ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・オシロスコープ

デジタル・オシロスコープ

DS-5100Aシリーズ

DS-5110A

100MHz¥168,000(税別)

DS-5104A

40MHz¥118,000(税別)

DS-5106A

60MHz

DS-5100Aシリーズ

こちらは販売終了製品です。

（販売終了）

TOP¥138,000(税別)¥98,000(税別)!
DS-5100シリーズは→ こちら!
DS-5100Aシリーズカタログ(1.0MB)

DS-5102A

25MHz

発色鮮やかなTFTカラー液晶採用!設定しやすいカラーキー

CHキーがカラー表示で、画面のCH波形色に対応しています。CH

キーを選択するとカラー表示のため設定有効チャネルが一目瞭然です。

!見やすいカラー波形

モノクロ表示ではCH1とCH2のノイズの区別が難しい波形でも、DS-5100Aシリーズはカラーなので、CH1波形は黄色、CH2波形は赤色で波形が重なっても、区別が容易です。

!見やすいカラー画像の保存

USBメモリ*で画像を表示したま

ま保存、反転して保存することができ、レポート作成に威力を発揮します。

（*動作確認済みUSBメモリはサポートのページでご確認ください）!３年保証

デジタル・オシロスコープ
DS-5100Aシリーズ （販売終了） - 岩崎通信機株式会社
Web からのユーザー登録で、本体2022/10/のみ３年間保証いたします。（通常保証期間：１年です。また、プ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5100a/ds5100a_top.html
ローブ、アクセサリ、消耗品は除きます。

1

校正作業に関しては有償で承ります。）
豊富な機能!自動測定機能
電圧振幅、最大値／最小値、周期、周波数など20種類の項目を自動測定し、測定結果を画面下に表示できます。
!波形演算機能

差動測定、電力測定、周波数分析(FFT解析)などの演算機能があります。
CH1を［＋］、CH2を［−］の減算演算機能（CH1−CH2）を選択、設定することで差動測定できます。

© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

CH1を［電圧］、CH2を［電流］の乗算演算機能（CH1"CH2）を選択、設定することで電力数値が得られます。

!自動測定機能
電圧振幅、最大値／最小値、周期、周波数など20種類の項目を自動測定し、測定結果を画こちらは販売終了製品です。
面下に表示できます。
!波形演算機能

差動測定、電力測定、周波数分析(FFT解析)などの演算機能があります。
CH1を［＋］、CH2を［−］の減算演算機能（CH1−CH2）を選択、設定することで差動測定できます。

CH1を［電圧］、CH2を［電流］の乗算演算機能（CH1"CH2）を選択、設定することで電力数値が得られます。

CH1またはCH2の入力信号を周波数分析し、波形のひずみも周波数軸で解析できます。

!Pass/Fail機能
CH1波形またはCH2波形について合否判定機能があります。判定結果は、内蔵フォトMOSリレーのオン／オフで背面のBNCコネクタ経由にて出力できます。フレキシブル自動生産ライン、少量多品種検査ラインのコントロール信号としても活用できます。
!デジタル・フィルタ機能
次のフィルタを使い分け、見たい信号を取り出すことができます。
ロー・パス・フィルタ：高い周波数成分をカットします。
ハイ・パス・フィルタ：電源変動などの低周波変動を除去します。
バンド・パス・フィルタ：観測したい周波数成分のみを抽出します。
バンド・リジェクタ・フィルタ：特定ノイズの除去をします。
小型・薄型・軽量
奥行き112mm
重さ2.2kg

オプション

キャリングバッグ

DS-57315,000円（税込み15,750円）

デジタル・オシロスコープ DS-5100Aシリーズ （販売終了） - 岩崎通信機株式会社

2022/10/3!48ージ
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5100a/ds5100a_top.html

DS-5732

バッグ開放時© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・オシロスコープ

デジタル・オシロスコープ

標準価格（税別）
垂直軸

周波数帯域
帯域制限

入力チャネル数

垂直軸感度DCゲイン確度
オフセット範囲
最大入力電圧
入力結合

DS-5100Aシリーズ

DS-5110A

DS-5106A

DS-5104A

DS-5102A¥168,000¥138,000¥118,000¥98,000

100MHz

60MHz

40MHz

25MHz

20MHz
2ch2mV/div 〜 10V/div+/- 3%（10mV/div〜10V/div)+/- 4%（2mV/div〜9.9mV/div)±2V (2mV/div 〜 245mV/div), ±40V (250mV/div 〜 10V/div)
400V (DC+AC peak) CAT!
AC, DC, GND

1M" // 約15pF（DC結合）

反転○（ソフトウェア反転）

8 Bit

プローブ感度切替

1X, 10X, 100X, 1000X（手動）

捕捉モード

ノーマル、平均、ピーク検出

データ捕捉平均

ピーク検出パルス幅

2〜256回（2のべき乗回）

10ns
15ns
リアルタイム： 250MS/s
最高サンプリング速度 X-Yモード： 100MS/s
ロールモード：512kS/s
最高等価サンプリング
10GS/s
タイムベース安定度

