取扱説明書
取扱説明書（初版）

1000048001

目次

目次
1 本取扱説明書について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1 対象範囲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 使用している記号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.1 取扱説明書の警告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.2 その他の記号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 ターゲットグループ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 安全上の注意 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1 用途 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 作業員の適格性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3 機器の正常な動作. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.4 機器で使用される記号. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.5 電気装置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.5.1 機器の電気装置の損傷 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.5.2 機器の電気装置での作業 . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.5.3 ACアダプターと電源ケーブル . . . . . . . . . . . . 8
2.6 緊急時の対処 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.7 アクセサリー、消耗品、スペアパーツ . . . . . . . . . . . . . 9
2.8 身体保護具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.9 ガラスの破損 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 機器の説明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.1 機器の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2 風防 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.3 ひょう量皿と関連構成部品 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.4 ひょう量モジュール背面の接続部と構成部品. . . . 12
3.5 制御ユニットの接続部 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.6 電子モジュールの接続部と構成部品 . . . . . . . . . . . 13
3.7 ひょう量モジュールのディスプレイ . . . . . . . . . . . . . 14
3.8 電動風防 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.8.1 センサー領域 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.8.2 風防の操作要素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.9 適合性評価済み機器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.10 機器で使用される記号. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4 操作の概念 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1 メインメニューの操作要素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.2 タスク管理の操作要素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.3 ひょう量表示の操作要素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.4 高度なオペレーターガイダンス . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.5 メッセージ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.6 ステータスセンター . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.7 キーパッド. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.8 ボタンのステータス表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.9 操作ディスプレイのボタン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.9.1 ディスプレイのナビゲーションまたは編成ボタン. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.9.2 入力内容の編集または管理ボタン . . . . . . 24
4.9.3 ひょう量と印刷機能のボタン. . . . . . . . . . . . 25

4.10 操作ディスプレイの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.11 ユーザー管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.11.1 ユーザープロファイル. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.11.2 ユーザーログイン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.12 プロファイル管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.13 アプリケーションとタスク. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.14 メニュー構造 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.14.1 メインメニュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.14.2 「設定」
メニュー. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.15 メニューのナビゲーション. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5 設置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.1 同梱物の内容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.2 設置場所の選定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.3 機器の開梱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.4 イーサネットケーブルの接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.5 床下ひょう量の準備 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.6 手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.7 ガラス風防付きミクロ天びんの設置. . . . . . . . . . . . 36
5.7.1 ひょう量皿と関連構成部品の配置 . . . . . . . 36
5.8 金属リング風防付きフィルター天びんの設置. . . . 37
5.8.1 ひょう量皿と関連構成部品の配置 . . . . . . . 37
5.8.2 左利きユーザーのための金属リング風
防付きフィルターひょう量皿の最適化. . . . 38
5.9 電子モジュールの接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.10 パーム操作キーの設置（電動風防付き機器
のみ）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.11 環境順化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6 はじめに . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.1 ACアダプターの設置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.2 電源の接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
7 システム設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
7.1 システム設定の実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
7.2 isoCAL機能のスイッチオフ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
7.3 パスワードの割り当て . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
7.4 パラメータリスト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
7.4.1 「ユーザー構成」
メニューのパラメータ. . 42
7.4.2 「プロファイル管理」
メニューのパラメータ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
7.4.3 「機器設定」
メニューのパラメータ . . . . . . 45
7.4.4 「接続」
メニューのパラメータ . . . . . . . . . . 49
7.4.5 「機器メンテナンス」
メニューのパラメータ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Cubis® MCA取扱説明書3

目次

8 操作. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.1 機器のオン/オフ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.2 ユーザーのログインとログアウト. . . . . . . . . . . . . . . 54
8.3 機器のレベリング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
8.3.1 機器のレベリング. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
8.4 電動風防の開閉（電動風防付き機器のみ）. . . . . . 55
8.4.1 開口幅の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
8.5 アプリケーションのアクティブ化とタスクの追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
8.5.1 アプリケーションのアクティブ化. . . . . . . . . 56
8.5.2 アプリケーションのタスクへの追加 . . . . . . 57
8.6 印刷プロファイルとひょう量プロファイルのタ
スクへの追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
8.7 ひょう量の準備. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
8.8 ひょう量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
8.9 校正、調整、および直線化の概要 . . . . . . . . . . . . . . . 58
8.10 isoCAL機能による調整. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
8.11 機器の内部校正と調整. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
8.12 IDマーキングを使用するひょう量と印刷 . . . . . . . . 60
8.12.1 印字に向けた値の保存. . . . . . . . . . . . . . . . . 60
8.12.2 保存した値への無効マーク付け. . . . . . . . . 61
8.12.3 保存した値への有効マーク付け. . . . . . . . . 61
8.12.4 保存した値の印刷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
8.12.5 タスクの終了 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
8.13 Alibiメモリの表示. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
8.14 アプリケーションの実行（例）. . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
8.14.1 「重量単位の切り替え」機能の実行 . . . . . 62
8.14.2 「統計」
アプリケーションの実行 . . . . . . . . 63
9 クリーニングとメンテナンス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
9.1 機器の準備 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
9.2 機器のクリーニング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
9.3 機器の組立と接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
9.4 メンテナンススケジュール. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
9.5 ソフトウェア更新プログラムの実行 . . . . . . . . . . . . 65
9.6 QAPP Center更新プログラムの実行 . . . . . . . . . . . . . 66
10 作動不良 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
10.1 ステータスメッセージ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
10.2 警告メッセージ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
10.3 トラブルシューティング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

14 処分. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
14.1 汚染除去に関する情報. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
14.2 機器と部品の処分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
14.2.1 処分に関する情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
14.2.2 処分. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
15 技術データ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
15.1 寸法と重量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
15.1.1 ミクロ天びん. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
15.2 電源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
15.2.1 機器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
15.2.2 ACアダプター. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
15.2.3 電気装置の安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
15.2.4 電磁環境適合性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
15.3 材料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
15.4 統合クロック . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
15.5 バックアップバッテリー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
15.6 周囲環境条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
15.6.1 設置場所 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
15.6.2 isoCAL機能を使用する室温 . . . . . . . . . . . . . 73
15.6.3 保護等級 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
15.7 計量データ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
15.7.1 MCA2.7S | MCA10.6S | MCA6.6S |MCA3.6Pモデル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
15.8 推奨される校正用分銅. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
15.9 isoCAL機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
15.10 Alibiメモリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
15.11 インターフェース . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
15.11.1 COM-RS232インターフェースの仕様 . . . . . 75
15.11.2 USB-Aインターフェースの仕様 . . . . . . . . . . 75
15.11.3 USB-Bインターフェースの仕様 . . . . . . . . . . 75
16 アクセサリー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
16.1 アクセサリー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
16.1.1 プリンターと通信関連. . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
16.1.2 ディスプレイと入出力用機器 . . . . . . . . . . . 76
16.1.3 ピペット校正用ハードウェアとソフトウ
ェア . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
16.1.4 フィルター天びんと静電気防止アクセサ
リー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
16.1.5 ひょう量台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
16.1.6 ひょう量用アクセサリー . . . . . . . . . . . . . . . . 77

11 使用の停止 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
11.1 機器の使用停止. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

17 Sartorius Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

12 運搬. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
12.1 機器の運搬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

18 適合と証明書. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
18.1 EU適合宣言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

13 保管と輸送. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
13.1 保管 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
13.2 機器と部品の返品 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

4

Cubis® MCA取扱説明書

本取扱説明書について

1

本取扱説明書について

1.1

対象範囲

本書は機器の一部です。本書の説明は、次のバージョンの機器に適用され
ます：
機器

モデル

ウルトラミクロ天びんとミクロ天びん（電動風防付き）

MCA10.6S...-M | MCA2.7S...-M |MCA3.6P...-M | MCA6.6S...-M

フィルターウルトラミクロ天びんとミクロ天びんMCA10.6S...-F | MCA2.7S...-F |MCA6.6S...-F

1.2

使用している記号

1.2.1

取扱説明書の警告

警告

回避しない場合に、死亡や重傷につながるリスクを伴う危険性を示します。

注意回避しない場合に、中程度の傷害や軽傷につながる危険性を示します。

注記

回避しない場合に、物的損害につながるリスクを伴う危険性を示します。
1.2.2

その他の記号tt

必要な処置：実行する必要のある処置を表します。

yy

結果：実行した処置の結果を表します。

[ ]括弧内のテキストは、制御および表示の要素を表します。

[ ]括弧内のテキストは、ステータス、警告、およびエラーのメッセ
ージを表します。
適合性評価済み（検証済み）機器の法定計量に関する情報を示します。本書では、適合性評価済み機器を「検証済み」とも表記します。

操作ディスプレイ上の数値
機器の操作ディスプレイ上の数値は、本書の記載と異なる場合があります。

Cubis® MCA取扱説明書

5

本取扱説明書について

1.3

ターゲットグループ

本書は、以下のターゲットグループを対象としています。各ターゲットグ
ループには、以下に記載された知識が必要です。
ターゲット
グループ

知識と責任

ユーザー

ユーザーは、機器の操作とそれに関連する作業プロセスに精通しています。機器の操作時に起こりうる危険を認識し、それらの危険の予防方法を知っています。
ユーザーは、機器の操作について研修を受けています。
研修は、操作技術者/主席研究員または機器のオペレーターによって実行されます。

オペレー
ター

機器のオペレーターは、安全要件と作業場の安全規制の順守に責任を持ちます。
オペレーターは、機器のすべての操作者が、確実に関連情報を入手でき、機器の操作についての研修を受けられるようにします。

6

Cubis® MCA取扱説明書

安全上の注意

2

安全上の注意2.1

用途

本機器は、試験検査室で使用可能な高分解能天びんです。本機器は、液体、ペースト、粉末、固形状態にある物質の質量を正確に測定することを目的としています。
載せる材料のタイプに適した容器を使用する必要があります。機器は、スタ
ンドアロンで使用したり、PC上で操作することができます。
本機器は、必ず本書に従ってご使用ください。これ以外の使用方法は、不適切とみなされます。
機器が正しく使用されなかった場合：機器の保護システムが機能しない場
合があります。これは、予測不能なケガや物的損害につながることがあります。
機器の操作条件
本機器を爆発の恐れがある環境で使用しないでください。本機器の使用は、屋内専用です。
本機器は、本書の技術データの章に記載されている装置と操作条件でのみ使用できます。
機器の改造
機器の改造や修理、または技術的変更は行わないでください。機器に改造や技術的変更を加えるには、事前にザルトリウスから書面で許可を得る必要が
あります。

2.2

作業員の適格性

機器を操作するすべての作業員は必要な知識と責任を持つ必要があります（「1.3 ターゲットグループ」章6ページを参照）。
本書に記載されている処置に資格が示されていない場合：説明されている処
置は、「ユーザー」ターゲットグループを対象としています。
個々の処置を他のターゲットグループまたはSartorius Service担当者が実行する必要がある場合：処置の説明に、必要な資格が示されています。

本書の説明の重要性

本書の説明に従わない場合、感電や機械的または化学的危険など、深刻な結果につながる恐れがあります。
tt機器を使用する前に、本書を最後までよくお読みください。
tt本書を紛失した場合は、新しい説明書を申請するか、最新バージョンを
ザルトリウスWebサイト（www.sartorius.com）からダウンロードしてください。
tt本書に含まれている情報が、必ず機器を操作する人全員に伝わるようにします。

Cubis® MCA取扱説明書

7

安全上の注意

2.3

機器の正常な動作

機器の損傷や部品の摩耗は、作動不良につながったり、認識しにくい危険を引き起こす恐れがあります。
tt機器は、安全かつ正常に動作する場合にのみ操作してください。
tt作動不良や損傷がある場合は、すぐにSartorius Serviceに修理を依頼してく
ださい。

2.4

機器で使用される記号

機器に表示されるすべての記号（警告、安全ラベルなど）は、必ず判読しやすい状態にしておきます。
tt記号を隠したり、除去したり、修正したりしないでください。
tt判読しにくくなった場合は、記号を交換します。

2.5

電気装置

2.5.1

機器の電気装置の損傷

機器の電気装置の損傷（絶縁体の損傷など）は、生命を脅かす恐れがあります。電圧が印加されている部品への接触は、生命の危険に直結します。
tt機器の電気装置に欠陥がある場合は、機器を直ちに電源から外し、Sartorius Serviceに連絡してください。
tt活電部に水分を近づけないでください。水分は短絡の原因になります。
2.5.2

機器の電気装置での作業

本機器の電気装置の作業または変更は、Sartorius Service担当者のみが行うことができます。Sartorius Service担当者以外は、機器を開けることができませ
ん。
2.5.3

ACアダプターと電源ケーブル

不適切な（またはサイズが適正でない）電源ケーブルや、不適切なACアダ
プターを使用すると、感電などの重傷につながることがあります。
tt必ず付属の電源ケーブルとACアダプターを使用してください。
ttACアダプターまたは電源ケーブルを交換する必要がある場合：Sartorius
Serviceにご連絡ください。ACアダプターまたは電源ケーブルを、修理または改造しないでください。

2.6

緊急時の対処作動不良や危険な状況などにより、ケガの危険が迫った場合、または機器損
傷のリスクがある場合は、直ちに機器の操作を停止します。
tt電源ケーブルを外して、機器と電源装置の接続を切ります。
ttSartorius Serviceに作動不良の改善を依頼します。

8

Cubis® MCA取扱説明書

安全上の注意

2.7

アクセサリー、消耗品、スペアパーツ

不適切なアクセサリー、消耗品、およびスペアパーツの使用は、機器の機能と安全性に影響し、以下の結果をもたらすことがあります：−−−−

ケガのリスク
機器の損傷
機器の作動不良
機器の故障

ttザルトリウス製のアクセサリー、消耗品、およびスペアパーツのみを使用してください。動作品質に関する情報は、ご要望に応じてザルトリウ
スが提供します。
tt正常に動作する状態にあるアクセサリー、消耗品、スペアパーツのみを使用してください。

2.8

身体保護具

身体保護具は、使用する試料のもたらすリスクから人体を保護します。
tt機器を使用する作業場所または測定プロセスで、身体保護具が必要な場
合：身体保護具を着用します。

2.9

ガラスの破損

ガラス製構成部品は、落下や不適切な取り扱いにより破損することがあります。ガラスの破片はケガの原因になります。
tt機器を持ち上げるときは、風防ではなく必ず底部を持ちます。
tt持ち上げて運搬する場合は、人やものに妨害されない場所を通ります。

