságban a RadiForce minden alkatrészétől, beleértve a kábeleket is. Ellenkező esetben
az itt leírt berendezés teljesítménye romolhat.
Ha további berendezéseket csatlakoztat a jelbeviteli vagy -kimeneti részhez és ezáltal konfigurálja az
orvosi rendszert, Ön felelős azért, hogy a rendszer megfeleljen az IEC60601-1-2 előírásainak.
A RadiForce termékek használata közben ne érintse meg a jelbemeneti/-kimeneti csatlakozókat. Ha
mégis így tesz, az hatással lehet a megjelenített képre.
Mindenképp a termékhez tartozó vagy az EIZO által meghatározott kábeleket használja.
Az EIZO által meghatározott vagy biztosított kábelektől eltérő kábelek használata a berendezés
megnövekedett elektromágneses zavarkibocsátását vagy lecsökkent elektromágneses zavartűrését
és nem megfelelő működését eredményezheti.
Kábel

EIZO speciális
kábelekMax. kábelhosszÁrnyékolás

Ferritmag

Jeltovábbító kábel(DisplayPort)

PP300 / PP2003mÁrnyékolt

Ferritmagokkal

Jeltovábbító kábel (DVI-D)

DD300 / FD-C39

3mÁrnyékolt

Ferritmagokkal

Jeltovábbító kábel (D-Sub) MD-C87

1.8 m

Árnyékolt

Ferritmagokkal

USB-kábel

UU300 / MD-C93

3mÁrnyékolt

Ferritmagokkal

Tápkábel (földeléssel)-

3m

Nem árnyékolt

Ferritmagok nélkül

20

FüggelékMűszaki leírások

Elektromágneses kibocsátás
A RadiForce termékeket az alább meghatározott elektromágneses környezetben való használatra terveztük.
A vevő vagy a RadiForce termék felhasználója köteles garantálni a megfelelő használati környezet meglétét.

Kibocsátási teszt Megfelelőség

Elektromágneses környezet – Útmutató

Rádiófrekvenciás
kibocsátás
CISPR11

1. csoport

A RadiForce termék csak a belső működéshez használ rádiófrekvenciás energiát.
Ezért a rádiófrekvenciás kibocsátása nagyon alacsony, és nem valószínű, hogy
zavarná a közelben lévő elektronikus berendezések működését.

Rádiófrekvenciás
kibocsátás
CISPR11

B osztály

A RadiForce termék minden környezetben (beleértve a lakókörnyezetet is)alkalmazható, és közvetlenül csatlakoztatható a háztartási célra használt,
közüzemi elektromos hálózatra.

Harmonikusok
kibocsátása
IEC61000-3-2

D osztály

Feszültségingadozás /villódzás
IEC61000-3-3

MegfelelElektromágneses zavartűrésA RadiForce sorozat az alábbi megfelelőségi szinteken (C) került tesztelésre az IEC60601-1-2 szerint meghatározott,professzionális egészségügyi környezetekre vonatkozó tesztelési követelményeknek (T) megfelelően.
A vevő vagy a RadiForce termék felhasználója köteles garantálni a megfelelő használati környezet meglétét.

Zavartűrési
vizsgálat

Vizsgálószint (T)Megfelelőségi szint(C)

Elektromágneses környezet –Útmutató

Elektrosztatikus
kisülés (ESD)
IEC61000-4-2±8 kV kontaktkisülés±15 kV légkisülés±8 kV kontaktkisülés±15 kV légkisülés

Csak fa-, beton- vagy járólap borítású padlón
használja. Szintetikus anyaggal fedett padló
esetén a relatív páratartalom legyen legalább
30%.

Elektromos gyors
tranziens / burst
IEC61000-4-4±2 kV (tápvezetékek)±1 kV (bemeneti/kimeneti
vezetékek)±2 kV (tápvezetékek)±1 kV (bemeneti/kimeneti
vezetékek)A hálózati áramellátás minősége feleljen meg
a nem-lakáscélú vagy kórházi környezetekben
megszokottnak.

Feszültséglökés
IEC61000-4-5±1 kV (fázis-fázis)±2 kV (fázis-föld)±1 kV (fázis-fázis)±2 kV (fázis-föld)

A hálózati áramellátás minősége feleljen meg
a nem-lakáscélú vagy kórházi környezetekben
megszokottnak.

