Navodila za uporabo

Barvni LCD monitor

Pomembno
Pred uporabo preberite Navodila za uporabo in Priročnik za
namestitev.
• Za nastavitve in prilagoditve monitorja glejte priročnik za namestitev.
• Najnovejše informacije o izdelku, vključno z navodili za uporabo, so na
voljo na naši spletni strani.
www.eizoglobal.com

SIMBOLI
V tem priročniku in na tem izdelku so uporabljeni simboli, navedeni v nadaljevanju.
Označujejo pomembne informacije. Skrbno jih preberite.
Neupoštevanje informacij v OPOZORILU lahko povzroči hude poškodbe ter
ogrozi življenje.

OPOZORILO
Neupoštevanje informacij v poglavju POZOR lahko povzroči zmerne
poškodbe in/ali škodo na lastnini ali izdelku.

POZOR
Prikazuje opozorilo ali pozor. Na primer,»električnega šoka«.
Prikazuje prepovedano dejanje. Na primer,

prikazuje nevarnost

pomeni »Ne razstavljajte«.

Ta izdelek je bil prilagojen posebej za uporabo v regiji, v katero je bil prvotno odpremljen.
Če uporabljate zunaj te regije, izdelek morda ne bo deloval, kot je navedeno v specifikacijah.
Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno reproducirati, shraniti v sistem za iskanje ali ga
prenašati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, elektronsko, mehansko ali kako
drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja korporacije EIZO.
Družba EIZO Corporation ni dolžna hraniti zaupnih predloženih materialov ali informacij,
razen če se predhodno ne dogovorijo na podlagi prejema omenjenih informacij od družbe
EIZO Corporation. Čeprav smo si po najboljših močeh prizadevali zagotoviti, da ta priročnikvsebuje najnovejše informacije, upoštevajte, da se lahko specifikacije produkta EIZO
spremenijo brez predhodnega obvestila.
2PREVIDNOSTNI UKREPIPREVIDNOSTNI UKREPIPomembno
Ta izdelek je bil prilagojen posebej za uporabo v regiji, v katero je bil prvotno odpremljen.
Če uporabljate zunaj te regije, izdelek morda ne bo deloval, kot je navedeno v
specifikacijah.
Za osebno varnost in pravilno vzdrževanje skrbno preberite poglavje »PREVIDNOSTNIUKREPI« in opozorila o monitorju.

Mesto opozoril

Simboli na enoti
SimbolTa simbol prikazuje
Stikalo električnega napajanja: Pritisnite, da izklopite električno napajanje
monitorja.
Stikalo električnega napajanja: Pritisnite, da vklopite električno napajanje monitorja.
Gumb vklop/izklop: Pritisnite, da vklopite ali izklopite napajanje monitorja.
Izmenični tok
Opozorilo nevarnosti električnega šokaPOZOR
Oznaka OEEO: Izdelek je treba odstraniti ločeno; materiali se lahko reciklirajo.

Oznaka CE: Oznaka skladnosti EU v skladu z določbami Direktive Sveta in/ali
Uredbe (EU).
Proizvajalec
Datum proizvodnje
Pozor: zvezno pravo (ZDA) predpisuje, da sme to napravo prodajati oz. naročiti
samo zdravstveni delavec z licenco.
Medicinski pripomoček v EU

3

PREVIDNOSTNI UKREPISimbolTa simbol prikazuje
Uvoznik v EU
Oznaka, ki označuje skladnost s predpisi Združenega kraljestva
Odgovorna oseba v Združenem kraljestvu
Pooblaščeni zastopnik v Švici
Pooblaščeni zastopnik v Evropski skupnosti

4

PREVIDNOSTNI UKREPIOPOZORILOOPOZORILO
Če enota začne oddajati dim, smrdi po zažganem ali oddaja čudne zvoke, nemudoma
izklopite vse električne priključke in za nasvet stopite v stik s svojim predstavnikom EIZO.
Poskus uporabe okvarjene enote lahko povzroči požar, električni šok ali poškodbo opreme.

OPOZORILONe razstavljajte ali spreminjajte enote.
Odpiranje omarice lahko povzroči električni udar ali opekline zaradi visokonapetostnih
ali visokotemperaturnih delov. Spreminjanje enote lahko povzroči požar ali električni
šok.

OPOZORILO
Vsa popravila naj opravi usposobljeno servisno osebje.
Izdelka ne skušajte popraviti sami, saj lahko z odpiranjem in odstranjevanjem pokrovov povzročitepožar, električni šok ali poškodbo opreme.

OPOZORILO
Držite enoto vstran od tujkov ali tekočin.
Kovinski deli, vnetljivi materiali ali tekočine, ki nenamerno padejo v omarico, lahko
povzročijo požar, električni šok ali poškodbe opreme.
Če predmet pade/se tekočina razlije v omarico, nemudoma izklopite enoto iz
električnega omrežja. Pred uporabo naj enoto preveri usposobljen servisni inženir.

OPOZORILO
Enoto postavite na trdno in stabilno mesto.
Enota, postavljena na neustrezno površino, lahko pade in povzroči poškodbe.
Če enota pade, jo nemudoma izklopite iz električnega omrežja in se posvetujte z lokalnim
predstavnikom EIZO. Ne uporabljajte poškodovane enote. Uporaba poškodovane enote lahko
povzroči požar ali električni šok.

5

PREVIDNOSTNI UKREPIOPOZORILO
Enoto uporabljajte na ustreznem mestu.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara, električnega šoka ali poškodbe opreme.
• Enote ne nameščajte zunaj.
• Enote na nameščajte v nobenih prevoznih sredstvih (ladjah, letalih, vlakih,
avtomobilih itd.).
• Enote ne nameščajte v prašnih in vlažnih okoljih.
• Enote ne nameščajte na mestih, kjer lahko voda poškropi ekran (v kopalnicah,
kuhinjah itd.)• Enote ne nameščajte na mestih, kjer lahko ekran pride v neposreden stik s paro.
• Enote ne nameščajte v bližini vlažilnikov ali naprav, ki oddajajo toploto.
• Enote ne nameščajte na mestih, kjer je izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
• Enote ne nameščajte v okoljih z vnetljivim plinom.
• Enote ne nameščajte v okoljih s korozivnimi plini (kot so žveplov dioksid, vodikov
sulfid, dušikov dioksid, klor, amoniak in ozon).
• Enote ne nameščajte v prašnih okoljih s snovmi, ki pospešujejo korozijo v atmosferi(kot sta natrijev klorid in žveplo), prevodnimi kovinami in tako naprej.

OPOZORILO
Plastično embalažo hranite izven dosega dojenčkov in otrok.
Plastične vrečke lahko povzročijo zadušitev.

OPOZORILO
Uporabite priložen električni kabel in priključite enoto na standardno električno vtičnico v
vaši državi.
Prepričajte se, da enoto uporabljate v obsegu navedene napetosti električnega kabla. V nasprotnem
primeru lahko povzročite požar ali električni šok.
Napajanje: 100 – 240 Vac 50/60 Hz

OPOZORILO
Pri izklopu električnega kabla trdno primite vtič in ga povlecite.
Z vlečenjem kabla ga lahko poškodujete, kar lahko povzroči požar ali električni šok.

OPOZORILO
Oprema mora biti priključena na ozemljeno omrežno vtičnico.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega šoka.

6

PREVIDNOSTNI UKREPIOPOZORILO
Uporabite pravilno napetost.
• Enota je zasnovana samo za uporabo z določeno napetostjo. Priključitev na drugo napetost kot
napetost, navedeno v teh »Navodilih za uporabo«, lahko povzroči požar, električni šok ali
poškodbo opreme.
Napajanje: 100 – 240 Vac 50/60 Hz• Ne preobremenite električnega tokokroga, saj lahko to povzroči požar ali električni šok.

OPOZORILOZ električnim kablom ravnajte previdno.
Na električni kabel ne polagajte težkih predmetov in ne vlecite ali vozlajte električnega
kabla. Uporaba poškodovanega električnega kabla lahko povzroči požar ali električni
šok.

OPOZORILO
Upravljavec se med dotikanjem izdelka ne sme dotikati bolnika.
Ta izdelek ni zasnovan za stik z bolnikom.

OPOZORILO
Vtiča ali električnega kabla se nikoli ne dotikajte, če začne grmeti.
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega šoka.

OPOZORILO
Pri pritrditvi stojala za roke glejte uporabniški priročnik za stojalo za roke in enoto varno
namestite.
V nasprotnem primeru se enota lahko sname, kar lahko povzroči poškodbe in/ali škodo na opremi.
Pred namestitvijo se prepričajte, da imajo mize, stene ali katera koli druga površina namestitve
ustrezno mehansko trdnost.
Če enota pade, jo nemudoma izklopite iz električnega omrežja in se posvetujte z lokalnim
predstavnikom EIZO. Ne uporabljajte poškodovane enote. Uporaba poškodovane enote lahko
povzroči požar ali električni šok. Ko ponovno pritrdite nagibno stojalo, uporabite iste vijake in jih
varno privijte.

