プリメス社レーザ計測器

集光ビーム及びハイパワー測定 システムインテグレート対応

FocusParameterMonitor
フォーカスパラメータモニタ

システムインテグレートが容易
ハイパワー、集光ビーム計測
Know more about yourLaser Beam PowerPRIMES社のフォーカスパラメータモニタ(FPM)は、ハイパワービーム特性を計測できます。フォーカスパラメータモニタの優位点は、システムにインテグレートが容易で、フィールドバスインターフェースにより、様々な産業用コントローラやネットワークと簡単に接続できることです。当初、フォーカスパラメータ
モニタは特別な用途であるレーザシームステッパのレーザビーム計測用として開発されましたが、その後、さまざまな分野で使用されその地位を確立してきました。フォーカスパラメータ

レーザのパワー、集光ビーム径、ビーム位置などのビーム特性のモニタは、パワーメータユニット、ビーム分析ユニット、フィールド重量10kgと軽量なので、システムインテグレートが容易です。

います。これらは全て強固なアルミニウムのハウジングに組み計測が可能です。高出力レーザシステムの分析装置としては

フォーカスパラメータモニタは、完全自動測定でレーザパワーやレーザの強度分布を計測します。レーザビームパラメータを知ることで、生産予測やメンテナンス計画を容易に立てることが可能です。

フォーカスパラメータモニタは、レーザ産業で広く採用されているレーザ計測システムで、加工ゾーンで迅速に、レーザパワー及びバスインターフェースの3つの主要コンポーネントで構成されて込まれています。

フォーカスパラメータモニタの入射アパーチャから粉塵などが混入しないように、電動シャッタと、圧縮エアでパージできる取り外し可能な保護ウィンドウが装備されています。加工ゾーンのビームパラメータは定期的に計測されます。このような自動チェック機能が、プロセス品質保証の基盤となります。

販売代理店 | 株式会社インテック〒167-0043 東京都杉並区上荻2-39-17 上荻マルモビル101 https://www.intech-jp.com
販売元 | PRIMES Japan 株式会社 | https://www.primes.de/ja/

TEL 03-3301-9671

Email sales@intech-jp.com
Rev.6.61

プリメス社レーザ計測器 FocusParameterMonitor(FPM)

フォーカスパラメータモニタの最も一般的なアプリケーション分野の1つは、自動定期モニタリングです。特に、リモート溶接や、レーザシームステッパを使用して板金を加工する場合など、ビーム拡がり角が少さいハイパワーレーザを使用する用途に最適です。フォーカスパラメータモニタは、波長1030〜1090nmのレーザパワー、ビームパラメータ、ビーム位置を計測するのに高い信頼性と耐用性を誇るレーザ計測器です。

最大レーザパワー8kWまで対応、ビーム測定時間は約0.3秒と短時間での計測が可能です。

(オプションで400nm〜550nm対応可能）

FPMのコースティック測定画面（外部z軸へのオプションのインターフェースが必要）

フォーカスパラメータモニタの測定原理
The Principle

フォーカスパラメータモニタの優位点
The Key Benefits

レーザ及び加工ヘッドを経由したレーザビームは、反射ミラーを1 自在に設置可能使用して測定デバイス内に入ります。ビームスプリッタを通過し、別の反射ミラー経由で測定コンポーネントに入射されます。

レーザパワーはカロリメトリック方式(熱量)で測定されます。
レーザは設定された時間でアブソーバを照射します。
パワーは、アブソーバの既知の熱容量、温度上昇、照射時間に基づいて計算されます。

カメラベースのビーム分析ユニットは、CCDセンサを使用してビーム強度分布とビーム位置を測定します。計測データは、フィールドバスインターフェースでシステムコントローラにデータ転送されるので、外部PCは不要です。

フォーカスパラメータモニタは、水平/垂直方向に自在に設置可能です。粉塵などから本体を保護するため、垂直方向にマウントして、水平ビーム入射を推奨します。
2 	全自動操作

フォーカスパラメータモニタは完全自動操作です。

機械制御を接続すれば、機械プログラムにより測定工程を完全に制御できます。

3 3つのイメージングタイプが選択可能

それぞれフィールドバスインターフェース（PROFIBUS®、
PROFINET®）で利用可能です。

1：1ディスプレイ（最大拡がり角60 mrad）

5：1ディスプレイ（最大拡がり角100 mrad）
3：1ディスプレイ（最大拡がり角160 mrad）

フォーカスパラメータモニタの測定原理

販売代理店 | 株式会社インテック〒167-0043 東京都杉並区上荻2-39-17 上荻マルモビル101 https://www.intech-jp.com
販売元 | PRIMES Japan 株式会社 | https://www.primes.de/ja/

TEL 03-3301-9671

Email sales@intech-jp.com
Rev.6.62

プリメス社レーザ計測器

フォーカスパラメータモニタ

FocusParameterMonitor (FPM) 仕様
TECHNICAL DATA
測定パラメータ

MEASUREMENT PARAMETERS

パワーレンジ (300 ms, 3,000 J) / Power range

400 – 8000 W

ビーム径 / Beam dimensions

50 – 1,000 µm

波長レンジ / Wavelength range

最大スポット径（開口部）/ Max. spot diameter at the aperture

最大パワー密度（保護ウインドウの開口部から60 mm直下において）1030 – 1090 nm（オプション400nm-550nm)
2 mm

Max. power density (60 mm below aperture on protective window)

1 MW / cm²

照射時間 / Irradiation time

0.3 – 1 s

最大ビーム拡がり角（初期設定に依存）
Max. beam divergence (depending on configuration)

測定サイクルごとのエネルギ / Energy per measuring cycle

SUPPLY DATA

供給データ

電源 / Power supply

エア圧 / Pressure

通信

COMMUNICATION

インターフェース / InterfacesInterfaces (alternatively)

寸法・重量

DIMENSIONS AND WEIGHT

寸法 (L x W x H) コネクタを除く

Dimensions (L × W × H) (without connectors)

重量 / Weight (approx.)

環境条件

ENVIRONMENTAL CONDITI ONS

60 / 100 /160 mrad
100 – 3,000 J
24 V DC ± 5 %, 最大 0.5 A
0.5 – 1 barPROFINET®, PROFIBUS® (オプション Ethernet)
210 × 185 × 153 mm
約10 kg

動作温度範囲 / Operating temperature range

15 – 40 °C

基準温度 / Reference temperature

22 °C

保管温度範囲 / Storage temperature range
許容相対湿度（非結露）Permissible relative humidity (non-condensing)

防塵・防水保護PROTECTION

防塵・防水保護カテゴリ(閉時)Protection category (with the closure closed)

防塵・防水保護クラス / Protection class5 – 50 °C

10 – 80 %

IP 64
III

販売代理店 | 株式会社インテック〒167-0043 東京都杉並区上荻2-39-17 上荻マルモビル101 https://www.intech-jp.com
販売元 | PRIMES Japan 株式会社 | https://www.primes.de/ja/

TEL 03-3301-9671

Email sales@intech-jp.com
Rev.6.6

3