Bruksanvisning

LCD-fargeskjerm

ViktigLes denne bruksanvisningen og installasjonshåndboken (egen bok)nøye for å gjøre deg kjent med sikker og effektiv bruk.

• Se installasjonshåndboken for justeringer og innstillinger.
• Den nyeste bruksanvisningen kan lastes ned fra våre nettsider:
http://www.eizoglobal.com

SIKKERHETSSYMBOLER
Denne håndboken og dette produktet bruker sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon.
Les denne informasjonen grundig.

ADVARSELFORSIKTIG

Hvis ikke informasjonen i en ADVARSEL
overholdes, kan det resultere i alvorlig
personskade og situasjonen kan værelivstruende.

Hvis ikke informasjonen i en
FORSIKTIGHETSADVARSEL overholdes, kan
det resultere i moderat personskade og/ellerskade på eiendom eller skade på produktet.

Indikerer behov for å rette fokus mot teksten. For eksempel illustrerer symbolet
så som «fare for elektrisk støt».
Indikerer en forbudt handling. For eksempel illustrerer symbolet
så som «Skal ikke demonteres».

faretypen,en spesiell forbudt handling,

Indikerer en obligatorisk handling som må utføres. For eksempel illustrerer symboletom generelt påbud, så som «Jorde enheten».

varselDette produktet er tilpasset spesifikt for bruk i regionen det opprinnelig ble sendt til. Hvis den brukes utenfor
denne regionen, kan det hende at produktet ikke fungerer som angitt i spesifikasjonene.
Ingen deler av denne håndboken kan reproduseres, lagres i et søkesystem, eller sendes, i noen form ellerpå noen måte, elektronisk, mekanisk eller på annen måte, uten forutgående skriftlig tillatelse fra EIZO
Corporation.
EIZO Corporation er ikke forpliktet til å holde innsendt materiale eller informasjon konfidensiell, med
mindre det på forhånd er inngått avtaler i overensstemmelse med EIZO Corporations mottak av nevnte
informasjon. Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre at denne håndboken inneholder oppdatert
informasjon, må du være oppmerksom på at spesifikasjonene til EIZO-skjermen kan endres uten forvarsel.

2﻿FORHOLDSREGLERVIKTIG• Dette produktet er tilpasset spesifikt for bruk i regionen det opprinnelig ble sendt til. Hvis produktet
brukes utenfor regionen, kan det hende at det ikke fungerer som angitt i spesifikasjonene.
• For å ivareta personsikkerhet og korrekt vedlikehold, skal dette avsnittet og forsiktighetserklæringer påskjermen leses grundig.

Plassering av forsiktighetserklæringer

WARNINGAVERTISSEMENTWARNUNGFORHOLDSREGLER

3

Symboler på enheten
SymbolDette symbolet angir
Hovedstrømbryter:

Trykk for å slå av hovedstrømmen til skjermen.

Hovedstrømbryter:

Trykk for å slå på hovedstrømmen til skjermen.

Strømknapp:

Trykk for å slå av eller på strømmen til skjermen.

Vekselstrøm
Varsel om elektrisk fare
FORSIKTIG:

Se «SIKKERHETSSYMBOLER» (side 2).

WEEE-merket:

Produktet må kastes separat. Materialer kan resirkuleres.

CE-merking:Merket for EU-samsvar i henhold til bestemmelsene irådsdirektiv og/eller forordning (EU).

Fabrikant
Produksjonsdato
Forsiktig: Føderale lover i USA begrenser salg eller bestilling av denne enheten til
lisensiert helsepersonell.
Medisinsk utstyr i EU
Importør i EU
Autorisert representant i EU

4FORHOLDSREGLERADVARSEL
Hvis enheten begynner å avgi røyk, lukter som om noe brenner eller lager merkelige lyder, skal dukoble fra alle strømkontakter fra umiddelbart og kontakte din lokale EIZO-representant for råd.
Forsøk på å bruke en enhet som ikke virker som den skal, kan resultere i brann, elektrisk sjokk eller skadepå utstyret.
Ikke ta fra hverandre eller endre enheten.
Hvis kabinettet åpnes eller enheten modifiseres, kan det resultere i brann, elektrisk
sjokk eller brannskader.
Overlat all service til kvalifisert servicepersonell.
Forsøk ikke selv å utføre servicearbeid på dette produktet, fordi åpning eller fjerning av deksler kan resultere
i brann, elektrisk støt eller skade på utstyret.
Hold små gjenstander unna enheten, og ikke la enheten komme i kontakt medvæsker.
Dersom små gjenstander faller ned i ventilasjonsåpningene og inn i kabinettet, eller
dersom det kommer væske ned i kabinettet, kan det føre til brann, elektrisk støt ellerskade på utstyret. Hvis en gjenstand eller væske kommer inn i kabinettet, må duumiddelbart koble fra enheten. Få en kvalifisert servicetekniker til å kontrollere enheten
før den tas i bruk igjen.
Sett enheten på et solid og stabilt sted.
En enhet som er plassert på et uegnet underlag, kan falle ned og det kan oppstå personskade eller skadepå utstyret. Hvis enheten faller ned, skal du koble fra alle strømkontakter umiddelbart og kontakte din lokale
EIZO-representant for råd. Ikke bruk en skadet enhet. Bruk av en skadet enhet kan resultere i brann eller
elektrisk støt.
Bruk enheten på et egnet sted.
Hvis ikke kan det føre til brann, elektrisk støt eller skade på utstyret.
• Ikke plasser enheten utendørs.
• Ikke plasser enheten i transportsystemer (skip, fly, tog, biler osv.).
• Ikke plasser enheten i støvete eller fuktige omgivelser.
• Ikke plasser enheten på steder der det kan komme vann på skjermen(badeværelse, kjøkken osv.).
• Ikke plasser enheten på et sted der det kommer damp direkte på skjermen.
• Ikke plasser enheten i nærheten av varmegenererende utstyr eller luftfuktere.
• Ikke plasser enheten på et sted hvor produktet utsettes for direkte sollys.
• Ikke plasser enheten i omgivelser med brennbar gass.
• Må ikke plasseres i miljøer med korrosive gasser (Slik som svoveldioksid, hydrogensulfid,
nitrogendioksid, klor, ammoniakk og ozon).
• Må ikke plasseres i miljø med støv, komponenter som øker korrodering i atmosfæren (sliksom natriumklorid og svovel), ledende metaller og lignende.

