ISO

9001

品質保証国際規格

認証

ISO

98648­019­7914001

環境マネジメントシステム

認証

このマークは計量法に基づく
トレーサビリティ制度のロゴです。

4
5
天びんの水平をとる

天びんの台下ひょう量

表示部および操作の概要
基本ひょう量機能

構成中のキー機能

メニューナビ；例：言語の設定
パラメータ設定：メニュー

概要

パラメータの設定：メニュー
パラメータの設定：概要
デバイス情報カウンティング

6
6

41

42

10

44

43

10

11

仕様

14

外形寸法図

15

適合性証明書15

16

17

アクセサリー

45

45
48
50
52
54

18

18

19
23

24

24
26

ひょう量単位の切り替え

30

比重測定

ケーブルダイアグラム

40

9

％ひょう量

動物ひょう量／平均化

ピン配列表

35

28

32

3

本機は、EU の電気機器／電磁適合性／安全基準に関する国際的な規制および規格に準拠しています。ただし、誤った使用や取扱いにより天びんの破損やケガにつながるおそれがあります。
本機は十分な訓練を受けた上でご使用ください。
オペレータは本取扱説明書の設置に関する指示、特に安全に関する注意をよく読み、機器の操作に慣れる必要があります。必要な場合には、本取扱説明書に記載されたもの以外の安全上の注意にも従ってください。オペレータは適切な訓練を受ける必要があります。
より高い安全要件を必要とするシステムおよび環境条件のもとで電気機器を使用する場合は、適用される
設置規定の要件に必ず従ってください。お住まいの国の該当する法律、基準、規制、ガイドライン、環境保護に関する法律に従ってください。
機器と天びんの周囲に障害物を置かないでください。手順に従わずに設置作業を行ったり、天びんを操作した場合、メーカーが保証する権利をすべて喪失します。
爆発の危険性
本機を爆発物がある場所で使用しないでください。

AC アダプタに記載されている定格電圧が、使用地域の電圧と同一であることを確認してください。
AC アダプタや電源コードが破損している場合は、機器の電源を入れないでください。天びん自体、天びんの AC アダプタまたはケーブルが破損している場合は、機器を電源から取り外し、電源を入れることができない状態にしてください。
本機を刺激性の化学物質の蒸気、不要な高温または低温、湿気、衝撃、振動などにさらさないでください。また、強い磁性を持つ機器の近くに本機を設置しないでください。
設置に関する注意：
オペレータは、機器の改造およびザルトリウス製以外のケーブルまたは機器の接続を行うことに対して責任を負うものとします。動作品質に関する情報が必要な場合は、ザルトリウスまでご連絡ください。ザルトリウス製以外の周辺機器やオプションは使用しないでください。
AC アダプタ、天びんの清掃をする前に電源コードを取り外してください
天びんのハウジングを開けないでください。封印シールが破損している場合は、メーカーの保証がすべて無効になります。本機の開封は、ザルトリウスで訓練を受けた技術者にのみ許可されています。
AC アダプタも開けないでください。
ガラスが破損しないようご注意ください。ガラスや金属の鋭い部分（接触バネ）でケガをする危険があります。
ケーブルにつまずかないようにケーブルを設置してください。

本マニュアルで使用する記号は下記の通りです：● 必要となる手順を示します。
○ 一定の条件下で必要となる手順を示します。
＞ 特定の手順を実行した後に起こる現象を示します。
－ リスト上の項目を示します。
4

－ 天びんを過度の高温、湿度、衝撃、振動などにさらさないでください。

● 本装置の開梱後、直ちに損傷の有無をご確認ください。

○ 損傷があった場合は、「サービスとメンテナンス」

下記の悪影響を受けない場所を選んでください：－ 熱（暖房器具や直射日光）－ 開いた窓やドアからの通風－ ひょう量中の過度の振動－ 過度の湿気の章の「安全検査」の項目に従ってください。

本装置を暖かい場所に移動させると、空気中のとをお勧めします。天びんを輸送する際は、を抜いた状態で、天びんを室温で 2 時間放置す○ すべての箱と梱包資材は保管していただくこ
すべてのケーブルの接続を外してください。

水蒸気が天びんの表面に結露します。ＡＣ電源
ると、結露を防ぐことができます。

何か問題が生じた場合、ザルトリウス・ジャパン－ 天びん（株）または最寄りの代理店へご連絡ください。

－ パンサポート（丸型ひょう量皿付モデルのみ）

ザルトリウス・ジャパン株式会社― ひょう量皿－ AC アダプタ

Entris64­1S、Entris124­1S、Entris224­1S、

Entris64i­1S、Entris124i­1S、Entris224i­1S
モデ
ルの付属：

－ 角型風防ケース－ シールドリング－ ベースプレート

本社
TEL ：03­3740­5408 FAX ：03­3740­5406
大 阪 営 業 所
TEL ：06­6396­6682 FAX ：06­6396­6686
名古屋営業所
TEL ：052­431­2266 FAX ：052­431­2267
サービスセンター
TEL ：03­5796­0401 FAX ：03­3474­8043－ ダストカバー

Entris153­1S、Entris323­1S、Entris423­1S、

Entris623­1S、Entris153i­1S、Entris323i­1S、
Entris623i­1Sモデルの付属：－ 丸型風防5

● 下記の順序でチャンバー内部に部品を取り付けてください。
－ ベースプレート－ シールドリング－ ベースリング－ パンサポート－ ひょう量皿● 下記の部品を順番に取り付けてください。
－ ガラス風防受けを、縁が盛り上がっている方が上向きになるように天びん上に取り付け、
しっかり固定されるまで回します。
－ パンサポート－ ひょう量皿－ ガラス風防－ 上ブタを縁が盛り上がっている方が下向きになるように風防に取り付けます。

