令和 2 年 10 月 9 日

筑波大学附属病院陽子線施設整備運営事業に関する「提案書作成要領別紙１ No.22〜33 記載様式」の公表について

国立大学法人筑波大学学 長

永 田 恭 介筑波大学附属病院陽子線施設整備運営事業に関して、下記のとおり公表します。

記（1）公表資料「提案書作成要領 別紙 1No.22〜33 記載様式」（2）質問の受付及び回答について
令和 2 年 9 月 28 日付で公表した「提案書作成要領（追加・修正）」及び令和 2 年 10
月 9 日付で公表した「提案書作成要領 別紙 1 No.22〜33 記載様式」の質問については、「応募者別説明会に係る質問・要望の内容」（受付期間：令和 2 年 10 月 26日〜令和 2 年 10 月 28 日）に含めてください。

提案書作成要領

別紙１No.22〜33記載様式【記載要領等】
１．「大学が目指す新陽子線治療施設の機能を満たす陽子線治療装置等の性能」に関する提案は、本様式の「提案方法」や「備考」を参照のうえ、「提案内容（応募者記載欄）」に提案内容を簡潔に記載してください。
２．提案時には、「提案内容」列の幅を広げること、「提案方法」列および「備考」列を削除することを認めます
が、フォント・フォントサイズの変更は原則として認めません。
３．記載量が膨大になる場合、図表を用いる必要がある場合など、表中への記載が困難な場合は「別紙」として詳細を記載することも可とします。「別紙」の枚数制限はありません。既存のパンフレット等を「参考資料」として添付することも認めますが、「参考資料」の内容については審査対象とはしません。
４．「別紙」「参考資料」のいずれについても、提案番号(下表の22-1などの番号)の該当箇所を記載してください。
５．本提案に含まない仕様やオプションについては記載しないでください（または提案金額に含まないことを分かりやすく記載してください）。
※令和2年7月31日公表「落札者決定基準」に示した通り、本様式は「必須項目審査」と「加点項目審査」に共通して使用します。（全項目について何らかの記載を行うこと。）※「加点項目審査」については、本様式の「加点対象」に〇がある項目のみを対象とします。
※「番号」は、上記「落札者決定基準」別紙２「大学が目指す新陽子線治療施設の機能を満たす陽子線治療装置の性能（別紙１ No.22〜33）に関する提案項目等（案）」とは異なっておりますのでご注意ください。

カテゴリー

番号共通事項

提案項目

加点対象

提案方法

年間患者数（最大予測）

治療可能な患者数（年間）

治療の基本的なフロー
22-2

患者の受診パター
ン別に想定する患者の流れを記載

メンテナンス年間延べ日
22-3 数

標準的な日数(年間)22-1

全体にわたる特記事項
（複数可）

備考

図などを用いて具体的に記載すること。
なお、本提案項目は特に詳細、具体的に記載してください。

具体的な内容可能な限り具体的に記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。

JIS T 0601-2-64 粒子線治療装置の基礎安全及び基礎性能に関する個別要求事項有無

部分的に対応している場合は、該当する項目を記載すること。他の代替規格に対応している場合はその内容を具体的に記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。

JIS T 62667 医用電子機
23-2 器―粒子線治療装置―性能特性有無

同上

粒子線治療装置の物理・技術的QAシステムガイド
ライン（粒子線QA2016）24-1 対応の有無

有無

部分的に対応している場合は、該当する項目を具体的に記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。
同上

