Brugsanvisning

LCD-farveskærm

Vigtigt
Sørg for at læse brugsanvisningen og installationsvejledningen
inden brug.
• Se installationsvejledningen for at få oplysninger om skærmindstillinger
og -justeringer.
• Du kan finde de seneste produktoplysninger, herunderbrugsanvisninger, på vores websted:
www.eizoglobal.com

SYMBOLER
Følgende symboler anvendes i denne vejledning og på produktet. De angiver vigtige
oplysninger. Læs dem omhyggeligt.
Manglende overholdelse af indholdet i en ADVARSEL medfører risiko foralvorlig personskade og kan være livstruende.

ADVARSELFORSIGTIG

Manglende overholdelse af indholdet i en FORSIGTIG-advarsel medfører
risiko for moderat personskade og/eller tingsskade samt beskadigelse af
produktet.

Angiver en advarsel eller en forsigtig-advarsel.
elektrisk stød.
Angiver en forbudt handling.

angiver f.eks. fare forbetyder f.eks. "Må ikke demonteres".

Dette produkt er blevet særligt tilpasset til brug i det område, hvor det er blevet solgt.
Hvis produktet bruges uden for dette område, er funktionsmåden muligvis ikke som angivet i
specifikationerne.
Ingen del af denne vejledning må reproduceres, lagres i en database eller overføres uanset
form eller metode, herunder elektronisk, mekanisk eller på anden måde, uden skriftlig
tilladelse fra EIZO Corporation.
EIZO Corporation er på ingen måde forpligtet til at opbevare modtagne materialer eller
oplysninger fortroligt, medmindre der er truffet aftale herom forud for EIZO Corporations
modtagelse af sådanne oplysninger. Bemærk, at EIZO har bestræbt sig på, at denne
vejledning indeholder de sidste nye oplysninger, men at EIZOs produktspecifikationer kanændres uden varsel.
2

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Vigtigt
Dette produkt er blevet særligt tilpasset til brug i det område, hvor det er blevet solgt. Hvis
produktet bruges uden for dette område, er funktionsmåden muligvis ikke som angivet i
specifikationerne.
Læs afsnittet "SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER" samt forsigtig-erklæringerne påskærmen omhyggeligt af hensyn til brugernes sikkerhed og korrekt vedligeholdelse afskærmen.

Placering af Forsigtig-erklæring

Symboler på enheden
SymbolDette symbol angiverTænd/sluk-knap: Tryk for at slukke for netstrømmen til skærmen.
Tænd/sluk-knap: Tryk for at tænde for netstrømmen til skærmen.
Tænd/sluk-knap: Tryk for at tænde eller slukke for strømmen til skærmen.
Vekselstrøm
Advarsel om risiko for elektrisk stød
FORSIGTIG
WEEE-mærkning: Produktet skal bortskaffes separat; materialerne kan genbruges.

CE-mærkning: EU-overensstemmelsesmærkning i henhold til bestemmelserne iRådets direktiv og/eller forordning (EU).
Producent
Produktionsdato
Forsigtig: I henhold til lovgivningen i USA må denne enhed kun sælges til
sundhedsfagligt personale med licens eller på baggrund af bestilling fra sådanne
personer.

3

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

SymbolDette symbol angiver
Medicinsk udstyr i EU
Importør i EUMærke, der angiver overholdelse af britiske forskrifterAnsvarlig person i Storbritannien
Autoriseret repræsentant i Schweiz
Godkendt repræsentant i EU

4

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSELADVARSEL
Hvis enheden begynder at udsende røg, lugte brændt eller sige mærkelige lyde, skal dustraks afbryde alle elektriske forbindelser og kontakte nærmeste EIZO-forhandler for at fåhjælp.
Anvendelse af en enhed med funktionsfejl medfører risiko for brand, elektrisk stød eller
beskadigelse af produktet.

ADVARSEL
Skil ikke enheden ad, og foretag ikke ændringer på enheden.
Åbning af kabinettet kan medføre elektrisk stød eller forbrændinger fra
højspændingsdele eller dele med høje temperaturer. Ændring af enheden medfører
risiko for brand og elektrisk stød.

ADVARSEL
Al service skal udføres af en uddannet servicetekniker.
Forsøg ikke selv at udføre service på produktet. Åbning eller fjernelse af enhedens dæksler
medfører risiko for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret.

ADVARSEL
Hold fremmedlegemer og væsker væk fra enheden.
Metaldele, brændbare materialer eller væsker, som ved et uheld tabes ned i kabinettet,
kan medføre brand, elektrisk stød eller skade på udstyret.
Træk straks stikket til enheden ud, hvis der tabes en genstand eller spildes væske ned
i kabinettet. Få undersøgt enheden af en autoriseret servicetekniker, inden den bruges
igen.

ADVARSEL
Anbring enheden på et solidt og stabilt underlag.
Hvis enheden anbringes på en uegnet overflade, kan det medføre risiko for, at enheden kan vælte
og forårsage personskade.
Sluk straks for strømmen, hvis enheden vælter, og kontakt din EIZO-forhandler for at få hjælp. Brugaldrig en beskadiget enhed. Brug af en beskadiget enhed medfører risiko for brand og elektrisk
stød.

5

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSEL
Brug enheden på et velegnet sted.
Ellers kan brand, elektrisk stød eller skader på udstyret opstå som følge.
• Anbring ikke enheden udendørs.
• Anbring ikke enheden i nogen form for transportmiddel (skib, fly, tog, bil etc.).
• Anbring ikke enheden i et støvfyldt eller fugtigt miljø.
• Anbring ikke enheden på steder, hvor der kan sprøjte vand på skærmen (f.eks. i etbadeværelse eller køkken).
• Anbring ikke enheden på steder, hvor skærmen kommer i direkte kontakt med
damp.
• Anbring ikke enheden tæt på varmekilder eller luftbefugtere.
• Anbring ikke enheden på steder, hvor den udsættes for direkte sollys.
• Anbring ikke enheden i miljøer med letantændelige luftarter.
• Må ikke anbringes i miljøer med korrosive gasser (f.eks. svovldioxid, svovlbrinte,kvælstofdioxid, klor, ammoniak eller ozon).
• Må ikke anbringes i miljøer med støv, komponenter, som fremmer korrosion i
atmosfæren (f.eks. natriumklorid og svovl), ledende metaller osv.

ADVARSEL
Opbevar plastemballagen utilgængeligt for børn.
Børn kan blive kvalt i emballagen.

ADVARSEL
Brug den medfølgende netledning, og slut den til en almindelig stikkontakt.
Sørg for, at spændingen er inden for det angivne spændingsområde for netledningen. Ellers kan
brand eller elektrisk stød forårsages.
Strøm: 100-240 V AC, 50/60 Hz

ADVARSEL
Træk netledningen ud ved at tage godt fat i stikket og trække til.
Træk direkte i ledningen medfører risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL
Udstyret skal sluttes til en stikkontakt med jord.
Ellers er der risiko for brand eller elektrisk stød.

6

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSEL
Brug den korrekte spænding.
• Enheden er udviklet til at blive brugt ved en bestemt spænding. Tilslutning til en anden spænding
end den, der er angivet i brugsanvisningen, medfører risiko for brand, elektrisk stød eller skader
på udstyret.
Strøm: 100-240 V AC, 50/60 Hz• Overbelastning af strømkredsløbet medfører risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL
Håndter netledningen forsigtigt.
Anbring ikke tunge genstande på netledningen, og træk heller ikke i den. Brug af en
beskadiget netledning medfører risiko for brand og elektrisk stød.

ADVARSEL
Operatøren bør ikke røre ved patienten, samtidig med at produktet berøres.
Produktet er ikke designet til at blive rørt af patienter.

ADVARSEL
Berør aldrig stikket eller netledningen i tordenvejr.
Berøring medfører risiko for elektrisk stød.

ADVARSEL
Se brugsanvisningen til holderen for at sikre, at enheden monteres korrekt i holderen.
Der kan ellers være risiko for, at enheden kan løsne sig og forårsage skader på personer og/eller
udstyr.
Inden montering skal du sørge for, at borde, vægge eller evt. anden monteringsflade har en
tilstrækkelig mekanisk styrke.
Sluk straks for strømmen, hvis enheden vælter, og kontakt din EIZO-forhandler for at få hjælp. Brugaldrig en beskadiget enhed. Brug af en beskadiget enhed medfører risiko for brand og elektrisk
stød. Brug de samme skruer, når du monterer vippefoden igen, og tilspænd dem.

ADVARSEL
Berør ikke et beskadiget LCD-panel med bare hænder.
Vask området grundigt, hvis panelet kommer i direkte kontakt med huden.
Hvis flydende krystal kommer ind i øjnene eller munden, skylles straks med storemængder vand, og der søges lægehjælp. Ellers kan du få en toksisk reaktion.