● 下記の部品を順番に取り付けてください。
－ ひょう量皿サポート－ ひょう量皿● ひょう量皿を天びん上に設置する。

6

天びんをＡＣ電源に接続する／安全上のご注意

ザルトリウス純正のＡＣアダプタ以外は、ご使

1用にならないでください。

● ＡＣアダプタの 2次側を天びんに接続します。
● ＡＣアダプタの 1 次側を壁のコンセントに接

2

続します。

3

モデルによっては、国別のＡＣアダプタ用電源
コードが付属しているものもあります。

● ＡＣアダプタの 2次側を天びんに接続します。
● お住まいの地域に適合する電源コードを選
び、ＡＣアダプタに接続します。

● 電源コードを壁のコンセントに接続します。
AC アダプタ型式：6971991+6971954

接地端子は天びんハウジングに接続します。天びんハウジングはアースが可能です。

● 周辺機器（プリンタやコンピュータなど）をインターフェースポートに接続したり、接続を外したりする場合は、必ず天びんのＡＣ電源をお切りください。

正確な計量結果を得るために、操作前に30 分間、天びんのウォームアップを行ってください。これを行わないと、本装置は適正な操作を行える
温度に達しません。

7

● 天びんを設置場所に固定するには、チェーン

または鍵を天びん背面パネルのつまみにつな
ぎます。

目的：

－設置場所の不均衡を補正するため。
天びんを別の場所に移動させた後は必ず、再度水平をとってください。天びんの水平合せは、
前足 2 本を調整するだけでできます。

● 後足 2 本を縮めます（角型ひょう量皿付モデ
ルのみ）● 図に示すように、気泡が水準器の円の中心に位置するまで、2 本の前足を回します。

＞ ほとんどの場合、複数回の調整操作が必要となります。

● 角型ひょう量皿付モデルでは：最後に 2 本の後足を、天びんの台表面に接触するまで伸ばします。

8

天びんの台下ひょう量ハンガーのポートは、天びんの底面にあります。

○ 天びんの台下ひょう量は、法定計量では認められません。

● 天びん底面のカバープレートを開いてください。

重要：カバープレートを開ける際は、天びんを横向きに倒してください。天びんを決して逆さまにしないでください。

● 内蔵フック１を使用：サンプル（例；吊り線を使って）をハンガーに取り付けます。

○ 必要なら、通風から守るため風よけを取り付
けます。

1

9

番号

名称

２

メニューレベル

１
３
４
５
６
７

８
９

10
11
12

ひょう量単位

番号
13

テア機能

－ キャリブレーション／調整ルーチンのデータ出力：

14経由で送信するには、このキーを押してくだ

16

さい。

計算値インジケータ（ひょう量値ではない）
アプリケーションプログラム開始
記号：グロスまたは正味値

アプリケーションプログラムの選択
操作メニューを開く

起動アプリケーションの記号（W,Z,%, V,）

このキーは通常、機能をキャンセルする－ アプリケーションプログラムの終了

記号：〝プリントモード起動〟

読み取り値を内蔵のデータインターフェース

消去（機能クリア）
ために使用します。

記号：〝GLP プリントモード起動〟
記号：〝アプリケーションプログラム起動〟

名称

キャンセル、操作メニューの終了

キャリブレーション／調整ルーチンの開始

15

オン／オフ

17

ゼロレンジの記号（認証モデルのみ）

18

19

記号：

記号：キャリブレーション／調整機能

水準器

選択されたひょう量単位で表示される
ひょう量値設定を保存し、操作メニューを終了
ひとつ上のメニューレベルへ

メニュー項目全体をスクロール
現在のメニューレベルの次項目
パラメータ設定の選択

10

● 天びんのスイッチを入れる： e を押す● 必要なら天びんの０点をとる：
を押す－ 天びんのテア－ ひょう量値のプリント○ 必要なら、メニューの設定を変更：〝メニュー〟の項を参照○ 必要なら、工場設定を読み込む：〝メニュー〟の項を参照○ 天びんをスイッチオフ： e を押す

通常ひょう量ステップ

キー（または指示）

１．天びんをスイッチオンe

セルフテストが実行され、表示部／出力0.0 g

続いて終了後正常ならば0点が表示されます。
２．容器をひょう量皿にのせます。

（この例では： 11.5 g）+

３．風袋引き11.5 g0.0 g４．容器にサンプルを入れます+ 132.0 g

５．ひょう量をプリント

N（この例では： 132 ｇ）+

132.0 g11

内部キャリブレーション／調整

キャリブレーションは、表示される測定値と、（Entris … i­1Sのみ）

調整はこの誤差を補正すること、または誤差をを選択します。校正用内蔵分銅のモータが作動

サンプルの真の質量との差を測定することです。
許容されるレベルにまで縮めることです。
取引・証明用天びんについて：

開始前に操作メニューで CAL.-ADJ ： CAL.INT.

し荷重され、校正／調整が終了後、自動的にモータが作動し内蔵分銅は元の位置に戻ります。

お手持ちの天びんを法定計量用としてお使いに● キャリブレーション／調整を選択：

ンを実行する必要があります。

＞ 内蔵分銅が自動的に作動します。

なる前に、設置場所にて内部キャリブレーショ

キャリブレーション／調整は、以下の場合にのみ実行できます。

－ 天びん上に荷重がないとき。

－ 天びんの表示が０になっているとき、および－ 表示が安定しているとき。

上記の条件に合致しないときは、エラーメッセージが表示されます（"ERR 02"）。

外部分銅による校正／調整は、前に調整された値よりも２％を超えた誤差がある場合は行うことができません。キャリブレーション／調整では、下記のいずれかのひょう量単位を使用することができます： CAL.UNI ：GRAMS, KIROGR.

12

を押す

＞ 天びんが調整されます。

＞ 内蔵キャリブレーション分銅が取り除かれます。

内部キャリブレーション／調整（校正用分銅内蔵モ
デル Entris …i­1Sのみ）

下記のパラメータを設定します：

SETUP ：BAL.SCAL ：CAL.-ADJ ：CAL.INT.(メニューコード 1.1.9.4）

校正用内蔵分銅は、内部キャリブレーションの際、自動的に作動および除去されます。

ステップ
１．天びんをテア２．キャリブレーション／調整を開始

キー（または指示）

表示部

0.0 g
CAL.INT.

内蔵分銅が自動的に作動します。

CAL.RUN.

３．キャリブレーション/調整を実行します。

CAL.END

４．内蔵分銅が除去されます。

0.0 g

13

パラメータ（工場設定の変更）：

SETUP ：BAL.SCAL ：CAL.-ADJ ：CAL.EXT.
(メニューコード 1.1.9.1）

所要キャリブレーション分銅は工場設定されています（〝仕様〟の項参照）。

ステップ

キー（または指示）

１．天びんをテア２．キャリブレーションを開始

表示部

0.0 g
CAL.EXT.

必要な校正用分銅値が指示されます。

­ 5000.0 g

３．指示された校正用分銅を荷重します。

5000.0 g（点滅表示）（この例では： 5000 g）
分銅が軽すぎる場合：

マイナス符号〝－〟が表示されます。
分銅が重すぎる場合：

プラス符号〝+〟が表示されます。
分銅値が許容範囲内になると、表示部の点滅は止まります。

（±2%以内）４．キャリブレーション／調整が実行されます；

その後、キャリブレーション分銅の質量値が表示されます。

５．キャリブレーション分銅を除去します。

14

CAL.END.
+ 5000.0 g

0.0 g

お手持ちの天びんを個別の用途に合わせてセットすることができます。

記号

キー

機能
メニュー項目全体をスクロールqOu

ひとつ下のメニューレベルへ

lu

メニュー項目を確定

c（長押し）

設定を保存し、位置にかかわらずメニューを終了

ooc

設定を保存してメニューを終了oc

ひとつ上のメニューレベルへ
メニューレベルを示す

15

例：言語の設定

ステップ

キー（または指示）

１．メニューを開く：

（長押し）

表示部

APPLIC.

ひょう量モードでは：最初のメニュー項目が表示されます。
２．メニューレベル内で繰り返し：上へスクロール；

INPUT…

最後のメニューコードの後に、

LANGUAG.

最初のコードが再び表示されます。
３．メニューレベルを選択

繰り返し：

ENGLISH（右へスクロール）
４．設定を変更：

ESPANOL

希望の設定が表示されるまでスクロールします。

５．メニューコードを確定：

ESPANOL〝o〟が設定がアクティブであることを示します。

６．次の上位レベルへ戻ります。
（4番目のレベルから）c

LENGUA,u○ 必要なら、他のメニュー項目も設定します。

７．設定を保存し、メニューを終了

繰り返し： c○e

または設定を保存せずにメニューを終了＞ アプリケーションを再スタート

16

0.0 g

SETUP
セットアップBAL.SCAL. 天びんパラメータ
Balance/scale paramaters

INTERF. インターフェース
Interface

PRINTOUT プリント機能の設定
Settings for print function

EXTRAS 追加機能
Additional functionsRESET

AMBIENT 周囲環境
Ambient conditions
APPFILT. アプリケーションフィルタ Application filter
STAB.RNG. 安定性レンジ Stability range
TARING
AUTOZER. オートゼロ Auto zero
WT.UNIT 基本ひょう量単位 Basic weight unit
DISPLAY8.
CAL./ADJ.
キー機能 Function of the
key
CAL.UNITBAUD ボーレート Baud rate
PARITY パリティ Parity
STOPBIT ストップビット数 Number of stop bits
HANDSHK ハンドシェークモード Handshake mode
DATABIT データビット数 Number of data bits
DAT.REC. 出力：SBI（アスキー）またはプリント出力
Output:SBI(ASCII） or printout
PRINT（手動／自動）(manual/automatic）
STOPAUT. 自動プリント中止 stop automatic printing
AUT.CYCL. 時間依存性の自動プリント
Time­dependent autom. printing
TAR./PRT. プリント後の天びんテア
Tare bal./scale after ind.print
PRT.INIT. アプリケーションパラメータのプリント
Printout of appl.paramaters
FORMAT プリント出力用ラインフォーマット
Line format for printout

1.1.1.
1.1.2
1.1.3.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.9.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
1.6.1
1.6.2.
1.6.3
1.6.4.
1.6.5.
1.6.6.

MENU
SIGNAL 音響信号（ビープ音）Acoustic signal(beep）
KEYS キーパッド Keypad
EXT.K 外部スイッチ機能 External switch function
ONMODE パワーオンモードPawer on mode
BACKLIT 表示部バックライト Display backlighting

1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.
1.8.6.

