プログラム取扱説明書（ＰＧ取説）

は じ め に

このたびは、ヤマヨ 携帯測量ツールシリーズ｢即利用くん５８００Ｘ２｣をお買いあげいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず、この｢プログラム取扱説明書｣(以降、本書)と別冊｢CASIO
fx-5800P 取扱説明書｣(以降、カシオ取説)の２冊をよくお読みの上で、正しくお使いください。

ご 注 意

・本書は、改良のため予告なく仕様変更することがあります。
・本書の記載内容は万全を期して作成しておりますが、誤字、脱字、記載内容の誤りなどが含まれている場合があります。お気づきの点がありましたら、お近
くのヤマヨ測定機株式会社 各営業所までご一報ください。
・お客様または第三者が、この製品および付属品の使用方法の誤り、使用中に生じた故障、その他不具合、または、この製品の使用によって受けられた損害については、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

－

1 －

目

次

プログラム保護のお願い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6

電源に関するお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9

ご使用上のお願い基本操作

1.計算を始める前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2.プログラム計算について

9
10・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12

3.データ入力時の注意

・・・・・・・・・・・・・・・・

4.入力データの訂正｢故障かな？｣と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

13

電源・電池交換について

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

15

プログラム解説(操作例)
プログラム解説の見方◆トラバース計算（01-TRAVERS）◇開放トラバース計算

・・・・・・・・・・・・・・・・

16◇放射トラバース計算

・・・・・・・・・・・・・・・・

18◇放射トラバース計算＋測点間距離・・・・・・・・・・◇トラバース計算における計算モードの切替え

20

・・・・・

22

◇結合トラバース計算

・・・・・・・・・・・・・・・・

24◇閉合トラバース計算

・・・・・・・・・・・・・・・・

28◇逆計算 単独

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

32◇逆計算 連続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

33◇逆計算 放射・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

34◆トラバース計算２（02-TRAVERS.2）◆逆計算（03-GYAKUSAN）◇逆計算における計算モードの切替え

・・・・・・・・・

36

・・・・・・・・・・・・・・

37◆後方交会（04-KOUHOU）◇後方交会に関するお願い◇後方交会 新点放射トラバース計算◇後方交会 逆算新点放射・・・・・・・・・

38

・・・・・・・・・・・・・・

40

－

2 －

◆交点計算（05-KOUTEN）◇直線と直線の交点計算（平行移動交点計算）

・・・・・

43

・・・・・・・・・・・・・・・・

46

・・・・・・・・・・・・・・・・・

48

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

50◇円と直線の交点計算◇円と円の交点計算◆垂線計算（06-SUISEN）◇直線の垂線計算◇単曲線の垂線計算

・・・・・・・・・・・・・・・・・◆クロソイドの垂線計算（07-CLO SUI）

52

・・・・・・・・・・

54

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

58◆面積計算（08-MENSEKI）◇座標面積計算◇へロン面積計算（３辺長指定・座標指定）

・・・・・・

60

・・・・・・・・・・・・

64◆放射法面積計算（09-HOUSY MEN）
◆オベリスク体積計算（10-OVERISK）

・・・・・・・・・・・

66◇２辺夾角の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・

67◇２角夾辺の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・

68

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

69◆三角形の計算（11-3KAKKEI）◇３辺の計算◆直接水準計算（12-SUIJUN）

・・・・・・・・・・・・・・

71◆間接水準計算（13-KANSETU.S）◇間接水準計算 斜距離と角度

・・・・・・・・・・・・

72◇間接水準計算 水平距離と高さ・・・・・・・・・・・

74

・・・・・・・・・・・・・・・・

77◇間接水準計算 要素◆斜距離・水平距離・高さ計算（14-SYA.SUI.H）

・・・・・・

80◆縦断曲線 計画高の計算（15-JUDAN） ・・・・・・・・・・・

82◆縦断計算 切盛り（16-KIRI.MORI） ・・・・・・・・・・・・

83◆偏心補正計算（17-HENSHIN）◇偏心補正計算 目標

・・・・・・・・・・・・・・・・

84◇偏心補正計算 観測・・・・・・・・・・・・・・・・

85◇偏心補正計算 相互・・・・・・・・・・・・・・・・

86

－

3 －

目

次

◆隅切り計算（18-SUMIKIRI）◇直線による隅切り計算

・・・・・・・・・・・・・・・

88◇円弧による隅切り計算

・・・・・・・・・・・・・・・

90◇不等辺による隅切り計算

・・・・・・・・・・・・・・

92◆円の中心計算（19-EN CHUSIN）◇円の中心計算 １点・・・・・・・・・・・・・・・・

94◇円の中心計算 ２点・・・・・・・・・・・・・・・・

95◇円の中心計算 ３点・・・・・・・・・・・・・・・・

97◆座標変換 ２点（20-ZA HENKAN） ・・・・・・・・・・・・・

98◆要素計算（21-YOUSO）◇単曲線要素計算◇曲線要素計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101◆単曲線設置計算（22-TAN K.SET）◇単曲線設置計算 要素・偏角計算◇単曲線設置計算 偏角法

・・・・・・・・・・ 105

・・・・・・・・・・・・・・ 107◆クロソイド設置計算 要素・偏角計算（23-CLO K.SET） ・・・ 108◆オフセット計算（24-OFF.SET）◇単曲線◆単曲線設置計算 長弦オフセット

・・・・・・・・ 110◆単曲線設置計算 接線オフセット

・・・・・・・・ 111◇クロソイド◆クロソイド設置計算 長弦オフセット

・・・・・・ 112◆クロソイド設置計算 接線オフセット

・・・・・・ 113◆分割計算（25-BUNKATU）◇直線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 114◆Ｎ等分割計算 直線◆ST№ピッチによる分割計算 直線◇単曲線

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 116◆Ｎ等分割計算 単曲線◆ST№ピッチによる分割計算 単曲線－

4 －◆分割計算（25-BUNKATU）◇クロソイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 119◆Ｎ等分割計算 クロソイド◆ST№ピッチによる分割計算 クロソイド◆座標設置計算（26-ZA SETTI）◇座標による中心杭･幅杭設置計算 直線・・・・・・・・ 122◇座標による中心杭･幅杭設置計算 単曲線

・・・・・・・ 124◇座標による中心杭･幅杭設置計算 クロソイド

・・・・・ 128

◆曲線座標計算（27-KYOKUSEN） ・・・・・・・・・・・・・・ 134◆対辺計算（28-TAIHEN）◇対辺計算 単独

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 142◇対辺計算 連続・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 143◆表示桁数丸目設置（29-MARUME） ・・・・・・・・・・・・・ 145◆プログラムメニュー（00-MENU） ・・・・・・・・・・・・・ 146
Prog List (プログラムリスト)のファイル一覧画面の編集方法
オリジナルプログラムについて・・・・・ 149

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 150

プログラム内容◆画地割込み計算（01-KAKUCHI）

・・・・・・・・・・・・ 151◆台形面積計算（02-DAIKEI） ・・・・・・・・・・・・・・ 152◆角度入力（サブプログラム）

・・・・・・・・・・・・・ 152

プログラム解説(操作例)◆画地割込み計算（01-KAKUCHI）◇画地割込み計算 対辺に平行・・・・・・・・・・・ 153◇画地割込み計算 １点固定・・・・・・・・・・・・ 154◇画地割込み計算 角度固定
◆台形面積計算（02-DAIKEI）

・・・・・・・・・・・・ 155
・・・・・・・・・・・・・ 156｢即利用くんシリーズ｣における用語と記号の定義

・・ 23, 27, 35, 45, 47, 49
51, 56, 57, 65, 70, 76
89, 91, 99,129,133－

5 －プログラム保護のお願い

・本機のプログラムは、購入時に内蔵されている｢Built-in｣プログラム（以降、
ビルトインプログラム）、とお客様が入力される｢Original｣プログラム（以降、オリジナルプログラム）の２種類から選択して実行することができます。
・電卓本体の仕様上の問題により、カシオ取説に記載された一部の操作がオリジナル
プログラムを消去する可能性があります。
下記の操作を行う場合は十分に注意してください。
《リセット操作》(System)（Rest All）

・プログラムの仕様上の問題により、本書にはカシオ取説の記載と矛盾する内容が記されている場合があります。カシオ取説と本書で異なる内容の説明がある場合は、本書の内容を優先させてください。
カシオ取説を優先するとお客様が入力されたオリジナルプログラムが消失するな
ど、プログラムの実行に障害が発生する恐れがあります。
・オリジナルプログラムについて、操作方法や補償問題 その他の事柄に対し、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
・本機のビルトインプログラムは、フラッシュメモリーに保存されています。
このため、大変消えにくくなっておりますが静電気･電磁波などの電気的ノイズ、
水・砂・土埃などの外部要因の影響によって消去または変質の可能性があります。
使用環境に関しましては十分ご配慮いただきますようお願い申し上げます。
・本機に入力したプログラム・データなどの重要な内容は、メモ帳やノートに書くなどして必ず控えを残しておいてください。本機の故障、使用方法の誤りなどにより消失する可能性があります。

