ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・ストレージスコープ

簡測王

こちらは販売終了製品です。
DS-8710/DS-8706

デジタル・ストレージスコープ 簡測王® DS-8710（販売終了）/DS-8706（販売終了）

TOP

メンテナンスユースに最も求められる簡単測定。「簡測王」DS-8710/DS-8706は、とにかく簡単、とにかく高速。あの「生」オシロスコープと同じ操作感覚の高速レスポンスを実現しました。

「簡測王」は、小さくても、フルスペックの２チャネル、１０Gサンプル/秒（EQU)、８ｋワードのDC〜１００MHｚ（DS-8710)/DC〜６０MHｚ（DS-8706)のハンドヘルド型デジタル・オシロスコープです。

RISC CPUで高速な画面リフレッシュ

アナログオシロに近いイメージで波形観測ができます。
１０Ｇサンプル／秒の時間軸分解能（等価サンプル時）
高輝度LCD画面を採用、軽さ1.3kg
１４種類の自動測定機能を標準装備（２種類まで同時測定可能）
立ち上がり・立ち下がり時間、実効値、平均値、スキュー、Ｐ−Ｐ，Ｖｒｍｓ等１４通りの波形パラメータの自動測定ができます。

スキューVrms

操作性抜群のロータリ・ノブを採用

デジタル・ストレージスコープ 簡測王® DS-8710/DS-8706 - 岩崎通信機株式会社

アナログ・オシロ並みの簡単ですばやい操作性をDSOで実現しました。

2022/10/

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/08_11.html

1

セーブ／リコール機能
波形は１０種類、設定条件は１００種類までセーブ／リコールが可能です。
PCMCIAタイプのメモリーカードスロットを装備（使用できるメモリーカードはサポートのページでご確認ください）!測定データやセットアップをカードに保存できます!画面イメージを保存できます!９９９画面分の途切れないデータを保存できます（ロールモード時）"CardBusタイプは使用できません。

低速信号観測に便利なロールモード機能© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

セーブ／リコール機能
波形は１０種類、設定条件は１００種類までセーブ／リコールが可能です。

こちらは販売終了製品です。

PCMCIAタイプのメモリーカードスロットを装備（使用できるメモリーカードはサポートのページでご確認ください）!測定データやセットアップをカードに保存できます!画面イメージを保存できます!９９９画面分の途切れないデータを保存できます（ロールモード時）"CardBusタイプは使用できません。

低速信号観測に便利なロールモード機能
５０ｍｓ／ｄｉｖから５０ｓ／ｄｉｖまでの広範囲な観測が可能です。
メモリーカードに１６Ｍバイトまで途切れなく直接書き込めます。
５桁の高確度周波数カウンタ内蔵
ＲＳ−２３２Ｃでコンピュータに接続
無償サンプルソフトはダウンロードのページからお願いします。
プリンタ出力（推奨プリンタはオプション）
８ｋワード／ＣＨのロングメモリ
１６ｋワード／ＣＨ（ロールモード時）
オプション#01MC-6-170 バッテリ・チャージャ

DS-559

販売終了

Ni-Cｄバッテリ

4!03

デジタル・ストレージスコープ 簡測王® DS-8710/DS-8706 - 岩崎通信機株式会社

2022/10/プリンタ(充電池付き)
DPU-414(ACアダプタPW-4007-J1, 接続ケー
31B
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/08_11.html
ブルDS-525は別売)

