Návod na používanie

Farebný LCD monitorDôležitéTento návod na používanie a návod na inštaláciu (samostatný
dokument) si dôkladne prečítajte, aby ste sa oboznámili s bezpečným
a efektívnym používaním.
• Informácie o prispôsobení a nastaveniach monitora nájdetev návode na inštaláciu.
• Najnovší návod na používanie je k dispozícii na prevzatie nanašich webových stránkach:
http://www.eizoglobal.com

BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY
V tomto návode a v tomto výrobku sa používajú nasledovné bezpečnostné symboly. Označujú dôležité
informácie. Dôkladne si ich prečítajte.

VÝSTRAHAUPOZORNENIE

Nepostupovanie podľa informácií voVÝSTRAHE môže mať za následokvážne zranenie a ohrozenie života.

Nepostupovanie podľa informácií v
UPOZORNENÍ môže mať za následok strednezávažné zranenie alebo poškodenie výrobku
alebo iného majetku.

Označuje, že sa vyžaduje pozornosť. Napríklad symbol
zásahu elektrickým prúdom“.
Označuje zakázanú akciu. Napríklad symbol

označuje typ nebezpečenstva „riziko

označuje zakázanú manipuláciu „Nerozoberať“.

Označuje povinnú činnosť, ktorá sa musí vykonať. Napríklad symbol
povinnej činnosti „Uzemnenie zariadenia“.

označuje oznámenie oTento výrobok bol osobitne prispôsobený na používanie v krajine, do ktorej bol pôvodne dodaný. Ak sapoužíva mimo tejto krajiny, nemusí fungovať podľa špecifikácií.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti EIZO Corporation sa žiadna časť tohto návodu
nesmie reprodukovať, uchovávať vo vyhľadávacích systémoch, ani prenášať v akejkoľvek forme aleboakýmkoľvek spôsobom, či už elektronicky, mechanicky ani inak.
Spoločnosť EIZO Corporation nemá žiadnu povinnosť uchovávať dôvernosť akýchkoľvek poskytnutých
materiálov alebo informácií, ak sa o tom pri prevzatí takýchto informácií spoločnosťou EIZO Corporation
neuzavrie takáto dohoda. Napriek tomu, že sme vynaložili maximálne úsilie na zaručenie aktuálnosti
informácií uvedených v tomto návode, špecifikácie monitorov EIZO sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.

2﻿BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIADÔLEŽITÉ• Tento výrobok bol osobitne prispôsobený na používanie v krajine, do ktorej bol pôvodne dodaný. Ak sapoužíva mimo tejto krajiny, nemusí fungovať podľa špecifikácií.
• V záujme osobnej bezpečnosti a správnej údržby si dôkladne prečítajte túto časť a výstražné
upozornenia na monitore.

Umiestnenie výstražných upozornení

WARNINGAVERTISSEMENTWARNUNGBEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

3

Symboly na zariadení
SymbolTento symbol označuje
Hlavný vypínač:

Stlačením sa vypne napájanie monitora.

Hlavný vypínač:

Stlačením sa zapne napájanie monitora.

Tlačidlo napájania:

Stlačením sa monitor zapne alebo vypne.

Striedavý prúd
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
UPOZORNENIE:

Pozrite si časť „BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY“ (strana 2).

Symbol OEEZ:

Tento výrobok sa musí likvidovať samostatne, jednotlivé
materiály možno recyklovať.

Označenie CE:

Označenie zhody s požiadavkami EÚ v súlade s
ustanoveniami smernice alebo nariadenia Rady (EÚ).

Výrobca
Dátum výroby
Upozornenie: Federálne zákony USA obmedzujú predaj tohto zariadenia iba lekárom
alebo na objednávku kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka.
Zdravotnícky prostriedok v EU
Dovozca v EU
Autorizovaný zástupca v rámci Európskeho spoločenstva

4

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

VÝSTRAHA
Ak sa zo zariadenia začne šíriť dym, zápach pripomínajúci horenie alebo divné zvuky, okamžite
­odpojte napájací kábel a obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti EIZO.
Pokus o používanie pokazeného zariadenia môže mať za následok požiar, zásah elektrickým prúdom alebo
poškodenie zariadenia.
Nerozoberajte ani neupravujte zariadenie.
Otvorenie skrinky alebo úprava zariadenia môže mať za následok požiar, zásah
elektrickým prúdom alebo popálenie.
Všetky druhy opráv prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu.
Nepokúšajte sa opravovať tento výrobok sami, pretože otvorenie alebo odstránenie krytov môže mať za
následok požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia.
Z blízkosti zariadenia odstráňte všetky malé predmety alebo tekutiny.
Náhodné spadnutie malých predmetov do skrinky cez vetracie otvory alebo preniknutie
kvapaliny do skrinky môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie
zariadenia. Ak dôjde k spadnutiu predmetu alebo vyliatiu tekutiny do skrinky, zariadenieokamžite odpojte. Pred opätovným používaním nechajte zariadenie skontrolovať
kvalifikovanému servisnému personálu.
Zariadenie umiestnite na pevný a stabilný povrch.
Zariadenie umiestnené na neprimeranom povrchu môže spadnúť a spôsobiť zranenie alebo poškodenie
zariadenia. Ak zariadenie spadne, okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na miestneho zástupcu
spoločnosti EIZO. Poškodené zariadenie ďalej nepoužívajte. Používanie poškodeného zariadenia môže maťza následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Zariadenie používajte na vhodnom mieste.
V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
• Zariadenie neumiestňujte vo vonkajšom prostredí.
• Zariadenie neumiestňujte v dopravných prostriedkoch (loď, lietadlo, vlak, auto atď.)• Zariadenie neumiestňujte v prašnom ani vlhkom prostredí.
• Zariadenie neumiestňujte na mieste, kde by na obrazovku mohla špliechať voda
(kúpeľňa, kuchyňa atď.).
• Zariadenie neumiestňujte na mieste, kde by obrazovka mohla prichádzať do priameho
kontaktu s parou.
• Zariadenie neumiestňujte blízko tepelného zdroja alebo zvlhčovača.
• Zariadenie neumiestňujte na mieste, kde by bolo vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
• Zariadenie neumiestňujte v prostredí s horľavými plynmi.
• Neumiestňujte produkt na miestach s koróznymi plynmi (napr. oxid siričitý, sírovodík, oxiddusičitý, chlór, amoniak a ozón).
• Neumiestňujte produkt na prašných miestach, miestach s komponentmi, ktoré urýchľujú
koróziu v atmosfére (napr. chlorid sodný a síra), vodivými kovmi atď.

Predchádzajte riziku zadusenia a uchovávajte plastové vrecúška mimo dosahu detí.
Používajte dodaný napájací kábel a pripojte ho do štandardnej napájacej zásuvky vo vašej krajine.
Dbajte na to, aby bolo napätie v rámci menovitého napätia napájacieho kábla. V opačnom prípade by mohlodôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
Napájanie: 100–240 V ~ 50/60 Hz
Napájací kábel odpájajte od elektrickej siete potiahnutím za zástrčku.
Ťahaním za kábel sa kábel môže poškodiť a môže to spôsobiť požiar
alebo zásah elektrickým prúdom.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

5VÝSTRAHA
Zariadenie sa musí pripojiť do uzemnenej elektrickej zásuvky.
V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Používajte správne napätie.
• Zariadenie je navrhnuté na používanie len v rámci určeného napätia. Pripojenie k inému napätiu, ako je uvedené v
tomto návode na používanie, môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia.
Napájanie: 100–240 V ~ 50/60 Hz• Nepreťažujte napájací okruh, pretože to môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

S napájacím káblom narábajte opatrne.
• Na kábel nepokladajte toto zariadenie ani iné ťažké predmety.
• Neťahajte za kábel ani ho neomotávajte.