For å unngå kvelningsfare skal plastemballasjen oppbevares utilgjengelig fra babyer og barn.
Bruk den vedlagte strømkabelen og koble den til den standard strømutgangen.
Forsikre deg om at spenningen i uttaket ikke er høyere enn spenningen som er godkjent for strømkabelen.
Hvis ikke kan det føre til brann eller elektrisk støt.
Strømforsyning: 100–240 Vac 50/60 Hz
Grip bestemt om pluggen og trekk for å koble fra strømkabelen.
Rykking i kabelen kan føre til skade og resultere i brann eller
elektrisk støt.

FORHOLDSREGLER

5ADVARSEL
Utstyret må kobles til et jordet strømuttak.
Hvis ikke kan det føre til brann eller elektrisk støt.
Bruk korrekt spenning.
• Enheten er designet for bruk kun med en bestemt spenning. Tilkobling til annen spenning enn det som er spesifisert
i denne bruksanvisningen, kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade på utstyret.
Strømforsyning: 100–240 Vac 50/60 Hz• Ikke overbelast strømkretsen, da dette kan resultere i brann eller elektrisk støt.

Håndter strømkabelen forsiktig.
• Ikke legg kabelen under enheten eller andre tunge gjenstander.
• Ikke dra i eller lag knute på kabelen.

Slutt å bruke strømkabelen hvis den blir skadet. Bruk av en skadet kabel kan resultere ibrann eller elektrisk støt.
Operatøren må ikke berøre pasienten mens produktet berøres.
Dette produktet er ikke designet for å beføres av pasienter.
Ikke rør pluggen og strømkabelen når det tordner.
Dette kan resultere i elektrisk sjokk.
Ved montering av en arm, må du lese brukerhåndboken til armen og installere enheten på sikker
måte.
Hvis ikke kan det føre til at enheten løsner, og det kan resultere i personskade eller skade på utstyret.
Før installasjon må du kontrollere at skrivebord, vegger og annet som armen er festet på, har tilstrekkelig
mekanisk styrke. Hvis enheten har falt ned, må du spørre din lokale EIZO-representant for råd. Ikke bruken skadet enhet. Bruk av en skadet enhet kan resultere i brann eller elektrisk støt. Ved remontering til
vippestativet, skal du bruke de samme skruene og stram de godt til.
Ikke ta på en skadet LCD-skjerm direkte med bare hender.
Det flytende krystallet som kan lekke ut fra skjermen, er giftig hvis det kommer i øynene
eller munnen. Vask grundig hvis noen del av huden eller kroppen kommer i direkte
kontakt med skjermen. Kontakt lege hvis det oppstår fysiske symptomer.

6

FORHOLDSREGLERFORSIKTIGHåndter enheten forsiktig når den bæres.
Koble fra strømkabelen og andre kabler når enheten flyttes. Det er farlig å flytte enheten når kabelen sitter i.
Det kan resultere i personskade.
Bær eller plasser enheten i henhold til korrekte, spesifiserte metoder.
• Når du bærer enheten, skal du gripe og holde den på bestemt måte som vist i illustrasjonen under.
• Skjermer i størrelse 30 tommer eller større er meget tunge. Når du pakker opp og/eller bær på skjermen, se til at
minst to mennesker hjelper til.

Hvis enheten mistes i gulvet, kan det resultere i personskade eller skade på utstyret.

Kabinettets ventilasjonsåpninger må ikke blokkeres.
• Ikke plasser gjenstander på ventilasjonsåpningene.
• Ikke installer enheten i et lukket rom.
• Ikke bruk enheten i liggende stilling eller opp ned.

Dersom ventilasjonsåpningene blir blokkert, hindres luftstrømmen. Dette kan føre tilbrann, elektrisk støt eller skade på utstyret.
Ikke berør pluggene med våte hender.
Dette kan resultere i elektrisk sjokk.

Bruk en lett tilgjengelig strømutgang.
Dette sikrer at du enkelt og raskt kan koble fra strømmen ved eventuelle problemer.
Rengjør området rundt strømstøpselet og ventilasjonshullene på skjermen regelmessig.
Støv, vann eller olje på pluggen kan resultere i brann.
Koble fra enheten før den skal rengjøres.
Rengjøring av enheten mens den er koblet til en strømutgang, kan føre til elektrisk sjokk.
Hvis du planlegger å la enheten forbli ubrukt i en lengre periode, skal du slå av strømbryteren og
trekke ut strømkabelen fra veggkontakten av hensyn til sikkerhet og strømsparing.
For brukere i EØS og Sveits:
Alle alvorlige hendelser som oppstår i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten og
vedkommende myndighet i landet hvor brukeren og/eller pasienten er hjemmehørende.

FORHOLDSREGLER

7

Merknader for denne skjermen
Tiltenkt brukDette produktet er ment og brukes til visning av digitale bilder, inkludert standard og multiramme digital
mammografi for visning, analyse og diagnose av trent medisinsk personell. Det er spesielt designet forbryst tomosyntese.
Obs!

• Dette produktet kan ikke dekkes av garantien for annen bruk enn det som er beskrevet i denne håndboken.
• Spesifikasjonene nevnt i denne håndboken gjelder bare ved bruk av følgende:- Strømkabler som følger med produktet- Signalkabler spesifisert av oss• Bruk bare alternative produkter sammen med dette produktet som er produsert eller spesifisert av oss.

Forholdsregler for bruk
• Hvis ikke kan deler (som LCD-panelet) forverres på lengre sikt. Kontroller regelmessig at alt fungerer
normalt.
• Når skjermbildet byttes etter å ha vist det samme bildet i lengre tid, kan det oppstå et etterbilde. Brukskjermbeskytteren eller strømsparingsfunksjonen for å unngå å vise det samme bildet i lengre perioderom gangen.
• Hvis skjermen kontinuerlig står på over en lengre tidsperiode, kan mørke flekker eller innbrenning vises.
Vi anbefaler at skjermen slås av periodisk for å forlenge levetiden.
• Et etterbilde kan vises selv etter at en kort tid har gått, avhengig av det viste bildet. Hvis dette inntreffer,
kan problemet løses ved å endre bilde eller la strømmen være avslått i noen timer.
• Bakgrunnsbelysningen på LCD-skjermen har en fastsatt levetid. Når skjermen blir svart eller begynner å
flimre, skal du kontakte din lokale EIZO-representant.
• Skjermen kan ha defekte piksler eller det kan være noen få lyspunkter på skjermen. Dette er på grunn av
egenskapene til selve skjermen og ikke en feil på produktet.
• Ikke trykk hardt på panelet eller kanten på rammen, da dette kan føre til at skjermen slutter å virke som
den skal, ved at det f.eks. oppstår interferensmønstre etc. Ved kontinuerlig trykk på skjermen, kan den få
redusert ytelse eller den kan bli skadet. (Hvis trykkmerkene ikke forsvinner fra skjermen, skal du la den
stå med et svart eller hvitt skjermbilde. Symptomet kan forsvinne.)• Ikke rip i eller trykk på panelet med skarpe gjenstander, da dette kan føre til skade på skjermen. Ikke
prøv å børste skjermen med tørkepapir fordi dette kan skade skjermen.
• Avhengig av miljøet kan verdien målt med den innebygde lyssensoren skille seg fra verdien vist på en
frittstående lysmåler.
• Når skjermen er kald og tas med inn i et rom eller romtemperaturen stiger raskt, kan det oppstå kondenspå de innvendige og utvendige overflatene på skjermen. I så fall må du ikke slå på skjermen. I stedetskal du vente til kondensen forsvinner, ellers kan det forårsake skade på skjermen.

