ホーム > 製品情報 > デジタル・マルチメータ

ハンディタイプ> ハンディタイプ

こちらは販売終了製品です。
デジタル・マルチメータ VOAC87

デジタル・マルチメータ VOAC87（販売終了）TOP

VOAC87は、フル4桁、9,999フルスケールのハンディ型デジタル・マルチメータです。小型で豊富な測定モードを有し高い安全性、早い測定更新速度、フルオートレンジ。

さらに、基本性能重視の実力派ハンディタイプのDMMです。

特長

・フル4桁、最大表示9,999、LCD
・4回/秒更新の高速測定値表示

・20回/秒更新の高速バーグラフ表示
・熱電対プローブを標準添付

・42セグメント・アナログバーグラフ

・フルオートレンジ
豊富な機能

・4つの入力レンジを持つ周波数測定

・データ記録機能（MAX、MIN、MAX-MIN、AVG）

・基準測定値からの相対値演算
・データホールド機能
・オートパワーオフ
豊富な測定項目

・DCV 999.9mV〜600V測定レンジ（100 V）

・ACV 999.9mV〜600V測定レンジ（100 V）

・DCA 4,000mA〜10A測定レンジ（1mA）・ACA 4,000mA〜10A測定レンジ(1mA）

・抵抗値 999.9 〜40M 測定レンジ（100m ）・温度測定 -20〜250

測定レンジ（1）・静電容量測定1 F〜10mF測定レンジ（1nF）（温度測定プローブ標準添付）

・周波数測定9.999Hz〜50kHz測定レンジ（1mHz）・導通テスト999.9 （100m ）・ダイオードテスト9.999V（1mV）
安全設計

・ホルスター標準添付

・600V HBC FUSE(電流入力)

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/13̲23.html

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > デジタル・マルチメータ

ハンディタイプ

こちらは販売終了製品です。
> ハンディタイプ デジタル・マルチメータ VOAC87> 性能性能デジタル・マルチメータ VOAC87（販売終了）! 確度：±（X % of reading + Y digits)をX+Yで記します。

以下の確度欄は23!±5!（75%RH以下）で保証します。

1. 直流電圧測定（DCV）
レンジ

分解能

確度 !

999.9mV
100"V
9.999V1mV
99.99V10mV
600.0V
100mV
NMR：50dB以上（50/60Hz）

入力インピーダンス
約16M#、30pF

0.3+3

約10M#、30pF

0.3+5

CMR：100dB以上（DC、50/60Hz、アンバランス抵抗1k#）
最大許容電圧：±600VDC/600V ACrms

2. 交流電圧測定(ACV)
レンジ

測定方式：AC結合、平均値整流実効値変換方式
分解能

確度 !
50〜200Hz

999.9mV
100"V
9.999V1mV
99.99V10mV
600.0V
100mV*：入力電圧が1mV ACrms以上で確度を保証

2.5+5 *

入力インピーダ

200〜500Hz-

1.5+4ンス

約16M#、30pF
約10M#、30pFCMR：60dB以上（DC〜60Hz、アンバランス抵抗1k#）
最大許容電圧：±600VDC/600V ACrms
3. 直流電流測定(DCA)

確度 !
SLOW/MID
4,000mA
1mA
0.9+4
10.00A10mA
0.7+2
入力保護：15A/600V、定格遮断電流100kAヒューズ
レンジ

分解能

4. 交流電流測定(ACA)
レンジ
4,000mA
10.00A *端子間電圧降下約0.03V/A

測定方式：AC結合、平均値整流実効値変換方式
分解能
1mA
10mA

*：入力電流圧が100mA ACrms以上で確度を保証

確度 !
50-500Hz2+6
1.2+5

端子間電圧降下約0.03V/A

入力保護：15A/600V、定格遮断電流100kAヒューズ
5. 抵抗測定

レンジ

分解能

確度 !

999.9#
100m#
9.999k#1#
99.99k#10#
999.9k#100#
ハンディタイプ
デジタル・マルチメータ VOAC87 -1k#
岩崎通信機株式会社
4.000M#
40.00M#
10k#

0.5+6

端子間開放電圧
約2.7VDC

0.5+2
0.8+2

約1.3VDC

2022/10/1.5+2

最大許容電圧：±500VDC/500V ACrms
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac87_spec.html

6. 静電容量測定

レンジ

分解能

1

端子間開放電圧1.000"F
1nF
10.00"F10nF
1+3
最大約3.3VDC
100.0"F
100nF
1.000mF
1"F
2+4
10.00mF
10"F
4+5*：フィルムコンデンサまたは同等以上の漏れ電流の少ないものについての確度
確度 * !
1+4

最大許容電圧：±500VDC/500V ACrms
7. 周波数測定

レンジ

9.999Hz99.99Hz
999.9Hz
9.999kHz

分解能
1mHz
10mHz
100mHz
1Hz確度 * !

