LED 照明用電源
リング照明

高周波連続点灯用電源
デジタル電源 ボリューム調光型

バー照明
スクエア照明HPA SERIES / HPB SERIES

デジタル アナログ 高周波点灯
制御
ボリューム 125kHzPWM ON/OFF調光制御

小型軽量ライン照明
面発光照明
パネル照明

HPA シリーズ
HPC-P50S

HPC-P100W

HPB シリーズ

ドーム照明

発光周期は 125kHz、0 〜 100％間の調光が可能な高周波点灯型デジタル電源部です。新開発のデジタル制御回路搭載で、より安定した発光と細かい調光可変制御が実現しました。HPA シリーズはつまみ付きボリュームで、HPB シリーズは半固定ボリュームで調光できます。

特●長125kHz の高周波点灯・PWM デジタル調光

同軸照明

プログラマブルマイコンを採用した新開発デジタル制御回路搭載の新型電源部です。発光は 125kHz の高周波連続点灯。高いリアニティで、きめ細かい管理に対応します。点灯 ON/OFF による同期発光機能も標準搭載しています。
●

外部点灯 ON/OFF 信号と照明点灯開始は完全同期
外部点灯 ON/OFF 信号に同期して PWM 周期が開始します。点灯ごとの明るさのばらつきがありません。

色照明

RG
B
3

超高演色・赤外・紫外照明
スポット照明ファイバー照明
照明用電源

L
E
D

オプション
諸特性等

112

従来

HPAシリーズ/HPBシリーズ

外部ON/OFF信号

外部ON/OFF信号

PWM信号

PWM信号

照明出力

照明出力

シャッター

シャッター

発光開始遅延約10µs●

設置に便利な DINレール取付対応
DINレール取付に対応しています。工具不要で取付、取り外しも簡単。しっかり固定設置ができます。ケース底面・側面に固定用 M3タップもあります。

●

アナログボリュームで０～ 100％間を調光消灯状態から最大光量までボリューム１つで調光可変できます。
（調光変化は 256 ステップとなります）
HPA シリーズは、つまみ付きボリュームなので、手動で簡単に調光できます。
HPB シリーズは、半固定ボリュームなので、うっかり触って光量が変わってしまうことがありません。