Ak sa napájací kábel poškodí, prestaňte ho používať. Používanie poškodeného káblamôže mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Pracovník obsluhujúci zariadenie by sa pri dotýkaní výrobku nemal súčasne dotýkať pacienta.
Tohto výrobku by sa pacienti nemali dotýkať.
Nikdy sa nedotýkajte zástrčky a napájacieho kábla počas búrky.
Dotyk môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Pri pripojení ramenového stojana postupujte podľa návodu k ramenovému stojanu a zariadenie­nainštalujte bezpečne.
V opačnom prípade sa zariadenie môže odpojiť, čo môže mať za následok zranenie alebo poškodenie
zariadenia. Pred inštaláciou skontrolujte, či stôl, stena a ďalšie predmety, ku ktorým je ramenový stoja
upevnený, majú primeranú mechanickú pevnosť. Ak zariadenie spadne, obráťte sa na miestneho zástupcu
spoločnosti EIZO. Poškodené zariadenie ďalej nepoužívajte. Používanie poškodeného zariadenia môže maťza následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom. Pri opätovnom pripojení sklopného stojana použite tie
isté skrutky a pevne ich dotiahnite.
Nedotýkajte sa poškodeného LCD panela holými rukami.
Tekutý kryštál, ktorý môže uniknúť z panela, je jedovatý, ak vnikne do očí alebo úst.
Ak sa akákoľvek časť pokožky alebo tela dostane do styku s panelom, dôkladne ju
umyte.
Ak pretrvávajú nejaké fyzické symptómy, obráťte sa na lekára.

6

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIAUPOZORNENIE
Pri prenášaní so zariadením narábajte opatrne.
Pri prenášaní zariadenia odpojte napájací kábel a ostatné káble. Prenášanie zariadenia s pripojeným káblom
je nebezpečné.
Môže dôjsť k zraneniu.
Zariadenie prenášajte alebo umiestňujte v súlade so správnymi určenými postupmi.
• Zariadenie pri prenášaní uchopte a držte pevne podľa obrázka.
• Monitory veľkosti 30 palcov a viac sú ťažké. Vybaľovanie a/alebo prenášanie monitora by mali vykonávať aspoň
dve osoby.

Pri spadnutí zariadenia môže dôjsť k požiaru alebo poškodeniu zariadenia.

Nezakrývajte vetracie otvory na skrinke.
• Na vetracie otvory neklaďte žiadne predmety.
• Zariadenie nepoužívajte v uzavretých priestoroch.
• Zariadenie nepoužívajte položené naležato ani prevrátene.

Blokovanie vetracích otvorov bráni riadnemu prúdeniu vzduchu a môže mať za následokpožiar, zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia.
Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Používajte ľahko dostupnú elektrickú zásuvku.
Tým zaručíte, že v prípade problému budete môcť kábel rýchlo odpojiť.
Pravidelne čistite oblasť okolo napájacej zástrčky a vetrací otvor monitora.
Prach, voda alebo olej na zástrčke môžu spôsobiť požiar.
Pred čistením zariadenie odpojte.
Čistenie zariadenia zapojeného do napájacej zásuvky môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Ak neplánujete zariadenie dlhší čas používať, z dôvodu bezpečnosti a šetrenia energiou vypnite­v ypínač a odpojte napájací kábel z napájacej zásuvky.
V prípade používateľov v oblasti EHP a Švajčiarska:
Všetky vážne udalosti, ku ktorým došlo v súvislosti so zariadením, by mali byť nahlásené výrobcovia príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom používateľ alebo pacient býva.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

7

Upozornenie pre tento monitor
Určené používanie
Tento výrobok je určený na zobrazovanie a prezeranie digitálnych snímok vrátane štandardnej aviacsnímkovej digitálnej mamografie na preskúmanie, analýzu a diagnostiku vyškolenými zdravotníckymi
pracovníkmi. Je špeciálne navrhnutý pre aplikácie na tomosyntézu prsníkov.
Pozor• Záruka na tento výrobok sa nemusí vzťahovať na iné použitie, ako je uvedené v tomto návode.
• Špecifikácie uvedené v tomto návode platia len v prípade, ak sa používajú:- napájacie káble dodané s výrobkom,- signálové káble určené našou spoločnosťou.
• S týmto výrobkom používajte len voliteľné výrobky vyrobené alebo odporúčané našou spoločnosťou.

Upozornenia týkajúce sa používania• Inak sa postupne môže znižovať funkčnosť niektorých dielov (napríklad LCD panela). Pravidelne
kontrolujte, či fungujú normálne.
• Ak sa na obrazovke zobrazoval dlhší čas rovnaký obraz, po zmene obrazu môže na obrazovke chvíľu
zostať zvyškový obraz. Používajte funkciu šetriča obrazovky alebo prepnutia do pohotovostného režimu,aby sa na obrazovke nezobrazoval rovnaký obraz príliš dlho.
• Ak sa na monitore dlhodobo zobrazuje ten istý obraz, môžu vzniknúť tmavé šmuhy alebo môže dôjsť
k vypáleniu obrazu. Ak chcete dosiahnuť čo najdlhšiu životnosť monitora, odporúčame ho pravidelnevypínať.
• Zvyškový obraz sa môže objaviť aj po uplynutí nejakého času, v závislosti od zobrazovaného obrazu. V
takomto prípade zmena obrazu alebo vypnutie elektrického napájania môže vyriešiť problém.
• Podsvietenie LCD panela má pevnú životnosť. Keď obrazovka stmavne alebo začne blikať, obráťte sa na
miestneho zástupcu spoločnosti EIZO.
• Obrazovka môže obsahovať niekoľko chybných pixlov (ktoré nesvietia vôbec alebo svietia stále). Je tospôsobené vlastnosťami samotného panela a nie je to porucha.
• Netlačte silno na panel ani na okraj rámu, pretože to môže spôsobiť poruchu displeja, napríklad vzory
rušenia atď. Dlhodobým pôsobením tlaku na panel môže dôjsť k zhoršeniu jeho vlastností alebo
poškodeniu. (Ak na paneli zostanú škvrny po pôsobení tlaku, nechajte na monitore chvíľu čierny alebobiely obraz. Symptómy pravdepodobne zmiznú.)• Panel neškriabte ani naň netlačte ostrými predmetmi, pretože to môže spôsobiť jeho poškodenie. Panelnečistite papierovými vreckovkami, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškriabaniu.
• V závislosti od prostredia sa môže hodnota nameraná vstavaným senzorom osvetlenia líšiť od hodnoty
zobrazenej na samostatnom merači osvetlenia.
• Ak bol monitor v chladnom prostredí a prenesie sa do teplej miestnosti alebo ak teplota v miestnostirýchlo stúpne, môže sa na vnútorných a vonkajších povrchoch vyzrážať kondenzácia. V takom prípade
monitor nezapínajte. Počkajte, kým kondenzácia nezmizne, pretože inak by mohlo dôjsť k poškodeniu
monitora.