MENU 工場設定 Factory settings

1.9.1.レーション用分銅単

17

レベル１

レベル２

APPLIC.
アプリケーションプログラム
Application
programs

WEIGH
UNIT ひょう量単位切り替え
Toggle wt. unit
COUNT カウンティング
Counting
PERCENT ％ひょう量
Weighing in percent
ANIMAL.W. 動物ひょう量
Animal weighing
DENSITY 比重測定
Density determination

INPUT入力
Input

IDNO.

INFO
インフォメーション
Information
LANGUAGVERSION, SER.NO., MODEL

18

レベル３

メニューコード

2.1.
2.2.2.

ひょう量単位切り替え
Toggle wt. unit
RESOLUT. 分解能 Resolution
REF.UPDT. 自動参照サンプル更新
Autom. ref. sample updating
DEC.PLCS. 小数位 Decimal places

2.3.1.
2.3.2.

ACTIVTY. 動物の動き Animal activity
START

2.7.1.
2.7.2.

DEC.PLCS. 小数位 Decimal places

2.9.1

ID 入力；最大7文字 ID input; max 7 characters

3.1.

表示部ソフトウェアバージョン、シリアルナンバー、モデル
Display software ver.,serial no.,model

4.1./.2./.3.

DISP.DIG.

APPLIC.

UNIT

ENGLISH（工場設定）(factory setting）
DEUTSCHドイツ語 German
FRANC. フランス語 French
ITAL. イタリア語 Italian
ESPANOL スペイン語 Spanish
PYCCKNN ロシア語 Russian
POLSKI ポーランド語 Polish
CODES メニューがコードを表示（テキストではない）Menu shows codes(not texts）

2.4.1.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

o ＝工場設定√ ＝ユーザー設定

レベル１

レベル２

レベル３

SETUP
セットアップBAL.SCAL.
天びんパラメータ
Balance/scaleparameters

AMBIENT
周囲環境（フィルタ適合）
Ambient conditions(Filter adaptation）

レベル 4

APP.FILT. アプリケーションフィルタ
Application filter
STAB.RNG. 安定性レンジ
Stability range

V.STABLE 非常に安定
Very stableo STABLE 安定 stable
UNSTABL やや不安定 unstable
V.UNSTBL. 非常に不安定
Very unstableo FINAL.RD. 最終読取モード
Final readout mode
FILLING はかり込みモード
Filling mode
1/4DIG.（デジット）(digit）
1/2DIG.
1-DIGITo 2-DIGIT
4-DIGIT
8-DIGIT1)

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6

1） オートゼロ 1)
AUTOZER.
テア Taring
TARINGOFF STB 安定に無関係 W/o stability 1.1.5.1
1.1.6.1
W/Oo
安定後 After stability
1.1.5.2
o W/STBON
1.1.6.2

WT.UNIT 基本ひょう量単位
Basic weight
through unit

o GRAMS グラム
1.1.7.1
MILLIGR. ミリグラム( 0.1 mg )1.1.7.2
KILOGR. キログラム(1 mg以上)
1.1.7. 6
CARRATS カラット
ALL 最高精度
1.1.8.1
MINUS 1 1桁非表示 3）
1.1.8.2
DIVIS.1 1インターバル 3）
1.1.8.6
1 Intervalo CAL.EXT.
1.1.9.1
外部キャリブレーション／調整
Extarnal cal./adj.1)
CAL.INT.
1.1.9.2
内部キャリブレーション／調整
Intarnal cal./adj2）
BLOCKED
キーブロック
1.1.9.3.
o GRAMSKey blocked

Auto zero

DISP.DIG. 表示精度 1)
Display accuracy

CAL./ADJ.

キー機能
Function of the
key

CAL.UNIT.
キャリブレーション用分銅単位 1）
for calibration weight1）

メニューコード

KILOGR. キログラム Kilograms

1.1.11.2
1.1.11.1

外部校正用天びんのみ。

2） 校正用分銅内蔵モデルのみ(内蔵分銅モデルは、外部校正できません）。

33表ん。精度変更：新バージョンモデルは設定を変更することはできません。3） 表示精度変更：新バージョンモデルは設定を変更することはできません。

19

o ＝工場設定√ ＝ユーザー設定

レベル１

レベル２

SETUP
セットアップ

INTERF.
インターフェース
Interface

レベル３

レベル 4

メニューコード600
o 1200
2400
4800
9600
19200

1.5.1.3
1.5.1.4
1.5.1.5
1.5.1.6
1.5.1.7
1.5.1.8

PARITY パリティ
Parity

o ODD
EVEN.
NONE

1.5.2.3
1.5.2.4
1.5.2.5

STOPBIT ストップビット数
No. of stop bitso 1 BIT
2 BITS

1.5.3.1
1.5.3.2

SFTWAREo HRDWARE
NONE

1.5.4.1
1.5.4.2
1.5.4.3

DATABIT データビット数
No. of data bitso 7 BIT
8 BITS

1.5.5.1
1.5.5.2

DAT.REC. 通信モード
Communication mode

SDT（アスキー）(ASCII）
o PRINTER

1.5.6.1
1.5.6.2

BAUD ボーレート rate

HANDSHK. ハンドシェークモード
Handshake mode

PRINT.OUT
プリント機能Printing fct.

PRINT（手動／自動）(manual/automatic）

STOPAUT. 自動プリント中止
Stop automatic printing
AUT.CYCL.
時間による自動プリント
Time­dependent autom. printing
TAR./PRT.
プリント出力後に天びんをテア
Tare the bal./scale after individual printout

20

MAN.W/O 手動、安定に無関係に出力 1.6.1.1
W/o stabilityo MAN.WITH 手動、安定時出力
1.6.1.2
W/ stability
AUT.W/O 自動、安定に無関係に出力 1.6.1.3
Autom. w/o stability
AUT.WITH 自動、安定時のみ
1.6.1.4
Autom. w/ stability
o OFF.不可能 Not possible
1.6.2.1
ON r プリントキー使用
1.6.2.2
Use print keyro EACHVAL（1表示更新ごと）
1.6.3.1(1 display update）
AFTER 2（２表示更新ごと）
1.6.3.2(2 display updates）
o OFF
1.6.4.1
ON
1.6.4.2

o ＝工場設定√ ＝ユーザー設定

レベル１

レベル２

レベル３

SETUP
セットアップPRINT.OUT
プリント機能Printing fct.

PRT.INIT
プリントアプリケーションパラメータ
Printing application paramaters

FORMAT
プリント出力用ラインフォーマット
Line format for printout
EXTRAS 追加機能
Additional
functionsRESET リセットメニュー
Reset menu

MENU1）

レベル 4

メニューコードOFF
1.6.5.1o ALL すべてのパラメータ
1.6.5.2
All parameters
MAINPAR. 主要パラメータ
1.6.5.3
Main parameters
16 CHAR. 16文字 (ID 無し）
1.6.6.1
16 characters (w/o ID）
o 22 CHAR. 22文字 (ID 有り）
1.6.6.2
22 characters (w/ ID）
o CANEDIT 設定変更可能
Can change settings
RD.ONLY 読取のみ Read only

1.8.1.1
1.8.1.2

SIGNAL 音響信号
Acoustic signal

OFF
o ON

1.8.2.1
1.8.2.2

KEYS キーパッド
Keypado FREE
LOCKED

1.8.3.1
1.8.3.2

EXT.KEY 外部スイッチ機能
Function of theexternal swictho PRINT r
Z/TARECALu
SELECT
CFc
ENTER u1.8.4.1
1.8.4.2
1.8.4.3
1.8.4.4
1.8.4.5
1.8.4.6

ONMODE パワーオンモード
Power­on modeo OFF/ON オフ／オン／スタンバイ 1.8.5.1
Off/on/standby
STANDBY オン／スタンバイ On/standby1.8.5.2
AUTO ON 自動オン Auto on
1.8.5.3

BACKLIT
表示部バックライト
Display backlighting
MENU 工場設定
Factory settings

OFF
o ON
YES 工場設定に変更
Restore fcty. settingso NO 設定を変更しない
Do not restore settings

1.8.6.1
1.8.6.2
1.9.1.1
1.9.1.221

o ＝工場設定√ ＝ユーザー設定

レベル１

レベル２

APPLIC.

レベル３

レベル 4
COUNT.

RESOLUT.

DISP.ACC.

10-FOLDREF.UPDT.

OFF

メニューコード

AUTOM.

