Naudojimo instrukcijos

Spalvotas skystųjų kristalų monitorius

SvarbuAtidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas ir įrengimo
vadovą (atskira knyga), kad susipažintumėte su saugiu ir efektyviu
eksploatavimu.
• Apie monitoriaus reguliavimą ir nuostatas skaitykite įrengimo
vadove.
• Naujausios informacijos apie gaminį, įskaitant naudojimo
instrukcijas, rasite mūsų interneto svetainėje:www.eizoglobal.com

SAUGOS ŽENKLAIŠiame vadove naudojami toliau nurodyti ir šiam gaminiui taikomi saugos ženklai. Jie žymi ypač svarbią
informaciją. Gerai su jais susipažinkite.

ĮSPĖJIMAS

ATSARGIAI!

Nesilaikant ĮSPĖJIMO nurodymų kyla
pavojus sunkiai susižaloti ir net sukeltigrėsmę gyvybei.

Nesilaikant ATSARGUMO reikalavimų kyla
pavojus nesunkiai susižaloti ir (arba) sugadinti
gaminį ar kitą nuosavybę.

Reiškia įspėjimą arba atsargumo reikalavimą. Pavyzdžiui,Rodo draudžiamus veiksmus. Pavyzdžiui,rodo elektros smūgio pavojų.

reiškia „Neardyti“.

Šis gaminys buvo specialiai sureguliuotas taip, kad tiktų naudoti regione, į kurį numatytas išsiųsti. Jeigu šis
gaminys naudojamas kur nors kitur, jis gali neveikti taip, kaip nurodo specifikacijos.
Jokios šio vadovo dalies negalima atgaminti, laikyti informacijos paieškos sistemose ar perduoti, kad ir
kokia forma ar priemonėmis (elektroninėmis, mechaninėmis ir kt.) tai būtų daroma, negavus išankstinio
rašytinio „EIZO Corporation“ leidimo.
„EIZO Corporation“ neprivalo laikytis jokios pateiktos medžiagos ar informacijos konfidencialumo, nebent,„EIZO Corporation“ gavus tokią informaciją, dėl to būtų susitarta kitaip. Nors ir buvo stengiamasi, kadšiame vadove būtų pateikta naujausia informacija, atminkite, kad EIZO monitoriaus specifikacijos gali
keistis be įspėjimo.

2

﻿ATSARGUMO PRIEMONĖSSVARBU• Šis gaminys buvo specialiai sureguliuotas taip, kad tiktų naudoti regione, į kurį numatytas išsiųsti.
Jeigu šis gaminys bus naudojamas kur nors kitur, jis gali neveikti taip, kaip nurodo specifikacijos.
• Asmeninio saugumo ir tinkamos priežiūros sumetimais atidžiai perskaitykite šį skyrių ir atsargumo
įspėjimus ant monitoriaus.

Atsargumo įspėjimų buvimo vietaŽenklai ant įrenginioŽenklasŠio ženklo reikšmė

Maitinimo jungiklis:
Maitinimo jungiklis:
Maitinimo mygtukas:

paspauskite, kad išjungtumėte monitoriaus maitinimošaltinį.
paspauskite, kad įjungtumėte monitoriaus maitinimošaltinį.
paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte
monitoriaus maitinimą.

Kintamoji srovė
Įspėjimas dėl elektros srovės pavojaus
ATSARGIAI!

Žr. „SAUGOS ŽENKLAI“ (puslapis 2).

EEĮA ženklinimas:

gaminį reikia šalinti atskirai; medžiagas galima perdirbti.

CE ženklinimas:

ES atitikties ženklas pagal Tarybos direktyvos ir (arba)
reglamento (ES) nuostatas.

Gamintojas
Pagaminimo data
Atsargiai! JAV federaliniai įstatymai šį įrenginį leidžia parduoti tik licenciją turinčiamsveikatos priežiūros specialistui arba tokio specialisto užsakymu.
Medicinos įrenginys ES
Importuotojas ES
Europos Bendrijoje veikiantis įgaliotasis atstovas

ATSARGUMO PRIEMONĖS

3ĮSPĖJIMAS
Jeigu iš įrenginio pradėtų sklisti dūmai, pasijustų degėsių kvapas ar pasigirstų neįprastų garsų, iškarto atjunkite visas maitinimo jungtis ir kreipkitės patarimo į EIZO atstovybę.
Jeigu mėginsite toliau naudotis gendančiu įrenginiu, galite sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį ir sugadintiįrenginį.
Nebandykite ardyti ar perdirbti įrenginio.
Atidarant ar perdirbant įrenginio korpusą kyla pavojus sukelti gaisrą, patirti elektrossmūgį arba nudegti.
Techninės priežiūros darbus patikėkite tik kvalifikuotiems techninės priežiūros meistrams.
Nemėginkite patys atlikti techninės priežiūros darbų, nes, atidarius ar nuėmus gaubtus, kyla pavojus sukelti
gaisrą, patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį.
Nedidelius objektus ir skysčius laikykite atokiai nuo įrenginio.
Į įrenginio korpusą pro ventiliacijos angas netyčia įkritę nedideli objektai arba į vidųišsiliejęs skystis gali sukelti gaisrą, elektros smūgio pavojų arba sugadinti įrenginį.
Jeigu į korpusą įkristų koks nors daiktas arba išsilietų skystis, nedelsdami atjunkiteįrenginį nuo maitinimo lizdo. Prieš vėl naudodami įrenginį pasirūpinkite, kad jį patikrintų
kvalifikuotas techninės priežiūros inžinierius.
Įrenginį statykite ant tvirto ir stabilaus paviršiaus.
Netinkamoje vietoje pastatytas įrenginys gali nukristi ir sužaloti žmones arba gali sugesti. Jeigu įrenginys
nukristų, nedelsdami atjunkite maitinimą ir kreipkitės patarimo į vietinę EIZO atstovybę. Apgadinto įrenginio
nenaudokite. Jei apgadintą įrenginį naudosite, kils pavojus sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.
Įrenginį naudokite tam tinkamoje vietoje.
Kitaip galite sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį.
• Nelaikykite lauke.
• Nelaikykite jokioje transporto priemonėje (laive, lėktuve, traukinyje, automobilyje ir pan.).
• Nelaikykite ten, kur daug dulkių arba labai drėgna.
• Nelaikykite ten, kur ekranas gali būti aptaškytas vandeniu (vonios kambaryje, virtuvėje irpan.).
• Nelaikykite ten, kur ant ekrano gali tiesiogiai patekti garų.
• Nelaikykite šalia šilumą skleidžiančių įrenginių ar drėkintuvų.
• Nelaikykite ten, kur gaminį veiktų tiesioginiai saulės spinduliai.
• Nelaikykite aplinkoje, kurioje yra degiųjų dujų.
• Nestatyti aplinkoje, kurioje yra ėdžių dujų (pavyzdžiui, sieros dioksido, vandenilio sulfido,
azoto dioksido, chloro, amoniako ir ozono)• Nestatykite aplinkoje, kurioje yra dulkių, koroziją spartinančių atmosferos komponentų
(pavyzdžiui, natrio chlorido ir sieros), laidžiųjų metalų ir pan.

Plastikinius pakavimo maišelius paslėpkite nuo kūdikių ir vaikų, kad jie neuždustų.
Naudokite maitinimo laidą, kurį radote pakuotėje, ir junkite jį į šalyje įprastą maitinimo lizdą.
Paisykite maitinimo laido vardinės įtampos verčių. Kitaip kyla pavojus sukelti gaisrą arba patirti elektrossmūgį.
Maitinimas: 100–240 V kint. įt., 50 / 60 Hz
Kad atjungtumėte maitinimo laidą, tvirtai suimkite už kištuko
ir patraukite.
Jeigu trauksite už laido, galite jį sugadinti, sukelti gaisrą arba patirti
elektros smūgį.
Įrenginį reikia jungti į įžemintą maitinimo lizdą.
Kitaip kyla pavojus sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.

4

ATSARGUMO PRIEMONĖS

ĮSPĖJIMAS
Paisykite tinkamos įtampos.
• Šis įrenginys pritaikytas maitinti tik tam tikra įtampa. Jungiant prie tinklo, kurio įtampa skiriasi nuo nurodytos šiose
Naudojimo instrukcijose, kyla pavojus sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį.
Maitinimas: 100–240 V kint. įt., 50 / 60 Hz• Pernelyg neapkraukite maitinimo grandinės, nes taip galite sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.

Su maitinimo laidu elkitės atsargiai.
• Nedėkite laido po įrenginiu ar kitais sunkiais objektais.
• Netraukite už laido ir jo neriškite.