－

6 －電源に関するお願い・電池交換メッセージが表示されたときは、ただちに電池を交換してください。

・電池交換を行う際は、本書 14 ページをよくお読みになり、正しく行ってください。
電池交換の方法を誤ると、プログラムが消えたり変化することがあります。
・本機が正常に使用できても、1 年に 1 度を目安に定期的に、必ず電池を交換してください。消耗した電池をそのまま放置しておきますと、液もれをおこして故障などの原因となることがあります。計算機内に絶対残しておかないでください。
・付属の電池は、工場出荷時より微小な放電による消耗が始まっています。その為本機の使用開始時期によっては、所定の時間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。
・オキシドライド乾電池などのニッケル系一次電池を本機に使用しないでください。
電池の特性と本機仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさないことや、誤動作の原因となることがあります。
※｢オキシライド乾電池｣は、松下電器産業株式会社の商標または登録商標です。

－

7 －ご使用上のお願い・携帯電話、その他電磁波を発する機器からは離してご使用ください。電磁波の影響により誤動作する可能性があります。
・極端な温度条件での使用や保管は避けてください。
低温では表示の反応速度が遅くなったり、点灯しなくなったり、電池寿命が短くなったりします。
直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる
場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
・湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。
水が直接かかるような使用を避けて、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因となります。
・落としたり、強いショックを与えないでください。
・｢ひねり｣や｢曲げ｣を与える恐れがあることをしないでください。
・ボールペン、ポンチ、ニードルなど鋭利なものでキー操作をしないでください。
・お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
硬い布で強くこすると、表示パネルに傷が付いたり文字が消えたりします。
・分解しないでください。本体内部には電子回路が納められており、不用意にこれらに触れると静電気などの影響により本体が故障する可能性があります。
・汚れがひどい場合は、中性洗剤液に浸した布を固くしぼってお拭きください。
シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤を使用すると文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。

－

8 －基 本 操 作

1.計算を始める前に●電源を入れる
電源を入れるには、キーを押します。

このとき、前回電源を切ったときの状態に復帰します。
●コントラストを調整するには液晶表示が見づらいときは、コントラストを調整します。
キーを押して表示される計算モードの選択画面で
します。（

は薄く、

・

キーを押して調整は濃くなります。）※詳しくは、カシオ取説の 8 ページをご参照ください。
●電源を切るにはキーを押した後、（OFF）キーを押します。

電源を切ると、レジューム機能により本機は電源を切る直前の状態を記憶します。
次回電源を入れると、最後に電源を切ったとき、または電源が切れたときの状態に復帰します。
○オートパワーオフ（自動電源オフ）機能
本機の電源が入ったままキー操作をせずに放置すると、最後のキー操作から約 10分後に自動で電源が切れます。本機を再びご使用になる場合は、キーを押します。オートパワーオフ機能は、本機の仕様となりますので、設定時間の変更や機能停止はできません。
○計算モード本機においては、11 種類の計算モードの内、｢COMP モード（標準計算）｣と｢PROG
モード（プログラム機能）｣の 2 種類を主に使用します。四則演算や関数キーを使った従来の計算は、（標準計算）を選択してください。

(プログラム機能)は、主にオリジナルプログラムの編集に使用します。
※詳しくは、カシオ取説の 9 ページをご参照ください。
－

9 －○シンボル表示
現在の計算モードや設定状態、計算の経過などが、画面にのような｢シンボル｣として表示されます。

2.プログラム計算について
本機のプログラムは、購入時に内蔵されているビルトインプログラムとお客様が入力されるオリジナルプログラムの２種類から選択して実行することができます。
本書では、ビルトインプログラムの使用方法を説明いたします。
このビルトインプログラムは、実行のみで編集することはできません。
【プログラム計算の方法】①

キーを押して電源を入れます。

②計算モードを COMP モードにします。（③）

キーを押します。

④プログラムの選択画面で（Built-in）

キーを押して、ビルトインプログラムを選択します。
⑤カーソルキーを使って実行したいプログラムを選択した後にまたは｢00-MUENU｣プログラムを選択してキーを押すか、を押してから、⑥以降の操作を実行します。
⑥｢00-MENU｣プログラムを選択した場合は、使用するプログラムの№を入力します。
例）放射トラバース計算の場合
1）

(または

)プログラムの№を入力後、キーを押して実行します。

※｢01-TRAVERS｣(トラバース計算)のプログラムが実行されます。
2）計算モードの選択で、（放射）を押して選択します。

⑦プログラムの実行後、｢X.KIKAI=?｣のように計算に必要なデータの入力が要求されますので、順次 データを入力するごとにキーを押して決定してください。

※データの入力が終了すると計算結果を表示します。計算結果の表示が複数の場合はを押すことで次の計算結果を表示します。
⑧プログラム計算の終了。
キーを 2 回押して、プログラムを強制終了させます。
※本機の仕様上の問題により、プログラム計算の途中から標準計算モードに復帰す
るには、プログラムの強制終了が必要です。
－

10 －3.データ入力時の注意●座標･距離データの入力は、10 桁以内の数値で入力してください。
例 1）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊（整数部 10 桁）→ 1234567890
例 2）＊＊＊＊＊＊＊.＊＊＊（整数部 7 桁＋少数部 3 桁）→ 1234567.123
例 3）＊＊＊＊＊.＊＊＊＊＊（整数部 5 桁＋小数部 5 桁）→ 12345.12345※小数部を含む 10 桁を超える数値の場合は、11 桁目の数値が四捨五入されます。
例）1234567.12356→ 1234567.124※本機の仕様上の問題により 10 桁を超える整数は入力できません。
例）1234567897547→ 1234567898●角度データの入力は、度°分′秒″の 60 進数の数値をそのままに、小数点形式で入力してください。
小数点形式は、まず度の値を入力してから小数点を入力します。その後、分･秒それぞれの値が 1 桁の場合に、前に｢０｣を入れて必ず 2 桁にしてから続けて入力します。
例 1）123°47′52″→ 123.4752
例 2）45°8′5.23″→ 45.080523【注意点】
・60 進数から 10 進数に変換して入力しないでください。
・プログラムの計算中にキーを使用しないでください。

キーを使って角度データを入力しますと、誤った計算結果が出力されます。
・分･秒が 1 桁の場合は、前に｢０｣を入れ、必ず 2 桁にして入力してください。
【45°8′11″を入力する場合】
誤り例 1）

正しい入力）45.0811

キーを使用 458

11

→ 10 進数に変換された値 45.13638889 の入力として処理されます。
誤り例 2）分･秒を 1 桁のまま入力 45.811→ 45 度 81 分 10 秒の入力として処理されます。
●負数のデータを入力する際は、
例）－120.365 →キーを押してからデータを入力してください。

120.365－

11 －4.入力データの訂正
入力データの訂正はキーを押す前に行ってください。

キーを押した後の訂正はできません。
●訂正方法 1：

キーを押して、入力データをクリアしてから正しいデータを入力してください。

●訂正方法 2：、のカーソルキーとキーを使用して、誤り部分を訂正して、正しいデータを入力してください。
※、のカーソルキーは、カーソルを移動します。

※

キーは、カーソル前の数字を 1 つ削除します。

※入力データに誤りがある場合、処理が中断される場合があります。
また、処理されたとしても計算結果は保証されません。
○入力モード入力時に、カーソル位置に文字が追加挿入される状態を｢挿入モード｣、カーソル
位置の文字が入力した文字に置き換わる状態を｢上書きモード｣と呼びます。
入力モードの状態は、カーソルの形状が異なり以下の状態で表されます。
｢挿入モード｣は、カーソルが｢｜｣で点灯します。
｢上書きモード｣は、カーソルが｢＿｣で点灯します。
｢自然表示形式｣の場合は、プログラム計算時を除き、｢挿入モード｣で固定されます。
｢ライン表示形式｣の場合は、｢挿入モード｣と｢上書きモード｣の切り替えが可能です。
【入力モードの切り替え】(INS）を押します。
※ ｢自然表示形式｣と｢ライン表示形式｣の詳しい説明は、カシオ取説 9、10 ページ、及び 12 ページ以降を参照ください。
※ ｢入力モード｣の詳しい説明は、カシオ取説 17、18 ページを参照ください。