8

Upozornenie pre tento monitor

Dlhodobé používanie monitora● Údržba

• Kvalita zobrazovania monitorov je ovplyvnená kvalitou vstupujúceho signálu, ako aj degradáciou
výrobku. Vykonávajte každodenné vizuálne testy a pravidelné testy celistvosti, aby ste spĺňali
zdravotné štandardy / pokyny v závislosti od Vašej aplikácie, a podľa potreby vykonajte kalibráciu.
Používanie softvéru kontroly kvality monitora RadiCS umožňuje vykonávať kvalitné kontrolyohľadom zhody so zdravotnými štandardmi / pokynmi.
• Stabilizácia výkonu elektrických súčastí trvá približne 15 minút. Po zapnutí monitora alebo po
prebudení z pohotovostného režimu upravujte nastavenia monitora až po 15 minútach.
• Odporúčame, aby ste nastavili monitory na odporúčanú alebo nižšou úroveň, aby sa obmedzili
zmeny svietivosti spôsobené dlhodobým používaním a zaistila stabilná svietivosť.
• Ak chcete prispôsobiť výsledky merania integrovaného kalibračného senzora (integrovaný predný
senzor) výsledkom externého senzora EIZO (senzor UX1 alebo UX2), ktorý sa predáva samostatne,
vykonajte pomocou RadiCS / RadiCS LE koreláciu medzi integrovaným predným senzorom
a externým senzorom. Pravidelná korelácia umožňuje udržanie presnosti merania integrovaného
predného senzora na rovnakej úrovni, akú má externý senzor.

● Čistenie

Pravidelným čistením bude monitor dlho vyzerať ako nový a predĺži sa jeho životnosť.
Nečistoty na skrinke alebo paneli jemne odstráňte pomocou mäkkej handričky namočenej v malommnožstve vody alebo pomocou nižšie uvedených chemikálií.

Chemikálie, ktoré sa môžu používať na čistenie
Názov látky

EtanolIzopropylalkohol
Chlórhexidín
Benzalkóniumchlorid
Alkyldiaminoetylglycín
Glutaral

EtanolIzopropylalkohol
Hibitane
WelpasTego 51
Sterihyde

Názov výrobku

Pozor• Chemikálie na čistenie nepoužívajte príliš často. Chemikálie ako alkohol a antiseptický roztok môžu spôsobiť
zmeny alebo stratu lesku a vyblednutie skrinky alebo panela a takisto zhoršenie kvality obrazu.
• Na čistenie nikdy nepoužívajte riedidlo, benzén, vosk ani drsné čistiace prostriedky, pretože by mohlo dôjsť kpoškodeniu skrinky alebo panela.
• Chemikálie nesmú prísť do priameho kontaktu s monitorom.
Poznámka• Na čistenie povrchu skrinky a panela sa odporúča doplnkový čistiaci prostriedok ScreenCleaner.

Pohodlné používanie monitora• Dlhodobé sledovanie monitora môže spôsobiť únavu očí. Každú hodinu si urobte desaťminútovú
prestávku.
• Pozerajte sa na obrazovku z vhodnej vzdialenosti a z vhodného uhla.

Upozornenie pre tento monitor

9

OBSAHBEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.............................. 3DÔLEŽITÉ................................................................... 3

Upozornenie pre tento monitor............................ 8
Určené používanie.................................................... 8
Upozornenia týkajúce sa používania...................... 8
Dlhodobé používanie monitora............................... 9● Údržba.............................................................. 9● Čistenie............................................................ 9

Pohodlné používanie monitora............................... 9

OBSAH.................................................................. 10
Kapitola 1 Úvod.................................................. 11
1-1.
1-2.

●

1-3.

Vlastnosti.......................................................11
Obsah balenia...............................................12
EIZO LCD Utility Disk......................................13
Ovládacie prvky a funkcie...........................14

Kapitola 2 Inštalácia / Zapojenie...................... 15
2-1.

Pred inštaláciou produktu...........................15

2-2.

Pripájacie káble.............................................16

2-3.

Zapnutie napájania.......................................18

2-4.

Nastavenie výšky a uhla obrazovky...........18● Požiadavky na montáž....................................15

Kapitola 3 Problém - Nie je obraz..................... 19
Kapitola 4 Technické údaje............................... 20
4-1.

Zoznam technických údajov....................... 20

4-2.

Kompatibilné rozlíšenia...............................21

4-3.

Voliteľné príslušenstvo................................21

Príloha................................................................... 22
Lekárske normy....................................................... 22
Informácie o elektromagnetickej kompatibilite.... 23

10

OBSAH

Kapitola 1 ÚvodĎakujeme, že ste sa rozhodli pre farebný LCD monitor EIZO.

1-1. Vlastnosti● Hybridné čiernobiele a farebné zobrazenie
Tento farebný monitor dokáže zobrazovať snímky vo vysokom jase až 1100 cd / m2, ktorý je podobný
jasu čiernobieleho monitora. Tento výrobok teda môže zobrazovať digitálne farebné snímky vrátane
tých, ktoré sa používajú na lekárske účely, ako napríklad snímky MRI alebo CT, ultrazvukové snímky,patologické snímky, ako aj čiernobiele snímky tomosyntézy prsníkov alebo mamografie, ktoré sivyžadujú vysokú úroveň zobrazovacieho výkonu monitora.
Navyše keď je zapnutá funkcia Hybrid Gamma PXL (Hybridné gama PXL), tento výrobok automaticky
rozlišuje medzi čiernobielymi a farebnými časťami rovnakej snímky na úrovni pixelov a zobrazuje ich
v optimálnej gradácii.

● Kontrola kvality
Tento monitor má zabudovaný kalibračný senzor (Integrovaný predný senzor). Tento senzor umožňuje
monitoru nezávisle vykonať kalibráciu (SelfCalibration (Samokalibrácia)) a Kontrolu odtieňov sivej.

Pomocou RadiCS LE, ktorý je pripojený k monitoru, môžete spravovať históriu týkajúcu sa monitora,a tiež cieľ Samokalibrácie a rozvrh vykonania.
Softvér kontroly kvality monitora RadiCS umožňuje vykonávať kvalitné kontroly ohľadom zhody sozdravotnými štandardmi/pokynmi.

Kapitola 1 Úvod11

● Jednoduché vedenie káblov
Okrem vstupného terminálu DisplayPort je k dispozícii aj výstupný terminál.
Z výstupného terminálu () môže byť signál vyslaný do iného monitora.

