Notice d’instruction

Moniteur monochrome LCD

Important
Veuillez lire attentivement ce « Notice d’instruction » ainsi que le« Manuel d’installation » (tome séparé) afin de vous familiariser avec
ce produit et de l’utiliser efficacement et en toute sécurité.
Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.
• Pour le réglage et les paramètres du moniteur, consultez le « Manueld’installation ».
• Pour obtenir les toutes dernières informations relatives au produit,
dont le « Notice d’instruction », reportez-vous à notre site web :   http://www.eizoglobal.com

SYMBOLES DE SECURITE
Ce manuel et ce produit utilisent les symboles de sécurité présentés ci-dessous. Ils signalent desinformations critiques. Veuillez les lire attentivement.

AVERTISSEMENTATTENTION

Le non respect des consignes données
dans un message AVERTISSEMENT
peut entraîner des blessures sérieusesou même la mort.

Le non respect des consignes données dans
un message ATTENTION peut entraîner desblessures et/ou des dommages au matériel ou
au produit.

Indique une consigne AVERTISSEMENT ou PRÉCAUTION. Par exemple, le symbole
un risque de « choc électrique ».
Indique une action interdite. Par exemple, le symbole
Indique une action obligatoire. Par exemple, le symbole

indiquesignifie « Ne pas démonter ».
signifie « Relier l’appareil à la terre ».

Ce produit a été spécialement réglé pour l’utilisation dans la région dans laquelle il a d’abord été livré.
Si utilisé en dehors de cette région, le produit pourrait ne pas fonctionner comme indiqué dans lesspécifications.
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, enregistrée dans un système documentaire ou
transmise sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit électronique, mécanique ou autre, sansl’autorisation écrite préalable de EIZO Corporation.
EIZO Corporation n’est tenu à aucun engagement de confidentialité sauf en cas d’accord préalable passéavant la réception de ces informations par EIZO Corporation. Malgré tous les efforts déployés pourgarantir la mise à jour des informations contenues dans ce manuel, veuillez noter que les caractéristiques
techniques du moniteur EIZO sont sujettes à modification sans préavis.

2﻿PRECAUTIONSIMPORTANT• Ce produit a été réglé spécialement en usine en fonction de la région de destination prévue. Les
performances du produit peuvent être différentes de celles indiquées dans les caractéristiques en
cas d’utilisation dans une région différente de celle prévue à l’origine.
• Pour votre sécurité comme pour la bonne utilisation de l’appareil, veuillez lire attentivement cettesection ainsi que les indications de sécurité portées sur le moniteur.

Emplacements des étiquettes de sécurité

Symboles sur l’appareil
SymboleSignification du symbole

Commutateur
Appuyez pour éteindre le moniteur.
d’alimentation principal :Commutateur
Appuyez pour allumer le moniteur.
d’alimentation principal :Touche d’alimentation : Appuyez pour allumer ou éteindre le moniteur.
Courant alternatif
Avertissement sur les dangers electriques
ATTENTION :Référez-vous à « SYMBOLES DE SECURITE » (page 2).

Marquage DEEE :Le produit doit être éliminé séparément ; les matériaux
peuvent être recyclés.

Marquage CE :Marque de conformité aux dispositions des directives et/ou
règlements de l’Union européenne (UE).

FabricantDate de fabrication
Attention : La loi fédérale (États-Unis) restreint ce dispositif à la vente par ou sur l’ordred’un professionnel de la santé autorisé.
Dispositif médical européen
Importateur européen
Représentant autorisé en Suisse
Représentant autorisé établi dans la Communauté européenne
PRECAUTIONS

3

AVERTISSEMENT
Si de la fumée provient du moniteur, que celuici sent le brûlé ou émet des bruits anormaux,débranchez immédiatement tous les cordons secteur et prenez contact avec votre représentant
local EIZO.
Il peut être dangereux d’utiliser un moniteur au fonctionnement défectueux.
Ne démontez pas ou ne modifiez pas l’appareil.
Le démontage de la carrosserie ou la modification du moniteur peut causer un chocélectrique ou une brûlure.
Confiez toute intervention à un technicien qualifié.
Ne tentez pas de dépanner vous-même cet appareil, l’ouverture ou la dépose des capots vous expose à unrisque d’incendie, de choc électrique ou de dégâts à l’appareil.
Eloignez les petits objets ou les liquides de l’appareil.
L’introduction accidentelle de petits objets ou de liquide dans les fentes de ventilationde la carrosserie peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des dégâts à
l’appareil.
Si un objet tombe dans la carrosserie ou si du liquide se répand sur ou à l’intérieur del’appareil, débranchez immédiatement le cordon secteur. Faites contrôler l’appareil par
un technicien qualifié avant de l’utiliser à nouveau.
Placez le moniteur sur une surface stable et robuste.
Il y a risque de chute de l’appareil sur une surface inappropriée, qui pourrait entraîner des blessures ou
endommager l’appareil. En cas de chute, débranchez immédiatement le cordon secteur et demandez
conseil à votre représentant local EIZO. Toute utilisation de l’appareil après une chute peut entraîner un
incendie ou un choc électrique.
Utilisez l’appareil dans un endroit approprié.
Sinon, cela peut entraîner des dommages à l’appareil, un risque d’incendie ou de chocélectrique.
• Ne pas utiliser à l’extérieur.
• Ne pas utiliser dans aucun moyen de transport (bateau, avion, trains, automobiles, etc.).
• Ne pas installer l’appareil dans un environnement poussiéreux ou humide.
• Ne pas placer dans un lieu où de l’eau peut être projetée sur l’écran (salle de bains, cuisine,etc.).
• Ne pas installer l’appareil à un endroit exposé directement à la vapeur d’eau.
• Ne pas placer l’appareil près des dispositifs de chauffage ou d’humidification.
• Ne pas placer à un endroit où l’appareil est soumis à la lumière directe du soleil.
• Ne pas placer dans un environnement contenant des gaz inflammables.
• Ne pas exposer aux gaz corrosifs (dioxyde de soufre, sulfure d’hydrogène, dioxyde d’azote,chlore, ammoniac et ozone).
• Ne pas exposer aux environnements poussiéreux, aux composants qui accélèrent lacorrosion de l’air ambiant (chlorure de sodium ou soufre, par exemple), aux métaux
conducteurs, etc.

Gardez les sacs plastique d’emballage hors de portée des enfants pour éviter tout risqued’étouffement.
Utilisez le cordon secteur fourni pour le branchement sur une prise secteur standard dans votre
pays.
Assurez-vous d’utiliser une tension nominale compatible avec le cordon secteur. Sinon, cela peut entraîner
un risque d’incendie ou de choc électrique.
Alimentation : 100-240 VCA 50/60 Hz
Pour débrancher le cordon secteur, tirez fermement sur la fiche
exclusivement.
Ne tirez jamais sur le câble, cela pourrait endommager le cordon etentraîner un incendie ou un choc électrique.

4

PRECAUTIONSAVERTISSEMENT
L’appareil doit être relié à une prise avec terre.
Le non-respect de ces consignes peut présenter des risques d’incendie ou de chocélectrique.
Utilisez la tension correcte.
• Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation avec une tension spécifique. La connexion à une tension
autre que celle spécifiée dans ce « Mode d’emploi » peut déclencher un incendie, provoquer une déchargeélectrique ou endommager l’équipement.
Alimentation : 100-240 VCA 50/60 Hz• Ne surchargez pas les circuits d’alimentation électrique, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.