APPLIC.
アプリケーションプログラム
Application
programs

WEIGH
UNIT 単位切替
Toggle units

APPLIC.

UNIT 単位切替
DISP.dIG

Toggle units

CARRATSMINUS 1KILOGR.

MILLIGR.

DIVIS.1

COUNTING

PERCENT ％ひょう量
Weighing in percent

ANIMAL W. 動物ひょう量
Animalweghing

RESOLUT 分解能
Resolution
REF.UPDT
単重の自動アップデート
Autom.reference updating
DEC.PLCS 小数位
Decimal places

ACTIVTY 動物の動き
Animal activity

START

DENSITY 比重測定
DEC.PLCS 小数位
Density
Decimal places
determination

22

2.1.
2.2.2.1
o GRAMS グラム
KILOGR. キログラム(1 ㎎以上) 2.2.2.2
MILLIGR.ミリグラム(0.1 ㎎)
2.2.2.6
CARRATSカラット
o DISP.ACC. 表示精度 Display accuracy 2.3.1.1
10-FOLD. 表示精度の10分の1
2.3.1.2
10 times＞disp.
o OFF
2.3.2.1
AUTO
2.3.2.2
GRAMS

ALL

NONE 小数位なし No dec. places 2.4.1.1
o 1 DEC.PL. 小数第1位 1 decimal place 2.4.1.2
2 DEC.PL. 小数第２位 2 decimal places 2.4.1.3
3 DEC.PL. 小数第３位 3 decimal places 2.4.1.4
CALM（おとなしい：被験対象の2％） 2.7.1.1(fluct.:2% of test obj.）
o ACTIVE（やや動く：被験対象の５％） 2.7.1.2(fluct.:5% of test obj.）
V.ACTIVE（活発に動く：被験対象の20％）2.7.1.3(fluct.:20% of test obj.）
MANUAL 手動 Manual
2.7.2.1
o AUTO 自動 Automatic
2.7.2.2
NONE 小数位なし No dec. places 2.9.1.1
o 1 DEC.PL. 小数第1位 1 decimal place 2.9.1.2
2 DEC.PL. 小数第２位 2 decimal places 2.9.1.3
3 DEC.PL. 小数第３位 3 decimal places 2.9.1.4

レベル１

レベル２

レベル３

例

INFO

VERSION

ソフトウェアバージョンを表示

REL.32.02

情報Information

SER.NOMODELLANGUAG

メニューコード

4.1

シリアル番号を表示
0801234（上位および下位の表示セク
ションへ焦点を切り替えるには、キーを押す）

4.2.

モデル名を表示
ED62025（上位から中位および下位の表示セクションへ焦点を切り替える、
および上位へ戻るには、キーを押す）

4.3.

ENGLISH（工場設定）
DEUTSCH. ドイツ語
FRANC. フランス語
ITAL. イタリア語
ESPANOL スペイン語
PYCKNN ロシア語POLSKI ポーランド語
CODES メニューがコードを表示（テキストではない）

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

23

● メニューからカウンティングアプリケーショ
ンを選択します：Z〝構成〟の章を参照

カウンティングプログラムでは、ほぼ同等のひょう量を持つパーツの数量を測定することができます。これを行うには、数量のわからないパーツ（参照サンプル量）のひょう量をまず測定し、その後、その結果から個別の単重を算出します。このようにして、天びん上のパーツ数をひょう量から測定することができます。

● 下記のパラメータを設定します：
APPLIC. アプリケーションプログラム
COUNT.
RESOLUT. 分解能 Resolution
o DISP.ACC.

10-FOLD 表示精度の10分の１ 10­hold higher
REF.UPDT. 自動参照サンプル数更新
Autom. ref. sample updating
o OFF

機能を起動：

希望の参照サンプル数を選択（１～ 100）：
１単位ずつ増やすには：キーを短く押す
キーを長押し

数量はバッテリのメモリーに保存されます。

自動参照サンプル数更新により、カウンティン
グ精度を最適化します。この機能は、メニュー
で起動あるいは解除できます。

自動参照サンプル数更新は、特定の安定基準などの要件が満たされた場合に実行されます。

新しい参照サンプル数とともに、〝最適化〟の略
称〝OPT〟が短く表示されます。

24

表示精度 Display accuracy

AUTOM. 自動 Automatic

Select/Menuキーを押す

10単位ずつ増やすには：

表示精度 Display accuracyo ＝工場設定

プリント出力：カウンティング
nRef

+

10

：参照

サンプル数

wRef

+ 21.14 g

Qnt+

500 pcs：参照ひょう量：算出数量

例：等しいひょう量のパーツのカウンティング
パラメータ設定： APPLIC.:COUNT（メニューコード 2.3）
ステップ

キー（または指示）

1. 天びん上に空容器を置きます

表示部／データ出力+22.6 g
0.0 g

2. 天びんをテア
3. 参照サンプル数を容器に追加（この場合：20 個）

4. 参照サンプル数を変更：
5. 参照サンプル数を選択：
１単位ずつ増やすには：（1,2,3 等～100）

アプリケーションをスタート

10 pcsREF

20 pcs+20 pcs

繰り返し：

短く押す

10単位ずつ増やすには：（10,20 等～100）

6. 選択した参照サンプル数を確定

REF

長押し

u

20 pcs1.07 gnRef
wRef

新しい参照数が設定されるか、電源が遮断されるまで現在の参照サンプル数が保存されます。

7. 希望の個数を追加します。
8. 必要なら、数量をプリント
9. 平均単重、ひょう量、数量間で表示を切り替えr繰り返し：

10. 天びんからサンプルを下ろします。

+

500 pcs

Qnt+

500 pcs

1.07 g!*+ 535.0 g*+

500 pcs*­

21 pcs*11. ステップ７から必要に応じ繰り返します。
12. 参照値を消去します。

c

0.0 g

25

● メニューから％ひょう量アプリケーションを
このアプリケーションプログラムでは、参照サンプルに比例するひょう量の読取値をパーセントで得ることができます。

選択します：〝構成〟の章を参照● 下記のパラメータを設定します：
APPLIC. アプリケーションプログラム Application program％ひょう量 Weighing in percent

PERCENT
機能を起動：
キーを押す
希望の参照を選択（１～ 100）：
１単位ずつ増やすには：10単位ずつ増やすには：

NONE

キーを長押し小数位なし No decimal placeso 1 DEC.PL. 小数第1位 1 decimal place

キーを短く押す

パーセンテージは本体の不揮発性メモリーに保存されます。

小数位 Decimal places

DEC.PLCS

2 DEC.PL. 小数第２位 2 decimal places

3 DEC.PL. 小数第３位 3 decimal placeso ＝工場設定

プリント出力：％ひょう量
nRef

100

wxx%

111.6 g：参照％

：参照ひょう量選択された参照％

は正味 xx%

Prc

26

+

94.9 pcs：算出参照％

例：％ひょう量の測定
パラメータ設定： APPLIC.:PERCENT（メニューコード 2.4）
参照％： REF 100 %ステップ

キー（または指示）

表示部／データ出力

1. 天びんをテア

0.0 g

2. インフォメーション：
参照％を入力REF 100 %（参照を変更する場合：前ページを参照）
3. 100 ％になる参照サンプルを天びん上に置きます（この場合：111.6 g）
4. 天びんを初期化

新しい参照数が設定されるか、電源がu+

100.0 % *
100 %

pREF

遮断されるまで現在の参照サンプル

111.6 ｇwxx%

ひょう量が保存されます。
5. サンプルを下ろします。
（例、乾燥のため）

6. 天びん上にひょう量値のわからないサンプルを置きます。

+

94.9 % *+（この例では：105.9 g）

94.9 %

7. 必要なら、％をプリントrPrc

8. ひょう量／％間で表示を切り替え

繰り返し：

+

105.9 ｇ*+94.9 % *9. ひょう量と参照％の表示をクリア

c+105.9 g10. 必要なら、正味残余ひょう量をプリント

r

N

+

105.9 g27

V

● メニューから動物ひょう量アプリケーション

このプログラムを使うと、不安定なサンプルを選択します：〝構成〟の章を参照（実験動物など）のひょう量測定や、不安定な周● 下記のパラメータを設定します：す。このプログラムでは、天びんは各ひょう量

APPLIC. アプリケーションプログラム Application program

囲条件下でのひょう量測定を行うことができま
操作の設定された回数の平均として、ひょう量値を計算します。

ANIMALW.