ADVARSELFå hjælp af fagfolk, hvis produktet skal installeres et højt sted.
Når skærmen installeres et højt sted, er der risiko for, at produktet eller produktets dele falder ned
og forårsager personskade. Anmod om hjælp fra os eller fra fagfolk, som er specialiseret i
bygningsarbejde, når skærmen skal installeres, herunder kontrol af produktet for skader eller
deformationer, både før og efter installationen af skærmen.

7

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGERFORSIGTIGFORSIGTIG
Se ikke direkte ind i lyskilden på baggrundsbelysningen eller arbejdslampen.
Dette kan potentielt medføre øjegener eller problemer med synet.

FORSIGTIGUdsæt ikke arbejdslampearmen for overdreven kraft.
Overdreven bøjning eller vridning af armen kan føre til beskadigelse eller funktionssvigt.

FORSIGTIG
Kontrollér brugstilstanden før brug.
Påbegynd først brugen, når det er sikret, at der ikke er problemer med det viste billede.
Når flere enheder anvendes, må brugen først påbegyndes, når det er sikret, at billederne vises
korrekt.

FORSIGTIG
Fastgør kabler/ledninger, som har en fastgøringsmekanisme.
Ellers kan kablerne/ledningerne risikere at frakobles, hvorefter billeder kan blive afskåret og din brug
af enheden afbrudt.

FORSIGTIG
Frakobl kabler og fjern tilbehør, når enheden flyttes.
Ellers kan kabler eller tilbehør blive frakoblet, når enheden flyttes, hvilket kan medføre personskade.

FORSIGTIG
Brug de angivne metoder til at bære og opstille enheden.
• Når produktet flyttes, skal du holde fast ved skærmens bund.
• Skærme på 30" eller derover er tunge. Sørg for, at der er mindst to personer til at
udpakke og/eller bære skærmen.
• Hvis din enhedsmodel har et håndtag på bagsiden af skærmen, skal du gribe om
det og holde fast i skærmens bund og håndtag.
Tab af enheden medfører risiko for personskade eller beskadigelse af udstyret.

FORSIGTIG
Udvis forsigtighed, så du ikke får fingre i klemme.
Hvis du pludselig påfører kraft på skærmen for at tilpasse højden eller vinklen, kan dine fingre
komme i klemme, og de kan blive skadet.

8

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGERFORSIGTIG
Undlad at blokere kabinettets ventilationsåbninger.
• Anbring ikke genstande i eller over ventilationsåbningerne.
• Installer ikke enheden et sted med ringe ventilation eller utilstrækkelig plads.
• Brug ikke enheden liggende eller vendt på hovedet.
Blokering af ventilationsåbningerne forhindrer korrekt luftgennemstrømning og
medfører risiko for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret.

FORSIGTIG
Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.
Berøring medfører risiko for elektrisk stød.

FORSIGTIG
Anbring ikke genstande omkring strømstikket.
Dette er for at gøre det nemmere at frakoble strømstikket i tilfælde af problemer for atundgå brand eller elektrisk stød.

FORSIGTIG
Rengør regelmæssigt området omkring strømstikket og ventilationsåbningen på skærmen.
Støv, vand eller olie på dette område medfører risiko for brand.

FORSIGTIGTræk stikket til enheden ud, før du rengør den.
Rengøring af enheden med stikket i stikkontakten medfører risiko for elektrisk stød.

FORSIGTIG
Sluk for strømmen til skærmen, og træk strømstikket ud af stikkontakten, hvis enheden ikkeskal bruges i en længere tid, af hensyn til sikkerheden og for at spare strøm.

FORSIGTIG
Bortskaf dette produkt i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning.

FORSIGTIG
Til brugere i EØS og Schweiz:
Alle alvorlige hændelser i relation til enheden skal indberettes til producenten og den
kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten opholder sig.

9Bemærkning vedrørende denne skærm

Bemærkning vedrørende denne skærm
Indikationer for brug
Dette produkt er indiceret til brug til visning af radiologiske billeder med henblik på
gennemgang, analyse og diagnosticering udført af en uddannet læge. Skærmen er ikke
egnet til mammografi.
Vigtigt• Dette produkt er ikke beregnet til in vitro-diagnostisk brug.
• Produktgarantien bortfalder muligvis, hvis produktet bruges til andre formål end dem, der er
beskrevet i denne vejledning.
• Specifikationerne, der er anført i denne vejledning, er kun gældende, når der bruges
netledninger, som leveres sammen med produktet og de EIZO-specificerede signalkabler.
• Brug kun EIZO-tilbehørsprodukter, der er specificeret af EIZO, sammen med dette produkt.

Sikkerhedsforanstaltninger for brug• Funktionen af delene (såsom LCD-panelet og blæseren) kan forringes ved længere tids
brug. Kontrollér regelmæssigt, at de fungerer, som de skal.
• Der vil muligvis være et efterbillede, hvis skærmbilledet ændres, når det samme billede
har været vist på skærmen i længere tid. Brug pauseskærmen eller
energisparefunktionen for at undgå, at et billede vises på skærmen i længere tid. Et
efterbillede kan endda vises efter et kort tidsrum afhængigt af det viste billede. For atfjerne et sådant fænomen kan du ændre billedet eller holde strømmen slukket i flere
timer.
• Det tager flere minutter, før skærmbilledet stabiliserer sig. Vent nogle minutter eller evt.
længere, efter at der er tændt for skærmen, eller efter at skærmen er gendannet efter
energisparetilstand, før skærmen anvendes.
• Hvis skærmen anvendes kontinuerligt over en længere periode, kan der forekomme
sorte pletter eller indbrændinger på skærmen. Vi anbefaler, at skærmen slukkes
regelmæssigt med henblik på at maksimere levetiden.
• Det baggrundsbelyste LCD-panel har en fast levetid. Afhængigt af brugsmønsteret,f.eks. brug i længere, kontinuerlige perioder, kan baggrundsbelysningens levetid blive
kortere, så den skal udskiftes. Kontakt din EIZO-forhandler, når skærmen bliver mørkeller begynder at flimre.
• Skærmen har muligvis defekte pixels eller et lille antal lyse prikker på skærmbilledet.
Dette skyldes egenskaber i selve LCD-panelet og er ikke udtryk for fejl i produktet.
• Undlad at trykke hårdt på LCD-panelets overflade eller udvendige ramme, da dette kan
medfører fejl i visningen, f.eks. interferensmønstre osv. Vedvarende tryk på LCDpanelets flydende krystaller kan beskadige eller volde uoprettelig skade på LCDpanelet. (Lad skærmen stå med et komplet sort eller hvidt skærmbillede, hvis
trykmærket ikke forsvinder fra LCD-panelet. Symptomet forsvinder muligvis).
• Undlad at bruge spidse genstande på LCD-panelet eller ridse det. Der er risiko for, at
det tager skade. Aftør ikke panelet med servietter, som kan ridse panelet.
• Undgå at berøre den integrerede kalibreringssensor (integreret frontsensor). Det kan
medføre nedsat målenøjagtighed eller beskadigelse af udstyret.
• Afhængigt af miljøet kan den værdi, der måles af den integrerede belysningssensor,være forskellig fra den værdi, som vises på en uafhængig belysningssensor.
• Der dannes muligvis kondens på produktets yderside eller inde i produktet, hvis det
anbringes i et koldt rum, hvis temperaturen i rummet stiger hurtigt, eller hvis produktet
10Bemærkning vedrørende denne skærm
flyttes fra et koldt til et varmt rum. Undlad at tænde for skærmen, hvis det sker. Vent istedet, indtil kondensen forsvinder, da produktet ellers kan blive beskadiget.

Hvis skærmen bruges over lang tid
Kvalitetskontrol• Skærmens visningskvalitet påvirkes af kvalitetsniveauet af indgangssignaler og
forringelsen af produktet. Udfør visuelle kontroller og periodiske konstanstest (herundergråskalakontrol) for at overholde medicinske standarder/retningslinjer i forhold til
anvendelsen, og udfør kalibrering, når det er nødvendigt. Brug af
kvalitetskontrolsoftwaren til RadiCS-skærme (valgfri) gør det muligt at udføre
kvalitetskontrol, der opfylder medicinske standarder/retningslinjer.
• Vent mindst 15 minutter, når skærmen har været slukket, eller energisparetilstanden harværet aktiveret, før der udføres forskellige test til kvalitetskontrol, kalibrering ellerskærmtilpasning.
• Vi anbefaler, at skærme indstilles til det anbefalede niveau eller lavere for at reducereændringer i luminans, som skyldes langtidsbrug, og opretholde en stabil lysstyrke.
• For at tilpasse måleresultaterne fra den indbyggede kalibreringssensor (integreret
frontsensor) i forhold til en ekstern sensor, der købes separat, skal der foretages
korrelation mellem den integrerede frontsensor og den eksterne sensor ved hjælp af
RadiCS (valgfrit tilbehør)/RadiCS LE (medfølger). Periodisk korrelation lader dig holdemålingsresultatet for den integrerede frontsensor på samme niveau som den eksternesensor. Se brugervejledningen til RadiCS/RadiCS LE for oplysninger om korrelation.
Vigtigt• Skærmens status kan ændre sig uventet på grund af en betjeningsfejl eller uventet
indstillingsændring. Det anbefales at anvende skærmen med betjeningsknapperne låst efter
justering af skærmen.
Se installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for oplysninger om indstilling.