Cubis® MCA取扱説明書

9機器の説明

3

機器の説明

3.1

機器の概要
1

2
3
8
4
5

7

5
6

図 1: ミクロ天びん（ガラス風防付き、電子モジュール搭載）（例）

位置

名称

説明

1

レベリングフット

電動調整可能2

製造業者のIDラベル

図には非表示3電子モジュール

4

操作ディスプレイ

タッチスクリーン

5

パーム操作キー

電動風防付きミクロ天びんのみ：風防を開閉します。

6

制御ユニット7

ひょう量モジュール

8

ひょう量室

10

Cubis® MCA取扱説明書

機器の説明

3.2

風防

4

1
2

3
図 2: ミクロ天びん（電動ガラス風防付き）とフィルターミクロ天びん（手動金属リング風防付き）（例）

位置 名称

説明

1

金属リング風防カバー

金属製、ハンドル付き、取り外し可能。

2

金属リング風防

相互にはめ込まれる2つの金属リングで構成、側面開口部あり、手動回転。

3

ガラス風防

ガラス製、側面開口部あり、手動または電動回転。
取り外し可能。

4

センサーウィンドウ

モーションセンサーに使用し、電動ガラス風防の開閉を制御。

Cubis® MCA取扱説明書

11

機器の説明3.3

ひょう量皿と関連構成部品

6

1

5

2

2

3

3
4

4

図 3: ミクロ天びん（電動ガラス風防付き）とフィルターミクロ天びん（手動金属リング風防付き）（例）

位置 名称

説明

1

フィルターひょう量皿2

シールドプレート

3

コネクター

4

ひょう量皿固定具

5

内部風防

6

ひょう量皿

3.4

ひょう量モジュール背面の接続部と構成部品

MCA2.7S...Fモデルのみ
MCA2.7S...Mモデルのみ

1

2
3

4

図 4: ミクロ天びんのひょう量モジュール接続部（例）

位置 名称

説明

1

冷却フィン

MCA2.7S...Fモデルのみ

2

電子モジュール接続部

電子モジュールとひょう量モジュールの接続用。

3

スロット

「Kensington」盗難防止機器取り付け用。

4

接続クランプ

等電位化接続用

12

Cubis® MCA取扱説明書

機器の説明3.5

制御ユニットの接続部

1

2

3

図 5: 制御ユニットの接続部（例）

位置 名称

説明

1

USB-C接続

USB大容量記憶装置用。

2

USB-A接続

USBアクセサリー（例：プリンター、USB大容量記憶装置、バーコードスキャ
ナー）用。

3

イーサネット接続

イーサネットケーブル接続用。

3.6

電子モジュールの接続部と構成部品

1

2

3

4

5

6

7

8

図 6: 電子モジュールの接続部（例）

位置 名称

説明

1

オンキー

機器をスタンバイモードからオンに切り替えます。

2

USB-A接続

USBアクセサリー（例：プリンター、USB大容量記憶装置、バーコードスキャ
ナー）用。

3

USB-B接続

PC接続用。

4

COM-RS232接続

9ピン、PCまたはPLC接続用。

5

アクセススイッチ

機器設定の変更から機器を保護します。適合性評価済み機器では封印されています。

6

周辺機器接続ザルトリウス製アクセサリー接続用。

7

ひょう量モジュール接続

電子モジュールとひょう量モジュールの接続用。

8電源

電源接続用。
Cubis® MCA取扱説明書

13

機器の説明3.7

ひょう量モジュールのディスプレイ
1

図 7: ひょう量モジュールのディスプレイ（例）

位置 名称

説明

1

LEDスト
リップ

ひょう量室の照明に使用。照明の強度はメニューで調整できます。制御ユニットにエラーメッセージが表示されている場合：LEDストリップがオレンジ色に点灯
します。

3.8

電動風防

3.8.1

センサー領域機器にはモーションセンサーがあり、センサー領域内で動きが検知されると、直ちに風防が自動で開きます。その後、風防は再び自動で閉じます。左利きユーザーと右利きユーザーの操作は、モーションセンサーにより最適化されます。
モーションセンサーには、左右にセンサーウィンドウがあります。
モーションセンサーには2つのモードがあります：− 近接センサー（片手操作）− クロスオーバー方法（両手操作）
モーションセンサーの感度は、個別に調整できます（「「風防」サブメニ
ューのパラメータ（電動風防付き機器のみ）」章46ページ参照）。
3.8.2

風防の操作要素

風防は、パーム操作キーで開閉できます。パーム操作キーの操作で、風防の開閉、およびモーションセンサーのアクティブ化と非アクティブ化がで
きます。

3.9

適合性評価済み機器

適合性評価済みモデルの一部の設定は、ユーザーが変更できないよう保護されています（例：精度等級IIの機器の「外部校正」）。この措置は、法定計量に使用する場合の機器の適合性確保を目的としています。

14

Cubis® MCA取扱説明書

機器の説明3.10 機器で使用される記号1

図 8: 機器のIDラベル（例）

位置 名称
1
記号

説明

製造業者のIDラベル

機器の計量データを表示します。適合性評価済み機器のみ。

意味
動作時は、機器の部品に通電していることがあります。
そうした部品への接触や作業（メンテナンスや修理など）
は、電気技師のみ行うことができます。

Cubis® MCA取扱説明書

15

操作の概念

4

操作の概念

4.1

メインメニューの操作要素
1

4
2

3
図 1: メインメニューの操作要素（例）

位置

名称

説明

1

ナビゲーションおよび機能バー− メニューとリスト内のナビゲーション、検索、フィルタリング、並び替えができます。
− 「設定」メニューでは：メニュー名を表示します。

2

使用可能なタスク

アクティブユーザーが使用できるすべてのタスクを表示します。

3

機能バー

現在の表示と現在のユーザーで使用可能なサブメニューと操作機能を表示します。

4

タスク

表示されたタスクを開始します。

16

Cubis® MCA取扱説明書

操作の概念4.2

タスク管理の操作要素
12

図 2: タスク管理の操作要素（例）

位置

名称

説明

1

ナビゲーションおよび機能バー

−
−
−
−

2

使用可能なタスク− 使用可能なすべてのタスクを表示します。
− 表示されているタスクのプロパティの概要を開きます。

メニューとリスト内のナビゲーションと検索ができます。
タスクを追加できます。
QAPP centerを開きます。
メニュー名を表示します。

Cubis® MCA取扱説明書

17

操作の概念4.3

ひょう量表示の操作要素
1

2

3

4

5

6
7

8
9
10

11

12
図 3: ひょう量表示（例）

位置

名称

説明

1

アプリケーション記号

アクティブなアプリケーションの記号を表示します。

2

タスク名

アクティブなタスクの名前を表示します。

3

日付表示

現在の日付を表示します。

4

ユーザー名

アクティブなユーザープロファイル名を表示します。

5

時間表示

現在の時間を表示します。

6

ナビゲーションバー

メニューのナビゲーションができます。

7

計量データ

8

桁のラベル

桁にラベルを付けて区別します。

9

ひょう量値表示選択した単位と分解能で表示します。

10

ひょう量単位選択した単位を表示します（例：グラム、[g]）。

11

棒グラフ

測定値が最大ひょう量に占める割合を表示します。

12

機能バー

現在の表示で使用可能な操作機能を表示します。

18

Cubis® MCA取扱説明書

操作の概念4.4

高度なオペレーターガイダンス

アドバンスアプリケーションには、高度なオペレーターガイダンスがあります。
1

2

図 4: 高度なオペレーターガイダンス（例）

位置

名称

1

オペレーターガイダンスを使用したひょう量表示2

高度なオペレーターガイダンス

説明アクティブなタスク全体を通じて、ユーザーをガイドします。選択したア
プリケーションに応じて、2つまたは3つの表示を変換できます。
− 第1の表示：現在実行されているステップを、グラフで表示します。
− 第2の表示：タスクの現在のパラメータを表示します。
− 第3の表示（統計機能付きアプリケーションのみ）：統計情報を曲線図で表示します。

Cubis® MCA取扱説明書

19

操作の概念

4.5

メッセージ

4

1
2

3
図 5: エラーメッセージ（例）

位置

名称

説明

1

説明

原因を示します。

2

解決策

メッセージの原因の解消に必要な措置を示します。

3

確定メッセージを確定して閉じます。

4

メッセージタイプ

メッセージの種類（ステータス、警告、またはエラー）を示します。

20

Cubis® MCA取扱説明書

操作の概念4.6

ステータスセンター

1

2

3

2

3

4

図 6: ステータスセンター（例）

位置

名称

説明

1

メッセージ

情報、警告、およびエラーメッセージを表示します。

2

レベリングステータス

レベリングのステータスを表示します。

3

機器のステータス

一般機器情報を表示します。

4

校正および調整レポート

前回と次回の調整および校正データを表示します。

Cubis® MCA取扱説明書

21

操作の概念4.7

キーパッド

キーパッドは、入力フィールドへの値の入力に使用します。入力フィールドがアクティブな場合：英数字または数字
キーパッドが表示されます。
1

2

4

3

図 7: 英数字キーパッドと数字キーパッド（例）

位置

名称

説明

1

入力フィールド

2

入力支援

3

数字キーパッド

4

英数字キーパッド

4.8

ボタンのステータス表示

位置記号

入力フィールドに入力できる値を示します（例：数字のみ）。

名称

説明

1

必須ボタン

機能の実行が必須であることを示します。
このボタンは色付きで強調されます。

2

二次ボタン

機能を実行できることを示します。
このボタンは灰色で強調されます。

3

非アクティブボタン

その機能が現在実行できないことを示します。
このボタンは灰色で表示されます。

22

Cubis® MCA取扱説明書

操作の概念4.9

操作ディスプレイのボタン

4.9.1

ディスプレイのナビゲーションまたは編成ボタン

位置

記号

名称

説明

1

[メニュー] ボタン

アクティブなタスクを終了し、メインメニューを開きます。

2[戻る] ボタン− 前の表示に戻ります。
− メインメニューでは：前回実行したタスクにアクセスします。

3[検索] ボタン

タスクとリスト要素の参照オプションを表示します。

4[フィルター] ボタン

タスクとリスト要素のフィルタリングオプションを表示します。

5[並べ替え] ボタン

タスクとリスト要素の並べ替えオプションを表示します。

6[スタンバイ] ボタン

操作ディスプレイをスタンバイモードに切り替えます。

7[タスク管理] ボタン

タスク管理を開きます。

8[ステータスセンター] ボタン

ステータスセンターを開きます。

9[セットアップ] ボタン「設定」メニューを開きます。

10[ユーザーログアウト] ボタン

現在のアクティブユーザーをログアウトし、ログイン表示にアクセスします。

11[ユーザーログイン] ボタン

ログイン表示にアクセスします。

12[次へ] ボタン

次の表示（例：ウィザードの次の処理ステップ）にアクセスします。

[サービス情報] ボタン「設定」/「機器設定」/「機器情報」/「サービス」メニューを開きます。

[機器情報] ボタン「設定」/「機器設定」/「機器情報」/「一般機器情報」メニューを開きます。

[ステータスリスト] ボタン

現在のステータス、警告、エラーのすべてのメッセージを開きます。

[レベリング] ボタン

レベリングウィザードを開きます。

[警告] ボタン

現在の警告メッセージのリストを開きます。

13
14
15
16
17

サービス情報
機器情報
リスト
レベリング

Cubis® MCA取扱説明書

23

操作の概念

位置

記号

名称

説明

18

[エラー] ボタン

現在のエラーメッセージのリストを開きます。

19[情報] ボタン− 現在のメニューを使用して、追加情報の表示を開きます。
− ステータスセンターでは：現在のステータスメッセージのリストを開きます。

20[QAPP Center] ボタン

QAPP centerを開きます。

21[プロファイル管理] ボタン

プロファイル管理を開きます。

22[詳細] ボタン

要素に関する追加情報を示します。

23[画像表示] ボタン

使用可能な画像または動画を表示します。

24[メニューを閉じる] ボタン

メニューを閉じます。

4.9.2

入力内容の編集または管理ボタン

位置

記号

名称

説明

1

[新規作成] ボタン− タスク管理では：タスクの新規作成ウィザードを開始します。
− プロファイル管理では：ひょう量または印刷プロファイ
ルの新規作成ウィザードを開始します。

2[QAPPのアクティブ化] ボタン

アプリケーションのアクティブ化用の表示を開きます。

3[OK] ボタン

選択内容または入力内容を保存します。

4[詳細] ボタン

ユーザー定義の値を入力するキーパッドを表示します。

5[すべて選択] ボタン

リストのすべての要素を選択します。

6[すべて選択解除] ボタン

リストのすべての要素の選択を解除します。

7[キャンセル] ボタン− 設定または値の変更を保存せずに、現在のプロセスをキャンセルします。
− 印刷メモリー編集用表示では：選択した値に無効のマー
クが付きます。

8[編集] ボタン表示された要素（例：タスクのパラメータ設定）の編集に関する調整ウィザードにアクセスします。

9[削除] ボタン

選択した要素を削除します。

[ライセンス] ボタン

QAPPパッケージまたはアプリケーションをアクティブ化するライセンスキーの入力フィールドを開きます。

10

24

ライセンス

Cubis® MCA取扱説明書

操作の概念

位置

記号

名称

説明

11

[キーパッド] ボタン

キーパッドを表示します。

12[ロック] ボタン

アクティブユーザーのパスワード変更用の入力フィールドを
開きます。

4.9.3

ひょう量と印刷機能のボタン

位置

記号

名称

説明

[レベリング] ボタン

レベリングウィザードを開きます。

[isoCAL] ボタン

isoCAL機能を開始します。

[結果] ボタン

現在のアプリケーションの結果とひょう量値の表示を切り替えます（例：％ひょう量）。

4[ゼロ] ボタン

ゼロ設定を開始します。

5[テアー] ボタン

テアーを開始します。

6[テアー1] ボタン

現在のひょう量値をテアー1メモリに保存します。

[テアー1の入力] ボタン

テアー1の値を手動入力する入力フィールドを開きます。

8[テアー1の削除] ボタン

テアー1メモリを削除します。

9[開始] ボタン

選択したアプリケーションを開始します。

10[終了] ボタン

アクティブなアプリケーションを終了し、メインメニューを
開きます。

11

[確定] ボタン

現在の表示を確定し、次のステップを開始します。

12[保存] ボタン

ひょう量値を保存し、それを印刷メモリに送信します。

13[印刷メモリ] ボタン

印刷メモリ表示を開きます。

14[印刷] ボタン− 印刷メモリが表示されている場合：統合データインター
フェースを通じて、保存された印刷命令をエクスポート
します。
− ひょう量表示が表示され、試料IDのプロンプトがアクティブ化されている場合：試料IDのプロンプトの入力フ
ィールドが開きます。

15[イオナイザー] ボタン

イオン化プロセスを開始します。

[重量単位の切り替え] ボタン− 重量単位と分解能を切り替えます。
− 「重量単位の切り替え」機能メニューにアクセスします。

1
2
3

7

16

isoCALパーセント

テアー1 0.00 g

g

Cubis® MCA取扱説明書

25

操作の概念

位置

記号

名称

説明

17

[再起動] ボタンアプリケーションがアクティブな場合：保存された値を削除して、アプリケーションを再起動します。

18[レポート] ボタン

アプリケーションがアクティブな場合（例：密度測定）：ア
プリケーションの進捗状況に関するレポートを表示します。

19[結果レポート] ボタン

アプリケーションがアクティブな場合（例：密度測定）：ア
プリケーションの結果に関するレポートを表示します。

4.10 操作ディスプレイの表示
位置

名称

説明

1

[レベリング] 表示

機器が水平でないことを示します。

2[印刷メモリ] 表示

印刷メモリに要素があることを示します。

[単位記号] 表示

設定した重量単位（例：「グラム」の[g]）を示します。

[結果] 表示

表示されているひょう量値が総重量なのか、アプリケーションの結果なのかを示します。

5[無効なひょう量値] 表示− 表示にひょう量値が含まれず、表示されているのはアプ
リケーション（例：「合計」アプリケーション）の計算結果であることを示します。
− 適合性評価済み機器の場合：障害を示します。この障害の原因は、ステータスセンターに表示されます。