動物ひょう量 Animal weighing

ACTIVTY.
CALM

V. ACTIVE. 非常に活発（20 %）キーを押す
希望する測定回数を選択。（1～ 100）：
10 単位ずつ増やすには：Very unstable readout

START

キーを短く押す

手動 Manualo AUTOM. 自動 Automatico ＝工場設定
プリント出力：動物ひょう量mDef
x-Net +

28

スタート

MANUAL

キーを長押し選択された測定回数は不揮発性メモリーに保存されます。

おとなしい（2 %）Stable readouto ACTIVE. やや活発（5 %）Unstable

機能を起動：

１単位ずつ増やすには：

動物の動き Animal activity

20

：平均回数

410.1 g

：算出平均値例：自動スタート、平均回数 20 回（測定）で動物ひょう量
パラメータ設定： APPLIC ： ANIMALW.（メニューコード 2.7）
ステップ

キー（または指示）

表示部／出力1. 天びん上に動物ひょう量皿を置く

22.6 g

0.0 g

2. 天びんをテア
3. 平均回数を変更
4. 測定回数を設定：
１単位ずつ増やすとき（１、２、３...～ 100）
10単位ずつ増やすとき

REF

30

REF

20

+

0.0 g*

繰り返し：
短く（10、20...～ 100）

キーを押す

キーを長押し5. 測定回数を確定して自動動物ひょう量を開始
測定回数は、設定が変更されるまで
不揮発性メモリーに保存されます。

6. 最初の動物をひょう量皿に入れます。

888
20
19
­­­
1

天びんは、動物を載せた後ある基準値に入るまで測定を開始しません。

7. 結果を読み取ります。

〝*〟記号とともに表示された結果（＝算出値）は、サンプル（動物）がひょう量皿から取り除かれるまで+

410.1 g G*
mDef 20
x-Net + 410.1 g

固定されます。

8. 天びんから動物を下ろします。

+

0.0 g *

9. 次の動物をひょう量します。（必要なら）

次の一連のひょう量操作が自動的に開始されます。

29

このアプリケーションプログラムを使うと、基本ひょう量単位から、４つのアプリケーションひょう量単位のいずれかへ、表示ひょう量値を変更することができます（次ページの表参照）。

― セットアップメニューで基本単位と表示精度を設定。：〝構成〟の章を参照― アプリケーションメニューでアプリケーションひょう量単位と表示精度を設定。
― 上記設定はバッテリのメモリーに保存されます。

― 天びんの電源が入ると、基本単位が起動します。
からカラット〔ct〕、さらにキログラム〔kg〕へ変更）
例：基本単位から表示を変更（この例では、グラム〔g〕
パラメータ設定： APPLIC.： UNIT（コード2.2）
ステップ

キー（または指示）

1. アプリケーションひょう量

表示部

NONE

o

単位の選択を開始

2. アプリケーション単位を選択；
この例では、カラット

繰り返し：

ct

3. ひょう量単位を確定(カラット）

u

ct

o

4. アプリケーション単位を選択；

u

NONE

繰り返し：

kg

o

5. ひょう量単位を確定(kg）ukg（次ページの表参照）

この例では、kg（次ページの表参照）

o6. 必要なら、他のアプリケーション
単位を選択（最大４つまで）。

これで終了する場合、u を押して

NONE を確定
7. 選択を保存

8. 天びん上にサンプルを置きます。
9. ひょう量値の単位を変更

30

0.00 gc+
繰り返し： u100.00 g+ 5000.00 ct+ 0.10000 kg

下記のひょう量単位はお手持ちのエントリス天びんで使用可能です（法定計量では、各国法で許可された単位のみが有効です）。
メニュー項目単位

変換係数1） GRAMS（工場設定）

グラム

1.00000000000

3） CARRATS

カラット

USERDEF.

2） KILOGR.

4） MILLIGR.
MOMMES

NEWTON

表示記号
g

キログラム

0.00100000000

kg

ミリグラム

1000.00000000

mg

5.00000000000

ct

天びんの読取限度によりひょう量単位が選択できない場合があります。

31

W

●

メニューより比重測定アプリケーションを選択します。
〝構成〟の章をご参照ください。

このアプリケーションプログラムを使うと、浮●ます。

APPLIC.

力法を使って固体の比重を測定することができ

下記のパラメータを設定します。

アプリケーションプログラム

Application program

DENSITY

比重測定 Density determination

を押して、対応する温度での液体の比重DEC.PLCS

を入力します。次ページの水の比重表を参照しNONE

小数位 Decimal places

小数位なし No decimal placeso 1 DEC.PL.

てください。工場出荷時設定は、1 となってい小数１位 1 decimal place

2 DEC.PL. 小数２位 2 decimal place *ます。

3 DEC.PL. 小数３位 3 decimal places *

次の式が適用されます。
空中でのひょう量値

・ 液体の比重（空中でのひょう量値－水中でのひょう量値）
比重測定を開始する場合、液体の比重が一瞬表示されます。プラスとマイナスの値は空中のひょう量および水中のひょう量に対して保存できます。水中でのひょう量は、空中でのひょう量より軽いものでなければなりません。そうでない場合は、エラーメッセージが表示されます。

測定結果は小数第１位、または整数で表示することができます：詳しくは〝構成〟の章をご参照ください。

ご注意：例で使用されているサンプルホルダーとサスペンションワイヤは、天びんには付属しておりません。

32

注：

小数点第３位までを選択した場合、第３位は大きな誤差を含んでいる可能性があります。それは、空気密度および使用された特別な比重測定
キットの補正が考慮されていない場合です。

＊ソフトウェアバージョン 32.05 およびそれ以降

o＝工場設定比重測定の印字例
RhoFL

0.99823 oWa+

20.0 g

WfL+

15.0 g

Rho

4.0

：
：

液体の比重

空気中でのひょう量値： 液体中でのひょう量値：o

結果：サンプルの比重

表：

温度T（℃）における水の比重 t/t0 ℃
T/ °
C

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

10.
11.
12.
13.
14.

0.999730.999630.99953
0.999410.999270.99972
0.999620.999510.999390.99926

0.999710.999610.999500.999380.999240.999700.99960
0.999490.999370.999230.99969
0.999590.999480.999350.999220.99968
0.99958
0.999470.99934
0.99920

0.99967
0.99957
0.99946
0.99933
0.999190.99966
0.999560.999440.999310.999170.99965
0.99955
0.999430.99930
0.999160.99964
0.999540.999420.999290.99914

15.
16.
17.
18.
19.

0.999130.99897
0.99880
0.99862
0.998430.99911
0.99896
0.99879
0.99860
0.998410.999100.99894
0.99877
0.99859
0.998390.99908
0.99892
0.99875
0.99857
0.998370.999070.99891
0.99873
0.99855
0.998350.99905
0.99889
0.99871
0.99853
0.99833

0.99904
0.99887
0.99870
0.99851
0.998310.99902
0.99885
0.99868
0.99849
0.998290.99900
0.99884
0.99866
0.99847
0.99827

0.998990.99882
0.99864
0.998450.99825

20.
21.
22.
23.
24.

0.99823
0.99802
0.99780
0.99756
0.99732

0.998210.99800
0.99777
0.997540.99730

0.998190.99798
0.99775
0.99752
0.99727

0.998170.99795
0.99773
0.99749
0.99725

0.99815
0.99793
0.99771
0.99747
0.997220.998130.99791
0.99768
0.997440.99720

0.99811
0.99789
0.99766
0.997420.997170.99808
0.99786
0.997640.997400.99715

0.99806
0.99784
0.99761
0.99737
0.997120.99804
0.99782
0.99759
0.99735
0.99710

25.
26.
27.
28.
29.

0.99707
0.99681
0.99654
0.99626
0.99597

0.99704
0.99678
0.99651
0.99623
0.99594

0.99702
0.99676
0.996480.99620
0.99591

0.99699
0.99673
0.99646
0.996170.99588

0.99697
0.99670
0.99643
0.996140.99585

0.99694
0.99668
0.996400.996120.99582

0.99691
0.99665
0.99637
0.99609
0.99579

0.99689
0.99662
0.99634
0.99606
0.99576

0.99686
0.99659
0.99632
0.99603
0.99573

0.99684
0.99657
0.99629
0.99600
0.9957030.

