ホーム > 製品情報 > デジタル･オシロスコープ

こちらは販売終了製品です。

> DS-5600シリーズ

デジタル・オシロスコープ「ViewGoⅡ」DS-5600シリーズ（販売終了）

TOP

DS-5600シリーズ
帯域 100〜500MHz
最高2GS/s 4 / 2チャネル
最大5Mポイント

DS-5600シリーズ

機能紹介

最大5Mポイントのロングメモリ

最大メモリが、1Mpoint→5Mpoint(チャネル結合時)に拡張されました(DS-5600シリーズ)。速いサンプリングを維持しながら、長時間の波形を取り込むことができます。

波形パラメータ判定の4個同時設定が可能

判定機能に使用する波形パラメータが1個→4個に拡張しました。測定信号を詳細に判定することができます。

新たなノイズ低減機能に対応■Simple Moving Average(単純移動平均)

チャネル毎に設定可能なデジタルフィルタにSMA：Simple Moving Average(単純移動平均)が追加されました。サンプリング点を指定した幅で平滑化してノイズを低減させる
ことができます。

■平均化回数を拡張

従来の平均化設定回数が256回→65536回に拡張されました。繰り返しの被測定信号から非周期なランダム信号を効果的に低減することができます。

■High Resolution(高分解能)

波形取込の際に、ランダムノイズを低減させて垂直軸分解能を等価的に最大12bit相当にあげることができます。
デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5600シリーズ- 岩崎通信機株式会社

2022/10/

UART、SPI、I2Cのシリアルデータトリガに対応しまhttps://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5600/ds5600_top.html
した1

波形演算機能の強化(二重演算)

CH1 CH2の乗算波形にFFT解析を行う二重演算が可能です。

ハードコピーイメージフォーマットの強化

PNGの透過属性に対応し、PCを使用したドキュメント作成時に、波形を透かして重ねることができます。
© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > デジタル･オシロスコープ

こちらは販売終了製品です。

> DS-5600シリーズ > 仕様

仕様

デジタル・オシロスコープ「ViewGoⅡ」DS-5600シリーズ（販売終了）

標準価格（税別）

DS-5654

DS-5652

DS-5634

DS-5632

DS-5624

DS-5622

DS-5614

DS-5612720,000円

620,000円

540,000円

470,000円

320,000円

260,000円

270,000円

220,000円

周波数帯域（-3dB）立ち上がり時間（代表
値）
入力ch数

500MHz350MHz200MHz

100MHz750ps

1ns

1.75ns

3.5ns

4

2

4

最高サンプリング速度

2

4

1ns

アベレージング機能

2〜65536回（2のべき乗ステップ）

メモリ長

5Mポイント/ch（2チャネル結合時）、2.5Mポイント/ch（全チャネル）

垂直分解能

8 ビット（高分解能演算有効時:最大12ビット）
2mV/div 〜 10V/div（1MΩ）
2mV/div 〜 2V/div（50Ω）

帯域制限フィルタ

2mV/div 〜 10V/div（1MΩ）

2mV/div 〜 50mV/div : 1V、50.2mV/div 〜 500mV/div : 10V、502mV/div 〜 10V/div : 100V

DCゲイン確度
最大入力電圧2100GS/s

ピーク検出分解能

オフセット電圧42GS/s（チャネル結合時）、1GS/s（全チャネル使用時）

等価サンプリング速度

入力電圧レンジ2(1.5% + 0.5%フルスケール)
400 Vpk CAT I （1MΩ）、5 Vrms（50Ω）

400 Vpk CAT I （1MΩ）

アナログ方式：100MHz、20MHz、2MHz、200kHzアナログ方式：20MHz、2MHz、200kHz

デジタル方式：LPF、HPF、SMAのいずれかを選択、チャネル独立入力カップリング
入力インピーダンス
プローブセンス
時間軸レンジ
標準プローブ

GND, DC 1MΩ, AC1MΩ, DC50Ω

GND、DC 1MΩ、AC1MΩ

1MΩ 1% //16pF、 50Ω 1%

1MΩ 1% //20pF

手動設定：

自動検出： 1：1、10：1、100：1、1000：1
1：1、5：1、10：1、20：1、50：1、100：1、200：1、500：1、1000：1、2000：1