OPOZORILO
Poškodovanega prikaza LCD se ne dotikajte z golimi rokami.
Pri neposrednem stiku katerega koli dela kože s prikazom LCD kožo temeljito sperite.
Če tekoči kristali zaidejo v oči ali usta, jih nemudoma sperite z obilo vode in poiščite
zdravniško pomoč. V nasprotnem primeru lahko pride do toksične reakcije.

OPOZORILO
Za postavitev na visokih lokacijah prosite za pomoč strokovnjaka.
Pri nameščanju monitorja na visoko mesto obstaja nevarnost, da izdelek ali njegovi deli padejo in
povzročijo poškodbe. Za pomoč prosite nas ali strokovnjaka, ki je specializiran za gradbena dela pri
namestitvi monitorja, vključno s pregledom izdelka glede morebitnih poškodb ali deformacij pred in
po namestitvi monitorja.

7

PREVIDNOSTNI UKREPI

POZOR
POZOR
Ne glejte neposredno v vir svetlobe osvetlitve ozadja ali delovne luči.
Lahko povzroči nelagodje v očeh in težave z vidom.

POZOR
Na držalu delovne luči ne uporabljajte pretirane sile.
Upogibanje ali zvijanje držala z močno silo lahko povzroči poškodbe ali okvaro.

POZOR
Pred uporabo preverite stanje delovanja.
Enoto pričnite uporabljati šele, ko se prepričate, da s prikazano sliko ni nobenih težav.
Če uporabljate več enot, jih pričnite uporabljati šele, ko se prepričate, da so slike prikazane pravilno.

POZOR
Varno pritrdite kable/žice, ki imajo napravo za pritrditev.
Če kabli / žice niso varno pritrjeni, se lahko ločijo, zaradi česar se slike izklopijo in prekinejo vaše
aktivnosti.

POZOR
Ko premikate enoto, odklopite kable in odstranite dodatke.
V nasprotnem primeru se lahko kabli ali dodatki med premikanjem snamejo, kar povzroči poškodbe.

POZOR
Enoto prenašajte, oziroma namestite skladno z navedenimi načini.
• Ko premikate izdelek, trdno držite spodnji del zaslona.
• Monitorji z velikostjo 30 ali več palcev so težki. Monitor morata razpakirati oziroma
prenašati vsaj dve osebi.
• Če ima model vaše naprave ročaj na zadnji strani monitorja, primite in trdno držite
dno in ročaj monitorja.
Padec enote lahko povzroči telesne poškodbe ali poškodbo opreme.

POZOR
Bodite previdni, da ne stisnete rok.
Če nenadoma uporabite silo na monitor, da prilagodite njegovo višino ali kot, se lahko vaše rokestisnejo in poškodujejo.

8

PREVIDNOSTNI UKREPIPOZORNe prekrivajte rež ventilatorja na omarici.
• Ne postavljajte predmetov na reže ventilatorja.
• Enote ne nameščajte na mesta s slabim prezračevanjem ali z nezadostnim
prostorom.
• Enote ne uporabljajte položene ali obrnjene.
Prekrivanje rež ventilatorja preprečuje zadostni pretok zraka in lahko povzroči požar,električni šok ali poškodbo opreme.

POZOR
Ne dotikajte se električnega vtiča z mokrimi rokami.
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega šoka.

POZOR
Ne postavljajte predmetov okoli električnega vtiča.
Tako boste v primeru težav lahko hitro izklopili električni vtič, da preprečite požar ali
električni šok.

POZOR
Redno čistite površino okrog električnega kabla in rež ventilatorja monitorja.
Prah, voda ali olje, zlepljeno v tem območju, lahko povzroči požar.

POZOR
Pred čiščenjem izklopite enoto iz električnega omrežja.
Čiščenje enote, ki je priključena v električno omrežje, lahko povzroči električni šok.

POZOR
Če enote ne boste uporabljali dalj časa, jo zaradi varnosti in varčevanja z energijo izklopite inizključite električni vtič iz električnega omrežja.

POZOR
Ta izdelek odstranite v skladu z zakoni kraja ali države prebivališča.

POZOR
Za uporabnike na območju EGP in v Švici:
uporabnik mora vsako hudo nesrečo, ki se je pripetila v povezavi z napravo, prijaviti
proizvajalcu ter pristojnemu organu v državi članici prebivališča uporabnika in/ali bolnika.

9

Opomba za ta monitor

Opomba za ta monitor
Indikacije za uporabo
Ta izdelek je namenjen za prikazovanje radioloških slik za pregled, analizo in diagnozo s
strani usposobljenih zdravnikov. Zaslon ni namenjen mamografiji.
Pozor• Ta izdelek ni namenjen za in vitro diagnostično uporabo.
• Garancija izdelka ne krije drugih uporab, razen tistih, navedenih v tem priročniku.
• Specifikacije, navedene v tem priročniku, veljajo samo pri uporabi napajalnih kablov, ki so
priloženi izdelku, in signalnih kablov, ki jih določa EIZO.
• S tem izdelkom uporabljajte samo izdelke dodatne opreme EIZO, ki jih je določil EIZO.

Previdnostni ukrepi za uporabo• Deli (kot so LCD zaslon in ventilator) se lahko obrabijo, če jih uporabljate v daljšemčasovnem obdobju. Redno preverjajte njihovo pravilno delovanje.
• Če se slika ekrana po daljšem prikazu iste slike spremeni, se lahko ohrani paslika. V
izogib prikazovanja iste slike dalj časa uporabljajte ohranjevalnik zaslona ali funkcijo
varčevanja z energijo. Paslika se lahko pojavi tudi po kratkem času, odvisno od
prikazane slike. Če želite odstraniti tak pojav, spremenite sliko ali za nekaj ur izklopite
napajanje.
• Zaslon monitorja se stabilizira v nekaj minutah. Ko vklopite monitor ali ko se monitor
ponovno zažene iz načina varčevanja z energijo, pred njegovo ponovno uporabo
počakajte nekaj ali več minut.
• Če monitor deluje neprestano dalj časa, se lahko pojavijo madeži ali ožigi. Za
podaljšanje življenjske dobe monitorja vam priporočamo, da ga redno izklapljate.
• Osvetlitev ozadja LCD prikaza ima fiksno življenjsko dobo. Glede na vzorec uporabe, na
primer dolgotrajno neprekinjeno delovanje, se lahko življenjska doba osvetlitve ozadja
izteče bistveno prej, zato je osvetlitev treba zamenjati. Če ekran postane temen ali
prične migljati, stopite v stik z lokalnim predstavnikom EIZO.
• Zaslon ima lahko okvarjene slikovne pike ali majhno število svetlobnih pik na zaslonu.
To je posledica značilnosti same LCD plošče in ne predstavlja okvare izdelka.
• Ne pritiskajte močno na površino ali zunanji okvir LCD prikaza, saj lahko to povzroči
okvare zaslona, kot so interferenčni vzorci itd. Če na površino LCD prikaza neprekinjeno
pritiskate, se lahko tekoči kristal poškoduje ali pa se LCD prikaz uniči. (Če na LCD
prikazu ostanejo sledi pritiska, preklopite monitor na črn ali bel ekran. Napaka lahko
izgine.)• Zaslona ne praskajte in ne pritiskajte na LCD zaslon z ostrimi predmeti, saj lahko
poškodujete LCD zaslon. Zaslona ne drgnite s krpo, saj ga lahko popraskate.
• Ne dotikajte se kalibracijskega senzorja (integriranega sprednjega senzorja). S tem
lahko zmanjšate natančnost merjenja ali povzročite škodo na opremi.
• Glede na okolje se lahko vrednost, ki jo izmeri vgrajeni senzor osvetljenosti, razlikuje odvrednosti, prikazane na samostojnem osvetljevalniku.
• Če izdelek prenesete v hladen prostor, če temperatura nenadoma naraste ali če izdelek
prenesete iz hladnega v topel prostor, se lahko na njegovi površini ali v notranjosti
nabere kondenzat rose. V tem primeru izdelka ne vklopite. Počakajte, da kondenzat
izgine, saj se lahko izdelek v nasprotnem primeru poškoduje.

10Opomba za ta monitor

Za dolgotrajno uporabo monitorja
Nadzor kakovosti• Na kakovost prikaza monitorjev vplivata raven kakovosti vhodnih signalov in poškodbe
izdelka. Opravite vizualne preglede in redne teste doslednosti (vključno s preverjanjem
sivine), da bo oprema v skladu z zdravstvenimi standardi/smernicami glede na vašo
uporabo, in po potrebi izvedite umerjanje. Programska oprema (izbirno) za nadzor
kakovosti RadiCS omogoča izvajanje nadzora kakovosti, ki ustreza zdravstvenim
standardom/smernicam.
• Počakajte 15 minut ali več po tem, ko je bil monitor vklopljen ali pa se je povrnil iz
načina varčevanja z energijo, preden izvedete različne teste za nadzor kakovosti,
umerjanje ali nastavitev zaslona monitorja.
• Priporočamo, da monitorje nastavite na priporočeno ali nižjo raven, da znižate
spremembe svetilnosti zaradi dolgotrajne uporabe in ohranite stabilno svetlost.
• Če želite prilagoditi rezultate meritev integriranega kalibracijskega senzorja(integriranega sprednjega senzorja) tistim zunanjega senzorja, ki se prodaja ločeno,izvedite korelacijo med integriranim sprednjim senzorjem in zunanjim senzorjem z
uporabo RadiCS (dodatna oprema)/RadiCS LE (priloženo). Periodična korelacija vam
omogoča, da ohranite rezultat merjenja integriranega sprednjega senzorja na ravni, ki jeenaka ravni zunanjega senzorja. Za podrobnosti o korelaciji glejte uporabniški priročnik
RadiCS/RadiCS LE.
Pozor• Stanje zaslona monitorja se lahko nepričakovano spremeni zaradi napake v delovanju ali
nepričakovane spremembe nastavitve. Po prilagoditvi zaslona monitorja je priporočljiva uporaba
monitorja z zaklenjenimi stikali za upravljanje.
Za podrobnosti o nastavitvah glejte Uporabniški priročnik (na CD-ju).