22-4
JIS規格対応〇

23-1

ガイドライン対応

提案内容（応募者記載欄）

AAPM Proton therapy QA
24-2 report TG224対応の有無

有無
〇1/11

カテゴリー番号

提案項目

加点
対象

故障予測の有無

治療装置共通事項
25-1

提案方法

有の場合、具体的に内容を記載すること。また、導入実績があれば併せて記載すること。

有無有の場合、具体的に内容を記載すること。また、導入実績があれば併せて記載すること。

25-2〇

25-3 故障頻度分析の実績
修理対応時間短縮の方策〇 有無
具体的な方策25-4
修理部品の保管場所
25-5
停電対策の有無

有無

有の場合、具体的に内容を記載すること。
同上

25-7 地震対策の有無
遮蔽の計算手法〇 有無
遮蔽の考え方・計
算式方法

25-8

放射化の低減の検討の有無有無

25-10 放射化の対策の有無
高周波漏洩の法令対策の有無

〇 有無
有無

治療効率化の具体的な対25-13 策の有無〇

小児の治療に対する検討
25-14 の有無〇

先端的技術導入(Flash等)の検討・計画の有無
25-15

〇

本提案項目は特に詳細、具体的に記載してください。必要に応じて「別紙」も活用すること。
有の場合、具体的に内容を記載すること。
同上有無

有の場合、本提案項目は特に詳細、具体的に記載してください。また、無の場合には無の理由または代替方法を記載してください。
同上

有無

同上

有無同上

有無、具体的な内容

可能な限り具体的に記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。

25-11

〇

可能な限り具体的に記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。
同上〇

治療効率の具体的な評価
25-12 の有無

同上

保管場所の考え方
及び故障の種類と頻度を考慮した具体的な保管場所

25-6

25-9

備考

有無

〇

故障原因自動分析機能の有無

提案内容（応募者記載欄）

2/11

イオン源・
加速器・ビーム輸送系、ガント
リー

26-1 イオン源方式
イオン源部品交換頻度
26-2 （最短のもの）

仕様

26-3 加速器方式
26-4 加速器台数仕様

最大エネルギー（水等価26-5 厚）

数値

最小エネルギー（水等価26-6 厚）

数値

エネルギー変更ステップ
26-7 （水等価厚）

数値

変更ステップを実現する
26-8 方法仕様

加速器ビーム調整の自動化の有無

有無

有の場合、具体的に内容を記載すること。

輸送系・ガントリー、
26-10 ビーム調整の自動化の有無真空度悪化のインター
26-11 ロックの有無

有無

同上

有無

同上

真空度悪化のインター
26-12 ロック区分け数

数値

26-13 回転ガントリー角度範囲
26-14 回転ガントリー回転速度

数値

26-15 回転ガントリー角度精度
26-16 ビーム位置自動測定精度

数値

ビームサイズ自動測定精26-17 度制御系、呼吸同期照射

提案方法

提案内容
（応募者記載欄）

番号

26-9

提案項目

加点
対象

カテゴリー

交換頻度

備考

本提案項目は特に詳細、具体的に記載してください。

台数数値〇 数値、測定位置
数値、測定位置〇

電磁石初期化のタイミン
27-1 グ（LEBT)

立ち上げ時、設定値変化時、など

本提案項目は特に詳細、具体的に記載してください。

電磁石初期化のタイミン
27-2 グ（加速器)

照射毎、設定値変化時、など

同上

電磁石初期化のタイミン
27-3 グ（HEBT)

照射毎、設定値変化時、など

同上

電磁石初期化のタイミン
27-4 グ（スキャンニング)