6[記号] 表示

表示されている値が正か負かを示します。

7[現在のページ] 表示− 現在の表示が複数ページ表示であることを示します。
− 現在表示されているページが、複数ページ表示の何ペー
ジ目かを示します。

8[コピー] ボタン

データのコピー中であることを示します。

9[選択] 表示

エントリがリストで選択されていることを示します。

10[目標値] 表示

目標値を棒グラフで表示します。

11[工場設定モード] 表示

機器がデフォルトの工場出荷時設定モードで動作していることを示します。

12[サービスモード] 表示

機器がサービスモードで動作していることを示します。

3
4

26

記号

g
総計

Cubis® MCA取扱説明書

操作の概念4.11 ユーザー管理
4.11.1 ユーザープロファイル
工場設定では、機器に4つのユーザープロファイルが作成されています。各
ユーザープロファイルに1つずつロールが割り当てられます。各ロールに、機器操作の権限があります。各ロールに割り当てられる権限は、ユーザーが使用する機器の機能により異なります。
ユーザープロファイルは変更できます。
4.11.2 ユーザーログイン
ユーザーは、ユーザープロファイルを使用してログイン表示にログインする必要があります。ユーザープロファイルとロールに応じて、さまざまな設定
オプションとタスクが操作ディスプレイに表示されます。

4.12 プロファイル管理
ひょう量と印刷のプロファイルを作成できます。これらのプロファイルは、タスクに割り当てることができます。

4.13 アプリケーションとタスク
ひょう量または校正や調整などの機器機能は、タスクを使用して実行されます。アプリケーションは、タスクに割り当てる必要があります。
タスクは、このタスクを承認されたすべてのユーザーに表示されます。
機器には自由にアクセスできるアプリケーションがあり、それらを使用して、最も重要な機能を実行することができます。
追加アプリケーションのアクティブ化は有料です。

Cubis® MCA取扱説明書

27

操作の概念4.14 メニュー構造
4.14.1 メインメニュー
ttメニューのナビゲーション（第4.15章（32ページ）を参照）
レベル1

レベル2

レベル3

タスク管理
（タスクメ
ニュー）

使用可能なすべてのタスクを表示します。
表示されているタスクのプロパティの概要を開きます。
使用可能なQAPPパッケージを表示します。

QAPP center
ステータスセンター
設定

説明

機器ステータスの情報を表示します（例：レベルステータス）。
一般機器情報
ユーザー管理プロファイル管理
機器設定
接続
機器メンテナンス

4.14.2 「設定」メニュー承認されたアプリケーションによっては、機器に追加メニューが表示される場合があります。
ttメニューのナビゲーション（第4.15章（32ページ）を参照）
レベル1

レベル2

レベル3

説明

機器情報

一般機器情報製造業者

機器の製造業者に関する情報を表示します。

モデル

機器のモデルIDを表示します。

シリアル番号

機器のシリアル番号を表示します。

機器ファームウェアのバージョン（チェック番号付き）

機器ファームウェアのバージョン（チェック番号付き）を表示します。

QAPP centerバージョン

QAPP centerのバージョンを表示します。

IPアドレス

機器のIPアドレスを表示します。

MACアドレス機器のMACアドレスを表示します。

サービス窓口Sartorius Serviceの担当窓口を表示します。

電話番号

Sartorius Serviceの電話番号を表示します。

Eメールアドレス

Sartorius ServiceのEメールアドレスを表示します。

技術ホットライン

Sartorius Serviceの技術ホットラインを表示します。

メンテナンス窓口

メンテナンス措置の担当窓口を表示します。

次回のメンテナンス予定

次回のメンテナンス予定日を表示します。

メンテナンス周期

メンテナンス周期を表示します。

WebサイトSartorius ServiceのWebサイトを表示します。

サービス

28

Cubis® MCA取扱説明書

操作の概念

レベル1

レベル2

レベル3

Alibiメモリ説明
Alibiメモリの内容を表示、フィルタリング、
または参照します。

ひょう量範囲

範囲1〜4

ひょう量範囲1〜4の最大荷重、最小荷重、目量、校正ステップ間隔の値を表示します。

診断情報

機器ファームウェアのバージョン（チェック番号付き）

機器ファームウェアのバージョン（チェック番号付き）を表示します。

QAPP centerバージョン

QAPP centerのバージョンを表示します。

復元モードバージョン

復元モードバージョンを表示します。

BAC天びんプロセッサバージ BACプロセッサのバージョンを表示します。
ョン
APCアプリケーションプロセ APCプロセッサのバージョンを表示します。
ッサバージョン
MCU制御プロセッサバージ
ョンMCUプロセッサのバージョンを表示します。

WPC風防プロセッサバージ
ョンWPCプロセッサのバージョンを表示します。

ソフトウェアライセ
ンス

使用されているすべてのオープンソースソフ
トウェアモジュールのリスト。

ユーザー管理4つの標準ユーザープ
ロファイル

標準ユーザーのプロファイルを表示または編集します。

プロファイル
管理

ひょう量

使用可能なひょう量プロフ
ァイルのリスト

使用可能なすべてのひょう量プロファイルを表示します。ひょう量プロファイルを編集、作成、または削除します。

USBプリンターYDP30のレポート

使用可能な印刷プロファイ
ルのリスト

使用可能なすべての印刷プロファイルを表示します。印刷プロファイルを編集、作成、または削除します。

日付と時間

日付形式

日付表示形式を定義します。

新しい日付

日付を入力します。

時間形式

時間表示形式を定義します。

新しい時間

新しい時間を入力します。

NTP、ネットワークタイ
ムサーバー

NTP経由の時間の同期化をアクティブ化または
非アクティブ化します。

NTPサーバーのIPアドレス

NTPサーバーのIPアドレスを入力します。

タイムゾーン

タイムゾーンを決定します。

自動レベリング（校正/調
整前）

各校正/調整プロセス前の自動レベリングをア
クティブ化または非アクティブ化します。

レベリング警告レベル

機器がレベリングされていないことを示すメ
ッセージを出す警告レベルを設定します。

isoCAL機能

isoCAL機能を設定します。

isoCAL警告レベル

isoCAL機能の実行が必要であることを示すメッ
セージを出す警告レベルを設定します。

ID1〜2

機器IDを決定します。

機器設定

レベリング

isoCAL

機器ID

Cubis® MCA取扱説明書

29

操作の概念

レベル1

レベル2

レベル3

説明

風防

左/右キー

左右のパーム操作キーの機能を設定します。
電動風防付き機器のみ。

センサーモード

センサーウィンドウの操作モードを設定します。電動風防付き機器のみ。

感度範囲（左センサー）

モーションセンサーの左センサーウィンド
ウの感度を定義します。電動風防付き機器のみ。

感度範囲（右センサー）

モーションセンサーの右センサーウィンド
ウの感度を定義します。電動風防付き機器
のみ。

照明の明るさLEDストリップをアクティブ化/非アクティブ化します。電動風防付き機器のみ。

開き角度、右キー

右パーム操作キーを押した場合に、風防がどこまで開くかを構成します。電動風防付き機器のみ。

開き角度、左キー

左パーム操作キーを押した場合に、風防がどこまで開くかを構成します。電動風防付き機器のみ。

ソフトウェアの完全性

ソフトウェアのステータスを表示します（例：使用可能なメモリ）。

内部センサー

機器構成部品（例：クロックモジュールバッテリー）のモニタリングを設定します。

内部アクチュエータ

機器構成部品（例：校正用分銅のモーター電流）のモニタリングの設定を構成します。

環境

環境（例：環境の動き）のモニタリングの設定を構成します。

スイッチオン時のゼロ設定/
テアー

機器始動時の自動のゼロ設定とテアーをアクティブ化/非アクティブ化します。

自動ログイン、前回のユー
ザー

機器始動時の前回のユーザーの自動ログイン
をアクティブ化/非アクティブ化します。

自動スタート、前回のタ
スク

機器始動時の前回のタスクの自動スタートを
アクティブ化/非アクティブ化します。

ディスプレイの明るさ

操作ディスプレイの明るさを定義します。

システムのオン/オフ切り替え「省エネ」機能をアクティブ化または非アクティブ化します。

タッチおよびキーパッド
操作の音

ボタン操作時の音響信号をアクティブ化/非ア
クティブ化します。

処置終了時の音

処置終了の音響信号をアクティブ化/非アクテ
ィブ化します。

メッセージの音メッセージの音響信号をアクティブ化または
非アクティブ化します。

自己診断機能スイッチオン時の動作

プロパティ表示音（スピーカー）30

Cubis® MCA取扱説明書

操作の概念

レベル1

レベル2

レベル3

説明

接続

天びんのWebサイト

Webサイト

機器のWebサイトの表示に関する設定を決定します。

遠隔制御の表示機器の遠隔制御設定を定義します。

イーサネット経由のシリア
ル伝送

イーサネット接続のプロファイルを表示します。プロファイルを編集、作成、または削除します。

USB-B接続

USB-B接続のプロファイルを表示します。プロ
ファイルを編集、作成、または削除します。

RS232接続

RS232接続のプロファイルを表示します。プロ
ファイルを編集、作成、または削除します。

形式

データ出力とデータ出力形式の設定を構成します。

出力

出力を安定化してから行うか、または安定化せずに行うかを定義します。

自動データ出力

自動データ出力の出力レートをアクティブ化/
非アクティブ化します。

出力

天びんとPC間のデータ交換の出力形式を定義します。

読取値の小数点記号

小数点文字を定義します。

モーションセンサー

動作の数と機能、および感度を定義します。

インターフェース

SBIプロトコル

PCダイレクトプロ
トコル
接続機器

モーションセンサーを機器に接続した場合のみ使用できます。
外部USBスイッチ

USBスイッチの1〜3キーについて、キーを押して放した時に実行する機能を決定します。
外部USBスイッチを機器に接続した場合のみ使用できます。

機器メン
テナンス

ファームウェアの更新

ファームウェアを更新します。このメニ
ューは、適合性評価済み機器では使用できません。

QAPP Centerの更新

QAPP centerを更新します。

エクスポートオプション

機器からのデータのエクポートに関する設定を決定します。

インポートオプシ
ョン

機器へのデータのインポートに関する設定を決定します。

デフォルトの工場設
定の復元

機器を工場設定にリセットします。

Cubis® MCA取扱説明書

31

操作の概念4.15 メニューのナビゲーション
手順
ttメインメニューからメニューを開くには：機能バーの目的のメニューボ
タンをタップします。
yyメニューが開き、開いたメニューの名前がナビゲーションバーに表示されます。
tt他の表示からメインメニューに戻るには：[メニュー] ボタンまたは [戻る] ボタンを、メインメニューが表示されるまで（複数回）押します。
tt表示を終了するには：[戻る] または [キャンセル] ボタンを押します。
ttメインメニューで使用可能なタスクをスクロールするには：タスクリス
トを左右いずれかにスワイプします。

tt管理メニュー（設定、タスク、アプリケーションなど）でオプションリ
ストをスクロールするには：リストを上下いずれかにスワイプします。

tt複数ページを含む表示（例：ステータスセンター）で次のページを表示するには：表示を左にスワイプします。

tt複数ページを含む表示で前のページを表示するには：表示を右にスワイプします。

ttリストから値を選択する必要がある場合：
tt表示内の目的の値にスクロールします。ディスプレイを上下いずれかにスワイプすると、スクロールできます。
tt目的の値を押します。
tt選択内容を確定するには：[OK] ボタンを押します。
yy選択した値が保存され、リストが閉じます。

32

Cubis® MCA取扱説明書

操作の概念1

tt表示された要素をフィルタリングするか、または表示を参照する必要がある場合：
tt[検索] または [フィルター] ボタンを押します。
yyキーパッドが表示されます。
tt検索する値、またはフィルタリングする値を、キーパッドを使用して入力フィールド（1）に入力します。
tt[OK] ボタンを押します。
tt検索またはフィルターの操作を開始せずに、検索とフィルタリングの入力フィールドを閉じるには：入力フィールドに値を入力しないか、または入力した値を削除します。
tt[OK] ボタンを押します。
ttキーパッドで、その言語固有の文字を入力する必要がある場合：
ttキーパッドで文字を長押しします。
yy押している文字に言語固有の文字が使用できる場合：押している文字に使用できる言語固有の文字すべてを含む表示が開きます。
tt言語固有の文字を選択し、キーパッド表示に戻るには：目的の言語固
有文字をタップします。

Cubis® MCA取扱説明書

33

設置

5

設置

5.1

同梱物の内容

品目

数量

機器

1

ひょう量皿

1

フィルターウルトラミクロ天びんとミクロ天びん：フィルタ
ーひょう量皿1

MCA2.7S...モデルの場合：内部風防

1

シールドプレート

1

MCA2.7S...モデルの場合：コネクター

1

ACアダプター1

電動風防付きモデルの場合：パーム操作キー

2

各国専用電源ケーブル（試験シール付き）

1

USB接続ケーブル

1

表示制御ユニット使用時用粉塵カバー

1

ひょう量モジュール使用時用粉塵カバー

1

電子モジュール（電源ケーブル付き）

1

電子モジュール用接続ケーブル

15.2

設置場所の選定

手順
tt設置場所が以下の条件を満たしていることを確認します。
条件

内容

周囲環境条件

適合性テスト済み（「15.6 周囲環境条件」章
73ページを参照）

設置面

振動を受けない安定した水平面
壁面に直接接触させない
機器と周辺機器の設置に十分な広さがある（機器の設置スペースの要件については、「15.1 寸法と重量」章71ページを参照、周辺機器（例：プリンター）の設置スペースの要件については、周辺機器の取扱説明書を参照）
機器と周辺機器の最大荷重に十分耐えうる（機器の重量については、「15.1 寸法と重量」章71ページを参照、周辺機器（例：プリンター）の重量については、周辺機器の取扱説明書を参照）

アクセス

34

Cubis® MCA取扱説明書

障害物がない

設置

5.3

機器の開梱

手順
tt機器を発泡スチロール材ごとパッケージから引き上げます。
tt機器を発泡スチロール材ごとパッケージの横に置きます。
tt発泡スチロール材を機器から外します。
tt注記 機器の不適切な取扱いは、ガラスの破損につながります！機器を持ち上げるときは、必ず底部を持ちます。
tt底部を下にして機器を配置します。
tt納品時のパッケージに含まれるすべてのパーツを保管しておいてください（機器の返送などのため）。

5.4

イーサネットケーブルの接続

材料：

イーサネットケーブル1本
機器を支える柔らかい面1個

ツール：

トルクスアレンキーT8 1本

手順tt柔らかい面の上に制御ユニット付き電子モジュールを逆さまにして置きます。
ttディスプレイと制御ユニットの裏面にあるイーサネット接続ソケットのカバー（3）を外します。
ttイーサネットケーブルのプラグをイーサネット接続ソケットに差し込みます。
ttイーサネットケーブルをケーブル用の溝（1）にはめ込み、ネットワーク
ケーブルを使用してケーブルロック（2）を回します。

32

1tt水平面の上で、制御ユニット付き電子モジュールを底部を下にして元のように配置します。

5.5

床下ひょう量の準備

本機器は、床下ひょう量用に構成できます。床下ひょう量を使用すると、ひ
ょう量皿に載りきらない試料などを吊り下げてひょう量できます。
床下ひょう量では、カバープレートを外して、くぼみのあるひょう量台の上に機器を設定します。
法定計量では：− 床下ひょう量装置は使用できません。
− 床下ひょう量装置のカバーは開かないでください。
材料：

