ファインダスト検出器
QSA2700D/QSA2700/AQS2700

ファインダスト検出器は、室内の PM2.5 および PM10 の濃度 (μg/m3) を計測します。



電源電圧 AC/DC 24V
出力信号 DC0...10V（PM2.5 値/PM10 値）
Modbus RS485 通信機能付き
室内条件 0...50℃/5...95％rh

用途
QSA シリーズ、ファインダスト検出器は、室内に浮遊する PM2.5 および PM10 の微小粒子状物質を計測します。
● 0～10V および Modbus 出力● Modbus パラメーターのコンフィグレーション（以下コンフィグ設定）可能● Climatix と接続、迅速なコンフィグ設定（オン-イベントアドレッシング）が可能● QSA2700:– デジタル表示なし– 3 色 LED による状態表示● QSA2700D:– 2.4 インチカラーLCD 表示付き、PM2.5 値および AQI(大気質指標)表示機能– 省エネモード: 検出器の前に人体の動きが無い場合、自動的に LCD 表示を消す– 4 か国語対応: 英語、中国語、ドイツ語、フランス語– 大気質指標(AQI)は 3 つのクラス（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）から選択表示

アーチバック㈱QSA2700(D)1
A6V11160938_en--_c
2019-04-10

タイプ
型式

パーツ番号

説明
PM2.5 検出器
ブランクカバーQSA2700

S55720-S457

QSA2700D

S55720-S458

PM2.5 検出器
LCD 表示付き

AQS2700

S55720-S459

センサーモジュール（交換用）

表示
3 色 LED 状態表示
2.4 インチカラーLCD
PM2.5 値, AQI 表示,
故障診断

機能
説明

123

QSA2700 のみ
QSA2700D のみ

4上開口部（表面取付け時：配線口）
LED
LCD ディスプレイ
(供給電源：ディスプレイ用)

5 QSA2700D のみ
678910近接センサー
押ボタン
下開口部（表面取付け時：配線口）
ベースプレートラッチ
エア出口
エア入口

LED 色とパターン (QSA2700)
色緑黄赤赤
赤/黄

アーチバック㈱

パターン
連続点灯
連続点灯
連続点灯
点滅 (0.5 秒 on/0. 5 秒 off)
点滅 (0.5 秒赤/0. 5 秒 黄)QSA2700(D)説明正常, Modbus 通信（コンフィグ済み）
正常, Modbus 通信（工場設定で接続中）
エラー 1, センサー不良（要モジュール交換）
エラー 2, 通信エラー
検出可能、但し不正確

2
A6V11160938_en--_c
2019-04-10

Modbus コンフィグ設定
QSA2700 シリーズのコンフィグ設定は Modbus マスターから行います。
コンフィグ設定は本体取付けの前に行ってください。
詳しくは下記 Modbus レジスター（ソフトウェアバージョン 1.2.12）[→P9] および Modbusレジスター（ソフトウェアバージョン 1.3.13）[→P10] の項を参照してください。

押ボタン操作（Modbus リセットおよびコンフィグ設定）QSA2700:
シーメンス製 ClimatixTM コントローラーと共に使用する場合、オン-イベントアドレッシングを使用して迅速なコンフィグ設定が可能です。
この場合、センサーとコントローラーは Modbus 通信で接続されます。
押ボタンによるアドレッシングモードの入り方とコンフィグ設定
押ボタンLED

アクション

1~5s

赤：連続点灯押ボタンを連続押す

5s ~10s

LED off

押ボタンを離す

追加情報

時間

アドレッシングモードに入り、黄色 LED が 30s点滅
・仮のアドレス 246 が設定される。
以下により、自動的に通信接続：
・ボーレート 19200
・伝送フォーマット 1-8-E-1（デフォルト）・アドレス 246
そして、・マスターが Modbus パラメーターを書込む
・マスターがレジスター4x0769（Bus コンフィグコマンド）に[1]を書込み、変更を有効にする。
ペアリングが成功すると、緑 LED が 60s 点滅した後、緑 LED 連続点灯に変わる。
そうでない時は、最初の LED 表示に戻る。

黄：点滅 0~30s 押ボタンを短押し、アドレス246 を固定する黄 LED 点滅中にボタンを短押しするとアドレスを 246 に固定する。
LED が 2 秒間 off→黄 LED2 秒間点灯→緑 LED 連続点灯に変わる。これでアドレス 246 が固定される。
コントローラーからその他のコンフィグ設定が可能となる。

アーチバック㈱QSA2700(D)3
A6V11160938_en--_c
2019-04-10

Modbus 設定のリセット、キャンセル
押ボタン

LED

アクション

追加情報

1~5s

赤：連続点灯押ボタンを長押し

5s ~10s

LED off

押ボタンを長押し

10s ~13s

黄：点滅

押ボタンを離す：

黄 LED 点滅中に押ボタンを離す。

工場設定にリセットする 1)

黄 LED 点滅が 3 秒続いた後→赤 LED が 1 秒点灯

時間→黄 LED 連続点灯に変わる。リセット完了

初期状態に戻る>13s

押ボタンを離した時点でリセッ
ト操作をキャンセル

13 秒以上後で押ボタンを離すとリセット操作をキャンセルする。

1)

Modbus アドレス、ボーレート、伝送フォーマットのみが工場設定にリセットされる。

1.