Jeigu maitinimo laidas sugestų, jo nebenaudokite. Naudojant sugadintą laidą kyla
pavojus sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.
Tuo pačiu metu operatorius negali liesti ir gaminio, ir paciento.
Šio gaminio pacientai liesti negali.
Jokiu būdu nelieskite kištuko ir maitinimo laido, jeigu prasidėjo perkūnija.
Juos liečiant kyla pavojus patirti elektros smūgį.
Tvirtindami atraminį stovą vadovaukitės atraminio stovo naudotojo vadovu ir saugiai įrenkiteįrenginį.
Kitaip įrenginys gali atsikabinti ir dėl to sužaloti ir (arba) sugesti. Prieš montuodami įsitikinkite, kad stalų,sienų ar kitų montavimo paviršių mechaninis stiprumas tinkamas. Jeigu įrenginys nukristų, kreipkitės
patarimo į vietinę EIZO atstovybę. Apgadinto įrenginio nenaudokite. Jei apgadintą įrenginį naudosite, kils
pavojus sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį. Iš naujo tvirtindami kreipiamąjį stovą naudokite tuos pačiusvaržtus ir gerai juos užveržkite.
Nelieskite sugadinto skystųjų kristalų ekrano plikomis rankomis.
Skystieji kristalai yra nuodingi. Jeigu oda prisiliestumėte tiesiai prie ekrano, kruopščiai
nusiprauskite. Jei skystųjų kristalų patektų į akis ar burną, nedelsiant praskalaukite
dideliu vandens kiekiu ir kreipkitės į gydytoją.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

5

ATSARGIAI!
Niekada tiesiogiai nežiūrėkite į foninio apšvietimo ar žibintuvėlio šviesos šaltinį.
Jei taip darysite, gali imti skaudėti akis ar suprastėti regėjimas.
Nenaudokite perteklinės jėgos žibintuvėlio atramos atžvilgiu.
Per jėgą lenkiant ar kreipiant atramą gali būti apgadintas įrenginys arba sutrikti jo veikimas.
Įrenginį neškite atsargiai.
Prieš įrenginį perkeldami atjunkite maitinimo laidą ir jungiamuosius kabelius. Pavojinga judinti įrenginius su
prijungtu maitinimo laidu ar kabeliais, nes galite susižeisti.
Įrenginį neškite ir dėkite į vietą tik tam tinkamais nurodytais būdais.
• Perkeldami į kitą vietą, monitorių tvirtai laikykite už apačios.
• 30 col. ir didesni monitoriai yra sunkūs. Išpakuoti ir (arba) nešti monitorių turi bent du asmenys.
• Jei jūsų įrenginio modelis gale turi rankeną, tvirtai suimkite ir laikykite už monitoriaus apačios ir rankenos.

Nukritęs įrenginys gali sužaloti ir sugesti.

Neužblokuokite įrenginio korpuso ventiliacijos angų.
• Nieko nedėkite ant ventiliacijos angų.
• Draudžiama įrenginį montuoti prastai ventiliuojamoje vietoje. Būtina įsitikinti, kad palikta
pakankamai vietos iš visų įrenginio pusių.
• Nenaudokite paguldyto arba aukštyn apversto įrenginio.

Uždengus aušinimo angas, tinkamai necirkuliuoja oras, todėl kyla pavojus sukelti gaisrą,patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį.
Nelieskite kištuko drėgnomis rankomis.
Kyla pavojus patirti elektros smūgį.

Įrenginį junkite į lengvai pasiekiamą maitinimo lizdą.
Kilus problemai, jį lengviau galėsite išjungti iš maitinimo lizdo.
Periodiškai valykite sritį apie maitinimo laido kištuką ir monitoriaus aušinimo angą.
Ant kištuko nusėdusios dulkės, vanduo ar tepalas gali sukelti gaisrą.
Prieš valydami atjunkite įrenginį nuo maitinimo lizdo.
Valant į maitinimo lizdą įjungtą įrenginį kyla pavojus patirti elektros smūgį.
Jeigu ketinate ilgesnį laiką įrenginio nenaudoti, saugumo ir energijos taupymo sumetimais išjunkite
maitinimo jungiklį, paskui maitinimo laidą ištraukite iš maitinimo lizdo.
Šį gaminį šalinkite pagal vietos ar gyvenamosios šalies įstatymus.
Naudotojams, gyvenantiems EEE ir Šveicarijos teritorijoje:
Apie visus su įrenginiu susijusius incidentus reikia pranešti gamintojui ir atsakingai valstybės
narės, kurioje yra naudotojas ir (arba) pacientas, institucijai.

6

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Pastabos dėl šio monitoriaus
Naudojimo paskirtis
Šis gaminys skirtas radiologiniams vaizdams rodyti ir žiūrėti, įskaitant viso lauko skaitmeninės
mamografijos vaizdus ir krūties tomosintezės vaizdus, kad specialiai parengti medicinos praktikos
specialistai galėtų juos peržiūrėti, analizuoti ir pagal juos diagnozuoti.
Dėmesio• Mamografijos vaizdų, kurie suglaudinti su nuostoliais, nereikia peržiūrėti, kai vaizdai vertinami pirmą kartą.
Mamografinius vaizdus galima vertinti tik naudojant FDA patvirtintą ekraną, kuris atitinka FDA peržiūrėtas ir
patvirtintas technines specifikacijas.
• Jeigu šis gaminys bus naudojamas kitaip, negu nurodyta šiame vadove, jam gali būti netaikoma garantija.
• Šiame vadove pateiktos specifikacijos tinka tik tada, kai naudojama toliau išvardyta įranga:- Su gaminiu gauti maitinimo laidai- Mūsų nurodyti signalų perdavimo kabeliai• Su šiuo gaminiu naudokite tik mūsų pagamintus ar nurodytus pasirinktinius gaminius.

Naudojimo atsargumo priemonės
• Laikui bėgant dalių (pavyzdžiui, skystųjų kristalų ekrano ir ventiliatoriaus) kokybė gali suprastėti.
Periodiškai tikrinkite, ar jos tinkamai veikia.
• Kai vaizdas ekrane keičiasi po ilgą laiką rodyto to paties vaizdo, gali matytis senojo vaizdo pėdsakų.
Kad tas pats vaizdas nebūtų rodomas ilgą laiką, naudokite ekrano užsklandą arba energijos taupymo
funkciją. Priklausomai nuo vaizdo, liekamasis vaizdas gali būti rodomas net, jei vaizdas buvo rodomas
trumpai. Norėdami pašalinti šį reiškinį, pakeiskite vaizdą arba išjunkite maitinimą keletui valandų.
• Vaizdas monitoriuje stabilizuojasi maždaug per kelias minutes. Prieš naudodami monitorių, pomonitoriaus maitinimo įjungimo arba monitoriui persijungus iš energijos taupymo režimo palaukite kelias
minutes ar ilgiau.
• Jei vaizdas monitoriuje bus ilgai rodomas nepertraukiamai, gali atsirasti tamsių dėmių arba „išdegusių“plotų. Kad monitoriaus eksploatavimo trukmė būtų ilgesnė, rekomenduojama jį periodiškai išjungti.
• Skystųjų kristalų ekrano foninio apšvietimo veikimo laikotarpis yra terminuotas. Priklausomai nuo
naudojimo modelio, pvz., žiūrint ilgai ir be pertraukų, foninio apšvietimo lempa gali nustoti veikti greičiau
ir ją reikės pakeisti. Jeigu ekranas pasidaro per tamsus arba pradeda mirgėti, kreipkitės į vietinę EIZO
atstovybę.
• Ekrane gali būti prastų vaizdo elementų arba gali matytis keli šviesos taškai. Taip atsitinka dėl paties
ekrano savybių, o ne dėl to, kad gaminys netinkamai veikia.
• Stipriai nespauskite LCD ekrano ar rėmo krašto, nes dėl to gali atsirasti rodymo trikčių, pvz., trukdžių
raštų ir kt. Jei nuolat spaudžiamas LCD ekrano paviršius, gali pradėti blogiau veikti skystieji kristalaiarba sugesti LCD ekranas. (Jeigu ant ekrano liktų spaudimo žymių, palikite monitoriuje juodą arba baltą
vaizdą. Žymės gali išnykti.)• Nebraižykite ir nespauskite LCD ekrano jokiais aštriais objektais, nes taip LCD ekraną galite sugadinti.
Netrinkite servetėlėmis, nes ekraną galite subraižyti.
• Nelieskite monitoriuje integruoto kalibravimo jutiklis (integruoto priekinio jutiklio). Kitaip gali sumažėti
matavimo tikslumas arba gali būti apgadinta įranga.
• Priklausomai nuo aplinkos, apšvietimo jutiklio išmatuota vertė gali skirtis nuo vertės, rodomos
pastatomame luminometre.
• Jeigu monitorius iš šaltos aplinkos įnešamas į šiltą patalpą arba patalpoje staiga pakyla temperatūra, antvidinio ir išorinio monitoriaus paviršių gali pradėti kauptis kondensato. Tokiu atveju monitoriaus nejunkite.
Kad monitorius nenukentėtų, palaukite, kol kondensatas išgaruos.