Manipulez correctement le cordon secteur.
• Ne faites pas passer le cordon sous le moniteur ou un autre objet lourd.
• Ne tirez pas sur le cordon et ne le fixez pas.

Cessez d’utiliser tout cordon secteur endommagé. L’utilisation d’un cordon défectueux
peut entraîner un incendie ou un choc électrique.
L’opérateur ne doit pas toucher le patient en touchant le produit.
Ce produit n’a pas été conçu pour être touché par les patients.
Ne touchez pas au cordon secteur ni à la fiche si des étincelles apparaissent.
Vous risqueriez un choc électrique.
Pour fixer un bras de support, consultez le manuel d’utilisation du bras pour installer correctement le moniteur.
Sinon, l’appareil peut se séparer ce qui pourrait l’endommager ou causer une blessure. Avant l’installation,
veillez à ce que les bureaux, les murs ou toute autre surface d’installation possèdent la résistancemécanique suffisante. Si l’appareil a subi une chute, demandez conseil à votre représentant local EIZO.
Toute utilisation de l’appareil après une chute peut entraîner un incendie ou un choc électrique.
Pour refixer le socle inclinable, utilisez les mêmes vis et serrez-les correctement.
Ne touchez pas un panneau LCD endommagé à mains nues.
Les cristaux liquides sont toxiques. En cas de contact de la peau avec le panneau,lavez immédiatement à grande eau. Si des cristaux liquides pénètrent dans vos yeux
ou votre bouche, rincez immédiatement abondamment avec de l’eau et consultez unmédecin.

PRECAUTIONS

5

ATTENTION
Procédez avec précaution pour transporter l’appareil.
Débranchez les câbles et cordon secteur avant de déplacer l’appareil. Il est dangereux de déplacer
l’appareil avec son cordon secteur ou les câbles branchés. Vous risquez de vous blesser.
Transportez ou placez l’appareil selon la procédure spécifiée pour une utilisation correcte del’appareil.
• Lors du transport de l’appareil, saisissez-le et maintenez-le fermement par le bas, comme illustré ci-dessous.
• Les moniteurs d’une taille de 30 pouces et au-delà sont lourds. Lors du déballage et/ou du transport du moniteur,
assurez-vous qu’au moins deux personnes sont présentes.

Une chute de l’appareil pourrait l’endommager ou causer des blessures.

N’obstruez pas les fentes de ventilation de la carrosserie.
• Ne placez jamais d’objets sur les fentes de ventilation.
• N’installez pas le moniteur dans un espace mal aéré ou trop exigu.
• N’utilisez pas le moniteur couché sur le côté ni à l’envers.

Toutes ces utilisations risquent d’obstruer les fentes de ventilation, d’empêcher une
circulation d’air normale ou d’entraîner un incendie ou d’autres dégâts.
Ne touchez jamais aux fiches électriques avec les mains humides.
Tout contact avec la fiche électrique les mains humides peut être dangereux etpeut causer un choc électrique.
Utilisez une prise électrique facilement accessible.
Ceci vous facilitera le débranchement de l’appareil en cas de problème.
Nettoyez régulièrement la zone située autour de la prise d’alimentation et de la fente de ventilation
du moniteur.
L’accumulation de poussière, d’eau ou d’huile sur la fiche peut entraîner un incendie.
Débranchez le moniteur avant de le nettoyer.
Le nettoyage du moniteur sous tension peut causer un choc électrique.
Si vous prévoyez de ne pas utiliser l’appareil durant un certain temps, débranchez le cordon
d’alimentation de la prise murale après avoir mis l’appareil hors tension, pour des raisons desécurité et d’économie d’énergie.
Éliminez ce produit conformément aux lois de la localité ou du pays de résidence.
Pour les utilisateurs résidant en Suisse ou sur le territoire de l’un des pays de l’EEE :Tout incident grave en lien avec l’appareil doit être signalé au fabricant et à l’autorité compétente
de l’État membre où l’utilisateur et/ou le patient résident.

6

PRECAUTIONSAvertissement concernant le moniteur
Utilisation prévue
Ce produit est conçu pour l’affichage d’images radiologiques (y compris la mammographie numérique à
plein champ et la tomosynthèse numérique mammaire) en vue d’examens, analyses et diagnostics pardes médecins qualifiés.
Attention• Les images mammographiques avec une compression avec perte ne doivent pas être examinées pour lespremières interprétations d’images.
Les images mammographiques ne peuvent être interprétées qu’à l’aide d’un écran approuvé par la FDA qui
répond aux spécifications techniques examinées et acceptées par la FDA.
• Ce produit peut ne pas être couvert par la garantie pour des usages autres que ceux décrits dans le présent
manuel.
• Les spécifications notées dans ce manuel ne sont applicables que lorsque les éléments suivants sont utilisés :- Cordons d’alimentation fournis avec le produit- Câbles de signalisation spécifiés par nos soins• Utilisez uniquement avec ce produit les produits optionnels fabriqués ou spécifiés par nos soins.

Avertissement concernant le moniteur7Précautions d’utilisation• Sinon, des pièces (telles que le panneau LCD) peuvent se détériorer à long terme. Vérifiez régulièrement
si elles fonctionnement normalement.
• Lorsque l’image de l’écran change après que la même image est restée affichée pendant une
période prolongée, une image rémanente risque de s’afficher. Utilisez l’économiseur d’écran ou la 8
Avertissement concernant le moniteur fonction d’économie d’énergie pour éviter d’afficher la mêmeimage pendant une période prolongée.
• Plusieurs minutes sont nécessaires pour que la qualité de l’image atteigne un niveau acceptable.
Veuillez patienter quelques minutes, ou plus, après la mise sous tension du moniteur ou après la sortie
du moniteur du mode d’économie d’énergie, puis visualisez les images pour le diagnostic.
• Si le moniteur affiche un contenu en continu sur une longue période, des taches sombres ou desbrûlures sont susceptibles d’apparaître sur l’écran. Afin d’optimiser la durée de vie d’un moniteur, nous
vous conseillons de l’éteindre régulièrement.
• Une image rémanente apparaît même après une courte période en fonction de l’image affichée. Si cela
se produit, changer l’image ou éteindre l’appareil pendant quelques heures peut résoudre le problème.
• La durée de vie du rétro-éclairage du panneau LCD est limitée. Si l’écran s’assombrit ou se brouille,
prenez contact avec votre représentant local EIZO.
• Le panneau peut comporter des pixels défectueux. Ces pixels se présentent sous forme de points plus
sombres ou plus lumineux sur l’écran. C’est une caractéristique du panneau LCD, et n’est pas une
défaillance du produit.
• N’appuyez pas violemment sur le panneau ou sur les bords, vous risqueriez d’endommager l’affichageen laissant du moirage, etc. Une pression continue sur le panneau peut le détériorer ou l’endommager.
(Si des marques de pression restent sur le panneau, affichez un écran noir ou blanc sur le moniteur. Le
problème peut être ainsi résolu.)• Ne rayez et n’appuyez pas sur le panneau avec des objets pointus, car cela pourrait endommager lepanneau. Ne tentez jamais de le nettoyer à sec avec du tissu, au risque de le rayer.
• Ne touchez pas le capteur d’étalonnage intégré (Capteur frontal intégré). Cela risquerait de réduire la
précision de la mesure ou de provoquer des dommages à l’équipement.
• Selon l’environnement, la valeur mesurée par le capteur d’éclairement intégré peut différer de la valeur
indiquée par un luminomètre autonome.
• Lorsque le moniteur est froid et déplacé dans une autre pièce ou lorsque la température de la pièce
augmente rapidement, de la condensation peut se former à l’intérieur et à l’extérieur du moniteur. Dansce cas, ne mettez pas le moniteur sous tension. Et attendez la disparition de la condensation. Sinon, lemoniteur pourrait être endommagé.