通常画面で押ボタンを 2 ~ 10 秒押して、Modbus パラメーター画面に入ります。

2.

そして画面の指示に従い、押ボタンを 2 ~ 10 秒押して Modbus コンフィグ設定画面

QSA2700D:に入ります。
3.

ボタンを短押しして、必要な操作を選択します。

4.

押し時間の長さにより以下の操作が可能です。
2 ~ 10 秒：手動によるコンフィグ設定

5 ~ 10 秒：ClimatixTM からまたは LCD オペレーションインターフェースからコンフィグ設定

10 ~ 20 秒：Modbus セッティングのリセット

取付け

ベースプレート
ベース固定ネジ (2 か所)
QSA 検出器本体ハウジング

12
3

関連資料
説明
取付け、操作、パラメーター
機能詳細
CE 宣言書環境製品宣言書

タイトル
取付要領書
ベーシック資料
CE 宣言書環境製品宣言書

資料 ID
A6V11160930
A6V11160936
A6V11277342
A6V11284595

関連資料（英文オリジナル）ダウンロードサイト：http://siemens.com/bt/download

アーチバック㈱QSA2700(D)4
A6V11160938_en--_c
2019-04-10

注意
安全に関して注意
安全に関する規則、コードは順守してください。
守らないと人体への危険および資産への損害の恐れが有ります。
● 安全に関する規則など確認してください。

エンジニアリングの注意
配線はシールドケーブルの使用を推奨します。
Modbus 用通信ケーブルはツイストペアケーブルを使用してください。

設置場所・使用上の注意

●
●
●
●
●
●
●
●
●

検出器は壁面に直接または裏ボックスを使用して取付けます。
床からの高さは 1.2～2.5m の範囲としてください（標準：1.5m）。
くぼんだ場所、棚の中、カーテンやドアの裏、出入り口または熱源の近くには取付けないでください。
直射日光の当たる場所は避けてください。
電気配線の取り込み口はシールしてください。
室内の使用環境は、0°C～50°C、5～95%RH です。
検出器は、キッチンその他のクッキングエリアには取付けできません。
検出器を使用する前に本体のエア入口／出口に付いている保護プラスチックを外してください。
本体のエア入口／出口付近に空気の循環を妨げる異物が無いようにしてください。

近接センサー●●

アーチバック㈱QSA2700D は内部に近接センサーを備えており、本体から約 1m 前で人体の動きが無い場合には自動的に省エネモードとなり LCD 画面を消灯します。この間、計測およびデータのインターバル送信は引き続き正常な状態を保ちます。
近接センサーの周りはきれいな状態に保ってください。周囲の汚れはセンサーの感度に影響を与える場合が有ります。

QSA2700(D)5
A6V11160938_en--_c
2019-04-10センサーモジュールの交換
本検出器のセンサー精度は使用する周囲条件に影響を受けて経年劣化が有りますので、1～3年を目途にセンサーモジュールの交換をしてください。
通常の PM2.5 の値が引き続き高い環境（例：300 μg/m3 以上の喫煙ルームなど）で使用する場合は、上の交換周期をさらに早める必要が有ります。
交換用センサーモジュール：型式 AQS2700（パーツ番号 S55720-S459）

交換要領：
1. マイナスドライバーを使用し、ベースプレートのラッチを外します。

2. ハウジングを開けて裏面のセンサーモジュールを手で取り外し、新しいセンサーモジュールに差し替えます。

注意
センサーモジュール交換の前に必ず電源を OFF してください。
どうしても電源を OFF 出来ない場合は、古いセンサーモジュールを外した後、10 秒後に新しいモジュールを取付けてください。

廃棄
本製品は電気、電子部品を含み、一般ごみと一緒に廃棄できません！
●●

アーチバック㈱必ず専門の処理業者に依頼して廃棄してください。
地域のルールに基づいて正しく廃棄してください。

QSA2700(D)6
A6V11160938_en--_c
2019-04-10

技術データ
電源
電圧
周波数
消費電力

AC24 V ±20% / DC13.5~35 V
50 / 60 Hz @ AC24 V
4 VA

計測レンジ（選択可能）

0~500 μg/m30~300 μg/m30~100 μg/m3
0~ 50 μg/m3±15 μg/m3 および ±15% 計測値 @ 25°C, 50% RH
DC0~10V, リニア, レンジ：選択レンジ