0.99567

0.99564

0.99561

0.99558

0.99555

0.99552

0.99549

0.99546

0.99543

0.9954033

例：

水を使用して固体サンプルの比重を測定

20 ℃における水の比重 t/t0 ℃： 0.99823

パラメータ設定： APPLIC.： DENSITY ： DEC.PLCS ： DEC.PL.（メニューコード2.9.1.2）
ステップ

キー（または指示）

表示部／データ出力

1. サンプルホルダーをサスペンション
ワイヤに取り付けます。

0.0 g

2. 天びんをテア
3. 保存された液体比重値を修正します。

-1. 00000

4. 液体の比重を入力してください。
（この例では、0.99823）

繰り返し、または長押し, u等

5. 比重値を保存し、アプリケーションu

6. 〝 AIR〟表示を確定

u開始します。
比重値はメモリーに保存されます。

7. 空気中のサンプルひょう量測定：
天びん上にサンプルを置く
8. 空気中のひょう量値を保存- 0.99823?

AIR+ 20.0 g?*u

9. 天びんからサンプルを取り除きます。

WATER ?*

10. 液体中のひょう量測定：
サンプルをつり下げホルダーに入れる
11. 〝 WATER〟表示を確定
12. サンプルを液体に浸します。
13. 液体中のひょう量値を保存、結果を表示、その後プリント

0.0 g ?*

uu+15.0 g ?*+4.0 o *

RhoFL
Wa
Wfl
Rho

14. 結果を消去
15. 必要なら、ステップ５から開始。
34c

0.6237 o+
20.0 g+15.0 g
4.0 o

お手持ちの天びんには、コンピュータやその他

伝送レート： 1200 ボー（メニューコード

スポートがついています。コンピュータを接続

パリティ： ODD（1. 5. 2. 3）の周辺機器と接続できるよう、インターフェー

1.5.1.4）

して、天びんやアプリケーションプログラムのストップビット： 1 STOP ビット（1. 5. 3. 1）ます。

5. 4. 2）

機能を変更、開始、監視などをすることができ

インターフェースのタイプ：シリアルインター

ハンドシェーク： HANDSHK.ハードウェア、（1.

操作モード： PRINTER（1. 5. 6. 2）

プリント： MAN.WITH 安定後手動（1.6.1.2）

フェース

操作モード：フルデュプレックス
スタンダード： RS­232

伝送レート： 600、1200、2400、4800、9600
および19,200 ボー〝ピン配列〟および〝ピン配列表〟をご参照ください。

パリティ：奇数、偶数、無し

データビット数：７または 8ビット

文字フォーマット： 1 スタートビット、7 ビット
アスキー、パリティ、１または 2ストップビット
ハンドシェーク：

2ワイヤインターフェース用：
ソフトウェア（XON/XOFF）

4ワイヤインターフェース用：
ハードウェア（CTS/DTR）

天びんのデータ出力フォーマット： 16または 22
文字

35

16文字のデータ出力フォーマット

起動されていない表示セグメントは、スペースとして出力されます。
出力できる文字タイプは、文字の位置により異なります。
位置

1

または

­

+

または

2

*

3

*

4

5

6

7

8

9

10

.

.

D

D

D

D

D

D

*

*

*

*

*

*

.

.

.

.

.

D

CR ：キャリッジリターン

D ：デジットまたは文字

LF ：ラインフィード

U ：単位記号. ：小数点位置

位置

または

1
*

2
*

3
*

または
または

4
*

C

5
*

a

6

7

8

9

H

i

g

h

E

x

*

L
l

*

o
.

*

w

*

*：スペース

High：過荷重

Cal.Ext.：キャリブレーション、外部

Low：荷重過少エラーコード
位置

1

2

3

4

5

6

7

A

P

P

.

E

D
P

*：スペース
１）

r
l

R

r

S

T

*
.

.

8

#

E

E

E

### ：エラー番号〝トラブルシューティングガイド〟をご参照ください。

36

9

#

R

R

R

*

*

*：スペース

特別コード

11

10

11

t

.

10

11

*

*

#
*
1）
R
*
R 1） *
R 1） *

12

13

14

*

*

*

U

U

15

16

U

CR

LF

15

16

12

13

14
*

CR

LF

12

13

14

15

16

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

CR

LF

*

CR

LF

*

CR
CR

LF
LF

例：ひょう量値＋ 123.5 g
起動されていない表示セグメントは、スペースとして出力されます。
出力できる文字タイプは、文字の位置により異なります。
位置

1

+

2
*

3

4

*

5

*

6

1

7

2

8

3

9

.

5

ポジション１：

プラスまたはマイナス記号またはスペース

ポジション２：

スペース

10
6

11

12

*

13

g

14

*

15

*

CR

16

LF

ポジション３­10： 小数点位置付ひょう量：先頭のゼロ＝スペースポジション 12­14： 単位記号またはスペース
ポジション 15：キャリッジリターン

ポジション 16：

ラインフィード

22文字のデータ出力フォーマット

データが ID コード付で出力されると、上記 16文字の文字列の前に、6文字のコードがつきます。コードにより、続く値を識別することができます。
1
1

2

1

*

3

1

*

4

1
*

5

1

*

6

1
*

7

+

­

8

*

*

9

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

.

.

.

.

.

.

.

.

*

*

*

D
*

D

*

D

*

D

*

D

*

D

*

D

*

D

*

*

1：ID コード文字

U ：単位記号１）*：スペースCR ：キャリッジリターン

D ：デジットまたは文字

LF ：ラインフィード

例：
1

N

2

3

4

5

6

7

+

8

9

10

11
1

12
2

13
3

14
.

15
5

16 17
6

*

U

18
g

U

19
*

21

22

U

CR

LF

20

21

22

*

CR

LF

37

（データ入力フォーマット）

コンピュータをお使いの天びんに接続して、天びんのインターフェースポート経由でコマンドを送信する
ことにより、天びんの機能やアプリケーションをコントロールすることができます。送信されたコマンド
はコントロールコマンドで、フォーマットが異なる場合があります。コントロールコマンドは 13文字までで構成されます。各文字は、データ伝送の操作メニューで構成された設定に従って送信されます。
コントロールコマンド用フォーマット
フォーマット１：
フォーマット２：
Esc:

Esc
Esc

̲

CR

LF

LF: ラインフィード（オプション）

コマンド文字！
K

L

フォーマット１：

コマンド文字による設定
周囲条件：非常に安定
周囲条件：安定M

周囲条件：不安定O

キーをブロックR

キーブロック解除

NP

周囲条件：非常に不安定

r キー（プリント、自動プリント；起動またはブロック）S

再起動／セルフテスト

W

キャリブレーション／調整（メニュー設定による）

T

Z

コマンド文字
！#

f0̲
f1̲
f2̲
s3̲
x1̲
x2̲
x3̲

38

#

LF

CR: キャリッジリターン！：コマンド文字*＝ 校正用分銅内蔵モデルのみ

CR!

エスケープ（オプション）̲ ：アンダーライン!

