ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・オシロスコープ

デジタル・オシロスコープ（販売終了）

こちらは販売終了製品です。
BRINGO II (BRINGO) シリーズ

BRINGO® II (BRINGO) シリーズ

TOP

BRINGO II (BRINGO) シリーズはプリンタ内蔵型で世界最小のデジタル・オシロスコープです。

BRINGO II シリーズは、周波数帯域を従来機種（BRINGO）に比べ1.5倍にアップした製品で、全モデルプローブ先端で150MHzを保証しています。

BRINGO II シリーズには、4チャネルモデル、2チャネルモデルがあり、それぞれ、プリンタなしの機種も設定しました。

また、比較的定型的な波形観測に便利なパネル設定プログラムオシロ機能を全モデルに搭載しました。

BRINGO II シリーズの特長

全モデル周波数帯域150MHz

従来機種に比べ1．5倍の帯域アップを実現しました。
プローブ先端で150MHzを保証しています。

全モデル10種類のパネル設定プログラムオシロ機能搭載

プログラムオシロ機能は、比較的決まった波形を観測するユーザに最適な機能です。
例えば◆ 工場の生産ラインの測定作業を効率的にします。

◆ 教育現場において操作で悩む必要がなくなるので、本来の実験時間を大幅に増やすことができます。

◆ 回路開発に伴うデバッグ作業をグッと楽にします。
24種類の自動測定機能搭載（DS-8812Pを除く）

従来の13種類に加え、要望の多かった「面積計算」「パルス・カウント」などを加えましデジタル・オシロスコープ
BRINGO® II (BRINGO) シリーズ （販売終了） - 岩崎通信機株式会社
た。

2022/10

全モデル100kポイント大容量メモリ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/bringo/bringo2_top.html

A5サイズの超小型にもかかわらず100kポイントの大容量メモリを各チャネル毎に備えています。

全モデルFFT演算機能搭載
3種類のウインドウ（レクタンギュラ、ハニング、フラット・トップ）を選択できます。
優れたコスト・パフォーマンス
2チャネル機で税込み186,900円。このクラス最高のコスト・パフォーマンスです。
全モデルRS-232 I/F、PCカードスロット装備
PモデルはGP-IB、プリンタ、FDDを標準装備しています（GP-IB使用時にはオプションのケーブルが必要です）

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

1

優れたコスト・パフォーマンス

こちらは販売終了製品です。

2チャネル機で税込み186,900円。このクラス最高のコスト・パフォーマンスです。
全モデルRS-232 I/F、PCカードスロット装備

PモデルはGP-IB、プリンタ、FDDを標準装備しています（GP-IB使用時にはオプションのケーブルが必要です）

BRINGO II (BRINGO) シリーズ

ラインアップ

シリーズ名

型式

周波数帯域

BRINGO II

DS-8824P

DS-8824
4

メモリ長

ロット

税抜き価格

税込み価格

!

DS-8814P
100MHz

2

2

4

○
○!

-○!

-

オプション
DS-534

○!

○

-○

-○

○

ＰＣカードス

内蔵プリンタ

DS-8812P

100kポイント/ch

外部インタフェース

ディスク

DS-8822

150MHz

入力チャネル数

リモート制御RS-232
リモート制御GP-IB
フロッピー・DS-8822P

BRINGO○（ATAカード装着用）○

動作確認済みカードはこちら○○

348,000円

278,000円

248,000円

178,000円

298,000円

318,000円

365,400円

291,900円

260,400円

186,900円

312,900円

333,900円-○-

オプションの専用ケーブル（DS-539）が必要です。
注．BRINGOは、岩崎通信機株式会社の登録商標です。

4!16ージ
https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/bringo/bringo2_top.html