Pastabos dėl šio monitoriaus

7

Monitoriaus naudojimas ilgą laiką

● Kokybės kontrolė

• Monitorių vaizdo kokybei įtakos turi įvesties signalų kokybės lygis ir gaminio kokybės suprastėjimas.
Atlikite vizualias apžiūras ir periodiškus pastovumo testus, kad būtų užtikrinta atitiktis medicinos
standartams / gairėms pagal jūsų naudojimą, ir prireikus atlikite kalibravimą. „RadiCS“ monitoriaus
kokybės valdymo programinės įrangos naudojimas leidžia jums vykdyti aukšto lygio kokybės
kontrolę, atitinkančią medicinos standartus / gaires.
• Vaizdas monitoriuje stabilizuojasi maždaug per 15 minučių (mūsų matavimo sąlygomis). Įjungus
monitoriaus maitinimą arba jam įsijungus iš energijos taupymo režimo, palaukite bent 15 minučių
ir tik tada atlikite įvairias monitoriaus ekrano kokybės kontrolės patikras, jį kalibruokite arba
reguliuokite.
• Rekomenduojame monitorius nustatyti į rekomenduojamą lygį arba nuleisti, kad būtų sumažinti
šviesos ryškumo pasikeitimai, sukelti ilgo naudojimo, ir būtų palaikomas stabilus ryškumas.
• Siekdami suderinti integruoto kalibravimo jutiklio (Integruoto priekinio jutiklio) matavimų rezultatussu atskirai parduodamo „EIZO“ išorinio jutiklio (UX1 arba UX2 jutiklio) rezultatais, atlikite Integruoto
priekinio jutiklio ir išorinio jutiklio koreliaciją naudodami „RadiCS“ / „RadiCS LE“. Periodiškai
atliekama koreliacija užtikrina, kad Integruoto priekinio jutiklio matavimo tikslumas atitiks išorinio
jutiklio matavimo tikslumą.
Dėmesio• Monitoriaus rodymo būsena gali netikėtai pasikeisti dėl veikimo klaidos arba nenumatyto nuostatų pakeitimo.
Sureguliavus monitoriaus ekraną rekomenduojama monitorių naudoti užrakintais valdymo mygtukais.
Smulkesnės informacijos, kaip nustatyti, žr. įrengimo vadovą (kompaktiniame diske).

● Valymas

Norint, kad monitorius atrodytų kaip naujas ir būtų kuo ilgesnė jo eksploatavimo trukmė,rekomenduojama reguliariai jį valyti.
Bet kokius nešvarumus nuo korpuso ar ekrano paviršiaus atsargiai nuvalykite vandeniu ar toliau
nurodytais chemikalų tirpalais sudrėkinta minkšta šluoste arba su „ScreenCleaner“ (atskiraiparduodamas pasirinktinis gaminys).

Chemikalai, kuriuos galima naudoti gaminiui valytiMedžiagos pavadinimas

Etanolis
Izopropilo alkoholis
Alkildiamino etilglicinas
Glutaralis
Glutaralis

Gaminio pavadinimas

Etanolis
Izopropilo alkoholis„Tego 51“„Sterihyde“„Cidex Plus28“Dėmesio• Chemikalų nenaudokite dažnai. Nuo tokių chemikalų kaip alkoholis ar antiseptinis tirpalas žvilgesys gali
pasidaryti nevienodas, gali išblukti korpusas arba ekranas, be to, gali pablogėti vaizdo kokybė.
• Jokiu būdu nenaudokite skiediklio, benzeno, vaško ar abrazyvinio valiklio, nes galite sugadinti korpusą arba
ekraną.
• Pasirūpinkite, kad chemikalų nepatektų tiesiai ant monitoriaus.

Kaip patogiai naudoti monitorių
• Nuo ilgo žiūrėjimo į monitorių pavargsta akys. Kas valandą po 10 minučių pailsėkite.
• Žiūrėkite į ekraną atsitraukę tinkamu atstumu ir kampu.

8

Pastabos dėl šio monitoriaus

TURINYSATSARGUMO PRIEMONĖS................................... 3
SVARBU...................................................................... 3

Pastabos dėl šio monitoriaus............................... 7
Naudojimo paskirtis.................................................. 7
Naudojimo atsargumo priemonės.......................... 7
Monitoriaus naudojimas ilgą laiką.......................... 8● Kokybės kontrolė.............................................. 8● Valymas............................................................ 8

Kaip patogiai naudoti monitorių.............................. 8

TURINYS.................................................................. 9Skyrius 1
1-1.
1-2.

●

1-3.

Įvadas................................................ 10

Savybės..........................................................10
Pakuotės turinys...........................................13
EIZO LCD Utility Disk......................................13
Valdikliai ir funkcijos....................................15

Skyrius 2

Montavimas / prijungimas.............. 16

2-1.

Prieš montuojant gaminį..............................162-2.

Laidų prijungimas.........................................16

2-3.

„RadiLight Focus“ (žibintuvėlio)prijungimas ir atjungimas............................18

2-4.

Maitinimo įjungimas.....................................19

2-5.

Ekrano aukščio ir kampo reguliavimas......192-6.

Laidų gaubto montavimas.......................... 20

2-7.

„RadiLight Area“ / „RadiLight Focus“
naudojimas....................................................21● Montavimo reikalavimai...................................16

Skyrius 3

Vaizdo nerodymo problema........... 22

Skyrius 4

Specifikacijos................................... 23

4-1.

Specifikacijų sąrašas.................................. 23

4-2.

Suderinamos skyros................................... 24

4-3.

Pasirinktiniai priedai................................... 25

Priedas.................................................................. 26
Medicininis standartas........................................... 26
EMS (elektromagnetinio suderinamumo)
informacija............................................................... 27

TURINYS

9Skyrius 1ĮvadasDėkojame, kad pasirinkote EIZO spalvotą skystųjų kristalų monitorių.

1-1. Savybės

● Rodomi aukštos kokybės ir didelės skyros vaizdai
4200 x 2800: vaizdai rodomi tik naudojant vieną „DisplayPort“ laidą. („DisplayPort“ 1.4 versija)● Hibridinis nespalvotas ir spalvotas ekranasĮjungus „Hybrid Gamma PXL“ funkciją, įrenginys automatiškai atpažįsta nespalvotas ir spalvotas topaties vaizdo dalis vaizdo taškų lygiu ir atitinkamai juos rodo parenkant optimalius atspalvius.

● Didelė išdėstymo laisvė
Šiame įrenginyje integruotos „PbyP“ (angl. k. „Picture by Picture“ – vaizdas šalia vaizdo) ir „PinP“ (angl.
k. „Picture in Picture“ – vaizdas vaizde) funkcijos, dėl kurių galima rodyti iki trijų signalų vienu metu.

Vienas

PbyP

Vienas + „PinP“„PbyP- + „PinP-

Monitorius užtikrina vieno laido „PbyP“ funkciją, kai vaizdai rodomi „PbyP“ režimu naudojant tik vieną
„DisplayPort“ laidą.
Dabar „RadiForce“ serijoje yra HDMI įvestis. Naudojant „PinP“ režimą galima rodyti vaidus iš kitųšaltinių, pvz., nešiojamojo kompiuterio.

10

Skyrius 1 Įvadas

● Apšvietimo funkcija („RadiLight“)„RadiLight Area“ sritis (foninis apšvietimas): „RadiLight Area“ – tai integruota monitoriaus foninio
apšvietimo funkcija. Ji netiesiogiai apšviečia patalpą iš galinės monitoriaus dalies, leisdama
naudotojams efektyviai interpretuoti vaizdus net tamsioje vietoje.
„RadiLight Focus“ (žibintuvėlis): „RadiLight Focus“ – tai atjungiamas žibintuvėlis. Jis apšviečia
naudotojo rankas, kai skaitomi dokumentai arba įvedama klaviatūra.

RadiLight Area

RadiLight Focus● Vietą taupanti konstrukcija
Monitoriuje yra dvi USB išsiuntimo srauto jungtys. Vieną USB įrenginių rinkinį (pelė, klaviatūra ir pan.)galite naudoti dviem kompiuteriams, persijungdami tarp jų.