500ps/div 〜 50s/div

1ns/div 〜 50s/div

2ns/div 〜 50s/div

SS-101R（チャネル数分標準添付）

5ns/div 〜 50s/div

SS-0130R（チャネル数分標準添付）

ロールモードデジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5600シリーズ- 岩崎通信機株式会社
50ms/div 〜 50s/div (100kS/s max)
クロック確度

2022/10/

10 ppmhttps://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5600/ds5600_spec.html

1

トリガ機能
トリガ機能

エッジ、エッジオルタネート、エッジOR、パルス数、パルス幅、周期、欠落、TV、パターン（OR、NOR、
AND、NAND）、
シリアル（UART、SPI、I 2C）

TVトリガ（規格） /ライン設定範囲選択 /フィールド選択
パルス数トリガ設定範囲
パルス幅トリガ時間設定
範囲
周期トリガ時間設定範囲
欠落（ドロップアウト）

NTSC、PAL、Custom / 3000まで / 1、2、4、8

1〜9999イベント
15ns〜50s© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社
40ns〜50s

50ns〜50s

0!36

ージ

1〜9999イベント
パルス幅トリガ時間設定
周期トリガ時間設定範囲

40ns〜50s

欠落（ドロップアウト）
トリガ時間設定範囲

50ns〜50s

パターントリガ

OR、NOR、AND、NAND

トリガソース / ステー
ト/
スレッショルドレベル
シリアルトリガ

シリアルトリガ

こちらは販売終了製品です。

15ns〜50s

範囲

UART

SPI

全チャネル ／ HIGH、 LOW、 Don't Care ／ 全チャネル独立設定

トリガ選択

START、STOP、パリティエラー、
データパターン

比較デー
タ長

ビットレート1000bps〜１Mbps（100bps単位で設定）

信号ソー
ス

トリガ選択

データパターン

比較データ
長4〜64ビット

CS選択

正論理/負論理、
CSなしの時はアイドル時間
指定

信号ソース

CH1〜CH4, EXT（2チャネル機は
CH1,CH2,EXT）

5〜8ビットCH1〜CH4, EXT（2チャネル機は
CH1,CH2,EXT）※CH1入力はSCK信号入力専用:最大20MHz

シリアルトリガI 2C

トリガ・ソース
トリガ・スロープ／カッ
プリング

トリガ選択

START、STOP、RESTART、NACK、データパターン

比較
デー
タ長

7ビット/10ビットアドレス時、1〜
5bytes, EEPROMリード時、byte （シフト比較あり）

アドレスモード

7ビット/10ビッ
ト/EEPROMリードから
選択

信号
ソー
ス

CH1〜CH4, EXT（2チャネル機はCH1,CH2,EXT）

全チャネル、EXT（ 0.5V）、EXT10（ 5.0V）、ライン
正、負 ／ AC、 DC、高周波除去、低周波除去、ノイズ除去

ディスプレイ/解像度
ディスプレイ/解像度

7.5型 カラー TFT液晶（タッチスクリーン）／ VGA：640

表示形式

480 pixels

YT、XY、XY トリガ

ベクタ接続

サンプル点間補間表示、ドット表示

アナログ・パーシスタン
ス

単色階調表示、スペクトラム表示
デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5600シリーズ - 岩崎通信機株式会社
パーシスタンス表示時間

2022/10/100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、無限大

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5600/ds5600_spec.html
内部波形保存（REFメモリ）

フロントパネル設定保存

5 波形

内部メモリに5 つの設定保存可能、USB メモリ

パラメータ測定、カーソル、ズーム、演算、リプレイ機能
パラメータ測定

同時測定数／統計値表示

最大値、最小値、ピークピーク、実効値、サイクル実効値、平均値、サイクル平均値、トップ、ベース、トップ−ベース、 立ち上がりオーバーシュート、立ち下がりオーバーシュート、立ち上がり時間20−80%、立ち下がり時間80−20%、 立ち上がり時間10−90%、立ち下がり時間90−10%、周波数、周期、パルス数（正）、パルス数（負）、 パルス幅（正）、パルス幅（負）、デューティ比、積分、スキュー（正／負）、
スキュー＠レベル
最大4 パラメータ／最大値、最小値、測定回数