8

Merknader for denne skjermenÅ bruke skjermen over lengre tid● Vedlikehold• Displaykvalitet på skjermene påvirkes av kvalitetsnivået på inngangssignaler og slitasje på
produktet. Utfør daglige visuelle kontroller og periodiske bestandighetstester for å overholde
medisinske standarder / retningslinjer i henhold til ditt bruk, og utfør kalibrering som nødvendig.
Bruk av programvare for kvalitetskontroll av RadiCS-skjerm lar deg utføre høynivå kvalitetskontroll
som møter medisinske standarder / retningslinjer.
• Det tar ca. 15 minutter før de elektriske delene har stabilisert seg. Vent i 15 minutter eller mer etterat skjermen er slått på eller etter at skjermen er aktivert igjen etter strømsparingsmodus, før dujusterer skjermen.
• Vi anbefaler at skjermer stilles til anbefalt nivå eller lavere, og med opprettholdt lysstyrke, for å
redusere endringer i lysstyrke forårsaket av langtids bruk.
• For å justere måleresultatene fra den integrerte kalibreringssensoren (integrert frontsensor) til de på
en EIZO ekstern sensor (UX1- eller UX2-sensor), som selges separat, utfør korrelasjon mellom den
integrerte frontsensoren og den eksterne sensoren med RadiCS/RadiCS LE. Periodisk korrelasjon
gjør det mulig å opprettholde målenøyaktighet til den integrerte frontsensoren på et nivå som
tilsvarer den eksterne sensoren.

● Rengjøring

Det anbefales å utføre regelmessig rengjøring for å forlenge skjermens levetid, samt at skjermenalltid ser ny ut.
Tørk forsiktig av eventuell smuss på kabinettet eller skjermflaten med en myk klut fuktet med litt vanneller ett av kjemikaliene oppført nedenfor.

Kjemikalier som kan brukes til rengjøring
Materialnavn

EtanolIsopropylalkohol
Klorheksidin
Benzalkoniumklorid
Alkyldiaminoetylglysin
GlutaralEthanol
Isopropyl alcohol
Hibitane
WelpasTego 51
Sterihyde

Produktnavn

Obs!

• Kjemikalier må ikke brukes ofte. Kjemikalier som alkohol og antiseptisk løsning kan forårsake variasjoner iglans, matthet og falming av kabinettet eller skjermen, samt redusert kvalitet på bildet.
• Bruk aldri tynner, benzen, voks eller slipende rengjøringsmidler, fordi disse kan skade kabinettet ellerskjermen.
• Ikke la kjemikalier komme i direkte kontakt med skjermen.
Merk• Det anbefales å bruke ScreenCleaner for rengjøring av kabinettet og skjermflaten.

Slik bruker du skjermen uten ubehag• Hvis du stirrer på skjermen over lengre tid, blir øynene slitne. Ta en pause på 10 minutter hver time.
• Se på skjermen fra en passende avstand og fra riktig vinkel.

Merknader for denne skjermen

9

INNHOLDFORHOLDSREGLER.............................................. 3
VIKTIG........................................................................ 3

Merknader for denne skjermen............................ 8
Tiltenkt bruk............................................................... 8
Forholdsregler for bruk............................................ 8Å bruke skjermen over lengre tid............................ 9● Vedlikehold....................................................... 9● Rengjøring........................................................ 9

Slik bruker du skjermen uten ubehag..................... 9

INNHOLD............................................................... 10
Kapittel 1
1-1.
1-2.

●

1-3.

Innledning......................................... 11

Funksjoner.....................................................11
Innhold i pakke..............................................12
EIZO LCD Utility Disk......................................13
Kontroller og funksjoner..............................14

Kapittel 2

Installasjon/tilkobling...................... 15

2-1.

Før installasjon av produktet......................15

2-2.

Koble til kabler..............................................162-3.

Slå på strømmen...........................................18

2-4.

Justere skjermens høyde og vinkel............18● Installasjonskrav..............................................15

Kapittel 3

Ikke noe bilde................................... 19

Kapittel 4

Spesifikasjoner................................ 20

4-1.

Spesifikasjonsliste...................................... 20

4-2.

Kompatible oppløsninger............................21

4-3.

Valgfritt tilbehør............................................21

Tillegg.................................................................... 22
Medisinsk standard................................................. 22
EMC-informasjon.................................................... 23

10

INNHOLDKapittel 1

Innledning

Takk for at du valgte en EIZO LCD-fargeskjerm.

1-1. Funksjoner● Hybrid monokrom og fargeskjerm
Denne fargeskjermen kan vise bilder med høy lysstyrke, opptil 1100 cd / m2, noe som ligger nær
lysstyrken til en monokrom skjerm. Derfor kan dette produktet vise digitale fargebilder, inkludert desom brukes til medisinske formål som MRI av bryst, CT-bilder, ultralydbilder, patologiske bilder og
monokrome bilder for bryst-tomosyntese eller mammografier som krever at skjermen har svært god
ytelse.
Når Hybrid Gamma PXL-funksjonen er aktivert, skiller dette produktet automatisk mellom monokrome
deler og fargedeler på samme bilde på pikselnivå, og viser de henholdsvis i optimale graderinger.

● Kvalitetskontroll
Denne skjermen har en innebygget kalibreringssensor (integrert frontsensor). Denne sensoren larskjermen utføre kalibrering (SelfCalibration) og gråskalakontroll uavhengig.