8

Avertissement concernant le moniteur

Pour utiliser le moniteur durant une longue période● Contrôle de la qualité• La qualité d’affichage des moniteurs est affectée par le niveau de qualité des signaux d’entrée et ladégradation du produit. Effectuez des vérifications visuelles quotidiennes et des tests périodiquesde constance pour vous conformer aux normes/directives médicales correspondantes à votre
application, et effectuez tout étalonnage nécessaire. L’utilisation du logiciel de contrôle qualité
du moniteur RadiCS vous permet d’effectuer un contrôle qualité de haut niveau qui respecte lesnormes/directives médicales.
• La stabilisation de l’affichage du moniteur prend environ 15 minutes. Veuillez patienter 15 minutes,
ou plus, après la mise sous tension du moniteur ou après la sortie du moniteur du mode d’économied’énergie, avant de procéder à différents tests de contrôle de qualité, de calibrage ou de réglage del’écran du moniteur.
• Nous vous recommandons de régler le moniteur au niveau recommandé de luminosité ou à unniveau plus faible afin de limiter les variations de la luminosité provoquées par une utilisation à longterme et de stabiliser l’intensité lumineuse.
• Afin d’ajuster les résultats de mesure du capteur de calibrage intégré (capteur frontal intégré) àceux d’un capteur externe EIZO (capteur UX1 ou UX2) vendu séparément, effectuez une corrélation
entre le capteur frontal intégré et le capteur externe à l’aide de RadiCS / RadiCS LE. Des
corrélations périodiques vous permettent de maintenir la précision des mesures du capteur frontal
intégré à un niveau équivalent à celle du capteur externe.
Attention• L’état d’affichage du moniteur pourrait changer de façon inattendue en raison d’une erreur de fonctionnement
ou d’un changement de réglage inattendu. Il est recommandé d’utiliser le moniteur avec les touches decommande verrouillées après avoir ajusté l’écran du moniteur. Pour plus de détails concernant les réglages,
reportez-vous au Manuel d’installation (sur le CD-ROM).

● Nettoyage

Un nettoyage périodique est recommandé pour conserver son aspect neuf au moniteur et prolonger
sa durée de vie.
Essuyez doucement toute saleté présente sur le meuble ou le panneau à l’aide d’un chiffon doux
imprégné d’un peu d’eau ou de l’un des produits chimiques énumérés ci-dessous.

Produits chimiques autorisés pour le nettoyage
Nom de la substance

Éthanol
Alcool isopropylique
Chlorhexidine
Chlorure de benzalkonium
Alkyldiaminoéthylglycine
Glutaraldéhyde

Nom du produit

Éthanol
Alcool isopropylique
Hibitane
WelpasTego 51
Sterihyde

Attention• N’utilisez pas de produits chimiques de manière fréquente. Les produits chimiques tels que l’alcool et lessolutions antiseptiques peuvent provoquer des variations du brillant, ternir et atténuer la carrosserie ou dupanneau et détériorer la qualité de l’image.
• N’utilisez jamais de diluant, de la benzine, de cire et de poudre abrasive, ce qui peut endommager lacarrosserie ou le panneau.
• Ne laissez pas les produits chimiques entrer en contact direct avec le moniteur.
Remarque• L’outil ScreenCleaner en option est recommandé pour nettoyer la carrosserie et la surface de l’écran.

Avertissement concernant le moniteur

9Pour un confort d’utilisation du moniteur• Regarder le moniteur trop longtemps entraîne une fatigue oculaire. Faites des pauses de 10 minutes
toutes les heures.
• Regardez l’écran à une distance et sous un angle appropriés.

10

Avertissement concernant le moniteurCONTENUS
PRECAUTIONS....................................................... 3
IMPORTANT............................................................... 3

Avertissement concernant le moniteur............... 7
Utilisation prévue...................................................... 7
Précautions d’utilisation.......................................... 8
Pour utiliser le moniteur durant une longue
période....................................................................... 9● Contrôle de la qualité....................................... 9● Nettoyage......................................................... 9

Pour un confort d’utilisation du moniteur.............10

CONTENUS........................................................... 11
Chapitre 1 Introduction...................................... 12
1-1.

Caractéristiques...........................................12

1-2.

Contenu de l’emballage...............................14

1-3.

Commandes et fonctions.............................16● EIZO LCD Utility Disk......................................14

Chapitre 2 Installation / Connexion.................. 17
2-1.

Avant l’installation du produit.....................172-2.

Câbles de raccordement..............................18

2-3.

Mise sous tension........................................ 20

2-4.

Régler la hauteur et l’angle de l’écran........21● Conditions d’installation..................................17

Chapitre 3 Problème « Pas d’image ».............. 22
Chapitre 4 Specifications.................................. 23
4-1.

Liste des spécifications.............................. 23

4-2.

Résolutions compatibles............................ 24

4-3.

Accessoires en option................................ 25

Annexe.................................................................. 26
Normes médicales.................................................. 26
Informations sur la CEM......................................... 27
Déclaration de conformité à la FCC...................... 32

CONTENUS

11

Chapitre 1 Introduction
Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition d’un moniteur monochrome LCD EIZO.

1-1. Caractéristiques● Parfait pour afficher des images d’examen du cancer du sein
Idéal pour produire le niveau de clarté et de visibilité requis pour afficher des images detomosynthèse mammaire et de mammographie, avec une luminosité maximale de 2500 cd/m2 et un
1700 : 1 rapport de contraste élevé.

● Gain d’espace
Équipé de deux ports USB amont. Deux PC peuvent utiliser un ensemble unique de périphériques
USB (comme une souris ou un clavier) en basculant d’un PC à l’autre.

12

Chapitre 1 Introduction

● Contrôle de la qualité
Ce moniteur dispose d’un capteur d’étalonnage embarqué (capteur avant intégré). Ce capteur permet
au moniteur d’exécuter l’étalonnage (SelfCalibration) et la vérification des niveaux de gris de façon
indépendante.

Grâce au logiciel RadiCS LE fourni avec le moniteur, vous pouvez gérer l’historique du moniteur ainsi
que la cible de SelfCalibration et l’horaire programmé des vérifications.
Le logiciel de contrôle de qualité du moniteur RadiCS vous permet d’effectuer un contrôle de qualitéde haut niveau qui respecte les normes et les directives médicales.

● Câblage simple
En plus d’un connecteur d’entrée DisplayPort, un connecteur de sortie est aussi fourni.
• Ce connecteur () peut être relié à l’entrée d’un autre moniteur.