Skyrius 1 Įvadas

11

● Monitoriaus valdymas pele ir klaviatūra
Naudodami „RadiCS“ / „RadiCS LE“ monitoriaus kokybės kontrolės programinę įrangą pele arklaviatūra galite atlikti toliau nurodytus monitoriaus valdymo veiksmus.
• „CAL Switch“ režimų perjungimas• Įvesties signalų perjungimas• „PinP“ papildomo lango (funkcija „Hide-and-Seek“) rodymas ar slėpimas• Kompiuterių, naudojamų USB įrenginiams valdyti (funkcija „Switch-and-Go“), perjungimas• „RadiLight Area“ įjungimas / išjungimas arba ryškumo reguliavimas
Pastaba• „RadiCS“ / „RadiCS LE“ programinė įranga leidžia rodyti arba slėpti „PinP“ papildomą langą ir perjungti
kompiuterį, naudojamą USB įrenginiams vienu metu valdyti. Daugiau informacijos apie nustatymo procedūrą
ieškokite „RadiCS“ / „RadiCS LE“ naudotojo vadove.

● Kokybės kontrolė

• Šiame monitoriuje yra integruotas kalibravimo jutiklis (integruotas priekinis jutiklis). Šis jutiklis leidžia
monitoriui nepriklausomai atlikti kalibravimą (funkcija „SelfCalibration“) ir pilkųjų tonų skalės patikrą.

• Naudodamiesi „RadiCS LE“, pridėta prie monitoriaus, galite tvarkyti su monitoriumi susijusią istoriją
ir tikslinį „SelfCalibration“ bei vykdymo tvarkaraštį.
• „RadiCS“ monitoriaus kokybės kontrolės programinė įranga leidžia vykdyti kokybės kontrolę,atitinkančią medicinos standartus / gaires.

12

Skyrius 1 Įvadas

1-2. Pakuotės turinys
Patikrinkite, ar pakuotės dėžėje yra visi toliau išvardyti dalykai. Jei kurio jų trūksta arba kuris nors yrapažeistas, susisiekite su savo pardavėju arba vietiniu EIZO atstovu, nurodytu prisegtame lape.
Pastaba• Rekomenduojame dėžę ir pakavimo medžiagas išsaugoti, kad jas būtų galima panaudoti produktą perkeliant artransportuojant.
• Monitorius• Maitinimo laidas• Skaitmeninių signalų perdavimo laidas:
PP300-V14 x 2„DisplayPort“ – „DisplayPort“• USB laidas: UU300 x 2• Laidų gaubtas (kairysis)• Laidų gaubtas (dešinysis)• „EIZO LCD Utility Disk“ (kompaktinis diskas)• Naudojimo instrukcijos• Skaitmeninių signalų perdavimo laidas:
HH200PR x 1
HDMI - HDMI

● EIZO LCD Utility Disk

Kompaktiniame diske yra toliau nurodyti elementai. Apie programinės įrangos paleidimo arba failų
nuorodines procedūras skaitykite diske esančiame faile „Readme.txt“.
• Failas Readme.txt• „RadiCS LE“ monitoriaus kokybės kontrolės programinė įranga (skirta „Windows“)• Naudotojo vadovas
Monitoriaus įrengimo vadovas„RadiCS LE“ naudotojo vadovas• Išoriniai matmenys

RadiCS LE„RadiCS LE“ leidžia atlikti toliau pateiktus kokybės kontrolės veiksmus ir veiksmus su monitoriumi.
Daugiau informacijos apie programinę įrangą ir nustatymo procedūrą ieškokite „RadiCS LE“
naudotojo vadove.

Kokybės kontrolė
• Kalibravimo vykdymas• Bandymo rezultatų rodymas sąraše ir bandymo ataskaitos kūrimas• „SelfCalibration“ tikslinio ir vykdymo tvarkaraščio nustatymas

Veiksmai su monitoriumi• „CAL Switch“ režimų perjungimas• Įvesties signalų perjungimas• „PinP“ papildomo lango (funkcija „Hide-and-Seek“) rodymas ar slėpimas• Kompiuterių, naudojamų USB įrenginiams valdyti (funkcija „Switch-and-Go“), perjungimas• Perėjimas į energijos taupymo režimą (foninio apšvietimo užsklanda)Dėmesio• „RadiCS LE“ specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo. Naujausią „RadiCS LE“ versiją
galite atsisiųsti iš mūsų internetinės svetainės: www.eizoglobal.com
Skyrius 1 Įvadas

13„RadiCS LE“ naudojimas
Daugiau informacijos, kaip įdiegti „RadiCS LE“, rasite „RadiCS LE“ naudotojo vadove (kompaktiniame
diske).
Naudodamiesi „RadiCS LE“ pateiktu USB laidu prijunkite monitorių prie kompiuterio. Daugiau
informacijos apie tai, kaip prijungti monitorių, žr. „2-2. Laidų prijungimas“ (puslapis 16).

14

Skyrius 1 Įvadas

1-3. Valdikliai ir funkcijos126Maždaug 30°

7
8
9
11

10

3

4

5

12

13

14

15

16

1. Integruotas priekinis
jutiklis (judantis)

Šis jutiklis naudojamas kalibravimui ir pilkųjų tonų skalės patikrai.

2. Aplinkos apšvietimo
jutiklisŠis jutiklis matuoja aplinkos apšvietimą. Aplinkos apšvietimo matavimas atliekamas
naudojant „RadiCS“ / „RadiCS LE“ kokybės kontrolės programinę įrangą.

3. RadiLight Focus

Išimamas žibintuvėlis.

4. Veiksmų jungikliai

Rodomas naudotojo vadovas. Nustatomas meniu pagal naudotojo vadovą.

5. JungiklisĮjungiamas ir išjungiamas maitinimas.
Įjungus maitinimą įsijungia jungiklio indikatorius. Indikatoriaus spalva skiriasi
priklausomai nuo monitoriaus veikimo būsenos.
Žalia – įprasto veikimo režimas, oranžinė – energijos taupymo režimas; nedega –išjungtas maitinimas

6. RadiLight Area

Integruota monitoriaus foninio apšvietimo funkcija. Šia šviesa netiesiogiai
apšviečiama patalpa iš galinės monitoriaus dalies.

7. Stovas

Galima reguliuoti aukštį ir kampą.

8. Periferinės įrangos
USB jungtis

USB įrenginiui prijungti.

9. Žibintuvėlio jungtis

Naudojama „RadiLight Focus“ prijungti.

10. Apsauginės spynos
lizdasTinka „Kensington“ apsaugos sistemai „MicroSaver“.

11. Laidų laikiklis

Prilaiko monitoriaus laidus.

12. Maitinimo jungiklisĮjungiamas ir išjungiamas maitinimas.
: išjungta, : įjungta

13. Maitinimo laido jungtis

Maitinimo laidui prijungti.

14. HDMI jungtis

Prijungimui prie kompiuterio. Palaikomas „PinP“ papildomo lango rodymas.

15. „DisplayPort“ jungtis

Prijungimui prie kompiuterio.
: vienas ekranas, palaikomas vieno laido „PbyP“ režimas ir „PbyP“ režimo kairiojo
lango rodymas.
: vienas ekranas, palaikomas dešiniojo „PbyP“ režimo lango ir papildomo „PinP)režimo lango rodymas.

16. USB jungtis, skirta
jungti prie kompiuterio

Prijunkite šia jungtimi prie kompiuterio, kai naudojate programinę įrangą, kuriai reikia
USB jungties, arba reikia prijungti USB įrenginį (periferinį įrenginį, kuris palaiko USB)
prie periferinės įrangos USB jungties.

Skyrius 1 Įvadas

15

Skyrius 2

Montavimas / prijungimas

2-1. Prieš montuojant gaminį
Atidžiai perskaitykite dalį „ATSARGUMO PRIEMONĖS“ (puslapis 3) ir griežtai laikykitės nurodymų.
Jei pastatysite šį gaminį ant lakuoto stalo, prie stovo apačios, padengtos specialios sudėties guma, gali
prilipti dažų. Prieš naudodami patikrinkite stalo paviršių.

● Montavimo reikalavimaiJei įrengiate monitorių lentynoje, įsitikinkite, kad pakanka vietos iš abiejų šonų, užpakalinės dalies ir viršaus.
Dėmesio• Parinkite vietą monitoriui taip, kad į ekraną nekristų išorinė šviesa.

2-2. Laidų prijungimasDėmesio• Patikrinkite, ar išjungtas monitoriaus, kompiuterio ir periferinės įrangos maitinimas.
• Jei esamą monitorių keičiate šiuo monitoriumi, prieš prijungdami jį prie kompiuterio žr. „4-2. Suderinamos
skyros“ (puslapis 24), kad sužinotumėte, kokias vertes, tinkamas šiam monitoriui, įvesti kompiuteryje į skyros
ir kadrų skleistinės dažnio verčių laukelius.