ロギング項目、出力先

時刻、パラメータ測定結果（条件A、B、C、D）、Pass/Fail 判定結果
収録時：ポップアップ画面、内部メモリ（最大86400 件）、収録後：USB メモリ

Pass/Fail

判定モード：パラーメータ判定またはマスク判定、判定結果：USB 保存、BEEP 音、© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社
パルス出力（DS-578 オプションが必要）、ロギング
ページサーチ機能：Pass またはFail を選択し、前方または後方に検索

2

0!36

ージ

最大4 パラメータ／最大値、最小値、測定回数
ロギング項目、出力先
Pass/Fail

時刻、パラメータ測定結果（条件A、B、C、D）、Pass/Fail 判定結果こちらは販売終了製品です。

収録時：ポップアップ画面、内部メモリ（最大86400 件）、収録後：USB メモリ

判定モード：パラーメータ判定またはマスク判定、判定結果：USB 保存、BEEP 音、
パルス出力（DS-578 オプションが必要）、ロギング

ページサーチ機能：Pass またはFail を選択し、前方または後方に検索
カーソル
ズーム
演算機能

リスケール／単位変換
リプレイ

時間、振幅、時間&振幅、カーソルでの値
フロントパネルのZoomボタンを押し、別グリットに拡大波形を表示
加算・減算・乗算・微分・積分・FFT （最大8k ポイント、レクタンギュラ・ハニング・フラットトップ窓関数）
加算・減算・乗算のいずれかの結果から微分・積分・FFTのいずれかによる2重演算（9パターン）a＊x+b (x:入力電圧、a、b:ユーザ定義) ／volt、ampere、watt、℃、無表示
自動的に波形を記録、最大2048波形を保存、リプレイ可能

周波数カウンタ
インタフェース
AUXインタフェース
波形データ保存
ハードコピー出力
校正信号出力電源／消費電力
寸法／本体質量6桁
USB 2.0HS対応（デバイス、ホスト）、LAN（100Base-TX）、GPIB（工場オプションDS-576）
外部オプション用コネクタ
USBメモリにバイナリ、ASCII、Mathcad、演算（ASCII）、演算（Mathcad）で保存
USBメモリに、TIFF、BMP、PNG形式で保存またはPictBridge® 対応プリンタに画像を出力
方形波 1kHz、3Vp-p
AC90V 〜 264V(47Hz 〜 63Hz)、 AC90V 〜 132V(380 〜 420Hz) / 95VA max(60W max)
約330Wx190Hx124D mm ／ 約3.7kg

環境条件
性能保証温度
動作温度 / 湿度 / 高度

10 〜 35℃
温度0〜40℃／湿度5〜80％RH 30℃（結露なきこと）、
55％RH以下 40℃（結露なきこと） / 高度2000m以下

標準付属品
プローブ（チャネル数分）、電源コード（1）、フロントパネルカバー(1)、取扱説明書（CD-ROM）（1）、 ユーザーズ・ガイド（1）オプション
AUX IO CH1/CH2出力
デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5600シリーズ- 岩崎通信機株式会社
AUX IO1：オフセット電圧を加えたCH1 入力信号を出力、AUX IO2：オフセット電圧を加えたCH2 入力信DS-577（工場オプション）

AUX IO CH1/TRIG出力

2022/10/号を出力

AUX IO1：オフセット電圧を加えたCH1 入力信号を出力、AUX IO2：以下条件にてH レベルのパルス信号を

DS-578https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5600/ds5600_spec.html（工場オプション）

GPIBインタフェース
DS-576（工場オプション）
プローブ用電源DS-579出力
AUX IO2 出力条件：トリガ時に出力（TRIG 出力を選択時）、

Pass/Fail/Pass or Fail 検出時に出力（Pass/fail 出力選択時）
GPIB：IEEE488.2

弊社アクティブプローブ用電源 2系統© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

3

ホーム > 製品情報 > デジタル･オシロスコープ> DS-5600シリーズ > 新機能

こちらは販売終了製品です。

デジタル・オシロスコープ「ViewGoⅡ」DS-5600シリーズ（販売終了）

新機能High Resolution(高分解能)
最高サンプリング速度より低いサンプリング速度で測定した場合、最高サンプリングで捕捉したデータを平均化処理して波形を取り込み、ランダムノイズを低減させて垂直軸分解能を等価的に最大12bit相当に向上させることができます。