入力感度

1Vrms、2Vrms
Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社
0.1+4

20Vrms、200Vrms（RANGEにより選4!38ージ

10.00mF
10"F
4+5*：フィルムコンデンサまたは同等以上の漏れ電流の少ないものについての確度
最大許容電圧：±500VDC/500V ACrms
7. 周波数測定

レンジ

分解能

こちらは販売終了製品です。

入力感度9.999Hz
1mHz
1Vrms、2Vrms
99.99Hz
10mHz
20Vrms、200Vrms
999.9Hz
100mHz
0.1+4（RANGEにより選9.999kHz
1Hz択）
50.00kHz
10Hz*：入力信号が正弦波またはデューティ比40%以上70%以下の方形波についての確度
確度 * !

最大許容電圧：±600VDC/600V ACrms
8. 温度測定レンジ

分解能-20!〜+250!

1!

確度 * !
±6.5!

*：付属熱電対プローブの確度を含む

最大許容電圧：±500VDC/500V ACrms

温度プローブはタイプKの熱電対を使用
9. ダイオードテスト
レンジ

9.999V

分解能

確度 !

測定電流

1mV

3+30.5mA

最大約3.5VDC

応答時間

端子間開放電圧150"s以下

約2.7VDC

最大許容電圧：±500VDC/500V ACrms
10. 導通テスト
レンジ
999.9#

分解能

スレッショルドレベル

100m#

最大許容電圧：±500VDC/500V ACrms

105±95#端子間開放電圧11. 熱電対プローブ（SC-018）
温度測定範囲-20!〜+250!

許容量

±2.5!

12. 一般性能
測定方式

デジタル表示部

表示
極性

表示

電源

4桁 9,999カウント
自動選択

オーバー表示 機能あり（OL、-OL）
更新速度

バーグラフ表示部

二重積分方式極性

約4回/秒

42セグメント

自動選択（+または-を表示）

オーバー表示 機能あり（ ）更新速度

最大20回/秒

DC9V電池（IEC6LR61、JIS6F22、IEC6F22）

電圧低下警告 表示機能あり（約7.2V）
寿命

約140時間（アルカリ電池、直流電圧測定）

ハンディタイプ デジタル・マルチメータ VOAC87 - 岩崎通信機株式会社

消費電流

オートパワーオフ

約3.5mA

2022/10/

機能あり（オフ時の消費電流：約30"A）
0.15$(23!±5!での確度）/!（0!〜+18!、

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac87_spec.html
温度係数+28!〜+40!）

0!〜+35!（80%RH以下）、+35!〜

動作温度、湿度範囲+40!（70%RH以下）-20!〜+55!（80%RH以下）

保存温度、湿度範囲
大きさ
大きさ

外形

質量

外形

（ホルスターを含む） 質量適合規格

安全性く

ただし、電池を除

約75W$34H$150L mm
約252g

約82W$48H$160L mm
約345g

EN61010-1（1995）汚染度1
過電圧カテゴリIII

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

EMC

EN55011（1991）

EN50082-1（1992）2

質量約252g（ホルスターを含む） 質量約345g

大きさ

適合規格

外形

安全性
EMC

付属品

約82W$48H$160L mm

こちらは販売終了製品です。

EN61010-1（1995）汚染度1

過電圧カテゴリIII

EN55011（1991）

EN50082-1（1992）
テストリード（SC-025)
1組（赤、黒）熱電対プローブ（SC-018）
1個
ホルスター
1個電池（装着済み）
1個
本電池は動作確認用ですので、既定の寿命を満足しない場合があります。
取扱説明書
1冊
ヒューズ（15A/600V 100kA）
1個

4!38

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/voac87_spec.html

ージ

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

3

ホーム > 製品情報 > デジタル・マルチメータ

ハンディタイプ
本 ハンディタイプ
体タ

品名

デジタル・マルチメー

準 熱電対プローブ付 ホルスター品

こちらは販売終了製品です。
デジタル・マルチメータ VOAC87> 価格
価格

デジタル・マルチメータ VOAC87（販売終了）

標 測定リード属> ハンディタイプ

ヒューズ

品番

標準価格（税別）

備考

VOAC87¥18,000

最大表示9999

SC-025¥1,700SC-018¥1,700Kタイプ-販売終了

15A/600V 100kA¥2,000https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/13̲24.html

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社