－

12 －

｢故障かな？｣と思ったら計算中に、エラーメッセージが出力された場合や計算結果がおかしい場合は、必ず大切なデータを事前にノートなどに書き写した後に、以下の操作をお試しください。
【ビルトインプログラムの場合】｢使用プログラム｣、｢入力データ｣、｢データ入力｣の方法のそれぞれをご確認ください
誤りがない場合は、もよりのヤマヨ測定機株式会社 各営業所までお問合せください。
本社（東京） 03-3849-6511
大阪営業所

06-6765-1897

名古屋営業所 052-323-2321【標準計算やその他の場合】①｢計算モード｣、｢計算式｣、｢角度単位｣のそれぞれを確認してください。
②次の操作で本機の設定を初期化してください。
1）
2）

を押して、SYSTEM モードを選択します。
（Reset Setup）を押します。

3）表示される確認画面で
4）
5）（YES）を押して初期化を実行します。

を押します。
キーを押して計算メニューを表示し、実行したい計算内容に応じた計算モードを選択します。
③再度計算を行います。
④Ｐボタン処理をします。
本体裏側のＰボタンを先の細い棒などを使って押し、本機を初期化します。
⑤上記の操作を行っても正常に操作できない場合は、カシオ取説｢本機を初期状態に戻す（リセット操作）｣（1 ページ）の操作を行い購入時の状態に戻します。
【ご注意】｢本機を初期状態に戻す（リセット操作）｣を行った場合、ビルトインプ
ログラムを除く、全データは消去されます。全データとは、計算履歴、各種メモ
リー、統計計算の標本データ、お客様が入力されたプログラムデータ（オリジナ
ルプログラム）などを指します。

－

13 －

電源・電池交換について

電

源：単 4 アルカリ乾電池（LR03）1 本

電池寿命：約 360 時間※その他の詳しい内容は、カシオ取説 113 ページを参照ください。
【電池交換の方法】《注意事項》
・指定以外の電池では電池寿命が著しく短くなったり、誤動作をおこす場合があります。
・正常に使用できても、1 年に 1 度を目安に定期的に交換してください。
・電池交換の前に、必ず電源を切ってください。
電源を入れたまま電池交換を行うと、データが消えることがあります。
・電池交換中に誤って電源を入れないように、ケース蓋(カバー)を閉じてください。
※本機はデータのバックアップにフラッシュメモリーを使用しているため、電池交
換中は電池を抜いてもメモリ－内容は保持されています。
《電池交換の手順》
1.電源を切ります。
2.本体裏側の電池カバーのネジを緩めます。
3.電池カバーを矢印方向へスライドして取り外します。
4.電池の向き(＋,－)に注意して、新しい電池を入れます。
5.電池カバーをスライドして元の位置に取り付け、ネジを締めます。
6.本機裏側のＰボタンを先の細い棒などを使って押し、本機を初期化します。
（必ず操作してください。）

－

14 －

プログラム解説(操作例)●プログラム解説の見方

プログラム名（画面表示タイトル）
開放トラバース計算（01-TRAVERS/KAIHOU）①計算モードで｢開放｣(KAIHOU--1)を選択。
(

を入力)②機械点の座標(X.KIKAI,Y.KIKAI)を入力。
③後視点の座標(X.KOUSI,Y.KOUSI)を入力。
※ X.KOUSI(π→T)=? の入力に対し、πの入力()で方向角(出射)T の入力に切替えが可能です。
（方向角 T の入力の場合 ④は省略）

プログラム
操作手順

④機械→後視点の方向角 T と距離 S を出力。
⑤機械点から測点 n までの夾角 A、距離 S を入力。
※ A(π→END)=? の入力に対し、πの入力()で計算モードの切替え⑦へ進みます。

⑥測点 n の方向角 T、座標 X,Y を出力。出力後、解説図を押すと⑤へ戻ります。

⑦以下のように切替え後、⑤へ戻ります。
｢開放｣の場合計算モードの切替えをしないで、開放トラバース計算に戻ります。
｢放射｣（｢放射＋測点間距離｣）の場合
直前に出力した測点 n を T.P 点（新規の機械点）、1 つ前の測点 n-1 を後視点に設定します。
｢放射｣の操作に関しては 18 ページを参照。
｢放射＋測点間距離｣の操作に関しては 20 ページを参照。
※ 詳しくは、22 ページを参照。
※ このとき、πの入力で①へ戻ります。

操作例
№

表示画面

キー操作

KAIHOU--1
1

HOUSYA--2

計算モードの選択。

1 EXE（｢開放｣を選択）

HOU+L --3 ?
－

－

15 －

16 －

開放トラバース計算（01-TRAVERS/KAIHOU）①計算モードで｢開放｣(KAIHOU--1)を選択。
(

を入力)②機械点の座標(X.KIKAI,Y.KIKAI)を入力。
③後視点の座標(X.KOUSI,Y.KOUSI)を入力。
※ X.KOUSI(π→T)=? の入力に対し、πの入力()で方向角(出射)T の入力に切替えが可能です。
（方向角 T の入力の場合 ④は省略）④機械→後視点の方向角 T と距離 S を出力。
⑤機械点から測点 n までの夾角 A、距離 S を入力。
※ A(π→END)=? の入力に対し、πの入力()で計算モードの切替え⑦へ進みます。

⑥測点 n の方向角 T、座標 X,Y を出力。出力後、を押すと⑤へ戻ります。

⑦計算モードの切替えの場合。
次のように切替え後、⑤へ戻ります。
｢開放｣の場合計算モードの切替えをしないで、開放トラバース計算に戻ります。
｢放射｣（｢放射＋測点間距離｣）の場合
直前に出力した測点 n を T.P 点（新規の機械点）、1 つ前の測点 n-1 を後視点に設定します。
｢放射｣の操作に関しては 18 ページを参照。
｢放射＋測点間距離｣の操作に関しては 20 ページを参照。
※ 詳しくは、22 ページを参照。
※ このとき、πの入力で①へ戻ります。
№

表示画面

キー操作

KAIHOU--1
1

HOUSYA--2

計算モードの選択。

1 EXE（｢開放｣を選択）

HOU+L --3 ?
－

16 －

表示画面

№
2

X.KIKAI=?

キー操作
120 EXE

機械点の X 座標を入力。

130 EXE

機械点の Y 座標を入力。

150 EXE

後視点の X 座標を入力。

110 EXE

後視点の Y 座標を入力。

X.KIKAI=?
3

120
Y.KIKAI=?

4

X.KOUSI(π→T)=?
X.KOUSI(π→T)=?

5

150
Y.KOUSI=?
T=

6

326 °
18′35.76
S=

方向角 T

EXE

36.05551275
7A(π→END)=?

距離 S
夾角 A（65°35′25″）

65.3525 EXEを入力。

A(π→END)=?
865.352525.45 EXE

距離 S を入力。

S=?

9

10

T=

31°54 ′
0.76 ″

X=

141.6062801

Y=

143.4488349

A(π→END)=?

測点の方向角 T
EXE

測点の座標 X
測点の座標 Y200 EXE夾角 A（200°）を入力。

100 EXE

距離 S を入力。

A(π→END)=?
11

200
S=?

12

13

T=

51 °54 ′0.76 ″X=

203.3095788

Y=

222.1425635

A(π→END)=?

測点の方向角 T
EXE

測点の座標 X
測点の座標 Y

AC AC

プログラムの終了。

－

17 －放射トラバース計算（01-TRAVERS/HOUSYA）①計算モードで｢放射｣(HOUSYA--2)を選択。
(

を入力)②機械点の座標(X.KIKAI,Y.KIKAI)を入力。
③後視点の座標(X.KOUSI,Y.KOUSI)を入力。
※ X.KOUSI(π→T)=? の入力に対し、πの入力()で方向角(出射)T の入力に切替えが可能です。
（方向角 T の入力の場合 ④は省略）④機械→後視点の方向角 T と距離 S を出力。
⑤機械点から測点 n までの夾角 A、距離 S を入力。
※ A(π→END)=? の入力に対し、πの入力()で計算モードの切替え⑦へ進みます。

⑥測点 n の方向角 T、座標 X,Y を出力。
出力後、を押すと⑤へ戻ります。

⑦計算モード切替えの場合。
次のように切替え後、⑤へ戻ります。このとき、πの入力で①へ戻ります。
｢開放｣の場合
直前に出力した測点 n を T.P 点（新規の機械点）、切替え前の機械点を後視点に設定します。｢開放｣の操作に関しては、16 ページを参照。
｢放射｣の場合計算モードの切替えをしないで、放射トラバース計算に戻ります。
｢放射＋測点間距離｣の場合"測点間距離 L"を出力するに設定します。
｢放射＋測点間距離｣の操作に関しては、20 ページを参照。
※詳しくは、22 ページを参照。
№

表示画面

キー操作

KAIHOU--1
1

HOUSYA--2

計算モードの選択。

2 EXE（｢放射｣を選択）

HOU+L --3 ?
－

18 －

表示画面

№
2

X.KIKAI=?