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

2こちらは販売終了製品です。
BRINGO II (BRINGO) シリーズ
> 仕様

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・オシロスコープ

デジタル・オシロスコープ（販売終了）

BRINGO® II (BRINGO) シリーズ

シリーズ名型式

周波数帯域

DS-8822P

4DS-8812P

100MHz150MHz42

320!240ドット（約115!86mm）

・CH1, CH3使用時：400MS/s

・4CH使用時：

・CH1,CH3使用時：

・CH1使用時：
400MS/s・2CH使用時：200MS/s

400MS/s

・4CH

500ＭS/s

使用時：200MS/s

等価サンプリン
グ速度

ピーク検出周期10GS/s25GS/s5ns2ns

メモリ長

100kポイント/ch

入力電圧レンジ

2mV/div〜10V/div

最大入力電圧±400V （DC＋ACpeak）

電圧分解能

8bit

確度±2%

周波数帯域制限

10MHz

入力結合

AC, DC, GND

入力インピーダ

1M"±1.5%//20pF＋2pF

ンス

プローブセンス

1:1, 10:1, 100:1を自動認識

プローブ

SS-0130R（150MHz, 10M", 12.5pF, 10:1）

校正信号

0.6V±1%, 1kHz±0.01%

タイムベース・5ns/div〜50s/divレンジ

メモリ長

ロールモードShort時（1kポイント）：100ms/div〜50s/div

Long時（100kポイント）：2s/div〜50s/div（DS-8812PのShort時メモリ長は5kポイント）

パーシスタンス○

タイムベース安

50ppm

定度

トリガ機能

DS-8814P

2200MS/s

トリガ・モード

BRINGO

DS-88225.8型高輝度バックライト付きLCD、ブルー表示、画面表示

グ速度

DS-8824

150MHz

入力チャネル数

最高サンプリン

BRINGO II

DS-8824P

仕様

オート、ノーマル、シングルエッジ、イベント（カウント、バースト、エキストラ、ミッシング）、デジタル・オシロスコープ BRINGO® II (BRINGO)
シリーズ （販売終了） - 岩崎通信機株式会社
ＴVコンポジット・ビデオ信号（NTSC,PAL, SECAM）

外部トリガ機能

100mV/div固定--

外部インタフェース

2022/10100mV/div固定

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/bringo/bringo2_spec.html

リモート制御RS-232
リモート制御GP-IB
フロッピー・ディスク

ＰＣカードス
ロット

内蔵プリンタ
自動測定
カーソル測定
ズーム機能

1

○

○!

-○!

-○!

オプション
DS-534

○

-○

-○

○

○（ATAカード装着用）

動作確認済みカードはこちら○○○○
Tr, Tf, Vrms, Vmean, freq, Period, +PW, -PW, Duty, +Peak, -Peak, P-P,
Skew
Top, Base, T-B, #t, Area, CVrms, Cvmean,+Oshot, -Oshot, +Pulse, -Pulse
Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社
電圧差、時間差と周波数、電圧差と時間差 4本のカーソル、V at t
電圧軸：電圧感度設定範囲内で拡大縮小

ＰＣカードスロット内蔵プリンタ
自動測定
カーソル測定○（ATAカード装着用）

動作確認済みカードはこちら○○○○
Tr, Tf, Vrms, Vmean, freq, Period, +PW, -PW, Duty, +Peak, -Peak, P-P,Skew
Top, Base, T-B, #t, Area, CVrms, Cvmean,+Oshot, -Oshot, +Pulse, -Pulse
電圧差、時間差と周波数、電圧差と時間差 4本のカーソル、V at t
電圧軸：電圧感度設定範囲内で拡大縮小

ズーム機能

水平軸：画面中央を中心に拡大縮小

演算機能

加算、減算、乗算、FFT

アベレージング

メモリ長Short時のみ機能

周波数カウンタ
プログラムオシロ機能

こちらは販売終了製品です。

5桁

2〜256（2のべき乗回）±0.01% 1Hz〜150MHz（DS-8814Pは1Hz〜100MHz）

専用キーでパネル設定の変更が可能

-

使用温度・

性能保証：10$〜35$、動作：0$〜40$ 80%以下、保存：-10$〜60$

外形寸法

約215W!170H!166Lmm（突起部除く）

湿度範囲
本体重量

電源

最大電力
付属品（数量）

80%以下

約3kg

約2.7kg

約3kg

約2.7kgAC 100-240Vrms
100VA

85VA

90VA

約3kg

約3kg

110VA

90VA

50/60Hz
75VA

プローブ（チャネル数分）、電源コード(1)、ヒューズ(2)、取扱説明書(1)、内蔵プリンタモデルはプリンタ用感熱紙(1)! オプションの専用ケーブル（DS-539）が必要です。
注．BRINGOは、岩崎通信機株式会社の登録商標です。

