ホーム > 製品情報 > デジタル･オシロスコープ> DS-5400シリーズ

デジタル・オシロスコープ DS-5400シリーズ（販売終了）

こちらは販売終了製品です。
TOPDS-5400シリーズ

帯域 100、200MHz
最高2GS/s 4 / 2チャネル 500kポイン
トDS-5400シリーズ

機能紹介

全周期対応のパラメータ測定

取り込んだ全周期(時間軸)の波形を自動測定します。ロングメモリで多くのデータを取り込み、最大、最小値のバラツキを見極めることができます。

プローブ選択機能

弊社製プローブの型式を選択すると、減衰比とカップリングが自動的に設定されます。

CH間スキュー調整機能

スキュー調整は最大500nsまで調整可能。
例えば、電流プローブと電圧プローブ間の位相調整により、さらに正確な電力波形演算ができます。

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5400/ds5400̲top.html© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > デジタル･オシロスコープこちらは販売終了製品です。

> DS-5400シリーズ > 仕様仕様

デジタル・オシロスコープ DS-5400シリーズ（販売終了）

標準価格（税別）

DS-5424

DS-5422

DS-5414

DS-5412

258,000円

218,000円

208,000円

178,000円

周波数帯域（-3dB）立ち上がり時間（代表値）
入力ch数
最高サンプリング速度

200MHz

100MHz1.75ns

3.5ns

422GS/s（チャネル結合時）、1GS/s（全チャネル使用時）

等価サンプリング速度

2〜256回

メモリ長

500kポイント/ch（全チャネル）

垂直分解能

8 ビット

入力電圧レンジ

2mV/div 〜 10V/div（1MΩ）
2mV/div 〜 50mV/div : 1V、50.2mV/div 〜 500mV/div : 10V、502mV/div 〜 10V/div : 100V

DCゲイン確度（1.5% + 0.5%フルスケール）

最大入力電圧400 Vpk CAT I （1MΩ）

帯域制限フィルタ

アナログ方式：20MHz、2MHz、200kHz

入力カップリング

GND、DC 1MΩ、AC1MΩ

入力インピーダンス

時間軸レンジ

1GS/s

1ns

アベレージング機能

プローブセンス

2100GS/s

ピーク検出分解能

オフセット電圧41MΩ 1% //20pF

手動設定：

自動検出： 1：1、10：1、100：1、1000：1
1：1、5：1、10：1、20：1、50：1、100：1、200：1、500：1、1000：1、2000：1
2ns/div 〜 50s/div

5ns/div 〜 50s/div

標準プローブSS-0130R（チャネル数分標準添付）

ロールモード50ms/div 〜 50s/div (100kS/s max)

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5400シリーズ- 岩崎通信機株式会社
クロック確度

10 ppm2022/10/

トリガ機能
トリガ機能
エッジ、パルス数、パルス幅、周期、欠落、TV
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5400/ds5400_spec.html
TVトリガ（規格） /ライン設定範囲選択 /フィールド選択
パルス数トリガ設定範囲
パルス幅トリガ時間設定
範囲
周期トリガ時間設定範囲
欠落（ドロップアウト）
トリガ時間設定範囲
トリガ・ソース
トリガ・スロープ／カッNTSC、PAL、Custom / 3000まで / 1、2、4、8

1〜9999イベント
15ns〜50s
40ns〜50s
50ns〜50s© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