PM2.5 計測

計測精度 (最大誤差)
アナログ出力 (端子 U1)PM10 計測
計測レンジ（選択可能）

0~500 μg/m30~300 μg/m30~100 μg/m3
0~ 50 μg/m3±15 μg/m3 および ±15% 計測値 @ 25°C, 50% RH
DC0~10V, リニア, レンジ：選択レンジ

計測精度 (最大誤差)
アナログ出力 (端子 U2)

配線インターフェース
マイクロ USB

5V ディスプレイ用

配線接続
ネジ端子
ネジ形状, マイナスネジ
配線長 (最大)単芯または撚線: 0.4~1.5 mm2 相当
締付トルク 0.6 Nm
600 m

通信プロトコル
送信モード
ボーレート（変更可）

RS485 ModBus
RTU
9600, 19200 (デフォルト), 38400, および 57600
BPS
1 (デフォルト) ~ 247
8 bit (0 ~ 255)
パリティー無しまたは Odd or Even (デフォルト)

通信

Modbus アドレス（変更可）
データビットパリティー(変更可, 送信フォーマットに準拠)
ストップビット(変更可, 送信フォーマットに準拠)
ケーブル長（最大）ID

アーチバック㈱QSA2700(D)1 (デフォルト) または 21000m（± 200 m）
Slave

7
A6V11160938_en--_c
2019-04-10

送信フォーマット(スタートビット–データビット–パリティー–ストップビット)

バスターミネーション
リセットボタン

0=1-8-E-1 (デフォルト) /1=1-8-O-1/
2=1-8-N-1 / 3=1-8-N-2
No
Yes

Modbus レジスター（ソフトウェア V1.2.12）
下記のレジスターは、バージョン V.1.2.12 および以前のソフトウェアに対応します。
レジスター

名称

説明

デフォルト

257

PM2.5 値

レンジ: 0 ~ 500μg/m3

258PM10 値

レンジ: 0 ~ 500μg/m

R

260

センサー状態

0 = 正常R

R/W（読み/書き）（16-bit）No.
R

3

1 = 要交換
2 = 通信エラー
296

ソフトウェアバージョン

メジャーバージョン

R

297

ソフトウェアバージョン

マイナーバージョン

R

298

ソフトウェアバージョン

ビルドバージョン

R764

Modbus アドレス

1 ~ 247

1

R/W

765

ボーレート

1 = 9600bps

2

R/W

0

R/W

0

R/W

2 = 19200bps
3 = 38400bps
4 = 57600bps
766

伝送フォーマット

0 = 1-8-E-1(スタートビット –データビット –1 = 1-8-O-1

パリティー – ストップビット)

2 = 1-8-N-1
3 = 1-8-N-2

768

バスコンフィグコマンド

0 = レディー
1 = ロード
2 = ディスカード

注意:● レジスター番号は 1 から開始。
● レジスター番号 768（バスコンフィグコマンド）は、ClimatixTM のオン-イベントアド
レッシング用コンフィグコマンドです。
● ソフトウェアバージョンフォーマット：
メジャーバージョン 1 バイト、マイナーバージョン 1 バイト、ビルドバージョン 2 バ
イト、例えば [2.01.33]=0x0201001

アーチバック㈱QSA2700(D)8
A6V11160938_en--_c
2019-04-10

Modbus レジスター（ソフトウェア V1.3.13）
下記のレジスターは、バージョン V.1.3.13 および以降のソフトウェアに対応します。
レジスター

名称

説明

デフォルト

9PM2.5 値

レンジ: 0 ~ 500μg/m3R

10PM2.5 値信頼性

0:正常

R

R/W（読み/書き）（16-bit）No.