※繰り返し信号でない単発信号でも使用可能です。

Normal サンプリング

High Resolution（高分解能）12bi分解能相当時

2mV/div）

2mV/div）（サンプリング速度5MS/s, 電圧レンジ：（サンプリング速度：5MS/s, 電圧レンジ：

Simple Moving Average（単純移動平均）
Simple Moving Average(SMA:単純移動平均)はチ
ャネル毎に設定可能なデジタルフィルタで、サンプ

リング点を指定した幅で平滑化してノイズを低減させることができます。

※繰り返し信号でない単発信号でも使用可能です。

SMA：OFF の時
デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5600シリーズ - 岩崎通信機株式会社

2022/10/

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5600/ds5600_func1.html

SMA：ON 時

幅= 3pts

1

SMA：ON 時

幅= 20pts

平均化回数を拡張
平均化設定回数が256回から65536回(最大)に拡張されました。繰り返しの被測定信号から非周期なランダム信号を効果的に低減することができます。

・ 信号(三角波:50Hz)とノイズ(ランダム)の振幅比が1:1の場合

・ 右記は、サンプリング速度200kS/s, メモリ長10kポイントで測定した場合の例です。
© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

SMA：ON 時

幅= 3pts

SMA：ON 時

幅= 20pts

こちらは販売終了製品です。

平均化回数を拡張
平均化設定回数が256回から65536回(最大)に拡張されました。繰り返しの被測定信号から非周期なランダム信号を効果的に低減することができます。

・ 信号(三角波:50Hz)とノイズ(ランダム)の振幅比が1:1の場合

・ 右記は、サンプリング速度200kS/s, メモリ長10kポイントで測定した場合の例です。

平均化処理OFF

平均化処理ON（平均化回数32768 回）

波形パラメータの4個同時判定／波形マスク判定機能
マスクもしくは波形パラメータの値により、合否判定を自動的に行えます。

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5600シリーズ- 岩崎通信機株式会社
4個同時にうことにより、厳格な条件設定が可能となりました。

2022/10/0!36ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5600/ds5600_func1.html

ロングメモリ

2

最大5Mポイント（全チャネル使用時: 2.5Mポイント/CH）

速いサンプリングを維持しながら、長時間の波形を取り込むことができます。
波形取込時間:10ms(1ms 10div)

波形取込時間:10ms(1ms 10div)

度:100kS/s

度:50MS/s

メモリ長：1k ポイント、サンプリング速メモリ長：500k ポイント、サンプリング速© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。
ロングメモリ

最大5Mポイント（全チャネル使用時: 2.5Mポイント/CH）

速いサンプリングを維持しながら、長時間の波形を取り込むことができます。
波形取込時間:10ms(1ms 10div)

波形取込時間:10ms(1ms 10div)

度:100kS/s

度:50MS/s

メモリ長：1k ポイント、サンプリング速メモリ長：500k ポイント、サンプリング速ロングメモリでさらに長い波形取込時間を実現し、全体波形を取得して、後から部分的に波形を検証で
きます。

0!36

波形取得時間に対する最高サンプリング速度
波形取込時間チャネル結合時
5Mポイント

全チャネル使用時
2.5Mポイント

1s

5MS/s

2.5MS/s

100ms

50MS/s25MS/s

10ms

500MS/s

250MS/s

2ms

2GS/s

1GS/s

1ms

2GS/s

1GS/s

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5600シリーズ - 岩崎通信機株式会社

2022/10/

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5600/ds5600_func1.html

3ージ

波形取込時間:100ms(10ms 10div)

メモリ長：5M ポイント、サンプリング速
度:50MS/s

充実のトリガ機能
トリガ機能を強化し、複雑化するロジック信号やシリアルデータ信号においても、最適な条件で波形をトリガできます。

パターントリガで行う複雑な設定項目も、タッチスクリーンの操作性により設定がスムーズに行えます。

© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

0!36

ージ

メモリ長：5M ポイント、サンプリング速

こちらは販売終了製品です。

度:50MS/s

充実のトリガ機能
トリガ機能を強化し、複雑化するロジック信号やシリアルデータ信号においても、最適な条件で波形をトリガできます。

パターントリガで行う複雑な設定項目も、タッチスクリーンの操作性により設定がスムーズに行えます。

シリアルトリガ （例：組込制御用バスのI2C信号観測）

パルス幅トリガ

パターントリガ（例：グリッジなどの異常波形の検出）
トリガ種類（例：カウンタのロジック出力信号）
DS-5600A

周期、パルス幅、欠落、エッジ、パルス数、テレビ

DS-5600!