全チャネル、EXT（ 0.5V）、EXT10（ 5.0V）、ライン12!55ージ

パルス幅トリガ時間設定

15ns〜50s

範囲

周期トリガ時間設定範囲
欠落（ドロップアウト）

50ns〜50s

トリガ時間設定範囲
トリガ・ソース

トリガ・スロープ／カップリング

こちらは販売終了製品です。

40ns〜50s

全チャネル、EXT（ 0.5V）、EXT10（ 5.0V）、ライン正、負 ／ AC、 DC、高周波除去、低周波除去、ノイズ除去

ディスプレイ/解像度
ディスプレイ/解像度

7.5型 カラー TFT液晶（タッチスクリーン）／ VGA：640

表示形式

YT、XY、XY トリガ

ベクタ接続

サンプル点間補間表示、ドット表示

アナログ・パーシスタン
ス
パーシスタンス表示時間

480 pixels

単色階調表示、スペクトラム表示
100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、無限大

内部波形保存（REFメモリ）

5 波形

フロントパネル設定保存

内部メモリに5 つの設定保存可能、USB メモリ

パラメータ測定、カーソル、ズーム、演算、リプレイ機能
パラメータ測定

同時測定数／統計値表示
カーソル
ズーム
演算機能
リスケール／単位変換
リプレイ

最大値、最小値、ピークピーク、実効値、サイクル実効値、 平均値、サイクル平均値、トップ、ベース、トップ−ベース、 立ち上がりオーバーシュート、立ち下がりオーバーシュート、 立ち上がり時間20−80%、立ち下がり時間80-20%、 立ち上がり時間10−90%、立ち下がり時間90-10%、 周波数、周期、パルス数（正）、パルス数（負）、
パルス幅（正）、パルス幅（負）、デューティ比、積分、 スキュー（正／負）、スキュー＠レベル
最大4 パラメータ／最大値、最小値、測定回数
時間、振幅、時間&振幅、カーソルでの値
フロントパネルのZoomボタンを押し、別グリットに拡大波形を表示
加算・減算・乗算・FFT（最大8k ポイント、レクタンギュラ・ハニング・フラットトップ窓関数）
a＊x+b (x:入力電圧、a、b:ユーザ定義) ／volt、ampere、watt、℃、無表示
自動的に波形を記録、最大1024波形を保存、リプレイ可能

周波数カウンタ
インタフェース
AUXインタフェース

6桁
USB 2.0HS対応（デバイス、ホスト）、GPIB（工場オプションDS-576）
外部オプション用コネクタ

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5400シリーズ - 岩崎通信機株式会社
波形データ保存

ハードコピー出力

USBメモリにバイナリ、ASCII、Mathcad、演算（ASCII）、演算（Mathcad）で保存

2022/10/

USBメモリに、TIFF、BMP、PNG形式で保存またはPictBridge® 対応プリンタに画像を出力

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5400/ds5400_spec.html
校正信号出力電源／消費電力
寸法／本体質量方形波 1kHz、3Vp-p
AC90V 〜 132V(380Hz 〜 420Hz)、 AC90V 〜 264V(47 〜 63Hz) / 95VA max(60W max)
約330Wx190Hx124D mm ／ 約3.7kg

環境条件
性能保証温度
動作温度 / 湿度 / 高度
標準付属品

10 〜 35℃
温度0〜40℃／湿度5〜80％RH 30℃（結露なきこと）、55％RH以下 40℃（結露なきこと） / 高度2000m以下© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

プローブ（チャネル数分）、電源コード（1）、フロントパネルカバー(1)、取扱説明書（CD-ROM）（1）、 ユーザーズ・ガイド（1）2電源／消費電力
寸法／本体質量AC90V 〜 132V(380Hz 〜 420Hz)、 AC90V 〜 264V(47 〜 63Hz) / 95VA max(60W max)
約330Wx190Hx124D mm ／ 約3.7kg

こちらは販売終了製品です。

環境条件
性能保証温度
動作温度 / 湿度 / 高度

10 〜 35℃
温度0〜40℃／湿度5〜80％RH 30℃（結露なきこと）、55％RH以下 40℃（結露なきこと） / 高度2000m以下

標準付属品
プローブ（チャネル数分）、電源コード（1）、フロントパネルカバー(1)、取扱説明書（CD-ROM）（1）、 ユーザーズ・ガイド（1）オプション
GPIBインタフェース
DS-576（工場オプション）

GPIB：IEEE488.2

プローブ用電源DS-579（工場オプション）

弊社アクティブプローブ用電源 2系統

2!55

ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5400/ds5400_spec.html

3© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > デジタル･オシロスコープ> DS-5400シリーズ > 機能紹介

デジタル・オシロスコープ DS-5400シリーズ（販売終了）

こちらは販売終了製品です。
機能紹介

全周期対応パラメータ測定*
取り込んだ全周期(時間軸)の波形を自動測定します。ロングメモリで多くのデータを取り込み、最大、最小値のバラツキを見極めることができます。カーソルで挟みこまれた区間を解析することもできます。用途としては、モータの回転のなめらかさ、メカトロニクス機器のタイミングエラー、回転機器の負荷による変動、ロータリーエンコーダの回転むら、などの測定にご利用いただけます。
*垂直軸（電圧軸）の波形パラメータでは、1スイープで1回の測定値を表示します。

プローブ選択機能
弊社製プローブの型式を選択すると、減衰比とカップリングが自動的 に設定されます。型番、垂直レンジの帯域幅、入力結合が表示されます。

CH間スキュー調整機能
デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5400シリーズ- 岩崎通信機株式会社

2022/10/

スキュー調整は最大500ns*まで調整可能。
例えば、電流プローブと電圧プローブ間の位相調整により、さらに正確な電力波形演算ができます。
*水平軸をスキュー優先設定にしたとき（リプレイ機能の波形枚数に制限があります）。

