ＬＥＤ 光源装置

LUMINAR ACE
型式 LA-HDF108DA

取扱説明書
この度、弊社製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
ご利用いただく前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、取扱説明書は必ず大切に保管してください。
このLED光源は、画像処理の照明、顕微鏡の照明、理科観察用の照明です。
システムに組み込んだり、製品の仕様を超える環境や据え付けでのご使用はできません。

ハヤシレピック株式会社
J-1

注意

注意文に従わなかった場合、軽傷または中程度の障害が発生する可能性のある潜在的な危険状態の箇所の安全上の注意事項および注意表示です。
・ 安全上の注意事項は、危険を回避するために講じなければならない予防処置が含まれています。

ご使用上の注意
・ 点灯中の移動、落下、衝撃禁止。（故障の原因になります。）
・ 分解、改造禁止。（故障の原因になります。）
・ ほこりや油、鉄粉など液体や粉体が飛散する場所でのご使用は故障の原因になります。
・ 強電磁場などの近くにＬＥＤ光源を設置しないでください。誤動作の原因になります。
・ ビームを覗き込まないこと。

注

意

製品を誤った方法で使用すると、機器の持つ保護性能が損なわれます。
製品を取り扱う際は、必ず取扱説明書をお読みいただき、指定の方法に従ってご使用ください。
万一製品に問題が発生した場合は、通電を止め、製造メーカーへお問い合わせください。

1. 付属品とオプション
付属品

取扱説明書・・・1冊、電源コード（AC100V用）・・・1本

オプション

電源コード:
US type (AC120V), UK type (AC240V), European type (AC230V)

注意

電源コードは、必ず、付属品または、オプションで用意された指定の電源コードをご使用ください。
ライトガイドは、必ず、製造メーカー指定のものをご使用してください。
詳しくは、製造メーカーにお問い合わせ下さい。

J-2

2. 各部の名称
前面パネル
ライドガイド口金
ライトガイドの挿入口です。
* 弊社製のライトガイドをご使用ください。

光量調節ツマミ (LIGHT CONTROL)
LEDランプの明るさを可変するツマミです。
時計方向に回すと明るくなります。

電源スイッチ (POWER)
電源をON/OFFにするスイッチです。

背面パネル
切り換えスイッチ (SELECTOR SW)
・ MANUAL時：光量調節ツマミ
・ REMOTE時：外部リモート制御
外部リモート制御レセプタクル (INPUT)
外部制御機能を使用したい場合はここへ接続してください。
HIGH/LOW 切り替えスイッチ ( * オプション)・ HIGH: 光量フル・ LOW : 光量減光
ACインレット
AC電源コードの差込み口です。
* AC100V以外で使用される場合は、別途オプションで用意されている別な電源コードをご使用ください。

3. 操作方法
1)

ライトガイド口金にライトガイドを挿入してください。

2)

器具のACインレットに電源コードを差し込んでください。

3)

切り換えスイッチを MANUAL または REMOTE にしてください。
・ MANUAL ： マニュアル光量調節（光量調節ツマミを使う。）
・ REMOTE ： リモートで光量調節（外部電圧で調節する。）

4)

切り替えスイッチを HIGH または LOW にしてください。 ( * オプション)・ HIGH: 光量フル・ LOW: 光量減光

5)

電源コードのプラグをコンセントに差し込んでください。

6)
7)

電源スイッチをONにしてください。

8)

使用を終了する場合は、電源スイッチをOFFにしてください。

任意の光量に調節してください。

J-3

4. ランプとランプシステムの光生物学的な安全
IEC62471:2006
注

RISK GROUP 2意

この製品からやや危険な光学的な放射光が放たれています。
製品からの光を直視しないでください。目に傷害が生じるかもしれません。
このＬＥＤ光源は、青色光網膜障害と網膜に対する熱的傷害の項目でリスクグループ２に分類される製品です。
このLED光源の光照射口 または、ライトガイド出射口からの光を直視しないでください。

IEC62471 説明ラベル

注意：高温表面CAUTION
ネジのノブが熱いので、触る際はご注意ください。

J-4

5. 外部制御
外部制御でLED光源装置のLED ON/OFFと光量調節ができます。
* 外部制御の接続ケーブルは､シールド線で長さ2m以下のものをご使用ください。
接続ケーブルが長いとノイズの影響を受けやすくなり、光量コントロールができない場合があります。
ＩＮＰＵＴ コネクターのピン配列

コネクター： Dsub 15ピン ソケット
* 外部制御 I/Oコネクターは、付属されておりません。

1) LEDランプ ON/OFF機能
LEDランプを点灯・消灯させる機能です。INPUTコネクター(INPUT)の10番ピンを外部供給電源のGND（－）と短絡させる事で消灯します。開放にすることで点灯します。
（REMOTE およびMANUAL のどちらでも機能します。）
下図に接続例を示します。