キー操作
120 EXE

機械点の X 座標を入力。

130 EXE

機械点の Y 座標を入力。

150 EXE

後視点の X 座標を入力。

110 EXE

後視点の Y 座標を入力。

X.KIKAI=?
3

120
Y.KIKAI=?

4

X.KOUSI(π→T)=?
X.KOUSI(π→T)=?

5

150
Y.KOUSI=?
T=

6

326 °
18 ′35.76
S=

方向角 T

EXE

36.05551275
7A(π→END)=?

距離 S
夾角 A（45°8′11″）45.0811 EXEを入力。

A(π→END)=?
845.0811135.41 EXE

距離 S を入力。

S=?

9

10

T=

11 °26 ′46.76 ″X=

252.7168381

Y=

156.8720855

A(π→END)=?

測点の方向角 T
EXE

測点の座標 X
測点の座標 Y135.4409 EXE

夾角 A（135°44′09″）を入力。

A(π→END)=?
11

135.4409

85.764 EXE

距離 S を入力。

S=?

12

13

T=

102 °2 ′44.76 ″X=

102.1016592

Y=

213.875581

A(π→END)=?

測点の方向角 T
EXE

測点の座標 X
測点の座標 Y

AC AC

プログラムの終了。

－

19 －放射トラバース計算＋測点間距離（01-TRAVERS/HOU+L）①計算モードで｢放射＋測点｣(HOU+L --3)を選択。
(

を入力)②機械点の座標(X.KIAKI,Y.KIKAI)を入力。
③後視点の座標(X.KOUSI,Y.KOUSI)を入力。
※ X.KOUSI(π→T)=? の入力に対し、πの入力()で方向角(出射)T の入力に切替えが可能です。
（方向角 T の入力の場合 ④は省略）④機械→後視点の方向角 T と距離 S を出力。
⑤機械点から測点 n までの夾角 A、距離 S を入力。
※ A(π→END)=? の入力に対し、πの入力()で計算モードの切替え⑦へ進みます。

⑥測点 n の方向角 T、座標 X,Y を出力。
※測点 n が 2 点目以降の場合に、1 つ前の測点 n-1 との点間距離 L も出力。出力後、を押すと⑤へ戻ります。

⑦計算モードの切替えの場合
次のように切替え後、⑤へ戻ります。このとき、πの入力で①へ戻ります。
｢開放｣の場合
直前に出力した測点 n を T.P 点（新規の機械点）、切替え前の機械点を後視点に設定します。｢開放｣の操作に関しては、16 ページを参照。
｢放射｣の場合"測点間距離 L"を出力しないに設定します。
｢放射｣の操作に関しては、18 ページを参照。
｢放射＋測点間距離｣の場合
計算モードの切替えをしないで、放射トラバース計算＋測点間距離に戻ります。
※詳しくは、22 ページを参照。
№

表示画面

キー操作

KAIHOU--1
1

HOUSYA--2

計算モードの選択。

3 EXE（｢放射＋測点｣を選択）

HOU+L --3 ?
－

20 －

表示画面

№
2

X.KIKAI=?

キー操作
150.679 EXE

機械点の X 座標を入力。

76.348 EXE

機械点の Y 座標を入力。

205.984 EXE

後視点の X 座標を入力。

50.187 EXE

後視点の Y 座標を入力。

X.KIKAI=?
3

150.679
Y.KIKAI=?

4

X.KOUSI(π→T)=?
X.KOUSI(π→T)=?

5

205.984
Y.KOUSI=?
T=

6

334 °41′3.78 ″
S=

方向角 T

EXE

61.18039675
7A(π→END)=?

距離 S
夾角 A（52°44′42″）

52.4442 EXEを入力。

A(π→END)=?
852.444259.079 EXE

距離 S を入力。

S=?

9

10

T=

27 °
25 ′45.78 ″X=

203.1162958

Y=

103.5630371

A(π→END)=?

測点の方向角 T
EXE

測点の座標 X
測点の座標 Y123.3718 EXE

夾角 A（123°37′18″）を入力。

A(π→END)=?
11

123.3718

59.365 EXE

距離 S を入力。

S=?

12

13

T=

98°18 ′21.78″

L=68.6773532

X=

142.1030928

Y=

135.0902935

A(π→END)=?

測点の方向角 T
前測点との点間距離 L

EXE

測点の座標 X
測点の座標 Y

AC AC

プログラムの終了。

－

21 －トラバース計算における計算モードの切替え

本機の｢トラバース計算｣のプログラムは、任意の測点で｢開放｣⇒｢放射＋測点間距離｣、｢放射｣⇒｢開放｣などのように、｢開放｣と｢放射｣(｢放射＋測点｣)の切替えが可能です。

右の解説図は、測点 2 までを｢開放｣で出力後、｢放射｣に切替えて測点 3～5 を出力した状態を表します。

※ ｢放射｣⇒｢放射｣は、切替えできません。
※ 計算モードの切替え後の機械点は、直前に算出した測点に設定されます。
【ご注意】
実測の角度・距離を用いてトラバース計算を行う場合、実測値の誤差が思わぬ影響を与える場合があります。
【計算モードの切替えについて】｢放射｣（｢放射＋測点間距離｣）⇒｢開放｣の場合直前に出力した測点 n を T.P 点（新規の機械点）、切替え前の機械点を後視点に設定します。
｢開放｣⇒｢放射｣（｢放射＋測点間距離｣）の場合
直前に出力した測点 n を T.P 点（新規の機械点）、1 つ前の測点 n-1 を後視点に設定します。
｢放射｣⇔｢放射＋測点間｣の場合"測点間距離 LX"を出力しない、出力するを切替えます。

－

22 －

●｢即利用くんシリーズ｣における用語と記号の定義『Ａ』･･･ 主に｢夾角｣、その他の｢角度｣を表します。
夾角とは角度の基点からの右回りの角度を表します。
クロソイド曲線に関連する計算では｢クロソイドパラメータ｣を表します。
※クロソイド曲線とは、曲線半径が曲線長に反比例して減少する性質を持つ曲線です。
『Ｓ』･･･ 主に、一定区間の長さや辺の長さを示す｢距離｣を表します。
『Ｌ』･･･ 『Ｓ』と同様に、｢距離｣を表します。ただし、『Ｓ』と『Ｌ』には明確な区別はなく、距離の項目が複数 提示される場合に使用されます。
半径、クロソイドパラメータ、幅(幅員)などの要素を入力する場合に、｢左(左カーブ･左側)｣を表します。
『Ｒ』･･･ ｢半径｣を表します。
半径、クロソイドパラメータ、幅(幅員)などの要素を入力する場合に、｢右(右カーブ･右側)｣を表します。
『Ｘ』･･･ 座標軸の｢Ｘ軸(南北軸)の座標値｣を表します。
『Ｙ』･･･ 座標軸の｢Ｙ軸(東西軸)の座標値｣を表します。
『Ｍ』･･･ ｢円の中心｣を表します。
円の中心座標は、座標の『Ｘ』、『Ｙ』と合わせて｢XM｣、｢YM｣と表します。
『Ｔ』･･･ ｢方向角｣を表します。
方向角とは真北からの右回りの角度(方位角)を表します。
※方向角には｢出射方向角｣と｢入射方向角｣がありますが、本機では｢機械点からの出射方向角｣を使用しています。
次の定義のページは、27 ページです。

－

23 －

結合トラバース計算（02-TRAVERS.2/KETUGOU）①計算モードで｢結合｣(KETUGOU--1)を選択。(

を入力)②機械点 1 の座標(X.KIKAI,Y.KIKAI)を入力。
③後視点の座標(X.KOUSI,Y.KOUSI)を入力。
※ X.KOUSI(π→T)=? の入力に対し、πの入力()で方向角(出射)T の入力に切替えが可能です。
④機械点 2 の座標(X.KIKAI-2,Y.KIKAI-2)を入力。
⑤前視点の座標(X.ZENSI,Y.ZENSI)を入力。
※ X.ZENSI(π→T)=? の入力に対し、πの入力()で方向角(出射)T の入力に切替えが可能です。
⑥順次、測点の夾角 A、距離 S を入力。
※ S(0→END)=? の入力に対し、0 の入力
で入力を終了します。

【処理条件】○求点数は機械点 1、2 を含めて 20 点

⑦処理メニューを選択。

まで。

計算

･･･ ⑨へ○角度の誤差配布は、均等法。

訂正･･･ 次項⑧へ○距離の誤差配布は、コンパス法。

⑨計算の場合。
1）結合差 DX,DY、精度 SD を出力。
同時に精度の確認をします。
2）順次、測点№、方向角 T、座標 X,Y を出力。
全ての測点を出力後、を押すと⑦へ戻ります。
－

24 －⑧データの訂正の場合。

2）入力データを順次、確認して選択。

1）訂正№を入力。

(訂正しない) YES ⇒

機械点など
各測点(2～20)(訂正する)～

NO⇒※機械点などの場合は、次の項目へ※ 測点数の変更はできません。

3）訂正データの入力。

※ 0 の入力でデータ訂正を終了後、入力後、1）へ戻ります。

前項⑦へ戻ります。
表示画面

№
1
2

KETUGOU--1
HEIGOU --2 ?
X.KIKAI=?