機器を支える柔らかい面1個
風防1個
くぼみのあるひょう量台1個ツール：

トルクスアレンキーT20 1本

Cubis® MCA取扱説明書

35

設置

5.6

手順

tt機器の側面を下にして、柔らかい面に置きます。

ttトルクスアレンキーを使用して、ひょう量モジュールの下の2本のねじ（2）を外します。
ttカバープレート（1）を持ち上げます。
tt風防を取り付けます。

2
1

ttくぼみのあるひょう量台の上に機器を設定します。床下ひょう量用フック（3）がひょう量台に触れないようにします。
tt風防を取り付けます。
3

5.7

ガラス風防付きミクロ天びんの設置

5.7.1

ひょう量皿と関連構成部品の配置

手順
ttコネクター付き機器の場合：ひょう量室底部にコネクター（2）を載せます。
ttひょう量室底部にシールドプレート（1）を載せます。
1
2

36

Cubis® MCA取扱説明書

設置

ttひょう量室底面の開口部から、ひょう量皿固定具にひょう量皿（1）を入れます。
ttひょう量皿を取り付けるには：軽く押し付けながら、ひょう量皿を軽く回します。
1tt内部風防付き機器の場合：内部風防をシールドプレートに載せます。
ttくぼみのあるガラス風防（1）を突起（2）に合わせて差し込みます。

1
2

1

5.8

金属リング風防付きフィルター天びんの設置

5.8.1

ひょう量皿と関連構成部品の配置

手順
ttコネクター付き機器の場合：ひょう量室底部にコネクターを載せます。
ttひょう量室底部にシールドプレート（2）を載せます。
ttひょう量室底部に金属リング風防（1）を載せます。風防の内側金属リン
グを、必ず外側金属リング内に差し込みます。

2

1

2

tt金属リング風防開口部を矢印の方向に回します。
tt金属リング風防を取り付けるには：ねじ（2）を回します。
ttフィルターひょう量皿（1）またはひょう量皿を、シールドプレート開口部から、ひょう量皿固定具に入れます。
tt注記 適切に組み立てないと、フィルターひょう量皿またはひょう量皿が損傷することがあります。挿入したフィルターひょう量皿またはひょう量皿を取り付けるには：フィルターひょう量皿またはひょう量皿を軽く押し付けて回し、ひょう量皿固定具に正しく配置します。

Cubis® MCA取扱説明書

37

設置

tt風防のくぼみに軸受けピン（1）を差し込みます。
tt風防カバーを風防に載せます。
1

5.8.2

左利きユーザーのための金属リング風防付きフィルターひょう量皿の最適化

要件
金属リング風防が装着されていること。

1

手順
tt風防カバーを金属リング風防から持ち上げて回します。
tt軸受けピン（1）を風防カバーの裏面から外し、反対側の開口部に差し込みます。

tt風防カバーを金属リング風防に載せます。
tt金属リング風防のねじ（1）を緩め、風防全体を矢印の方向に90度回します。
ttもう一度ねじを締めます。

1

5.9

電子モジュールの接続

手順
tt接続ケーブルを電子モジュールのひょう量モジュール接続部に接続します。
tt接続ケーブルのもう一方の端を、ひょう量モジュールの電子モジュール
接続部に接続します。
tt接続ケーブルをロックするには：ツメを2個ずつ使用して、両接続部で接続ケーブルのプラグをロックします。
tt注記 不適切な接続は、機器の損傷につながります！
ttプラグ接続部が正しくかみ合っていることを確認します。
tt接続ケーブルが引っ張られないようにします（例：壁に直接取り付け
ない）。

38

Cubis® MCA取扱説明書

設置

5.10 パーム操作キーの設置（電動風防付き機器のみ）
電動風防付きモデルでは、2つのパーム操作キーを設置できます。
手順
tt2つのパーム操作キー（1）を表示制御ユニット側面に取り付けます。

1

5.11 環境順化
冷えた機器を暖かい場所に運んだ場合：温度差で機器の湿気が凝結することがあります（結露）。機器の水分は作動不良につながります。
tt設置場所で、約2時間機器を環境順化させます。その間は、必ず機器と電源との接続を切っておきます。

Cubis® MCA取扱説明書

39

はじめに

6

はじめに

手順
tt 注意 不適切な接続は、機器の損傷につながります！電子構成部品を使用して機器を接続する場合（例：プリンター、PC）：機器を電源から外す必要があります。機器と電源との接続を確実に切ります。
tt電子構成部品を使用して機器を接続します（電子構成部品の取扱説明書
を参照）。

6.1

ACアダプターの設置

手順
tt電源ユニットのDC電源ケーブルを電子モジュールの「電源」接続ソケッ
トに差し込み、ねじを締めます。

tt電源ケーブルを電源ユニット接続部に接続します。

6.2

電源の接続

手順
tt 警告 電源ケーブルの欠陥は、重傷につながります！電源ケーブルに、
絶縁体のひびなどの損傷がないか確認します。
tt必要な場合：Sartorius Serviceに連絡してください。
tt各国専用の電源プラグが、設置場所の電源接続部に合うかどうか確認します。
tt必要な場合：Sartorius Serviceに連絡してください。
tt注記 過剰な入力電圧は、機器の損傷につながります！ACアダプターの電圧仕様が、設置場所の電源仕様と一致しているかどうか確認します。
tt入力電圧が高すぎる場合：機器を電源に接続しないでください。
ttSartorius Serviceに連絡してください。
tt電源ケーブルの主電源プラグは、設置場所の壁コンセントに接続します。
yy[機器を起動しています...] 表示が操作ディスプレイに表示されます。
yy[システムを始動しています...] 表示が操作ディスプレイに表示されます。
yy[アプリケーションを始動しています...] 表示が操作ディスプレイに表示されます。
yy[ロード中] 表示が操作ディスプレイに表示されます。
yy機器が初期テアー機能を実行します。

40

Cubis® MCA取扱説明書

システム設定

7

システム設定7.1

システム設定の実行

機器とアプリケーションのデフォルト設定は、周囲環境条件や個々の操作要件に合わせて調整できます。
機器を接続した構成部品とともに動作させるには、以下の設定が必要です：− 接続した機器の通信のセットアップ− 追加構成部品のセットアップ
機器のセットアップには以下の設定が推奨されます：
−
−
−
−
−
−

メニュー言語の設定
日付/時間形式の選択
日付/時間の設定
パスワードの割り当て
isoCAL機能の動作設定
電動風防の動作設定（電動風防付き機器のみ）

手順
ttメインメニューを開きます。
tt[セットアップ] ボタンを押します。
tt設定を調整するには：目的のサブメニューを開きます。
tt目的の構成値を選択します（「7.4 パラメータリスト」章42ページを参照）。
ttメニューを終了します。

7.2

isoCAL機能のスイッチオフ

適合性評価済み機器でisoCAL機能をオフにする場合：法定計量の用途に機器を使用できる温度範囲が限定されます（「15.6.2 isoCAL機能を使用する室温」章73ページを参照）。isoCAL機能は、すべてのモデルバージョンでオフにできるわけではありません。
手順
tt「設定/機器設定/isoCAL」メニューで、「ISOCAL機能」パラメータに構成
値「オフ」を選択します。

7.3

パスワードの割り当て

手順
ttユーザープロファイルを使用して機器にログインし、パスワードを割り当てます。
tt「設定/ユーザー構成」メニューを開きます。
tt[ロック] ボタンを押します。
yyユーザーパスワードの入力フィールドが表示されます。
tt入力フィールドに希望するパスワードを入力し、[OK] ボタンで確定します。

Cubis® MCA取扱説明書

41

システム設定

7.4

パラメータリスト

7.4.1「ユーザー構成」メニューのパラメータ

パラメータ

構成値

説明

名前

ユーザー入力ユーザーの名前を割り当てます。

説明

ユーザー入力ユーザーの説明を入力します。

ユーザーカラー

ユーザーのユーザーカラーを定義します。

言語

ユーザーの言語を設定します。

ログオン方法

ユーザーパスワードを機器にローカルに保存するか、IDAPネットワ
ークサーバーから提供するかを決定します。

* 工場設定7.4.2「プロファイル管理」メニューのパラメータ「ひょう量」サブメニューのパラメータ
パラメータ

構成値

説明

周囲環境条件

非常に安定

周囲環境条件を「非常に安定」に設定します：荷重変化時のひょう量値の高速変化を、高い出力レートでアクティブ化します。
以下の作業環境に推奨されます：− 壁面近くの非常に安定したテーブル− 開放されていない静かな部屋

安定周囲環境条件を「安定」に設定します。
以下の作業環境に推奨されます：− 安定したテーブル− わずかな動きのある部屋− わずかな通風

不安定*

周囲環境条件を「不安定」に設定します：ひょう量値の変化遅延を、低い出力レートでアクティブ化します。
以下の作業環境に推奨されます：− 簡単なオフィスデスク
− 機械や人の動いている部屋− わずかな空気の動き

非常に不安定周囲環境条件を「非常に不安定」に設定します：大幅なひょう量値
変化遅延と長い安定化時間を、さらに低い出力レートでアクティブ化します。
以下の作業環境に推奨されます：−−−−* 工場設定42

Cubis® MCA取扱説明書

顕著でゆっくりした床の振動
顕著な建物の振動
ひょう量対象の移動非常に強い空気の動き

システム設定

パラメータ

構成値

説明

アプリケーションフィルター

ひょう量（最終読取値）* 非常に高速で荷重が変化する場合に、高速で表示が変わるようにするフィルターをアクティブ化します。
荷重変化（桁範囲）がわずかな場合、表示の変化は遅くなります。

安定性

安定遅延

ゼロ設定/テアー

自動ゼロ設定事前設定テアー1投与（初期ひょう量）

最小限の荷重変化（例：容器の充てん時）で、非常に高速で表示が変わるようにするフィルターをアクティブ化します。

センサーモード（ローフィルタリング）

荷重変化（例：自動充てんシステム）に常に同じように動作する、
弱くて高速なフィルターをアクティブ化します。

動的モード（フィルタリ
ングなし）

アクティブなアプリケーションフィルターを非アクティブ化します。

非常に高い精度安定性を「非常に高い精度」に設定します。

高い精度安定性を「高い精度」に設定します。

普通の精度*

安定性を「普通の精度」に設定します。

速い

安定性を「速い」に設定します。

非常に速い安定性を「非常に速い」に設定します。

非常に遅い安定性を「非常に遅い」に設定します。

非常に短い

安定遅延を「非常に短い」に設定します：安定性基準に達すると、安定性の記号が表示されます。

短い*

安定遅延を「短い」に設定します：安定性の記号は、変動があっても信頼性のある結果を提供できるよう、短い遅延の後に表示されます。

普通

安定遅延を「普通」に設定します：安定性の記号は、変動が大きくても信頼性のある結果を提供できるよう、「短い」よりも長い遅延の後に表示されます。

長い

安定遅延を「長い」に設定します：安定性の記号は、大規模な変動を相殺できるよう、長い遅延の後に表示されます。

安定なし

安定なし：キーを押すと、直ちに [ゼロ] または [テアー] キーの機能が実行されます。

安定あり*

安定あり：[ゼロ] または [テアー] キーの機能は、安定後に実行され
ます。

安定時

安定時：キーを押した時に安定していれば、[ゼロ] または [テアー]キーの機能が実行されます。

オン*

自動ゼロ設定をアクティブ化します。表示は、(X) 未満で偏差0の場
合に自動的にゼロに設定されます。

オフ

自動ゼロ設定を非アクティブ化します。ゼロ設定は [ゼロ] キーでトリガする必要があります。

オン*

初期テアー/ゼロ設定をアクティブ化します。スイッチをオンにした後に、機器がテアーまたはゼロ設定されます。

オフ

初期テアー/ゼロ設定を非アクティブ化します：スイッチをオンにす
ると、スイッチがオフになる前の最後の値が機器に表示されます。

* 工場設定Cubis® MCA取扱説明書

43

システム設定

パラメータ

構成値

利用可能単位

説明
単位の可用性は、国の規則に依存するため、国ごとに異なります。
複数の選択が可能です。

mg – ミリグラム*

機器はひょう量値をミリグラム単位で表示します。

g – グラム

機器はひょう量値をグラム単位で表示します。

kg – キログラム

機器はひょう量値をキログラム単位で表示します。

ct – カラット

機器はひょう量値をカラット単位で表示します。

lb – ポンド

機器はひょう量値をポンド単位で表示します。

oz – オンス

機器はひょう量値をオンス単位で表示します。

ozt – トロイオンス

機器はひょう量値をトロイオンス単位で表示します。

tlh – 香港テール

機器はひょう量値をテール単位で表示します（香港）。

tls - シンガポールテール

機器はひょう量値をテール単位で表示します（シンガポール）。

tlt – 台湾テール

機器はひょう量値をテール単位で表示します（台湾）。

tlc - 中国テール

機器はひょう量値をテール単位で表示します（中国）。

GN – グレーン

機器はひょう量値をグレーン単位で表示します。

dwt - ペニーウェイト

機器はひょう量値をペニーウェイト単位で表示します。

mom – 匁

機器はひょう量値を匁単位で表示します。

tol – トウラ

機器はひょう量値をトウラ単位で表示します。

bat – バーツ

機器はひょう量値をバーツ単位で表示します。

MS – メスガル

機器はひょう量値をメスガル単位で表示します。

N – ニュートン

機器はひょう量値をニュートン単位で表示します。

すべての小数桁を表示*「すべての小数桁を表示」：すべての小数桁をディスプレイに表示します。適合性評価済み機器では使用できません。

荷重変化後に下1桁オフ「荷重変化時に小数桁を1桁減らす」: 安定するまで、ディスプレイ
の最終小数桁がオフになります。

最終桁は小数第1位「最終桁は小数第1位」: 常に小数第1位が最終桁になります。

最終小数桁オフ「最終小数桁オフ」: 最終小数桁がオフになります。

名前

ユーザー入力

ひょう量プロファイルの名前を割り当てます（例：「ひょう量」）。

説明

ユーザー入力プロファイルの説明を入力します（オプション）。

利用可能な分解能* 工場設定「USBプリンターYDP30のレポート」サブメニューのパラメータ
パラメータ

構成値

説明

GLP印刷

オフ*

GLP印字を非アクティブ化します。

オン

GLP印字を常にオンにします。すべての印字は、GLPヘッダーとGLP
フッターを含みます。

オフ*

測定値を日付と時間なしでエクスポートします。

オン

測定値を日付、時間とともにエクスポートします。

オフ*

測定値を総計、正味合計、およびテアー値なしでエクスポートします。

オン

測定値を総計、正味合計、テアー値とともにエクスポートします。

日付/時間
ブロック圧力（N、T、GC）* 工場設定44

Cubis® MCA取扱説明書

システム設定

パラメータ

構成値

説明

文字メモリ

オフ*

AlibiメモリのIDマーキングを非アクティブ化します。

オン

AlibiメモリのIDマーキングをアクティブ化します。

名前

ユーザー入力レポートの名前を割り当てます（例：「YDP30」）。

説明

ユーザー入力レポートの説明を入力します（オプション）。

* 工場設定7.4.3「機器設定」メニューのパラメータ「日付と時間」サブメニューのパラメータ
パラメータ

構成値

説明

日付形式

DD/MM/YYYY

日付表示形式をDD/MM/YYYYに設定します。

MM/DD/YYYY

日付表示形式をMM/DD/YYYYに設定します。

DD.MM.YYYY

日付表示形式をDD.MM.YYYYに設定します。

YYYY-MM-DD (ISO)*

日付表示形式をYYYY-MM-DD（ISO）に設定します。

新しい日付

ユーザー入力

入力した日付を保存します。

時間形式

HH.MM.SS

時間表示形式をHH.MM.SSに設定します。

HH:MM:SS (ISO)*

時間表示形式をHH:MM:SS（ISO）に設定します。

HH:MM:SS am/pm

時間表示形式をHH:MM:SS am/pmに設定します。

新しい時間

ユーザー入力

入力した時間を保存します。

NTP

NTPアクティブ

NTPサーバーとの時間の同期をアクティブ化します。

NTP非アクティブ*

NTPサーバーとの時間の同期を非アクティブ化します。

NTPサーバーのIPア
ドレス

ユーザー入力入力したNTPサーバーのサーバーIDを保存します。

タイムゾーン

使用可能なタイムゾーンのリスト

選択したタイムゾーンを保存します。

* 工場設定「レベリング」サブメニューのパラメータ
パラメータ
自動レベリング

構成値
オフ
オン*

レベリング警告レ
ベル

低い：情報専用
普通：警告メッセージ*

高い：エラーメッセー
ジ、レベリング必須

説明
自動レベリングのトリガを非アクティブ化します：レベリングプロ
セスは手動で開始する必要があります。
自動レベリングのトリガをアクティブ化します：機器は、すべての内部調整の前に、統合センサーを使用してレベリング機能を自動で実行します。
機器を水平にする必要がある場合：機器にステータスメッセージが表示されます。
機器を水平にする必要がある場合：機器に警告メッセージが表示されます。機器が水平になるまで、機器の一部の機能が制限されます。表示されるひょう量値に無効のマークが付き、印刷したデータに [!] のマークが付きます。
機器を水平にする必要がある場合：機器にエラーメッセージが表示されます。機器が水平になるまで、機器の一部の機能が制限されます。表示されるひょう量値に無効のマークが付き、アプリケーションの開始と値の保存が無効になり、データ出力が非アクティブ化されます。