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5600シリーズ - 岩崎通信機株式会社

SD-5500A

DS-5400A

DS-5400!

!

エッジオルタネート、エッジOR

!

!

"

パターン

!

!

"

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5600/ds5600_func1.html
シリアル（UART, SPI, I 2C）!

""

2022/10/4波形演算機能2波形の加算、減算、乗算、またチャネル波形の周波数解析(FFT)が行えます。
DS-5600A / 5600シリーズでは、微分・積分演算に対応しています。

演算波形は、データとしての保存や波形パラメータの自動測定のソースとして設定可能です。
＜アプリケーション例＞● 加算、減算：差動信号の評価● 乗算：電圧 電流による電力波形の評価● FFT：周期性のノイズや振動などの周波数領域での解析
波形演算機能加算、減算、乗算、FFT
微分、積分
二重演算

DS-5600

SD-5500A

DS-5400!

!

!

© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

!

!

"

シリアル（UART, SPI, I 2C）

!

"

"

こちらは販売終了製品です。

波形演算機能2波形の加算、減算、乗算、またチャネル波形の周波数解析(FFT)が行えます。
DS-5600A / 5600シリーズでは、微分・積分演算に対応しています。

演算波形は、データとしての保存や波形パラメータの自動測定のソースとして設定可能です。
＜アプリケーション例＞● 加算、減算：差動信号の評価● 乗算：電圧 電流による電力波形の評価● FFT：周期性のノイズや振動などの周波数領域での解析
波形演算機能DS-5600

SD-5500A

DS-5400

加算、減算、乗算、FFT

!

!

!

微分、積分

!

!

"

二重演算
（加算、減算、乗算に対し、FFT、微分、積分）

!

"

"

加算、減算、乗算の結果をさらに、FFT、微分、積分の2重演算にも対応しました。

矩形波（立上り: 50ns､立下り: 100ns）に対する 矩形波に対する積分演算波形
微分演算波形（矩形波の面積を時間で積分（ vdt）した結果を表（矩形波のエッジの時間変化の大きさ（dv/dt）を 示しています。
表示しています。）

0!36

ージ

差動シリアル信号の測定

周波数スペクトラム解析（ スイッチング電圧波形のFFT演算）

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5600/ds5600_func1.html

5© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。
2022/10/

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5600シリーズ - 岩崎通信機株式会社

画像データ保存形式のPNGフォーマットが透過型に対応
PNGの透過属性に対応し、PCを使用したドキュメント作成時に、 波形を透かして重ねることができま
す。

波形1

波形2
特別な画像処理することなく、簡単に波形データを重ね合わせることができます。

波形1+波形2ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5600/ds5600_func1.html

6© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > デジタル･オシロスコープ

こちらは販売終了製品です。
> DS-5600シリーズ > 操作性・表示・解析機能

デジタル・オシロスコープ「ViewGoⅡ」DS-5600シリーズ（販売終了）

操作性・表示・解析機能

波形パラメータ自動測定のロギング機能（一覧表示）
任意の4個まで、波形パラメータをロギングできます。ロギングしたデータは、USBメモリに保存できます。データをExcel等に取り込むことで、波形パラメータのヒストグラム表示（バラツキ分布）やトレンド表示（経時的変化）などが簡単にできます

全周期対応パラメータ測定*
取り込んだ全周期(時間軸)の波形を自動測定します。ロングメモリで多くのデータを取り込み、最大、最小値の振れ幅を見極めることができます。カーソルで挟みこまれた区間を解析することもできます*垂直軸（電圧軸）の波形パラメータでは、1スイープで1回の測定値を表示します。

プローブ選択機能
当社製プローブの型式を選択すると、減衰比とカップリングが自動的に設定されます。型番、垂直レンジの帯域幅、入力結合が表示されます。

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5600シリーズ - 岩崎通信機株式会社
電流プローブSS-280シリーズ、SS-240A、SS-250、SS-260、SS-270

電圧プローブSS-320、SFP-5A、SFP-4A、HV-P30、HV-P60 など

2022/10/

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5600/ds5600_func2.html

1© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。
CH間スキュー調整機能
スキュー調整は最大500ns*まで調整可能。