2ージ

DS-523標準添付ソフトケース© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。

DS-523標準添付ソフトケース

注．簡測王は、岩崎通信機株式会社の登録商標です。

4!03

ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/08_11.html

3© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・ストレージスコープ

簡測王

こちらは販売終了製品です。
DS-8710/DS-8706> 仕様

デジタル・ストレージスコープ 簡測王® DS-8710（販売終了/DS-8706（販売終了）
ＬＣＤ
形状

ドット構成/有効面垂直部（Ｙ軸）
感度５型高輝度バックライト付きＬＣＤ、ブルー表示
３２０!２４０ドット、９６!７２ｍｍ

ＣＨ１，ＣＨ２共通仕様確度

２ｍＶ/ｄｉｖ〜５Ｖ/ｄｉｖ（１−２−５ステップ）±２％

ＡＣ結合時の下限周波数は１０Ｈｚ
５ｍＶ〜５Ｖ／ｄｉｖ：ＤＣ〜１００ＭＨｚ

周波数帯域

入力結合
入力ＲＣ
最大入力電圧
帯域制限
同期DS8710３ｄＢDS8706

ＤＣ〜６０ＭＨｚ２ｍＶ／ｄｉｖ：

３．５ｄＢ

ＤＣ〜１００ＭＨｚ

１Ｍ"±１．５％，２５ｐＦ±２．５ｐＦ
ＧＮＤ端子を接地しない場合
ＤＣ〜１０ＭＨｚ能）

±４００Ｖ

−３ｄＢ

外部トリガ入力

ＣＨ１，ＣＨ２，ＥＸＴ＋，−±９．５ｄｉｖ以上（設定範囲は±１０ｄｉｖ）−８〜＋５ｄｉｖの範囲で０．０１ｄｉｖ単位で設定
入力結合

ＤＣ

最大入力電圧ＣＨ１，ＣＨ２と同じ

入力ＲＣ

１Ｍ"±１．５％，２５ｐＦ±３ｐＦ

フィールド選択（ライン選ＴＶ同期択可能）
ＴＶ−Ｈ

DS8710

ＢＯＴＨ，ＯＤＤ，ＥＶＥＮ
ＮＴＳＣ，ＰＡＬ／ＳＥＣＡＭＴＶ方式

自動判別

ＤＣ〜１０ＭＨ ０．５ｄｉｖｚｐ）

デジタル・ストレージスコープ 簡測王® DS-8710/DS-8706 - 岩崎通信機株式会社
１．５ｄｉｖ

最小同期レベル： （ＥＸＴ）〜１００ＭＨｚDS-ｐ）

ＤＣ〜１０ＭＨ ０．４ｄｉｖ

8706
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/08_12.htmlｚｐ）〜６０ＭＨｚ

水平部（Ｘ軸）ｐ）

１０ｎｓ／ｄｉｖ〜５０ｓ／ｄｉｖ

表示方式

Ｙ−Ｘ，Ｘ−Ｙ

Ａ／Ｄ変換器
分解能

最高サンプルレート

ＡＵＴＯ，ＮＯＲＭ，ＳＧＬ

８ｂｉｔ

２０Ｍサンプル／ｓｓ）（５０ｍＶｐ−（１５０ｍＶｐ−2022/10/（４０ｍＶｐ−1

１．０ｄｉｖ

掃引時間
掃引方式

ＭＡＸ

（ＣＨ１，ＣＨ２独立に設定可

ＤＣ，ＡＣ，ＨＦ−ＲＥＪ，ＬＦ−ＲＥＪ

トリガポジション

ＭＡＸ

±４２Ｖ

ＧＮＤ端子を接地した場合

結合方式
同期レベル範囲−ＡＣ，ＤＣ，ＧＮＤ

ＥＤＧＥ，ＥＶＥＮＴ，ＴＶ

極性

−−３ｄＢ

同期モード
信号源仕様

（１００ｍＶｐ−（１−２−５ステップ）（エンベロープ時：１０Ｍサンプル／© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