● Gestion du moniteur depuis la souris et le clavier
Grâce au logiciel de gestion de la qualité du moniteur RadiCS / RadiCS LE, vous pouvez effectuer
les opérations suivantes sur le moniteur à l’aide de la souris et du clavier :• Basculer entre les modes de CAL Switch• Basculer entre les signaux d’entrée• Fonction qui attribue le mode de CAL Switch à une partie de l’écran et affiche une image (Point etMise au point)• Changer les PC qui utilisent des périphériques USB (Switch-and-Go)• Démarrer le mode d’économie d’énergie (Backlight Saver)
Chapitre 1 Introduction13

1-2. Contenu de l’emballage
Vérifiez que tous les articles suivants sont inclus dans l’emballage. Si le moindre de ces articles est
manquant ou endommagé, contactez votre revendeur ou votre représentant EIZO énuméré sur la feuilleci-jointe.
Remarque• Nous vous recommandons de stocker la boîte et les matériaux d’emballage afin de pouvoir les utiliser pourdéplacer et transporter ce produit.
• Moniteur• Cordon d’alimentation• Câble de signal digital : PP300 x 2
DisplayPort - DisplayPort• Câble USB : UU300 x 2• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Notice d’instruction● EIZO LCD Utility Disk

Ce CD-ROM contient les éléments suivants. Référez-vous au fichier « Readme.txt » sur le disquepour en savoir plus sur les procédures de démarrage du logiciel ou les procédures de fichiers deréférence.
• Fichier Readme.txt• Logiciel de contrôle de qualité du moniteur RadiCS LE (pour Windows)• Manuel d’utilisation
Manuel d’installation du monitor
Manuel d’utilisation de RadiCS LE• Dimensions externes

RadiCS LE
Le logiciel RadiCS LE vous permet d’effectuer les opérations suivantes de contrôle de la qualité et degestion du moniteur. Pour obtenir plus d’informations sur la procédure de configuration, consultez leManuel d’utilisation de RadiCS LE.

Contrôle de la qualité• Calibrage• Affichage des résultats des tests dans une liste et création d’un rapport de tests• Réglage de la cible de SelfCalibration et de l’horaire d’exécution

Gestion du moniteur• Basculer entre les modes de CAL Switch• Basculer entre les signaux d’entrée• Fonction qui attribue le mode de CAL Switch à une partie de l’écran et affiche une image (Point etMise au point)• Changer les PC qui utilisent des périphériques USB (Switch-and-Go)• Démarrer le mode d’économie d’énergie (Backlight Saver)
Attention• Les spécifications du RadiCS LE sont sujettes à changement sans préavis. La dernière version du logiciel
RadiCS LE peut être téléchargée depuis notre site Internet: http://www.eizoglobal.com

14

Chapitre 1 Introduction

Utilisation du logiciel RadiCS LE
Pour obtenir plus d’informations sur la façon d’installer et d’utiliser le logiciel RadiCS LE, consultez leManuel d’utilisation de RadiCS LE (sur le CD-ROM).
Lors de l’utilisation du logiciel RadiCS LE, connectez le moniteur à votre ordinateur à l’aide du câble
USB fourni. Pour obtenir davantage d’informations sur la façon de brancher votre PC à l’aide du câble
USB fourni, consultez « 2-2. Câbles de raccordement » (page 18).

Chapitre 1 Introduction15

1-3. Commandes et fonctions
1

2

Approx. 30°

12
11

13
14
15

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Capteur frontal intégré(déplaçable)

Ce capteur est utilisé pour effectuer l’étalonnage et la vérification des niveaux de gris.

2. Capteur de lumière
ambiante

Ce capteur mesure l’éclairage de l’environnement. La mesure de l’éclairage del’environnement est effectuée à l’aide du logiciel de contrôle de qualité RadiCS / RadiCS LE.

3. Capteur présence

Ce capteur détecte les mouvements d’une personne faisant face au moniteur.

4. Commutateurs defonctionnement

Affiche le guide de fonctionnement. Règle les menus selon le guide defonctionnement.

5. Commmutateur

Met l’appareil sous/hors tension.
Le voyant s’allume lorsque vous mettez l’appareil sous tension. La couleur du voyant
diffère selon le statut de l’opération effectuée par le moniteur.
Vert : le monitor fonctionne normalement, Orange : mode d’économie d’énergie,
Éteint : Alimentation/Arrêt

6. Port USB amont

Connectez ce port au PC lorsque vous utilisez un logiciel qui a besoin d’uneconnexion USB ou connectez un périphérique USB (un périphérique prenant encharge la connexion USB) au port USB en aval.

7. Connecteur DVI-D

Connectez au PC.
Pour plus d’informations, voir « 2-2. Câbles de raccordement » (page 18).

8. Connecteur d’entrée
DisplayPort
9. Connecteur de sortie
DisplayPort

Pour configurer une connexion en Daisy Chain, raccordez le câble au connecteurd’entrée DisplayPort d’un autre moniteur. Pour plus d’informations, voir « 2-2. Câbles
de raccordement » (page 18).

10. Connecteur d’alimentation

Branchement du cordon d’alimentation.

11. Port USB aval

Connectez-le à un périphérique USB. Pour configurer une connexion en Daisy Chain,raccordez le câble au port USB amont d’un autre moniteur. Pour plus d’informations,voir « 2-2. Câbles de raccordement » (page 18).

12. Pied

La hauteur et l’angle peuvent être réglés.

13. Commmutateur
Permet de mettre le moniteur sous/hors tension.
d’alimentation principal: Marche, : Arrêt,14. Fente pour leConforme au système de sécurité MicroSaver de Kensington.
verrouillage de sécurité
15. Enveloppe de câbles

16

Chapitre 1 Introduction

Maintient les câbles du moniteur.

Chapitre 2 Installation / Connexion
2-1. Avant l’installation du produit
Lisez attentivement « PRECAUTIONS » (page 3) et suivez toujours les instructions.
Si vous placez ce produit sur un bureau avec une surface laquée, la couleur risque d’adhérer au bas dusupport en raison de la composition du caoutchouc. Vérifiez la surface du bureau avant utilisation.

● Conditions d’installation

Lors de l’installation du moniteur sur un support, veillez à laisser un espace suffisant à l’arrière, audessus et sur les côtés du moniteur.

Attention• Positionnez le moniteur de manière à éviter tout reflet lumineux sur l’écran.

Chapitre 2 Installation / Connexion172-2. Câbles de raccordement
Attention• Vérifiez que le moniteur et le PC sont hors tension.
• Quand vous remplacez le moniteur existant par ce moniteur, reportez-vous à la section « 4-2. Résolutions
compatibles » (page 24) et configurez le PC avant de connecter ce moniteur de sorte que ses paramètres derésolution et de fréquence de balayage vertical correspondent aux valeurs prises en charge par ce moniteur.

1. Tournez l’écran du moniteur de 90° dans le sens des aiguilles d’une montre.
Ce moniteur est installé en orientation paysage avant l’expédition.
Attention• Avant de tourner l’écran du moniteur, levez le moniteur à la position la plus haute.