● Prevádzka monitora z myši a klávesnice
Pomocou softvéru ovládania kvality monitora RadiCS / RadiCS LE môžete vykonávať tieto operácie
monitora pomocou myši a klávesnice:• Prepínanie do režimov CAL Switch• Prepínanie vstupných signálov• Funkcia, ktorá časti obrazovky priradí akýkoľvek režim CAL Switch mode (Režim prepínača CAL) a
zobrazí snímku (Point-and-Focus)• Zadanie režimu úspory energie (Backlight Saver)

1-2. Obsah balenia
Skontrolujte, či sa v balení nachádzajú všetky nasledovné komponenty. Ak ktorýkoľvek chýba alebo jepoškodený, kontaktujte svojho dodávateľa alebo miestneho zástupcu EIZO uvedeného v pripojenom
zozname.
Poznámka• Odporúčame, aby ste si krabicu a baliaci materiál odložili, aby ste ich mohli použiť na prenášanie alebo prepravu
tohto produktu.
• Monitor• Napájací kábel• Digitálny signálový kábel: PP300 x 1
DisplayPort - DisplayPort• Digitálny signálový kábel: DD300DL x 1
DVI - DVI (dual link)

12

Kapitola 1 Úvod• USB kábel: UU300 x 1• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Instructions for Use (Návod na používanie)

● EIZO LCD Utility Disk

CD-ROM obsahuje nasledujúce položky. Informácie o spustení softvéru a referencie k súboromnájdete v súbore „Readme.txt“ na disku.
• Súbor Readme.txt• Softvér ovládania kvality monitora RadiCS LE (pre Windows)• Používateľská príručka
Návod na inštaláciu monitoraPoužívateľská príručka RadiCS LE• Vonkajšie rozmery

RadiCS LE
RadiCS LE Vám umožňuje vykonávať nasledujúce kontroly kvality a operácie monitora. Viac
informácií ohľadom softvéru alebo postupov nastavenia nájdete v Používateľskej príručke RadiCS LE.

Kontrola kvality• Vykonanie kalibrácie• Zobrazenie výsledkov testu v zozname a vytvorenie správy testovania• Nastavenie cieľa Samokalibrácie a rozvrhu vykonania

Operácie monitora• Prepínanie do režimov CAL Switch• Prepínanie vstupných signálov• Funkcia, ktorá časti obrazovky priradí akýkoľvek režim CAL Switch mode (Režim prepínača CAL) a
zobrazí snímku (Point-and-Focus)• Zadanie režimu úspory energie (Backlight Saver)
Pozor• Technické údaje RadiCS LE podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšia verzia
RadiCS LE je prístupná na prebratie z našej webovej stránky: http://www.eizoglobal.com

Použivanie RadiCS LE
Informácie o tom, ako inštalovať a používať RadiCS LE, nájdete v Používateľskej príručke RadiCS LE(na CD-ROM-e).
Keď používate RadiCS LE, pripojte monitor k počítaču pomocou priloženého USB kábla. Viac
informácií o tom, ako pripojiť monitor, viď: „2-2. Pripájacie káble“ (strana 16).
Poznámka• V prostredí, kde je ťažké pripojiť USB kábel, Vám povolenie DDC komunikácie umožní používať RadiCS
LE bez toho, aby ste museli použiť USB kábel. Viac informácií o konfigurácii DCC komunikácie nájdete v
Inštalačnej príručke (na disku CD-ROM). S ohľadom na rýchlosť komunikácie a prevádzkovú stálosť saodporúča USB pripojenie.

Kapitola 1 Úvod13

1-3. Ovládacie prvky a funkcie
1

2
Pribl. 30°

12
13
14
Ponuka Nastavenie *1

15

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Integrovaný predný
senzor (Pohyblivý)Tento senzor sa používa na vykonanie kalibrácie a Kontroly odtieňov šedej.

2. Senzor okolitého
osvetlenia

Tento senzor meria okolité osvetlenie. Meranie okolitého osvetlenia sa vykonáva
pomocou softvéru kontroly kvality RadiCS / RadiCS LE.

3. Presence Sensor

Tento senzor rozpoznáva pohyby osoby pred monitorom.

4. Prevádzkové prepínače

Zobrazí operačnú príručku. Nastavte ponuky podľa operačnej príručky.

5. Spínač

Zapnutie a vypnutie napájania.
Keď zapnete prívod energie, kontrolka zapnutia sa rozsvieti. Farba kontrolky sa líšipodľa prevádzkového stavu monitora.
Zelená: štandardný prevádzkový režim, Oranžová: režim úspory energie,
nesvieti: Hlavné napájanie / vypnutý

6. USB port na prijímanie

Pripojte ho k USB zariadeniu. K nastaveniu reťazového pripojenia pripojte kábel k
USB portu odosielania iného monitora.

7. USB port na
odosielanie

Pripojte tento port k počítaču, keď používate softvér, ktorý potrebuje USB pripojenie,
alebo pripojte USB zariadenie (periférne zariadenie, ktoré podporuje USB) k USB
portu odosielania.

8. Konektor DVI-D

Môžete ho pripojiť k počítaču.

9. Vstupný konektor
DisplayPortMôžete ho pripojiť k počítaču. K nastaveniu reťazového pripojenia z iného monitora
pripojte kábel k výstupnému konektoru DisplayPort tohto monitora.

10. Výstupný konektor
DisplayPort

K nastaveniu reťazového pripojenia pripojte kábel k vstupnému konektoru DisplayPort
iného monitora.

11. Konektor napájania

Pripojenie napájacieho kábla.

12. StojanMôžete nastaviť výšku a uhol.

13. Hlavný vypínač

Zapnutie a vypnutie prívodu napájania.
: zapnuté. : vypnuté.

14. Otvor na bezpečnostný
zámok

Vyhovuje požiadavkám systému zabezpečenia MicroSaver od spoločnosti
Kensington.

15. Držiak na kábleDrží káble monitora.

*1 Viac informácií o používaní nájdete v Inštalačnej príručke (na disku CD-ROM).

14

Kapitola 1 Úvod

Kapitola 2 Inštalácia / Zapojenie
2-1. Pred inštaláciou produktu
Dôkladne si prečítajte „BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA“ (strana 3) a vždy dodržiavajte pokyny.
Ak tento výrobok umiestnite na lakovaný stôl, farebný náter môže priľnúť k spodnej časti podstavca kvôlizloženiu gumy. Pred použitím skontrolujte povrch stola.

● Požiadavky na montáž

Pri montáži monitora na stojan dbajte na to, aby bol v blízkosti bočných strán a tiež okolo zadnej ahornej strany monitora dostatok priestoru.

Pozor• Monitor umiestnite tak, aby na obrazovku nedopadalo prudké svetlo.

Kapitola 2 Inštalácia / Zapojenie152-2. Pripájacie káble
Pozor• Skontrolujte, či je vypnutý monitor aj počítač.
• Pri výmene vášho aktuálneho monitora za tento monitor si prečítajte časť „4-2. Kompatibilné rozlíšenia“ (strana21) a nezabudnite zmeniť nastavenia rozlíšenia na vašom počítači a vertikálnu snímaciu frekvenciu na hodnoty
vhodné pre tento monitor ešte pred jeho pripojením k počítaču.

1. Otočte obrazovku monitora o 90˚ v smere hodinových ručičiek.
Pred odoslaním je monitor nastavený na zobrazenie na šírku.
Pozor• Pred otočením obrazovky zdvihnite monitor do najvyššej polohy.

2. Pripojte signálové káble.

Skontrolujte tvar konektorov a pripojte káble. Po pripojení DVI kábla zatiahnutím upevňovacíchskrutiek zapojte konektor.
Pozor• Monitor má dva typy konektorov DisplayPort: vstupný a výstupný. Monitor pripojíte k počítaču zapojením
kábla do vstupného konektora.
• Pri pripojení k viacerým počítačom prepnite vstupný signál. Pokyny nájdete v návode na inštaláciu (na disku
CD-ROM).