1. Prijunkite signalų perdavimo laidus.
Patikrinkite jungčių formas ir prijunkite laidus.
Vieno ekrano rodinys

Signalų perdavimo laidas: PP300-V14

Dėmesio• Jei sunku prijungti laidus, sureguliuokite ekrano kampą.
• Esant numatytosioms nuostatoms, rodomas signalas, kuris yraįvestis. Norėdami laidą prijungti prie,nustatymo meniu turite pakeisti parinkties „Input“ (įvestis) vertę į „DisplayPort 2“. Smulkesnės informacijos
apie tai ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske).

16

Skyrius 2 Montavimas / prijungimas

„PbyP“ (dviejų ekranų) rodinysDėmesio• Kai monitorius naudojamas „PbyP“ rodiniui, nustatymo meniu reikia sukonfigūruoti nuostatą „Input (įvestis)“
ir pasirinkti rodytinų signalų derinį. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arbakompaktiniame diske).
• Norėdami naudoti vieno laido „PbyP“, prijunkite laidą prie . Visos kitos jungtys, išskyrus , nepalaiko
vieno laido „PbyP“.
• Kai monitorius naudojamas „PbyP“ režimu vaizdams iš dviejų kompiuterių rodyti, kai kurių kokybės valdymo
funkcijų, pvz., kalibravimo, naudojimas gali būti apribotas.

Taikoma „DisplayPort 1“ / „DisplayPort 2“Signalų
perdavimo
laidas:
PP300-V14

Taikom vieno laido „PbyP“

Signalų perdavimo
laidas: PP300-V14

Signalų perdavimo laidas: PP300-V14„PinP“ (papildomo lango) rodinys

Signalų perdavimo laidas:
HH200PR
Signalų perdavimo laidas: PP300-V14* Papildomo lango, rodomo naudojant HDMI, pavyzdys
Dėmesio• Norėdami, kad būtų rodomas papildomas langas, prijunkite laidą prie įvesties jungties

arba

.

• Signalai, kurie gali būti rodomi papildomame lange, skiriasi atsižvelgiant į pagrindiniame ekrane rodomus
signalus. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske).
Skyrius 2 Montavimas / prijungimas17

2. Maitinimo laidą įkiškite į maitinimo lizdą ir monitoriaus maitinimo kabelio
jungtį.

Maitinimo laidą iki galo įstatykite į monitorių.

3. Atitinkamai prijunkite USB laidą prie monitoriaus USB jungties, skirtos jungti
prie kompiuterio, ir prie kompiuterio periferinės įrangos jungties.

Prijungti šį laidą reikia tuomet, kai naudojate „RadiCS“ / „RadiCS LE“ arba kai prie monitoriaus
prijungiate USB įrenginį (USB laidu prijungiamą periferinį įrenginį).

USB laidas: UU300

Dėmesio• Kai monitorių jungiate prie kompiuterio, kuriame įdiegta „RadiCS“ / „RadiCS LE“, prijunkite laidą prie
• Prieš naudodami, nuimkite dangtelį.

.

2-3. „RadiLight Focus“ (žibintuvėlio) prijungimas ir
atjungimas„RadiLight Focus“ (žibintuvėlis) yra atjungiamas.

12Norėdami jį atjungti, prie monitoriaus prijungtą dalį sukite paveikslėlyje (ties 1) nurodyta kryptimi, tada
ištraukite.
Norėdami pritvirtinti, tiesiog prijunkite prie monitoriaus nesukdami. Jį galima sumontuoti tik nukreiptą
įstrižai žemyn.

18

Skyrius 2 Montavimas / prijungimas

2-4. Maitinimo įjungimas
1. Norėdami įjungti monitoriaus maitinimą, palieskite.

Monitoriaus maitinimo jungiklio indikatorius įsižiebia žaliai.

Jei indikatorius neįsižiebia, žr. „Skyrius 3 Vaizdo nerodymo problema“ (puslapis 22).
Pastaba• Kai paliečiate bet kurį iš mygtukų, išskyrus
nurodydamas, kur yra maitinimo mygtukas.

, kai monitoriaus maitinimas išjungtas,

pradeda mirksėti,2. Įjunkite kompiuterį.

Ekrane pasirodys vaizdas.
Jei vaizdas nepasirodo, papildomų patarimų ieškokite „Skyrius 3 Vaizdo nerodymo problema“(puslapis 22).
Dėmesio• Kad sutaupytumėte kuo daugiau elektros energijos, rekomenduojama išjungti maitinimo mygtuką. Kai
monitorius nenaudojamas, galite išjungti pagrindinį maitinimo tiekimą arba atjungti maitinimo tiekimo kištuką,kad maitinimo tiekimas būtų visiškai nutrauktas.
Pastaba• Norėdami padidinti monitoriaus naudojimo trukmę sustabdydami ryškumo prastėjimą ir sumažinti elektros
energijos sąnaudas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
- Naudokite kompiuterio ir monitoriaus energijos taupymo funkciją.
- Kai pasinaudosite, monitorių išjunkite.

2-5. Ekrano aukščio ir kampo reguliavimas
Abiem rankomis laikydami už viršutinio ir apatinio arba kairiojo ir dešiniojo monitoriaus kraštų, reguliuokite
ekrano aukštį, pokrypį ir pasukimą, kad užtikrintumėte geriausias sąlygas užduotims atlikti.

Dėmesio• Kai sureguliuosite, įsitikinkite, kad tinkamai prijungti laidai.
• Sureguliavę aukštį ir kampą, nutieskite kabelius per kabelio laikiklį.
• Jei reguliuojate monitorių, prie kurio pritvirtintas žibintuvėlis, būkite atsargūs, kad su jėga nekliudytumėte
žibintuvėlio. Kitaip gali būti pažeista jungtis arba atrama.

Skyrius 2 Montavimas / prijungimas192-6. Laidų gaubto montavimas
1. Į laidų laikiklį sudėkite laidus.

2. Uždėkite laidų gaubtą.

Pavyzdžiui: Laidų gaubto (dešinio) montavimas
Dėmesio• Tinkamai uždėkite gaubtą, kad monitoriaus viduje būtų užtikrintas vėdinimas.
Pastaba• Norėdami nuimti laidų gaubtą, traukite jį į save.

20

Skyrius 2 Montavimas / prijungimas

2-7. „RadiLight Area“ / „RadiLight Focus“ naudojimas
1. Patikrinkite, ar įjungtas monitoriaus ir kompiuterio maitinimas.
2. Valdymo jungikliais įjungiama / išjungiama „RadiLight Area“ ir „RadiLight
Focus“. Sureguliuokite „RadiLight Area“ ryškumą.

„RadiLight Focus“ įjungimas / išjungimas
RadiLight Area
Ryškumo didinimas / mažinimas, įjungimas / išjungimasDėmesio• Šviesos diodų lempučių spalvos ir ryškumas gali skirtis net to paties modelio gaminiuose.
• „RadiLight Area“ gali nepakankamai apšviesti patalpą toliau nurodytose aplinkose.
- Jei santykinai didelis atstumas tarp gaminio ir sienos arba lubų.
- Jei sienų ar lubų medžiaga neatspindinti arba tamsios spalvos.
• Keisdami „RadiLight Focus“ kryptį, sureguliuokite kampą pasitelkę atramą kartu su žibintuvėlio galiuku.
Pastaba• Norėdami smulkesnės informacijos, kaip naudoti „RadiLight Area“, žr. montavimo vadovą (kompaktiniame
diske).

Skyrius 2 Montavimas / prijungimas

21

Skyrius 3

Vaizdo nerodymo problema

Problema

22

Galima priežastis ir spendimo būdas

1. Nerodomas vaizdas• Neįsižiebia maitinimo jungiklio indikatorius• Patikrinkite, ar gerai prijungtas maitinimo laidas.
• Įjunkite maitinimo jungiklį.
• Palieskite .
• Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą.

• Maitinimo jungiklio indikatorius įsižiebia:žaliai• Nustatymo meniu padidinkite parinkčių „Brightness(ryškumas)“, „Contrast (kontrastas)“ arba „Gain (signalo
stiprinimas)“ vertes. Smulkesnės informacijos apie tai
ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske).
• Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą.

• Maitinimo jungiklio indikatorius įsižiebia:oranžine spalva• Perjunkite įvesties signalą. Smulkesnės informacijos apie tai
ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske).
• Pajudinkite pelę arba paspauskite bet kurį klaviatūros
klavišą.
• Patikrinkite, ar įjungtas kompiuteris.
• Patikrinkite, ar gerai prijungtas signalų perdavimo laidas.
Prijunkite signalų perdavimo laidus prie atitinkamo įvesties
signalo jungčių.
• Jei signalų perdavimo laidas prijungtas prie „DisplayPort“,
pabandykite perjungti „DisplayPort“ versiją. Smulkesnės
informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arbakompaktiniame diske).
• Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą.