* 工場設定Cubis® MCA取扱説明書

45

システム設定「isoCAL」サブメニューのパラメータ
パラメータ
isoCAL機能

構成値
オフ
情報、手動実行

オン、自動実行*
オン、自動実行と直線化

isoCAL警告レベル

低い：情報専用
普通：警告メッセージ*

高い：エラーメッセー
ジ、調整必須説明
isoCAL機能を非アクティブ化します。この設定変更は、すべてのモデルで利用できるわけではありません。
機器を校正する必要がある場合：操作ディスプレイで、[isoCAL] ボ
タンが必須ボタンとして表示されます。isoCAL機能は、[isoCAL] ボタ
ンを使用して手動でトリガする必要があります。
isoCAL機能をアクティブ化します。トリガがisoCAL機能を開始すると、すぐに機器が自動調整されます。
isoCALと直線化の機能をアクティブ化します。トリガがisoCAL機能を開始すると、すぐに機器が自動調整され、さらに直線化されます。
isoCAL機能を実行する必要がある場合：機器にステータスメッセー
ジが表示されます。
isoCAL機能を実行する必要がある場合：機器に警告メッセージが表示されます。機器が水平になるまで、機器の一部の機能が制限されます。表示されるひょう量値に無効のマークが付き、印刷したデー
タに [!] のマークが付きます。
isoCAL機能を実行する必要がある場合：機器にエラーメッセージが表示されます。機器が水平になるまで、機器の一部の機能が制限されます。表示されるひょう量値に無効のマークが付き、機能の開始とタスクのデータ保存が無効になり、データ出力が非アクティブ化されます。

* 工場設定「機器ID」サブメニューのパラメータ
パラメータ

構成値

説明

ID 1
ID 2
* 工場設定ユーザー入力
ユーザー入力入力した機器IDを保存します。
入力した機器IDを保存します。

「風防」サブメニューのパラメータ（電動風防付き機器のみ）
パラメータ

構成値

説明

左/右キー

オフ、機能なし
同一機能両方のパーム操作キーの機能を非アクティブ化します。
両方のパーム操作キーに同一機能を割り当てます。2つのパーム操作
キーに、それぞれ独立した機能を割り当てることはできません。
パーム操作キーに個別機能を割り当てます。2つのパーム操作キーに、それぞれ独立した機能を割り当てることができます。
センサーウィンドウが接近物を検知した場合：モーションセンサー
が接近物を検知した側の風防を自動開閉し、第2センサーウィンド
ウの機能をロックします。
センサーウィンドウが接近物を検知した場合：反対側の風防を自動開閉し、第2センサーウィンドウの機能をロックします。

個別機能*
センサーモード

近接センサー（片手操作）*
クロスオーバー方法（両手操作）* 工場設定46

Cubis® MCA取扱説明書

システム設定

パラメータ

構成値

説明

左センサー感度範囲 オフ

モーションセンサーの感度設定を非アクティブ化します。左センサ
ー領域は接近物を検知しません。
短い
モーションセンサー応答のしきい値を低い値に設定します：左センサー領域は近距離の接近物を検知します。
普通*
モーションセンサー応答のしきい値を中程度の値に設定します：
左センサー領域は中距離の接近物を検知します。
長い
モーションセンサー応答のしきい値を高い値に設定します：左センサー領域は遠距離の接近物を検知します。
右センサー感度範囲 オフ
モーションセンサーの感度設定を非アクティブ化します。右センサ
ー領域は接近物を検知しません。
短い
モーションセンサー応答のしきい値を低い値に設定します：右センサー領域は近距離の接近物を検知します。
普通*
モーションセンサー応答のしきい値を中程度の値に設定します：
右センサー領域は中距離の接近物を検知します。
長い
モーションセンサー応答のしきい値を高い値に設定します：右センサー領域は遠距離の接近物を検知します。
照明の明るさオフ
ひょう量モジュールのLEDストリップを非アクティブ化します。
暗い
LEDストリップの照明の強度を「暗い」に設定します。
普通*
LEDストリップの照明の強度を「普通」に設定します。
明るい
LEDストリップの照明の強度を「明るい」に設定します。
開き角度、右キー
ユーザー入力、0〜360° 入力した値を保存します。右パーム操作キーを押した場合に、風防が何度まで開くかを決定します。
開き角度、左キー
ユーザー入力、0〜360° 入力した値を保存します。左パーム操作キーを押した場合に、風防が何度まで開くかを決定します。
* 工場設定「機器モニタリング」サブメニューのパラメータ
パラメータ
構成値
クロックモジュール オフ
バッテリーオン
温度補正ステータス オフ
オン
レベリングモーター オフ
電流オン
校正用分銅モーター オフ
電流
オン
風防モーター電流オフ
オン

説明
クロックモジュールバッテリーのモニタリングを非アクティブ化します。
クロックモジュールバッテリーのモニタリングをアクティブ化します。
温度補正ステータスのモニタリングを非アクティブ化します。
温度補正ステータスのモニタリングをアクティブ化します。
レベリングプロセスのモーター電流のモニタリングを非アクティブ化します。
レベリングプロセスのモーター電流のモニタリングをアクティブ化
します。
内部校正用分銅の配置に関するモーター電流のモニタリングを非アクティブ化します。
内部校正用分銅の配置に関するモーター電流のモニタリングをアクティブ化します。
電動風防のモーター電流のモニタリングを非アクティブ化します。
電動風防付き機器のみ。
電動風防のモーター電流のモニタリングをアクティブ化します。
電動風防付き機器のみ。

* 工場設定Cubis® MCA取扱説明書

47

システム設定パラメータ
使用可能メモリ、
警告制限
使用可能メモリ、
限界値* 工場設定構成値
ユーザー入力
ユーザー入力説明
入力した値を保存します。使用可能な記憶域が入力した値より小さい場合：機器に警告メッセージが表示されます。
入力した値を保存します。使用可能な記憶域が入力した値より小さい場合：機器にエラーメッセージが表示されます。

「スタートアップ動作」サブメニューのパラメータ
パラメータ
スイッチオン時のゼロ設定/テアー
自動ログイン、
前回のユーザー

構成値
オフ

説明
機器始動時の自動のゼロ設定とテアーを非アクティブ化します。

オン*
オフ*

機器始動時の自動のゼロ設定とテアーをアクティブ化します。
機器始動時の前回のユーザーの自動ログインを非アクティブ化します。
機器始動時の前回のユーザーの自動ログインをアクティブ化します。
機器始動時の前回のタスクの自動スタートを非アクティブ化します。

オン
自動スタート、
前回のタスク スイッチオン時のゼロ設定/テアーオフ*

オン

機器始動時の前回のタスクの自動スタートをアクティブ化します。

* 工場設定「ディスプレイ設定」サブメニューのパラメータ
パラメータ
ディスプレイの明るさ

システムのオン/オ
フ切り替え

構成値
明るい

説明
操作ディスプレイの照明の強度を「明るい」に設定します。

普通*
エコモード

操作ディスプレイの照明の強度を「普通」に設定します。
エコモードをアクティブ化します。ダウンタイムが長くなった場合に、自動的に操作ディスプレイを暗くします。
アイドルモードの設定：[スタンバイ] ボタンで機器をアイドルモー
ドに切り替えます。[スタンバイ] ボタンを押すと、機器が再びアクティブ化します。
スタンバイモードの設定：[スタンバイ] ボタンで機器をスタンバイ
モードに切り替えます。オンキーを押すと、機器が再びアクティブ化します。
「ザルトリウス標準」操作ディスプレイの配色を選択します。

省エネ、短いスイッチオン時間*省エネ（最大）、長いスイッチオン時間

配色* 工場設定48

ザルトリウス標準*Cubis® MCA取扱説明書

システム設定「音（スピーカー）」サブメニューのパラメータ
パラメータ
構成値
タッチおよびキーパ オフ*
ッド操作の音オン
処置終了時の音オフ*オンメッセージの音
オフオン** 工場設定7.4.4

説明
タッチおよびキーパッド操作の音響信号を非アクティブ化します。
タッチおよびキーパッド操作の音響信号をアクティブ化します。
処置終了の音響信号を非アクティブ化します。
処置終了の音響信号をアクティブ化します。
メッセージの音響信号を非アクティブ化します。
メッセージの音響信号をアクティブ化します。

「接続」メニューのパラメータ「天びんのWebサイト」サブメニューのパラメータ
パラメータ
Webサイト遠隔制御と表示

構成値
オフ
オン、認証なし*
オン、認証あり
表示のみ*表示と遠隔操作

説明
Sartorius Service Webサイトの表示を非アクティブ化します。
Sartorius Service Webサイトの表示オプションを「認証なし」に設定します。
機器のWebサイトの表示オプションを「認証あり」に設定します。
ブラウザを通じた表示モードの遠隔アクセスを許可します。
ブラウザを通じた遠隔アクセスを許可します。

* 工場設定「イーサネット経由のシリアル伝送」サブメニューのパラメータ
パラメータ
プロトコル

構成値
オフ*
SBI

xBPI
ポート番号
データ記録

ユーザー入力オフ*オン

説明
イーサネット経由のシリアル伝送を非アクティブ化します。
SBI通信を有効にします。データはPCまたは制御ユニットに出力されます。ASCIIプロトコルにより、PCからESCコマンドを使用して、基本的な天びん機能を制御できるようにします。
バイナリプロトコルを使用してコマンド範囲を拡大し、多数の天びん機能を制御します（ひょう量モジュールとの直接通信）。
イーサネットインターフェースに入力したポート番号を保存します。
このインターフェースの自動データ記録を非アクティブ化します。
このインターフェースの自動データ記録をアクティブ化します。

* 工場設定Cubis® MCA取扱説明書

49

システム設定「USB-B接続」サブメニューのパラメータ
パラメータ
プロトコル

構成値
オフ*
SBI

PCダイレクト
xBPI
データ記録

オフ*
オン

説明
USB-B接続を非アクティブ化します。
SBI通信を有効にします。データはPCまたは制御ユニットに出力されます。ASCIIプロトコルにより、PCからESCコマンドを使用して、基本的な天びん機能を制御できるようにします。
直接PC接続を通じたスプレッドシートプログラムへのデータ出力を有効にします。
バイナリプロトコルを使用してコマンド範囲を拡大し、多数の天びん機能を制御します（ひょう量モジュールとの直接通信）。
このインターフェースの自動データ記録を非アクティブ化します。
このインターフェースの自動データ記録をアクティブ化します。

* 工場設定「RS232接続」サブメニューのパラメータ
パラメータ
プロトコル

構成値
オフ*
SBI

xBPI
データ記録
ボーレート

データビットパリティ

ストップビット
ハンドシェイク

オフ*
オン
600ボー
1200ボー
2400ボー
4800ボー
9600ボー*
19200ボー
38400ボー
57600ボー
115200ボー
7データビット
8データビット*
奇数*
偶数なし
1ストップビット*
2ストップビット
ソフトウェアハードウェア*

データ記録

なし
オフ*
オン

* 工場設定50

Cubis® MCA取扱説明書

説明RS232接続を非アクティブ化します。
SBI通信を有効にします。データはPCまたは制御ユニットに出力されます。ASCIIプロトコルにより、PCからESCコマンドを使用して、基本的な天びん機能を制御できるようにします。
バイナリプロトコルを使用してコマンド範囲を拡大し、多数の天びん機能を制御します（ひょう量モジュールとの直接通信）。
このインターフェースの自動データ記録を非アクティブ化します。
このインターフェースの自動データ記録をアクティブ化します。
ボーレートを600ボーに設定します。
ボーレートを1200ボーに設定します。
ボーレートを2400ボーに設定します。
ボーレートを4800ボーに設定します。
ボーレートを9600ボーに設定します。
ボーレートを19200ボーに設定します。
ボーレートを38400ボーに設定します。
ボーレートを57600ボーに設定します。
ボーレートを115200ボーに設定します。
データビット数を7に設定します。
データビット数を8に設定します。
奇数パリティを適用します。
偶数パリティを適用します。
パリティを適用しません。
ストップビット数を1に設定します。
ストップビット数を2に設定します。
ハンドシェイクプロトコルをソフトウェアハンドシェイクに設定します。
ハンドシェイクプロトコルをハードウェアハンドシェイクに設定します。
ハンドシェイクプロトコルを設定しません。
このインターフェースの自動データ記録を非アクティブ化します。
このインターフェースの自動データ記録をアクティブ化します。

システム設定「SBIプロトコル」サブメニューのパラメータ
パラメータ
形式

出力
自動データ出力

構成値
読取値（IDなし）
読取値（IDあり）*
日付/時間と読取値
読取値とひょう量ブ
ロック（N、T、GC）
安定なし*
安定あり
オフ、SBIコマンドでトリガ（ESC P）*
各ひょう量値（表示結果
に基づく）
1秒
2秒
5秒
10秒
30秒
60秒

説明
データ出力で、IDなしで測定値のみをエクスポートします。
データ出力で、測定値とIDコードをエクスポートします。
データ出力で、測定値、日付、時間をエクスポートします。
データ出力で、測定値を正味合計、テアー、総計（計算値）とともにエクスポートします。
データは、ひょう量値が安定しなくても出力されます。
データは、ひょう量値が安定した場合にのみ出力されます。
自動データ出力を非アクティブ化します。データ出力は、SBIコマ
ンドでトリガする必要があります。
各値を使用して自動データ出力を開始します。
1秒ごとに自動データ出力を開始します。
2秒ごとに自動データ出力を開始します。
5秒ごとに自動データ出力を開始します。
10秒ごとに自動データ出力を開始します。
30秒ごとに自動データ出力を開始します。
60秒ごとに自動データ出力を開始します。