キー

内部キャリブレーション／調整 *フォーマット２：

コマンド文字による設定

機能キー
機能キー
機能キー

c キー

天びん型式のプリント

天びんのシリアル番号をプリント

ソフトウェアバージョンをプリント

天びんと接続されたデバイス（コンピュータ）間

ソフトウェアハンドシェークは XON と XOFF 経

メッセージがインターフェース経由で送信されま

スイッチオンになっていると、XON が送信され、でのデータ伝送中に、アスキー文字で構成されたす。エラーフリーのデータ通信を行うには、両装置のボーレート、パリティ、ハンドシェークモー
ドおよび文字フォーマットが同一でなければなりません。

上記パラメータはセットアップメニュー中で、接続されたデバイスのものと一致するように設定できます。また、天びん中のパラメータ設定により、データ出力をさまざまな条件に依存させることもできます。設定できる条件は、アプリケーションプログラムの説明に記載されています。

インターフェースポートに周辺機器を接続していない場合は、エラーメッセージは発信されません。

天びんのインターフェース（ザルトリウス天びん
インターフェース =SBI）には、送受信バッファがついています。セットアップメニューでハンド
シェークパラメータを設定できます。

―ハードウェアハンドシェーク（CTS/DTR）―ソフトウェアハンドシェーク（XON, XOFF）

由でコントロールすることができます。機器が接続されている機器は通信可能になります。

● ピン配列とピン配列表を参照してください。

プリントコマンドは、r キーを押すか、ソフトウェアコマンド（Esc P）により送信することができます。

プリントコマンド無しで、インターフェースポー

トへのデータ出力を行うには、〝自動プリント〟
操作モードを起動します。安定パラメータ付、または無しで、設定された表示更新インターバルにて、データ出力を自動的に行うことができます。
プリントインターバルの長さは操作メニュー設定の AMBIENT（周囲条件）（メニューコード1.1.1.x）

および AUT.CYCL.（時間依存性自動プリント；メ
ニューコード 1.6.3.x）により異なります。

自動プリント設定を起動すると、天びんを起動した瞬間にデータが送信されます。操作メニューでは、r キーを押すと自動プリントを中止できるよう設定することができます。

４線インターフェースを使うと、CTS 後にさらに1文字送信することができます（クリアトゥーセ
ンド）

39

メス型インターフェースコネクタ:!市販の RS­232接続ケーブルをご使用になる接続用のオス型コネクタ（同一仕様のコネクタ

トリウス製のひょう量機器と互換性がない場合

D­Sub25ピン、ケーブルアースネジロック式を使用してください。）:

D­Sub25ピン、DB25P、シールドケーブルクラ

ンプアッセンブリ（Amp type 826 985­1C）とネジ（Amp type 164 868­1）付

際の注意：
他社より購入された RS­232のピン配列は、ザルがあります。接続する前に、必ず下記の表でピン配列をご確認のうえ、ザルトリウス指定のものと異なる配線を切断してください（例、ピン６）。

この作業を怠りますと、お使いの天びんおよび周辺機器の一部、あるいは全部に損傷を与えることがあります。

ピン配列：
ピン １：
ピン ２：
ピン ３：
ピン ４：
ピン ５：
ピン ６：
ピン ７：
ピン ８：
ピン ９：
ピン10：
ピン11：
ピン12：
ピン13：
ピン14：
ピン15：
ピン16：
ピン17：
ピン18：
ピン19：
ピン20：
ピン21：
ピン22：
ピン23：
ピン24：
ピン25：

グランドアース
データ出力（T x D）
データ入力（R ×D）
内部アース （GND）
クリアトゥーセンド（CTS）
非接続
グランドアース （GND）
グランドアース （GND）
非接続
非接続+12V（ザルトリウスプリンタ電源用）
リセット̲アウト*）+5V
信号用アース （GND）
ユニバーサルリモートスイッチ
非接続
非接続
非接続
非接続
データターミナルレディ（DTR）
非接続
非接続
非接続
非接続
+5V

*）=ハードウェア再スタート

40

リモートスイッチ

RS­232C/V24プロトコルおよび 15 ｍまでの長さのケーブルを使用して、コンピュータやその他周辺機器を天びんに接続します。

重要：下記以外のピンを、天びんのケーブルコネクタに接続しないでください。
天びん

コンピュータ (PC）

V24

41

エラーコードは約 2秒間、メイン表示部に表示されます。その後プログラムは自動的にエラーコードが出る前のモードに戻ります。
表示部

原因：

表示部にセグメントが現れない 電源が入っていない。

解決策
電源をチェックしてください。

AC アダプタが接続されていない。

電源をチェックしてください。

HIGH

荷重が天びんのキャパシティを超えている。

天びんの荷重を下ろしてください。

LOW または ERR54

何かがひょう量皿に触れている。

天びんのひょう量皿に触れているものを取り除いてください。

APP.ERR

データを保存できない：ひょう量皿上の荷重が軽すぎるか、アプリケー
ションの起動中にひょう量皿にサンプルが載っていない。

荷重を増やしてください。

DIS.ERR.

データ出力が出力フォーマットに合っていない

操作メニューの設定を変更してください。

PRT.ERR.

プリンタ出力のインターフェースポートがブロックされている

メニュー工場設定をリセットするか、最寄りのザルトリウスサービスセンタ
ーへご連絡ください。

ERR02

キャリブレーションパラメータが一致しない；－ 天びんがテアされていない－ ひょう量皿上に荷重がある

ゼロが表示されているときのみ、キャリブレーションを行ってください。
－
を押して天びんをテア－ 天びんから荷重を下ろす

Err 10

第2テアメモリーにデータがあるとき（正味合計）、キーがブロックされる；一度にテア機能が１つしか使えない。

c キーを押してテアメモリーを消去し、テアキーをリリースしてください。

Err 11

テアメモリーが許可されない

キーを押してください。

ひょう量読み出し値が恒常的に 設置場所の周囲条件が不安定（強い変化する
通風や振動）
ひょう量皿と天びんハウジングの間に異物が挟まっている。

他の場所に天びんを設置してください。

ひょう量値が明らかに間違って 天びんがキャリブレーション／調整いる
されていない
ひょう量前に天びんがテアされていない

天びんをキャリブレーション／
調整してください。
ひょう量前に天びんをテアするか、目盛りをゼロにしてください

異物を取り除いてください。

その他のエラーが発生した場合、最寄りのザルトリウス サービスセンターへご連絡ください。
連絡先についての情報は：http://www.sartorius.co.jp でご確認いただけます。

42

ご要望があれば、ザルトリウスより個別の保守契約をご提供することが可能です。
修理は、訓練を受けた保守技術者が行います。訓練を受けていない方による修理は、ユーザーに危険を及ぼす恐れがあります。
壁のコンセントから AC アダプタを抜きます（主電源）。インターフェースケーブルを天びんのポートにつないでいる場合は、ケーブル
もポートから外します。
天びんハウジング内に、液体の入らないように注意してください。
天びんハウジングの上下のプラスチック製部
分は、特殊な塗装によりコーティングされていますので、通常使われている溶剤で損傷を受けることはありません。
次の部分には溶剤や侵食性のある洗剤を使用しないでください：キーパッドオーバーレイ、
パワージャック、データインターフェース
クリーニング後、乾いたやわらかい布で天びんを拭いてください。
分析天びんでは、ひょう量皿を下記の方法で外し、清掃してください。
シールドディスクの下まで下げて、ひょう量システムを損傷しないよう、ひょう量皿サポートとともに慎重に持ち上げます。
液体が天びんハウジングの内部に入らないようにしてください。
すべてのステンレス製部品は、定期的にクリーニ
ングしてください。ステンレス製ひょう量皿を外し、他のものとは別にして、十分に清掃してください。天びんについているステンレス製部品の清掃には、湿らせた布かスポンジをご使用ください。ステンレスへの使用に適したものなら、家庭用の洗剤を使用することもできます。ステンレス製の表面は、ふき取るだけにしてください。その後、装置全体の洗剤を十分にふき取り、洗剤成分が残らないようにしてください。その後、装置を乾燥させます。必要に応じ、オイルを塗布して装置表面を保護してください。
43

天びんの安全な操作が保証されないという兆候

無事に装置の設置が終了し、パッケージが不要● 電源を切り、装置を AC 電源からすみやかにパッケージは環境にやさしい素材でつくられてがみられたときには：外してください。

＞さしあたり使えないように、装置を安全な場所に保管してください。
最寄りのザルトリウス

サービスセンターへご連絡ください。修理は、訓練を受けた技術者が行います。

になった場合は、リサイクルにお出しください。
おり、2次原料の貴重な供給源となります。電池は有害ゴミですので、分別して捨ててくださ
い。空の電池は、お住まいの地域に備え付けてある回収ボックスに入れてください。ザルトリ
ウスでは、ご要望に基づき、使用済み電池を回収する GRS ボックスをご提供しております（GRS は〝ドイツ電池廃棄物機構〟の頭文字です）。

装置を廃棄する場合は、お住まいの地域の清掃局へご連絡ください。ゲッティンゲンのザルトリウ
ス AG は、装置およびパッケージをお引取りし、適用法に従って廃棄いたします。*ドイツ以外の地域にお住まいのお客様は、お住まいの地域の清掃局へご連絡のうえ、同様のサービスについてお尋ねください。
*本サービスはドイツ国内のみでの提供となりま
す。