• Maitinimo jungiklio indikatorius mirksi:oranžine, žalia spalva• Prijunkite EIZO nurodytu signalų perdavimo kabeliu. Išjunkite
ir vėl įjunkite maitinimą.
• Jei signalų perdavimo laidas prijungtas prie „DisplayPort
1“ (), pabandykite perjungti „DisplayPort“ versiją.
Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove(arba kompaktiniame diske).

2. Pasirodo toliau pateiktas pranešimas.

Šis pranešimas pasirodo, kai netinkamai įeina signalas, net jeigu
monitorius ir veikia gerai.

• Šis pranešimas pasirodo, kai neįeina joks
signalas.
Pavyzdžiui:• Kairėje pusėje parodytas pranešimas gali pasirodyti dėl to,
kad ką tik įjungtas kompiuteris iš karto nesiunčia signalo.
• Patikrinkite, ar įjungtas kompiuteris.
• Patikrinkite, ar gerai prijungtas signalų perdavimo laidas.
Prijunkite signalų perdavimo laidus prie atitinkamo įvesties
signalo jungčių.
• Perjunkite įvesties signalą. Smulkesnės informacijos apie tai
ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske).
• Pabandykite perjungti „DisplayPort“ versiją. Smulkesnės
informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arbakompaktiniame diske).
• Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą.

• Šis pranešimas nurodo, kad įvesties
signalas neatitinka nustatyto dažnių
diapazono.
Pavyzdžiui:• Patikrinkite, ar kompiuteris sukonfigūruotas taip, kad atitiktų
monitoriaus skyros ir kadrų skleistinės dažnio reikalavimus(žr. „4-2. Suderinamos skyros“ (puslapis 24)).
• Iš naujo paleiskite kompiuterį.
• Naudodamiesi grafikos plokštės paslaugų programa
pasirinkite atitinkamą nuostatą. Daugiau informacijos
ieškokite grafikos plokštės naudotojo vadove.

Skyrius 3 Vaizdo nerodymo problema

Skyrius 4

Specifikacijos

4-1. Specifikacijų sąrašas
Tipas
LCD ekranas

RX1270:RX1270-AR:„Anti-Glare“„Anti-Reflection“

Tipas

Spalvotas (IPS)

Foninis apšvietimasŠviesos diodai

Dydis

78,4 cm (30,9 col.)Skyra (H x V)

4200 × 2800

Ekrano dydis (H x V)

652,7 mm × 435,1 mm

Atstumas tarp vaizdo
elementų

0,1554 mm

Ekrano spalvos

10 bitų spalvos („DisplayPort“): Iki 1073,74 mln. spalvų
(iš 543 mlrd. spalvų paletės)8 bitų („DisplayPort“*1 / HDMI): 16,77 mln. spalvų (iš 543 mlrd.
spalvų paletės)Vaizdo signalaiŽiūrėjimo kampai(H / V, tipiniai)

178˚ / 178˚

Rekomenduojamas
ryškumas

500 cd/m2

Atsako laikas (tipinis)

12 ms (juoda -> balta -> juoda)Įėjimo signalo išvadai„DisplayPort“ × 2, HDMI × 1

Horizontaliojo nuskaitymodažnis„DisplayPort“: 31–175 kHz

Vertikalaus nuskaitymodažnis*2„DisplayPort“: 29–61 Hz (720 × 400: 69–71 Hz)Kadrų sinchronizavimorežimas29,5–30,5 Hz, 59–61 HzTaškų dažnis

„DisplayPort“: 25,0–765 MHz

HDMI:
HDMI:

HDMI:
USB
Maitinimas

Fizinės
specifikacijos

31–160 kHz
59–61 Hz (720 × 400: 69–71 Hz)

25,0–260 MHz

JungtisKompiuterio jungtis × 2, periferinės įrangos jungtis × 3

Standartinė

USB specifikacijos versija 2.0

Įėjimas100–240 V KS ±10 %, 50 / 60 Hz 1,90–0,85 ADidžiausias energijos
suvartojimas

188 W arba mažiau

Energijos taupymo režimas

2,0 W arba mažiau*3Budėjimo režimas

2,0 W arba mažiau*4

Matmenys (plotis × aukštis × 689,8 × 508 mm – 608 × 225 mm (pokrypis: 0˚)gylis)
Matmenys (plotis × aukštis × 689,8 × 476 × 88,6 mm
gylis) (be stovo)

Veikimo aplinkos
reikalavimai

Grynasis svorisMaždaug 15,6 kg

Grynasis svoris(be stovo)Maždaug 11,5 kg

Aukščio reguliavimo
diapazonas

100 mm (pokrypis: 0˚)

Pokrypis

Aukštyn 30˚, žemyn 5˚Pasukimas

70˚

Temperatūra

0–35 ˚C (32–95 ˚F)Drėgmė

20–80 % santykinė drėgmė (be kondensacijos)

Oro slėgis

540–1060 hPa
Skyrius 4 Specifikacijos

23

Gabenimo /laikymo aplinkossąlygos

Temperatūra–20–60 ˚C (-4–140 ˚F)Drėgmė

10–90 % santykinė drėgmė (be kondensacijos)

Oro slėgis

200–1060 hPa*1 Rodant „PinP“ papildomą langą
*2 Palaikomas vertikaliojo nuskaitymo dažnis skiriasi pagal skyrą. Daugiau informacijos žr. „4-2. Suderinamos
skyros“ (puslapis 24).
*3 Kai naudojama „DisplayPort 1“ įvestis, nenaudojama USB jungtis jungti prie kompiuterio, parinktis „Input“(įvestis) nustatyta kaip „Single DisplayPort 1“, parinktis „Power Save“ (energijos taupymas) nustatyta
kaip „High“ (didelis), parinktis „DP Power Save“ (DP energijos taupymas) nustatyta kaip „On“ (įjungta),
parinktis „DisplayPort 1“ nustatyta kaip „Version 1.2“, parinktis „DisplayPort 2“ nustatyta kaip „Version 1.2“ irneprijungta jokia išorinė apkrova*4 Nenaudojama USB jungtis jungti prie kompiuterio, DP Power Save“ (DP energijos taupymas) nustatyta kaip
„On“ (įjungta), parinktis „DisplayPort 1“ nustatyta kaip „Version 1.2“, parinktis „DisplayPort 2“ nustatyta kaip
„Version 1.2“ ir neprijungta jokia išorinė apkrova

4-2. Suderinamos skyros
Monitoriui tinkamos toliau nurodytos skyros. Informacijos apie suderinamas „PinP“ papildomo lango
skyras rasite įrengimo vadove.
√: tinkama

1.4 vers.

1.2 vers.

Dviejų ekranų
rodinys („PbyP“)

640 × 480

60

√

√

√

720 × 400

70

√

√

√

720 × 480

60

-

-

-

Skyra (H x V)

Vieno ekrano rodinys

800 × 600

60

√

√

√

1024 × 768

60

√

√

√

1200 × 1600

60

-

-

-

1200 × 1920

60

-

-

-

1280 × 1024

60

√

√

√

1280 × 720

60

-

-

-

1440 × 2560

60

-

-

-

1600 × 1200

60

√

√

√

1920 × 1080

60

-

-

-

1920 × 1200

60

-

-

-

2096 × 2800

30

-

-

√

2096 × 2800

60

-

-

√

2100 × 2800

30

-

-

√

2100 × 2800

60

-

-

√*1

2560 × 1440

60

-

-

-

3840 × 2160

30

√

√

-

3840 × 2160

60

√

√

-

4096 × 2160

30

√

√

-

4096 × 2160

60

√

√

-

4200 × 2800

30

√

√

-

45

-

√

*1

-

60

*1

-

-

4200 × 2800
4200 × 2800
*1 Rekomenduojama skyra

24

DisplayPort

Vertikalaus
nuskaitymo dažnis
(Hz)

Skyrius 4 Specifikacijos√

4-3. Pasirinktiniai priedai
Toliau nurodytus priedus galima įsigyti atskirai.
Naujausios informacijos apie pasirinktinius priedus ir naujausią tinkamą grafikos plokštę ieškokite mūsųinterneto svetainėje. www.eizoglobal.com
Kalibravimo rinkinys„RadiCS UX2“ 5.0.4 arba naujesnė versija„RadiCS Version Up Kit“ 5.0.4 arba naujesnė versija

Tinklo kokybės valdymo programinė
įranga„RadiNET Pro“ 5.0.4 arba naujesnė versija

Valymo rinkinys„ScreenCleaner“

Stovo laikiklis „Thin Client“ arba mini
kompiuteriams

PCSK-R1

Skyrius 4 Specifikacijos

25

Priedas
Medicininis standartas• Būtina užtikrinti, kad galutinė sistema atitiktų standarto IEC60601-1-1 reikalavimus.
• Elektra maitinama įranga gali skleisti elektromagnetines bangas, kurios gali paveikti, riboti arba
trikdyti monitoriaus veikimą. Tokią įrangą reikėtų įrengti kontroliuojamoje aplinkoje, kur būtų galima
išvengti tokio poveikio.