4!03

ージ

掃引時間

１０ｎｓ／ｄｉｖ〜５０ｓ／ｄｉｖ

表示方式

Ｙ−Ｘ，Ｘ−Ｙ

掃引方式

ＡＵＴＯ，ＮＯＲＭ，ＳＧＬ

Ａ／Ｄ変換器
分解能

８ｂｉｔ

最高サンプルレート
アクイジションメモリ

２０Ｍサンプル／ｓｓ）

８ｋワード／ｃｈ

ロールメモリの拡張

ＰＣカード装着により可能

アクイジションモード
ロールノーマル

こちらは販売終了製品です。

（エンベロープ時：１０Ｍサンプル／

標準構成

ロールモード時（１−２−５ステップ）

１６ｋワード／ｃｈ

５０ｍｓ／ｄｉｖ〜５０ｓ／ｄｉｖ
１０ｎｓ／ｄｉｖ〜１０ｓ／ｄｉｖ

等価サンプリング

１０ｎｓ／ｄｉｖ〜１０#ｓ／ｄｉｖ（最小時間分解能１００ｐｓ）

５０#ｓ／ｄｉｖ〜５０ｓ／ｄｉｖ（検出パルス幅１００ｎｓ

エンベロープ以上）

波形表示

アベレージ回数

２〜２５６

演算の種別

ＣＨ１＋ＣＨ２，ＣＨ１−ＣＨ２，ＣＨ１!ＣＨ２

波形演算

演算波形を１トレース表示可能

表示モード

ドット，ベクタ，パーシスタンス

補間リニア，ステアＲＥＦ波形

２トレースまで表示可能

スケール表

フレーム，アクシス，グリッド

コメント

英数字，記号を用いた表示が可能（最大文字数：１５文字）

カーソル測定と自動測定
カーソル測定の種類
自動測定

電位差，時間と周波数，電位差と時間差同時に２種類を測定可能

Ｔｒ，Ｔｆ，Ｖｒｍｓ，Ｖｍｅａｎ，ｆ，Ｔ，＋ＰＷ，

測定の種類−ＰＷ，ＤＵＴＹ，ＳＫＥＷ，＋Ｐｅａｋ，−Ｐｅａｋ，
Ｐ−Ｐ，ＶａｔＴ

カウンタ
表示桁数

５桁

確度

±０．０１％

０．１Ｈｚ〜１００ＭＨｚ（ＤＳ−８７１０），０．１Ｈｚ〜

周波数測定範囲

６０ＭＨｚ（ＤＳ−８７０６）

データ保存

タイムスタンプ機能
内部メモリ最大セーブ数

あり

ＳＥＴＵＰ（１００），ＲＥＦ（１０），ＷＡＶＥ＋ＴＩＦＦ＋ＢＭＰ＝（１０）

外部メモリ最大セーブ数
メモリの許す範囲で各９９９まで
デジタル・ストレージスコープ
簡測王® DS-8710/DS-8706- 岩崎通信機株式会社

2022/10/

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/08_12.html

コピー機能
出力内容

2

画面のハードコピー

ＤＰＵ−４１１，ＥＳＣ−Ｐ/２４，ＥＳＣ−Ｐ/９，ＰＣ−Ｐ

出力形式

Ｒ２０１，ＴＩＦＦ，ＢＭＰ

セントロニクス，ＲＳ−２３２Ｃ，内部メモリ，ＡＴＡＰＣカ

出力デバイスードタイプメモリ（指定品）

外部インタフェース

ＰＣＭＣＩＡタイプ IIスロットセントロニクス
出力ＲＳ−２３２Ｃ

プリンタ

ＡＴＡ

ＰＣカード（指定品）を使用可能

ＤＰＵ−４１１，ＥＳＣ−Ｐ，ＰＣ−ＰＲ２０１，バイナリ（ＴＩＦＦ，ＢＭＰ）

最高通信速度３８．４ｋｂｐｓ© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

Ｒ２０１，ＴＩＦＦ，ＢＭＰ

セントロニクス，ＲＳ−２３２Ｃ，内部メモリ，ＡＴＡＰＣカ

出力デバイスードタイプメモリ（指定品）

こちらは販売終了製品です。

外部インタフェース

ＰＣＭＣＩＡタイプ IIスロットセントロニクス
出力プリンタＲＳ−２３２Ｃ

ＡＴＡ

ＰＣカード（指定品）を使用可能

ＤＰＵ−４１１，ＥＳＣ−Ｐ，ＰＣ−ＰＲ２０１，バイナリ（ＴＩＦＦ，ＢＭＰ）

最高通信速度３８．４ｋｂｐｓ

ＧＯ／ＮＯＧＯ機能（ＤＳ−８７１０のみ）
判定

結果出力
校正電圧出力波形の種類

出力電圧／周波数
その他の機能カーソル，またはリファレンス波形による掃引停止，コピー，波形データのセーブ，ＣＡＬ端子より信号出力

方形波

０．６Ｖ±１％／

１ｋＨｚ±０．０１％

ＬＣＤコントラスト制御，バックライト制御，パワーダウン制
御ＡＣ電源（標準のＡＣアダプタを使用）
入力

ＡＣ９０〜１１０Ｖ

周波数

５０Ｈｚ，６０Ｈｚ

出力

消費電
ＤＣ電源（オプション）
外部バッテリボックス
消費電力

質量・大きさ質量大きさ
環境条件
性能保証

動作温度／湿度
付属品

１２Ｖ

１．５Ａ

ＭＡＸ

１８Ｗ（ＡＣアダプタ含む）

高容量単２Ｎｉ−Ｃｄ６セル入り
１２Ｗ

ＭＡＸ

約１．３ｋｇ（本体のみ），約１．９ｋｇ（外部バッテリ含む）

約１７０Ｗ!６２Ｈ!２５０Ｌｍｍ（本体のみ、突起部除く）

１０$〜３５$０$〜４０$／９０％ＲＨ以下プローブ（２），ＡＣアダプタ（１），本体ショルダーベルト（１），ソフトケース（１），取扱説明書（１）

注．簡測王は、岩崎通信機株式会社の登録商標です。

4!03

ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/08_12.html

3© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・ストレージスコープ

こちらは販売終了製品です。
簡測王 DS-8710/DS-8706> 価格デジタル・ストレージスコープ 簡測王® DS-8710/DS-8706（販売終了）
品名
本 リアル兼用デジタル・体 ストレージスコープ簡測王
標 電圧プローブ(1/10:1)
準付
属品

ACアダプタ100V用

ソフトケース

取扱説明書和文

取扱説明書（Remote編)
Ni-Cdバッテリ

バッテリチャージャ
プリンタケーブル
サーマルプリンタ
オプ
シ

標準価格（税別）

DS-8710

販売終了

DS-8706

販売終了

備考
100MHz,2ch,ハンドヘルドタイプ
60MHz,2ch,ハンドヘルドタイプ

SS-0120¥13,000DS-8710用

SS-0110¥8,000DS-8706用

DS-555
DS-523
DS-55901MC-6-170¥20,00001MC-6-170が必要

販売終了

DS-559専用DS-525¥9,000

DPU-414-31B¥57,000

充電池付き、ACアダプタとプリンタケー

ブルは別途必要になります。

DPU-414用ACアダプタ

ョ 感熱紙 10巻ン

品番価格

カープラグコード12V用検査成績書

数値付検査成績書
取扱説明書英文

取扱説明書英文（リモートコントロール編）

PW-4007-J1
TP411L-4¥11,000日本国内用販売終了

DS-557

112 45 、10巻、DPU411,414用¥2,00012Vシガーライター用-

注．簡測王は、岩崎通信機株式会社の登録商標です。

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/08̲13.html© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社