水平軸20ns

30ns

5GS/s

2.5GS/s

50ppm以下

最大メモリ長ノーマル：8kポイント、ロング：512kポイント

表示モード

Y-T, X-Y, ロールモード

タイムベース・レンジ
ロールモード・レンジ

トリガ

仕様

（販売終了）

DS-5100Aシリーズ

入力インピーダンス

垂直分解能

トリガ・ソース

トリガ・モード
ホールドオフトリガ・タイプ

10ns/div 〜50s/div
50ms/div 〜 50s/div

5ns/div 〜 50s/div

20ns/div 〜
50s/div

CH1, CH2, LINE, Ext

オート、ノーマル、シングル
100ns 〜 1.5s

エッジ、パルス、ビデオ

トリガ・レベル範囲

内部トリガ：±6div、外部トリガ：±1.2V

ファインド・レベルトリガ・レベルを最適設定（50Hz以上の信号にて）

外部トリガ最大入力電圧
強制（マニュアル）トリガ> こちらは販売終了製品です。
仕様400V (DC+AC peak) CAT!
○

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5100a/ds5100a_spec.html

1© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。
2022/10/

デジタル・オシロスコープ DS-5100Aシリーズ （販売終了） - 岩崎通信機株式会社

測定

カーソル測定電圧測定(#V), 時間測定(#T), 周波数測定(1/#T)

Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vavg, Vrms, オーバーシュー

自動測定 ト, プリシュート, 周波数, 周期, 立ち上がり, 立ち下がり, +パルス幅, 周波数カウンタ

演算機能

画面表示

サイズ、分解能
LCD

パーシスタンス（重ね書き表示）

パルス幅, +デューティ, -デューティ, 遅延1->2↓, 遅延1->2↑
6桁
加算、減算、乗算、FFT
5.7型（320 x 234ピクセル）
カラーTFT

無限大時間

プローブ校正信号

出力電圧

波形処理

出力周波数
ズーム機能

デジタル・フィルタ(5ns/div〜20ms/div)

記録、再生、保存測定条件、データ保存・読み出し機能

インタフェース

マスクによる合否判定

英語、日本語垂直軸、水平軸、トリガを最適設定（アンドゥ機能付き）
内蔵メモリ：10波形、10パネル設定

USBメモリ：ビットマップ、CSV、波形、パネル設定$演算波形は、CSV及び波形データでは保存できません。
USB（ホスト、デバイス）、RS-232、合否判定出力 (BNC)

AC電源 AC 100V 〜 120V 50Hz/60Hz/400Hz, AC 200V 〜 240V 50Hz/60Hz

消費電力

40VAmax

動作温湿度0% 〜 +40% / 80%RH以下

保存温度-20% 〜 +60%

性能保証温度機構

ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パス、バンド・リジェクト

波形記録

オートセットアップ

環境特性

水平軸の拡大波形を元波形と共に同時表示

基準波形として表示可能（USBメモリへセーブ可能）

メニュー／ヘルプ言語

電源1kHz +/- 0.1%

REF機能
合否判定
一般

3V +/-5%（1M"以上の負荷にて）+10% 〜 +35%

外形寸法 303mm(W) x 146mm(H) x 112mm(D)（突起部、アクセサリを除く）
質量

付属品（カッコは数量）
プローブ

約2.2kg（アクセサリを除く）

SS-0122(10:1/1:1切替)(2)SS-0112(10:1/1:1切替)(2)

電源コード（1）、取扱説明書（1）ージhttps://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5100a/ds5100a_spec.html

2© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・オシロスコープ

デジタル・オシロスコープ

DS-5100Aシリーズ

DS-5100Aシリーズ> こちらは販売終了製品です。
豊富な機能（販売終了）

豊富な機能■デジタル・フィルタ搭載

高い周波数成分を持つノイズが乗った信号

左の信号に
DS-5100Aシリーズが持つデジタル・フィ
ルタでロー・パス・フィル
タを使う

ノイズが除去されクッキリと信号が現れる

ロー・パス・フィルタ 上限周波数を設定し高い周波数成分をカットします。
（LPF）
DS-5100Aシリーズはハードウェアでも20MHzの帯域制限機能を持っていますが、LPF機能を使用すると、ノイズに埋もれた信号をクッキリと表示できます。
ハイ・パス・フィルタ 下限周波数を設定し低い周波数成分をカットします。
（HPF）
電源周波数に同期して振れている信号成分を取り除けるので、高速信号を安定して観測できます。
バンド・パス・フィル 任意の周波数範囲を抽出します。
タ
多くの周波数成分を含む波形の中から、観測したい信号を取り出す（BPF）のに有効です。
バンド・リジェクタ・ 特定の周波数範囲をカットします。
フィルタ
たとえば、ノイズの周波数成分に的を絞った信号除去ができます。
（BRF）■操作性抜群のズーム機能