Signálový kábel:DD300DL
Signálový kábel: PP300

16

Kapitola 2 Inštalácia / Zapojenie

aleboNastavenie reťazového pripojenia
Odošlite vstup signálu do vstupného konektora do iného monitora. Inak prijmite signál z výstupného
konektora iného monitora.
Pozor• Pre informácie ohľadom monitorov a grafických kariet, ktoré môžete použiť na reťazové pripojenie, navštívte
webovú stránku EIZO: http://www.eizoglobal.com• Ak chcete vykonať reťazové pripojenie, musíte v ponuke „Administrator Settings (Nastavenia správcu)“ zvoliť
položku „Signal Format (Formát signálu)“ - „DisplayPort“ a nastaviť položku „Version (Verzia)“ na možnosť
„1.2“. Pokyny nájdete v návode na inštaláciu (na disku CD-ROM).
• Pred pripojením signálového kábla odstráňte
kryt.

Signálový kábel: PP300

Signálový kábel: PP300

3. Zapojte napájací kábel do zásuvky a napájacieho konektora na monitore.
Sieťový kábel zasuňte naplno do monitora.

4. Keď používate RadiCS / RadiCS LE alebo pripojíte USB zariadenie (periférne

zariadenie, ktoré podporuje USB) k monitoru, pripojte USB kábel k USB portu
odosielania monitora a k počítaču.
Pripojenie k monitoru

Pripojenie k počítaču

Kapitola 2 Inštalácia / Zapojenie

172-3. Zapnutie napájania
1. Dotknite sa

pre zapnutie napájania monitora.

Indikátor napájania monitora sa rozsvieti na zeleno.
Ak sa indikátor nerozsvieti, viď „Kapitola 3 Problém - Nie je obraz“ (strana 19).
Poznámka• Keď napájanie monitora nie je zapnuté, dotykom akéhokoľvek tlačidla okrem

spôsobí, žezabliká.

2. Zapnite počítač.

Na obrazovke sa objaví obraz.
Ak sa obraz neobjaví, ďalšie informácie nájdete v časti „Kapitola 3 Problém - Nie je obraz“ (strana
19).
Pozor

• Pre maximálnu úsporu energie sa odporúča vypnúť aj hlavný vypínač. Keď nepoužívate monitor, môžete
vypnúť zdroj napájania alebo odpojiť napájací kábel, aby bol prívod napájania úplne prerušený.
Poznámka• Aby ste maximalizovali životnosť monitora tak, že zabránite znižovaniu jasu, a aby ste znížili spotrebu
energie, vykonajte nasledujúce:- Používajte na počítači alebo monitore funkciu úspory energie.
- Po skončení používania vypnite monitor.

2-4. Nastavenie výšky a uhla obrazovkyDržte ľavý a pravý okraj monitora oboma rukami a upravte výšku, sklon a otočenie obrazovky tak, ako
vám to najviac vyhovuje.

Pozor• Keď dokončíte nastavenie, uistite sa, že káble sú správne pripojené.

18

Kapitola 2 Inštalácia / Zapojenie

Kapitola 3 Problém - Nie je obraz
Problém

Možná príčina a riešenie

1. Žiadny obraz• Indikátor spínača napájania sa nerozsvieti.

• Skontrolujte, či je napájací kábel riadne pripojený.
• Zapnite hlavný vypínač.
• Dotknite sa: .
• Vypnite napájanie a potom ho znova zapnite.

• Indikátor spínača napájania sa rozsvieti:
Zelený

• Zvýšte nastavenia položiek „Brightness (Jas)“, „Contrast(Kontrast)“ alebo „Gain (Zisk)“ v ponuke Nastavenie. Pokynynájdete v návode na inštaláciu (na disku CD-ROM).
• Vypnite napájanie a potom ho znova zapnite.

• Indikátor spínača napájania sa rozsvieti:
Oranžový• Prepnite vstupný signál. Pokyny nájdete v návode na
inštaláciu (na disku CD-ROM).
• Pohnite myšou alebo stlačte ľubovoľný kláves na klávesnici.
• Skontrolujte, či je počítač zapnutý.
• Ak je senzor prítomnosti nastavený na možnosť „On“,
monitor mohol byť prepnutý do úsporného režimu. Pokúste
sa priblížiť viac k monitoru.
• Skontrolujte, či je signálový kábel správne pripojený. Pri
vstupe signálu DisplayPort, sa pripojte k .
sa používa
na výstup pri nastavenom reťazovom pripojení.
• Vypnite napájanie a potom ho znova zapnite.

• Indikátor spínača napájania bliká: Oranžový,Zelený

• Používajte len signálové káble odporúčané spoločnosťou
EIZO. Vypnite napájanie a potom ho znova zapnite.

2. Zobrazí sa hlásenie nižšie.

Toto hlásenie sa zobrazí v prípade nesprávneho vstupu signálu,
hoci monitor funguje správne.

• Toto hlásenie sa zobrazí, ak nie je žiaden
vstupný signál.
Príklad:• Môže sa zobraziť hlásenie uvedené naľavo, pretože niektoré
počítače nevydávajú výstupný signál okamžite po zapnutí.
• Skontrolujte, či je počítač zapnutý.
• Skontrolujte, či je signálový kábel správne pripojený.
• Prepnite vstupný signál. Pokyny nájdete v návode na
inštaláciu (na disku CD-ROM).
• Pri vstupe signálu DisplayPort, skúste zmeniť verziu
DisplayPort. Pokyny nájdete v návode na inštaláciu (na disku
CD-ROM).
• Vypnite napájanie a potom ho znova zapnite.

• Toto hlásenie ukazuje, že vstupný signál jemimo určeného frekvenčného rozsahu.
Príklad:• Skontrolujte, či sú v počítači nastavené rozlíšenie a
frekvencia vertikálneho skenovania podľa požiadaviek
monitora (pozrite časť „4-2. Kompatibilné rozlíšenia“ (strana
21)).
• Reštartujte počítač.
• Vyberte vhodné nastavenie pomocou pomocného programu
grafickej karty. Ďalšie informácie nájdete v Používateľskej
príručke grafickej karty.