* 工場設定「PCダイレクトプロトコル」サブメニューのパラメータ
パラメータ
出力（タブ区切り）、複数選択

構成値
テキスト（ID、値、単位）
タイトル（地方言
語で表示）
ID*

小数点*

説明
データ出力で、測定値をID、単位とともにスプレッドシートプログ
ラムに直接エクスポートします。
データ出力で、地方言語によるタイトルをスプレッドシートプログ
ラムに直接エクスポートします。
データ出力で、識別コード（ID）をスプレッドシートプログラムに直接エクスポートします。
データ出力で、読取値をスプレッドシートプログラムに直接エクス
ポートします。
データ出力で、表示単位をスプレッドシートプログラムに直接エクスポートします。
点を、データ出力の小数の区切り記号に設定します。

小数コンマ

コンマを、データ出力の小数の区切り記号に設定します。

読取値*
単位*
読取値の小数点
記号* 工場設定Cubis® MCA取扱説明書

51

システム設定「モーションセンサー」サブメニューのパラメータ（モーションセンサー接続時のみ）
パラメータ
動作の数

センサーの感度

構成値
2つの動作（左向き、右向き）*
4つの動作（左向き、右向き、上向き、下向き）
弱い
普通*
高い

左向きの動作
右向きの動作

テアーの実行/キャン
セル
ゼロ設定の実行/キャンセル
印刷の実行/キャンセル
左風防キーを押す
右風防キーを押す
すべてのドアを閉じる

上向きの動作下向きの動作

テアーの実行/キャン
セル
ゼロ設定の実行/キャンセル
印刷の実行/キャンセル
左風防キーを押す

右風防キーを押す

すべてのドアを閉じる* 工場設定52

Cubis® MCA取扱説明書

説明
2つの動作を使用する機能制御をアクティブ化します。動作：左向き、右向き。
4つの動作を使用する機能制御をアクティブ化します。動作：左向き、右向き、上向き、下向き。
動作制御応答のしきい値を低い値に設定します：動作は、近い距離で認識されます。
動作制御応答のしきい値を中程度の値に設定します：動作は、中程度の距離で認識されます。
動作制御応答のしきい値を高い値に設定します：動作は、離れた距離で認識されます。
動作でテアープロセスを開始またはキャンセルします。
動作でゼロ設定プロセスを開始またはキャンセルします。
動作で印刷プロセスを開始またはキャンセルします。
動作で左パーム操作キーの機能を実行します。
電動風防付き機器のみ。
動作で右パーム操作キーの機能を実行します。
電動風防付き機器のみ。
動作ですべての風防を閉じます。
電動風防付き機器のみ。
動作でテアープロセスを開始またはキャンセルします。
動作の数を4つに設定した場合のみ使用できます。
動作でゼロ設定プロセスを開始またはキャンセルします。動作の数を4つに設定した場合のみ使用できます。
動作で印刷プロセスを開始またはキャンセルします。動作の数を4つに設定した場合のみ使用できます。
動作で左パーム操作キーの機能を実行します。
電動風防付き機器のみ：動作の数を4つに設定した場合のみ使用できます。
動作で右パーム操作キーの機能を実行します。
電動風防付き機器のみ：動作の数を4つに設定した場合のみ使用できます。
動作ですべての風防を閉じます。
電動風防付き機器のみ：動作の数を4つに設定した場合のみ使用できます。

システム設定「外部USBスイッチ」サブメニューのパラメータ（外部USBスイッチ接続時のみ）
パラメータ
キー1を押すキー1を放すキー2を押すキー2を放すキー3を押すキー3を放す構成値
説明
テアーの実行/キャンセル キーでテアープロセスを開始またはキャンセルします。

ゼロ設定の実行/キャンセ キーでゼロ設定プロセスを開始またはキャンセルします。
ル
印刷の実行/キャンセル
キーで印刷プロセスを開始またはキャンセルします。
左風防キーを押す
キーで左パーム操作キーの機能を実行します。
電動風防付き機器のみ。
右風防キーを押す
キーで右パーム操作キーの機能を実行します。
電動風防付き機器のみ。
すべてのドアを閉じる
キーですべての風防を閉じます。
電動風防付き機器のみ。
* 工場設定7.4.5「機器メンテナンス」メニューのパラメータ

パラメータ
ファームウェアの更新
QAPP Centerの更新
エクスポートオプ
ション、複数選択

構成値

ユーザープロファイル
タスクプロファイル
監査証跡
Alibiメモリ
ログファイルインポートオプショ
ン、複数選択

ユーザープロファイル
タスクプロファイル

デフォルトの工場設
定の復元

説明
ファームウエア更新を開始します。
適合性評価済み機器では使用できません。
QAPP centerを更新します。
エクスポートするユーザープロファイルを選択し、エクスポートオ
プションを表示します。
エクスポートするタスクプロファイルを選択し、エクスポートオプ
ションを表示します。
エクスポートする監査証跡を選択し、エクスポートオプションを表示します。
エクスポートするAlibiメモリを選択し、エクスポートオプションを表示します。
エクスポートするログファイルを選択し、エクスポートオプション
を表示します。
ユーザープロファイルのインポートオプションを表示します。
タスクプロファイルのインポートオプションを表示します。
機器を工場設定にリセットします。

Cubis® MCA取扱説明書

53

操作

8

操作

8.1

機器のオン/オフ

機器は、必要な動作温度に達した場合にのみ、正確な値を表示します。機器のスイッチをオンにした後のウォームアップ時間は、必ずお守りください。
機器のスイッチを初めてオンにした場合、または工場設定にリセットした後に機器のスイッチをオンにした場合：セットアップウィザードが開きます。
セットアップウィザードのすべてのステップを完了する必要があります。
要件
機器が電源に接続されていること。
手順
tt電源に接続した後、機器のスイッチが自動的にオンにならない場合：電子モジュールのオンキーを押します。
tt注記 先の尖ったものや鋭利なものは、操作ディスプレイを損傷することがあります！ペンなどで操作ディスプレイに触れると、操作ディスプレ
イのタッチスクリーンを損傷することがあります。操作ディスプレイは必ず指でタッチしてください。
ttセットアップウィザードが表示されたら：操作ディスプレイのセットア
ップウィザードの指示に従います。
ttログイン表示が表示されたら：ユーザープロファイルを使用して機器にログインします。
yyセットアップウィザードの完了後に機器のスイッチを入れても、ユーザ
ープロファイルにパスワードが割り当てられない場合：ログインを想定された前回のユーザーのユーザープロファイルがロードされています。
tt機器を正確なひょう量値の決定に必要な動作温度に到達させるには：機器をオンにした後、30分のウォームアップ時間を守ります。
yy適合性評価済み機器の場合：ウォームアップ時間中はひょう量値に無効のマークが付きます。
tt注記 ひょう量モジュールまたは電子モジュールとの接続を切ると、機器の損傷につながります！動作中は、機器とひょう量モジュールまたは電子モジュールの接続を絶対に切らないでください。
tt機器をオフにするには：機器を電源から外します

8.2

1

54

Cubis® MCA取扱説明書

ユーザーのログインとログアウト

手順
tt目的のユーザープロファイル名が、ログイン表示の入力フィールド（1）に表示された場合：[ログイン] ボタンを押します。
tt目的のユーザープロファイル名が、ログイン表示の入力フィールドに表示されない場合：
ttログイン表示の入力フィールドをタップします。
yyユーザー選択表示が開きます。
tt目的のユーザープロファイル名を押します。
tt目的のユーザーにパスワードが割り当てられている場合：入力フィー
ルドにパスワードを入力し、[OK] ボタンを押します。
yyユーザープロファイルが開き、メインメニューまたはアクティブユー
ザーが実行した前回のタスク名が表示されます。
tt機器からアクティブなユーザープロファイルをログアウトするには：[ログアウト] ボタンを押します。

操作

8.3

機器のレベリング

8.3.1

機器のレベリングレベリングは、機器の設置場所の傾斜を補正します。レベリングが必要な場
合：ひょう量表示に [レベリング] ボタンが表示され、ステータスセンターにメッセージが表示されます。
手順
ttひょう量表示が表示されている場合：[レベリング] ボタンを押します。
ttステータスセンターが表示されている場合：[レベル] ボタンを押します。
yyレベリングウィザードが開きます。
ttウィザードの指示に従います。

8.4

電動風防の開閉（電動風防付き機器のみ）

パーム操作キーを押すか、または動作を使用することにより、電動風防を開閉できます。
手順
ttパーム操作キーを押すか、または手を風防側面に移動します。
yy風防が開閉します。

Cubis® MCA取扱説明書

55

操作

8.4.1

開口幅の定義パーム操作キーを押した場合に、風防がどこまで開くかを決定できます。
風防の開口幅は、それぞれのパーム操作キーに個別に決定できます。
手順
同一機能（開き角度1つ）

個別機能（開き角度2つ）

開口幅の定義必要な開放位置を手動で –選択します。

パーム操作
キーを押す

1) 以前に設定した開放位 1) 左パーム操作キー：
置をもとに開く
時計回りに260°開く
2) 閉じる
右パーム操作キー：
反時計回りに100°開く
2) 閉じる

yy次回パーム操作キーを押すと：必要な位置で、風防が開閉します。

8.5

アプリケーションのアクティブ化とタスクの追加

8.5.1

アプリケーションのアクティブ化

QAPP「必須」パッケージは、機器に対し、工場でアクティブ化されます。
追加アプリケーションは、QAPP centerでアクティブ化できます。
手順
ttタスク管理を開きます。
tt[QAPP center]ボタンを押します。
yy使用可能なすべてのQAPPパッケージの概要が表示されます。
tt目的のソフトウェアアプリケーションパッケージを選択します（例：製薬）。
tt表示されたQAPPパッケージの内容をスクロールするには：QAPPパッ
ケージの内容を上下いずれかにスワイプします。

tt目的のQAPPパッケージを選択します。
yyQAPPパッケージに含まれるすべてのアプリケーションのリストが表示されます。
tt選択したQAPPパッケージとそこに含まれるすべてのアプリケーションを承認する、またはすべてのQAPPパッケージを承認する場合：
tt[ライセンス] ボタンを押します。
yyライセンスキーの入力フィールドが表示されます。
ttQAPPパッケージに関連して追加費用がかかる場合：入力フィールドにライセンスキーを入力し、[OK] ボタンを押します。
ttQAPPパッケージに関連する追加費用がない場合：[OK] ボタンを押します。

56

Cubis® MCA取扱説明書

操作

tt表示されたQAPPパッケージの個別アプリケーションをアクティブ化する
場合：
tt目的のアプリケーションを押します。
yy選択したアプリケーションの詳細を含む表示が開きます。
tt[ライセンス] ボタンを押します。
yyライセンスキーの入力フィールドが表示されます。
ttアプリケーションに関連して追加費用がかかる場合：入力フィールドにライセンスキーを入力し、[OK] ボタンを押します。
ttアプリケーションに関連する追加費用がない場合：[OK] ボタンを押し
ます。
8.5.2

アプリケーションのタスクへの追加

アプリケーションを実行できるようにするには、タスクに追加する必要があります。
手順
ttタスク管理を開きます。
tt[新規作成] ボタンを押します。
yyアクティブ化されたすべてのアプリケーションのリストが表示されます。
ttアプリケーションを選択するには：目的のアプリケーションを押します。
yyタスクの新規作成ウィザードが開始します。
tt操作ディスプレイのウィザードの指示に従ってください。

8.6

印刷プロファイルとひょう量プロファイルのタスクへの追加

印刷プロファイルまたはひょう量プロファイルを使用できるようにするには：印刷プロファイルまたはひょう量プロファイルをタスクに追加します。
手順
ttタスク管理を開きます。
ttタスクを作成または編集します。タスクの作成または編集ウィザードを開始し、操作ディスプレイに表示されるウィザードの指示に従います。

8.7

ひょう量の準備

すべてのひょう量の前に、機器を準備する必要があります。
手順
tt機器をレベリングします。
tt機器をゼロ設定します。ゼロ設定するには、[ゼロ] ボタンを押します。
tt機器をゼロに 設定できない場合：ひょう量する試料を下ろし、機器を再度ゼロ設定します。
tt機器を校正します。

Cubis® MCA取扱説明書

57

操作

8.8

ひょう量

注記
化学薬品は機器またはアクセサリーを損傷することがあります！
化学薬品は、機器または接続されたアクセサリーを内外から腐食させます。
これにより、機器とディスプレイが損傷することがあります。
tt化学薬品のひょう量時は、適切な容器を使用します。
手順
ttひょう量機能でタスクを開始します。
tt機器をゼロ設定します。ゼロ設定するには、[ゼロ] ボタンを押します。
tt床下ひょう量を実行する場合：床下ひょう量用フックに、ワイヤなどで試料を吊り下げます。
tt試料に容器を使用する場合：
tt容器をひょう量皿に載せます。
tt機器をテアーします。テアーするには、[テアー] ボタンを押します。
tt試料を容器に入れるか、または容器に充てんします。
tt試料に容器を使用せず、床下ひょう量を行わない場合：試料をひょう量皿に載せます。
ttひょう量値が黒で表示され、重量単位が表示されたら：測定値を読み取
ります。

8.9

校正、調整、および直線化の概要

校正時は、校正用分銅を使用して、表示された値が実測値からどの程度外れているかを判定します。この偏差と、事前に設定されている目標値が比較されます。その後の調整で、この偏差を解消します。直線化時は、最適な特性曲線からの値の偏差が修正されます。
校正と調整は定期的に実施する必要があります：−−−−

毎日、機器のスイッチ投入時
すべてのレベリング後
周囲環境条件（温度、湿度、または気圧）の変化した後新しい設置場所に機器を設定した後校正と調整はさまざまな方法で実施できます：− isoCAL機能による調整− 内部/外部の校正または調整
法定計量の適合性評価済み機器では、いずれも内部調整/校正のみ可能です。

58

Cubis® MCA取扱説明書

操作

8.10 isoCAL機能による調整
機器は、isoCAL機能を使用して、自動的に内部で校正および調整することができます。
要件− 機器がメニュー表示でないこと。
− 英数字入力が アクティブでないこと。
− ひょう量皿上の荷重が、2分間変化していないこと。
− ひょう量皿上の荷重の合計が、最大荷重の2 %以下であること。
− 2分間、機器への入力がないこと。
isoCAL機能の開始要件をすべて満たし、以下の条件のいずれかが生じた場
合：isoCAL機能が自動的に開始します。
考えられる条件：− 環境温度が前回の調整時から変化した。
− 間隔時間を超過した（間隔時間については、 「15.9 isoCAL機能」章75ページを参照）。
− 機器がレベリングされた。
− 前回の調整後に、機器が電源から外されていた（適合性評価済みモデ
ルのみ）。
手順
ttisoCAL自動開始機能が設定され、操作ディスプレイで、[isoCAL] ボタンが必須ボタンとして表示されている場合：
ttisoCAL機能が自動的に開始するのを待ちます。
yy操作ディスプレイで、時間表示が0までカウントダウンされます。
yy時間表示の持続時間内に、荷重の変化がない、または機器上で操作が生じていない場合：isoCAL機能が開始します。
ttisoCAL手動開始機能が設定され、操作ディスプレイで、[isoCAL] ボタンが必須ボタンとして表示されている場合：
tt[isoCAL] ボタンを押します。
ttひょう量皿に荷重があるという情報が表示された場合：ひょう量皿の荷重を下ろします。
yyisoCAL機能が開始します。
yyisoCAL機能が完了すると：校正/調整プロセスの完了を知らせる音響信号が鳴り、校正レポートが表示されます。
tt校正レポートを閉じて、前の表示に戻るには：[OK] ボタンを押します。