Ved hjelp av RadiCS LE som er festet til skjermen, kan du styre historikk relatert til skjermen, og målog utførelsesplan for SelfCalibration.
RadiCS programvare for kvalitetskontroll av skjerm lar deg utføre høynivå kvalitetskontroll som møter
medisinske standarder/retningslinjer.

Kapittel 1 Innledning11

● Enkel installering
I tilleg til en DisplayPort inngangsterminal, medfølger også en utgangsterminal.
Fra utgangsterminalen () kan en signal sendes til en annen skjerm.

● Skjermbruk fra mus og tastatur
Ved hjelp av RadiCS/RadiCS LE programvare for kvalitetskontroll av skjerm, kan du utføre følgendeskjermoperasjoner med mus og tastatur:• Bytte av CAL Switch-moduser• Bytting av inngangssignaler• Funksjoner som tildeler enhver CAL Switch-modus til en del av skjermen og viser et bilde (Pointand-Focus)• Gå inn i strømsparemodus (Backlight Saver)

1-2. Innhold i pakke
Kontroller at alle de følgende artiklene er inkludert i esken. Hvis noen artikler mangler eller er skadet, mådu kontakte din forhandler eller lokale EIZO-representant oppført på det vedlagte arket.
Merk• Ta vare på esken og emballasjematerialet i tilfelle skjermen må flyttes eller transporteres senere.
• Skjerm• Strømkabel• Digital signalkabel: PP300 x 1
DisplayPort – DisplayPort• Digital signalkabel: DD300DL x 1
DVI - DVI (dual link)

12

Kapittel 1 Innledning• USB-kabel: UU300 X 1• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Instructions for Use (Bruksanvisning)

● EIZO LCD Utility Disk

CD-ROM-en inneholder det følgende. Se «Readme.txt» på disken for oppstartsprosedyrer for
programvare eller filreferanseprosedyrer.
• Filen Readme.txt• RadiCS LE programvare for kvalitetskontroll av skjerm (for Windows)• Bruksanvisning
Installasjonsanvisning for skjerm
RadiCS LE bruksanvisning• Ytre dimensjoner

RadiCS LE
RadiCS LE lar deg utføre følgende kvalitetskontroll- og skjermoperasjoner. Se bruksanvisningen for
RadiCS LE for mer informasjon om programvaren eller oppsettsprosedyren.

Kvalitetskontroll• Utføre kalibrering• Vise testresultater i en liste og opprette en testrapport• Sette mål og utføringsplan for SelfCalibration

Skjermoperasjoner• Bytte av CAL Switch-moduser• Bytting av inngangssignaler• Funksjoner som tildeler enhver CAL-Switch-modus til en del av skjermen og viser et bilde (Pointand-Focus)• Gå inn i strømsparemodus (Backlight Saver)Obs!

• Spesifikasjonene for RadiCS LE er underlagt endring uten varsel. Den nyeste versjonen av RadiCS LE er
tilgjengelig for nedlasting fra nettsiden vår: http://www.eizoglobal.com

Bruke RadiCS LE
For informasjon om installering og bruk av RadiCS LE, se bruksanvisning for RadiCS LE (på CDROM).
Når RadiCS LE brukes, kobler du skjermen til datamaskinen din med den medfølgende USB-kabelen.
For mer informasjon om tilkobling av skjerm, se «2-2. Koble til kabler» (side 16).
Merk

• I et miljø hvor det er vanskelig å koble til USB-kabelen vil aktivering av DDC-kommunikasjon la deg
bruke RadiCS LE uten en USB-kabel. For informasjon om hvordan du stiller inn DDC-kommunikasjon, seInstallasjonshåndboken (på CD-ROM). Med tanke på kommunikasjonshastighet og driftsstabilitet anbefales
USB-tilkobling.

Kapittel 1 Innledning13

1-3. Kontroller og funksjoner
1

2

Omtrent 30°

12
13
14
Innstillingsmeny *1

15

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Integrert frontsensor(bevegelig)

Denne sensoren brukes til å utføre kalibrering og gråskalakontroll.

2. Sensor for lys iomgivelsene

Denne sensoren måler belysning i omgivelsene. Omgivelsesmessig lysstyrkemåling
utføres med RadiCS/RadiCS LE programvare for kvalitetskontroll.

3. Presence Sensor(Bevegelsessensor)

Denne sensoren påviser bevegelser gjort av en person foran skjermen.

4. Betjeningsbrytere

Viser funksjonsveiledningen. Still inn menyer i henhold til funksjonsveiledningen.

5.

Slår strømmen på eller av.
Bryterindikatoren tennes når du slår strømmen på. Indikatorfargen er forskjellig
avhengig av skjermens driftsstatus.
Grønn: Normal driftsmodus, oransje: Strømsparingsmodus, Av: Hovedstrøm/strøm av-bryter

6. USB-port (nedstrøms)

Koble den til en USB-enhet. For å sette opp en daisy-chain-tilkobling, kobles kabelen
til oppstrøms USB-port på en annen skjerm.

7. USB-port (oppstrøms)

Koble denne porten til datamaskinen når du bruker programvare som trenger en
USB-tilkobling, eller kobler til en USB-enhet (ekstern enhet som støtter USB) til
nedstrøms USB-port.

8. DVI-D-kontakt

Koble den til datamaskinen.

9. DisplayPortinputkontakt

Koble den til datamaskinen. For å sette opp en kjedetilkobling fra en annen skjerm,koble kabelen til DisplayPort-utgangen på den skjermen.

10. DisplayPortutgangkontaktFor å sette opp en kjedetilkobling, koble kabelen til DisplayPort-inngangen på den
andre skjermen.

11. Strømkontakt

Kobler til strømkabelen.

12. Fot

Høyden og vinkelen kan justeres.

13. HovedstrømbryterSlår hovedstrømmen på eller av.
: På : Av,

14. Sikkerhetslåsåpning

Kompatibel med Kensingtons MicroSaver-sikkerhetssystem.

15. Kabelholder

Holder skjermkablene.

*1 For informasjon om bruk, se installasjonsanvisning (på CD-ROM).

14

Kapittel 1 InnledningKapittel 2

Installasjon/tilkobling

2-1. Før installasjon av produktetLes «FORHOLDSREGLER» (side 3) og følg alltid instruksjonene nøye.
Hvis du plasserer dette produktet på lakk-dekket pult, kan fargen feste seg til bunnen av stativet på grunn
av gummiens sammensetning. Kontroller skrivebordsoverflaten før bruk.

● Installasjonskrav

Når du monterer skjermen i et rack, må du forsikre deg om at det er nok rom rundt sidene, baksiden
og toppen av skjermen.