照射毎、設定値変化時、など

同上

エネルギー等設定ファイ27-5 ル転送時間

数値

同上

ビームコース切り替え時
27-6 間数値

3/11

カテゴリー

番号

提案項目

加点
対象

提案方法

提案内容
（応募者記載欄）

備考

磁石設定のガントリー角度補間機能の有無

有無

有の場合、具体的に内容を記載すること。

呼吸同期の有無（有の場
27-8 合方式）

有無

同上

呼吸波形・ゲート波形の27-9 保存の有無

有無

同上

呼吸同期インターロック（複数の場合全て記入）

具体的な項目可能な限り具体的に記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。

動体追跡の有無（有の場合方式）

有無

有の場合、具体的に内容を記載すること。

動体追跡インターロック（複数の場合全て記入）

具体的な項目

可能な限り具体的に記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。

27-7

27-10

27-11

27-12
動体追跡フレームレート
27-13 （可能な場合）数値制御コンピュータ端末台
27-14 数数値

制御コンピュータの交換
27-15 頻度（年）交換頻度

制御系コンピュータの長期交換計画

スケジュール

交換内容や時期が分かるよう図表等を用いて記載すること。

患者監視の有無

有無

有の場合、具体的に内容を記載すること。

患者、音声コミュニケー
27-18 ションの有無

有無

同上

機器状態変化の自動記録
27-19 の有無

有無

同上

機器情報のバックアップの有無

有無

有の場合、具体的な内容・仕様を記載すること。

27-16

27-17

27-20

正副線量計の電源、処理
27-21 の独立性

部分的な独立、完全独立制御の操作性向上の工夫

可能な限り具体的に記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。

有無

有の場合、具体的に内容を記載すること。

〇

27-22

27-23

具体的な内容停止時間帯の異常の通報
機能の有無

〇

4/11

カテゴリー番号

提案項目

加点
対象

実施異常に対する機器イ
ンターロックの考え方
27-24

〇

制御系通信方式の雑音誤27-25 動作対策〇

ルーチン的作業の自動化
27-26
照射系、線量分布

提案方法

28-3 スキャニング速度（Y）
28-4 照射野サイズ（X）

備考

具体的な内容可能な限り具体的に記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。

具体的な内容同上

有無有の場合、具体的に内容を記載すること。

〇

照射法式（ラスター、ス
28-1 ポット、連続スポット等）
28-2 スキャニング速度（X）

提案内容（応募者記載欄）

具体的な内容

〇 数値
〇 数値
数値

28-5 照射野サイズ（Y）
多重塗回数（条件と回28-6 数）

数値

線量平坦度（標的が動か28-7 ない場合）深部方向

数値

線量平坦度（標的が動か28-8 ない場合）ラテラル方向

数値

線量平坦度（動く標的、128-9 フラクションの評価）深部
線量平坦度（動く標的、128-10 フラクションの評価）ラテラル

数値

線量平坦度（動く標的、28-11 平均の評価）深部

数値

線量平坦度（動く標的、28-12 平均の評価）ラテラル

数値

28-13 水等価厚深度のステップ
ミニリッジ等のフィルタの有無
28-14

数値
有無

有の場合、具体的に内容を記載すること。

フィルタ有の場合、ID管28-15 理の有無

有無

同上

コリメータ取り付け部の28-16 有無

有無

同上

コリメータ有の場合、ID
28-17 管理の有無

有無

同上

コリメータとアイソセン
28-18 ターの距離、変化の範囲

数値

ペナンブラ制御の他の方式の場合記入

条件と数値(回数）

数値

28-19

ペナンブラ改善の装置がある場合、その方式と設定の自動化有無

28-20 線量精度（正線量計）

数値

可能な限り具体的に記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。

5/11

カテゴリー

番号

提案項目

加点
対象

28-21 線量精度（副線量計）
28-22 線量制御の直線性

条件と数値(線量率)

呼吸同期時の実効的線量
28-24 率数値ラテラルペナンブラ
28-25 （25cm深付近）水中

数値

ラテラルペナンブラ（1㎝28-26 深付近）水中

数値

28-27

ペナンブラ改善の装置がある場合、〇 その方式と設定の自動化有無

ノンコプラナ照射のカウ
28-28 チ角度範囲最大深度、標的の大きさによる条件ごとに記載すること。

可能な限り具体的に記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。

数値

パッチ照射対応の有無

有無

有の場合、具体的に内容を記載すること。

有無

位置決め室を複数設置することで時間短縮が実現する提案は加点する。

28-29
位置決め系

備考

数値

〇

ペナンブラ対応の自動化、ID化

提案内容（応募者記載欄）数値

線量率（条件を入れる）
28-23

提案方法

位置決めレーザーの位置
29-1 精度（x,y,z）
位置決めにかかる時間
29-2 （成人患者の典型例）〇

別位置決め室の有無
29-3〇

29-4 カウチ方式、軸数
カウチ設定精度（回転軸29-5 あそびを考慮）
29-6 カウチたわみ（条件）
ノンコプラナのカウチ角
29-7 度範囲
カウチの干渉事前チェッ
29-8 ク機能の有無

条件と数値
数値
有無
〇

透視画像の中心位置精度
29-9 (x,y)

数値

29-10 透視画像の画質
透視画像のフレームレー
29-11 ト

数値（分解能）29-12

デジタル（自動）位置照合の有無

29-13 CBCTの有無

有の場合、具体的に内容を記載すること。

数値
有無

有の場合、具体的に内容を記載すること。

有無

同上

6/11

カテゴリー

番号

提案項目

加点
対象

提案方法

同室CTの有無

有無

3Dデジタル（自動）位置照合の有無

有無

29-14

29-15

〇

提案内容（応募者記載欄）

備考
治療計画CTとは別に治療室内にCTを設置する場合は具体的な内容を記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。
（なお、評価は「その他、特徴的・追加的な提案」で別途加点する。）有の場合、具体的に内容を記載すること。