Cubis® MCA取扱説明書

59

操作

8.11 機器の内部校正と調整
要件
ひょう量皿に荷重がないこと。
手順
ttメインメニューを開きます。
tt「天びん調整」タスクを押します。
yy内部校正/調整機能が実行されます。
yy電動調整フット付きモデルに自動レベリングが設定されている場合：
機器は自動でレベリングされます。
yy校正/調整機能が完了すると：校正/調整プロセスの完了を知らせる音響
信号が鳴り、校正レポートが表示されます。
tt校正レポートを閉じて、メインメニューに戻るには：[OK] ボタンを押します。

8.12 IDマーキングを使用するひょう量と印刷
8.12.1 印字に向けた値の保存
すべてのロットと試料には、ID番号を割り当てることができます。ID番号は印刷メモリに保存され、印刷プロセス時にエクスポートされます。
要件
ロットIDと試料IDのプロンプトが、「標準ひょう量」タスクに対してアクテ
ィブ化されていること。
手順
ttメインメニューを開きます。
tt「標準ひょう量」タスクを開始します：「標準ひょう量」タスクを開始するには、タスクをタップします。
yyロットIDの入力フィールドが表示されます。
ttバーコードスキャナーが機器に接続されている場合：入力フィールドにロットIDを入力するか、またはバーコードスキャナーでスキャンします。
ttバーコードスキャナーが機器に接続されていない場合：入力フィールドにロットIDを入力します。
tt[OK] ボタンを押します。
yyひょう量表示が表示されます。
tt機器をゼロ設定します。ゼロ設定するには、[ゼロ] ボタンを押します。
tt試料をひょう量皿に載せます。
tt[印刷] ボタンを押します。
yy試料IDの入力フィールドが表示されます。
tt入力フィールドに試料IDを入力します。
tt[OK] ボタンを押します。
yy操作ディスプレイに [印刷メモリ] ボタンが表示されます。
yyひょう量値と入力したIDが保存されます。
tt追加の値を保存する場合：
ttひょう量している試料を下ろします。
tt次の試料をひょう量皿に載せ、[確定] ボタンを押します。
tt入力フィールドに試料IDを入力します。
tt[OK] ボタンを押します。

60

Cubis® MCA取扱説明書

操作

8.12.2 保存した値への無効マーク付け
手順
tt[印刷メモリ] ボタンを押します。
yy印刷メモリが開き、保存されたすべての値のリストが表示されます。
tt[編集] ボタンを押します。
tt目的の項目を押します。
yy選択した項目について印刷されるすべてのデータの概要が表示されます。
tt[キャンセル] ボタンを押します。
tt値が無効な理由を印字に表示する必要がある場合：入力フィールドに理由を入力し、[OK] ボタンを押します。
tt値が無効な理由を印字に表示する必要がない場合：[OK] ボタンを押します。
8.12.3 保存した値への有効マーク付け
手順
tt[印刷メモリ] ボタンを押します。
yy印刷メモリが開き、保存されたすべての値のリストが表示されます。
tt[編集] ボタンを押します。
tt有効のマークを付けたい項目を押します。
yy選択した項目について、印刷されるすべてのデータの概要が表示されます。
tt[キャンセル] ボタンを押します。
8.12.4 保存した値の印刷
手順
tt[印刷メモリ] ボタンを押します。
yy印刷メモリが開き、保存されたすべての値のリストが表示されます。
tt現在のタスクに組み込まれた印刷プロファイルを使用して印刷プロセスを開始するには：[印刷] ボタンを押します。
yyPDFファイルが作成され、印刷プロファイルで定義したプリンターに送信されます。
8.12.5 タスクの終了
手順
tt[終了] または [メニュー] ボタンを押します。
yy追加の値を印刷メモリに保存する場合：
yyタスクを早期終了するダイアログが表示されます。
ttひょう量表示に戻り、保存した値を印刷するには：[はい] ボタンをタップして、保存した値を印刷します。
ttタスクを終了し、保存した値を印刷メモリから削除するには：[いいえ] ボタンを押します。
yyタスクが終了し、メインメニューが表示されます。

Cubis® MCA取扱説明書

61

操作

8.13 Alibiメモリの表示
Alibiメモリには、ひょう量値、日付、時間、プロセス番号が格納されています。Alibiメモリの内容は、フィルターを使用した検索と並べ替えが可能です。Alibiメモリにはリングバッファーがあります。したがって、データレコ
ードは、古いものから新しいデータレコードで上書きされていきます。Alibi
メモリは、規定の番号のデータレコードに対応します（データレコードの番号については、「15.10 Alibiメモリ」章75ページを参照）。
十分な記憶容量があること、およびひょう量値が保存されていることの確認については、ユーザーが一切の責任を負います。
Alibiメモリは検証可能です。Alibiメモリが適切に機能するかどうかは、いく
つかの値の保存とチェックによって確実に検証する必要があります。
手順
tt「設定/機器設定/機器情報」メニューを開きます。
tt「Alibiメモリの表示」メニューオプションを押します。
yyAlibiメモリに保存されているすべての値のリストが表示されます。
tt目的の日付の値のみを表示する場合：
tt[フィルター] ボタンを押します。
tt入力フィールドに目的の日付を入力します。
tt入力した日付でリストをフィルタリングするには：[OK] ボタンを押します。
tt特定のIDについてリストを検索する場合：
tt[検索] ボタンを押します。
tt入力フィールドに目的のIDを入力します。
tt入力したIDで検索を開始するには：[OK] ボタンを押します。

8.14 アプリケーションの実行（例）8.14.1 「重量単位の切り替え」機能の実行「重量単位の切り替え」機能では、ユーザーが、アクティブなタスクのひ
ょう量プロファイルで定義したさまざまな単位と分解能を切り替えることができます。単位と分解能は、ひょう量プロセスの開始時に設定できます。
手順
tt目的のタスクを開始します。
tt[重量単位の切り替え] ボタンを押します。
yyアクティブなタスクについてひょう量プロファイルに定義されているすべての単位が、リストに表示されます。
yyアクティブなタスクについてひょう量プロファイルに定義されている
ひょう量値のすべての分解能が、リストに表示されます。
tt目的の単位を押します。
tt選択した単位の分解能を設定するには：目的の分解能を押します。
tt選択内容を確定して、ひょう量表示に戻るには：[OK] ボタンを押します。
yy現在のひょう量値が選択した単位と分解能で表示されます。

62

Cubis® MCA取扱説明書

操作

8.14.2 「統計」アプリケーションの実行「統計」アプリケーションは、最大100個のひょう量値を保存して、それらを統計的に評価します。
統計アプリケーションは、以下の値を保存し、エクスポートします：
−
−
−
−
−
−
−
−

コンポーネント数
平均値
標準偏差
変動係数
すべての値の合計
最低値 (最小値)
最高値 (最大値)
スプレッド：最大値と最小値の差「統計」アプリケーションには、以下の機能を組み合わせることができます：− 重量単位の切り替え（初期ひょう量値の保存前にひょう量表示でのみ使用可能）− IDマーキング− 自動テアー手順
ttメインメニューを開きます。
tt「統計」アプリケーションのタスクを開始します。
tt機器をゼロ設定します。
tt試料をひょう量皿に載せます。
tt統計の記録を開始するには：キーパッドの [確定] ボタンを押します。
yy現在のひょう量値が保存され、機器が自動でテアーされます。
tt新しい値を保存するには：新しい試料をひょう量皿に載せ、[確定] ボタ
ンを押します。
tt保存したデータの概要を表示するには：[レポート] ボタンを押します。
tt現在の統計を印刷するには：[印刷] ボタンを押します。
tt現在の統計を終了して、保存した値を削除するには：[終了] ボタンを押します。

Cubis® MCA取扱説明書

63

9

クリーニングとメンテナンス

9.1

機器の準備

手順
tt機器をオフにします。
tt機器を電源から外します
tt風防を開きます。

9.2

機器のクリーニング

注記
不適切な洗浄剤の使用は、機器の腐食や損傷につながります！
tt腐食性、塩化物含有、または強力な洗浄剤は使用しないでください。
tt研磨剤を含む洗浄剤は使用しないでください（精練剤、スチールウールなど）。
tt溶剤系の洗浄剤は使用しないでください。
tt使用する洗浄剤が、材料に適合していることを確認します（「15.3 材料」章72ページを参照）。
ttクリーニングに使用する布などは、軽く湿らせる程度にします。

手順
tt注記 不適切なツールの使用は、機器の損傷につながります！ひょう量
システムは、風防プレートの領域から離して密封されています。この領域は、クリーニングしないでください。これにより、汚れの侵入を防ぎます。
tt注記 水分や塵埃が入ると、機器の作動不良や損傷につながります！
tt塵埃や残った試料の粉末は、ブラシやハンディクリーナーで取り除きます。
tt液体の試料材料は、吸い取り紙を使用して取り除きます。
tt注記 不適切な洗浄剤の使用は、ひょう量皿の腐食や損傷につながります！
ttひょう量皿とシールドプレートを、洗浄剤と布で拭きます。洗浄剤
は、必ずステンレススチールとチタンに適したものにします。

64

Cubis® MCA取扱説明書

間隔ttひょう量皿の関連構成部品（シールドプレート、内部風防など）を、ブ
ラシまたは湿った布でクリーニングします。
tt機器ハウジングを湿った布で拭きます。汚れがひどいときは、刺激の弱い石鹸液を使用します。
ヒント
ひょう量皿は定期的に（例：週1度）クリーニングすることをお勧めします。ひょう量皿に堆積物が形成されないようにします。

9.3

機器の組立と接続

手順
ttすべての構成部品を機器内に戻します（ガラス風防付きミクロ天びんの構成部品の挿入については、第5.7.1章（36ページ）を参照）。金属リン
グ風防付きフィルターひょう量皿の構成部品の挿入については、第5.8.1
章（37ページ）を参照）。
tt機器を電源に再度接続します（第6.2章（40ページ）を参照）。

9.4

メンテナンススケジュール

間隔

構成部品

処置

章、ページ

1ヶ月〜2年ごと（操作条件によって異なる）

機器

Sartorius Serviceにご連絡ください

17、78

9.5

ソフトウェア更新プログラムの実行

ソフトウェア更新プログラムは、機器のUSB-A接続を使用して、USB大容量記憶装置からインストールします。
要件− 機器のスイッチがオンになっていること。
− ソフトウェア更新プログラムが、USB大容量記憶装置に保存されていること。
手順
ttソフトウェア更新プログラムを、ザルトリウスのWebサイトからUSB大容量記憶装置にダウンロードします。
ttzipファイルの場合：スティック上のソフトウェア更新ファイルを解凍します。
ttソフトウェア更新プログラムを格納したUSB大容量記憶装置を、機器のUSB-A接続ソケットの1つに差し込みます。
tt「設定/機器メンテナンス」メニューで「ファームウェアの更新」を選択します。
yyソフトウェアの更新には、約3分かかります。
yyソフトウェアの更新が完了したら：ログイン表示のソフトウェアバージ
ョン番号が更新されます。

Cubis® MCA取扱説明書

65

間隔

9.6

QAPP Center更新プログラムの実行

QAPP center更新プログラムは、機器のUSB-A接続を使用して、USB大容量記
憶装置からインストールします。
要件− 機器のスイッチがオンになっていること。
− QAPP center更新プログラムが、USB大容量記憶装置に保存されていること。
手順
ttQAPP center更新プログラムを、ザルトリウスのWebサイトからUSB大容量記憶装置にダウンロードします。
ttzipファイルの場合：スティック上のQAPP center更新ファイルを解凍します。
ttQAPP center更新プログラムを格納したUSB大容量記憶装置を、機器のUSB-A接続部の1つに差し込みます。
tt「設定/機器メンテナンス」メニューで「QAPP centerの更新」メニューを選択します。
tt目的の更新をタップします。
ttソフトウェアの更新が完了したら：インストールの完了を [OK] ボタンで確定します。

66

Cubis® MCA取扱説明書

作動不良

10 作動不良10.1 ステータスメッセージ
ステータスメッセージ

不具合

ひょう量モジュ エラーメッセージが表ールのLEDストリ 示されている。
ップがオレンジ
色に点灯。

原因

解決策

章、ページ

機器が障害を検出した。 操作ディスプレイに表示された
エラーを修正します。

10.2 警告メッセージ
警告メッセージ

不具合

原因

解決策

表示エラー

出力する値を操作ディ
スプレイに表示できない。

表示するデータが設定した表示形式と一致しない。

メニューで表示設定を調整します（例：分解能、単位、小
数桁）。

高い

機器の荷重が大きすぎる。

機器の最大ひょう量を超えている。

荷重を機器の最大ひょう量以下まで減らします。

低い

ひょう量モジュール内のひょう量コンバータ
ーのモジュール化が低すぎる。

天びんにひょう量皿が載っていない。

ひょう量皿を機器に差し込み、機器のオフとオンを再度切り替えます。

機器がひょう量値を受信できない。

表示制御ユニットとひょ
う量モジュール間の通信
がない。

通信エラー

以前に忘れられた分銅が、機器の開始後に降ろ
された。

章、ページ

15.7、74

表示制御ユニットがひょう量
モジュールとの通信を回復す
るまで待ちます。
問題が続く場合：Sartorius
Serviceにご連絡ください。

17、78

10.3 トラブルシューティング
不具合

原因

解決策

章、ページ

操作ディスプレイに何も表示されない。

機器が電源に接続されていない。

電源への接続を確認します。

6.2、40ACアダプターが接続されていない。

電源ケーブルを電源に接続します。

6.2、40

表示されたひょう
量値が絶えず変化する。

設置場所が不安定。

「環境モニタリング」サブメ
ニューのパラメータを調整します。

7.4.2、42

設置場所を変えます。

5.2、34

ひょう量皿とハウジングの間に異物がある。 異物を取り除きます。
機器の表示するひょう量値が明らかに間違っている。

機器が校正されていない。

機器を校正します。

ひょう量前に機器がテアーされていない。

機器をテアーします。

8.9、58Cubis® MCA取扱説明書

67

使用の停止11 使用の停止
11.1 機器の使用停止

2
1

手順
tt機器をオフにします。
tt機器を電源から外します
tt機器とすべての接続機器およびアクセサリー（例：プリンターまたは電子モジュール）との接続を外します。
tt機器をクリーニングします（第9.2章（64ページ）を参照）。
tt床下ひょう量を設定している場合：
tt側面を下にして、機器を柔らかい面に置きます。
ttカバープレート（1）を差し込み、両方のねじ（2）で締めます。
tt水平面の上で、機器を底部を下にして元のように配置します。

12 運搬
12.1 機器の運搬
手順
tt 注意割れたガラスでケガをする危険があります。ガラス製構成部品
は、落下や不適切な取り扱いにより破損することがあります。ガラスの破片はケガの原因になります。
tt機器を持ち上げるときは、風防ではなく必ず底部を持ちます。

tt持ち上げて運搬する場合は、人やものに妨害されない場所を通ります。
tt機器は、1人で持ち上げや運搬をしないでください。
tt長い距離を運搬する場合には、台車などの適切な運搬器具を使用してく
ださい。