例えば、電流プローブと電圧プローブ間の位相調整により、さらに正確な電力波形演算ができます。
*水平軸をスキュー優先設定にしたとき（リプレイ機能の波形枚数に制限があります）。

クリアスイープ機能
リプレイ波形、平均化処理、パーシスタンス、波形パラメータ自動測定、合否判定、ロギングなどの測定データをリセットできます。

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5600シリーズ - 岩崎通信機株式会社

2022/10/

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5600/ds5600_func2.html
クリアスイープ前

2

0!36

ージ

クリアスイープ直後

高速リモート波形転送
従来比約100倍*1のリモート転送速度を実現しました。

リモートで測定検査データを収集する場合、タクトタイムを短縮し、生産効率を高めることができます。

*1: LANオプション使用時、波形表示モードをOFFとした場© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。

クリアスイープ直後

高速リモート波形転送
従来比約100倍*1のリモート転送速度を実現しました。

リモートで測定検査データを収集する場合、タクトタイムを短縮し、生産効率を高めることができます。

*1: LANオプション使用時、波形表示モードをOFFとした場合。 特定条件での測定結果であり、値は参考です。 実際の転送時間はご使用になるPCのスペックにより異なる値となります。

タッチスクリーン

独立操作キー・ノブ

7.5型カラー液晶にタッチスク
リーン 機能を搭載し、直感的な操作を実 現しました。

コンパクトサイズでありながら、CH/MATH独立操作キーとノブの採用により、1アクションの快適さを実現しました。

ピーク検出機能
非常に遅い信号に潜むノイズ(最小1nsパルス幅)を確実に捉えることができます。

0!36

ージ

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5600シリーズ - 岩崎通信機株式会社

ノーマルサンプリングで捕捉した場合（サンプリング速度：5MS/s）

2022/10/

ピーク検出機能を使用した場合（サンプリング速度：5MS/s）

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5600/ds5600_func2.html

リスケール機能
電流プローブ、シャント抵抗、各種センサなどで測定して、得られた出力電圧信号を、それぞれの値に単位換算し、直読することができます。

波形パラメータ自動測定© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社（水平軸パラメータを全周期測定）

26種類の波形パラメータ(仕様を参照P10、P11)の中から、最大4種類選んで表示できます。その他

3

こちらは販売終了製品です。
波形パラメータ自動測定（水平軸パラメータを全周期測定）

26種類の波形パラメータ(仕様を参照P10、P11)の中から、最大4種類選んで表示できます。その他に、最大値、最小値、測定回数も表示できます。カーソル機能で限定した範囲の自動測定にも対応しています。判定機能、ロギング機能を使用するとさらに解析の幅を広げることができます。

0!36
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5600/ds5600_func2.html

4ージ© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > デジタル･オシロスコープ> DS-5600シリーズ > 各種ソフトウェア こちらは販売終了製品です。

デジタル・オシロスコープ「ViewGoⅡ」DS-5600シリーズ（販売終了）

各種ソフトウェア

リモートコントロール■Scope Viewer (Iwatsu Test Instruments Toolsに付属)
ダウンロードページより、Iwatsu Test Instruments Toolsをダウンロード（無償）いただくと、

ViewGoⅡのリモートコントロールを簡単に行うためのユーティリティソフトウェアをお使いいただ
けます。

機能：オシロスコープの操作、カーソル測定、波形データのファイルに出力、画面のハードコピー、印刷等。

■ViewGoⅡリモート用サンプルソフトウェア
ダウンロードページには、ViewGoⅡのサンプルソフトウェアをご用意しております。ソフトウェア
によっては、お客様がカスタマイズいただけるソースプログラムもございます。

Scope Controller (Iwatsu Test Instruments Toolsに付属)をお使いいただくと、Microsoft Excel等の既製のアプリケーションや
Microsoft Visual C#等で、ViewGoⅡをUSB、LANを介してリモート制御するアプリケーションを構築できます。

マスク作成ツール

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5600シリーズ - 岩崎通信機株式会社

2022/10/■Mask Creator(Iwatsu Test Instruments Toolsに付属)
ViewGo II(DS-5600A、DS-5600、DS-5500A、DS-

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5600/ds5600_soft.html
5500シリーズ)のPass/Fail判定に使用するマスクデータ