Obs!

• Plasser skjermen slik at ikke det er lys som forstyrrer skjermen.

Kapittel 2 Installasjon/tilkobling15

2-2. Koble til kabler
Obs!

• Forsikre deg om at skjermen og PC-en er slått av.
• Når nåværende skjerm byttes ut med denne skjermen, se «4-2. Kompatible oppløsninger» (side 21) for å
endre datamaskinens innstillinger for oppløsning og vertikal skannefrekvens til de som er tilgjengelige for denneskjermen, før datamaskinen kobles til.

1. Drei skjermen 90 ° med klokken.

Skjermen er installert liggende før forsendelse.
OBS!

• Løft skjermen til sin høyeste posisjon før du dreier på skjermen.

2. Koble til signalkabler.

Kontroller formen på kontaktene, og koble til kablene. Etter att du koblet til DVI-kabelen, stram til
skruer for å feste kontakten.
OBS!

• Skjermen har to DisplayPort-kontakter – inngang og utgang. Når du kobler skjermen til en PC, koble kabelen
til inngangskontakten.
• Bytt inngangssignal når du kobler til flere PC-er. For detaljer, se Installasjonshåndboken (på CD-ROM-en).

Signalkabel:
DD300DL
Signalkabel: PP300

16

Kapittel 2 Installasjon/tilkoblingellerSette opp en Daisy-chain-tilkobling
Send signalinngangen til inngangskontakten til en annen skjerm. Eller send signalet fra
utgangskontakten til en annen skjerm.
Obs!

• Besøk nettstedet EIZO for informasjon om skjermer og grafiske brett som kan brukes til Daisy-chain-tilkobling:
http://www.eizoglobal.com• For å sette opp en kjedetilkobling må du velge «Signal Format (signalformat)» – «DisplayPort» i menyen
Administrator Settings (administratorinnstillinger) og angi «Version (versjon)» til «1.2». For detaljer, seInstallasjonshåndboken (på CD-ROM-en).
• Fjernlokket før du kobler signalkabeln.

Signalkabel: PP300

Signalkabel: PP300

3. Plugg strømkabelen inn i strømutgangen og strømkontakten på skjermen.
Sett strømkabelen ordentlig inn i skjermen.

4. Koble USB-kabelen til skjermens oppstrøms USB-port og datamaskinen når

du bruker RadiCS/RadiCS LE, eller kobler til en USB-enhet (ekstern enhet som
støtter USB) til skjermen.
Kobles til skjermen

Kobles til en PC

Kapittel 2 Installasjon/tilkobling17

2-3. Slå på strømmen
1. Berørfor å slå på skjermen.

Strømindikatoren på skjermen lyser grønt.
Se «Kapittel 3 Ikke noe bilde» (side 19) hvis indikatoren ikke tenner.
Merk• Når strøm til skjermen ikke er på, vil berøring av enhver knapp unntatt

føre til at

blinker.

2. Slå på PC-en.

Skjermbildet vises.
Se «Kapittel 3 Ikke noe bilde» (side 19) for ytterligere råd hvis bilde ikke vises.
Obs!

• For å oppnå maksimal strømbesparelse anbefaler vi at du slår av strømknappen. Når du ikke bruker skjermen,
kan du slå av strømforsyningen eller koble fra strømpluggen slik att strømmen blir helt kuttet.
Merk• Utfør følgende for å maksimere skjermens levetid ved å sinke lysstyrkeforringelse og redusere strømforbruk:- Bruk strømsparingsfunksjonen på datamaskinen eller skjermen.
- Slå skjermen av etter bruk.

2-4. Justere skjermens høyde og vinkel
Hold i venstre og høyre kant av skjermen og juster skjermhøyden og vipp og drei til beste arbeidsstilling.

Obs!

• Etter avsluttet justering må du sørge for at kablene er korrekt tilkoblet.

18

Kapittel 2 Installasjon/tilkoblingKapittel 3

Ikke noe bilde

ProblemMulig årsak og løsning

1. Ikke noe bilde• Strømindikatoren lyser ikke.

• Kontroller om strømkabelen er korrekt tilkoblet.
• Slå på hovedstrømbryteren.
• Trykk .
• Slå av hovedstrømmen og slå den deretter på igjen.

• Strømindikatoren lyser: Grønn• Øk «Brightness (Lysstyrke)», «Contrast (Kontrast)» eller«Gain (Forsterkning)» i Innstillingsmenyen. For detaljer, seInstallasjonshåndboken (på CD-ROM-en).
• Slå av hovedstrømmen og slå den deretter på igjen.

• Strømindikatoren lyser: Oransje• Bytt innsignalet. For detaljer, se Installasjonshåndboken (påCD-ROM-en).
• Beveg på musen eller trykk på en hvilken som helst tast på
tastaturet.
• Sjekk om PC-en er slått på.
• Hvis bevegelsessensoren er satt til «On», kan skjermenvære i strømsparemodus. Prøv å bevege deg nærmere
skjermen.
• Kontroller om signalkabelen er koblet riktig til. Når du senderinn DisplayPort-signalet, koble til .
den brukes somutgang når en kjedetilkobling er satt opp.
• Slå av hovedstrømmen og slå den deretter på igjen.

• Strømindikatoren blinker: Oransje, grønn• Koble til med signalkabelen som er spesifisert av EIZO. Slå
av hovedstrømmen og slå den deretter på igjen.

2. Meldingen nedenfor vises.

Denne meldingen vises når signalet ikke kommer inn korrekt,selv om skjermen fungerer.

• Denne meldingen vises når det ikke er noe
innsignal.
Eksempel:• Meldingen vist til venstre forsvinner fordi noen datamaskiner
ikke sender ut signalet umiddelbart etter å ha blitt slått på.
• Sjekk om PC-en er slått på.
• Kontroller om signalkabelen er korrekt tilkoblet.
• Bytt innsignalet. For detaljer, se Installasjonshåndboken (påCD-ROM-en).
• Når du sender inn DisplayPort-signalet, forsøk
å bytte til DisplayPort-versjonen. For detaljer, seInstallasjonshåndboken (på CD-ROM-en).
• Slå av hovedstrømmen og slå den deretter på igjen.

• Meldingen indikerer at inngangssignalet er
utenfor det spesifiserte frekvensområdet.
Eksempel:• Kontroller om PC-en er konfigurert for å møte oppløsningog vertikalt skannefrekvensbehov for skjermen (se «4-2.
Kompatible oppløsninger» (side 21)).
• Start datamaskinen på nytt.
• Velg en passende innstilling ved hjelp av skjermkortets
hjelpeprogram. For mer informasjon, se grafikkortets
bruksanvisning.