Čiščenje• Priporočamo vam, da izdelek redno čistite, saj boste le tako ohranili njegov izgled in
podaljšali njegovo življenjsko dobo.
• Umazanijo na izdelku lahko odstranite tako, da mehko krpo namočite z vodo ali pa
uporabite naše sredstvo ScreenCleaner in nežno obrišete.
Pozor• Pazite, da tekočine ne pridejo v neposreden stik z izdelkom. Če se to zgodi, takoj obrišite.
• Ne dovolite, da tekočina pride v reže ali v notranjost izdelka.
• Pri uporabi kemikalij za čiščenje ali razkuževanje lahko kemikalije, kot sta alkohol in razkužilo,povzročijo odstopanja v lošču, razbarvanje ali bledenje izdelka ter poslabšajo kakovost prikazane
slike. Kemikalij ne uporabljajte prepogosto.
• Ne uporabljajte razredčil, benzena, voska ali abrazivnih čistil, saj lahko poškodujejo izdelek.
• Za več informacij o čiščenju in razkuževanju obiščite naše spletno mesto.
Preverjanje: Odprite www.eizoglobal.com in za iskanje vnesite »disinfect« v polje za iskanje

Razkuževanje s kemikalijami• Pri razkuževanju izdelkov priporočamo uporabo kemikalij, ki smo jih testirali (glejte
spodnjo tabelo). Upoštevajte, da uporaba teh kemikalij ne zagotavlja, da se izdelek nebo poškodoval ali pokvaril.
Kategorija

Tip kemikalije

Primer izdelka

Na osnovi alkoholaČistilni etanol (etilni alkohol)

EtanolNa osnovi alkohola

Izopropanol

Izopropil alkohol (IPA)

11

Opomba za ta monitor

Kategorija

Tip kemikalije

Primer izdelka

Klor

Natrijev hipoklorit

Pureloks

Bigvanid

Klorheksidin glukonat

Raztopina hibitana

Na osnovi alkohola

Benzalkonijev klorid

WelpasNa osnovi aldehida

Glutaral

Sterihyde

Na osnovi aldehida

GlutaralCidex Plus28

Amfoterično površinsko
aktivno sredstvo

Alkildiaminoetilglicin hidroklorid

Raztopina satenidina

Udobna uporaba monitorja• Preveč temen ali svetel zaslon lahko vpliva na vaše oči. Prilagodite svetlost monitorja
glede na okoljske razmere.
• Dolgo gledanje v monitor utrudi vaše oči. Vsako uro naredite 10 minuten odmor.
• Glejte zaslon z ustrezne razdalje in pod ustreznim kotom.

Opozorila in odgovornosti glede kibernetske varnosti• Posodobitev vdelane programske opreme je treba izvesti prek EIZO Corporation ali
njenega distributerja.
• Če EIZO Corporation ali njegov distributer naročita posodobitev vdelane programske
opreme, jo takoj posodobite.

12

VSEBINAVSEBINAPREVIDNOSTNI UKREPI............................................................................................

3

Pomembno..........................................................................................................

3

Mesto opozoril.........................................................................................

3

Simboli na enoti ......................................................................................

3

OPOZORILO.......................................................................................................

5

POZOR ...............................................................................................................

8

Opomba za ta monitor ............................................................................................... 10
Indikacije za uporabo .......................................................................................... 10
Previdnostni ukrepi za uporabo........................................................................... 10
Za dolgotrajno uporabo monitorja ....................................................................... 11
Nadzor kakovosti .................................................................................... 11Čiščenje .................................................................................................. 11
Razkuževanje s kemikalijami .................................................................. 11
Udobna uporaba monitorja.................................................................................. 12
Opozorila in odgovornosti glede kibernetske varnosti......................................... 12
1 Uvod ............................................................................................................................ 15
1.1

1.2

1.3

Lastnosti.............................................................................................................. 15
1.1.1

Prosta postavitev .................................................................................... 15

1.1.2

Preprosta napeljava kablov..................................................................... 15

1.1.3

Podpira video prikaz in napajanje z eno samo kabelsko povezavo USB
Type-C .................................................................................................... 15

1.1.4

Hibridni enobarvni in barvni zaslon ......................................................... 16

1.1.5

Nadzor kakovosti .................................................................................... 16

1.1.6

Funkcija priklopne postaje ...................................................................... 16

1.1.7

Opremljen s funkcijo osvetlitve (RadiLight)............................................. 16

1.1.8

Prihranek prostora .................................................................................. 17

1.1.9

Uporaba monitorja z miško ali tipkovnico................................................ 17

Vsebina paketa ................................................................................................... 18
1.2.1

EIZO LCD Utility Disk.............................................................................. 18

1.2.2

RadiCS LE .............................................................................................. 18

1.2.3

Uporaba RadiCS LE ............................................................................... 19

Ukazi in funkcije .................................................................................................. 20
1.3.1

Spredaj.................................................................................................... 20

1.3.2

Zadaj ....................................................................................................... 21

2 Namestitev/priključitev .............................................................................................. 23
2.1

Pred namestitvijo................................................................................................. 23
2.1.1

2.2

Pogoji namestitve.................................................................................... 23

Povezovanje kablov ............................................................................................ 24

13

VSEBINA
2.3

Priključitev RadiLight Focus (delovne luči).......................................................... 29

2.4

Vklop električnega napajanja .............................................................................. 29

2.5

Prilagajanje višine in kota zaslona ...................................................................... 30

2.6

Pritrjevanje pokrova priključka ............................................................................ 31

2.7

Uporaba RadiLight Area / RadiLight Focus......................................................... 32

3 Težava ni slike ............................................................................................................ 33
4 Specifikacije................................................................................................................ 35
4.1

Seznam specifikacij............................................................................................. 35
4.1.1

Vrsta........................................................................................................ 35

4.1.2

LCD plošča ............................................................................................. 35

4.1.3

Video signali............................................................................................ 35

4.1.4

USB......................................................................................................... 35

4.1.5Omrežje .................................................................................................. 36

4.1.6

Energija................................................................................................... 36

4.1.7

Fizične specifikacije ................................................................................ 36

4.1.8

Okoljske zahteve za obratovanje ............................................................ 36

4.1.9

Pogoji transporta/skladiščenja ................................................................ 36

4.2

Podprte ločljivosti ................................................................................................ 37

4.3

Dodatki ................................................................................................................ 37

Priloga ......................................................................................................................... 38
Zdravstveni standard........................................................................................... 38
Razvrstitev opreme ................................................................................. 38
Informacije o elektromagnetni združljivosti ......................................................... 39
Okolja namenske uporabe ...................................................................... 39
Tehnični opisi .......................................................................................... 40

14

Uvod | 1

1 UvodZahvaljujemo se vam za nakup barvnega LCD monitorja EIZO.

1.1 Lastnosti
1.1.1 Prosta postavitev• Ta izdelek je opremljen s funkcijama PbyP (slika ob sliki) in PinP (slika v sliki), ki lahko
hkrati prikažeta do tri signale.

Enojni

PbyP

Enojni + PinP

PbyP + PinP

• Monitor ponuja funkcijo en kabel PbyP, ki prikazuje slike v načinu PbyP z enim samim
signalnim kablom.

1.1.2 Preprosta napeljava kablov
Monitor je opremljen z izhodnim priključkom USB Type-C® (USB-C®).
Preko izhodnega priključka se lahko signal posreduje na drug monitor.

1.1.3 Podpira video prikaz in napajanje z eno samo kabelsko povezavo USB Type-C
Ta izdelek je opremljen s priključkom USB-C in podpira prenos video signalov(DisplayPort™ Alt Mode) ter napajanje (napajanje prek USB-ja).
Priklopljenemu prenosnemu računalniku zagotavlja največ 94 W moči, ko se uporablja kot
zunanji monitor.

Video signali

Napajanje15

1 | Uvod

Opomba• Za prikaz video signalov mora povezana naprava podpirati prenos video signalov (DisplayPort
Alt Mode).
• Za uporabo funkcije polnjenja mora povezana naprava podpirati polnjenje naprave z uporabo
napajanja prek USB-ja.
• Samo pri uporabi naslednjih kablov USB je možna dobava največ 94 W moči:– CC150SS81G-5A (priloženo)• Povezane naprave je mogoče polniti tudi, ko je monitor v načinu varčevanja z energijo.