Kapitola 3 Problém - Nie je obraz

19

Kapitola 4 Technické údaje
4-1. Zoznam technických údajov
Typ
LCD panel

RX560:
Pohlcujúca odraz
RX560-AR: Antireflexná
TypFarba (IPS)

PodsvietenieLEDVeľkosť

54,1 cm (21,3 palca)Rozlíšenie (H x V)

2048 × 2560

Veľkosť displeja (H x V)

337,9 mm × 422,4 mm

Rozstup pixlov

0,165 mm

Farby displeja

10-bitové (DisplayPort): 1073,74 milióna farieb (max.)
8-bitové (DVI): 16,77 milióna farieb

Videosignály

Pozorovacie uhly
(H / V, typické)

178˚ / 178˚

Odporúčaný jas

500 cd/m2

Čas odozvy (typický)25 ms (čierna -> biela -> čierna)

Vstupné konektory

DisplayPort × 1, DVI-D (dual link) × 1

Výstupný konektor

DisplayPort × 1

Frekvencia horizontálneho 31 kHz - 135 kHz
skenovania

USB
Napájanie

Fyzické parametre

Frekvencia vertikálneho
skenovania

DisplayPort: 59 Hz - 61 Hz(720 × 400: 69 Hz - 71 Hz, 2560 × 2048: 23 Hz - 51
Hz)
59 Hz - 61 Hz
DVI:(720 × 400: 69 Hz - 71 Hz, 2560 × 2048: 24 Hz - 51
Hz)Režim synchronizácie
snímok23,5 Hz - 25,5 Hz, 47,0 Hz - 51,0 Hz

Frekvencia bodov

DisplayPort: 25 MHz - 290 MHz
DVI:
25 MHz - 165 MHz
165 MHz - 290 MHz (Dual link)

Port

Port odosielania × 1, port prijímania × 2

ŠtandardUSB špecifikácia, revízia 2.0

Vstup

100 - 240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz 0,90 A - 0,40 A

Maximálna spotreba

87 W alebo menejRežim úspory energie

1,0 W alebo menej*1

Pohotovostný režim

1,0 W alebo menej*2

Rozmery ( Š × V × H )354,5 mm × 476,0 mm - 566,0 mm × 200,0 mm (Sklon: 0˚)
354,5 mm × 504,7 mm - 594,7 mm × 264,1 mm (Sklon: 30˚)Rozmery ( Š × V × H )(Bez stojana)354,5 mm × 452,0 mm x 78,0 mm

Čistá hmotnosť

Približne 8,1 kg

Čistá hmotnosť
(bez stojana)Približne 5,3 kg

Rozsah nastavenia výšky 90 mm (sklon: 0˚)

20

Sklon

Nahor 30˚, nadol 5˚

Otočenie70˚

Rotácia

90° (z orientácie na výšku je možné otočiť proti smeru hodinových
ručičiek)

Kapitola 4 Technické údaje

Požiadavky na
prevádzkové
prostrediePožiadavky
na prepravu /skladovanie

Teplota

0 - 35 ˚CVlhkosť

20 - 80 % rel. vlh. (bez kondenzácie)Tlak vzduchu

540 - 1060 hPa

Teplota-20 - 60 ˚CVlhkosť

10 - 90 % rel. vlh. (bez kondenzácie)Tlak vzduchu

200 - 1060 hPa*1 Keď sa používa DVI vstup, nie je pripojený žiaden port odosielania USB, „Auto Input Detection (Automatická
detekcia vstupu)“: „Off (Vypnuté)“, „Power Save (Úspora energie)“: „High (Vysoké)“, „DP Power Save (Úspora
energie DP)“: „On (Zapnuté)“, „DisplayPort“ - Version (Verzia)“: „1.1“, „DDC“: „Off (Vypnuté)“ a nie je pripojenážiadna vonkajšia záťaž.
*2 (Keď nie je pripojený USB port odosielania, „DP Power Save“: „On (Zapnuté)“, „DisplayPort“ - Version (Verzia)“:„1.1“, „DDC“: „Off (Vypnuté)“, nie je pripojená žiadna vonkajšia záťaž

4-2. Kompatibilné rozlíšenia
Monitor podporuje nasledovné rozlíšenia.
Rozlíšenie
(H x V)√: Podporované
DVI

Frekvencia
vertikálneho
skenovania

DisplayPort
Na výškuNa šírku

Na výškuNa šírku

720 × 400

70 Hz

√

√

√

√

640 × 480

60 Hz

√

√

√

√

800 × 600

60 Hz

√

√

√

√

1024 × 768

60 Hz

√

√

√

√

1280 × 1024

60 Hz

√

√

√

√

1600 × 1200

60 Hz

√

√

√

√

50 Hz

-

*1

-

√*3

50 Hz

*1

-

√

*3

-

48 Hz

-

√

*2

-

-

2048 × 2560

48 Hz

√

*2

-

-

-

2560 × 2048

25 Hz

-

-

-

√

-

√

-

2560 × 2048
2048 × 2560
2560 × 2048√

2048 × 2560
25 Hz
*1 Len keď „DisplayPort version (Verzia DisplayPort)“ je „1.1“.
*2 Len keď „DisplayPort version (Verzia DisplayPort)“ je „1.2“.
*3 Len signál dual link.

√

4-3. Voliteľné príslušenstvo
Nasledujúce príslušenstvo je dostupné samostatne.
Najnovšie informácie o voliteľnom príslušenstve a informácie o najnovších kompatibilných grafických
kartách nájdete na našej webovej stránke. http://www.eizoglobal.com
Súprava na kalibráciu

EIZO „RadiCS UX2“ Ver. 4.6.0 alebo novšia
EIZO „RadiCS Version Up Kit“ Ver. 4.6.0 alebo novšia

Softvér na správu siete

EIZO „RadiNET Pro“ Ver. 4.6.0 alebo novšia
EIZO „RadiNET Pro Lite“ Ver. 4.6.0 alebo novšia

Súprava na čistenie

EIZO „ScreenCleaner“

Príjemné svetlo pre študovne

EIZO „RadiLight“

Ochrana panela

RP-918

Kapitola 4 Technické údaje

21

Príloha
Lekárske normy• Je nutné zaručiť, aby konečný systém spĺňal požiadavky normy IEC 60601-1-1.
• Napájané zariadenie môže vyžarovať elektromagnetické vlny, ktoré môžu ovplyvňovať alebo
obmedziť činnosť monitora alebo spôsobiť jeho poruchu. Zariadenie inštalujte v kontrolovanom
prostredí, kde sa takýmto účinkom predchádza.

Klasifikácia zariadenia-

22

Typ ochrany pred zásahom elektrickým prúdom: Trieda I
Trieda EMC: IEC60601-1-2 skupina 1, trieda B
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky (EÚ): Trieda IRežim prevádzky: Nepretržitá
Trieda IP: IPX0

PrílohaInformácie o elektromagnetickej kompatibilite
Monitory radu RadiForce majú funkčné vlastnosti, vďaka ktorým správne zobrazujú lekárske snímky.