Įrangos klasifikacija-

26

Apsaugos nuo elektros smūgio tipas: I klasė
EMS klasė: IEC60601-1-2 1 grupės B klasė
Medicinos įrenginių klasifikacija (ES: I klasė
Veikimo būdas: nepertraukiamas
IP klasė: IPX0

PriedasEMS (elektromagnetinio suderinamumo) informacija„RadiForce“ serijos gaminiai skirti medicininiams vaizdams tinkamai rodyti.

Numatomo naudojimo aplinka„RadiForce“ serijos gaminiai skirti naudoti toliau nurodytose aplinkose.
• Profesionalios sveikatos priežiūros įstaigų aplinkose, pvz., klinikose ir ligoninėse
„RadiForce“ serijos gaminių negalima naudoti:• namų sveikatos priežiūros aplinkoje• šalia aukšto dažnio chirurginės įrangos, pavyzdžiui, elektrochirurginių peilių
• šalia terapinės trumpųjų bangų įrangos• nuo radijo dažnių apsaugotoje patalpoje, kurioje naudojamos medicinos įrangos sistemos,
skirtos MRT• apsaugotose vietose, specialioje aplinkoje• Transporto priemonėse, įskaitant greitosios pagalbos automobilius• Kitoje specialioje aplinkojeĮSPĖJIMAS
Naudojant „RadiForce“ serijos gaminius reikia imtis specialių atsargumo priemonių, susijusių su
EMC ir įrengimu. Turite atidžiai perskaityti šiame dokumente pateiktą EMC informaciją bei skyrių„ATSARGUMO PRIEMONĖS“ ir laikytis instrukcijų, kai montuojate ir naudojate gaminį.
„RadiForce“ serijos gaminių nereikėtų naudoti šalia arba dėti ant kitos įrangos. Jeigu dėti šalia arba
ant viršaus būtina, reikia stebėti įrenginį arba sistemą ir įsitikinti, kad jie veikia normaliai būtent
tokios sąrankos, kokios juos ketinama naudoti.
Naudojant nešiojamąją radijo dažnių ryšio įrangą, laikykite ją 30 cm (12 col.) ar didesniu atstumu nuo
bet kokios „RadiForce“ dalies, įskaitant laidus. Priešingu atveju šį įranga gali veikti prasčiau.
Asmenys, jungiantys papildomą įrangą prie signalo įvesties dalies arba signalo išvesties dalių
ir konfigūruoja medicininę sistemą, privalo užtikrinti, kad sistema atitiks IEC60601-1-2 standarto
reikalavimus.
Naudodami „RadiForce“ serijos gaminius nelieskite signalo įėjimo / išėjimo jungčių. Priešingu atveju
gali būti paveiktas rodomas vaizdas.
Naudokite laidus, pritvirtintus prie gaminio, arba EIZO nurodytus laidus.
Naudojant ne EIZO nurodytus arba pateiktus laidus, gali padidėti elektromagnetinė spinduliuotė arbasumažėti šios įrangos elektromagnetinis atsparumas ir ji gali veikti netinkamai.
LaidasSignalų perdavimo
laidas („DisplayPort“)
Signalų perdavimo
laidas (HDMI)
USB laidas
Maitinimo laidas(su įžeminimu)

EIZO skirtieji laidai Didžiausias laido
ilgis

Ekranavimas

Ferito šerdis

PP300-V14

3m

Ekranuotas

Be ferito šerdžių

HH200PR

2m

Ekranuotas

Be ferito šerdžių

UU300
-

3m
3m

Ekranuotas
Neekranuotas

Su ferito šerdimis
Be ferito šerdžių

Priedas27

Techniniai duomenys
Elektromagnetinė spinduliuotė

„RadiForce“ serijos gaminiai skirti naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje.
„RadiForce“ serijos gaminių pirkėjas ar naudotojas turi užtikrinti, kad jie bus naudojami būtent tokioje aplinkoje.

Spinduliuotės
testasAtitiktis

Elektromagnetinė aplinka – rekomendacijos

Radijo dažnių
spinduliuotėCISPR11

1 grupė

„RadiForce“ serijos gaminiuose radijo dažnių energija naudojama tik jų vidiniam
veikimui užtikrinti.
Todėl radijo dažnių spinduliuotė yra labai nedidelė, ir mažai tikėtina, kad ji galėtų
trikdyti šalia esančios elektroninės įrangos veikimą.

Radijo dažnių
spinduliuotėCISPR11

B klasė

„RadiForce“ serijos gaminiai tinka naudoti bet kokiose patalpose, įskaitantgyvenamąsias ir prijungtąsias prie viešojo žemos įtampos maitinimo tinklo, iš kurio
elektros energija tiekiama gyvenamosios paskirties pastatams.

Harmonikų
spinduliuotė
IEC61000-3-2

D klasė

Įtampos svyravimai /mirgėjimo emisija
IEC61000-3-3

Atitinka

Elektromagnetinis atsparumas„RadiForce“ serijos gaminiai buvo patikrinti taikant toliau pateiktus atitikties lygius (C) pagal profesionalios sveikatos
priežiūros įstaigų reikalavimus (T), nurodytus IEC60601-1-2 standarte.
„RadiForce“ serijos gaminių pirkėjas ar naudotojas turi užtikrinti, kad jie bus naudojami būtent tokioje aplinkoje.

Atsparumo
testasBandymo lygis (T)Atitikties lygis (C)Elektromagnetinė aplinka –rekomendacijos

Elektrostatinė iškrova ±8 kV kontaktinė iškrova(ESD)±15 kV oro iškrova
IEC61000-4-2±8 kV kontaktinė iškrova±15 kV oro iškrova

Grindys turi būti medinės, betoninės arba
klotos keramikinėmis plytelėmis. Jeigu grindys
dengtos sintetine medžiaga, drėgnis turi būti
bent 30%.

Trumpalaikiai
elektros trikdžiai /pertrūkiai
IEC61000-4-4±2 kV elektros perdavimo
linijoms±1 kV įėjimo / išėjimo
linijoms±2 kV elektros perdavimo
linijoms±1 kV įėjimo / išėjimo
linijoms

Maitinimo tinklo elektros energijos kokybė turibūti įprasta komercinei ar gydomajai institucijai.

Viršįtampiai
IEC61000-4-5±1 kV iš linijos (-ų) į liniją ±1 kV iš linijos (-ų) į liniją Maitinimo tinklo elektros energijos kokybė turi
(-as)
(-as)
būti įprasta komercinei ar gydomajai institucijai.
±2 kV iš linijos (-ų) į žemę ±2 kV iš linijos (-ų) į žemęĮtampossumažėjimas, trumpi
pertrūkiai ir įtampos
svyravimai maitinimoįėjimo linijose
IEC61000-4-11

0 % UT (100 % UTsumažėjimas) 0,5 ciklo ir
1 ciklas
70 % UT (30 % UTsumažėjimas) 25 ciklai
esant 50 Hz
0 % UT (100 % UTsumažėjimas)
250 ciklų esant 50 Hz

0 % UT (100 % UTsumažėjimas) 0,5 ciklo ir
1 ciklas
70 % UT (30 % UTsumažėjimas) 25 ciklai
esant 50 Hz
0 % UT (100 % UTsumažėjimas)
250 ciklų esant 50 Hz

Maitinimo tinklo elektros energijos kokybė turibūti įprasta komercinei ar gydomajai institucijai.
Jeigu „RadiForce“ serijos gaminio naudotojuireikia, kad jis nenustotų veikęs esant maitinimo
pertrūkiui, rekomenduojama „RadiForce“ serijos
gaminį maitinti iš nepertraukiamo energijosšaltinio arba akumuliatoriaus.

Elektros energijosdažnio ir magnetinis
laukas
IEC61000-4-8

30 A/m(50 / 60 Hz)

30 A/mElektros energijos dažnio ir magnetinio lauko
lygis turi būti būdingas įprastai komercinei arligoninės aplinkai. Naudojimo metu gaminį reikia
laikyti mažiausiai 15 cm atstumu nuo elektros
energijos dažnio ir magnetinio lauko šaltinio.