1.1.4 Hibridni enobarvni in barvni zaslon
Ko je omogočena funkcija Hybrid Gamma PXL samodejno razlikuje med enobarvnimi inbarvnimi deli iste slike na ravni slikovnih pik in jih prikaže v optimalnih gradientih.

1.1.5 Nadzor kakovosti• Monitor ima vgrajen senzor za umerjanje (vgrajen sprednji senzor). S tem senzorjem
lahko monitor izvaja neodvisno umerjanje (SelfCalibration) in preverjanje sivine.
• Uporaba priloženega RadiCS LE vam omogoča izvajanje kalibracije monitorja in
upravljanje zgodovine.
• Programska oprema za nadzor kakovosti RadiCS omogoča izvajanje nadzora kakovosti,
ki ustreza zdravstvenim standardom/smernicam.

1.1.6 Funkcija priklopne postaje
Ta monitor je opremljen z vrati LAN in zvezdiščem USB, ki omogočata uporabo kot
priklopno postajo. S priključitvijo kabla USB-C lahko ustvarite stabilno omrežno okolje tudina prenosnih računalnikih ali tabličnih napravah, ki niso opremljene z vrati LAN. Uporabljate
lahko tudi periferne naprave, združljive s priključkom USB, in polnite pametne telefone(glejte »Uporaba funkcije priklopne postaje« v priročniku za namestitev).

1.1.7 Opremljen s funkcijo osvetlitve (RadiLight)
RadiLight Area (osvetlitev ozadja)• RadiLight Area je funkcija zadnje osvetlitve, vgrajena v monitor. Posredno osvetljuje
prostor z zadnje strani monitorja, kar omogoča učinkovite radiološke interpretacije vslabo osvetljenih okoljih.
RadiLight Focus (delovna luč)

16

Uvod | 1
• RadiLight Focus je snemljiva delovna svetilka. Lahko zagotovi osvetlitev vašega
delovnega prostora, ko berete, pišete dokumente ali uporabljate tipkovnico.

RadiLight Area

RadiLight Focus

1.1.8 Prihranek prostora
Monitor je opremljen z več priključki USB (gorvodnimi). Z enim kompletom naprav USB(miška, tipkovnica itd.) lahko upravljate več računalnikov.

1.1.9 Uporaba monitorja z miško ali tipkovnico
Programska oprema za nadzor kakovosti monitorja RadiCS / RadiCS LE omogoča izvajanje
naslednjih postopkov z miško in tipkovnico:• Preklop načinov stikala CAL• Preklop vhodnih signalov• Funkcije, ki delu zaslona dodeli poljuben način preklopa CAL in prikaže sliko (Point-andFocus)• Prikazovanje ali skrivanje podokna PinP (Hide-and-Seek)• Preklapljanje med računalniki, ki uporabljajo naprave USB (Switch-and-Go)• Vstop v način varčevanja z energijo (Backlight Saver)• Funkcija, ki začasno poveča svetlost za izboljšanje vidnosti diagnostičnih slik (Instant
Backlight Booster)
Opomba• Programska oprema RadiCS / RadiCS LE vam omogoča, da prikažete ali skrijete podokno PinPin hkrati preklopite računalnik, ki se uporablja za upravljanje naprav USB. Za več informacij opostopku namestitve glejte Uporabniški / priročnik RadiCS / RadiCS LE.

17

1 | Uvod

1.2 Vsebina paketa
Prepričajte se, da so v paketu vsi naslednji deli. Če kateri manjka ali je poškodovan, seobrnite na prodajalca ali lokalnega predstavnika EIZO.
Opomba• Priporočamo vam, da škatlo in embalažo shranite za kasnejše premikanje ali prevoz izdelka.

• Monitor• Električni kabel• Digitalni signalni kabel (DisplayPort - DisplayPort): PP300-V14 x 2• Digitalni signalni kabel (HDMI–HDMI): HH300PR x 1• Kabel USB 2.0 (USB-A–USB-B): UU300 x 2• Kabel USB-C (USB-C do USB-C): CC150SS81G-5A x 1• Pokrov priključka (levo)• Pokrov priključka (desno)• RadiLight Focus (delovna luč)
• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Navodila za uporabo

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk
CD-ROM vsebuje naslednje elemente. Glejte »Readme.txt« na disku za postopke zagona
programske opreme ali referenčne datoteke za postopke.
• Datoteka Readme.txt• Programska oprema za nadzor kakovosti monitorja RadiCS LE (za Windows)• Uporabniški priročnik– Navodila za uporabo za ta monitor– Priročnik za namestitev monitorja– Uporabniški priročnik RadiCS LE• Zunanje mere

1.2.2 RadiCS LE
RadiCS LE vam omogoča izvajanje naslednjih postopkov nadzora in spremljanja kakovosti.
Za več informacij o programski opremi ali postopkih namestitve glejte Uporabniški priročnik
RadiCS LE.
Nadzor kakovosti• Izvajanje umerjanja• Prikaz rezultatov preskusov v seznamu in ustvarjanje poročila o preskusu

18

Uvod | 1
• Nastavitev cilja in urnika izvajanja samodejnega umerjanja SelfCalibration
Postopki monitorja• Preklop načinov stikala CAL• Preklop vhodnih signalov• Funkcije, ki delu zaslona dodeli poljuben način preklopa CAL in prikaže sliko (Point-andFocus)• Prikazovanje ali skrivanje podokna PinP (Hide-and-Seek)• Preklapljanje med računalniki, ki uporabljajo naprave USB (Switch-and-Go)• Vstop v način varčevanja z energijo (Backlight Saver)• Funkcija, ki začasno poveča svetlost za izboljšanje vidnosti diagnostičnih slik (Instant
Backlight Booster)• Funkcija, ki samodejno prilagodi svetlost monitorja tako, da ustreza nivoju svetlobe v
okolju, ko je nastavljena na besedilni način (Auto Brightness Control)
Pozor• Specifikacije RadiCS LE se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Najnovejšo različico
RadiCS LE lahko prenesete z našega spletnega mesta: (www.eizoglobal.com)

1.2.3 Uporaba RadiCS LE
Za informacije o namestitvi in uporabi RadiCS LE glejte Uporabniški priročnik RadiCS LE(na CD-ju).
Ko uporabljate RadiCS LE, povežite monitor z računalnikom s priloženim kablom USB. Za
več informacij o povezovanju monitorja, glejte 2.2 Povezovanje kablov [} 24].

19

1 | Uvod

1.3 Ukazi in funkcije
1.3.1 Spredaj
1

2Prib. 30°

3

4

1. Integriran sprednji
senzor (premični)

Ta senzor se uporablja za umerjanje in preverjanje sivine.

2. Senzor osvetljenosti

Ta senzor meri osvetlitev okolja. Merjenje osvetlitve okolja se izvajas programsko opremo za nadzor kakovosti RadiCS/RadiCS LE.

3. Stikala za upravljanje

Prikaže vodnik za upravljanje. Nastavite menije v skladu z navodili
za uporabo.

4. Stikalo za vklop/izklop

Vklopi ali izklopi napajanje.
Kazalnik stikala sveti, ko vklopite napajanje. Barva kazalnika se
razlikuje glede na stanje delovanja monitorja.
Zelena: Način običajnega obratovanja, oranžna: Način varčevanja zenergijo,
izklopljen: Glavno napajanje ali izklopljeno

20

Uvod | 1

1.3.2 Zadaj
1

7

2

8

5

6
3

4

9

11

10

12

13

14

1. RadiLight Area
(osvetlitev ozadja)

Funkcija zadnje osvetlitve, vgrajena v monitor. Posredno osvetljuje
prostor z zadnje strani monitorja.

2. Stojalo

Nastavi višino in kot (nagib, zasuk) monitorja.

3. Stikalo električnega
napajanja

Vklopi ali izklopi električno napajanje.

4. Napajalni priključek

Povezuje električni kabel.

5. Reža za varnostno
zaklepanje

Izpolnjuje Kensingtonov varnostni sistem MicroSaver.

6. Držalo za kabel

Omogoča, da so kabli lepo organizirani.

7. Priključek USB-A(dolvodni)

Povezuje se s periferno napravo USB (glejte »Uporaba funkcije
priklopne postaje« v priročniku za namestitev).

8. Priključek delovne luči

Povezuje se z RadiLight Focus.

9. Priključek HDMI

Priključen na PC z izhodom HDMI.

10. Priključek DisplayPort

Priključi se na PC z izhodom DisplayPort.

11. Priključek USB-C(gorvodni)

Priključi se na osebni računalnik z izhodom USB-C. To prav tako
prenaša signal USB, ki je potreben za uporabo programske opreme,
ki zahteva povezavo USB ali funkcijo priklopne postaje (glejte»Uporaba funkcije priklopne postaje« v priročniku za namestitev).

: Izklop,: Vklop21

1 | Uvod

22

12. Priključek USB-C(dolvodni)Če želite vzpostaviti verižno povezavo, priključite kabel na priključek
USB-C v smeri proti toku drugega monitorja. Poleg tega lahko
priključite periferno napravo USB (glejte »Uporaba funkcije priklopne
postaje« v Priročniku za namestitev).

13. Vrata LAN

Povezuje se z omrežnim zvezdiščem ali usmerjevalnikom s kablom
LAN, z namenom uporabe omrežne povezave funkcije priklopne
postaje (glejte »Uporaba funkcije priklopne postaje« v priročniku za
namestitev).