Kapittel 3 Ikke noe bilde

19Kapittel 4

Spesifikasjoner

4-1. Spesifikasjonsliste
Type
LCD-skjerm

RX560:
Antirefleks
RX560-AR: Antirefleks
Type

Farge (IPS)

Bakgrunnslys

LED

Størrelse

54,1 cm (21,3 tommer)

Oppløsning (H x V)

2048 × 2560

Visningsstørrelse (H x V)

337,9 mm × 422,4 mm

Pikselavstand

0,165 mm

Skjermens farger

10-Bits (DisplayPort): 1073,74 millioner farger (maks)
8-Bits (DVI): 16,77 millioner farger

Videosignaler

USB
Strøm

Fysiskespesifikasjoner

Driftsbetingelser

20

Visningsvinkler(H / V, typisk)

178˚ / 178˚Anbefalt lysstyrke

500 cd/m2

Responstid (typisk)

25 ms (svart-hvitt-svart)

Inngangsterminaler

DisplayPort × 1, DVI-D (dual link) × 1

Utgangsterminaler

DisplayPort × 1

Horisontalskanningsfrekvens

31 kHz - 135 kHz

Vertikal skannefrekvens

DisplayPort: 59 Hz - 61 Hz(720 × 400: 69 Hz–71 Hz, 2560 × 2048: 23 Hz - 51
Hz)
59 Hz - 61 Hz
DVI:(720 × 400: 69 Hz–71 Hz, 2560 × 2048: 24 Hz - 51
Hz)

Bildesynkroniseringsmodus

23,5 Hz - 25,5 Hz, 47,0 Hz - 51,0 Hz

Dot-klokke

DisplayPort: 25 MHz - 290 MHz
DVI:
25 MHz - 165 MHz
165 MHz–290 MHz (dual link)

Port

Oppstrømsport × 1, nedstrømsport × 2

Standard

USB Specification Revision 2.0

Inngang

100 - 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz 0,90 A - 0,40 A

Maksimalt effektforbruk

87 W eller mindre

Strømsparingsmodus

1,0 W eller mindre*1

Ventemodus

1,0 W eller mindre*2

Dimensjoner (B × H × D)

354,5 mm × 476,0 mm - 566,0 mm × 200,0 mm (Vipping: 0˚)
354,5 mm × 504,7 mm - 594,7 mm × 264,1 mm (Vipping: 30˚)Dimensjoner (B × H × D)(uten stativ)

354,5 mm × 452,0 mm × 78,0 mm

Nettovekt

Ca. 8,1 kg

Nettovekt(uten stativ)

Ca. 5,3 kg

Høydejusteringsområde

90 mm (Vipping: 0˚)

Vipp

Opp 30˚, ned 5˚

Sving

70°

Rotasjon

90° (roter mot klokken fra en stående retning)

Temperatur

0 ˚C - 35 ˚C (32 ˚F - 95 ˚F)Luftfuktighet

20 % - 80 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)

Lufttrykk

540 hPa - 1060 hPa

Kapittel 4 Spesifikasjoner

Omgivelseskrav for Temperaturtransport/lagring
Luftfuktighet-20 ˚C - 60 ˚C (-4 ˚F - 140 ˚F)
10 % - 90 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)

Lufttrykk

200 hPa - 1060 hPa*1 Når DVI-inngang brukes, er ikke USB-porten (oppstrøms) koblet til, «Auto Input Detection (automatisk
inngangsdeteksjon)»: «Off (Av)», «Power Save (strømsparing)»: «High (Høy)», «DP Power Save (DPstrømsparing)»: «On (På)», «DisplayPort» – «Version (versjon)»: «1.1», «DDC»: «Off (Av)», og ingen eksternbelastning er koblet til*2 Når oppstrøms USB-port ikke er tilkoblet, «DP Power Save»: «On (På)», «DisplayPort» – «Version (versjon)»:«1.1», «DDC»: «Off (Av)», ingen ekstern belastninger er koble til

4-2. Kompatible oppløsninger
Skjermen støtter følgende oppløsninger.
√: Støttet
DisplayPort

DVI

Oppløsning(H x V)

VertikalskannefrekvensStåendeLiggendeStåendeLiggende

720 × 400

70 Hz

√

√

√

√

640 × 480

60 Hz

√

√

√

√

800 × 600

60 Hz

√

√

√

√

1024 × 768

60 Hz

√

√

√

√

1280 × 1024

60 Hz

√

√

√

√

1600 × 1200

60 Hz

√

√

√

√

*1

-

√*3

2560 × 2048

50 Hz

-

√

2048 × 2560

50 Hz

√*1

-

√*3

-

48 Hz

-

√

*2

-

-

2048 × 2560

48 Hz

√

*2

-

-

-

2560 × 2048

25 Hz

-

-

-

√

2048 × 2560
25 Hz
*1 Bare når «DisplayPort version (DisplayPort-versjon)» er «1.1».
*2 Bare når «DisplayPort version (DisplayPort-versjon)» er «1.2».
*3 Bare et dual link-signal.

√-2560 × 2048

4-3. Valgfritt tilbehør
Følgende tilbehør er tilgjengelig separat.
Gå til nettsiden vår for den nyeste informasjonen om valgfritt tilbehør og informasjon og de nyeste
kompatible grafikkort. http://www.eizoglobal.com
Kalibreringssett

EIZO «RadiCS UX2» Ver. 4.6.0 eller nyere
EIZO «RadiCS Version Up Kit» Ver. 4.6.0 eller nyere

Programvare for administrering av
nettverksbasert kvalitetskontroll

EIZO «RadiNET Pro» Ver. 4.6.0 eller nyere
EIZO «RadiNET Pro Lite» Ver. 4.6.0 eller nyere

Rengjøringssett

EIZO «ScreenCleaner»

Komfortbelysning for lesesaler

EIZO «RadiLight»

Panelbeskytter

RP-918

Kapittel 4 Spesifikasjoner

21Tillegg
Medisinsk standard• Det endelige systemet skal overholde IEC60601-1-1-kravene.
• Strømforsyningsutstyr kan sende ut elektromagnetiske bølger som kan virke inn på eller begrenseskjermfunksjonen, eller føre til at skjermen blir ødelagt. Installer utstyret i kontrollerte omgivelser,
hvor slike innvirkninger kan unngås.