68

Cubis® MCA取扱説明書

保管と輸送13 保管と輸送
13.1 保管手順
tt機器をオフにします。
tt機器を電源から外します
tt機器とすべての接続機器およびアクセサリー（例：プリンター）との接続を外します。
tt機器をクリーニングします（第9.2章（64ページ）を参照）。
tt周囲環境条件に従って機器を保管します（第15.6 周囲環境条件章（73ページ）を参照）。

13.2 機器と部品の返品
欠陥のある機器や機器の構成部品は、ザルトリウスに返品できます。返品する機
器はクリーニングして汚染を除去し、元のパッケージに入れるなどして適切に梱包してください。
運搬中に損傷が生じた場合、および受け取り後にザルトリウスが機器または機器の構成部品のクリーニングおよび消毒を行った場合、それらの費用は発送者が負担するものとします。

警告
汚染された機器は、
ケガにつながる危険があります！
ザルトリウスは、危険物質で汚染された機器（NBC汚染）の修理または処分を受け付けていません。
tt汚染除去に関する情報を参照してください（第14.2章（70ページ）を参照）。
手順
tt機器を電源から外します。
tt機器とすべての接続機器およびアクセサリー（例：プリンター）との接続を外します。
tt機器をクリーニングします。
tt機器または機器の構成部品の返品方法は、Sartorius Serviceにお問い合わせください（返品の指示については、www.sartorius.comをご覧ください）。
tt返品する機器および機器の構成部品は、元のパッケージに入れるなどして適切に梱包します。

Cubis® MCA取扱説明書

69

処分

14 処分
14.1 汚染除去に関する情報
本機器には、処分に特殊措置を必要とする危険物質は含まれていません。
プロセスで使用された汚染試料は、生物学的または化学的危害をもたらす可能性がある危険物質です。
機器が危険物質に接触した場合：適切な汚染除去および申告を確実に行う必要があります。オペレーターは、運搬と処分の適切な申告、および機器の適切な処分に関する都道府県庁の規制を順守する責任があります。

警告
汚染された機器は、
ケガにつながる危険があります！
ザルトリウスは、危険物質で汚染された機器（NBC汚染）の修理または処分を受け付けていません。

14.2 機器と部品の処分
14.2.1 処分に関する情報
機器と機器のアクセサリーは、廃棄設備で適切に処分する必要があります。
機器の内部にリチウムバッテリー（CR2032）が設置されています。バッテリーは、廃棄設備で適切に処分する必要があります。
14.2.2 処分
要件
機器の汚染が除去されていること。
手順
tt機器を処分します。当社Webサイト（www.sartorius.com）の処分に関する指示に従ってください。
tt機器の内部にリチウムバッテリー（CR2032）が設置されていることを、廃棄設備に通知します。
tt都道府県庁の規制に従って梱包材を処分します。

70

Cubis® MCA取扱説明書

技術データ

15 技術データ
15.1 寸法と重量
15.1.1 ミクロ天びん
ラウンドガラスリング風防付きフィルターひょう量皿用ステンレ
ススチール風防付き

単位

値

値

ひょう量モジュール（L x W x H）

mm

340 x 139 x 129

340 x 139 x 129

制御ユニット付き電子モジュール（L x W x H）

mm

355 x 240 x 61

355 x 240 x 61

ひょう量皿（MCA2.7Sモデ
ル用）

mm

d 20

d 20

ひょう量皿（MCA10.6S、MCA6.6S、MCA3.6Pモデル用）

mm

d 30

d 30

フィルターひょう量皿

mm

–

d 50

kg

7,2

7,9

寸法

ひょう量皿の大きさ

概算重量15.2 電源
15.2.1 機器
必ずザルトリウスACアダプターYEPS03-15V0を使用
15.2.2 ACアダプター
単位
品目番号

値
YEPS03-15V0

一次
AC電圧

V

100〜240（ ± 10 %）

周波数

Hz

50〜60（± 5 %）

電流消費（最大値）

A

1,0

出力電流2 AでのDC電圧

V

14.25〜15.75

最大電力

W

30

二次

短絡保護：電子式
IEC 62368-1準拠の保護クラス

I

IEC 61010-1準拠の汚染度2

IEC 606641-1準拠の過電圧カテゴリーII

IEC 62368-1準拠の設置場所、最大海抜高度

m

5000

Cubis® MCA取扱説明書

71

技術データ

単位

値

動作時

°C

0〜+40

保管時と運搬時°C-20〜+80

温度

IEC 60320-1/C14準拠の主電源接続用コネクター：3ピン
電源ケーブルIEC 60320-1/C14準拠の電源ケーブル：各国専用の3ピン両側プラグ
その他のデータ：ACアダプターのラベルを参照

15.2.3 電気装置の安全性
EN 61010-1/IEC 61010-1（計測、制御および試験所使用
電気機器の安全要求事項 ̶ 第1部：一般要求事項）に準拠
15.2.4 電磁環境適合性
耐干渉性
工業地域での使用に適合
干渉クラス
クラスB
住宅地域および住宅に電気を供給するための低電圧網に接続されている地域での使用に適合

15.3 材料
ハウジング：アルミダイカスト、プラスチックPBT、オプティホワイトフロートガラス、ステンレススチール1.4401/1.4404、PAハンドル、アルミ押出ジョイナー
表示制御ユニット：プラスチックPBT、フロートガラス、ステンレススチール1.4301

15.4 統合クロック
1ヶ月当たりの最大変動（RTC）

単位

値

秒

30

単位

値

年

10

15.5 バックアップバッテリー
リチウムバッテリー（CR2032）
室温での最低耐用期間

72

Cubis® MCA取扱説明書

技術データ15.6 周囲環境条件
15.6.1 設置場所
単位

値

m

3000

°C

+5〜+40°C-20〜+60

%

80

単位

値

isoCAL機能使用°C+10〜+30

isoCAL機能不使用°C+17〜+27

設置場所
標準的な試験検査室
IEC 60259-1準拠の設置場所、最大海抜高度
屋内使用のみ温度
動作時
適合性評価済み機器の動作時：
機器のIDプレートに記載された情報を参照
保管時と運搬時
相対湿度
温度31 °C以下
31°Cで80 %から40 °Cで50 %まで直線的に低下
ヒーターや直射日光からの熱がない開放された窓、エアコン、ドアなどからの空気の流れがない
振動がない
人の通行が多くない
電磁場がない空気の乾燥がない
15.6.2 isoCAL機能を使用する室温

2014/31/EU指令に準拠した適用範囲

15.6.3 保護等級
IP保護等級：防塵と防水

Cubis® MCA取扱説明書

73

技術データ15.7 計量データ
15.7.1 MCA2.7S | MCA10.6S | MCA6.6S | MCA3.6Pモデル
MCA2.7S

MCA10.6S

MCA6.6S

MCA3.6P

単位

値

値

値

値

目量（d）

µg

0,1

1

1

1|2|5

最大容量（Max）

g

2,1

10,1

6,1

1.1 | 2.1 | 3.1

荷重値の標準偏差、公差

µg

0,20

1

1

3

荷重値の標準偏差、標準値

µg

0,15

0,5

0,5

0,5

荷重値の標準偏差、公差

µg

0,25

1

1

5

荷重値の標準偏差、標準値

µg

0,18

0,6

0,6

0,6

公差

µg

0,9

4

4

4

標準値

µg

0,7

3

3

3

試験分銅

g

1

5

2

1

公差

µg

0,7

4

4

5

標準値

µg

0,5

3

3

3

ppm/K

1

1

1

1

I

I

I

I

荷重5 %での再現性

最大荷重付近での再現性

直線性偏差

偏心荷重時の偏差、OIML R76に基づく位置

感度ドリフト（+10 °C〜+30 °C）
テアー最大容量：最大荷重の100 %未満
2014/31/EU指令に基づく精度等級
2014/31/EU指令に基づく検証目量（e）

mg

1

1

1

1

2014/31/EU指令に基づく最小荷重（Min）

mg

0,01

0,1

0,1

0,1

最適な最小初期ひょう量

µg

82

820

820

820

標準的な最小初期ひょう量

µg

300

820

820

820

標準的な安定所要時間

秒

7

5

5

5

標準的な応答時間

秒

10

8

8

8

MCA2.7S

MCA10.6S

MCA6.6S

MCA3.6P

単位

値

値

値

値

g

2

10

5

3

E2

E2

E2

E2

USP（米国薬局方）第41章に準拠した最小初期ひょう量15.8 推奨される校正用分銅

外部試験分銅推奨される精度等級

74

Cubis® MCA取扱説明書

技術データ15.9 isoCAL機能
単位

値

温度変化時

K

1,5

時間間隔後

h

12

isoCALは以下の基準で起動します：レベリング完了後

15.10 Alibiメモリ値
データ記録の最大数

15000015.11 インターフェース
15.11.1 COM-RS232インターフェースの仕様
インターフェースのタイプ：シリアルインターフ
ェース
インターフェース動作：全二重
レベル：RS232
接続：D-subコネクター、9ピン
ピンの割り当て：

1

5
6

9

ピン1：割り当てなし
ピン2：データ出力（TxD）
ピン3：データ入力（RxD）
ピン4：割り当てなし
ピン5：内部アース
ピン6：割り当てなし
ピン7：送信可（CTS）
ピン8：送信要求（RTS）
ピン9：割り当てなし

15.11.2 USB-Aインターフェースの仕様
通信：USBホスト（マスター）
接続可能な機器：ザルトリウス製プリンター、ソフト
ウェア更新プログラムを格納したUSBスティック
15.11.3 USB-Bインターフェースの仕様
通信：USB機器（スレーブ）
インターフェースのタイプ：仮想シリアルインターフ
ェース（仮想COMポート、VCP）および「PCダイレクト」通信

Cubis® MCA取扱説明書

75

アクセサリー16 アクセサリー
16.1 アクセサリー
以下の表は、注文可能なアクセサリーの一部です。その他の製品に関する情報は、ザルトリウスにお問い合わせください。
16.1.1 プリンターと通信関連
品目

数量

注文番号

熱転写 | 感熱式プリンター（連続用紙と連続ラ
ベルへのGLP/GMP印字対応 ）

1

YDP30

標準用紙とインクリボンのセット、
90 m、YDP30用

1

69Y03285

粘着テープ付き用紙とインクリボンのセット、 1
90 m、YDP30用

69Y03286

標準感熱紙、24 mロール、YDP30 | YDP40用

5

69Y03287

粘着テープ付き感熱紙、13 mロール、YDP30 用

5

69Y03288

58 mm x 100 mm

350

69Y03094

58 mm x 76 mm

500

69Y03093

58 mm x 30 mm

1000

69Y03092

1

注文品

ディスプレイ用ケーブル3 mの設置（ディスプ 1
レイとひょう量ユニットを離して設置する場合に使用）

VF4016

ケーブル3 m（ひょう量モジュールと電子モジ
ュール間、セミミクロ天びん用）

1

YCC01-MSM3

RS232C接続ケーブル、9ピン、3 m（9ピンCOM
インターフェース搭載PCへの接続用）

1

注文品

Sartorius Wedge（PCと天びん間のデータ通信用
ソフトウェア）

1

YSW02

品目

数量

注文番号

表示制御ユニット（カラーTFTディスプレイ、
タッチスクリーン、およびキー搭載）

1

YAC01MCE

モーションセンサー（動作制御で最大4機能をトリガ、メニューで選択）1

YHS02MS

粘着テープ付きラベル、YDP30 用

ディスプレイ用ケーブル3 m（ディスプレイとひょう量ユニットを離して設置する場合に使用）、Sartorius Serviceまたは工場で設置（注文番号VF4016）

16.1.2 ディスプレイと入出力用機器

76

Cubis® MCA取扱説明書

アクセサリー16.1.3 ピペット校正用ハードウェアとソフトウェア
品目

数量

ピペット校正キット（ハードウェア）、ミクロ 1
天びんひょう量モジュール6.6Sおよび3.6P用、水分トラップと必要なすべてのアダプター付き

注文番号
VF988

16.1.4 フィルター天びんと静電気防止アクセサリー
品目

数量

注文番号

フィルターひょう量皿、直径75 mm、ウルトラ 1
ミクロ天びん/ミクロ天びん用（ひょう量モジュール6.6S/2.7S：フィルターに必ず金属リング風
防を併用）

YWP05MS

フィルターひょう量皿、直径90 mm、ウルトラ 1
ミクロ天びん/ミクロ天びん用（ひょう量モジュール6.6S/2.7S：フィルターに必ず金属リング風
防を併用）

YWP06MS

イオナイザー（試料の静電気除去用）

YIB01-0DR

1

ペン型イオナイザープローブ（試料の静電気除 1
去用）

YSTP01

U型電極付きイオナイザー（230 V用）

1

YIB02-230V

U型電極付きイオナイザー（115 V用）

1

YIB02-115V

数量

注文番号

合成石製（除震機能付き）

1

YWT03

木および合成石製

1

YWT09

1

YWT04

品目

数量

注文番号

アルミニウムひょう量スクープ4.5 mg、ウルト
ラミクロ天びん/ミクロ天びん用

250

6565-250

アルミニウムひょう量スクープ52 mg、ウルト
ラミクロ天びん/ミクロ天びん用

50

6566-50

16.1.5 ひょう量台
品目
ひょう量台

壁掛けコンソール

16.1.6 ひょう量用アクセサリー

Cubis® MCA取扱説明書

77Sartorius Service

17 Sartorius Service
機器に関する質問は、Sartorius Serviceにお問い合わせください。サービスのお問い合わせ先、提供しているサービス、お近くの販売店などに関する情報
は、ザルトリウスWebサイト（www.sartorius.com）をご覧ください。
システムに関する不明点や不具合についてSartorius Serviceにお問い合わせになる際には、機器情報（シリアル番号、ハードウェア、ファームウェア、構成など）をお手元にご用意ください。この情報は、製造業者のIDラベルと「一般機器情報」メニューに記載されています（「4.14 メニュー構造」章28ページを参照）。

18 適合と証明書
18.1 EU適合宣言
ここに添付する適合宣言は、本機器が引用されている指令に準拠していることを確証するものです。
ここに示す適合宣言書は、EEAで使用する適合性評価済み（検証済み）天びん用です。この宣言書は安全な場所に保管してください。

78

Cubis® MCA取扱説明書

適合と証明書Cubis® MCA取扱説明書

79Sartorius Lab Instruments GmbH &Co. KG Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen, Germany

電話:+ 49.551.308.0
www.sartorius.com

本書に掲載されている情報と図は、下記の日付のバージョンに相応します。
ザルトリウスは、製品の改良に伴い予告なしに機器の技術、機能、仕様、設計を変更することがあります。
本書では、読みやすさを考慮して男性形または女性形を使用しますが、それにより、使用していない方の性も同時に表すものとします。
著作権について：
本取扱説明書（そのすべての構成要素を含む）
は、著作権により保護されています。著
作権法の制限を超えた許可のない使用は禁じられています。
特に、転載、翻訳、編集は、使用する媒体に関わらず禁止されています。
© Sartorius Germany

最終更新:
08 | 2018

お問合せ先
ザルトリウス・ジャパン株式会社〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11
Daiwa品川Northビル4階
Tel 03-6478-5200 Fax 03-6478-5494
hp.info@SARTORIUS.com

Printed in the EU on paper
bleached without chlorine. |JWPublication No.: WMC6028j180801