14. Priključek USB-B(gorvodni)

Povezuje se z računalnikom pri uporabi programske opreme, ki
potrebuje povezavo USB v računalniku brez povezave USB-C ali pri
uporabi funkcije zvezdišča USB tega izdelka.

Namestitev/priključitev | 2

2 Namestitev/priključitev
2.1 Pred namestitvijo
Skrbno preberite PREVIDNOSTNI UKREPI [} 3] in vedno upoštevajte navodila.
Če izdelek položite na lakirano mizo, se lahko barva zaradi sestave gume prime dna stojala.
Pred uporabo preverite površino mize.

2.1.1 Pogoji namestitve
Pri namestitvi monitorja v stojalo se prepričajte, da je na straneh, na zadnjem in zgornjem
delu dovolj prostora.
Pozor• Monitor postavite tako, da zaslon ni izpostavljen moteči svetlobi.

23

2 | Namestitev/priključitev

2.2 Povezovanje kablov
Pozor• Pred priključitvijo preverite, ali so monitor, računalnik in zunanje naprave izklopljeni.
• Ko zamenjate trenutni monitor s tem monitorjem, si oglejte 4.2 Podprte ločljivosti [} 37], daspremenite nastavitve računalnika za ločljivost in frekvenco navpičnega skeniranja na tiste, ki so
na voljo za ta monitor, preden povežete računalnik.
• Če je kable težko vstaviti, prilagodite kot zaslona.

1. Priključite signalne kable.
Preverite oblike priključkov in priključite kable.
V enem oknu prikaza

Signalni kabel: HH300PR
Signalni kabel: PP300-V14
Signalni kabel: CC150SS81G-5A

Pozor• V privzeti nastavitvi je prikazan signal priključka DisplayPort 1. Če želite prikazati signal izdrugega priključka, preklopite vhodni signal (glejte »Preklapljanje vhodnih signalov« v priročniku
za namestitev).
• Če uporabljate USB-C ne le za video prikaz, temveč tudi za nadzor kakovosti monitorja z
RadiCS / RadiCS LE in povezovanje naprav USB (z zunanjo napravo, ki je združljiva z USBjem), morate v meniju z nastavitvami »USB Selection« nastaviti na »USB-C«. Za podrobnosti
glejte Priročnik za namestitev (na CD-ju).
• Pri signalih HDMI® je morda prikazan v omejenem obsegu.

24Namestitev/priključitev | 2
Na prikazu PbyP (DisplayPort 1 / DisplayPort 2).

Signalni kabel: PP300-V14

Signalni kabel: PP300-V14

Pozor• Če želite izvesti prikaz PbyP (DisplayPort 1 / DisplayPort 2), morate v meniju z nastavitvami
konfigurirati »PbyP Settings«. Za podrobnosti glejte Priročnik za namestitev (na CD-ju).
• Pri prikazu PbyP iz dveh osebnih računalnikov, so lahko nekateri vidiki nadzora kakovosti, kot jekalibracija, omejeni.

25

2 | Namestitev/priključitevNa prikazu PbyP (PbyP z enim kablom).

Signalni kabel: PP300-V14

Signalni kabel: CC150SS81G-5A

Pozor• Če želite izvesti prikaz PbyP (One Cable PbyP), priključite na priključek DisplayPort 1 ali). Poleg tega morate konfigurirati nastavitev »PbyP Settings« v
priključek USB-C (gorvodni:
meniju z nastavitvami. Za podrobnosti glejte Priročnik za namestitev (na CD-ju).
• Če uporabljate USB-C ne le za video prikaz, temveč tudi za nadzor kakovosti monitorja z
RadiCS / RadiCS LE in povezovanje naprav USB (z zunanjo napravo, ki je združljiva z USBjem), morate v meniju z nastavitvami »USB Selection« nastaviti na »USB-C«. Za podrobnosti
glejte Priročnik za namestitev (na CD-ju).

26

Namestitev/priključitev | 2
Na prikazu PinP (podokno)
Primer: Uporaba priključka HDMI

Signalni kabel: HH300PR
Signalni kabel: PP300-V14

Pozor• Če želite izvesti prikaz PinP (podokno), morate konfigurirati nastavitev »PinP Settings« v
Nastavitvenem meniju. Za podrobnosti glejte Priročnik za namestitev (na CD-ju).
• Ko je signal HDMI prikazan na enem zaslonu, funkcije prikaza PinP (podokno) ni mogoče
uporabiti.

27

2 | Namestitev/priključitev
Pri povezovanju drugih monitorjev z marjetično verigo
Vhod signala v priključek DisplayPort 1 ali priključek USB-C (gorvodni:
drugem monitorju.

) bo prikazan naPovežite z računalnikom

Kabel USB-C

Signalni kabel: PP300-V14

Signalni kabel: CC150SS81G-5A

Signalni kabel: CP200(izbirno, prodaja se ločeno)Pozor• Obiščite spletno mesto EIZO za informacije o monitorjih in grafičnih karticah, ki jih lahko
uporabljate skupaj z daisy-chain verižno povezavo:(www.eizoglobal.com)• Če želite nastaviti verižno povezavo, se povežite s priključkom DisplayPort 1 ali priključkom). Poleg tega morate konfigurirati nastavitev »Daisy Chain« v meniju
USB-C (gorvodni:
skrbniških nastavitev. Za podrobnosti glejte Priročnik za namestitev (na CD-ju).
• Pokrovček je pritrjen na vrata USB-C (dolvodni:) privzeto. Pri uporabi odstranite pokrov.

2. Priključite napajalni kabel v električno vtičnico in napajalni konektor na monitor.
Električni kabel popolnoma vstavite v monitor.
3. Če ne uporabljate povezave USB-C in uporabljate RadiCS / RadiCS LE ali povezujete
naprave USB (zunanje naprave, združljive z USB) na monitor, povežite kabel USB 2.0 iz
priključka USB-B monitorja na priključek USB-A osebnega računalnika.
Kabel USB 2.0: UU300

Pozor• Pri povezovanju monitorja z osebnim računalnikom, na katerem je nameščen RadiCS/RadiCS) ali USB-C (gorvodni:).
LE, priključite na USB-B 1 (• Pri uporabi USB-B 2 () pred uporabo odstranite pokrov. Poleg tega spremenite nastavitev»USB Selection« v meniju z nastavitvami (glejte »Izbira USB-ja« v Priročniku za namestitev).

28

Namestitev/priključitev | 2

2.3 Priključitev RadiLight Focus (delovne luči)
Priključite RadiLight Focus (delovno luč) na priključek delovne luči na monitorju.
Pritrdite jo lahko le v smeri navzdol, pravokotno na konektor.

12

Če luč želite odstraniti, jo izvlecite, medtem ko povezovalni del z monitorjem obračate v
smeri, označeni z 1 na sliki.

2.4 Vklop električnega napajanja, da vklopite napajanje monitorja.
1. Dotaknite se
Kazalnik stikala električnega napajanja monitorja zasveti zeleno.
Če kazalnik ne zasveti, si oglejte 3 Težava ni slike [} 33].
Opomba• Ko se dotaknete katerega koli stikala za upravljanje, razen
pri izklopljenem monitorju,
začne utripati, da vas obvesti, kje je locirano stikalo za vklop.

2. Vklopite računalnik.
Prikaže se slika zaslona.
Če se slika ne prikaže, glejte 3 Težava ni slike [} 33] za dodaten nasvet.

29

2 | Namestitev/priključitev

Pozor• Pri prvi povezavi ali spreminjanju načina povezave nastavitve zaslona, kot sta ločljivost in merilo
zaslona, morda ne bodo ustrezne. Preverite, ali so nastavitve za osebni računalnik pravilno
konfigurirane.
• Zaradi varčevanja z energijo priporočamo, da je gumb vklop/izklop izklopljen. Če monitorja ne
uporabljate, lahko izklopite glavno napajanje ali odklopite napajalni vtič, tako da se napajanje
popolnoma prekine.

Opomba• Če želite podaljšati življenjsko dobo monitorja s preprečevanjem poslabšanja svetlosti inzmanjšanjem porabe energije, storite naslednje:– Na računalniku ali monitorju uporabljajte funkcijo varčevanja energije.
– Ko monitorja več ne uporabljate, ga izklopite.

2.5 Prilagajanje višine in kota zaslona
Z obema rokama primite zgornji in spodnji ali levi in desni rob zaslona ter prilagodite višino
zaslona, nagnite in zasukajte zaslon v optimalni položaj za izvajanje nalog.

Pozor• Ko zaključite z nastavljanjem preverite, ali so kabli pravilno povezani.
• Po nastavitvi višine in kota speljite kable skozi držalo kabla.
• Ko nastavljate kot ali položaj monitorja, ko je pritrjena delovna luč, pazite, da na delovno luč nedelujete s silo. S tem lahko poškodujete konektor ali držalo.

30

Namestitev/priključitev | 2

2.6 Pritrjevanje pokrova priključka
1. Organizirajte kable v držalo za kable.

2. Pritrdite pokrov priključka.

Primer: Pritrdite pokrov priključka (desno)

Pozor• Prepričajte se, da je varno pritrjen, da zagotovite ustrezno prezračevanje znotraj monitorja.