Rengøring• Jævnlig rengøring anbefales for at bevare skærmens nye udseende og forlænge
levetiden.
• Pletter på produktet kan fjernes ved at fugte en del af en blød klud med vand eller ved atbruge vores ScreenCleaner og forsigtigt tørre af.
Vigtigt• Lad ikke væsker komme i direkte kontakt med produktet. Hvis de gør, skal de tørres af med det
samme.
• Lad ikke væsker trænge ind i åbninger eller ind i produktet.
• Ved brug af kemikalier til rengøring eller desinficering kan kemikalier, f.eks. alkohol og
desinfektionsmidler, medføre glansvariation, pletter eller afblegning af produktet samt forringe
kvaliteten af det viste billede. Undlad hyppig brug af kemikalier.
• Brug aldrig rengøringsmidler, som indeholder fortyndingsmiddel, benzen, voks eller slibemiddel,
da de kan beskadige produktet.
• Besøg vores websted for at få mere information om rengøring og desinficering.
Sådan tjekker du: Gå til www.eizoglobal.com, og indtast "disinfect" i søgefeltet på webstedet forat søge.

11Bemærkning vedrørende denne skærmDesinficering med kemikalier• Ved desinficering af produkter anbefaler vi at bruge kemikalier, som er blevet testet af
os (se tabellen herunder). Bemærk, at disse kemikalier ikke garanterer, at produktet ikke
vil blive beskadiget eller forringet.
Kategori

Kemikalietype

Produkteksempel

Alkoholbaseret

Hospitalssprit (ethylalkohol)ÆtanolAlkoholbaseret

Isopropanol

Isopropylalkohol (IPA)

Klor

Natriumhypoklorit

PureloxBiguanid

Klorhexidinglukonat

Hibitan-opløsning

Alkoholbaseret

Benzalkoniumklorid

Welpas

Aldehydbaseret

Glutaral

Sterihyde

Aldehydbaseret

GlutaralCidex Plus28

Amfoterisk surfaktant

Alkyldiaminoetylglycin-hydroklorid

Satenidin-opløsning

Korrekt brug af skærmen
• En for mørk eller for lys skærm kan være skadelig for dine øjne. Juster skærmens
lysstyrke i henhold til omgivelserne.
• Det kan virke trættende på øjnene at kigge på skærmen i lang tid ad gangen. Hold enskærmpause på ca. ti minutter hver time.
• Kig på skærmen fra en god afstand og passende vinkel.

Advarsler og ansvarsområder i forbindelse med
cybersikkerhed• Firmwareopdateringer skal udføres af EIZO Corporation eller dennes distributør.
• Hvis EIZO Corporation eller dennes distributør instruerer, at firmwaren skal opdateres,skal den opdateres med det samme.

12

INDHOLDINDHOLDSIKKERHEDSFORANSTALTNINGER .......................................................................

3

Vigtigt ..................................................................................................................

3

Placering af Forsigtig-erklæring ..............................................................

3

Symboler på enheden.............................................................................

3

ADVARSEL .........................................................................................................

5

FORSIGTIG ........................................................................................................

8Bemærkning vedrørende denne skærm .................................................................. 10
Indikationer for brug ............................................................................................ 10
Sikkerhedsforanstaltninger for brug .................................................................... 10
Hvis skærmen bruges over lang tid..................................................................... 11
Kvalitetskontrol........................................................................................ 11
Rengøring ............................................................................................... 11
Desinficering med kemikalier .................................................................. 12
Korrekt brug af skærmen .................................................................................... 12
Advarsler og ansvarsområder i forbindelse med cybersikkerhed ....................... 12
1 Introduktion ................................................................................................................ 15
1.1

1.2

1.3

Funktioner ........................................................................................................... 15
1.1.1

Layoutfrihed ............................................................................................ 15

1.1.2

Enkel ledningsføring ............................................................................... 15

1.1.3

Understøtter videodisplay og strømforsyning via en enkelt USB TypeC-kabeltilslutning..................................................................................... 15

1.1.4

Hybrid monokrom- og farvevisning ......................................................... 16

1.1.5

Kvalitetskontrol........................................................................................ 16

1.1.6

Dockingstationfunktion............................................................................ 16

1.1.7

Udstyret med belysningsfunktion (RadiLight) ......................................... 16

1.1.8

Pladsbesparende design ........................................................................ 17

1.1.9Skærmbetjening fra musen og tastaturet................................................ 17

Pakkens indhold.................................................................................................. 18
1.2.1

EIZO LCD Utility Disk.............................................................................. 18

1.2.2

RadiCS LE .............................................................................................. 18

1.2.3

Brug af RadiCS LE.................................................................................. 19

Kontroller og funktioner ....................................................................................... 20
1.3.1

Front........................................................................................................ 20

1.3.2

Bagside ................................................................................................... 21

2 Installation/tilslutning ................................................................................................ 23
2.1

Før installation..................................................................................................... 23
2.1.1

2.2

Installationsbetingelser ........................................................................... 23

Tilslutning af kabler ............................................................................................. 24

13

INDHOLD
2.3

Montering af RadiLight Focus (arbejdslampe) .................................................... 29

2.4Sådan tænder du for strømmen .......................................................................... 29

2.5

Justering af skærmhøjden og -vinklen ................................................................ 30

2.6

Montering af stikdækslet ..................................................................................... 31

2.7

Brug af RadiLight Area/RadiLight Focus............................................................. 32

3 Problem med manglende billede .............................................................................. 33
4 Specifikationer............................................................................................................ 35
4.1

Liste over specifikationer..................................................................................... 35
4.1.1

Type ........................................................................................................ 35

4.1.2

LCD-panel............................................................................................... 35

4.1.3

Videosignaler .......................................................................................... 35

4.1.4

USB......................................................................................................... 35

4.1.5Netværk .................................................................................................. 36

4.1.6

Strøm ...................................................................................................... 36

4.1.7

Fysiske specifikationer............................................................................ 36

4.1.8

Krav til driftsmiljø..................................................................................... 36

4.1.9

Transport-/opbevaringsbetingelser ......................................................... 36

4.2

Understøttede opløsninger.................................................................................. 37

4.3

Tilbehør ............................................................................................................... 37

Bilag............................................................................................................................. 38
Medicinske standarder ........................................................................................ 38
Klassifikation af udstyret ......................................................................... 38
EMC-erklæring .................................................................................................... 39
Miljøer for tiltænkt brug ........................................................................... 39
Tekniske beskrivelser ............................................................................. 40

14

Introduktion | 1

1 Introduktion
Tak, fordi du har valgt en LCD-farveskærm fra EIZO.

1.1 Funktioner
1.1.1 Layoutfrihed• Dette produkt er udstyret med funktionerne PbyP (Picture by Picture) og PinP (Picture in
Picture), som kan vise op til tre signaler samtidigt.

Enkelt

PbyP

Enkelt + PinP

PbyP + PinP

• Skærmen har funktionen One Cable PbyP, der viser billeder i PbyP-tilstand med etenkelt signalkabel.

1.1.2 Enkel ledningsføring
Skærmen er udstyret med en udgangsterminal, USB Type-C® (USB-C®).
Fra udgangsterminalen kan et signal sendes til en anden skærm.

1.1.3 Understøtter videodisplay og strømforsyning via en enkelt USB Type-Ckabeltilslutning
Dette produkt er udstyret med et USB-C-stik og understøtter transmission af videosignaler(DisplayPort™ Alt Mode) og strømforsyning (USB Power Delivery).
Det leverer maks. 94 W strøm til en tilsluttet bærbar computer ved brug som ekstern skærm.

Videosignaler

Strømforsyning15

1 | IntroduktionBemærk• Visning af videosignaler kræver, at den tilsluttede enhed understøtter transmission af
videosignaler (DisplayPort Alt Mode).
• Brug af opladningsfunktionen kræver, at den tilsluttede enhed understøtter enhedsopladning vedhjælp af USB Power Delivery.
• Maks. 94 W strøm kan kun leveres ved brug af følgende USB-kabler:– CC150SS81G-5A (medfølger)• Tilsluttede enheder kan oplades, selv når skærmen er i energisparetilstand.