2. Raccorder les câbles de signal.

Vérifiez la forme des connecteurs et branchez les câbles. Après avoir raccordé le câble DVI, serrez
les attaches pour fixer le connecteur.
Attention• Le moniteur est muni de deux types de connecteurs DisplayPort : entrée et sortie. Pour connecter le moniteurà un PC, branchez le câble sur le connecteur d’entrée.
• Lors de l’utilisation d’une connexion en guirlande, raccordez le câble au connecteur d’entrée .
• Pour connecter plusieurs PC, changez le signal d’entrée. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manueld’installation (sur le CD-ROM).

Câble de signal : DD300DL(en option)
Câble de signal : PP300

18

Chapitre 2 Installation / ConnexionouLors du raccordement d’autres moniteurs grâce à une connexion en guirlande
Envoie l’entrée de signal dansvers un autre moniteur.

Attention• Consultez le site Web EIZO pour de plus amples informations sur les moniteurs et les cartes graphiques
pouvant être utilisés pour la connexion en Daisy Chain : http://www.eizoglobal.com• Lors de l’utilisation d’une connexion en guirlande, raccordez le câble au connecteur d’entrée .
• Pour configurer une connexion en Daisy Chain, vous devez sélectionner « Format signal » - « DisplayPort1 »dans le menu Réglages administrateur, et réglez « Version » sur « 1.2 ». Pour en savoir plus, reportez-vous
au Manuel d’installation (sur le CD-ROM).
• Retirez le capuchon
avant de raccorder le câble de signal.

Raccordez au PC

Câble de signal : PP300

Câble de signal : PP300

3. Branchez le cordon d’alimentation dans une prise secteur et le connecteurd’alimentation sur le moniteur.

Insérez le cordon d’alimentation complètement dans le moniteur.

Chapitre 2 Installation / Connexion19

4. Lorsque vous utilisez le logiciel RadiCS / RadiCS LE ou que vous connectez

un périphérique USB (périphérique qui prend en charge une connexion USB)au moniteur, connectez le câble USB au port USB amont du moniteur et au PC.

Câble USB : UU300

Attention• Connectez un PC équipé de RadiCS / RadiCS LE à
pour effectuer un contrôle qualité.
• Un capuchon est fixé suravant l’expédition. Retirez le capuchon avant d’utiliser.
Remarque• Vous pouvez commuter les PC qui utilisent des périphériques USB en connectant deux PC à deux moniteurs,comme sur l’illustration suivante.
• Pour de plus amples informations sur la façon de commuter les PC qui utilisent les périphériques USB,
consultez le Manuel d’installation (sur le CD-ROM).

2-3. Mise sous tension
1. Appuyez sur

pour mettre le moniteur sous tension.

L’indicateur d’alimentation du moniteur s’allume en vert.
Si l’indicateur ne s’allume pas, consultez « Chapitre 3 Problème « Pas d’image » » (page 22).
Remarque• Pour trouver l’emplacement du commutateur d’alimentation lorsque le moniteur est éteint, appuyez sur l’une
pour faire clignoter l’indicateur .
des touches à côté de20

Chapitre 2 Installation / Connexion

2. Mettez en marche le PC.
L’image d’écran apparaît.

Si une image n’apparaît pas, consultez « Chapitre 3 Problème « Pas d’image » » (page 22) pourobtenir des conseils supplémentaires.
Attention• Pour l’économie d’énergie maximale, il est conseillé de mettre le bouton d’alimentation en position arrêt. Si
vous n’utilisez pas le moniteur, vous pouvez arrêter l’alimentation secteur ou débrancher la fiche électriqueafin que l’électricité soit complètement coupée.
Remarque• Afin de maximiser la durée de vie du moniteur en empêchant la dégradation de la luminosité, et de réduire laconsommation d’énergie, faites ce qui suit :- Utilisez la fonction d’économie d’énergie du PC ou du moniteur.
- Éteignez le moniteur après l’avoir utilisé.

2-4. Régler la hauteur et l’angle de l’écran
Tenez les bords gauche et droit du moniteur avec les deux mains et réglez la hauteur, l’inclinaison et lepivotement de l’écran aux meilleures conditions pour travailler.

Attention• Une fois que le réglage est terminé, assurez-vous que les câbles sont correctement connectés.
• Après avoir réglé la hauteur et l’angle, faites passer les câbles dans l’enveloppe de câbles.

Chapitre 2 Installation / Connexion

21

Chapitre 3 Problème « Pas d’image »Problème
1. Aucune image• L’indicateur d’alimentation ne s’allume pas.

• Vérifiez que le cordon d’alimentation est correctement
branché.
• Activez le commutateur d’alimentation principal.
• Touchez .
• Coupez l’alimentation, puis rétablissez-la.

• L’indicateur d’alimentation s’allume : vert

• Essayez d’augmenter les valeurs « Luminosité » et
« Contraste » (mode « 4-Text » uniquement) dans le menu
réglage. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manueld’installation (sur le CD-ROM).
• Coupez l’alimentation, puis rétablissez-la.

• L’indicateur d’alimentation s’allume : orange• Changez le signal d’entrée. Pour en savoir plus, reportezvous au Manuel d’installation (sur le CD-ROM).
• Déplacez la souris ou appuyez sur une touche du clavier.
• Vérifiez si l’ordinateur est sous tension.
• Si le capteur présence est réglé sur « Marche », le moniteur
peut être en mode d’économie d’énergie. Essayez de vous
rapprocher du moniteur.
• Vérifiez que le câble de signal est correctement branché.
Connectez-vous àlorsque vous sélectionnez« DisplayPort1 »et à
lorsque vous sélectionnez
pour la« DisplayPort2 » dans le signal d’entrée. Utilisez
sortie lorsque vous utilisez une connexion en guirlande.
• Coupez l’alimentation, puis rétablissez-la.

• L’indicateur d’alimentation clignote : orange,vert• Connectez via le câble de signal spécifié par EIZO. Coupez
l’alimentation, puis rétablissez-la.
• Une fois connecté à DisplayPort1, essayez de changer laversion de DisplayPort. Pour en savoir plus, reportez-vous
au Manuel d’installation (sur le CD-ROM).

2. Le message ci-dessous s’affiche.

22

Cause possible et solution

Ces messages s’affichent lorsque le signal n’entre pas
correctement, même si le moniteur fonctionne correctement.

• Ce message s’affiche si aucun signal
n’entre.
Exemple :• Le message illustré à gauche risque de s’afficher, étant
donné que certains ordinateurs n’émettent pas de signal dès
leur mise sous tension.
• Vérifiez si l’ordinateur est sous tension.
• Vérifiez que le câble de signal est correctement branché.
• Changez le signal d’entrée. Pour en savoir plus, reportezvous au Manuel d’installation (sur le CD-ROM).
• Vérifiez que le câble de signal est correctement branché.
Connectez-vous àlorsque vous sélectionnez« DisplayPort1 »et à
lorsque vous sélectionnez
pour la« DisplayPort2 » dans le signal d’entrée. Utilisez
sortie lorsque vous utilisez une connexion en guirlande.
• Coupez l’alimentation, puis rétablissez-la.

• Le message indique que le signal d’entrée
est en dehors de la bande de fréquence
spécifiée.
Exemple :• Vérifiez que le PC est configuré de façon à correspondre
aux besoins du moniteur en matière de résolution et defréquence de balayage vertical (voir « 4-2. Résolutions
compatibles » (page 24)).
• Redémarrez l’ordinateur.
• Sélectionnez un réglage approprié à l’aide de l’utilitaire dela carte vidéo. Pour obtenir plus d’informations, consultez leManuel d’utilisation de la carte graphique.