Opomba• Če želite odstraniti pokrov konektorja, ga povlecite proti sebi.

31

2 | Namestitev/priključitev

2.7 Uporaba RadiLight Area / RadiLight Focus
1. Preverite, ali sta monitor in računalnik vklopljena.
2. Uporabite delovna stikala za vklop/izklop RadiLight Area ali RadiLight Focus.
Prilagodi svetlost RadiLight Area.

RadiLight Focus Vklop/Izklop
RadiLight Area
Zmanjšanje svetlosti / Povečanje svetlosti / Vklop/Izklop

Pozor• Zaradi razlik v LED diodah lahko pride do razlik v barvah in svetlosti tudi pri istem izdelku.
• V naslednjih okoljih morda ne boste dosegli zadostne osvetlitve z uporabo RadiLight Area.
– Če je razdalja do stene ali stropa velika– Če je stena ali strop izdelan iz materialov, ki ne odsevajo dobro, ali ima temne barve• Pri spreminjanju smeri RadiLight Focus prilagodite kot tako, da držite ne samo konico, ampak
tudi držalo.

Opomba• Za podrobnosti o tem, kako nastaviti RadiLight Area, glejte priročnik za namestitev (na CD-ROMu).

32Težava ni slike | 3

3 Težava ni slike
Kazalnik stikala za vklop/izklop ne sveti• Preverite, ali je električni kabel pravilno priključen.
• Vklopite glavno stikalo za napajanje na zadnji strani monitorja.
• Dotaknite se.

• Izklopite glavno stikalo za napajanje na zadnji strani monitorja in ga čez nekaj minut
znova vklopite.

Kazalnik stikala električnega napajanja zasveti: zeleno• V meniju Nastavitve povečajte »Brightness«, »Contrast«, ali »Gain«. Za podrobnosti
glejte Priročnik za namestitev (na CD-ju).
• Izklopite glavno stikalo za napajanje na zadnji strani monitorja in ga čez nekaj minut
znova vklopite.

Kazalnik stikala električnega napajanja zasveti: oranžno• Preklopite vhodni signal. Za podrobnosti glejte Priročnik za namestitev (na CD-ju).
• Premaknite miško in pritisnite poljubno tipko na tipkovnici.
• Preverite, ali je računalnik vklopljen.
• Preverite, ali je signalni kabel pravilno priključen. Signalne kable priključite na priključke
ustreznega vhodnega signala.
• Izklopite glavno stikalo za napajanje na zadnji strani monitorja in ga nato znova vklopite.

Kazalnik stikala električnega napajanja utripa: oranžno,zeleno• Povežite s signalnim kablom, ki ga določa EIZO. Nato izklopite glavno stikalo za
napajanje na zadnji strani monitorja in ga čez nekaj minut znova vklopite.

Na zaslonu se prikaže sporočilo »No Signal«.
Primer:• Zgoraj prikazano sporočilo se lahko prikaže, ker nekateri računalniki ne oddajajo signala
takoj po vklopu.
• Preverite, ali je računalnik vklopljen.
• Preverite, ali je signalni kabel pravilno priključen. Signalne kable priključite na priključke
ustreznega vhodnega signala.
) se uporablja za izhod za verižno povezavo. Zaslon ni prikazan• USB-C (dolvodni:
niti, ko je povezan z osebnim računalnikom.
• Preklopite vhodni signal. Za podrobnosti glejte Priročnik za namestitev (na CD-ju).
• Izklopite glavno stikalo za napajanje na zadnji strani monitorja in ga nato znova vklopite.

33

3 | Težava ni slike

Na zaslonu se prikaže sporočilo »Signal Error«.
Primer:• Preverite, ali je računalnik, konfiguriran tako, da izpolnjuje zahteve monitorja v povezaviz ločljivostjo in navpično frekvenco skeniranja (glejte 4.2 Podprte ločljivosti [} 37]).
• Ponovno zaženite računalnik.
• S pripomočkom grafične plošče izberite ustrezno nastavitev. Za podrobnosti glejte
uporabniški priročnik za grafično ploščo.

Na zaslonu se prikaže sporočilo »DP Unsupported« (DP ni
podprt)• Preverite, ali je priključeni kabel signalni kabel, ki ga priporoča EIZO.
• Preverite, ali USB-C povezane naprave podpira izhod video signala (DisplayPort AltMode). Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca naprave.
• Priključite kabel DisplayPort ali kabel HDMI.

34

Specifikacije | 4

4 Specifikacije
4.1 Seznam specifikacij
4.1.1 Vrsta
RX670

Proti bleščanju

RX670-AR

Protiodsevno

4.1.2 LCD plošča
Vrsta

Barva (IPS)

Osvetlitev zaslona

LED

Velikost

30,0" (76,2 cm)

Ločljivost

3280 pik x 2048 vrstic

Velikost zaslona (V x N)

645,5 mm x 403,0 mm

Razmik slikovnih pik (V x N)

0,197 mm x 0,197 mm

Barve zaslona

10-bitne barve (DisplayPort/USB-C): Do 1,07
milijarde barv (iz palete približno 543 milijard barv)
8-bitni (DisplayPort/HDMI): 16,77 milijona barv (izpalete približno 543 milijard barv)

Zorni koti (V/G, tipično)

178˚/178˚

Priporočena svetlost

500 cd/m2

Razmerje kontrasta (tipično)

1800:1

Odzivni čas (tipičen)

25 ms (črna -> bela -> črna)4.1.3 Video signali
Vhodni priključki

DisplayPort x 2, USB-C (DisplayPort Alt Mode) x
1, HDMI x 1

Izhodni priključki

USB-C (DisplayPort Alt Mode) x 1

Frekvenca vodoravnega skeniranja

31 kHz–127 kHz

Frekvenca navpičnega skeniranja*1

59 Hz–61 Hz (720 x 400: 69 Hz–71 Hz)

Način sinhronizacije okvirja

59 Hz–61 Hz

Frekvenca osvetlitve pik

25 MHz–440 MHz*1 Frekvenca navpičnega skeniranja, ki je podprta, se razlikuje glede na ločljivost. Za več informacij

glejte 4.2 Podprte ločljivosti [} 37].

4.1.4 USB
Vrata

Vhodni priključek

USB-C x 1, USB-B x 2

Izhodni priključek

USB-A x 3, USB-C x 1

Standard

USB specifikacije, revizija 2.0

Hitrost komunikacije
Napajanje

480 Mb/s, 12 Mb/s, 1,5 Mb/s
Vhodni priključek

USB-C: Največ 94 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A,
20 V/4,7 A)

Izhodni priključek

USB-A: Največ 500 mA na vrata
USB-C: Največ 15 W (5 V/3 A)

35

4 | Specifikacije

4.1.5 Omrežje
Vrata

RJ-45 (adapter USB LAN)

Podprti operacijski sistemi*1

Windows 11
Windows 10 (32 bit/64 bit)
macOS Sierra (10.12) ali novejšiŽični LAN

IEEE802.3ab (1000BASE-T)
IEEE802.3u (100BASE-TX)
IEEE802.3 (10BASE-T)*1 Podpora za EIZO se bo končala, ko bo prenehala podpora proizvajalca OS.

4.1.6 Energija
Vhod

100–240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, 2,80–1,20 A

Največja poraba energije

279 W ali manj*1

Način Varčevanje energije

0,5 W ali manj*2

Način Stanje pripravljenosti

0,5 W ali manj*3*1 Ko je priključena zunanja obremenitev, »Mode«: »4-Custom«, »Brightness«: »100%«, luč

RadiLight Focus je vklopljena, svetlost RadiLight Area je največja*2 Ko uporabljate uvoz DisplayPort in vhodna vrata USB niso povezana, »Power Save«: »High«,»DP Power Save«: »On«, »One Cable PbyP«: »Off«, luč RadiLight Focus je priključena, luč
RadiLight Focus je izklopljena, zunanja obremenitev ni priključena*3 Ko vhodna USB vrata niso povezana, »DP Power Save«: »On«, »One Cable PbyP«: »Off«, luč

RadiLight Focus je priključena, luč RadiLight Focus je izklopljena, zunanja obremenitev ni
priključena

4.1.7 Fizične specifikacije
Dimenzije (Š x V x G)

682,0 mm x 490,5 mm – 590,5 mm x 225,0 mm(nagib: 0˚)
682,0 mm x 534,7 mm – 634,7 mm x 295,2 mm(nagib: 30˚)

Mere (Š x V x G) (brez stojala)682,0 mm x 441,0 mm x 88,0 mm

Neto teža

Približno 15,8 kg

Neto teža (brez stojala)Približno 11,7 kg

Razpon nastavitve višine

100 mm (Nagib: 0˚)Nagib

30˚ navzgor, 5˚ navzdol

Zasuk

70˚

4.1.8 Okoljske zahteve za obratovanje
Temperatura

0 ˚C–35 ˚CVlažnost

20 %–80 % r.v. (brez kondenzacije rose)

Zračni tlak

540 hPa–1060 hPa

4.1.9 Pogoji transporta/skladiščenja
Temperatura-20 ˚C–60 ˚CVlažnost

10 %–90 % r.v. (brez kondenzacije rose)