1.1.4 Hybrid monokrom- og farvevisningNår Hybrid Gamma PXL-funktionen er aktiveret, skelner dette produkt automatisk mellemmonokrome områder og farveområder af det samme billede på pixelniveau og viser dem i
optimale gradienter.

1.1.5 Kvalitetskontrol• Denne skærm har en indbygget kalibreringssensor (integreret frontsensor). Denne
sensor lader skærmen udføre kalibrering (SelfCalibration) og gråskalakontroluafhængigt.
• Ved hjælp af den medfølgende RadiCS LE kan du udføre skærmkalibrering og
administration af historik.
• Brug af RadiCS-skærmens kvalitetskontrolsoftware lader dig foretage kvalitetskontrol,
der opfylder medicinske standarder/retningslinjer.

1.1.6 DockingstationfunktionSkærmen er udstyret med LAN-port og USB-hub, der gør, at den kan anvendes som
dockingstation. Hvis du tilslutter et USB-C-kabel, kan du skabe et stabilt netværksmiljø selvpå bærbare computere og tabletenheder, der ikke er udstyret med LAN-porte. Du kan ogsåbruge USB-kompatible eksterne enheder og oplade smartphones (se "Brug af
dockingstationfunktionen" i installationsvejledningen).

1.1.7 Udstyret med belysningsfunktion (RadiLight)
RadiLight Area (baggrundsbelysning)• RadiLight Area er en baggrundsbelysningsfunktion, der er indbygget i skærmen. Det
belyser rummet indirekte fra skærmens bagside, hvilket muliggør effektive radiologiske
tolkninger i miljøer med svag belysning.
RadiLight Focus (arbejdslampe)

16

Introduktion | 1• RadiLight Focus er en arbejdslampe, der kan tages af. Den kan belyse dit
arbejdsområde, når du læser, skriver dokumenter eller anvender et tastatur.

RadiLight Area

RadiLight Focus

1.1.8 Pladsbesparende designSkærmen er udstyret med flere USB-stik (opad). Du kan betjene flere pc'er med et sætUSB-enheder (mus, tastatur osv.).

1.1.9 Skærmbetjening fra musen og tastaturet
Med skærmkvalitetskontrolsoftwaren RadiCS/RadiCS LE kan du udføre følgendeskærmhandlinger med musen og tastaturet:• Skifte mellem CAL Switch-tilstande• Skifte mellem indgangssignaler• Funktion som tildeler enhver CAL Switch-tilstand til en del af skærmen og viser etbillede (Point-and-Focus)• Vise eller skjule PinP-underskærmen (Hide-and-Seek)• Skifte mellem pc'er, som bruger USB-enheder (Switch-and-Go)• Gå i energisparetilstand (Backlight Saver)• En funktion, som midlertidigt øger lysstyrken for at forbedre synligheden af billeder til
diagnostik (Instant Backlight Booster)Bemærk• RadiCS/RadiCS LE-softwaren giver dig mulighed for at vise eller skjule PinP-undervinduet og
skifte mellem de pc'er, der bruges til at betjene USB-enhederne, på samme tid. Du kan se flere
oplysninger om opsætningsproceduren i RadiCS/RadiCS LE-brugsanvisningen.

17

1 | Introduktion

1.2 Pakkens indhold
Kontrollér, at alle følgende genstande findes i pakken. Hvis en af disse mangler eller erbeskadiget, skal du kontakte din forhandler eller lokale EIZO-repræsentant.
Bemærk• Det anbefales, at kassen og al emballage gemmes, så de kan bruges til at flytte ellertransportere produktet.

• Skærm• Netledning• Digitalt signalkabel (DisplayPort – DisplayPort): PP300-V14 x 2• Digitalt signalkabel (HDMI-HDMI): HH300PR x 1• USB 2.0-kabel (USB-A-USB-B): UU300 x 2• USB-C-kabel (USB-C til USB-C): CC150SS81G-5A x 1• Stikdæksel (venstre)• Stikdæksel (højre)• RadiLight Focus (arbejdslampe)• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Brugsanvisning

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk
CD-ROM'en indeholder følgende dokumenter. Læs "Readme.txt" på disken for at få mere atvide om, hvordan du starter softwaren eller får adgang til filer.
• Filen Readme.txt• RadiCS LE kvalitetskontrolsoftware til skærmen (til Windows)• Brugervejledning– Brugsanvisning til denne skærm
– Installationsvejledning til skærmen
– Brugervejledning til RadiCS LE• Angivelse af dimensioner

1.2.2 RadiCS LE
RadiCS LE lader dig udføre følgende kvalitetskontrol og skærmhandlinger. Du kan findemere information om softwaren og opsætningsproceduren i brugervejledningen til RadiCSLE.
Kvalitetskontrol• Udførelse af kalibrering• Viser testresultater på en liste og opretter en testrapport
18

Introduktion | 1• Indstiller SelfCalibration-målet og -udførelsesplanenSkærmhandlinger• Skifte mellem CAL Switch-tilstande• Skifte mellem indgangssignaler• Funktion som tildeler enhver CAL Switch-tilstand til en del af skærmen og viser etbillede (Point-and-Focus)• Vise eller skjule PinP-underskærmen (Hide-and-Seek)• Skifte mellem pc'er, som bruger USB-enheder (Switch-and-Go)• Gå i energisparetilstand (Backlight Saver)• En funktion, som midlertidigt øger lysstyrken for at forbedre synligheden af billeder til
diagnostik (Instant Backlight Booster)• En funktion, som automatisk justerer skærmens lysstyrke, så den svarer til rummets
lysniveau, når den er indstillet til Text-tilstand (Auto Brightness Control)
Vigtigt• Specifikationerne for RadiCS LE kan ændres uden varsel. Den seneste version af RadiCS LE er
altid tilgængelig til download fra vores websted: (www.eizoglobal.com)

1.2.3 Brug af RadiCS LE
Se brugervejledningen til RadiCS LE (på CD-ROM'en) for at få oplysninger om installationog brug af RadiCS LE.
Når RadiCS LE bruges, skal du tilslutte skærmen til din pc med det medfølgende USBkabel. Se 2.2 Tilslutning af kabler [} 24] for at få mere information om at tilslutte skærmen.

19

1 | Introduktion

1.3 Kontroller og funktioner
1.3.1 Front
1

2

Ca. 30°3

4

1. Integreret frontsensor(kan flyttes)

Denne sensor bruges til at udføre kalibrering og gråskalakontrol.

2. Belysningssensor

Denne sensor måler lyset i omgivelserne. Målingen af lyset i
omgivelserne udføres med RadiCS/RadiCS LEkvalitetskontrolsoftwaren.

3. Betjeningsknapper

Viser driftsvejledningen. Indstil menuer ifølge driftsvejledningen.

4. Tænd/sluk-knapTænder og slukker for strømmen.
Knappen lyser op, når du slår strømmen til. Knappens farve skifteralt efter skærmens driftsstatus.
Grøn: Normal driftstilstand, Orange: Energisparetilstand,
Fra: Netstrøm eller strøm slukket

20

Introduktion | 1

1.3.2 Bagside
1

7

2

8

5

6
3

4

9

11

10

12

13

14

1. RadiLight Area(baggrundsbelysning)

Baggrundsbelysningsfunktion, der er indbygget i skærmen. Det
belyser et rum indirekte fra skærmens bagside.

2. FodJusterer højde og vinkel (vipning og drejning ) på skærmen.

3. Tænd/sluk-knapTænder og slukker for strømmen.
: Fra,: Til

4. Strømstik

Til tilslutning af netledningen.

5. Slot til sikkerhedslås

Kompatibel med Kensington MicroSaver-sikkerhedssystemet.

6. Kabelholder

Gør det muligt at organisere kablerne pænt og ordentligt.

7. USB-A-stik(nedad)Tilsluttes en ekstern USB-enhed (se "Brug af
dockingstationfunktionen" i installationsvejledningen).

8. Arbejdslampestik

Tilsluttes RadiLight Focus

9. HDMI-stik

Sluttes til en pc med en HDMI-udgang.

10. DisplayPort-stik

Sluttes til en pc med en DisplayPort-udgang.

11. USB-C-stik(opad)

Sluttes til en pc med en USB-C-udgang. Dette transmitterer ogsåUSB-signalet, som er nødvendigt for at anvende software, derkræver en USB-forbindelse eller dockingstationfunktionen (se "Brugaf dockingstationfunktionen" i installationsvejledningen).

21

1 | Introduktion

22

12. USB-C-stik(opad)For at opsætte en serieforbindelse skal du tilslutte kablet til USBstikket (nedad) på en anden skærm. Du kan desuden tilslutte enekstern USB-enhed (se "Brug af dockingstationfunktionen" iinstallationsvejledningen).