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5400/ds5400_func1.html

1© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

2!56

こちらは販売終了製品です。

クリアスイープ機能
リプレイ波形、平均化処理、パーシスタンス、波形パラメータ自動測定、合否判定、ロギングなどの測定データをリセットできます。

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5400/ds5400_func1.html

2ージ© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > デジタル･オシロスコープ

こちらは販売終了製品です。
> DS-5400シリーズ > 操作性・表示・解析機能

デジタル・オシロスコープ DS-5400シリーズ（販売終了）
タッチスクリーン

操作性・表示・解析機能独立操作キー・ノブ
7.5型カラー液晶にタッチスクリーン 機能を搭載し、直感的な操作を実 現しました。

コンパクトサイズでありながら、CH/MATH独立操作キーとノブの採用により、1アクションの快適さを実現しました。

充実のトリガ機能トリガ機能を強化し、複雑化するロジック信号においても、 最適な条件で波形をトリガできます。パ
ターントリガで行う複雑な設定項目も、タッチスクリーンの操作性により設定がスムーズに行えます。
デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5400シリーズ- 岩崎通信機株式会社

2022/10/

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5400/ds5400_func2.html

1

ピーク検出機能
非常に遅い信号に潜むノイズ(最小1nsパルス幅)を確実に捉えることができます。

© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。
ピーク検出機能
非常に遅い信号に潜むノイズ(最小1nsパルス幅)を確実に捉えることができます。

リプレイ機能デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5400シリーズ- 岩崎通信機株式会社
過去にさかのぼって異常波形などを確認するために便利な機能です。

（DS-5500A:最大2048波形

2022/10/

DS-5400:最大1024波形）

2!56ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5400/ds5400_func2.html

2

リスケール機能
電流プローブ、シャント抵抗、各種センサなどで測定して、得られた出力電圧信号を、それぞれの値に単位換算し、直読することができます。

波形パラメータ自動測定
26種類の波形パラメータの中から、最大4種類選んで表示できます。その他に、最大値、最小値、測定回数も表示できます。カーソル機能で限定した範囲の自動測定にも対応しています。判定機能、ロギング機能を使用するとさらに解析の幅を広げることができます。

リファレンス機能© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

リファレンス波形を画面に表示しながら、新たな取得波形と比較評価ができます。リファレンス波形

こちらは販売終了製品です。
リファレンス機能
リファレンス波形を画面に表示しながら、新たな取得波形と比較評価ができます。リファレンス波形
と共にパネル設定も保存できるため、過去の測定条件の読み出しに便利です（最大5種類まで保存と読み出しに対応）。

＜アプリケーション例＞● トランジェント波形の比較測定● 決められた複数の測定条件の繰り返し測定
デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5400シリーズ- 岩崎通信機株式会社

2022/10/

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5400/ds5400_func2.html

32!56ージ© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > デジタル･オシロスコープ> DS-5400シリーズ > 各種ソフトウェア こちらは販売終了製品です。

デジタル・オシロスコープ DS-5400シリーズ（販売終了）

各種ソフトウェア

リモートコントロール■Scope Viewer (Iwatsu Test Instruments Toolsに付属)
ダウンロードページより、Iwatsu Test Instruments Toolsをダウンロード（無償）いただくと、ViewGoⅡのリモートコントロールを簡単に行うためのユーティリティソフトウェアをお使いいただ
けます。

機能：オシロスコープの操作、カーソル測定、波形データのファイルに出力、画面のハードコピー、印刷等。

■ViewGoⅡリモート用サンプルソフトウェア
ダウンロードページには、ViewGoⅡのサンプルソフトウェアをご用意しております。ソフトウェア
によっては、お客様がカスタマイズいただけるソースプログラムもございます。

Scope Controller (Iwatsu Test Instruments Toolsに付属)をお使いいただくと、Microsoft Excel等の既製のアプリケーションや
Microsoft Visual C#等で、ViewGoⅡをUSB、LANを介してリモート制御するアプリケーションを構築できます。

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5400/ds5400_soft.html

1© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > デジタル･オシロスコープ> DS-5400シリーズ > オプション

デジタル・オシロスコープ DS-5400シリーズ（販売終了）

こちらは販売終了製品です。
オプション■専用オプション
DS-576
GP-IBインタフェース

標準価格30,000円（税別）※工場オプション

DS-579プローブパワーオプション
標準価格40,000円（税別）

出力チャン
ネル数：
最大出力電力：オフセット
出力電圧調整機能

29 VAmax※2CH の消費電流の総和が750 mAを超えないように、ご使用ください。

ViewGoⅡシリーズ本体のUtilitiesメニ
ューより、各チャネル毎に設定可能※FETプローブのみ有効な機能対応プローブ：

電流プローブSS-270 / SS-260 / SS-250 /SS-240A / SS-240
FETプローブ
SFP-5A / SFP-4A
高電圧差動プローブ
SS-320