Prostredia zamýšľaného použitia
Monitory radu RadiForce sú určené na používanie v prostrediach uvedených nižšie.
• Prostredia odborných zdravotníckych zariadení, ako sú kliniky a nemocnice
Monitory radu RadiForce nie sú vhodné na používanie v nasledujúcich prostrediach:• Prostredia domácej zdravotníckej starostlivosti• V blízkosti vysokofrekvenčných chirurgických zariadení, ako sú napríklad elektrochirurgické nože• V blízkosti krátkovlnných terapeutických zariadení• V miestnosti s vysokofrekvenčným tienením so systémami lekárskych zariadení pre MRI• V zvláštnych prostrediach tienených umiestnení• Inštalované vo vozidlách vrátane sanitiek• V iných zvláštnych prostrediachVÝSTRAHA
Monitory radu RadiForce vyžadujú zvláštne opatrenia týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility
a musia sa nainštalovať. Pred inštaláciou a použitím monitora si musíte dôkladne prečítať informácie o elektromagnetickej kompatibilite a časť „BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA“ v tomto dokumente
a dodržiavať nasledujúce pokyny.
Monitory radu RadiForce sa nemajú používať v tesnej blízkosti iných zariadení ani položené nainých zariadeniach. Ak je takéto použitie nevyhnutné, mali by ste zariadenie alebo systém pozorovať a ubezpečiť sa, že funguje normálne v konfigurácii, v ktorej sa bude používať.
Keď používate prenosné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenie, držte ho 30 cm alebo viac od
akejkoľvek časti monitoru radu RadiForce vrátane jeho káblov. V opačnom prípade to môže mať za
následok oslabenie výkonu tohto zariadenia.
Akékoľvek osoby, ktoré pripájajú ďalšie zariadenia k časti na vstup signálu alebo časti na výstup
signálu, konfigurujú zdravotnícky systém a nesú zodpovednosť za to, že tento systém bude v súlade s požiadavkami normy IEC60601-1-2.
Pri používaní monitora radu RadiForce sa nedotýkajte konektorov vstupného a výstupného signálu.
Mohlo by to ovplyvniť zobrazený obraz.
Uistite sa, že používate káble pripojené k výrobku alebo káble určené spoločnosťou EIZO.
Používanie iných káblov, než stanovuje a dodáva spoločnosť EIZO pre toto zariadenie, môže maťza následok zvýšené vyžarovanie elektromagnetických polí alebo zníženú elektromagnetickú odolnosť tohto zariadenia a nesprávnu prevádzku.
Kábel
Káble určenéMax. dĺžka kábla
Tienenie
Feritové jadro
spoločnosťou EIZO
Signálový kábel(DisplayPort)
Signálový kábel (DVI)
Kábel USB
Napájací kábel(s uzemnením)

PP300

3m

Tienený

S feritovými jadrami

DD300DL
UU300
–

3m
3m
3m

Tienený
Tienený
Netienený

S feritovými jadrami
S feritovými jadrami
Bez feritových jadier

Príloha23

Technický opisVyžarovanie elektromagnetických polí
Monitory radu RadiForce sú určené na používanie v elektromagnetickom prostredí určenom nižšie.
Zákazník alebo používateľ monitoru radu RadiForce musí zabezpečiť, že sa bude používať práve v takomto prostredí.

Skúškavyžarovania

Zhoda

Elektromagnetické prostredie – pokynyVyžarovanie
vysokofrekvenčnýchpolí
CISPR11

Skupina 1

Monitory radu RadiForce využívajú vysokofrekvenčnú energiu len na svoje interné
funkcie.
Preto je vysokofrekvenčné žiarenie veľmi nízke a pravdepodobne nespôsobí rušenie
s okolitými elektronickými zariadeniami.

Vyžarovanie
vysokofrekvenčnýchpolí
CISPR11

Trieda B

Monitory radu RadiForce sú vhodné na používanie vo všetkých podmienkach vrátane
domácností a priestorov priamo pripojených k verejnej nízkonapäťovej sieti, ktorá
dodáva energiu do obytných budov.

Vyžarovanie
Trieda D
harmonických prúdov
IEC61000-3-2Vyžarovanie pri
kolísaní napätia
a blikaní
IEC61000-3-3

Vyhovuje

Elektromagnetická odolnosť
Monitor radu RadiForce bol testovaný na nasledujúcich úrovniach zhody (C) v súlade s požiadavkami na skúšanie (T)zariadení pre prostredia odborných zdravotníckych zariadení stanovených v norme IEC60601-1-2.
Zákazník alebo používateľ monitoru radu RadiForce musí zabezpečiť, že sa bude používať práve v takomto prostredí.

Skúškaodolnosti

Skúšobná úroveň (T)Úroveň zhody (C)Elektromagnetické prostredie –pokynyElektrostatický výboj ±8 kV kontaktný výboj
(ESD)±15 kV vzdušný výboj
IEC61000-4-2±8 kV kontaktný výboj
±15 kV vzdušný výboj

Podlaha by mala byť drevená, betónová alebo
pokrytá keramickými dlaždicami. Ak je podlaha
pokrytá syntetickým materiálom, relatívna
vlhkosť by mala byť aspoň 30%.

Rýchle elektrické
prechodné javy/skupiny impulzov
IEC61000-4-4±2 kV napájacie vedenia±1 kV vstupné/výstupné
vedenia±2 kV napájacie vedenia±1 kV vstupné/výstupné
vedenia

Kvalita napájania z elektrickej siete by malazodpovedať typickému komerčnému alebo
nemocničnému prostrediu.

Rázové impulzy
IEC61000-4-5±1 kV medzi vedeniami±2 kV medzi vedením auzemnením±1 kV medzi vedeniami±2 kV medzi vedením auzemnením

Kvalita napájania z elektrickej siete by malazodpovedať typickému komerčnému alebo
nemocničnému prostrediu.

Krátkodobé poklesy
napätia, krátke
prerušenia a zmenynapätia v napájacích
kábloch
IEC61000-4-11

0 % UT (100 % pokles
pri UT) počas 0,5 cyklu
a 1 cyklu
70 % UT (30 % pokles pri
UT) počas 25 cyklov pri
50 Hz
0 % UT (100 % pokles
UT) počas 250 cyklov pri
50 Hz

0 % UT (100 % pokles
pri UT) počas 0,5 cyklu
a 1 cyklu
70 % UT (30 % pokles pri
UT) počas 25 cyklov pri
50 Hz
0 % UT (100 % pokles
UT) počas 250 cyklov pri
50 Hz

Kvalita napájania z elektrickej siete by malazodpovedať typickému komerčnému alebo
nemocničnému prostrediu. Ak používateľ
monitoru radu RadiForce potrebuje počas
prerušenia napájania udržať nepretržitú
prevádzku, odporúčame napájať monitor
radu RadiForce zo záložného zdroja
neprerušiteľného napájania alebo z batérie.

Magnetické polia nasieťovom kmitočte
IEC61000-4-8

30 A/m(50 / 60 Hz)

30 A/mMagnetické polia sieťového kmitočtu by malibyť na bežnej úrovni pre typické umiestneniev normálnom komerčnom alebo nemocničnom
prostredí. Výrobok sa musí počas používaniadržať minimálne 15 cm od zdroja magnetických
polí sieťového kmitočtu.

24

PrílohaElektromagnetická odolnosť
Monitor radu RadiForce bol testovaný na nasledujúcich úrovniach zhody (C) v súlade s požiadavkami na skúšanie (T)zariadení pre prostredia odborných zdravotníckych zariadení stanovených v norme IEC60601-1-2.
Zákazník alebo používateľ monitoru radu RadiForce musí zabezpečiť, že sa bude používať práve v takomto prostredí.

Skúška odolnosti

Skúšobná úroveň
(T)Úroveň zhody (C) Elektromagnetické prostredie – pokyny
Prenosné a mobilné vysokofrekvenčné
komunikačné zariadenia sa nemajú nachádzať
bližšie k žiadnej časti monitoru radu RadiForce(vrátane káblov), ako je odporúčaný odstup
vypočítaný na základe rovnice používanej navýpočet frekvencie vysielača.
Odporúčaný odstup

Sprievodné
poruchy vyvolané
vysokofrekvenčnými
poľami
IEC61000-4-6

3 Vrms150 kHz – 80 MHz

3 Vrmsd = 1,2√P

6 Vrmspásma ISMa) medzi
150 kHz a 80 MHz

6 Vrmsd = 1,2√PVyžarované
3 V/mvysokofrekvenčné polia 80 MHz – 2,7 GHz
IEC61000-4-3

3 V/m

d = 1,2√P, 80 MHz – 800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz – 2,7 GHz
Kde „P“ je maximálny menovitý výstupný výkon
vysielača vo wattoch (W) udávaný výrobcom
vysielača a „d“ je odporúčaný odstup v metroch(m).
Intenzita poľa z pevných vysokofrekvenčných
vysielačov, ako bola určená elektromagnetickým
prieskumom na miesteb), by mala byť nižšia akoúroveň zhody v každom frekvenčnom rozsahuc).
Rušenie sa môže vyskytnúť v blízkosti zariadeníoznačených nasledovným symbolom.