時間軸ノブをワンプッシ
ュ！

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5100a/ds5100a_vfunc.html

1© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ージ

こちらは販売終了製品です。
2022/10/

デジタル・オシロスコープ DS-5100Aシリーズ （販売終了） - 岩崎通信機株式会社■波形パラメータの自動測定
Vpp
Vmax
Vmin
Vamp
Vtop
Vbase
Vover
Vpre
Vavg
Vrms
Rise
Fall+Wid-Wid

ピーク間電圧
最大振幅
最小振幅

波形のVtopとVbase間電圧
GNDと波形の上部平坦部分間の電圧
GNDと波形の下部平坦部分間の電圧
オーバーシュート
プリシュート

全表示データの算術平均
電圧の実効値

立ち上がり時間
立ち下がり時間

パルス幅（正のパルス）
パルス幅（負のパルス）

Delay1→2

CH1とCH2の立ち上がりエッジの間の遅延時間

Delay1→2

CH1とCH2の立ち下がりエッジの間の遅延時間+Duty-Duty

デューティ比デューティ比■FFT解析

DS-5100AシリーズはFFT演算をすることで、観測信号をスペクトラムアナライザのように周波数領域で表示することができます。

他の、周波数変換方式と比べてFFT演算方式が有利な点は、シングルショットの信号や繰り返しの遅い信号に対しても演算ができることです。また、バースト波形の解析、繰り返し波形の周波数解析、振幅解析もDS-5100Aシリーズはできます。

レクタンギュラーウインドウ使用
FFT演算結果

ハミングウィンドウ使用FFT演算結果■アベレージ・モード（平均化）DS-5100Aシリーズには波形を繰り返し補足し平均化することによって、相関を持たないランダムノイズを削減するアベレージ・モードを備えています。

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5100a/ds5100a_vfunc.html

2© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

3!49ージ

こちらは販売終了製品です。
2022/10/

デジタル・オシロスコープ DS-5100Aシリーズ （販売終了） - 岩崎通信機株式会社

平均化によりランダムノイズが削減できます。
■Pass/Fail機能

入力信号の変化を監視し、信号があらかじめ定義したマスクに合うかどうかによってPass信号およびFail信号を出力します。

■波形レコーダ機能

DS-5100Aシリーズは、測定波形を最大1,000フレーム一定時間間隔での記録やPass/Fail機能と組み合わせると、異常信号を自動記録できます。
長時間にわたる波形監視をオシロスコープ任せにできます。

■英語表示、日本語表示切り替え機
能■ヘルプ機能搭載■パーシスト表示

DS-5100Aシリーズでは、ジッタなどの信号の揺れなどを、画面に残像して観測できます。

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5100a/ds5100a_vfunc.html

3© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・オシロスコープ

デジタル・オシロスコープ

DS-5100Aシリーズ

DS-5100Aシリーズ（販売終了）> こちらは販売終了製品です。
ピーク検出モード

ピーク検出モード

Peak Detect（ピーク検出）モード搭載

DS-5100Aシリーズは、ピーク検出モードを搭載しています。このモードでは信号の最大値と最小値を捕捉し、多くの捕捉点から最大と最小の点のみを検出します。
また、このモードでは、エリアジングを避けることができます。
■ノイズ検出に強い

細いパルスが混入した50Hzの商用電源をノーマルモードで補足した波形です。

ピーク検出モードは、タイムベースを遅いレンジにしたことにより、サンプリング速度が遅くなった場合でも、常に最高サンプリングで補足し、その最大値と最小値のデータを記録表示します。このモードを使用すれば、遅い信号に混入する細いパルスも見逃すことはありません。

Normal Mode ノーマルモード

Peak Detect Mode ピーク検出モード■エリアジングに強い

デジタル・オシロスコープ DS-5100Aシリーズ （販売終了） - 岩崎通信機株式会社

15MHzの正弦波をノーマルモード250MS/sで補足した波形です。

2022/10/

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5100a/ds5100a_peak.html

115MHzの信号を5MS/sなど、信号に対して1/2以下の遅い周期でサンプリングをすると、本来とは異なる周波数に変換されて、観測されることがあります。これをエリアジングと呼びます。

© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

こちらは販売終了製品です。
15MHzの信号を5MS/sなど、信号に対して1/2以下の遅い周期でサンプリングをすると、本来とは異なる周波数に変換されて、観測されることがあります。これをエリアジングと呼びます。

DS-5100Aシリーズの持つピーク検出モードは、サンプリングの速度不足を補う機能で、サンプリング点間のピーク値を保持して表示します。

ピーク検出機能を使用すると、エリアジングが起きにくくなり、入力信号に対してサンプリングが遅いことを直感で認識できます。

3!49https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/ds5100a/ds5100a_peak.html

2ージ© 2009 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社