IE-1226

受注生産

VGA Video OUT オプション
波形画面を外部ディスプレイに出力することができます。

※ IE-1226を実装後は、DS-579の利用ができません。
キャリングバッグ

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5400シリーズ - 岩崎通信機株式会社※市販品、多目的バッグ

2022/10/標準価格25,000円（税別）

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5400/ds5400_opt.html

1■標準プローブ
SS-0130R
周波数帯域幅：DC〜200MHz
入力RC：10MΩ//12.5pF
減衰比：10：1© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

2!56ージ

こちらは販売終了製品です。
■標準プローブ
SS-0130R
周波数帯域幅：DC〜200MHz
入力RC：10MΩ//12.5pF
減衰比：10：1
長さ：1.5m
標準価格13,000円（税別）■高電圧差動プローブ
SS-320周波数帯域幅：DC〜100MHz
減衰比：50：1、500:1
最大差動動作電圧： 1400 V（DC＋AC peak、500：1
全長：2m
標準価格99,800円（税別）

DS-579プローブパワーオプション
ViewGoⅡ専用プローブ用電源ユニット

対応プローブ：SFP-5A/4A、SS-270/260/250/240A/240、
SS-320標準価格40,000円（税別）

PS-25
SFP-5A / 4A / SS-320用電源
標準価格39,000円（税別）■アクティブ・プローブ
SFP-5A

販売完了

周波数帯域幅：DC〜1GHz （プローブ単体の場合）
入力容量：1.9pF
入力抵抗：約1MΩ
減衰比：10:1
標準価格132,000円（税別）

SFP-4A

販売完了

周波数帯域幅：DC〜800MHz ※1
入力容量：2.15pF
入力抵抗：約1MΩ

減衰比：10:1
デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5400シリーズ- 岩崎通信機株式会社
標準価格85,000円（税別）

2022/10/DS-579
プローブパワーオプション
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5400/ds5400_opt.html

2ViewGoⅡ専用プローブ用電源ユニット

対応プローブ：SFP-5A/4A、SS-270/260/250/240A/240、
SS-320標準価格40,000円（税別）

PS-25
SFP-5A / 4A / SS-320用電源
標準価格39,000円（税別）■高電圧プローブPHV 1000-RO
減衰比…100：1、入力RC…50MΩ 7.5pF
周波数帯域…400MHz （プローブ単体の場合）© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

2!56

標準価格39,000円（税別）

こちらは販売終了製品です。
■高電圧プローブPHV 1000-RO
減衰比…100：1、入力RC…50MΩ 7.5pF
周波数帯域…400MHz （プローブ単体の場合）
容量可変範囲…10-50pF、長さ…2m

HV-P30A
DC〜50MHz、DC-30kV、パルス40kV
標準価格328,000円（税別）

HV-P60A
DC〜50MHz、DC-60kV、パルス80kV
標準価格498,000円（税別）※高電圧プローブは、ディレーティング特性をご確認の上、選定願います。

■電流プローブ
ロゴスキ−コイル電流プローブ

SS-28xAシリーズ

周波数帯域 ： fL〜30MHz
最大ピーク電流 ： 3,000A
センサー部温度範囲 ：-40℃〜125℃
標準価格210,000円（税別）

ロゴスキ−コイル電流プローブ

SS-29xシリーズ

周波数帯域 ：Sタイプ- fL〜20MHz、Lタイプ- fL〜
10MHz
最大ピーク電流 ： 12kA
センサー部温度範囲 ：-40℃〜125℃

デジタル・オシロスコープ「ViewGo"」DS-5400シリーズ - 岩崎通信機株式会社

2022/10/標準価格210,000円（税別）

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5400/ds5400_opt.html

3ージ

SS-250周波数帯域幅：DC〜100MHz ※1 （最大30Arms）
標準価格280,000円（税別）

SS-240A
周波数帯域幅：DC〜50MHz ※1 （最大30Arms）
標準価格200,000円（税別）© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。
SS-250周波数帯域幅：DC〜100MHz ※1 （最大30Arms）
標準価格280,000円（税別）

SS-240A
周波数帯域幅：DC〜50MHz ※1 （最大30Arms）
標準価格200,000円（税別）

SS-260周波数帯域幅：DC〜10MHz ※1 （最大150Arms）
標準価格250,000円（税別）

SS-270周波数帯域幅：DC〜2MHz ※1 （最大500Arms）
標準価格300,000円（税別）

DS-579プローブパワーオプション
ViewGoⅡシリーズ専用プローブ用電源ユニット
対応プローブ：SFP-5A/4A、SS270/260/250/240A/240
標準価格40,000円（税別）

PS-26
電流プローブ用電源

標準価格50,000円（税別）※1 プローブ単体の場合※校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書は別途有償で申し受けます。

2!56

ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5400/ds5400_opt.html

4© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社