Feszültségletörés,rövidáramkimaradás és
feszültségingadozása tápvezetékeken
IEC61000-4-11

0% UT (100% esés UT
névleges feszültségről)0,5 ciklus és 1 ciklus
70% UT (30% esés UT
névleges feszültségről)25 ciklus 50 Hz-nél
0% UT (100% esés UT
névleges feszültségről)250 ciklus 50 Hz-nél

0% UT (100% esés UT
névleges feszültségről)0,5 ciklus és 1 ciklus
70% UT (30% esés UT
névleges feszültségről)25 ciklus 50 Hz-nél
0% UT (100% esés UT
névleges feszültségről)250 ciklus 50 Hz-nél

A hálózati áramellátás minősége feleljen meg
a nem-lakáscélú vagy kórházi környezetekben
megszokottnak. Ha a RadiForce termék
használata áramszünet közben iselengedhetetlen, javasoljuk, hogy a terméketüzemeltesse kimaradásmentes tápegységről
vagy akkumulátorról.

Mágnesesmezőerősség
normál tápellátási
frekvencián
IEC61000-4-8

30 A/m(50 / 60 Hz)

30 A/mA normál tápellátási frekvencia mellettimágneses mezőerősség feleljen meg a nemlakáscélú vagy kórházi környezetekben mérhető
jellemző értéknek. A terméket használat közben
legalább 15 cm távolságban kell tartani atápellátási frekvencia melletti mágneses mezők
forrásától.

Függelék

21

Elektromágneses zavartűrésA RadiForce sorozat az alábbi megfelelőségi szinteken (C) került tesztelésre az IEC60601-1-2 szerint meghatározott,professzionális egészségügyi környezetekre vonatkozó tesztelési követelményeknek (T) megfelelően.
A vevő vagy a RadiForce termék felhasználója köteles garantálni a megfelelő használati környezet meglétét.

Zavartűrési vizsgálat

Vizsgálószint (T)Megfelelőségi
szint (C)Elektromágneses környezet –Útmutató
A hordozható és mobil rádiófrekvenciás
kommunikációs berendezéseket ne használja
kisebb távolságra a RadiForce terméktől
(annak kábeleit is beleértve), mint az adó
frekvenciájához tartozó képlet alapján számított
javasolt védőtávolság.
Javasolt védőtávolság

Rádiófrekvenciás mezők
által indukált vezetett
zavarok
IEC61000-4-6

3 Vrms150 kHz - 80 MHz

3 Vrmsd = 1,2√P

6 Vrms6 Vrms
ISM a) sávok
150 kHz és 80 MHz között

d = 1,2√P

Sugárzott rádiófrekvenciás 3 V/mmezők
80 MHz - 2,7 GHz
IEC61000-4-3

3 V/m

d = 1,2√P, 80 MHz - 800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz - 2,7 GHz, ahol „P” az adó gyártó által wattban (W)megadott maximális névleges kimenő
teljesítménye, és „d” a javasolt védőtávolság
méterben (m).
A helyhez kötött rádiófrekvenciás adók
helyi elektromágneses mérések szerintib)mezőerőssége legyen kisebb, mint az adottfrekvenciatartomány megfelelőségi szintjec).
A következő szimbólummal jelölt berendezések
közelében zavar léphet fel.

1. megjegyzés Az UT a hálózati váltóáramú tápellátás feszültsége a vizsgálószint alkalmazása előtt.
2. megjegyzés 80 MHz és 800 MHz között a nagyobb frekvenciatartomány a mérvadó.
3. megjegyzés A rádiófrekvenciás mezők vagy sugárzott rádiófrekvenciás mezők által kiváltott vezetett zavarokra vonatkozó
útmutatások nem biztos, hogy minden helyzetben alkalmazhatók. Az elektromágneses hullámok terjedését akörnyező szerkezetek, tárgyak és személyek által okozott elnyelődés és visszaverődés is befolyásolja.
a)

A 150 kHz és 80 MHz közötti ISM (ipari, tudományos és orvosi) sávok a következők: 6,765 MHz-6,795 MHz, 13,553 MHz13,567 MHz, 26,957 MHz-27,283 MHz és 40,66 MHz-40,70 MHz.

b)

A helyhez kötött adók (mobil és vezeték nélküli telefonok bázisállomásai, földi rádió-adóvevők, amatőr rádióadók,
AM és FM rádiós műsorszórás, TV-s műsorszórás) térereje elméleti úton nem határozható meg pontosan. A helyhez
kötött rádiófrekvenciás adók elektromágneses kibocsátásának értékeléséhez helyszíni mérésekre lehet szükség. Ha
a RadiForce sorozat használatának helyén mért mezőerősség meghaladja a fenti rádiófrekvenciás megfelelőségi
szintet, a RadiForce sorozat működését figyelni kell, hogy normálisan működik-e. Rendellenes működés esetén további
intézkedésekre van szükség, pl. a RadiForce termék más irányba fordítása vagy áthelyezése.

c)

A 150 kHz – 80 MHz tartományban a mezőerősség legyen alacsonyabb, mint 3 V/m.