例１ スイッチの場合

例２ トランジスタの場合

J-5

2) 光量調節 (REMOTE)
切り換えスイッチ（SELECTOR SW）をREMOTE 側で光量調節機能が有効になります。
下記に接続例と入力状況における光量状況表を示します。

注1） 接続時には外部供給電源出力の極性にご注意下さい。
間違えますと、LED光源装置及び外部供給電源を破損させる恐れがあります。
注2） 外部供給電源はDC+5V－DC+24Vの範囲でご使用ください。
範囲を超えますとLED光源装置が不安定になったり、破損させる恐れがあります。
＊入力状況における光量状況表
0： 開放
1： 短絡注3）
外部供給電源は出力電流の容量が100mA以上のものをご使用ください。

J-6

6. 設置注

意

製品を密閉した場所に設置しないでください。
製品を横置きまたは、上下逆置きに設置して使用しないでください。
通気口を塞いだり、通気スペースが確保できない場合は、誤動作や故障する原因になります。
* 上部は、開放してください。

CAUTION
電源コードが外せなくなるような機器配置はしないで下さい。
製品をシステムに組み込まないでください。
製品を組み込んだシステムの安全は、システムの組立業者の責任となります。

7. 外形寸法図

J-7

8. 仕様（製品改良のため、予告無く変更する場合があります。）

定格入力電圧

AC100V-AC240V ±10％定格周波数50/60Hz

定格消費電力18W

LEDの発光色

白色

照300,000Lx

度 *1

LEDの色温度(typ.) 6,500K (typ.) *2
LEDランプ寿命

30,000時間 *3

光量調節マニュアル：光量調節ボリュームによる連続調光リモート ：8bitデジタル光量調節機

1) LEDランプ ON/OFF 機能2) 8bitデジタルでリモート調光機能
3) 光量High/Low 切替（オプション） *4

能冷却方式

冷却ファン無し（自然空冷）

環境条件

使用温度範囲：0℃-+40℃
湿度：20%-80%RH （結露無きこと）

外形寸法

78mm(W)×144mm(H)×200mm(D) （突起部除く）

重1.8kg量*1. ライトガイド 結束径φ8mm、長さ500mmの出射端から50mm離れた位置の照度（参考値）*2. 色温度（参考値）*3. LEDランプ寿命は、使用環境で異なることがあります。保証値ではありません。
*4. Low時、光量半減。

9. 故障診断
修理に出す前に、もう一度下記の内容をご確認ください。
現 象

電源スイッチ（POWER）を入れても、LEDランプが点灯しない。

光量調節ボリュームを回しても光量調節できない。

確 認処 置

電源プラグがコンセントから外れていませんか。

電源プラグをコンセントに差し込んでください。

光量調節ボリューム（LIGHT CONTROL）が ０ になっていませんか。
切り換えスイッチ(SELECTOR SW)が REMOTEになっていませんか。

光量調節ボリューム（LIGHT CONTROL）を回して光量調節してください。
切り換えスイッチ(SELECTOR SW)を MANUALにしてください。

製品が故障した場合は、すぐに電源コードを抜いて、通電を止めてください。
故障の修理は、必ず製造メーカーに依頼してください。
製品に、お客様で交換いただける消耗品はありません。
LED故障は、必ず、製造業者へ交換修理を依頼してください。

J-8

10. 保証とアフターサービス* 製品の保証期間は、購入日より1年間です。
* 保証期間中に正常なご使用状態で故障した場合は、当社の責任で無償修理いたします。
但し、保証期間内でも、次のご使用状態で故障した場合は、有償修理になります。
Ⅰ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障。
Ⅱ. お買い上げ後、製品の落下、衝撃、輸送などによる故障。
Ⅲ. 天災地変ならびに公害や異常電圧、その他の外部要因による故障。

免責
本製品は、保証書記載内容以上の責任は負わないものとします。
* 尚、保証に関しては、日本国内使用のみ適用し、海外での修理については、お買い求めの販売店、または弊社に問い合わせください。
☆ 修理を依頼される場合は、次の事項をお知らせください。
・ 機種名： LA-HDF108DA・ 製造番号：（製品本体の製造番号または保証書に記載の番号）
・ 故障状況：（使用期間、故障時の状況など、詳しくお知らせください。）
・ 購入日：（本製品をご購入いただいた日付をお知らせください。）
・ お客様（ご使用者様）の会社名、ご担当者名、ご住所、お電話/FAX 番号をお知らせください。

J-9

ハヤシレピック株式会社
第１事業部〒170-0004 東京都豊島区北大塚１－２８－３
TEL:03-3918-5623
FAX.03-3918-5683

仙台営業所〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉２－８－８
シルバン上杉Ⅱビル１F
TEL:022-221-0471
FAX:022-221-0472

大阪営業所〒564-0052 大阪府吹田市広芝町９－１２
第１１マイダビル４０１号室
TEL:06-6369-5023
FAX:06-6369-5022

2018/5/18

IM-138-Rev.3

J-10