Zračni tlak

200 hPa–1060 hPa

36

Specifikacije | 4

4.2 Podprte ločljivosti
Monitor podpira naslednje ločljivosti:✓: Podprto, -: Ni podprto
Ločljivost

Navpična
frekvenca
skeniranja(Hz)

DisplayPort/USB-C

HDMI

Prikaz z
enim
oknom

PrikazPbyP

Prikaz PinP

Prikaz z
enim
oknom

Prikaz PinP

640 x 480

59,940

✓

✓

✓

✓

✓

640 x 480

60,000

-

-

-

✓

✓

720 x 400

70,087

✓

✓

✓

✓

✓

720 x 480

59,940

-

-

-

✓

✓

720 x 480

60,000

-

-

-

✓

✓

800 x 600

60,317

✓

✓

✓

✓

✓

1024 x 768

60,004

✓

✓

✓

✓

✓

1200 x 1600

59,963

-

-

✓

-

✓

1200 x 1920

59,940

-

-

✓

-

✓

1280 x 720

59,940

-

-

-

✓

✓

1280 x 720

60,000

-

-

-

✓

✓

1280 x 1024

60,020

✓

✓

✓

✓

✓

1600 x 1200

60,000

✓

✓

✓

✓

✓

*1

1640 x 2048

59,985

-

✓

-

-

-

1920 x 1080

59,940

-

-

-

✓

✓

1920 x 1080

60,000

-

-

-

✓

✓

1920 x 1200

59,950

-

-

✓*1

-

✓*1

2560 x 1600

59,972

-

-

-

✓*2

-

59,981

*1

-

-

✓*3

-

3280 x 2048✓

*1 Priporočena ločljivost*2 Priporočena ločljivost, ko je »LMM Mode (HDMI)« nastavljen na »On« v »Administrator Settings«*3 Priporočena ločljivost, ko je »LMM Mode (HDMI)« nastavljen na »Off« v »Administrator Settings«

4.3 Dodatki
Ločeno je na voljo naslednja dodatna oprema.
Obiščite naše spletno mesto, kjer najdete najnovejše informacije o dodatni opremi innajnovejši združljivi grafični kartici.
(www.eizoglobal.com)
Komplet za umerjanje

RadiCS UX2 Ver.5.1.3 ali novejša
RadiCS Version Up Kit Ver.5.1.3 ali novejša

Programska oprema za upravljanje omrežja QC

RadiNET Pro Ver.5.1.3 ali novejša

Komplet za čiščenje

ScreenCleaner

VESA adapter za računalnike s tankim ohišjem ali PCSK-R1
mini računalnike
Signalni kabel (USB-C – DisplayPort)

CP200

37

Priloga

Priloga
Zdravstveni standard• Zagotovljeno mora biti, da je končni sistem skladen z zahtevo IEC60601-1.
• Električna oprema lahko oddaja elektromagnetne valove, ki lahko omejijo ali vplivajo na
delovanje oziroma povzročijo okvare v delovanju monitorja. Opremo namestite v
nadzorovanem okolju, kjer preprečite takšne vplive.

Razvrstitev opreme• Vrsta zaščite proti električnemu udaru: Razred I• Razred EMC: IEC60601-1-2, skupina 1, razred B• Klasifikacija medicinskega pripomočka (EU): Razred I• Način delovanja: neprekinjen• Razred IP: IPX038

Priloga

Informacije o elektromagnetni združljivosti
RadiForce RX670 ima sposobnost pravilnega prikaza medicinskih slik.

Okolja namenske uporabe
RadiForce RX670 je namenjen za uporabo v okolju, ki je navedeno v nadaljevanju.
• Okolja profesionalnih zdravstvenih ustanov, kot so klinike in bolnišnice
• Bivališča, kot so prebivališča in domovi, v okoljih domačega zdravstvenega varstva
Naslednja okolja niso primerna mesta za uporabo RadiForce RX670:• Domača zdravstvena oskrba, razen domicilne• v bližini visokofrekvenčne kirurške opreme kot so elektrokirurški noži,• v bližini kratkovalovne zdravstvene opreme,• okolja s sistemi medicinske opreme za MRI, ki so zaščitena pred RF valovi,• posebna zaščitena okolja,• vozila, vključno z rešilnimi avtomobili,• druga posebna okolja.
OPOZORILO• RadiForce RX670 zahteva posebne previdnostne ukrepe glede elektromagnetne združljivosti inga je treba namestiti. Skrbno preberite informacije o elektromagnetni združljivosti ter poglavje»PREVIDNOSTNI UKREPI« v tem dokumentu in upoštevajte naslednja navodila pri nameščanju
in obratovanju izdelka.

OPOZORILO• RadiForce RX670 ne smete uporabljati blizu druge opreme ali naloženega nanjo. Če je takšna
uporaba nujna, morate opazovati opremo oziroma sistem ter potrditi normalno delovanje v
uporabljeni konfiguraciji.

OPOZORILO• Če uporabljate prenosno RF komunikacijsko opremo, jo morate namestiti 30 cm (12 inčev) stranod vseh delov RadiForce RX670, vključno s kabli. V nasprotnem primeru lahko pride do
slabšega delovanja opreme.

OPOZORILO• Vsaka oseba, ki pri konfiguraciji medicinskega sistema na signalni vhod ali signalne izhode
priključi dodatno opremo, je odgovorna za zagotovitev skladnosti sistema z zahtevami
IEC60601-1-2.

OPOZORILO• Med uporabo RadiForce se ne dotikajte vhodno/izhodnih priključkov signala RX670. V
nasprotnem primeru lahko to vpliva na prikazano sliko.

39

Priloga

OPOZORILO• Prepričajte se, da uporabljate kable, ki so priključeni na izdelek, ali kable, ki jih priporoča EIZO.
Uporaba kablov, ki jih za to opremo ne priporoča EIZO, lahko povzroči povečano
elektromagnetno sevanje ali zmanjšano elektromagnetno odpornost te opreme in nepravilnodelovanje.
Signalna vrata

Najv. dolžina
kablov

Zaščita

Feritno jedro

Priporočen
kabel

DisplayPort

3m

ZaščitenBrez feritnih jeder

PP300-V14

HDMI

3m

Zaščiten

S feritnimi jedri

HH300PR

USB-C

1,5 m

ZaščitenBrez feritnih jeder

CC150SS81G-5A

2m

ZaščitenBrez feritnih jeder-

3m

Zaščiten

S feritnimi jedri

UU300 / MD-C93

3m

ZaščitenBrez feritnih jeder-

Ethernet

30 m

Nezaščiten

Brez feritnih jeder-

Dovod AC

3m

Nezaščiten

Brez feritnih jeder

Z ozemljitvenožico(gorvodni)
USB-C(dolvodni)
USB-B(gorvodni)
USB-A(dolvodni)(ali vhod AC)

Tehnični opisi
Elektromagnetne emisije
RadiForce RX670 je namenjen za uporabo v elektromagnetnem okolju, ki je navedeno v
nadaljevanju.
Stranka ali uporabnik RadiForce RX670 mora zagotoviti, da se RadiForce RX670 uporablja
v takšnem okolju.
Test emisij
RF emisije
CISPR11

Skladnost

Elektromagnetno polje – Smernice

Skupina 1 RadiForce RX670 uporablja RF energijo samo za svoje notranjedelovanje.
Zato so njegove radiofrekvenčne emisije zelo nizke in verjetno ne
bodo povzročale motenj v bližnji elektronski opremi.

RF emisije
CISPR11
Harmonične emisije
IEC61000-3-2
Napetostna nihanja/
emisije tresljajev
IEC61000-3-3

40Razred B RadiForce RX670 je primerna za uporabo v vseh okoljih, vključno
z domačimi okolji in tistimi, ki so neposredno povezani z javnim
Razred D nizkonapetostnim napajalnim omrežjem, ki oskrbuje stanovanjske
stavbe.
Je
skladenPriloga
Elektromagnetna odpornost
RadiForce RX670 je bila preizkušena za naslednje stopnje skladnosti (C) v skladu zzahtevami v zvezi s preizkušanjem (T) za okolja profesionalnih zdravstvenih ustanov in
okolja domačega zdravstvenega varstva, določenih v IEC60601-1-2.
Stranka ali uporabnik RadiForce RX670 mora zagotoviti, da se uporablja v takšnem okolju.
Preizkus odpornosti Preskusna raven (T) Stopnja skladnosti(C)
Elektrostatična
razelektritev (ESD)
IEC61000-4-2

kontaktna
razelektritev ±8 kV

kontaktna
razelektritev ±8 kV

razelektritev v zraku±15 kVrazelektritev v zraku±15 kV

Hitri prehodi/sunki
napetosti
IEC61000-4-4

Električne napeljave±2 kV

Električne napeljave±2 kV

Vhodni/izhodni vodi
±1 kV

Vhodni/izhodni vodi
±1 kV

Sunki
IEC61000-4-5

Vod do voda ±1 kV

Vod do voda ±1 kV

Elektromagnetno polje –Smernice
Tla morajo biti lesena, betonska
ali obložena s keramičnimi
ploščicami. Če so tla pokrita ssintetičnimi materiali, naj bo
relativna vlažnost vsaj 30 %.
Kakovost elektrike mora biti
ustrezna za tipično komercialno
ali bolnišnično okolje.