22

FüggelékA hordozható vagy mobil rádiófrekvenciás kommunikációs eszközök és a RadiForce sorozat
termékei közötti javasolt védőtávolságok
A RadiForce termékeket olyan környezetben való használatra terveztük, ahol a rádiófrekvenciás zavarok mértékeszabályozott. A vevő vagy a RadiForce sorozat termékének felhasználója segíthet az elektromágneses zavarok
megakadályozásában, ha betartja a hordozható vagy mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések (adók) és a
RadiForce sorozat termékei közötti minimális távolságot (30 cm).
A RadiForce sorozat az alábbi megfelelőségi szinteken (C) került tesztelésre a következő rádiófrekvenciás vezeték
nélküli kommunikációs szolgáltatások közelében kialakuló mezőkkel szembeni zavartűrés vizsgálati követelményeinek(T) megfelelően.

Vizsgálati
frekvencia(MHz)

Sávszélesség a)
Szolgáltatás a)(MHz)

Moduláció b)Vizsgálószint (T) Megfelelőségi
c)szint (C)
(V/m)
(V/m)

385

380–390TETRA 400

Impulzusmoduláció b) 27
18 Hz

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

FM±5 kHz eltérés
1 kHz szinusz

28

28

710

704–787

LTE-sáv 13, 17

Impulzusmoduláció b) 9
217 Hz9

800–960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE 5. sáv

Impulzusmoduláció b) 28
18 Hz

28

1700–1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE 1., 3., 4., 25.
sáv;
UMTS

Impulzusmoduláció b) 28
217 Hz28

2450

2400–2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE 7. sáv

Impulzusmoduláció b) 28
217 Hz28

5240

5100–5800

WLAN 802.11 a/n

Impulzusmoduláció b) 9
217 Hz

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785
a)

Egyes szolgáltatásoknál csak a feladási frekvencia lett figyelembe véve.

b)

A hordozóhullámot 50%-os kitöltési tényezőjű négyszögjellel modulálják.

c)

A vizsgálószinteket maximális teljesítményt és 30 cm-es védőtávolságot alapul véve számították ki.

A vevő vagy a RadiForce sorozat termékének felhasználója segíthet a közeli mágneses mezőkből származó zavarok
megakadályozásában, ha betartja a rádiófrekvenciás adók és a RadiForce sorozat termékei közötti minimális távolságot(15 cm).
A RadiForce sorozat az alábbi megfelelőségi szinteken (C) került tesztelésre az alábbi táblázatban szereplő, a közeli
mágneses mezőkkel szembeni zavartűrés vizsgálati követelményeinek (T) megfelelően.

Vizsgálati frekvencia

Moduláció a)134,2 kHz

Impulzusmoduláció a)2,1 kHz65

13,56 MHz

Impulzusmoduláció a)
50 kHz7,5a)Vizsgálószint (T)(A/m)

Megfelelőségi szint (C)
(A/m)

65

7,5

A hordozóhullámot 50%-os kitöltési tényezőjű négyszögjellel modulálják.

Függelék

23

Más hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezéseknél (adóknál) a hordozható és mobil
rádiófrekvenciás kommunikációs berendezés (adó) és a RadiForce sorozat terméke közötti minimális távolság az
alábbi ajánlásoknak megfelelően, a kommunikációs berendezés maximális kimeneti teljesítménye alapján alakul.

Az adó névleges maximáliskimeneti teljesítménye(W)

A jeladó frekvenciájának megfelelő védőtávolság(m)
150 kHz - 80 MHz
80 MHz - 800 MHz
800 MHz - 2,7 GHz
d = 1,2√P
d = 1,2√P
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

A fenti felsorolásban nem említett maximális kimeneti teljesítményű adók esetében a javasolt „d” védőtávolság méterben (m)vett értéke az adó frekvenciájára vonatkozó képlettel becsülhető meg, ahol a „P” az adó gyártó által meghatározott maximálisnévleges kimeneti teljesítménye wattban (W).
1. megjegyzés 80 MHz és 800 MHz között a nagyobb frekvenciatartományra vonatkozó védőtávolság a mérvadó.
2. megjegyzés A rádiófrekvenciás mezők vagy sugárzott rádiófrekvenciás mezők által kiváltott vezetett zavarokra vonatkozó
útmutatások nem biztos, hogy minden helyzetben alkalmazhatók. Az elektromágneses hullámok terjedését akörnyező szerkezetek, tárgyak és személyek által okozott elnyelődés és visszaverődés is befolyásolja.

24

Függelék

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N383AZ
IFU-MX194
Copyright © 2018 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition - September 29th, 2023