13. LAN-port

Sluttes til en netværkshub eller router med et LAN-kabel for at
benytte netværkstilslutningen af dockingstationfunktionen (se "Brugaf dockingstationfunktionen" i installationsvejledningen).

14. USB-B-stik(opad)

Sluttes til en computer, når der bruges software, som kræver en
USB-forbindelse på en pc uden en USB-C-forbindelse, eller når derbruges dette produkts USB-hub-funktion.

Installation/tilslutning | 2

2 Installation/tilslutning
2.1 Før installation
Læs SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER [} 3] nøje, og følg altid instruktionerne.
Hvis produktet anbringes på et bord med lakeret overflade, kan farven smitte af på foden på
grund af gummiets sammensætning. Kontrollér bordfladen før brug.

2.1.1 InstallationsbetingelserNår skærmen monteres i et stativ, skal det sikres, at der er tilstrækkelig plads omkring
siderne, bagsiden og den øverste del af skærmen.
Vigtigt• Placer skærmen på en måde, så lyset ikke forstyrrer skærmbilledet.

23

2 | Installation/tilslutning

2.2 Tilslutning af kabler
Vigtigt• Kontrollér, at skærmen, pc'en og det eksterne udstyr er slukket, inden du tilslutter.
• Når den nuværende skærm udskiftes med denne skærm, skal du se 4.2 Understøttede
opløsninger [} 37] for at ændre pc'ens indstillinger for opløsning og lodret scanningsfrekvens til
dem, som understøttes af denne skærm, inden du tilslutter skærmen til pc'en.
• Hvis kablerne er vanskelige at sætte i, skal vinklen på skærmen justeres.

1. Tilslut signalkablerne.
Kontrollér stikkenes form, og tilslut kablerne.
Visning med ét vindue

Signalkabel: HH300PR
Signalkabel: PP300-V14
Signalkabel: CC150SS81G-5A

Vigtigt• I standardindstillingen vises DisplayPort 1-stikkets signal. Hvis du vil få vist signalet fra et andetstik, skal du skifte mellem indgangssignalet (se "Skift mellem indgangssignaler" iinstallationsvejledningen).
• Hvis du ikke bare anvender USB-C til visning af video, men også til skærmkvalitetsstyring med
RadiCS/RadiCS LE og tilslutning af USB-enheder (USB-kompatible eksterne enheder) skal duindstille "USB Selection" til "USB-C" i indstillingsmenuen. Se installationsvejledningen (på CDROM'en) for at få flere oplysninger.
• For HDMI®-signaler vil dette måske blive vist i et begrænset interval.

24

Installation/tilslutning | 2
I PbyP-visning (DisplayPort 1/DisplayPort 2)

Signalkabel: PP300-V14

Signalkabel: PP300-V14

Vigtigt• Med henblik på PbyP-visning (DisplayPort 1/DisplayPort 2) skal du indstille "PbyP Settings" iindstillingsmenuen. Se installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for at få flere oplysninger.
• Når der vises PbyP fra to pc'er, kan visse aspekter af kvalitetsstyringen, såsom kalibrering, værebegrænset.

25

2 | Installation/tilslutning
I PbyP-visning (One Cable PbyP)

Signalkabel: PP300-V14

Signalkabel: CC150SS81G-5A

Vigtigt• Med henblik på PbyP-visning (One Cable PbyP) skal du tilslutte til DisplayPort 1-stikket eller). Du skal desuden konfigurere indstillingen "PbyP Settings" iUSB-C-stikket (opad:
indstillingsmenuen. Se installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for at få flere oplysninger.
• Hvis du ikke bare anvender USB-C til visning af video, men også til skærmkvalitetsstyring med
RadiCS/RadiCS LE og tilslutning af USB-enheder (USB-kompatible eksterne enheder) skal duindstille "USB Selection" til "USB-C" i indstillingsmenuen. Se installationsvejledningen (på CDROM'en) for at få flere oplysninger.

26

Installation/tilslutning | 2
I PinP-visning (undervindue)
Eksempel: Brug af HDMI-stikket

Signalkabel: HH300PR
Signalkabel: PP300-V14

Vigtigt• Med henblik på PinP-visning (undervindue) skal du konfigurere indstillingen "PinP Settings" iindstillingsmenuen. Se installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for at få flere oplysninger.
• Når et HDMI-signal vises på én skærm, kan PinP-visningsfunktionen (undervindue) ikke bruges.

27

2 | Installation/tilslutningNår andre skærme tilsluttes ved hjælp af en serieforbindelse
Signalindgangen til DisplayPort 1-stikket eller USB-C-stikket (opad:
til en anden skærm.

) vil være udgangen

Slut til pc

USB-C-kabel

Signalkabel: PP300-V14

Signalkabel: CC150SS81G-5A

Signalkabel: CP200 (valgfrit, købes separat)

Vigtigt• Besøg EIZO-webstedet for at få yderligere oplysninger om skærme og grafikkort, der kan
anvendes til serieforbindelse:(www.eizoglobal.com)• En serieforbindelse opsættes ved at tilslutte til DisplayPort 1-stikket eller USB-C-stikket (opad:). Du skal desuden konfigurere indstillingen "Daisy Chain" i menuen
Administratorindstillinger. Se installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for at få flere
oplysninger.
• En hætte er fastgjort på USB-C-stikkets (nedad:) port som standard. Fjern hætten før brug.

2. Slut netledningen til en stikkontakt og til strømstikket på skærmen.
Sæt netledningen helt ind i skærmen.
3. Hvis du ikke bruger en USB-C-forbindelse og bruger RadiCS/RadiCS LE eller tilslutter
USB-enheder (USB-kompatible eksterne enheder) til skærmen, skal du tilslutte et USB
2.0-kabel fra USB-B-stikket på skærmen til USB-A-stikket på pc'en.
USB 2.0 kabel: UU300

Vigtigt• Når du slutter skærmen til en pc, hvorpå RadiCS/RadiCS LE er installeret, skal kablet tilsluttes) eller USB-C (opad:).
USB-B 1 (• Når du anvender USB-B 2 (), skal hætten fjernes før brug. Skift endvidere indstillingen "USB
Selection" (USB-valg) i indstillingsmenuen (se "USB-valg”" i installationsvejledningen).

28

Installation/tilslutning | 2

2.3 Montering af RadiLight Focus (arbejdslampe)
Monter RadiLight Focus (arbejdslampe) til skærmens arbejdslampestik.
Den kan kun monteres i en nedadvendt, lodret retning i forhold til stikket.

1
2

For at fjerne den skal du trække den ud, mens du drejer delen, der er forbundet medskærmen, i den retning, der er angivet med 1 i illustrationen.

2.4 Sådan tænder du for strømmen
for at tænde for strømmen til skærmen.
1. Tryk på
Strømindikatoren på skærmen lyser grønt.
Hvis indikatoren ikke lyser, skal du se 3 Problem med manglende billede [} 33].
Bemærk• Når du trykker på en af betjeningsknapperne, undtagen
at blinke, så du ved, hvor strømknappen er.

, når skærmen er slukket, begynder

2. Tænd for pc'en.
Skærmbilledet vises.
Hvis der ikke vises noget billede, skal du se 3 Problem med manglende billede [} 33]
for at få yderligere oplysninger.

29

2 | Installation/tilslutning

Vigtigt• Når du tilslutter for første gang eller ændrer forbindelsesmetoden, vil visningsindstillinger som
f.eks. opløsning og skærmforhold muligvis ikke være korrekte. Kontrollér, om indstillingerne for
pc'en er korrekt konfigureret.
• Vi anbefaler, at du slukker på tænd/sluk-knappen for at spare strøm. Når skærmen ikke er i brug,kan du slukke for netstrømforsyningen eller tage stikket ud, så strømmen er helt afbrudt.

Bemærk• For at maksimere skærmens levetid ved at hæmme forfald af lysstyrke og for at reducere
strømforbruget skal du gøre følgende:– Anvend skærmens eller pc'ens energisparefunktion.
– Sluk skærmen efter brug.

2.5 Justering af skærmhøjden og -vinklen
Hold på skærmens øverste og nederste eller venstre og højre kant med begge hænder, og
indstil skærmens højde ved at vippe og dreje skærmen for at opnå de bedste
arbejdsforhold.

Vigtigt• Når justeringen er færdig, skal du sørge for, at kablerne er korrekt tilsluttet.
• Når du har justeret højden og vinklen, føres kablerne gennem kabelholderen.
• Når du justerer skærmens vinkel eller position, mens arbejdslampen er monteret, skal du passepå ikke at bruge unødig kraft på arbejdslampen. Dette kan beskadige stikket eller armen.