1

を作成・編集・ 保存するためのアプリケーションです。

© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > デジタル･オシロスコープ> DS-5600シリーズ > オプション

デジタル・オシロスコープ「ViewGoⅡ」DS-5600シリーズ（販売終了）

こちらは販売終了製品です。
オプション■専用オプション
DS-576
GP-IBインタフェース

標準価格30,000円（税別）※工場オプション

DS-577
AUX I/Oオプション（CH1/CH2出力）
標準価格30,000円（税別）※工場オプション

出力端子
AUXI/O1: オフセット電圧を加えた
CH1 入力信号を出力
AUXI/O2: オフセット電圧を加えた
CH2 入力信号を出力

各CH出
力仕様

出力抵抗:

50Ω 5 %

オフセッ
ト:

30 mV（50Ω終端時）

周波数特
性:

最高周波数帯域 / 2（−3 dＢ、50Ω終端時）

出力電圧感 30 mV/div 10 %度:
（50Ω終端時）DS-578AUX I/Oオプション（CH1/TRIG出力）

標準価格30,000円（税別）

出力
端子※工場オプション

AUXI/O1: オフセット電圧を加えたCH1
入力信号を出力
AUXI/O2: 各条件を満たした場合にH レ
ベルのパルス信号を出力

出力
仕様

CH1出力
出力抵抗:

50Ω 5 %

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5600シリーズ - 岩崎通信機株式会社

オフセット:

30 mV（50Ω終端時）

2022/10/周波数特性:

最高周波数帯域 / 2（−3dＢ、50Ω終端時）
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5600/ds5600_opt.html
出力電圧感
度:

1

30 mV/div 10 %（50Ω終端時）

TRIG出力出力抵抗:120Ω 10 %H レベル:

0.9V以上（50Ω終端時）
3V以上（1MΩ負荷時）

L レベル:

0.1V以下（50Ω終端時）
0.2V以下（1MΩ負荷時）

パルス幅:

1.5 μs 0.5 μs（TRIG 出力選択時）
8 ms〜10 ms© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

3V以上（1MΩ負荷時）
L レベル:

0.1V以下（50Ω終端時）
0.2V以下（1MΩ負荷時）

パルス幅:

1.5 μs 0.5 μs（TRIG 出力選択時）
8 ms〜10 ms（Pass/Fail 出力選択時）

こちらは販売終了製品です。

DS-579プローブパワーオプション

標準価格40,000円（税別）

出力チャン
ネル数：
最大出力電
力：
オフセット
出力電圧調
整機能

2
9 VAmax※2CH の消費電流の総和が750 mAを超えな
いように、ご使用ください。

ViewGoⅡシリーズ本体のUtilitiesメニ
ューより、各チャネル毎に設定可能※FETプローブのみ有効な機能対応プロー
ブ：

電流プローブSS-270 / SS-260 / SS-250 /SS-240A / SS-240
FETプローブ
SFP-5A / SFP-4A
高電圧差動プローブ
SS-320

IE-1226

受注生産

VGA Video OUT オプション
波形画面を外部ディスプレイに出力することができます。
※ IE-1226を実装後は、DS-579の利用ができません。
キャリングバッグ

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5600シリーズ- 岩崎通信機株式会社※市販品、多目的バッグ

2022/10/標準価格25,000円（税別）

0!36
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5600/ds5600_opt.html

2ージ■標準プローブ
SS-0130R
周波数帯域幅：DC〜200MHz
入力RC：10MΩ//12.5pF
減衰比：10：1
長さ：1.5m
対応機種：
DS-551xA / DS-552xA / DS-541x / DS-542x
DS-561xA / DS-562xA / DS-541xA / DS-542xA
DS-561x / DS-562x
標準価格13,000円（税別）© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

0!36

ージ

こちらは販売終了製品です。
■標準プローブ
SS-0130R
周波数帯域幅：DC〜200MHz
入力RC：10MΩ//12.5pF
減衰比：10：1
長さ：1.5m
対応機種：
DS-551xA / DS-552xA / DS-541x / DS-542x
DS-561xA / DS-562xA / DS-541xA / DS-542xA
DS-561x / DS-562x
標準価格13,000円（税別）