Kakovost elektrike mora biti
Vod do zemlje ±2 kV Vod do zemlje ±2 kV ustrezna za tipično komercialno
ali bolnišnično okolje.

Napetostni padci,
0 % UT (100 % padec 0 % UT (100 % padec Kakovost elektrike mora biti
kratke prekinitve inv UT) 0,5 cikla in 1
v UT) 0,5 cikla in 1
ustrezna za tipično komercialno
spremembe napetosti cikel
cikel
ali bolnišnično okolje. Če
na vhodnih
70 % UT (30 % padec 70 % UT (30 % padec uporabnik RadiForce RX670 med
napajalnih vodih
v UT) 25 ciklov/50 Hz v UT) 25 ciklov/50 Hz motnjami napetosti potrebuje
IEC61000-4-11
neprekinjeno delovanje,
0 % UT (100 % padec 0 % UT (100 % padec priporočamo, da se RadiForcev UT) 250 ciklov/50
v UT) 250 ciklov/50
RX670 napaja z neprekinjeno
HzHz
oskrbo z električno energijo ali zbaterijo.
Magnetna poljaomrežne frekvence
IEC61000-4-8

30 A/m(50/60 Hz)

30 A/mMagnetna polja električne
frekvence morajo imeti
značilnosti, tipične za
komercialno ali bolnišnično
okolje.
Izdelek morate med uporabo
namestiti najmanj 15 cm vstranod vira magnetnega poljaomrežne frekvence.

41

Priloga

Preizkus odpornosti Preskusna raven (T) Stopnja skladnosti(C)

Elektromagnetno polje –SmernicePrenosne in mobilne RF opreme
ne uporabljajte bližje delom
RadiForce RX670, vključno skabli, kot je priporočljiva razdalja,izračunana iz enačbe, ki velja za
frekvenco oddajnika.

Prevodne motnje,
3 Vrms3 Vrmsnastale zaradi RF polj 150 kHz–80 MHz
IEC61000-4-6
6 Vrms6 Vrms
ISM*1 pasovi inradioamaterski*2
pasovi med 150 kHz
in 80 MHzIzžarevana RF polja 10 V/m
10 V/m
IEC61000-4-3
80 MHz–2,7 GHz

Priporočena ločilna razdalja
d = 1,2√P
d = 1,2√P

d = 1,2√P, 80 MHz–800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz–2,7 GHz»P« je največja izhodna moč
oddajnika v vatih (W) glede na
proizvajalca oddajnika, »d« pa jepriporočena ločilna razdalja v
metrih (m). Jakost polja fiksnih
RF oddajnikov, kot jo določa
ocena elektromagnetnega
mesta*3, naj bo manjša kotstopnja skladnosti v vsakem
frekvenčnem območju*4.
V bližini opreme, označene z
naslednjim simbolom, lahko pride
do motenj.

Opomba• UT je izmenični tok pred uporabo na preskusni ravni.
• Pri 80 MHz in 800 MHz velja višje frekvenčno območje.
• Te smernice o prevodnih motnjah, nastalih zaradi RF polj ali izžarevanih RF polj, morda neveljajo za vse situacije. Na elektromagnetno širjenje vpliva absorpcija in odsev struktur,
predmetov in ljudi.
*1 Pasovi ISM (industrijski, znanstveni in medicinski) med 150 kHz in 80 MHz so 6,765 MHz do 6,795

MHz, 13,553 MHz do 13,567 MHz, 26,957 MHz do 27,283 MHz in 40,66 MHz do 40,70 MHz.
*2 Radioamaterski pasovi od 0,15 MHz do 80 MHz so 1,8 MHz do 2,0 MHz, 3,5 MHz do 4,0 MHz, 5,3MHz do 5,4 MHz, 7 MHz do 7,3 MHz, 10,1 MHz do 10,15 MHz, 14 MHz do 14,2 MHz, 18,07 MHz
do 18,17 MHz, 21,0 MHz do 21,4 MHz, 24,89 MHz do 24,99 MHz, 28,0 MHz do 29,7 MHz in 50,0
MHz do 54,0 MHz.
*3 Jakosti polja iz nepremičnih oddajnikov, kot so osnovne postaje za radijske (mobilne/brezžične)

telefone in kopenske mobilne radie, amaterski radii, radijsko oddajanje AM in FM ter TV oddajanje,
ni mogoče natančno določiti. Za oceno elektromagnetnega okolja pri nepremičnih RF oddajnikih,
opravite pregled elektromagnetnega polja na mestu uporabe naprave. Če izmerjena jakost poljana lokaciji uporabe RadiForce RX670 prekorači zgoraj navedeno primerno stopnjo skladnosti RF,
morate RadiForce RX670 opazovati in tako zagotoviti normalno delovanje. V kolikor opazite
nenavadno delovanje, bodo potrebni dodatni ukrepi, kot je preusmeritev ali premestitev RadiForce
RX670.
*4 Nad frekvenčnim območjem 150 kHz do 80 MHz morajo biti jakosti polja manj kot 3 V/m.

42

Priloga
Priporočene ločilne razdalje med prenosno ali mobilno RF komunikacijsko opremo in
RadiForce RX670
RadiForce RX670 je namenjen za uporabo v elektromagnetnem polju z nadzorovanimi
sevalnimi RF motnjami. Stranka ali uporabnik RadiForce RX670 lahko zatre
elektromagnetne motnje, tako da ohranja najmanjšo razdaljo (30 cm) med prenosno in
mobilno RF komunikacijsko opremo (oddajniki) in RadiForce RX670. RadiForce RX670 je
bil preizkušen na naslednjih ravneh skladnosti (C) za zahtevane testne ravni (T) odpornosti
na bližinska elektromagnetna polja v naslednjih RF komunikacijskih storitvah.
Preizkusna
frekvenca(MHz)

Pasovnaširina*1(MHz)

Servis*1

Modulacija*2

Preskusna raven
(T)*3
(V/m)

Stopnjaskladnosti
(C)
(V/m)

385

380–390TETRA 400

Pulznamodulacija*2
18 Hz

27

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

FM±5 kHzodstopanje
sinus 1 kHz

28

28

710

704–787

LTE pas 13, 17Pulznamodulacija*2
217 Hz99800–960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE pas 5

Pulznamodulacija*2
18 Hz

28

28

1700–1990

GSM 1800;
PulznaCDMA 1900;
modulacija*2
GSM 1900;
217 HzDECT;
LTE pas 1, 3, 4, 25;
UMTS

28

28

2450

2400–2570

Bluetooth®,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE pas 7

Pulznamodulacija*2
217 Hz

28

28

5240

5100–5800

WLAN 802.11 a/n

Pulznamodulacija*2
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785

*1 Pri nekaterih storitvah so vključene samo navzgornje frekvence.
*2 Nosilec je moduliran z uporabo 50 % obratovalnega cikla signala kvadratnega vala.
*3 Preizkusne ravni so bile izračunane z največjo močjo in 30 cm ločilne razdalje.

43Priloga
Stranka ali uporabnik RadiForce RX670 lahko prepreči motnje, ki jih povzročajo bližinska
magnetna polja, tako da vzdržuje minimalno razdaljo (15 cm) med RF oddajnikom in
RadiForce RX670. RadiForce RX670 je bil preizkušen na naslednjih ravneh skladnosti (C)za zahtevane testne ravni (T) odpornosti na bližinsko magnetno polje.
Preizkusna frekvenca
30 kHz134,2 kHz

Modulacija
CW (neprekinjen val)

Stopnja preizkusa (T)(A/m)

Stopnja skladnosti (C)
(A/m)

8

8

*1

65

65

Pulzna modulacija*1

7,5

7,5

Pulzna modulacija
2,1 kHz

13,56 MHz

50 kHz*1 Nosilec je moduliran z uporabo 50 % obratovalnega cikla signala kvadratnega vala.

Pri drugi prenosni in mobilni RF komunikacijski opremi (oddajnikih) mora biti najmanjša
razdalja med prenosno in mobilno RF komunikacijsko opremo (oddajniki) in RX670, v
skladu s spodnjimi priporočili, glede na največjo izhodno moč komunikacijske opreme.
Največja nazivna
izhodna moč
oddajnika(W)

Razdalja glede na frekvenco oddajnika(m)
150 kHz–80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz–800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz–2,7 GHz
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Za oddajnike, ocenjene pri največji izhodni moči, ki ni navedena zgoraj, lahko priporočeno
ločilno razdaljo »d« v metrih (m) izračunate s pomočjo enačbe, veljavne za frekvenco
oddajnika, kjer je »P« največja izhodna moč oddajnika v vatih (W) in je odvisna od
proizvajalca oddajnika.
Opomba• Pri 80 MHz in 800 MHz mora biti uporabljena ločilna razdalja za višje frekvenčno območje.
• Te smernice o prevodnih motnjah, nastalih zaradi RF polj ali izžarevanih RF polj, morda neveljajo za vse situacije. Na elektromagnetno širjenje vpliva absorpcija in odsev struktur,
predmetov in ljudi.

44153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N440AZ
IFU-RX670
Copyright © 2024 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition – January 31st, 2024