30Installation/tilslutning | 2

2.6 Montering af stikdækslet
1. Organiser kablerne i kabelholderen.

2. Monter stikdækslet.

Eksempel: Montering af stikdækslet (højre)Vigtigt• Sørg for, at du monterer det ordentligt for at sikre korrekt ventilering inden i skærmen.

Bemærk• Fjern stikdækslet ved at trække det i en retning mod dig.

31

2 | Installation/tilslutning

2.7 Brug af RadiLight Area/RadiLight Focus
1. Sørg for, at der er tændt for skærmen og computeren.
2. Brug betjeningskontakterne til at slå RadiLight Area eller RadiLight Focus til/fra.
Justerer lysstyrken for RadiLight Area.

RadiLight Focus til/fra
RadiLight Area
Lysstyrke ned / Lysstyrke op / Til/fra

Vigtigt• Grundet variationer i LED’erne kan der forekomme forskelle i farver og lysstyrke, selv for det
samme produkt.
• I de følgende miljøer vil du muligvis ikke opnå tilstrækkelig belysning, når du anvender RadiLightArea.
– Hvis afstanden til væg eller loft er for stor
– Hvis væggen eller loftet er lavet af materialer, der ikke reflekterer tilstrækkeligt, eller er malet imørke farver• Når du ændrer retningen for RadiLight Focus, skal du justere vinklen ved at holde i armen, ikkebare i spidsen.

Bemærk• Se installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for oplysninger om indstilling af RadiLight Area.

32

Problem med manglende billede | 3

3 Problem med manglende billede
Strømindikatoren lyser ikke
• Kontrollér, at netledningen er tilsluttet korrekt.
• Tænd for tænd/sluk-knappen bag på skærmen.
• Berør

.

• Sluk for tænd/sluk-knappen bag på skærmen, og tænd for den igen efter nogle minutter.

Strømindikator lyser: Grønt• Forøg "Brightness", "Contrast" eller "Gain" i indstillingsmenuen. Se
installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for at få flere oplysninger.
• Sluk for tænd/sluk-knappen bag på skærmen, og tænd for den igen efter nogle minutter.

Strømindikator lyser: Orange• Skift indgangssignalet. Se installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for at få flere
oplysninger.
• Bevæg musen, eller tryk på en vilkårlig tast på tastaturet.
• Kontrollér, at pc'en er tændt.
• Kontrollér, at signalkablet er tilsluttet korrekt. Slut signalkablerne til stikkene for det
tilsvarende indgangssignal.
• Sluk for tænd/sluk-knappen bag på skærmen, og tænd for den igen.

Strømindikator blinker: Orange, grønt• Tilslut via et signalkabel, der er specificeret af EIZO. Sluk dernæst for tænd/slukknappen bag på skærmen, og tænd for den igen efter nogle minutter.

Meddelelsen "No Signal" vises på skærmen.
Eksempel:• Meddelelsen herover vises muligvis, da nogle pc'er ikke udsender et signal umiddelbart
efter opstart.
• Kontrollér, at pc'en er tændt.
• Kontrollér, at signalkablet er tilsluttet korrekt. Slut signalkablerne til stikkene for det
tilsvarende indgangssignal.
• USB-C-stik (nedad:den er tilsluttet en pc.

) bruges til serieforbindelsens udgang. Skærmen vises ikke, når• Skift indgangssignalet. Se installationsvejledningen (på CD-ROM'en) for at få flere
oplysninger.
• Sluk for tænd/sluk-knappen bag på skærmen, og tænd for den igen.

33

3 | Problem med manglende billede

Meddelelsen "Signal Error" vises på skærmen.
Eksempel:• Kontrollér, om pc'en er konfigureret, så den overholder skærmens krav til opløsning og
lodret scanningsfrekvens (se 4.2 Understøttede opløsninger [} 37]).
• Genstart pc'en.
• Vælg den relevante indstilling i hjælpeprogrammet til grafikkortet. Se brugervejledningentil grafikkortet for at få flere oplysninger.

Meddelelsen "DP Unsupported" (DP understøttes ikke) vises
på skærmen

• Kontrollér, om det tilsluttede kabel er et signalkabel anbefalet af EIZO.
• Kontrollér, om USB-C på den tilsluttede enhed understøtter videosignaludgang(DisplayPort Alt Mode). Kontakt producenten af enheden for at få flere oplysninger.
• Tilslut med et DisplayPort-kabel eller et HDMI-kabel.

34

Specifikationer | 4

4 Specifikationer
4.1 Liste over specifikationer
4.1.1 Type
RX670

Antiblænding

RX670-AR

Antirefleks

4.1.2 LCD-panel
Type

Farve (IPS)

Baggrundslys

LED

Størrelse

30,0" (76,2 cm)

Opløsning

3280 prikker x 2048 linjer

Visningsområde (H x V)

645,5 mm x 403,0 mm

Pixelafstand (vandret x lodret)

0,197 mm x 0,197 mm

Farvegengivelse

10-bit farver (DisplayPort/USB-C): Op til 1,07 mia.
farver (ud af en farvepalet på ca. 543 mia. farver)
8-bit (DisplayPort/HDMI): 16,77 mio. farver (ud af
en farvepalet på ca. 543 mia. farver)

Synsvinkel (vandret/lodret, typisk)

178˚/178˚Anbefalet lysstyrke

500 cd/m2

Kontrastforhold (typisk)

1800:1

Reaktionstid (typisk)

25 ms (sort -> hvid -> sort)

4.1.3 Videosignaler
Indgangsterminaler

DisplayPort x 2, USB-C (DisplayPort Alt Mode) x
1, HDMI x 1

Udgangsterminaler

USB-C (DisplayPort Alt Mode) x 1

Vandret scanningsfrekvens

31-127 kHz

Lodret scanningsfrekvens*1

59-61 Hz (720 x 400: 69-71 Hz)

Rammesynkroniseringstilstand59-61 HzDot clock25-440 MHz*1 Lodret scanningsfrekvens understøttes alt efter opløsningen. Se 4.2 Understøttede opløsninger[} 37] for at få mere information.

4.1.4 USB
Port

Opad

USB-C x 1, USB-B x 2

Nedad

USB-C x 3, USB-B x 1

Standard

USB Specification Revision 2.0

Kommunikationshastighed

480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps

Strømforsyning

Opad

USB-C: Maks. 94 W (5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 15 V / 3
A, 20 V / 4,7 A)

Nedad

USB-A: Maks. 500 mA pr. port
USB-C: Maks. 15 W (5 V / 3 A)

35

4 | Specifikationer

4.1.5 Netværk
Port

RJ-45 (USB LAN-adapter)

Understøttede operativsystemer*1

Windows 11
Windows 10 (32-bit/64-bit)
macOS Sierra (10.12) eller nyere

LAN pr. kabel

IEEE802.3ab (1000BASE-T)
IEEE802.3u (100BASE-TX)
IEEE802.3 (10BASE-T)*1 EIZO-support stopper, når supporten fra leverandøren af operativsystemet stopper.

4.1.6 Strøm
Indgang

100–240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, 2,80–1,20 A

Maks. strømforbrug

279 W eller mindre*1

Energisparetilstand0,5 W eller mindre*2

Standbytilstand0,5 W eller mindre*3*1 Når en ekstern belastning er tilsluttet, "Mode": "4-Custom", "Brightness": "100%", RadiLight Focus

er slået til, RadiLight Area Brightness er maksimalt*2 Når DisplayPort-import bruges, og USB-port (opad) ikke er tilsluttet, "Power Save": "High", "DPPower Save": "On", "One Cable PbyP": "Off", RadiLight Focus er tilsluttet, RadiLight Focus et slået
fra, ingen ekstern belastning er tilsluttet*3 Når USB-port (opad) ikke er tilsluttet, "DP Power Save": "On", "One Cable PbyP": "Off", RadiLight

Focus er tilsluttet, RadiLight Focus et slået fra, ingen ekstern belastning er tilsluttet

4.1.7 Fysiske specifikationer
Dimensioner (B x H x D)

682,0 mm x 490,5 mm – 590,5 mm x 225,0 mm(Vip: 0˚)
682,0 mm x 534,7 mm – 634,7 mm x 295,2 mm(Vip: 30˚)Dimensioner (B x H x D) (uden fod)

682,0 mm x 441,0 mm x 88,0 mm

Nettovægt

Ca. 15,8 kg

Nettovægt (uden fod)

Ca. 11,7 kg

Højdejusteringsområde

100 mm (Vip: 0˚)

Vip

Op 30˚, ned 5˚

Drej

70˚

4.1.8 Krav til driftsmiljø
Temperatur

0 ˚C–35 ˚C

Luftfugtighed

20 %–80 % relativ luftfugtighed (ingenkondensering)

Lufttryk

540 hPa–1060 hPa

4.1.9 Transport-/opbevaringsbetingelser
Temperatur-20 ˚C–60 ˚C

Luftfugtighed

10 %–90 % relativ luftfugtighed (ingenkondensering)