Chapitre 3 Problème « Pas d’image »Chapitre 4 Specifications
4-1. Liste des spécifications
Type
Panneau LCD

GX560 :
Anti-éblouissement
GX560-AR : Anti-reflets
Type

Monochrome (IPS)

Rétroéclairage

LED

Taille54,1 cm (21,3 pouces)Résolution (H x V)

2048 × 2560

Taille de l’écran (H × V)

337,9 mm × 422,4 mm

Pas de pixels

0,165 mmTons de grisAffichage simultané de 1 204 tons à partir d’une palette de 16 369(« Sub Pixel Drive » : réglé sur « OFF »)Affichage simultané de 1 204 tons à partir d’une palette de 8 185(« Sub Pixel Drive » : réglé sur « ON »)Angles de visionnage(H / V, standard)

178˚ / 178˚

Luminosité recommandée 600 cd/m2, 1000 cd/m2

Signaux vidéo

USB
Alimentation

Temps de réponse(typique)

12 ms (noir -> blanc -> noir)

Connecteurs d’entrée

DisplayPort × 2, DVI-D (liaison double) × 1

Borne de sortie

DisplayPort × 1

Fréquence de balayage
horizontal

31 kHz - 135 kHz

Fréquence de balayage
vertical

DisplayPort : 59 Hz - 61 Hz(720×400 : 69 Hz - 71 Hz, 2560×2048 : 23 Hz - 51 Hz)
59 Hz - 61 Hz
DVI :(720×400 : 69 Hz - 71 Hz, 2560×2048 : 24 Hz - 51 Hz)

Mode de synchronisation
de trame

23,5 Hz - 25,5 Hz, 47,0 Hz - 51,0 Hz

Fréquence de point

DisplayPort : 25 MHz - 290 MHz
DVI :25 MHz - 165 MHz
165 MHz - 290 MHz (Dual link)

Port

Port amont, 2 pièce ; Port aval, 2 pièces

Standard

USB Specification Revision 2.0

Entrée100 - 240 V CA ±10 %, 50/60 Hz, 0,80 - 0,35 A

Consommation électrique 79 W ou moins
maximale
Mode économie d’énergie 1,0 W ou moins*1
Mode « veille »1,0 W ou moins*2

Chapitre 4 Specifications

23

Spécifications
physiques

Conditions defonctionnement

Dimensions ( L × H × P )354,5 mm × 476,0 mm - 566,0 mm × 200,0 mm (Inclinaison : 0˚)
354,5 mm × 504,7 mm - 594,7 mm × 264,1 mm (Inclinaison : 30˚)Dimensions ( L × H × P )(sans pied)

354,5 mm × 452,0 mm × 78,0 mm

Poids net

Environ 8,0 kg

Poids net(sans pied)

Environ 5,2 kg

Plage de réglage de lahauteur

90 mm (Inclinaison : 0˚)

Inclinaison

Vers le haut : 30 ˚, vers le bas : 5 ˚

Pivotement

70˚

Rotation

90° (Rotation antihoraire de l’orientation portrait à l’orientation
paysage)Température

De 0 ˚C - 35 ˚C (32 ˚F à 95 ˚F)

HumiditéDe 20 % - 80 % H. R. (sans condensation)

Pression de l’air

De 540 hPa - 1060 hPa

Température
Conditions
environnementales Humiditéde transport et
Pression de l’air
stockageDe -20 ˚C - 60 ˚C (-4 ˚F à 140 ˚F)
De 10 % - 90 % H. R. (sans condensation)
De 200 hPa - 1060 hPa*1 Si l’entrée DisplayPort est utilisée, aucun port USB amont n’est connecté, « Détection auto entrée » :« Arrêt », « Veille » : « Haut », « DP Power Save » : « Marche », « DisplayPort1 » - « Version » : « 1.1 », etaucune charge externe n’est connectée*2 Lorsque le port USB amont n’est pas connecté, « DP Power Save »: « Marche », « DisplayPort1 » « Version » : « 1.1 », aucune charge externe n’est connectée

4-2. Résolutions compatibles
Le moniteur prend en charge les résolutions suivantes.
Résolution(H x V)√ : Prise en charge
DVI

Fréquencede balayage
vertical

DisplayPort
Portrait

Paysage

Portrait

Paysage

720 × 400

70 Hz

√

√

√

√

640 × 480

60 Hz

√

√

√

√

800 × 600

60 Hz

√

√

√

√

1024 × 768

60 Hz

√

√

√

√

1280 × 1024

60 Hz

√

√

√

√

1600 × 1200

60 Hz

√

√

√

√

*1

-

√*3

2560 × 2048

50 Hz

-

√

2048 × 2560

50 Hz

√*1

-

√*3

-

48 Hz

-

√

*2

-

-

2048 × 2560

48 Hz

√

*2

-

-

-

2560 × 2048

25 Hz

-

-

-

√

2560 × 2048

2048 × 2560
25 Hz√
*1 Lorsque l’entrée « DisplayPort1 » et « version » est « 1.1 », ou lors de l’entrée « DisplayPort2 »*2 Lorsque l’entrée « DisplayPort1 » et « version » est « 1.2 »*3 Signal dual link uniquement.

24

Chapitre 4 Specifications-

4-3. Accessoires en option
Les accessoires suivants sont disponibles séparément.
Pour obtenir les toutes dernières informations relatives aux accessoires en option et les informations
relatives aux dernières cartes vidéo compatibles, consultez notre site Internet. http://www.eizoglobal.com
Kit de calibrage

EIZO « RadiCS UX2 » Ver. 4.6.4 ou ultérieure
EIZO « RadiCS Version Up Kit » Ver. 4.6.4 ou ultérieure

Logiciel de gestion du contrôle dequalité en réseau

EIZO « RadiNET Pro » Ver. 4.6.4 ou ultérieure
EIZO « RadiNET Pro Lite » Ver. 4.6.4 ou ultérieure

Éclairage de confort pour les salles delectureEIZO « RadiLight »Protection du panneau

EIZO « RP-918 »Kit de nettoyage

EIZO « ScreenCleaner »Socle pour client léger ou mini-PC

EIZO « PCSK-R1 »Câble de signal (DVI-D - DVI-D)

DD200DL, DD300DL

Chapitre 4 Specifications

25

Annexe
Normes médicales• Le système final doit être conforme aux exigences de la norme IEC60601-1-1.
• Les appareils électriques peuvent émettre des ondes électromagnétiques susceptibles d’interférer,de limiter ou de dégrader le fonctionnement du moniteur. Installez l’appareil dans un environnement
contrôlé où ces effets néfastes sont évités.

Classement du matériel
-26

Type de protection contre les chocs électriques : Classe I
Classe EMC: IEC60601-1-2 groupe 1 Classe B
Classification du matériel médical (UE) : Classe I
Mode de fonctionnement : continu
Classe IP : IPX0

AnnexeInformations sur la CEM
Les appareils de la gamme RadiForce possèdent des performances qui leur permettent d’afficher
correctement les images médicales.