●

照明用出力コネクタは２個あります分岐コード（オプション）の使用で多灯の照明接続も可能です。
（最大 30Wまで）

HPA シリーズ
照明用出力コネクタ
点灯 ON/OFF
制御用コネクタ

電源入力端子台

http://www.nissin-ele.co.jp

CAD 図面をWeb サイトからダウンロードできます。ご利用ください。

HPB シリーズ

POWER SUPPLY FOR LED LIGHTING
リング照明

外形寸法・仕様HP□■-30▪-P24■には一次側電源電圧を表す文字が入ります。
なし→ AC85 ～ 250V
D → DC24V

最大出力電力（全チャンネル合計）

なし→ NPN 型
P24 → PNP 型▪ には出力チャンネル数を表す文字が入ります。
S → 1CH 式
W → 2CH 式

型式

HPA-30S

PNP

チャンネル数

照明用出力コネクタ数

HPAD-30S

HPAD-30W

HPA-30S-P24

HPA-30W-P24

HPAD-30S-P24

HPAD-30W-P24

30W

30W（2CH合計）

30W

30W（2CH合計）SM2個（個別発光・個別調光）

SM2個（同時発光・同時調光）

1チャンネル

最大出力電力HPADシリーズ
HPA-30W

2チャンネル

SM2個（同時発光・同時調光）

消費電力

1チャンネル2チャンネル

SM2個（個別発光・個別調光）

56VA

35W
DC12V

入力電源電圧（1次側）

AC85～250V

DC24V±10％

外形寸法（mm）（突起部除く）W56×H116×D80

質量（kg）

0.4

点灯制御用コード

L-SIGシリーズW型（P.177参照）

L-SIGシリーズW型（P.177参照）

L-SIGシリーズW型（P.177参照）

L-SIGシリーズW型（P.177参照）

ドーム照明

出力電圧（2次側）

面発光照明
パネル照明

HPAシリーズ
NPN

ライン照明□には調光を表す文字が入ります。
A →つまみ付きボリューム（目盛りあり）
B →トリマーボリューム（目盛りあり）

バー照明
スクエア照明HPA シリーズ /HPB シリーズの型式の読み方

備考※付属品：ACコード2m（AC100V 用・HPA 型のみ）
、外部点灯 ON/OFF 信号入力用コネクタ

型式

HPB-30S

PNP

チャンネル数

照明用出力コネクタ数

HPBD-30S

HPBD-30W

HPB-30S-P24

HPB-30W-P24

HPBD-30S-P24

HPBD-30W-P24

30W

30W（2CH合計）

30W

30W（2CH合計）

SM2個（個別発光・個別調光）

SM2個（同時発光・同時調光）

1チャンネル

最大出力電力HPBDシリーズ
HPB-30W

2チャンネル

SM2個（同時発光・同時調光）

消費電力

1チャンネル2チャンネル

SM2個（個別発光・個別調光）

56VA

出力電圧（2次側）

35W

AC85～250V

外形寸法（mm）（突起部除く）DC24V±10％
W56×H116×D80

質量（kg）

0.4

点灯制御用コード

L-SIGシリーズW型（P.177参照）

L-SIGシリーズW型（P.177参照）

L-SIGシリーズW型（P.177参照）

L-SIGシリーズW型（P.177参照）

超高演色・赤外・紫外照明備考※付属品：ACコード2m（AC100V 用・HPB 型のみ）
、外部点灯 ON/OFF 信号入力用コネクタ■ 前面パネル（HPA-30S）■ 前面パネル（HPA-30W）
LED Luminar

PL パイロットランプ

PL

POWER ON/OFF 電源スイッチ

I010BRIGHT
LEVEL

LED Luminar

BRIGHT LEVEL ADJ.
調光用アナログボリューム

0PL

PL パイロットランプ

5POWER

5POWERI

POWER ON/OFF 電源スイッチ

01050

010(0--30W) (0--30W)
Total Max. 30W
EXT.CONTROLFG AC IN

(AC85-250V)

PIN
1 -- ON/OFF
2 -- NC
3 -- CONTROL
4 -- COMPIN 1 2 3 4

MODEL HPA-30S No.

NISSIN ELECTRONIC CO.

LAMP2BRIGHT LEVEL ADJ.
調光用アナログボリューム

OUT ( to LAMP )LAMP OUT
ランプコード接続用コネクタ SM

LAMP1

LAMP2( Total Max. 30W )LAMP OUT
ランプコード接続用コネクタ SM

EXT.CONTROL

EXT.CONTROL
外部制御用コネクタ SM-4

FG AC IN

(AC85-250V)

PIN
1 -- LAMP12 -- LAMP23 -- CONTROL
4 -- COMPIN 1 2 3 4AC85〜250V IN
電源入力端子台（スクリューレス）MODEL HPA-30W No.

NISSIN ELECTRONIC CO.

プラスチック足（取り外し可）EXT.CONTROL
外部制御用コネクタ SM-4
AC85〜250V IN
電源入力端子台（スクリューレス）プラスチック足（取り外し可）■ 外部同期信号による発光 ON/OFF 制御例（2CH 式の場合）

TR2 オンで外部制御有効になります。TR1 オンの間 LED 照明が点灯します。
発光の立ち上がりは約 0.5 ～ 2µsです。
5V

TR3オンで外部制御有効になります。TR1、2オンの間 LED 照明が点灯します。
発光の立ち上がりは約 0.5 ～ 2µsです。
5V

貴社出力回路2SC945(NEC)等

本機入力コネクタ
4.7k
照明T1制御GND（0V）

1234.7k

2SC945(NEC)等

本機入力コネクタ
照明１
照明２T1制御

T2
T3

4

本機入力回路

4.7k

GND(0V)

12
34.7k
4.7k
4.7k

4GND

■ 入力電源電圧について● H PAシリーズ /HPBシリーズは、入力電源電圧 AC85 ～250V、HPADシリーズ /HPBDシリーズでは DC24Vに対応しています。

■ 消費電力についてLED 照明の消費電力は型式ごとに異なります。消費電力の合計が電源の最大出力電力を超えないように、LED 照明を接続してください。

● PNP 接続仕様の回路例は P.110をご参照ください。

オプション
諸特性等

GND

LE
D

照明用電源

T2

貴社出力回路
4.7k

ファイバー照明■ 外部同期信号による発光 ON/OFF 制御例（1CH 式の場合）
本機入力回路スポット照明OUT ( to LAMP )LAMP1
BRIGHT
LEVEL

色照明

RGB
3

DC12V

入力電源電圧（1次側）

同軸照明

HPBシリーズ
NPN

113