Utstyrsklassifisering-

22

Beskyttelsestype mot elektrisk sjokk: Klasse I
EMC-klasse: IEC60601-1-2 Gruppe 1 Klasse B
Klassifisering av medisinsk utstyr (EU): Klasse I
Driftsmodus: Kontinuerlig
IP-klasse: IPX0

Tillegg

EMC-informasjon
RadiForce-serien har en ytelse som viser medisinske bilder på en passende måte.

Tiltenkte bruksmiljøer
RadiForce-serien er ment å brukes i følgende omgivelser.
• Profesjonelle helsetjenestemiljøer som klinikker og sykehus
Følgende miljøer er ikke passende for bruk av RadiForce-serien:• Hjemmepleiemiljøer• I nærheten av høyfrekvent kirurgisk utstyr, som f.eks. elektrokirurgiske kniver• I nærheten av utstyr for kortbølgebehandling• RF-skjermede rom med medisinske utstyrssystemer for MRI• I vernede spesialmiljøer• Installert i kjøretøy, inkludert ambulanser• Andre spesielle miljøer

ADVARSEL
RadiForce-serien krever spesielle forholdsregler i forhold til EMC, og må installeres. Du må lese
EMC-informasjonen og «FORHOLDSREGLER»-deler i dette dokumentet nøye, og observere følgende instruksjoner når du installerer og opererer produktet.
RadiForce-serien skal ikke brukes nær eller stablet oppå annet utstyr. Hvis det må brukes sammen
med eller stablet sammen med annet utstyr, må utstyret eller systemet observeres for å verifiserenormal drift i konfigurasjonen det skal brukes.
Ved bruk av bærbart RF-kommunikasjonsutstyr må det holdes 30 cm (12 tommer) eller lenger unna
alle deler, inkludert kablene til RadiForce. Ellers kan forringelse av utstyrets ytelse oppstå.
Alle som kobler til ytterligere utstyr til signalinngangsdelen eller signalutgangsdelene, og som konfigurerer et medisinsk system, er ansvarlig for at systemet er i samsvar med kravene i IEC60601-1-2.
Ikke rør signalinngangs-/signalutgangskontaktene mens du bruker RadiForce-serien. Ellers kan det
viste bildet bli påvirket.
Sørg for å bruke kablene som medfølger produktet, eller kabler spesifiserte av EIZO.
Bruk av andre kabler enn de spesifiserte eller leverte av EIZO for dette utstyret kan føre til økt elektromagnetisk utstråling eller redusert elektromagnetisk immunitet for dette utstyret, og feilaktig
drift.
Kabel
EIZO-spesifiserte
Maksimal
Skjerming
Ferrittkjerne
kablerkabellengde
Signalkabel (DisplayPort)
Signalkabel (DVI)
USB-kabel
Strømkabel (med jording)

PP300
DD300DL
UU300
–

3m
3m
3m
3m

Skjermet
Skjermet
Skjermet
Ikke-skjermet

Med ferrittkjerner
Med ferrittkjerner
Med ferrittkjerner
Uten ferrittkjerner

Tillegg

23

Tekniske beskrivelser
Elektromagnetisk stråling

RadiForce-serien er beregnet brukt i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert under.
Kunden eller brukeren av RadiForce-serien skal påse at det brukes i et slikt miljø.

Utstrålingstest

SamsvarElektromagnetisk miljø – veiledning

RF-strålingCISPR11

Gruppe 1

RadiForce-serien bruker RF-energi bare til sine interne funksjoner.
Derfor er RF-strålingen meget lav, og det er usannsynlig at den kan forårsake
forstyrrelser for elektronisk utstyr i nærheten.

RF-strålingCISPR11

Klasse B

Harmonisk stråling
IEC61000-3-2

Klasse D

RadiForce-serien er egnet for bruk i alle lokaliteter, inkludert boliger og de som
er direkte tilkoblet den offentlige lavspenningsstrømforsyningen som forsyner
bygninger som brukes til boliger.

Spenningsvariasjoner / Overholder
flimmerstråling
IEC61000-3-3

Elektromagnetisk immunitet
RadiForce-serien har blitt testet ved følgende samsvarsnivå (C) i henhold til testkravene (T) for profesjonelle
helseinstitusjonsmiljøer definert i IEC60601-1-2.
Kunden eller brukeren av RadiForce-serien skal påse at det brukes i et slikt miljø.

Immunitetstest

Testnivå (T)Samsvarsnivå (C)Elektromagnetisk miljø – veiledning

Elektrostatisk utladning(ESD)
IEC61000-4-2±8 kV kontaktutladning±15 kV luftutladning±8 kV kontaktutladning Gulv skal være av tre, betong eller keramiske±15 kV luftutladningfliser. Hvis gulvene er dekket med syntetisk
materiale, skal den relative fuktigheten væreminst 30 %.

Elektrisk hurtig
transient/burst
IEC61000-4-4±2 kV kraftledninger±1 kV inn-/utlinjer±2 kV kraftledninger±1 kV inn-/utlinjer

Nettstrømforsyningen skal være fra offentlig
strømnett eller sykehusets strømnett.

Overspenninger
IEC61000-4-5±1 kV linje til linje±2 kV linje til jord

±1 kV linje til linje±2 kV linje til jord

Nettstrømforsyningen skal være fra offentlig
strømnett eller sykehusets strømnett.

Spenningsfall,
0 % UT (100 % fall i UT)
korte avbrudd og
0,5 sykluser og 1 syklus
spenningsvariasjoner på 70 % UT (30 % fall i UT)
nettstrømskontaktene
25 sykluser ved 50 Hz
IEC61000-4-11
0 % UT (100 % fall i UT)
250 sykluser ved 50 Hz

0 % UT (100 % fall i
Nettstrømforsyningen skal være fra offentlig
strømnett eller sykehusets strømnett.
UT) 0,5 sykluser og 1
Hvis brukeren av RadiForce-serien krever
syklus
70 % UT (30 % fall i UT) kontinuerlig drift under strømavbrudd, anbefales
25 sykluser ved 50 Hz det at RadiForce-serien får strøm fra en
0 % UT (100 % fall i UT) avbruddsfri strømforsyning eller et batteri.
250 sykluser ved 50 Hz

Strømfrekvens
magnetfelt
IEC61000-4-8

30 A/m24

Tillegg

30 A/m(50 / 60 Hz)

Strømfrekvens magnetfelt skal være densamme som er typisk for bedrifter og
sykehusmiljø. Produktet skal holdes minst 15
cm vekk fra kilden for strømfrekvens magnetfelt
under bruk.