44

仕

様

校正用分銅内蔵

Entris… i­1S

AC 電源／電圧、周波数

100 V～240 V のAC アダプタ 6971991±10 %、50 Hz～60 Hz；200 mA（Max.）

消費電力

YRB11 バッテリパックでの平均操作可能時間（バックライトオン時）

最大 16 VA ；通常 8 VA

35 時間

周囲条件

ここに記載する仕様は、下記の周囲条件で使用する場合に保証されます。
動作温度範囲

+10 ℃～ +30 ℃

許容周囲動作温度+5 ℃～ +40 ℃+5 ℃～+40 ℃の周囲動作温度の範囲内では、正常に機能することが保証されます。
モデル別仕様
型式

ひょう量

繰り返し性
直線性偏差

≦±
≦±

安定所要時間（代表値） s

感度ドリフト（10 ℃～30 ℃）

周囲条件への適応

124­1S
124i­1S

64­1S
64i­1S

0.0001 g

0.0001 g

0.0001 g

220 g

読取限度

テアレンジ（減算）224­1S
224i­1S

≦±/K

120 g

60 g

220 g

120 g

60 g

0.0002 g

0.0002 g

0.0002 g

0.0001 g

0.0001 g

0.0002 g

2.5

2.5

2.5

2・10­ 62 ・ 10­ 6

2 ・ 10 ­6200(E2）100(E2）50(E2）

90φ

90φ

90φ

４つの最適化されたフィルタレベルから１つを選択；
表示更新： 0.1­0.4（選択されたフィルタレベルにより異なる）

外部キャリブレーション
分銅（精度クラス）g

ひょう量皿の大きさmm

本体重量（約）

ひょう量有効高さkgmm

本体寸法（W ×D ×H）mm

4.4/4.8230

230×303×330

4.4/4.8
230

4.4/4.8
230

45

型式

623­1S,423­1S,323­1S,

153­1S,

ひょう量

620 g

420 g

320 g

150 g

420 g

320 g

150 g

0.002 g0.002 g623i­1S

読取限度

テアレンジ（減算）
繰り返し性
直線性偏差

≦±
≦±

安定所要時間（代表値） s323i­1S

0.001 g0.001 g0.001 g0.001 g0.001 g

1

1.1

620 g

0.002 g1

­6

感度ドリフト(10 ℃～30 ℃) ≦±/K 2・10
周囲条件への適応

423i­1S

0.002 g­6

2 ・ 100.001 g­6

2 ・ 10153i­1S
0.001 g0.001 g1.3

4・10­ 6

４つの最適化されたフィルタレベルから１つを選択；
表示更新： 0.1­0.4（選択されたフィルタレベルにより異なる）

外部キャリブレーション
分銅（精度クラス）g

500(F1)200(F1)200(F1)100(F1)

ひょう量皿の大きさ

115φ

115φ

115φ

115φ

本体重量（約）kgmm

本体寸法（W ×D × H）mm

型式

3.2/3.6

230×303×136

6202­1S,
6202i­1S

ひょう量

g

6200

テアレンジ（減算）

g

6200

読取限度

繰り返し性
直線性偏差

g

≦±g
≦±g

安定所要時間（代表値）s

感度ドリフト（10 ℃～30 ℃）

周囲条件への適応≦±/K

外部キャリブレーション
分銅（精度クラス）g
本体重量（約）

3.2/3.62202­1S,
2202i­1S

822­1S,822i­1S

3200

2200

820

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

1.5

1.5

1.5

1.5

1.3

0.03
2・10­64200

0.03

2 ・ 10­6

3200

0.03
2 ・ 10­6

2200

0.03
2 ・ 10­6820

0.03
5 ・ 10­6

４つの最適化されたフィルタレベルから１つを選択；
表示更新： 0.1­0.4（選択されたフィルタレベルにより異なる）
5000（F1） 2000（F1） 2000（F1） 2000（F1） 500（F1）

本体寸法（W ×D × H）mm

230×303×91

463202­1S,
3202i­1S

0.01

3.1/3.1/3.5

mm

4200

2.6/3.00.01kg

ひょう量皿の大きさ

4202­1S,
4202i­1S

3.2/3.6

180×180

3.1/3.5

180×180

3.1/3.1/3.5
180×180

3.1/3.5

180×180

2/2.6

150φ

230×303×87

型式8201­1S,

5201i­1S

2201i­1S

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

1.5

1.5

g

テアレンジ（減算）

g

8200

直線性偏差

≦±g

0.1

繰り返し性

安定所要時間（代表値）

g
≦±g

s

感度ドリフト（10 ℃～30 ℃） ≦±/K
周囲条件への適応

外部キャリブレーションg

ひょう量皿の大きさmm

本体寸法（W × D × H）

8200

10・10­6

5200

5200

2200

2200

0.1

0.1

10・10

­6

1.5

10・10­6

４つの最適化されたフィルタレベルから１つを選択；

表示更新： 0.1­0.4（選択されたフィルタレベルにより異なる）

分銅（精度クラス）
本体重量（約）2201­1S,

8201i­1S

ひょう量
読取限度

5201­1S,

kg

mm

5000（F1）

2.7/3.5

180×180

5000（F1）
2.7/3.5

2000（F1）
2.7/3.5230× 303× 91

47

48

49

外部キャリブレーション分銅：
型式
224

124

64

423

323

153

623

4202

6202

3202

2202

822

8201

5201

精度クラス

E2

E2

E2

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

2201

F1

製品

注文番号

データプリンタ

日付、時刻、統計評価、

YDP20­0CE

処理カウンタ機能

リモートディスプレイ
反射型

電池残量表示（LED）付；

YRD03ZYRB11Z

AC アダプタで充電可（バッテリパックのフル充電時間：15 時間）；操作時間については〝仕様〟の項参照。

バッテリパックを充電するには：AC アダプタを天びんから抜き、バッテリパックに差し込む

50

200

100

50

200

200

100

500

2000

5000

2000

2000

500

5000

5000

2000

製品

比重測定キット－ Entris224、Entris124

注文番号

YCW5228­00

YCW5128­00

YCW5128­00

YCW5238­00

YCW5238­00

YCW5138­00

YCW5538­00

YCW6238­00

YCW6538­00

YCW6238­00

YCW6238­00

YCW5538­00

YCW6538­00

YCW6538­00

YCW6238­00

注文番号

YDK01LP

データケーブル（データインターフェース接続用）

外付バッテリパックグラム－ USB ポート使用、コンピュータとの接続用
YCC01­USBM2－ コンピュータ接続用、25ピン－ コンピュータ接続用、9ピン

J1­L60002N

J1­L60002I

ユニバーサルリモートコントロールスイッチ

注文番号

下記機能のリモートコントロール用：

r、、

または機能キー（詳細については〝構成〟の章をご参照ください）T コネクタ付フットスイッチ

T コネクタ付ハンドスイッチ
除震用天びん台－ 正確なひょう量操作のために人造大理石製、衝撃吸収材付

YFS01

YHS02

YWT09

51

52

53

54

ザルトリウス・ジャパン株式会社

本社 /〒140-0001
東京都品川区北品川 1-8-11

TEL.(03) 3740-5408

FAX.(03) 3740-5406

TEL.(06) 6396-6682

FAX.(06) 6396-6686

TEL.(052) 932-5460

FAX.(052) 6932-5461

TEL.(03) 5228-0323

FAX.(03) 5228-0324

TEL.(06) 6396-6682

FAX.(06) 6396-6686

TEL.(03) 5228-0321

FAX.(03) 5228-0322

TEL.(03) 6386-9549

FAX.(03) 3790-1330

大阪 /〒532-0003
大阪市淀川区宮原 4-3-34

名古屋 /〒461-0002
名古屋市東区代官町 35-16

サービスセンター
東京 /〒162-0842
東京都新宿区市谷砂土原町 1-2-34
大阪 /〒532-0003
大阪市淀川区宮原 4-3-34

JCSS 校正室 /〒162-0842
東京都新宿区市谷砂土原町 1-2-34
修理品 及び 商品返送先 /〒140-0003
東京都品川区八潮 3-2-31(株)近鉄ロジステック・システムズ 東京ターミナル 3F
ザルトリウス・ジャパン(株)発行番号：WAX6001j150925-1