キー操作
計算モードの選択。

1 EXE（｢結合｣を選択）

510.545 EXE

機械点 1 の X 座標を入力。

320.221 EXE

機械点 1 の Y 座標を入力。

526.323 EXE

後視点の X 座標を入力。

X.KIKAI=?
3

510.545
Y.KIKAI=?

4

X.KOUSI(π→T)=?
X.KOUSI(π→T)=?

5

526.323
Y.KOUSI=?

308.121 EXE

後視点の Y 座標を入力。

6

X.KIKAI-2=?

508.496 EXE

機械点 2 の X 座標を入力。

372.116 EXE

機械点 2 の Y 座標を入力。

522.987 EXE

前視点の X 座標を入力。

388.623 EXE

前視点の Y 座標を入力。

X.KIKAI-2=?
7

508.496
Y.KIKAI-2=?

8

X.ZENSI(π→T)=?
X.ZENSI(π→T)=?

9

10

522.987
Y.ZENSI=?
NO.= 2
A=?

夾角 A（73°05′15″）73.0515 EXEを入力。

NO.= 2
11

A=?
73.0515

24.101 EXE

距離 S を入力。

S(0→END)=?
－

25－

表示画面

№
12

NO.= 3
A=?

キー操作
293.4736 EXE

夾角 A（293°47′36″）を入力。

NO.= 3
13A=?
293.4736

27.53 EXE

距離 S を入力。

S(0→END)=?
14

NO.= 4A=?

夾角 A（72°19′31″）

72.1931 EXEを入力。

NO.= 415

A=?
72.193112.946 EXE

距離 S を入力。

S(0→END)=?
16

NO.= 5A=?

254.5314 EXE

夾角 A（254°53′14″）を入力。

NO.= 517A=?
254.5314

17.031 EXE

距離 S を入力。

S(0→END)=?
18

NO.= 6
A=?

112.0943 EXE

夾角 A（112°09′43″）を入力。

NO.= 619

A=?
112.0943

0 EXE

入力終了の為、0 を入力。

0 EXE

計算実行の為、0 を入力。

S(0→END)=?
<< TRV-MENU >>20

KEISAN--0
TEISEI--1 ?
<< WAIT.. >>DX= 0.00631

21

DY= -0.00082
SD= 12817.27652

結合差 DX
結合差 DY

0 EXE

精度 SD

(YES→0,NO→1)=?

精度確認。（問題なし/YES）
－

26 －

表示画面

№
NO.=
22

2

T=

35°35 ′35.71″

X=

530.1413292

Y=

334.2486803

NO.=
23

149 °22′35.75

X=

506.4486976

Y=

348.2725461

誤差調整後の方向角 T

EXE

誤差調整後の座標 X
誤差調整後の座標 Y
測点№3
誤差調整後の方向角 T

EXE

誤差調整後の座標 X
誤差調整後の座標 Y4T=

41 °41′30.79 ″X=

516.1148936

Y=

356.8833796

NO.=
25

測点№2

3

T=

NO.=
24

キー操作

測点№4
誤差調整後の方向角 T

EXE

誤差調整後の座標 X
誤差調整後の座標 Y

5T=

116 °34 ′8.83 ″X=

508.496Y=

372.116

測点№5(機械点 2)
誤差調整後の方向角 T

EXE

機械点 2 の座標 X
機械点 2 の座標 Y<< TRV-MENU >>26

KEISAN--0

AC AC

プログラムの終了。

TEISEI--1 ?

●｢即利用くんシリーズ｣における用語と記号の定義『ＤＸ,ＤＹ』･･･ ｢結合、閉合トラバース計算｣において｢座標値の距離誤差｣を表します。
クロソイド曲線の要素において｢ＫＥ点の主接線座標｣を表します。
『ＳＤ』･･･ ｢結合、閉合トラバース計算｣において｢精度｣を表します。
次の定義のページは、35 ページです。

－

27 －

閉合トラバース計算（02-TRAVERS.2/HEIGOU）①計算モードで｢閉合｣(HEIGOU --2)を選択。(

を入力)②機械点の座標(X.KIKAI,Y.KIKAI)を入力。
③後視点の座標(X.KOUSI,Y.KOUSI)を入力。
※ X.KOUSI(π→T)=? の入力に対し、πの入力()で方向角(出射)T の入力に切替えが可能です。
④順次、測点の夾角 A、距離 S を入力。
※ A(0→END)=? の入力に対し、0 の入力で入力を終了します。
⑤処理メニューを選択。
計算･･･ ⑥へ【処理条件】

訂正･･･ 次項⑦へ○ 求点数は機械点を含めて 20 点まで⑥計算の場合。

○ 角度の誤差配布は、均等法。

1）閉合差 DX,DY、精度 SD を出力。

○ 距離の誤差配布は、コンパス法。

同時に精度の確認をします。
2）順次、測点№、方向角 T、座標 X,Y を出力。
全ての測点を出力後、を押すと⑤へ戻ります。

－

28 －

⑦データの訂正の場合。

2）入力データを順次、確認して選択。

1）訂正№を入力。

(訂正しない) YES ⇒

機械点など
各測点(2～20)(訂正する)～

NO⇒※機械点などの場合は、次の項目へ※ 測点数の変更はできません。

3）訂正データの入力。

※ 0 の入力でデータ訂正を終了後、入力後、1）へ戻ります。

前項⑥へ戻ります。
表示画面

№
1
2

KETUGOU--1
HEIGOU --2 ?
X.KIKAI=?

キー操作
計算モードの選択。

2 EXE（｢閉合｣を選択）

100 EXE

機械点の X 標を入力。

X.KIKAI=?
3

100
Y.KIKAI=?

4

X.KOUSI(π→T)=?

5

T=?

6

NO.= 2A(0→END)=?

機械点の Y 標を入力。

100 EXE

方向角 T の入力の為、
SHIFT x10 x EXE

πを入力。
方向角 T（17°10′55"）

17.1055 EXEを入力。

228.5720 EXE

夾角 A(228°57′20″)を入力。

NO.= 2
7

A(0→END)=?
228.5720

11.619 EXE

距離 S を入力。

S=?
8NO.= 3A(0→END)=?

夾角 A（77°50′55″）

77.5055 EXEを入力。

NO.= 39A(0→END)=?
77.5055

13.104 EXE

距離 S を入力。

S=?
10

NO.= 4A(0→END)=?

121.1650 EXE－

29－

夾角 A（121°16′50″）
を入力。

表示画面

№

キー操作

NO.= 411

A(0→END)=?
121.1650

16.845 EXE

距離 S を入力。

S=?
12

NO.= 5A(0→END)=?

110.0445 EXE

夾角 A（110°4′45″）を入力。

NO.= 513

A(0→END)=?
110.0445

17.116 EXE

距離 S を入力。

S=?
14

NO.= 6A(0→END)=?

107.3550 EXE

夾角 A（107°35′50″）を入力。

NO.= 615

A(0→END)=?
107.3550

17.469 EXE

距離 S を入力。

S=?
16

NO.= 7A(0→END)=?

夾角 A（74°14′15″）

74.1415 EXEを入力。

NO.= 717

A(0→END)=?
74.1415

12.663 EXE

距離 S を入力。

0 EXE

入力終了の為、0 を入力。

0 EXE

計算実行の為、0 を入力。

S=?
18

NO.= 8A(0→END)=?
<< TRV-MENU >>19

KEISAN--0
TEISEI--1 ?
<< WAIT.. >>DX= -0.00225

20

DY= -0.00423
SD= 18533.24172

閉合差 DX
閉合差 DY

0 EXE

精度 SD

(YES→0,NO→1)=?