Environnements d’utilisation prévue
Les appareils de la gamme RadiForce sont destinés à être utilisés dans les environnements suivants.
• Établissements de santé professionnels tels que les cliniques et les hôpitaux
Les environnements suivants ne conviennent pas à l’utilisation de la gamme RadiForce :• Les environnements de soins de santé à domicile• À proximité des équipements chirurgicaux à haute fréquence tels que les couteauxélectrochirurgicaux• À proximité des appareils de thérapie à ondes courtes• Dans les salles blindées contre les émissions RF des équipements médicaux des systèmes d’IRM• Dans des environnements spéciaux blindés• Installés dans des véhicules, y compris les ambulances• Autres environnements spéciaux

AVERTISSEMENT
Les appareils de la gamme RadiForce requièrent que des précautions spéciales soient prises
concernant la CEM et ils doivent être installés. Vous devez lire attentivement les Informations surla CEM et les « PRÉCAUTIONS » de ce document, et observer les instructions suivantes lors del’installation et de l’utilisation de l’appareil.
Les appareils de la gamme RadiForce ne doivent pas être utilisés à proximité d’autres appareils ouêtre superposés sur de tels appareils. Toutefois, s’il est nécessaire d’utiliser un appareil RadiForcedans de telles conditions, vous devez vérifier si cet équipement ou ce système fonctionne
normalement avec la configuration RadiForce.
Lors de l’utilisation d’un équipement de communication RF portable, maintenez-le à une distancede 30 cm (12 pouces) ou plus de toute partie, y compris les câbles, de la gamme RadiForce. Sinon,
il pourrait en résulter une dégradation des performances de cet appareil.
Toute personne raccordant des appareils supplémentaires aux éléments d’entrée ou de sortie dessignaux, dans le cadre de la configuration d’un système médical, est responsable de la conformité
du système aux exigences de la norme IEC60601-1-2.
Ne touchez pas les connecteurs d’entrée/de sortie du signal lorsque vous utilisez la gamme
RadiForce. Cela pourrait affecter l’image affichée.
Assurez-vous d’utiliser les câbles attachés à l’appareil ou les câbles spécifiés par EIZO.
L’utilisation de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par EIZO pour cet équipement pourrait
entraîner une augmentation des interférences électromagnétiques ou une diminution de l’immunitéélectromagnétique de cet équipement ainsi qu’un mauvais fonctionnement.
CâblesCâble de signal (DisplayPort)
Câble de signal (DVI)
Câble USB
Cordon d’alimentation(avec mise à la terre)Câbles EIZO désignés

PP300 / PP200
DD300DL / DD200DL
UU300 / MD-C93-

Longueur decâble max.

3m
3m
3m
3m

Blindé
Blindé
Blindé
Blindé
Non blindé

Noyau de ferrite
Avec noyaux de ferrite
Avec noyaux de ferrite
Avec noyaux de ferrite
Sans noyaux de ferrite

Annexe27

Descriptions techniques
Émissions électromagnétiques

Les appareils de la gamme RadiForce sont destinés à l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.
Le client ou l’utilisateur d’un appareil RadiForce doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans un tel environnement.

Test desémissions

Conformité

Environnement électromagnétique – instructions

Émissions RF
CISPR11

Groupe 1

La gamme RadiForce utilise l’énergie RF uniquement pour son fonctionnement
interne.
Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles deprovoquer des interférences dans un appareil électronique situé à proximité.

Émissions RF
CISPR11Classe B

Émissionsd’harmoniques
IEC61000-3-2Classe D

La gamme RadiForce convient à une utilisation dans tous les établissements, ycompris les établissements à usage privé et ceux qui sont directement raccordés au
réseau public d’électricité basse tension alimentant des bâtiments à usage privé.

Variations de tension / Conformeémissions descintillement
IEC61000-3-3

Immunité électromagnétique
La gamme RadiForce a été testée aux niveaux de conformité (C) suivants selon les exigences des tests (T) relatifs
aux environnements d’établissements de santé professionnels spécifiés dans la norme IEC60601-1-2.
Le client ou l’utilisateur d’un appareil RadiForce doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans un tel environnement.

Test d’immunité

Niveau de test (T)Niveau deconformité (C)Environnement électromagnétique –instructions

Déchargeélectrostatique(ESD)
IEC61000-4-2±8 kV de décharge parcontact±15 kV de décharge dansl’air

±8 kV de décharge parcontact±15 kV de décharge dansl’air

Le sol doit être en bois, en béton ou recouvert
de carrelage. Si le sol est recouvert d’unmatériau synthétique, l’humidité relative doitêtre au moins égale à 30%.

Coupures/déchargesélectriques de courte
durée
IEC61000-4-4±2 kV pour les lignes
d’alimentation±1 kV pour les lignes
d’entrée / de sortie±2 kV pour les lignes
d’alimentation±1 kV pour les lignes
d’entrée / de sortie

La qualité de l’alimentation secteur doit
correspondre à celle d’un environnement
commercial ou hospitalier traditionnel.

Surtensions
IEC61000-4-5±1 kV phase à phase±2 kV phase à terre±1 kV phase à phase±2 kV phase à terre

La qualité de l’alimentation secteur doit
correspondre à celle d’un environnement
commercial ou hospitalier traditionnel.

Creux de tension,
coupures de courant
et fluctuations
de la tension del’alimentationélectrique
IEC61000-4-11

0 % UT (100 % creux dans 0 % UT (100 % creux dans La qualité de l’alimentation secteur doit
correspondre à celle d’un environnement
UT) 0,5 cycle et 1 cycle
UT) 0,5 cycle et 1 cycle
70 % UT (30 % creux dans 70 % UT (30 % creux dans commercial ou hospitalier traditionnel. Si
l’appareil de la gamme RadiForce doitUT) 25 cycles à 50 Hz
UT) 25 cycles à 50 Hz
0 % UT (100 % creux dans 0 % UT (100 % creux dans fonctionner en continu malgré les coupuresd’électricité du secteur, il est recommandé deUT) 250 cycles à 50 Hz
UT) 250 cycles à 50 Hz
l’alimenter avec un onduleur ou une batterie.

Champs
30 A/mmagnétiques induits (50 / 60 Hz)
par fréquence réseau
IEC61000-4-8

28

Annexe30 A/mLes champs magnétiques induits parfréquence réseau doivent respecter les
niveaux caractéristiques d’un environnement
commercial ou hospitalier traditionnel. L’appareil
durant son utilisation doit être maintenu à au
moins 15 cm de la source d’alimentation dechamps magnétiques induit par fréquence
réseau.

Immunité électromagnétique
La gamme RadiForce a été testée aux niveaux de conformité (C) suivants selon les exigences des tests (T) relatifs
aux environnements d’établissements de santé professionnels spécifiés dans la norme IEC60601-1-2.
Le client ou l’utilisateur d’un appareil RadiForce doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans un tel environnement.