Lufttryk

200 hPa–1060 hPa

36

Specifikationer | 4

4.2 Understøttede opløsningerSkærmen understøtter følgende opløsninger:✓: Understøttet, -: Ikke understøttet
Opløsning

Lodretopdateringsfre
kvens (Hz)DisplayPort/USB-C

HDMI

Visning
med étvinduePbyPvisning

PinPvisning

Visning
med étvinduePinPvisning

✓

✓

✓

✓

✓

640 x 480

59,940640 x 480

60,000

-

-

-

✓

✓

720 x 400

70,087

✓

✓

✓

✓

✓

720 x 480

59,940

-

-

-

✓

✓

720 x 480

60,000

-

-

-

✓

✓

800 x 600

60,317

✓

✓

✓

✓

✓

1024 x 768

60,004

✓

✓

✓

✓

✓

1200 x 1600

59,963

-

-

✓

-

✓

1200 x 1920

59,940

-

-

✓

-

✓

1280 x 720

59,940

-

-

-

✓

✓

1280 x 720

60,000

-

-

-

✓

✓

1280 x 1024

60,020

✓

✓

✓

✓

✓

1600 x 1200

60,000

✓

✓

✓

✓

✓

*1

1640 x 2048

59,985

-

✓

-

-

-

1920 x 1080

59,940

-

-

-

✓

✓

1920 x 1080

60,000

-

-

-

✓

✓

1920 x 1200

59,950

-

-

✓*1

-

✓*1

2560 x 1600

59,972

-

-

-

✓*2

-

59,981

*1

-

-

✓*3

-

3280 x 2048✓

*1 Anbefalet opløsning*2 Anbefalet opløsning, når "LMM Mode (HDMI)" er indstillet til "On" i "Administrator Settings"*3 Anbefalet opløsning, når "LMM Mode (HDMI)" er indstillet til "Off" i "Administrator Settings"

4.3 Tilbehør
Følgende tilbehør er tilgængeligt separat.
Besøg vores websted for at få oplysninger om det nyeste ekstraudstyr og de nyeste
kompatible grafikkort.
(www.eizoglobal.com)
Kalibreringssæt

RadiCS UX2 Ver.5.1.3 eller nyere
RadiCS Version Up Kit Ver.5.1.3 eller nyere

Network QC-administrationssoftware

RadiNET Pro Ver.5.1.3 eller nyere

Rengøringssæt

ScreenCleaner

VESA-adapter til tynd klient eller mini-pc

PCSK-R1

Signalkabel (USB-C – DisplayPort)

CP200

37

Bilag

Bilag
Medicinske standarder• Det skal sikres, at det endelige system overholder kravet i IEC60601-1.
• Strømforsynet udstyr kan udsende elektromagnetiske bølger, der kan påvirke ellerbegrænse skærmen eller resultere i fejlfunktion. Installer udstyret i kontrolleredeomgivelser, hvor sådanne påvirkninger undgås.

Klassifikation af udstyret• Beskyttelsestype mod elektrisk stød: Klasse I• EMC-klasse: IEC60601-1-2 Gruppe 1 Klasse B• Klassifikation af medicinsk enhed (EU): Klasse I• Driftstilstand: Kontinuerlig• IP-klasse: IPX038

Bilag

EMC-erklæring
RadiForce RX670 er i stand til at gengive medicinske billeder korrekt.

Miljøer for tiltænkt brug
RadiForce RX670 er beregnet til brug i et miljø som angivet nedenfor.
• Professionelle sygeplejemiljøer såsom klinikker og hospitaler• Domiciler såsom plejehjem og private boliger, i sundhedssektoren
Følgende miljøer er ikke egnede til brug af RadiForce RX670:• Sundhedssektoren, ekskl. domiciler• I nærheden af kirurgisk udstyr med høj frekvens såsom elektrokirurgiske knive• I nærheden af kortbølgeterapeutisk udstyr• RF-afskærmet rum for medicinsk udstyrssystemer til MRI• I afskærmet placering Særlige miljøer• Installeret i køretøjer, herunder ambulancer• Andre særlige miljøer
ADVARSEL• RadiForce RX670 kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger vedrørende EMC og skal
installeres. Du skal omhyggeligt læse EMC-information og afsnittet"SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER" i dette dokument og overholde følgende instruktioner,
når produktet installeres og betjenes.

ADVARSEL• RadiForce RX670 bør ikke bruges i nærheden af eller sammen med andet udstyr. Hvis
RadiForce-serien skal bruges i nærheden af eller sammen med andet udstyr, skal det
kontrolleres, at det udstyr eller system, som RadiForce-serien indgår i, fungerer korrekt.

ADVARSEL• Ved brug af bærbart RF-kommunikationsudstyr skal udstyret eller systemet holdes 30 cm (12tommer) eller mere væk fra alle dele, herunder kabler, på RadiForce RX670. Ellers kan det
medføre forringelse af udstyrets ydeevne.

ADVARSEL• Enhver, som tilslutter yderligere udstyr til indgangssignaler eller udgangssignaler i forbindelse
med konfigurationen af et medicinsk system, er ansvarlig for at sikre, at systemet overholder
kravene i IEC60601-1-2.

ADVARSEL• Rør ikke ved stikkene til signalindgangen/-udgangen under brug af RadiForce RX670. Dette kanpåvirke det viste billede.

39

BilagADVARSEL• Sørg for at bruge kablerne, der er fastgjort til produktet, eller kabler anbefalet af EIZO.
Brug af andre kabler end dem, der er anbefalet af EIZO til dette udstyr, kan medføre en stigning ide elektromagnetiske emissioner eller nedsat elektromagnetisk immunitet for dette udstyr samt
fejlagtig drift.
SignalportMaks.
kabellængde

Afskærmning

Ferritkerne

Anbefalet kabel

DisplayPort

3mAfskærmet

Uden ferritkerner

PP300-V14

HDMI

3m

Afskærmet

Med ferritkerner

HH300PR

USB-C

1,5 m

Afskærmet

Uden ferritkerner

CC150SS81G-5A

2mAfskærmet

Uden ferritkerner-

3mAfskærmet

Med ferritkerner

UU300/MD-C93

3mAfskærmet

Uden ferritkerner-

Ethernet

30 m

Uafskærmet

Uden ferritkerner-

Netstrømsindgang

3m

Uafskærmet

Uden ferritkerner

Med jordledning(opad)
USB-C(nedad)USB-B(opad)
USB-A(nedad)(eller netstrømsindgang)

Tekniske beskrivelser
Elektromagnetiske emissioner
RadiForce RX670 er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor.
Kunden eller brugeren af RadiForce RX670 skal sikre, at RadiForce RX670 bruges i etsådant miljø.
Emissionstest

Overenss
temmelse

Elektromagnetisk miljø – vejledning

RF-emissioner
CISPR11

Gruppe 1 RadiForce RX670 bruger kun RF-energi til interne funktioner.

RF-emissioner
CISPR11

Klasse B

Harmoniske
emissioner
IEC61000-3-2

Klasse D

RF-emissionerne er derfor meget begrænsede og vil
sandsynligvis ikke medføre interferens med elektronisk udstyr inærheden.

Spændingssvingninger Overholde/flimmeremissionerr
IEC61000-3-3
bestemme
lserne40

RadiForce RX670 er velegnet til tilslutning til alle strømkilder,
herunder strømkilder i private hjem og strømkilder, der er direkte
forbundet til lavspændingsforsyningsnet, som forsyner bygninger,
der benyttes til boligformål.

BilagElektromagnetisk immunitet
RadiForce RX670 er testet for følgende overensstemmelsesniveauer (C) i henhold til
testkravene (T) til professionelle sygeplejemiljøer og sundhedssektoren som angivet i
IEC60601-1-2.
Kunden eller brugeren af RadiForce RX670 skal sikre, at produktet bruges i et sådant miljø.
Immunitetstest

Testniveau (T)Overensstemmelse
sniveau (C)Elektromagnetisk miljø –vejledning

Elektrostatisk
udladning (ESD)
IEC61000-4-2±8 kV
kontaktafladning±8 kV
kontaktafladning±15 kV luftafladning±15 kV luftafladning

Elektriske, hurtige
transienter/
bygetransienter
IEC61000-4-4

±2 kV
±2 kV
Strømkvaliteten bør svare til
strømforsyningsledni strømforsyningsledni kvaliteten i et typisk erhvervsngerngereller i hospitalsmiljø.
±1 kV indgangs-/
udgangsledninger±1 kV indgangs-/
udgangsledninger

Overspændinger
IEC61000-4-5±1 kV ledning til
ledning±1 kV ledning til
ledning±2 kV ledning til jord

±2 kV ledning til jordSpændingsdyk, korte 0 % UT (100 % fald i
udfald og
UT) 0,5 cyklusser ogspændingsvariationer 1 cyklus
på
70 % UT (30 % fald istrømforsyningslinjer U ) 25 cyklusser/ 50
T
IEC61000-4-11
Hz

0 % UT (100 % fald i
UT) 0,5 cyklusser og
1 cyklus

0 % UT (100 % fald i
UT) 250 cyklusser /50 Hz
Magnetfelter med
netfrekvenser
IEC61000-4-8

30 A/m(50/60 Hz)

Gulve bør være af træ, betoneller keramikfliser. Hvis gulve erdækket af syntetisk materiale,skal den relative luftfugtighedvære mindst 30 %.