精度確認。（問題なし/YES）
－

30 －

表示画面

№
NO.=
21

2

T=

246 °8 ′15.83″

X=

95.29995017

Y=

89.37473946

NO.=
22

143°59′11.67

X=

84.70072796

Y=

97.080186
85°16′2.5″

X=

86.09097143

Y=

113.8685567

T=

15 °20′48.33 ″X=

102.5970776

Y=

118.3992955

誤差調整後の座標 Y
測点№3
誤差調整後の方向角 T

EXE

誤差調整後の座標 X
誤差調整後の座標 Y
測点№4
誤差調整後の方向角 T

EXE

誤差調整後の座標 X
誤差調整後の座標 Y
測点№5
誤差調整後の方向角 T

EXE

誤差調整後の座標 X
誤差調整後の座標 Y6T=

302°56 ′39.17

X=112.0975491

Y=

103.7401352

NO.=
26

誤差調整後の座標 X

5

NO.=
25

誤差調整後の方向角 T

EXE

4

T=

NO.=
24

測点№2

3

T=

NO.=
23

キー操作

測点№6
誤差調整後の方向角 T

EXE

誤差調整後の座標 X
誤差調整後の座標 Y

7T=

197 °10′55″

X=

100

Y=

100

測点№7(機械点)
誤差調整後の方向角 T

EXE

入力した機械点座標 X
入力した機械点座標 Y<< TRV-MENU >>27

KEISAN--0

AC AC

プログラムの終了。

TEISEI--1 ?

－

31 －

逆計算 単独（03-GYAKUSAN/TANDOKU）①計算モードで｢単独｣(TANDOKU--1)を選択。
(

を入力)②№1 座標 X1,Y1 を入力。
③№2 座標 X2,Y2 を入力。
④方向角 T(№1⇒№2)と距離 S を出力。
出力後、を押すと①へ戻ります。

表示画面

№

キー操作

TANDOKU--1
1

RENZOKU--2

計算モードの選択。

1 EXE（｢単独｣を選択）

HOUSYA --3 ?
2

X1=?

100 EXE

座標 X1 を入力。

100 EXE

座標 Y1 を入力。

200 EXE

座標 X2 を入力。

200 EXE

座標 Y2 を入力。

X1=?
3

100
Y1=?

4

X2=?
X2=?

5

6

200
Y2=?
T=

45 °0 ′
0″S=

141.4213562

方向角 T

EXE

距離 S

TANDOKU--1
7

RENZOKU--2

AC AC

プログラムの終了。

HOUSYA --3 ?

－

32 －

逆計算 連続（03-GYAKUSAN/RENZOKU）①計算モードで｢連続｣(RENZOKU--2)を選択。
(

を入力)②(後視点)座標 X1,Y1 を入力。
③(機械点)座標 X2,Y2 を入力。
④方向角 T と距離 S を出力。
⑤順次、座標 XN,YN を入力。
※ XN(π→END)=? の入力に対し、
πの入力(

)で

計算モードの切替え⑦へ進みます。
⑥方向角 T、夾角 A、距離 S を出力。出力後、を押すと⑤へ戻ります。

⑦計算モードを選択します。このとき、πの入力で①へ戻ります。
｢放射｣を選択した場合に計算モードを切替え、⑤へ戻ります。
｢放射｣の操作に関しては、34 ページを参照。
計算モードの切替えをしないで戻る場合は、｢連続｣を選択します。
※計算モードの切替えについて詳しくは、36 ページを参照。
表示画面

№

キー操作

TANDOKU--1
1

RENZOKU--2

計算モードの選択。

2 EXE（｢連続｣を選択）

HOUSYA --3 ?
2

X1=?

100 EXE

座標 X1 を入力。

100 EXE

座標 Y1 を入力。

200 EXE

座標 X2 を入力。

200 EXE

座標 Y2 を入力。

X1=?
3

100
Y1=?

4

X2=?
X2=?

5

6

200
Y2=?
T=

45 °0 ′0 ″S=

141.4213562

方向角 T

EXE

距離 S

－

33 －

№

表示画面

7

XN=(π→END)=?

キー操作
200 EXE

座標 XN を入力。

100 EXE

座標 YN を入力。

XN=(π→END)=?
8

200
YN=?

9

10

T=

270 °
0′
0″

A=

45 °0 ′″
0

S=

100

方向角 T
EXE

夾角 A
距離 S

XN=(π→END)=?

AC AC

プログラムの終了。

逆計算 放射（03-GYAKUSAN/HOUSYA）①計算モードで｢放射｣(HOUSYA --3)を選択。
(

を入力)②(機械点)座標 X1,Y1 を入力。
③(後視点)座標 X2,Y2 を入力。
④方向角 T と距離 S を出力。
⑤順次、座標 XN,YN を入力。
※ XN(π→END)=? の入力に対し、
πの入力(

)で

計算モードの切替え⑦へ進みます。
⑥方向角 T、夾角 A、距離 S を出力。
出力後、を押すと⑤へ戻ります。

⑦計算モードを選択します。このとき、πの入力で①へ戻ります。
｢連続｣を選択した場合に計算モードを切替え、⑤へ戻ります。
｢連続｣の操作に関しては、33 ページを参照。
計算モードの切替えをしないで戻る場合は、｢放射｣を選択します。
※計算モードの切替えについて、詳しくは 36 ページを参照。

－

34 －

表示画面

№

キー操作

TANDOKU--1
1

RENZOKU--2

計算モードの選択。

3 EXE（｢放射｣を選択）

HOUSYA --3 ?
2

X1=?

69.356 EXE

座標 X1 を入力。

100.41 EXE

座標 Y1 を入力。

95.207 EXE

座標 X2 を入力。

33.766 EXE

座標 Y2 を入力。

X1=?
3

69.356
Y1=?

4

X2=?
X2=?

5

6
7

95.207
Y2=?
T=

291 °12 ′4.02 ″S=

71.48214418

XN=(π→END)=?

方向角 T

EXE

距離 S

132.684 EXE

座標 XN を入力。

143.679 EXE

座標 YN を入力。

XN=(π→END)=?
8132.684
YN=?

9

10

T=

34 °20 ′34.55″

A=

103°8′30.53″

S=

76.69838294

XN=(π→END)=?

方向角 T
EXE

夾角 A
距離 S

AC AC

プログラムの終了。

●｢即利用くんシリーズ｣における用語と記号の定義『ＸＮ,ＹＮ』･･･ このときの｢N｣は｢変動する数値｣を表します。
例えば、X1、X2、X3･･･のように順次、数値が変化していく場合に｢XN｣の形で表します。他には、『ＳＮ』、『ＡＮ』などがあります。
次の定義のページは、45 ページです。

－ 35 －

逆計算における計算モードの切替え

本機の｢逆計算｣のプログラムは、任意の測点で｢開放｣と｢放射｣の切替えが可能です。

右の解説図は、測点(X4,Y4)までを｢連続｣で入力して計算結果を出力後、｢放射｣に切替えて、測点(X5,Y5)～(X7,Y7)を入力した場合です。
※ ｢放射｣⇒｢放射｣は、切替えできません。
【計算モードの切替えについて】｢放射｣⇒｢連続｣の場合
切替え操作の前に、直前に入力した測点 n の座標を機械点、切替え前の機械点の座標を後視点に設定します。
切替え後は、入力した測点 n の座標に機械点が移動する｢連続｣で計算します。
｢連続｣⇒｢放射｣の場合
切替え操作の前に、直前に入力した測点 n の座標を機械点、一つ前に入力した
測点 n-1 の座標を後視点に設定します。
※｢放射｣に切替える場合、機械点の座標を入力して計算結果の出力後、計算モードの切替えを行ってください。
切替え後は、機械点が移動しない｢放射｣で計算します。

－

36 －

後方交会に関するお願い【計算方式について】
・本機の｢後方交会｣のプログラムは、｢トラバース法｣と｢交点法｣の２通りの計算方式から選択できます。
・２つの計算方式は、いずれも実測値を使用して算出する為、実測の誤差が計算結果に大きく影響する性質があります。実測の際には十分なご確認をお願いいたします。
・実測の誤差の目安として、既知点 AB 間の距離を｢座標計算｣と実測値の角度と距離から算出した｢観測計算｣の誤差(差分 DS)を算出します。
・計算時の夾角が大きくなった場合、実測の誤差が計算結果に大きく影響する性質があります。後方交会の計算を行われる場合は、夾角の値が大きくならないよう注意
し、できれば正三角形に近い形状で計算していただくことをお勧めいたします。

やむを得ず、広い夾角で計算を行う場合は、他の既知点を利用して再度 後方交会を行い、算出値を比較するか他の既知点までの実測距離と計算距離を比較するなど
して、計算精度をご確認いただきますようお願いいたします。
｢トラバース法｣
・｢実測値の距離と角度｣から余弦定理などの公式を使用して求めた既知点 A の内角と距離 L1、既知点 A の座標からトラバース計算によって機械点を算出します。
・距離 L1 を元に算出した機械点となるため、既知点 B 側の距離Ｌ2 により多くの誤差(差分 DL)が生じます。
｢交点法｣
・｢既知点 A･B の座標と実測値の距離｣から機械点(交点)を算出します。
・算出された機械点は、｢実測の距離｣と｢算出した機械点と A 点および B 点を逆計算した距離｣が一致し良好な値を算出しますが、夾角が大きくなった場合、実測値の誤差が大きな影響を与えます。
－