呼吸位相にひもづけされ29-16 た位置決画像保存の有無

有無

X線画像中心とレーザー中
29-17 心との一致数値あるいは評価
方法

アイソセンター位置の精29-18 度、再現性数値あるいは評価方法

X線画像中心とアイソセン
29-19 ター位置の一致

数値あるいは評価方法

病院情報システムとの連携

具体的な実現方法

可能な限り具体的に記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。

X線治療システムとの連携相互の情報可能な限り具体的に記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。

有無

有の場合、具体的に内容を記載すること。

治療計画システム30-1

30-2
ビーム固有マージンの設
30-3 定の有無
30-4 ロバスト最適化の有無
その他の最適化技術〇〇 有無
具体的な内容30-5

同上

本提案項目は特に詳細、具体的に記載してください。

同上
可能な限り具体的に記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。

X線治療との連携（共通標30-6 的、CSI繋ぎ）

具体的な内容同上治療支援プログラム(MIM
30-7 等）との連携

具体的な内容同上

治療情報管理システムと30-8 の連携

具体的な内容同上

30-9 CT型番、主な仕様
CTの呼吸同期機能の有無
30-10

具体的な内容30-11 CT画像サーバーの有無
CT-水等価厚変換テーブル
30-12 の自動管理機能の有無

有無

有の場合、具体的に内容を記載すること。
同上

有無

同上

有無

7/11

カテゴリー番号

提案項目

加点対象

提案方法

提案内容
（応募者記載欄）

備考

MRイメージヒュージョン
30-13 機能の有無

有無

同上

PETイメージヒュージョン
30-14 機能の有無

有無

同上

治療計画システム名（提30-15 案に含むもの）

具体的な内容30-16 治療計画端末台数
治療計画でのパッチ照射のサポートの有無
30-17

具体的な内容ノンコプラナ照射のサポートの有無

有無

有の場合、具体的に内容を記載すること。

有無有の場合、本提案項目は特に詳細、具体的に記載してください。また、無の場合には無の理由または代替方法を記載してください。
同上

30-18

IMPT対応の有無
30-19

有無
〇

治療用天板の取り込みor
30-20 共通CT天板有無（内容）
有無

有の場合、具体的に内容を記載すること。

有無

同上

当日アダプティブ対応の30-23 有無

有無

同上

QA機器用の線量分布計算
30-24 機能の有無

有無

同上

連携できるQA機器（複数可）

具体的な内容可能な限り具体的に記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。

複数点・領域平均による付与線量評価

有無（内容）

有の場合、具体的に内容を記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。

有無（内容）

同上治療計画でのビームモニ
ター設定値
30-28 (X線におけるMU値相当)
自動計算の有無

有無と具体的な内容有の場合、具体的に内容を記載すること。

治療計画でのビームモニ
ター設定値
30-29 (X線におけるMU値相当)
患者校正による補正の有無有無と具体的な内容

同上

30-21

治療計画での4DCTの取り扱いの有無

治療計画でのアダプティ
30-22 ブ対応の有無

〇

30-25

30-26

〇

体積処方による付与線量
30-27 評価

〇

〇

8/11

カテゴリー

番号

提案項目

治療計画システムの長期
30-30 更新計画
治療情報システム

治療情報システム名（提31-1 案に含むもの）

加点
対象

提案方法

提案内容
（応募者記載欄）

備考
更新内容や時期が分かるよう図表等を用いて記載すること。

〇
具体的な内容「別紙」で納入実績を記載すること。

端末台数あるいは構成具体的な内容可能な限り具体的に記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。

病院患者情報の共有、有無有無と具体的な内容有の場合、具体的に内容を記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。
無の場合、代替策の提案があれば具体的に記載すること。

病院治療オーダーシステ
31-4 ムとの連携、有無有無と具体的な内容同上

病院CTオーダーシステムとの連携、有無有無と具体的な内容有の場合、具体的に内容を記載すること。
無の場合、代替策の提案があれば具体的に記載すること。
有の場合、具体的に内容を記載すること。
有の場合、具体的に内容を記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。
無の場合、代替策の提案があれば具体的に記載すること。
同上