SS-101R
周波数帯域幅：DC〜500MHz
入力RC：10MΩ//12pF
減衰比：10：1
長さ：1.2m対応機種：
DS-553xA / DS-554xA / DS-563x / DS/5565
DS-563xA / DS-565xA
標準価格25,000円（税別）■高電圧差動プローブ
SS-320周波数帯域幅：DC〜100MHz
減衰比：50：1、500:1
最大差動動作電圧： 1400 V（DC＋AC peak、
500：1
全長：2m
標準価格99,800円（税別）

DS-579プローブパワーオプション
ViewGoⅡ専用プローブ用電源ユニット

対応プローブ：SFP-5A/4A、SS-270/260/250/240A/240、
SS-320標準価格40,000円（税別）

PS-25
SFP-5A / 4A / SS-320用電源
標準価格39,000円（税別）■アクティブ・プローブ

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5600シリーズ - 岩崎通信機株式会社

SFP-5A

2022/10/

販売完了

周波数帯域幅：DC〜1GHz （プローブ単体の場合）
入力容量：1.9pF
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5600/ds5600_opt.html
入力抵抗：約1MΩ
減衰比：10:1

3

標準価格132,000円（税別）

SFP-4A

販売完了

周波数帯域幅：DC〜800MHz ※1
入力容量：2.15pF
入力抵抗：約1MΩ
減衰比：10:1
標準価格85,000円（税別）

DS-579プローブパワーオプション
ViewGoⅡ専用プローブ用電源ユニット

対応プローブ：SFP-5A/4A、SS-270/260/250/240A/240、
SS-320© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

0!36

ージ

入力抵抗：約1MΩ
減衰比：10:1

こちらは販売終了製品です。

標準価格85,000円（税別）

DS-579プローブパワーオプション
ViewGoⅡ専用プローブ用電源ユニット

対応プローブ：SFP-5A/4A、SS-270/260/250/240A/240、
SS-320標準価格40,000円（税別）

PS-25
SFP-5A / 4A / SS-320用電源
標準価格39,000円（税別）■高電圧プローブPHV 1000-RO
減衰比…100：1、入力RC…50MΩ 7.5pF
周波数帯域…400MHz （プローブ単体の場合）
容量可変範囲…10-50pF、長さ…2m

HV-P30A
DC〜50MHz、DC-30kV、パルス40kV
標準価格328,000円（税別）

HV-P60A
DC〜50MHz、DC-60kV、パルス80kV
標準価格498,000円（税別）※高電圧プローブは、ディレーティング特性をご確認の上、選定願います。

■電流プローブ
ロゴスキ−コイル電流プローブ

SS-28xAシリーズ

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5600シリーズ- 岩崎通信機株式会社
周波数帯域 ： fL〜30MHz

2022/10/

最大ピーク電流 ： 3,000A

センサー部温度範囲 ：-40℃〜125℃
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5600/ds5600_opt.html
標準価格210,000円（税別）

ロゴスキ−コイル電流プローブ

4SS-29xシリーズ

周波数帯域 ：Sタイプ- fL〜20MHz、Lタイプ- fL〜
10MHz
最大ピーク電流 ： 12kA
センサー部温度範囲 ：-40℃〜125℃
標準価格210,000円（税別）© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。
ロゴスキ−コイル電流プローブ

SS-29xシリーズ

周波数帯域 ：Sタイプ- fL〜20MHz、Lタイプ- fL〜
10MHz
最大ピーク電流 ： 12kA
センサー部温度範囲 ：-40℃〜125℃
標準価格210,000円（税別）

SS-250周波数帯域幅：DC〜100MHz ※1 （最大30Arms）
標準価格280,000円（税別）

SS-240A
周波数帯域幅：DC〜50MHz ※1 （最大30Arms）
標準価格200,000円（税別）

SS-260周波数帯域幅：DC〜10MHz ※1 （最大150Arms）
標準価格250,000円（税別）

SS-270周波数帯域幅：DC〜2MHz ※1 （最大500Arms）
標準価格300,000円（税別）

DS-579プローブパワーオプション
ViewGoⅡ(DS-5500)シリーズ専用プローブ用電源ユニット
対応プローブ：SFP-5A/4A、SS270/260/250/240A/240
標準価格40,000円（税別）

PS-26
電流プローブ用電源

標準価格50,000円（税別）※1 プローブ単体の場合※校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書は別途有償で申し受けます。

0!36

ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5600/ds5600_opt.html

5© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社