37 －後方交会 新点放射トラバース計算（04-KOUHOU/TRV-H）【ご注意】
計算を始める前には、必ず 37 ページの｢後方交会に関するお願い｣をよく読んでご理解いただいた上でご使用ください。
①計算方式を選択。
トラバース法
交点法②既知点 A の座標(X.KICHI-A,Y.KICHI-A)を入力。
③既知点 B の座標(X.KICHI-B,Y.KICHI-B)を入力。
④機械点から既知点 A までの距離 L1、既知点 B までの距離 L2、夾角 A を入力。
⑤差分 DS、トラバース法の場合は差分 DL、交点法は差分 DA を出力。
同時に各差分の値が適切か問われます。
適

切：OK／

･･･ ⑥へ

不適切：RE／･･･ ④へ戻ります。

⑥機械点の座標 X,Y を出力。
⑦計算メニューの選択。（｢新点放射トラバース｣を選択します。）
放射トラバース計算：TRV-H／･･･ ⑧へ

逆計算 放射･･･ 40 ページ｢逆算新点放射｣⑧へ：GTR-H／⑧測点までの夾角 A、距離 S を入力。
A(π→END)=? の入力に対し、πの入力()で⑦へ戻ります。

⑨測点の方向角 T、座標 X,Y を出力。
出力後、を押すと⑧へ戻ります。

※ 計算方式の｢トラバース法｣と｢交点法｣の計算結果(機械点の座標 X,Y)は、計算方法が異なりますので、必ずしも一致しません。あらかじめご了承ください。

－

38 －

表示画面

№

キー操作

<< KIKAITEN >>1

TRAVERS--1

計算方式の選択。

1 EXE（｢トラバース法｣を選択）

KOUTEN --2 ?
2

X.KICHI-A=?

100 EXE

既知点 A の X 座標を入力。

100 EXE

既知点 A の Y 座標を入力。

200 EXE

既知点 B の X 座標を入力。
既知点 B の Y 座標を入力。

X.KICHI-A=?
3

100
Y.KICHI-A=?

4

X.KICHI-B=?
X.KICHI-B=?

5200
Y.KICHI-B=?

250 EXE

6

L1=?

100.025 EXE

既知点 A から機械点までの
距離 L1 を入力。

L1=?
7100.025

既知点 B から機械点までの119.984 EXE

距離 L2 を入力。

L2=?
100.0258

L2=?
119.984

109.4329 EXE

夾角 A（109°43′29″）
を入力。

A=?
DL= -0.005062749
910

DS= -0.005936789(距離 L2)差分 DL(既知点 AB 間距離)差分 DS

1 EXE

2 つの差分の確認と判断。

(OK→1,RE→2) ?

(適切により計算します)<< KIKAI >>(トラバース法による機械点)

X= 91.10695178

EXE

機械点の X 座標

Y= 199.628883

機械点の Y 座標

－

39 －

表示画面

№

キー操作

[ KOUHOU MENU ]11

TRV-H --1

計算モードを選択。

1 EXE（｢放射トラバース｣を選択）

GTR-H --2 ?
12A(π→END)=?

172.5031 EXE

夾角 A（172°50′31″）を入力。

A(π→END)=?
13

172.5031

117.009 EXE

距離 S を入力。

S=?

14

15

T=

87 °56 ′33.89 ″X=

95.30735457

Y=

316.5624654

A(π→END)=?

測点の方向角 T
EXE

測点の座標 X
測点の座標 Y

AC AC

プログラムの終了。

後方交会 逆算新点放射（04-KOUHOU/GTR-H）【ご注意】
計算を始める前には、必ず 37 ページの｢後方交会に関するお願い｣をよく読んでご理解いただいた上でご使用ください。
①計算方式を選択。
トラバース法
交点法②既知点 A の座標(X.KICHI-A,Y.KICHI-A)を入力。
③既知点 B の座標(X.KICHI-B,Y.KICHI-B)を入力。
④機械点から既知点 A までの距離 L1
機械点から既知点 B までの距離 L2、夾角 A を入力。

－

40 －

⑤差分 DS、トラバース法の場合は差分 DL、交点法は差分 DA を出力。
同時に各差分の値が適切か問われます。
適

切：OK／

･･･ ⑥へ

不適切：RE／･･･ 前項④へ戻ります。

⑥機械点の座標 X,Y を出力。
⑦計算メニューの選択。
（｢逆計算 放射｣を選択します。）
放射トラバース計算：TRV-H／･･･ 38 ページ｢新点放射トラバース｣⑧へ

逆計算 放射･･･ ⑧へ

：GTR-H／⑧測点の座標 X,Y を入力。
XN(π→END)=? の入力に対し、πの入力()で⑦へ戻ります。

⑨測点までの方向角 T、夾角 A、距離 S を出力。
出力後、を押すと⑧へ戻ります。

※ 計算方式の｢トラバース法｣と｢交点法｣の計算結果(機械点の座標 X,Y)は、計算方法が異なりますので、必ずしも一致しません。あらかじめご了承ください。

表示画面

№

キー操作

<< KIKAITEN >>1

TRAVERS--1

計算方式の選択。

2 EXE（｢交点法｣を選択）

KOUTEN --2 ?
2

X.KICHI-A=?

100 EXE

既知点 A の X 座標を入力。

100 EXE

既知点 A の Y 座標を入力。

200 EXE

既知点 B の X 座標を入力。
既知点 B の Y 座標を入力。

X.KICHI-A=?
3

100
Y.KICHI-A=?

4

X.KICHI-B=?
X.KICHI-B=?

5200
Y.KICHI-B=?

250 EXE

6

L1=?

100.025 EXE－

既知点 A から機械点までの
距離 L1 を入力。

41 －

表示画面

№

キー操作

L1=?
7

100.025119.984 EXE

L2=?

既知点 B から機械点までの
距離 L2 を入力。

100.0258

L2=?
119.984

109.4329 EXE

夾角 A（109°43′29″）
を入力。

A=?
DA= 0 °0 ′19.54 ″
910

DS= -0.005936789(夾角 A)差分 DA(既知点 AB 間距離）差分 DS

1 EXE

2 つの差分の確認と判断。

(OK→1,RE→2) ?

(適切により計算します)<< KIKAI >>(交点法による機械点)

X= 91.10159488

EXE

機械点の X 座標

Y= 199.6284046

機械点の Y 座標[ KOUHOU MENU ]11

TRV-H --1

計算モードを選択。

2 EXE（｢逆計算 放射｣を選択）

GTR-H --2 ?
12

XN(π→END)=?

95.281 EXE

測点の座標 X を入力。

316.537 EXE

測点の座標 Y を入力。

XN(π→END)=?
13

95.281
YN=?

14

15

T=

87 °57 ′9.31″A=

172 °50 ′55.33

S=

116.983277

XN(π→END)=?

測点の方向角 T
EXE

測点の座標 X
測点の座標 Y

AC AC

プログラムの終了。

－

42 －直線と直線の交点計算(平行移動交点計算）（05-KOUTEN／CHOK,CHOK）①計算モードで｢直線と直線｣(CHOK,CHOK--1)
を選択。(

を入力)

②№1 座標 X1,Y1 を入力。
③№2 座標 X2,Y2 を入力。
※ X2(π→T)=? の入力に対し、πの入力()で方向角(出射) T の入力に切替え可能です。
④№3 座標 X3,Y3 を入力。
※ X3(π→END)=? の入力に対し、πの入力()で、①へ戻ります。

⑤№4 座標 X4,Y4 を入力。
※ X4(π→T)=? の入力に対し、πの入力()で方向角(出射) T の入力に切替え可能です。
⑥平行移動の確認。
平行移動する／YES･･･ ⑦へ

平行移動しない／NO･･･ ⑧へ

⑦直線 1（№1⇒№2）の幅員 W1、直線 2（№3⇒№4）の幅員 W2 を入力。
右の幅は正数、左の幅は負数(－)で入力。
※ W1(R+:L-,π→E)=? の入力に対し、πの入力()で、⑥へ戻ります。

⑧交点座標 X,Y を出力。
【平行移動しない場合】⑨交点までの距離 S1、S2、S3、S4 を出力。
※№2、№4 座標を方向角で入力した場合、それぞれ S2、S4 を出力しません。
出力後、を押すと④へ戻ります。
－

43 －【平行移動する場合】⑨№1 座標から交点座標までの夾角 A と距離 S を出力(後視点は№2 座標)。
出力後、を押すと前項⑦へ戻ります。

表示画面

№

キー操作

CHOK,CHOK—1
1
2

CHOK,EN

--2

EN

--3 ?