1:信頼性なし、または使用不可
11

PM10 値

12PM10 値信頼性

レンジ: 0 ~ 500μg/m3

R

0:正常

R

1:信頼性なし、または使用不可
201

PM2.5 (μg/m3): 最小値

R

過去 24 時間
202

PM2.5 (μg/m3): 平均値

R過去 24 時間
203

PM2.5 (μg/m3): 最大値

R

過去 24 時間
204

PM0.3～PM0.5: 粒子数0.3～0.5 ミクロン

R

粒子数
205

PM0.5～PM1.0: 粒子数0.5～1.0 ミクロン

R

粒子数
206

PM1.0～PM2.5: 粒子数

1.0～2.5 ミクロン

R

粒子数
207

PM2.5～PM5.0: 粒子数

2.5～5.0 ミクロン

R

粒子数
209

センサー状態

0:正常

R

1:要交換
2:通信エラー
216

PM 値、計測レンジ

0: 0 ~ 500μg/m3

0R/W

1: 0 ~ 300μg/m3
2: 0 ~ 100μg/m3
3: 0 ~ 50μg/m3
217

温度、計測値（バス経由）-40 ~ 120 ℃

R/W

表示分解能：1 ℃
218

湿度、計測値（バス経由）

0 ~ 100％

R/W

表示分解能：1％
219

温度、湿度受信インターバル

221

温度、湿度表示（有り/無し） 0:disable（無し）

1 ~ 60 min

20

R/W

0

R/W

1:enable（有り）1286

ソフトウェアバージョン

メジャー/マイナー

R

バージョン
1287

ソフトウェアバージョン

ビルドバージョン

764

Modbus アドレス

1 ~ 247

1

R/W

765

ボーレート

1= 9600 bps

2

R/W

0

R/W

R

2= 19200 bps
3= 38400 bps
4= 57600 bps
766

伝送フォーマット

0= 1-8-E-1
1= 1-8-O-1
2= 1-8-N-1
3= 1-8-N-2

アーチバック㈱QSA2700(D)9
A6V11160938_en--_c
2019-04-10

レジスター

名称

説明

デフォルト

R/W（読み/書き）

0= Ready0

R/W（16-bit）No.
バス・コンフィグコマンド

768

1= Load2= Discard

注意:レジスタ番号は 1 から数えます。
温度（レジスタ 217）、 湿度（レジスタ 218）の表示が有効な条件は以下です：– レジスタ 221 が有効（enable）であること。
– 表示値として、「PM2.5 および PM10 の単位 μg/ m3」が選択されていること。
– レジスターのバリューがマスターから送信されること。
無効な値を含むマスターからの複数の書き込みコマンドがある場合、センサーはエラー通知を行いコマンドを拒否します。この場合、レジスターの値は変更されません。
バス・コンフィグコマンド（768）は、オン-イベントアドレッシング専用です。
ソフトウェアバージョンのフォーマット：メジャーバージョンは 1 バイト、マイナーバージョンは 1 バイトでビルドバージョンは 2 バイトです。
（例：[2.01.33] = 0x02010021）

保護クラス
ハウジング保護等級

IP30 (NEMA1)

周囲条件（作動時）
温度
湿度

0°C ~ 50°C)
5 ~ 95% RH (結露なし)

周囲条件（保管時）
温度
湿度-20°C ~ 70°C
5 ~ 95% RH (結露なし)EMC 適合
イミュニティイー
エミッションCE スタンダード EN 60730-1
EN 61 000-6-2
EN 61 000-6-3

資料ダウンロードサイト

http://siemens.com/bt/download

スタンダード本体、色・質量
色
質量

アーチバック㈱白140 gQSA2700(D)10
A6V11160938_en--_c
2019-04-10

ディスプレイ (QSA2700D)
スクリーン
省エネモードカラー (ノンタッチスクリーン)近接センサーの約 1m（± 10%）手前で人の動きを検出すると ON
人がいなくなると数分後にディスプレイを自動消灯
1 μg/m3
PM2.5 値 ：> 500 μg/m3 の場合 500+ μg/m3 で表示
大気質指標：PM2.5 値を基に表示
英語, 中国語 (簡略), ドイツ語, フランス語解像度
ディスプレイ言語 (選択)

トラブルシューティング
エラーインフォ0 ~ 10V 出力

Replace sensor
module0V (2 s) と10V (2 s)

要センサー交換

交互に出力

Communicationerror

0V (5 s) と10V (5 s)

通信エラー

交互に出力

計測値不正確警報

計測値を表示Modbus

LED 表示レジスター209
バリュー
0→1 に変わる

赤：連続点灯レジスター209
バリュー
0→2 に変わる

赤：点滅(0.5 秒毎)

レジスター209
バリュー
0→変更なし赤/黄：点滅(0.5 秒毎)

LCD 画面配線
接続図
G, G0:
U1:
U2:
Gu:+,-, Ref:

アーチバック㈱QSA2700(D)

電圧 AC24 V /DC13.5 ~ 35 V
出力 0 ~ 10V, PM2.5選択レンジ（μg/m3）相当
出力 0 ~ 10V, PM10,選択レンジ（μg/m3）相当
信号グランドコモン（U1, U2 用）
Modbus 通信

11
A6V11160938_en--_c
2019-04-10

寸法

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/
資料 ID
アーチバック㈱オリジナル編集

東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

A6V11160938_en--_c
2019-04-10

QSA2700(D)2020-10 改定
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。
12
A6V11160938_en--_c
2019-04-10