31-2

31-3

31-5

実施情報の送信機能の有
31-6 無病院電子カルテとの連
携、有無

有無
有無と具体的な内容

31-7

病院治療スケジューラと31-8 の連携、有無有無と具体的な内容

病院会計システムとの連31-9 携、有無有無と具体的な内容

同上

温熱治療との連携（オー31-10 ダー、スケジュール等）

有無と具体的な内容

同上

線量管理機能の有無（別システム可）有無

有の場合、具体的に内容を記載すること。

照射記録機能の有無

有無と具体的な内容治療計画か否かについても記載すること。

治療カルテ機能の有無
31-13

有無と具体的な内容

治療カンファレンス機能
31-14 の有無

有無と具体的な内容

画像管理機能の有無

有無と具体的な内容

31-11

31-12

31-15

9/11

カテゴリー

番号

31-16

提案項目

加点
対象

提案方法
有無と具体的な内容有の場合、具体的に内容を記載すること。

出力できる帳票具体的な内容「別紙」で提案内で出力できる具体的な帳票の種類を記載すること。

信頼性機能の有無

有無と具体的な内容有の場合、具体的に内容を記載すること。

31-18
治療後の患者フォロー機
31-19 能の有無

有無と具体的な内〇 容

病院機能との親和性、実31-20 績あるいは分析の有無〇

治療実績のビッグデータ
31-21 化対応の有無

有無と具体的な内〇 容32-1 出力測定方式
32-2 出力測定用電離箱型番

具体的な内容32-3 電流計型番
出力測定用ファントムの32-4 仕様

具体的な内容ガントリー角度を変えた
32-5 場合の出力測定への対応

具体的な内容32-6 ビーム位置測定方式
ビーム位置測定精度(x,y)
32-7

具体的な内容ガントリー角度を変えた
32-8 場合の測定への対応

具体的な内容32-9 飛程測定の方式
32-10 飛程測定の精度

具体的な内容32-11 ビームサイズ測定の方式
32-12 ビームサイズ測定精度

具体的な内容32-13 平坦度測定の方式
32-14 対称性測定の方式

具体的な内容32-15 深部線量分布測定の方式
ブラッグピークチェン
バーの有無
32-16

具体的な内容

内容

同上
同上
同上

具体的な内容具体的な内容数値

数値
数値
具体的な内容有無と具体的な内容有の場合、具体的に内容を記載すること。

ビーム形状、裾の広がりの評価・測定手法

具体的な内容有の場合、具体的に内容を記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。

2次元線量分布測定装置の有無

有無と具体的な内容有の場合、具体的に内容を記載すること。

〇

32-17

32-18

備考

複数端末での帳票出力機
能の有無

31-17

QA機器

提案内容
（応募者記載欄）〇

10/11

カテゴリー

番号

提案項目

加点
対象

提案方法

提案内容
（応募者記載欄）

備考

その他スキャンイングQAを効率的に行う機器の有32-19 無同上〇

有無と具体的な内容ルーチン的QAの効率化の32-20 検討の有無

有無と具体的な内〇 容同上

その他の機器（複数可）

具体的な内容

頭部固定具型式

現時点で調達すると仮定した場合の型式を記載

小児用頭部固定具の方式

具体的な内容頭頚部用固定具型式

現時点で調達すると仮定した場合の型式を記載すること。

小児用頭頚部用固定具の方式

具体的な内容カーボンベースプレート
型式

現時点で調達すると仮定した場合の型式を記載すること。

32-21

固定具
33-1

33-2

33-3

33-4

33-5
前立腺治療時の足の固定
33-6 具型式

同上

33-7 膝の固定具型式
33-8 両手挙上用固定具型式

同上

33-9 うつ伏せ用固定具の型式
吸引式患者固定用クッ33-10 ションの型式

同上

33-11 シェル加湿器の型式
その他、患者を長時間安定的に固定維持可能な各種器具
33-12

同上

33-13

小児用固定具の使用実績の有無

有の場合、具体的に内容を記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。

有の場合、具体的に内容を記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。

有の場合、具体的に内容を記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。

同上
同上

〇

具体的な内容有の場合、具体的に内容を記載すること。必要に応じて「別紙」も活用すること。

有無と具体的な内容有の場合、具体的に内容を記載すること。

11/11