Strømkvaliteten bør svare tilkvaliteten i et typisk erhvervseller i hospitalsmiljø.

Strømkvaliteten bør svare tilkvaliteten i et typisk erhvervseller i hospitalsmiljø. Hvis
70 % UT (30 % fald i brugeren af RadiForce RX670
UT) 25 cyklusser / 50 ønsker uafbrudt drift understrømafbrydelser, anbefales det,
Hzat RadiForce RX670 forsynes
0 % UT (100 % fald i med strøm fra enUT) 250 cyklusser /nødstrømsforsyning eller et
50 Hz
batteri.
30 A/mMagnetfelter med netfrekvenser
bør være på niveauer, derforekommer i et typisk erhvervseller hospitalsmiljø.
Produktet bør holdes mindst 15
cm væk fra kilden til
magnetfelterne med
netfrekvenser under brug.

41

BilagImmunitetstest

Testniveau (T)Overensstemmelse
sniveau (C)Elektromagnetisk miljø –vejledningBærbart og mobilt
radiokommunikationsudstyr bør
ikke anvendes tættere på nogendel af RadiForce RX670,
herunder kabler, end den
anbefalede sikkerhedsafstand,
der beregnes ud fra den
relevante ligning for senderens
frekvens.

Ledningsbårne
3 Vrmsforstyrrelser induceret 150 kHz–80 MHz
af RF-felter
6 Vrms
IEC61000-4-6
ISM*1- og
amatørradio*2-bånd
mellem 150 kHz og
80 MHzIndstrålede RF-felter 10 V/m
IEC61000-4-3
80 MHz–2,7 GHz

3 VrmsAnbefalet sikkerhedsafstandd = 1,2√P

6 Vrmsd = 1,2√P

10 V/md = 1,2√P, 80 MHz–800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz–2,7 GHz
Hvor "P" er den maksimale
udgangseffekt for senderen i watt(W) ifølge producenten af
senderen, og "d" er den
anbefalede sikkerhedsafstand imeter (m). Feltstyrker fra faste
radiosendere, som er fastlagt
med en elektromagnetisk
undersøgelse på stedet*3, børvære mindre end
overensstemmelsesniveauet ihvert frekvensområde*4.
Der kan opstå interferens inærheden af udstyr, der ermærket med følgende symbol.

Bemærk• UT er AC-netspænding før aktivering af testniveauet.
• Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde.
• Disse retningslinjer omkring ledningsbårne forstyrrelser induceret af felter med radiofrekvens
eller felter med indstrålet radiofrekvens gælder ikke nødvendigvis i alle situationer.
Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og
mennesker.
*1 ISM-båndene (industrielle, videnskabelige og medicinske) mellem 150 kHz og 80 MHz er 6,765

MHz til 6,795 MHz, 13,553 MHz til 13,567 MHz, 26,957 MHz til 27,283 MHz og 40,66 MHz til
40,70 MHz.
*2 0,15 MHz til 80 MHz amatørradiobåndene er 1,8 MHz til 2,0 MHz, 3,5 MHz til 4,0 MHz, 5,3 MHz til

5,4 MHz, 7 MHz til 7,3 MHz, 10,1 MHz til 10,15 MHz, 14 MHz til 14,2 MHz, 18,07 MHz til 18.17
MHz, 21,0 MHz til 21,4 MHz, 24,89 MHz til 24,99 MHz, 28,0 MHz til 29,7 MHz og 50,0 MHz til 54,0MHz.
*3 Feltstyrker fra faste sendere, f.eks. basestationer for radiotelefoner (mobile/trådløse), landmobile

radioer, amatørradio, AM og FM radio- og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges nøjagtigt rent
teoretisk. Man bør overveje en elektromagnetisk undersøgelse af stedet for at vurdere det

42Bilagelektromagnetiske miljø fra faste radiosendere. Hvis feltstyrken, hvor RadiForce RX670 bruges,
ifølge målinger overstiger ovennævnte gældende RF-overensstemmelsesniveau, skal RadiForce
RX670 observeres for at bekræfte normal drift. Hvis der observeres unormal ydeevne, kan detvære nødvendigt at foretage yderligere målinger og ændre retning eller placering af RadiForce
RX670.
*4 I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.

43

BilagAnbefalet sikkerhedsafstand mellem bærbart eller mobilt radiokommunikationsudstyrog RadiForce RX670
RadiForce RX670 er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor indstrålede RFforstyrrelser kontrolleres. Kunden eller brugeren af RadiForce RX670 kan forebyggeelektromagnetisk interferens ved at opretholde en mindste sikkerhedsafstand (30 cm)
mellem det bærbare og mobile RF-kommunikationsudstyr (sendere) og RadiForce RX670.
RadiForce RX670 er testet ved følgende overensstemmelsesniveauer (C) for de krævede
testniveauer (T) for immunitet over for de elektromagnetiske proksimitetsfelter i følgende
RF-kommunikationstjenester.
Testfrekve Båndbredde
*1
ns
(MHz)
(MHz)

Tjeneste*1

Modulation*2

Testniveau (T)*3(V/m)

Overensste
mmelsesniv
eau (C)(V/m)

385

380 – 390TETRA 400

Pulsmodulation*2
18 Hz

27

27

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FM±5 kHz afvigelse
1 kHz sinus

28

28

710

704 – 787

LTE-bånd 13, 17

Pulsmodulation*2
217 Hz99800 – 960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE-bånd 5

Pulsmodulation*2
18 Hz

28

28

1700 – 1990 GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE-bånd 1, 3, 4,
25;
UMTS

Pulsmodulation*2
217 Hz

28

28

2450

2400 – 2570 Bluetooth®,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE-bånd 7

Pulsmodulation*2
217 Hz

28

28

5240

5100 – 5800 WLAN 802.11 a/n

Pulsmodulation*2
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785

*1 For nogle tjenester er kun uplink-frekvensen medtaget.
*2 Bærebølgen er moduleret vha. et firkantbølgesignal med 50 % tjenestecyklus.
*3 Testniveauer er beregnet med maksimal effekt og 30 cm sikkerhedsafstand.

44

BilagKunden eller brugeren af RadiForce RX670 kan dæmpe interferens forårsaget afnærtliggende magnetfelter ved at bevare en afstand på minimum 15 cm mellem RFsenderen og RadiForce RX670. RadiForce RX670 er blevet afprøvet til følgende
overensstemmelsesniveauer (C) for de krævede testniveauer (T) for immunitet over fornærtliggende magnetfelter.
Testfrekvens

Modulation

Testniveau (T)(A/m)

Overensstemmelsesni
veau (C)(A/m)

30 kHzCW (kontinuerlig bølge) 88134,2 kHz

Pulsmodulation*1

65

65

7,5

7,5

2,1 kHz
13,56 MHz

Pulsmodulation*1
50 kHz*1 Bærebølgen er moduleret vha. et firkantbølgesignal med 50 % tjenestecyklus.

For andet bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) bør der opretholdes en
mindste sikkerhedsafstand mellem det bærbare og mobile RF-kommunikationsudstyr(sendere) og RadiForce RX670, som anbefalet nedenfor, afhængigt af
kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.
Nominel maksimaludgangseffekt for
senderen(W)

Sikkerhedsafstand afhængigt af senderens frekvens(m)
150 kHz – 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz – 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz – 2,7 GHz
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

For sendere med en nominel maksimal udgangseffekt, som ikke er nævnt ovenfor, kan den
anbefalede sikkerhedsafstand "d" i meter (m) beregnes ud fra den relevante ligning for
senderens frekvens, hvor "P" er senderens maksimale udgangseffekt i watt (W) ifølge
producentens oplysninger.
Bemærk• Ved 80 MHz og 800 MHz skal sikkerhedsafstanden for et højere frekvensområde anvendes.
• Disse retningslinjer omkring ledningsbårne forstyrrelser induceret af felter med radiofrekvens
eller felter med indstrålet radiofrekvens gælder ikke nødvendigvis i alle situationer.
Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og
mennesker.

45

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N440AZ
IFU-RX670
Copyright © 2024 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition – January 31st, 2024