Test d’immunité

Niveau de test (T)Niveau deconformité (C)Environnement électromagnétique –instructions
Les systèmes de communication portables etmobiles RF ne doivent pas être utilisés à une
distance d’un appareil de la gamme RadiForce,
câbles compris, inférieure à celle calculée àpartir de l’équation applicable à la fréquence del’émetteur.
Distance de séparation recommandée

Perturbations
conduites, induites
par champs RF
IEC61000-4-6

Champs RF
rayonnés
IEC61000-4-3

3 Vrms150 kHz – 80 MHz

3 Vrmsd = 1,2 √P

6 VrmsBandes ISMa) entre
150 kHz et 80 MHz

6 Vrmsd = 1,2 √P

3 V/mde 80 MHz à 2,7 GHz

3 V/m

d = 1,2 √P, de 80 MHz à 800 MHz
d = 2,3 √P, de 800 MHz à 2,7 GHz« P » désigne la puissance nominale de sortie
maximale de l’émetteur transmetteur en watts(W) d’après le fabricant du transmetteur, et« d » représente la distance de séparation
recommandée en mètres (m).
L’intensité du champ des émetteurs RF fixes,
déterminée par une étude électromagnétique dusiteb), doit être inférieure au niveau de conformité
dans chaque bande de fréquencesc).
Des interférences peuvent se produire à proximitéd’appareils marqués du symbole suivant.

Remarque 1 UT représente la tension du courant alternatif du secteur avant application du niveau de test.
Remarque 2 Entre 80 MHz et 800 MHz, la bande de fréquences la plus élevée s’applique.
Remarque 3 Les lignes directrices concernant les perturbations conduites induites ou celles rayonnées par les champs RF
peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l’absorption
et la réflexion des structures, des objets et des personnes.
a)Les bandes ISM (industrielles, scientifiques et médicales) entre 150 kHz et 80 MHz sont les suivantes : de 6,765 MHz à
6,795 MHz, de 13,553 MHz à 13,567 MHz, de 26,957 MHz à 27,283 MHz, et de 40,66 MHz à 40,70 MHz.

b)

L’intensité du champ ne peut pas être calculée avec précision pour les émetteurs fixes, tels que les stations detéléphones radio (cellulaire/sans fil) et de radios mobiles terrestres, les postes de radio amateur, la radiodiffusion
AM ou FM ou la télédiffusion. Pour évaluer l’environnement électromagnétique créé par des transmetteurs RF fixes,
une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l’intensité du champ mesurée sur le lieu d’utilisation del’appareil RadiForce dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, il est indispensable de vérifier si l’appareil
fonctionne normalement. En cas de performances anormales avérées de l’appareil RadiForce, vous pouvez également
envisager de le réorienter ou de le déplacer.

c)

Au-dessus de la bande de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, l’intensité du champ doit être inférieure à 3 V/m.

Annexe29

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF portables
ou mobiles et les appareils de la gamme RadiForceLes appareils de la gamme RadiForce sont conçus pour les environnements électromagnétiques dont lesperturbations RF émises sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur de l’appareil RadiForce peut contribuer à laprévention des interférences électromagnétiques en conservant une distance minimale (de 30 cm) entre leséquipements de communication RF portables ou mobiles (transmetteurs) et les appareils de la gamme RadiForce.
La gamme RadiForce a été testée aux niveaux de conformité suivants (C) selon les exigences des tests (T) d’immunité
aux champs de proximité des services de communication sans fil RF suivants.

Fréquence de
test
(MHz)

Largeur debande a)(MHz)

Service a)

Modulation b)

Niveau de test(T) c)(V/m)

Niveau deconformité (C)
(V/m)

385

de 380 à 390

TETRA 400

Modulation par
impulsions b)
18 Hz

27

27

450

de 430 à 470

GMRS 460
FRS 460

FM
Écart de ± 5 kHz
Sinus 1 kHz

28

28

710

de 704 à 787

Bandes LTE 13, 17 Modulation par
impulsions b)
217 Hz99de 800 à 960

GSM 800 / 900,TETRA 800
iDEN 820CDMA 850
Bande LTE 5

Modulation par
impulsions b)
18 Hz

28

28

de 1700 à 1990

GSM 1800
CDMA 1900
GSM 1900
DECT ;
Bandes LTE 1, 3,
4 et 25 ;UMTS

Modulation par
impulsions b)
217 Hz

28

28

2450

de 2400 à 2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450
Bande LTE 7

Modulation par
impulsions b)
217 Hz

28

28

5240

de 5100 à 5800

WLAN 802.11 a/n

Modulation par
impulsions b)
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930

1720
1845
1970

5500
5785
a)

Pour certains services, seules les fréquences de liaison montante sont incluses.

b)

La fréquence porteuse est modulée à l’aide d’un signal carré avec rapport cyclique de 50 %.

c)

Les niveaux de test ont été calculés à l’aide de la puissance maximale, à une distance de séparation de 30 cm.

Le client ou l’utilisateur de la gamme RadiForce peut contribuer à prévenir les interférences dues aux champs
magnétiques de proximité en respectant la distance minimale (15 cm) entre les émetteurs RF et la gamme RadiForce.
La gamme RadiForce a été testée aux niveaux de conformité suivants (C) selon les exigences des tests (T) d’immunité
aux champs magnétiques de proximité dans le tableau ci-dessous.

Fréquence de test

Niveau de test (T)(A/m)

Modulation a)

Niveau de conformité (C)(A/m)

134,2 kHz

Modulation par impulsions a)
2,1 kHz65

65

13,56 MHz

Modulation par impulsions a)
50 kHz

7,5

7,5

a)

La fréquence porteuse est modulée à l’aide d’un signal carré avec rapport cyclique de 50 %.

30

AnnexePour les autres équipements de communication RF portables ou mobiles (transmetteurs), la distance minimale entreles équipements de communication RF portables ou mobiles (transmetteurs) et l’appareil de la gamme RadiForce enfonction de la puissance de sortie maximale de l’équipement de communication, comme indiqué ci-dessous.

Puissance nominalede sortie maximale dutransmetteur(W)

Distance de séparation en fonction du transmetteur de fréquence(m)
150 kHz à 80 MHz
d = 1,2 √P

80 MHz à 800 MHz
d = 1,2 √P

800 MHz à 2,7 GHz
d = 2,3 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Pour les transmetteurs dont la puissance de sortie nominale maximale ne figure pas ci-dessous, la distance de séparation
recommandée « d » en mètres (m) peut être estimée à l’aide de l’équation applicable à la fréquence du transmetteur,« P » représentant la puissance de sortie nominale maximale du transmetteur en watts (W) préconisée par le fabricant dutransmetteur.
Remarque 1 Entre 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation correspondant à la bande de fréquences la plus élevées’applique.
Remarque 2 Les lignes directrices concernant les perturbations conduites induites ou celles rayonnées par les champs RF
peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l’absorption
et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

Annexe31

Déclaration de conformité à la FCC
For U.S.A., Canada Only
FCC Declaration of Conformity
We, the Responsible Party

EIZO Inc.
5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630
Phone: (562) 431-5011

declare that the product

Trade name: EIZO
Model: RadiForce GX560

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmfulinterference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur ina particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the following measures.
* Reorient or relocate the receiving antenna.
* Increase the separation between the equipment and receiver.
* Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
* Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void theuser’s authority to operate the equipment.
Note
Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference
within the limits of a Class B digital device.
- AC Cord- Shielded Signal Cable (enclosed)

Canadian NoticeThis Class B information technology equipment complies with Canadian ICES-003.
Cet équipement informatique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

32

Annexe153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland

www.eizoglobal.com
Copyright © 2018 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

00N0N384B5
IFU-GX560
2nd Edition - October 16th, 2023 Printed in Japan.