4!16ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/bringo/bringo2_spec.html

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

2ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・オシロスコープョン・アクセサリデジタル・オシロスコープ（販売終了）

こちらは販売終了製品です。
BRINGO II (BRINGO) シリーズ
> オプシ

BRINGO® II (BRINGO) シリーズ

オプション・アクセサリ

SS-0130R（標準付属品としてチャネル数分10:1 電圧プ
ローブが添付されています）

DS-8824P, DS-8824, DS-8814P：4
本

DS-8822P, DS-8822, DS-8812P：2
本

高電圧用プローブ

HV-P30
HV-P60SK-301(HV-P30/60用スタンド）HV-P30+SK-301

SS-250/SS-240A
PS-26
電流プローブ （SS-250/SS-240A用パワーサプラ
イ）

プローブTOP
変換ツール

GR-AF
（SS-0130Rの先端に取り付けて使用します）

FP-2S フラットパッケージのICの超小型クリッ FP-7
ピン等へのクリッピングに
FP-7LプHP-2 便利です。

BNC同軸部品

BB-50M1
BB-50M10
品名接続BB-50M10
接続機器側コネクタ

II25-C-2 クロス Dサブ、オス、25ピン、インチネジ
RS-232ケーブル
Dサブ、オス、25ピン、ミリネジ（PC9801用）
デジタル・オシロスコープ IM25-C-2
BRINGO® IIクロス(BRINGO)
シリーズ （販売終了） - 岩崎通信機株式会社
II9-C-2

クロス Dサブ、メス、9ピン、インチネジ（DOS/V用）

長さ2m

2022/10

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/bringo/bringo2_opt.html

キャリングバッグDS-535

ハードケース DS-536

感熱紙 10巻 TP80-1
USB-RSコン

80mm!21m

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

SC-7205/06/07、SG-4105/4115、VOAC752Xシリーズでも使用できます。ま1ハードケース DS-536

こちらは販売終了製品です。
感熱紙 10巻 TP80-1
USB-RSコン
バータ

80mm!21m

SC-7205/06/07、SG-4105/4115、VOAC752Xシリーズでも使用できます。また、クロスケーブルかつメスコネクタとな

SC-525っているため、パソコンと計測器を直接接続することができます。

DS-881x, DS-882xシリーズ（DS-8812Pを除く）共通オプション＆アクセサリ

専用GP-IBケーブル

DS-539DS-8812, DS-8812Pオプション＆アクセサリ

プリンタ・ケ DS-525"専用プリンタのみ出力可能ーブル

DS-534（付属のケーブル長：約90cm）（BRINGOのカードスロット装着

GP-IBカード 専用）"DS-8812（販売終了）のバージョ
ン3.01未満の場合、DS-537またはDS-538が必要です。
DS-8812（販売終了）オプション

FFT演算オプション

DS-538工場オプション
"納入済みのDS-8812（販売終了）にFFT機能を追加するオプションです。

GP-IB/FFTセット

DS-534 + DS-538の同時発注オプションです。最新ファームウェアに変更されます。

デジタル・オシロスコープ BRINGO® II (BRINGO) シリーズ （販売終了） - 岩崎通信機株式会社

2022/10

4!16ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/bringo/bringo2_opt.html

注．BRINGOは、岩崎通信機株式会社の登録商標です。

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

2

ホーム > 製品情報 > オシロスコープ > デジタル・オシロスコープ

デジタル・オシロスコープ（販売終了）
品名

こちらは販売終了製品です。
BRINGO II (BRINGO) シリーズ
> 価格

BRINGO® II (BRINGO) シリーズ

品番価格

備考

DS-8824P 150MHz、4ch、400MS/s、100k、プリンタ付
本BRINGO II体DS-8822 150MHz、2ch、400MS/s、100k