Poznámka 1 UT je striedavé sieťové napätie pred použitím skúšobnej úrovne.
Poznámka 2 Pri hodnotách 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenčný rozsah.
Poznámka 3 Tieto pokyny týkajúce sa sprievodných porúch vyvolaných vysokofrekvenčnými poľami alebo vyžarovanými
vysokofrekvenčnými poľami nemusia platiť vo všetkých situáciách. Šírenie elektromagnetických vĺn je
ovplyvňované pohlcovaním a odrazmi od konštrukcií, predmetov a ľudí.
a)

Pásma ISM (priemyselné, vedecké a lekárske) medzi 150 kHz a 80 MHz sú 6,765 MHz až 6,795 MHz, 13,553 MHz až
13,567 MHz, 26,957 MHz až 27,283 MHz a 40,66 MHz až 40,70 MHz.

b)

Intenzita poľa z pevných vysielačov, napr. základňových staníc pre rádiové (mobilné/bezdrôtové) telefóny a mobilných
vysielačiek, amatérskych rádiostaníc, rozhlasového vysielania AM a FM a televízneho vysielania, sa nedá presne
teoreticky predpovedať. Na zhodnotenie elektromagnetického prostredia ovplyvňovaného statickými vysokofrekvenčnými
vysielačmi by sa malo zvážiť elektromagnetické premeranie konkrétneho miesta. Ak sa na mieste používania monitoru
radu RadiForce namerajú vyššie sily poľa ako príslušné úrovne zhody RF uvedené vyššie, musí sa monitor radu
RadiForce sledovať a kontrolovať jeho normálna prevádzka. Ak sa zistí neobvyklá prevádzka, možno bude potrebné
vykonať ďalšie opatrenia, ako napríklad otočenie alebo premiestnenie monitoru radu RadiForce.

c)

Vo frekvenčnom pásme 150 kHz až 80 MHz by mala byť intenzita poľa menšia než 3 V/m.

Príloha25

Odporúčané odstupy medzi prenosnými alebo mobilnými vysokofrekvenčnými komunikačnými
zariadeniami a monitorom radu RadiForceMonitor radu RadiForce je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí, v ktorom sa kontrolujú vyžarované
vysokofrekvenčné poruchy. Zákazník alebo používateľ monitoru radu RadiForce môže predísť elektromagnetickému
rušeniu dodržiavaním minimálnej vzdialenosti (30 cm) medzi prenosným a pohyblivým vysokofrekvenčným
komunikačným zariadením (vysielačom) a monitorom radu RadiForce.
Monitor radu RadiForce bol testovaný na nasledujúcich úrovniach zhody (C) v súlade s požiadavkami na skúšanie (T)odolnosti voči blízkym poliam z nasledujúcich služieb bezdrôtovej rádiovej komunikácie.

Skúšobná
frekvencia(MHz)Šírka pásmaa)(MHz)Službaa)

Moduláciab)

Skúšobnáúroveň (T)c)(V/m)Úroveň zhody
(C)
(V/m)

385

380 – 390TETRA 400

Pulzná moduláciab) 27
18 Hz

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FMOdchýlka ±5 kHz
Sínusoida 1 kHz

28

28

710

704 – 787

LTE pásmo 13, 17Pulzná moduláciab) 9
217 Hz9

800 – 960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE pásmo 5

Pulzná moduláciab) 28
18 Hz

28

1700 – 1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE pásmo 1, 3, 4,
25;
UMTS

Pulzná moduláciab) 28
217 Hz28

2450

2400 – 2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE pásmo 7

Pulzná moduláciab) 28
217 Hz28

5240

5100 – 5800

WLAN 802.11 a/n

Pulzná moduláciab) 9
217 Hz

9

745

27

780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785
a)

Pri niektorých službách sú zahrnuté len frekvencie odosielania.

b)

Nosná frekvencia je modulovaná pomocou obdĺžnikového signálu s 50 % pracovným cyklom.

c)

Skúšobné úrovne boli vypočítané na základe maximálneho výkonu a odstupu 30 cm.

Zákazník alebo používateľ monitoru radu RadiForce môže predísť rušeniu od blízkych magnetických polí dodržiavaním
minimálnej vzdialenosti (15 cm) medzi vysokofrekvenčnými vysielačmi a monitorom radu RadiForce.
Monitor radu RadiForce bol testovaný na nasledujúcich úrovniach zhody (C) v súlade s požiadavkami na skúšanie (T)odolnosti voči blízkym magnetickým poliam v nasledujúcej tabuľke.

Skúšobná frekvencia

Moduláciaa)

Skúšobná úroveň (T)(A/m)

134,2 kHz

Pulzná moduláciaa)
2,1 kHz65

65

13,56 MHz

Pulzná moduláciaa)
50 kHz

7,5

7,5

a)

Nosná frekvencia je modulovaná pomocou obdĺžnikového signálu s 50 % pracovným cyklom.

26

PrílohaÚroveň zhody (C)(A/m)

Pri iných prenosných alebo mobilných vysokofrekvenčných komunikačných zariadeniach (vysielačoch) minimálnavzdialenosť medzi prenosným a pohyblivým vysokofrekvenčným komunikačným zariadením (vysielačom) a monitorom
radu RadiForce na základe maximálneho výstupného výkonu komunikačného zariadenia, ako sa odporúča nižšie.

Maximálny menovitý
výstupný výkon
vysielača(W)

Minimálny odstup podľa frekvencie vysielača(m)
150 kHz až 80 MHz
80 MHz až 800 MHz
800 MHz až 2,7 GHz
d = 1,2√P
d = 1,2√P
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Pre vysielače s maximálnym menovitým výkonom, ktorý nie je uvedený vyššie, možno odporúčaný odstup „d“ v metroch(m) stanoviť pomocou rovnice platnej pre frekvenciu vysielača, kde „P“ je maximálny menovitý výstupný výkon vysielača vo
wattoch (W) podľa výrobcu vysielača.
Poznámka 1 Pri frekvenciách 80 MHz a 800 MHz sa uplatní odstup pre vyšší frekvenčný rozsah.
Poznámka 2 Tieto pokyny týkajúce sa sprievodných porúch vyvolaných vysokofrekvenčnými poľami alebo vyžarovanými
vysokofrekvenčnými poľami nemusia platiť vo všetkých situáciách. Šírenie elektromagnetických vĺn je
ovplyvňované pohlcovaním a odrazmi od konštrukcií, predmetov a ľudí.

Príloha27

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N385AZ
IFU-RX560
Copyright © 2017 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition - September 29th, 2023