28

PriedasElektromagnetinis atsparumas„RadiForce“ serijos gaminiai buvo patikrinti taikant toliau pateiktus atitikties lygius (C) pagal profesionalios sveikatos
priežiūros įstaigų reikalavimus (T), nurodytus IEC60601-1-2 standarte.
„RadiForce“ serijos gaminių pirkėjas ar naudotojas turi užtikrinti, kad jie bus naudojami būtent tokioje aplinkoje.

Atsparumo
testasBandymo lygis (T)Atitikties lygis (C)Elektromagnetinė aplinka –rekomendacijos
Nešiojamosios ir mobiliosios aukštadažnės
ryšio įrangos nereikėtų naudoti mažesniu nei
rekomenduojamu atstumu, apskaičiuotu pagalsiųstuvo dažniui taikomą lygtį, nuo bet kurios„RadiForce“ serijos gaminio dalies, įskaitantlaidus.
Rekomenduojamas atstumasGairės dėl trikdžių,kuriuos sukelia arba
spinduliuoja radijodažnių laukai
IEC61000-4-6

Spinduliuojami radijodažnių laukai
IEC61000-4-3

3 Vrmsnuo 150 kHz iki 80 MHz

3 Vrmsd = 1,2√P

6 Vrms
ISM a) juostos nuo
150 kHz iki 80 MHz

6 Vrmsd = 1,2√P

3 V/mnuo 80 MHz iki 2,7 GHz

3 V/m

d = 1,2√P, nuo 80 MHz iki 800 MHz
d = 2,3√P, nuo 800 MHz iki 2,7 GHz„P“ yra maksimali atiduodamoji vardinė siųstuvo
galia vatais (W), nustatyta siųstuvo gamintojo, o„d“ yra rekomenduojamas atstumas metrais (m).
Fiksuotųjų radijo dažnių siųstuvų skleidžiami
laukai, nustatyti atliekant elektromagnetinį
įrengimo vietos tyrimą b), turi būti silpnesni už
kiekvieno dažnių diapazono atitikties lygį c).
Netoli įrangos, pažymėtos toliau nurodytu ženklu,
gali atsirasti trukdžių.

1 pastaba UT – tai kintamosios elektros srovės įtampa prieš taikant bandymo lygį.
2 pastaba Esant 80 ir 800 MHz dažniui, taikomas aukštesnis dažnių diapazonas.
3 pastaba Šios gairės dėl trikdžių, kuriuos sukelia arba spinduliuoja radijo dažnių laukai, visose situacijose gali būti
netaikomos. Elektromagnetinį sklidimą veikia absorbcija ir atspindžiai nuo įvairių konstrukcijų, objektų ir žmonių.
a)

ISM juostos (pramoninės, mokslo ir medicininės) nuo 150 kHz iki 80 MHz yra nuo 6,765 MHz iki 6,795 MHz, nuo 13,553
MHz iki 13,567 MHz, nuo 26,957 MHz iki 27,283 MHz ir nuo 40,66 MHz iki 40,70 MHz.

b)

Fiksuotųjų siųstuvų, tokių kaip bazinės stotys, skirtos radijo (mobiliesiems arba belaidžiams) telefonams, mobiliajam
radijui, mėgėjiškam radijui, radijo transliacijoms AM ir FM bangomis bei televizijos transliacijoms, sukuriamo lauko stiprio
teorinėmis priemonėmis tiksliai prognozuoti neįmanoma. Norint įvertinti fiksuotųjų radijo dažnių siųstuvų elektromagnetinę
aplinką reikėtų atlikti elektromagnetinį įrengimo vietos tyrimą. Jeigu toje vietoje, kur ketinama naudoti „RadiForce“ serijos
gaminį, išmatuotas lauko stipris viršija pirmiau nurodytą taikytiną radijo dažnių atitikties lygį, būtina stebėti, ar „RadiForce“
serijos gaminys veikia įprastai. Pastebėjus nukrypimų nuo normos, gali tekti imtis papildomų priemonių, pavyzdžiui,pareguliuoti „RadiForce“ serijos gaminio padėtį arba perkelti jį į kitą vietą.

c)

Jeigu dažnis viršija 150 kHz – 80 MHz diapazoną, lauko stipris neturėtų viršyti 3 V/m.

Priedas29

Rekomenduojamas atstumas tarp nešiojamosios ar mobiliosios aukštadažnės ryšio įrangos ir„RadiForce“ serijos gaminio„RadiForce“ serijos gaminiai skirti naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje skleidžiamų radijo dažnių sukeliami
trikdžiai yra kontroliuojami. „RadiForce“ serijos gaminių klientas ar naudotojas gali padėti išvengti elektromagnetinių
trukdžių išlaikydamas minimalų atstumą (30 cm) tarp nešiojamosios ar mobiliosios aukštadažnės ryšio technikos(siųstuvų) ir „RadiForce“ serijos gaminių.
„RadiForce“ serijos gaminiai buvo patikrinti taikant toliau pateiktus atitikties lygius (C) pagal bandymo reikalavimus (T)dėl atsparumo arti esant toliau nurodytiems radijo dažnių belaidžio ryšio įrangai.

Bandymų
dažnis(MHz)Dažnis a)(MHz)

Techninė
priežiūra a)

Bandymo lygis Atitikties lygis(T) c)
(C)
(V/m)
(V/m)

Moduliacija b)

385

380–390TETRA 400

Impulsų moduliacija b) 27
18 Hz

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

FM±5 kHz nuokrypis
1 kHz sinusas

28

28

710

704–787

LTE 13, 17 juosta

Impulsų moduliacija b) 9
217 Hz9

800–960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE 5 juosta

Impulsų moduliacija b) 28
18 Hz

28

1700–1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE 1, 3, 4, 25
juosta;
UMTS

Impulsų moduliacija b) 28
217 Hz28

2450

2400–2570„Bluetooth“,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE 7 juosta

Impulsų moduliacija b) 28
217 Hz28

5240

5100–5800

WLAN 802.11 a/n

Impulsų moduliacija b) 9
217 Hz

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785
a)

Kai kurių paslaugų atveju įtraukti tik aukštynkryptės linijos dažniai.

b)nešlys yra moduliuojamas naudojant 50 % darbo ciklo kvadratinį bangos signalą.

c)bandymų lygiai buvo apskaičiuoti naudojant didžiausią galią, 30 cm atstumą.

„RadiForce“ serijos gaminių klientas ar naudotojas gali padėti išvengti arti esančių magnetinių laukų trikdžių,išlaikydamas minimalų atstumą (15 cm) tarp radijo dažnių siųstuvų ir „RadiForce“ serijos gaminių.
„RadiForce“ serijos gaminiai buvo patikrinti taikant toliau pateiktus atitikties lygius (C) pagal bandymo reikalavimus (T)dėl atsparumo arti esantiems magnetiniams laukams, kaip nurodyta toliau esančioje lentelėje.

Bandymų dažnis

Bandymo lygis (T)(A/m)

Moduliacija a)

Atitikties lygis (C)(A/m)

134,2 kHz

Impulsų moduliacija a)
2,1 kHz65

65

13,56 MHz

Impulsų moduliacija a)
50 kHz

7,5

7,5

a)

nešlys yra moduliuojamas naudojant 50 % darbo ciklo kvadratinį bangos signalą.

30

PriedasKitos nešiojamosios ir mobiliosios RF ryšio technikos (siųstuvų) atveju minimalus atstumas tarp nešiojamosios armobiliosios aukštadažnės ryšio technikos (siųstuvų) ir „RadiForce“ serijos gaminių, kaip rekomenduojama toliau, pagal
maksimalią atiduodamąją ryšio įrangos galią.

Siųstuvo vardinė
maksimali
atiduodamoji galia(W)

Saugus atstumas pagal siųstuvo virpesių dažnį
(m)nuo 150 kHz iki 80 MHz
d = 1,2√P

nuo 80 MHz iki 800 MHz nuo 800 MHz iki 2,7 GHz
d = 1,2√P
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Jeigu siųstuvo vardinė maksimali atiduodamoji galia čia nenurodyta, rekomenduojamą atstumą „d“, matuojamą metrais (m),galima apskaičiuoti pagal lygtį, kuri taikoma siųstuvo dažniui, kur „P“ yra maksimali atiduodamoji vardinė siųstuvo galia vatais(W), nustatyta siųstuvo gamintojo.
1 pastaba Esant 80 ir 800 MHz dažniui, taikomas didesnis dažnių diapazonui taikytinas atstumas.
2 pastaba Šios gairės dėl trikdžių, kuriuos sukelia arba spinduliuoja radijo dažnių laukai, visose situacijose gali būti
netaikomos. Elektromagnetinį sklidimą veikia absorbcija ir atspindžiai nuo įvairių konstrukcijų, objektų ir žmonių.

Priedas31

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N387AZ
IFU-RX1270
Copyright © 2021 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition - September 29th, 2023