Elektromagnetisk immunitet
RadiForce-serien har blitt testet ved følgende samsvarsnivå (C) i henhold til testkravene (T) for profesjonelle
helseinstitusjonsmiljøer definert i IEC60601-1-2.
Kunden eller brukeren av RadiForce-serien skal påse at det brukes i et slikt miljø.

Immunitetstest

Testnivå (T)Samsvarsnivå (C)Elektromagnetisk miljø – veiledningBærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr skal
ikke brukes nærmere noen del av RadiForceserien, inkludert kabler, enn den anbefalte
separasjonsavstanden som er beregnet ved
hjelp av ligningen som gjelder for senderens
frekvens.
Anbefalt separasjonsavstandLedede forstyrrelser
indusert av RF-felt.
IEC61000-4-6

Utstrålte RF-felt
IEC61000-4-3

3 Vrms150 kHz–80 MHz

3 Vrmsd = 1,2 √P

6 Vrms
ISM-bånd a) mellom
150 kHz og 80 MHz

6 Vrmsd = 1,2 √P

3 V/m
80 MHz–2,7 GHz

3 V/m

d = 1,2√P, 80 MHz–800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz–2,7 GHz
Der «P» er den maksimale utgangseffekten
i watt (W) fra senderen i henhold til
produsenten, og «d» er den anbefalte fysiske
separasjonsavstanden i meter (m).
Feltstyrker fra faste RF-sendere, slik
det er fastsatt ved en undersøkelse av
elektromagnetisme på driftsstedet b), skalvære mindre enn samsvarsnivået for hvert
frekvensområde c).
Interferens kan oppstå i nærheten av utstyr
merket med følgende symbol.

Merknad 1 UT er vekselstrømspenningen før testnivået påføres.
Merknad 2 Det høyere frekvensområdet gjelder ved 80 MHz og 800 MHz.
Merknad 3 Disse retningslinjene for ledningsbåret RF eller utstrålt RF gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk
spredning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, objekter og mennesker.
a)ISM-båndene (industriell, vitenskapelig og medisinsk) mellom 150 kHz og 80 MHz er 6,765 MHz til 6,795 MHz, 13,553
MHz til 13,567 MHz, 26,957 MHz til 27,283 MHz og 40,66 MHz til 40,70 MHz.

b)

Det er ikke mulig å forutse med nøyaktighet feltstyrkene fra sendere med fast frekvens, slik som mobiltelefoner /trådløse telefoner, mobilradioer, amatørradioer og AM/FM/TV-sendere. En elektromagnetisk undersøkelse bør vurderesfor å evaluere det elektromagnetiske miljøet som skyldes faste RF-sendere. Hvis den målte feltstyrken på stedet derRadiForce-serien brukes overskrider det relevante RF-samsvarsnivået ovenfor, må det kontrolleres om RadiForce-serienvirker som den skal. Dersom unormal ytelse observeres, kan det være nødvendig med andre tiltak, for eksempel å snu
eller flytte på RadiForce-serien.

c)Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkene være lavere enn 3 V/m.

Tillegg25

Anbefalte avstander mellom bærbart eller mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og RadiForce-serien
RadiForce-serien er beregnet brukt i et elektromagnetiske miljø der RF-utstrålt støy er kontrollert. Kunden eller
brukeren av RadiForce-serien kan hjelpe med å forhindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde en
minste avstand (30 cm) mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og RadiForce-serien.
RadiForce-serien har blitt testet med følgende samsvarsnivåer (C) i henhold til testkravene (T) for immunitet motnærhetsfelt fra følgende RF trådløse kommunikasjonstjenester.

Testfrekvens(MHz)Båndbredde a)(MHz)

Tjeneste a)

Samsvarsnivå
(C)
(V/m)

Testnivå (T) c)(V/m)

Modulasjon b)

385

380–390TETRA 400

Pulsmodulasjon b)
18 Hz

27

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

FM±5 kHz avvik
1 kHz sinus

28

28

710

704–787

LTE-bånd 13, 17

Pulsmodulasjon b)
217 Hz99800–960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE-bånd 5

Pulsmodulasjon b)
18 Hz

28

28

1700–1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE-bånd 1, 3, 4,
25;
UMTS

Pulsmodulasjon b)
217 Hz

28

28

2450

2400–2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE-bånd 7

Pulsmodulasjon b)
217 Hz

28

28

5240

5100–5800

WLAN 802.11 a/n

Pulsmodulasjon b)
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785
a)

Bare uplink-frekvensene er inkludert for noen systemer.

b)Medbringer moduleres med en 50 % driftssyklus firkantbølgesignal.

c)

Testnivåene ble beregnet ved bruk av maksimal effekt og en separasjonsavstand på 30 cm.

Kunden eller brukeren av RadiForce-serien kan bidra til å forhindre forstyrrelser fra nærliggende magnetiske felt ved å
opprettholde minimumsavstanden (15 cm) mellom RF-sendere og RadiForce-serien.
RadiForce-serien har blitt testet med følgende samsvarsnivåer (C) i henhold til testkravene (T) for immunitet motnærhetsmagnetfelt i tabellen nedenfor.

Testfrekvens

Modulasjon a)

134,2 kHz

Pulsmodulasjon a)2,1 kHz65

13,56 MHz

Pulsmodulasjon a)
50 kHz7,5Testnivå (T)
(A/m)

a)

Medbringer moduleres med en 50 % driftssyklus firkantbølgesignal.

26

Tillegg

65
7,5

Samsvarsnivå (C)(A/m)

For annet bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) opprettholdes minimumsavstanden mellom bærbart
og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og RadiForce-serien som anbefalt under, i henhold til maksimum
utgangseffekt for kommunikasjonsutstyret.

Senderens nominelle
maks. utgangseffekt(W)

Separasjonsavstand i henhold til senderens frekvens(m)
150 kHz til 80 MHz
80 MHz til 800 MHz
800 MHz til 2,7 GHz
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P
d = 2,3 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

For sendere med en maksimal nominell utgangseffekt som ikke er tilgjengelig ovenfor, kan den anbefalte
separasjonsavstanden «d» i meter (m) estimeres ved å bruke ligningen som gjelder for frekvensen til senderen, hvor «P» ersenderens maksimale nominelle utgangseffekt i watt (W) i henhold til produsenten.
Merknad 1

Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for et høyere frekvensområde.

Merknad 2

Disse retningslinjene for ledningsbåret RF eller utstrålt RF gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk
spredning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, objekter og mennesker.

Tillegg

27

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N385AZ
IFU-RX560
Copyright © 2017 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition - September 29th, 2023