DS-8814P 100MHz、4ch、400MS/s、100k、プリンタ付

BRINGO
標 電圧プローブ(10:1)
準付 感熱紙10巻

属 （標準付属は1巻のみ）品

DS-8824 150MHz、4ch、400MS/s、100k

DS-8822P 150MHz、2ch、400MS/s、100k、プリンタ付

DS-8812P 150MHz、2ch、500MS/s、100k、プリンタ付
SS-0130R 1.5m、150MHz、18-25pF
TP80-1 80mm!21m

キャリングバッグ

DS-535 ソフトタイプ、本体と付属品収納可能

専用GP-IBケーブル

DS-539ハードケース

電流プローブ
電流プローブSS-250/SS-240A用電源

高電圧用プローブ

高電圧用プローブスタンド

DS-536 ハードタイプ、本体と付属品収納可能

専用GP-IBケーブル 1.5m (DS-8812Pを除くDS-881x,
DS-882xシリーズ用オプション)

SS-250 DC〜100MHz、30A rms Max.

SS-240A DC〜50MHz、30A rms Max.
PS-26

SS-240でも使用可能

HV-P30 DC30kV, パルス40kV, 50MHz

HV-P60 DC60kV, パルス80kV, 50MHz
SK-301 HV-P30/60用スタンド

プローブTOP変換ツール GR-AF FP-7L 2個付き、SS-0130R、SS-0131R適合
超小型クリップ

FP-2S

超小型クリップ

FP-7

超小型クリップ

FP-7L

超小型クリップ

オ プリンタケーブル
プ RS-232ケーブル
シ RS-232ケーブル

ョ RS-232ケーブル
ン ターミネーション

ターミネーション
検査成績書

数値付検査成績書
取扱説明書英文HP-2

0.3〜0.5mmピッチ用・パイプ長8mm（10本セット）
0.3〜1.25mmピッチ用・パイプ長1.3mm（10本セット）

0.3〜1.25mmピッチ用・パイプ長14mm（10本セット）

0.8〜2.54mmピッチ用・パイプ長30mm（10色）

DS-525 (DS-8812/DS-8812P用オプション)

II25-C-2 25ピン、インチねじ、クロス

IM25-C-2 25ピン、ミリねじ、クロス、（PC-98）
II9-C-2 9ピン、インチねじ、クロス、(DOS/V)

BB-50M1 DC〜1GHz、50"、0.5W、BNC貫通

BB-50M10DC〜300MHz、50"、5W、BNCプラグ-#-#-

デジタル・オシロスコープ BRINGO® II (BRINGO) シリーズ （販売終了） - 岩崎通信機株式会社

バージョンアップ

GP-IBカードサポート、中国語ヘルプ、RSフルリモー

2022/10

DS-537 ト(DS-8812用オプション)

DS-8812のバージョン3.01未満の場合、DS-537または

GP-IBカード
DS-534https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/bringo/bringo2_price.html

DS-538が必要(DS-8812/DS-8812P用オプション)

FFT演算オプション
GP-IB/FFTセット

DS-538-

納入済みのDS-8812（販売終了）にFFT機能を追加するオプション

DS-534 + DS-538の同時発注オプションです。最新ファームウェアに変更されます。(DS-8812用オプション)

SC-7205/06/07、SG-4105/4115、VOAC752Xシリーズ
USB-RSコンバータ

SC-525でも使用できます。また、クロスケーブルかつメスコネクタとなっているため、パソコンと計測器を直接接続することができます。

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社
注．BRINGOは、岩崎通信機株式会社の登録商標です。

1

GP-IB/FFTセット-DS-534 + DS-538の同時発注オプションです。最新ファームウェアに変更されます。(DS-8812用オプション)

こちらは販売終了製品です。

SC-7205/06/07、SG-4105/4115、VOAC752Xシリーズ
USB-RSコンバータ

SC-525でも使用できます。また、クロスケーブルかつメスコネクタとなっているため、パソコンと計測器を直接接続することができます。

注．BRINGOは、岩崎通信機株式会社の登録商標です。

4!17ージ

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/ds/bringo/bringo2_price.html

Copyright © 2009-2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.岩崎通信機株式会社

2