,EN

X1=?

計算モードの選択。

1 EXE（｢直線と直線｣を選択）

50 EXE№1 座標 X1 を入力。

50 EXE№1 座標 Y1 を入力。

100 EXE№2 座標 X2 を入力。

X1=?
3

50
Y1=?

4

X2(π→T)=?
X2(π→T)=?

5

100
Y2=?

150 EXE№2 座標 Y2 を入力。

6

X3=(π→END)=?

120 EXE№3 座標 X3 を入力。

250 EXE№3 座標 Y3 を入力。

65 EXE№4 座標 X4 を入力。

296 EXE№4 座標 Y4 を入力。

X3=(π→END)=?
7

120
Y3=?

8

X4(π→T)=?
X4(π→T)=?

9

10
11

65
Y4=?
xx HEIKO IDO xx(YES→0,NO→1)=?
W1(R+:L-,π→E)=?

平行移動の確認。

0 EXE(｢平行移動する｣を選択)- 6 EXE(左の)幅員 W1 を入力。

5 EXE

幅員 W2 を入力。

W1(R+:L-,π→E)=?
12-6
W2(R+:L-)=?

－

44 －

表示画面

№

キー操作

<< KOUTEN >>
13

14
15
16

X=

143.5858884

Y=

223.755369(平行移動交点)
EXE

交点座標 X
交点座標 Y<< NO.1 >>A= 358 °15′28.18
S= 197.3556353

EXE

W1(R+:L-,π→E)=?

SHIFT x10 x EXE

xx HEIKO IDO xx(YES→0,NO→1)=?

№1 座標から交点までの夾角
№1 座標から交点までの距離
平行移動の確認。

1 EXE(｢平行移動しない｣を選択)<< KOUTEN >>17

18

X= 141.1538462(直線と直線の交点)
EXE

交点座標 X

Y= 232.3076923

交点座標 YS1= 203.8261964№1 から交点までの距離 S1S2= 92.02279754
S3= 27.57721811№2 から交点までの距離 S2EXE№3 から交点までの距離 S3S4= 99.27798519
19

平行移動を終了。

X3(π→END)=?

№4 から交点までの距離 S4
AC AC

プログラムの終了。

●｢即利用くんシリーズ｣における用語と記号の定義『ＤＬ』･･･ ｢後方交会｣のプログラムにおいて、機械点から既知点 B までの距離
L2 の"入力値"と"座標計算値"の差分、｢距離 L2 の差分(誤差)｣を表します。
｢DL｣の値が大きくなるほど、実測値の誤差を多く含む目安となります。
座標計算値は、後方交会のプログラムによって算出した機械点と既知点 B の座標から、逆計算により算出します。
次の定義のページは、47 ページです。

－

45 －

円と直線の交点計算（05-KOUTEN／CHOK,EN）①計算モードで｢円と直線｣(CHOK,EN
を選択。(

--2)

を入力)

②半径 R、円の中心座標 XM,YMを入力。
③№1 座標 X1,Y1 を入力。
※ X1(π→END)=? の入力に対し、πの入力()

で、①へ戻ります。
④№2 座標 X2,Y2 を入力。
※ X2(π→T)=? の入力に対し、πの入力()で方向角(出射) T の入力に切替えが可能です。
④№1 座標から交点 A までの距離 S、交点 A の座標 X,Y を出力。
⑤№1 座標から交点 B までの距離 S、交点 B の座標 X,Y を出力。
出力後、を押すと③へ戻ります。

表示画面

№

キー操作

CHOK,CHOK—1
1
2

CHOK,EN

--2

EN

--3 ?

R=?

,EN

計算モードの選択。

2 EXE（｢円と直線｣を選択）

50 EXE

半径 R を入力。

100 EXE

円の中心座標 XM を入力。

100 EXE

円の中心座標 YM を入力。

R=?
3

50
XM=?
50

4

XM=?
100
YM=?

－

46 －

№

表示画面

5

X1(π→END)=?

キー操作
85.881 EXE№1 座標 X1 を入力。

X1(π→END)=?
685.881
Y1=?

10.224 EXE№1 座標 Y1 を入力。

7

X2=(π→T)=?

145.68 EXE№2 座標 X2 を入力。

210.641 EXE№2 座標 Y2 を入力。

X2=(π→T)=?
8

145.68Y2=?
S1= 41.56101326

9

X=

97.76400531

Y=

50.05002174

距離 S1(№1 座標から交点 A まで)

EXE

交点 A の座標 X
交点 A の座標 Y

S2= 138.5691995
10

11

X=

125.5003067

Y=

143.0085382

X1(π→END)=?

距離 S2(№2 座標から交点 B まで)

EXE

交点 B の座標 X
交点 B の座標 Y

AC AC

プログラムの終了。

●｢即利用くんシリーズ｣における用語と記号の定義『ＤＳ』･･･ ｢後方交会｣のプログラムにおいて、｢既知点 A･B 間の距離｣の"座標計算値"と"観測計算値"の差分、｢既知点 A･B 間の距離の差分(誤差)｣を表します。｢DS｣の値が大きくなるほど、実測値の誤差を多く含む目安となります。
座標計算値は、既知点 A、B の座標から逆計算で算出しています。
観測計算値は、実測値の角度と距離から余弦定理で算出しています。
余弦定理とは、三角形において２つの辺の長さと間の１つの内角が分かれば、もう１つの辺の長さが決まるという定理です。
次の定義のページは、49 ページです。

－

47 －

円と円の交点計算（05-KOUTEN／EN,EN）①計算モードで｢円と円｣(EN
を選択。(

,EN

--3)

を入力)

②円 1 の半径 R、中心座標
XM,YM を入力。
③円 2 の半径 R2、中心座標
XM2,YM2 を入力。
※R2(π→END)=? の入力に対し
πの入力(

)

で、①へ戻ります。
④右の交点座標 X,Y を出力。
⑤左の交点座標 X,Y を出力。
出力後、を押すと③へ戻ります。

表示画面

№

キー操作

CHOK,CHOK—1
1
2

CHOK,EN

--2

EN

--3 ?

,EN

R=?

計算モードの選択。

3 EXE（｢円と円｣を選択）

100 EXE

円 1 の半径 R を入力。

100 EXE

円 1 の中心座標 XM を入力。

100 EXE

円 1 の中心座標 YM を入力。

120 EXE

円 2 の半径 R2 を入力。

R=?
3

100
XM=?
100

4

XM=?
100
YM=?

5

R2(π→END)=?

－

48 －

表示画面

№

キー操作

R2(π→END)=?
6120106.247 EXE

円 2 の中心座標 XM2 を入力。

250.811 EXE

円 2 の中心座標 YM2 を入力。

XM2=?
XM2=?
7

106.247
YM2=?
<< RIGHT >>8

X=

23.2672704

Y=

164.125566

右の交点
EXE

座標 X
座標 Y

<< LEFT >>
9

10

X=

181.7732677

Y=

157.5598183

R2(π→END)=?

左の交点
EXE

座標 X
座標 Y

AC AC

プログラムの終了。

●｢即利用くんシリーズ｣における用語と記号の定義『ＤＡ』･･･ ｢後方交会｣のプログラムにおいて、｢夾角 A｣の"入力値"と"座標計算値"の差分、｢夾角Ａの差分(誤差)｣を表します。
｢DA｣の値が大きくなるほど、実測値の誤差を多く含む目安となります。
座標計算値は、後方交会のプログラムによって算出した機械点と既知点 A、
B の座標から、逆計算により算出しています。
『Ｗ』･･･ ｢幅(幅員)｣を表します。
『線形』･･･ ｢線の形、形式｣を表します。
｢線形｣には、｢直線｣、｢単曲線｣、｢クロソイド曲線｣の３つがあります。
次の定義のページは、51 ページです。

－

49 －

直線の垂線計算（06-SUISEN／CHOKUSEN）①計算モードで｢直線｣(CHOKUSEN--1)を選択。
(

を入力)②始点の座標 X1,Y1 を入力。
③終点の座標 X2,Y2 を入力。
※X2(π→T)=? の入力に対し、πの
入力(

)で方向角

(出射) T の入力に切替えが可能です。
④幅杭の座標 XN,YN を入力。
※XN(π→END)=? の入力に対し、
πの入力(

)で

①へ戻ります。
⑤幅杭の位置、幅員 W、始点から中心杭までの距離 S1、終点から中心杭までの距離 S2を出力。(終点を方向角で入力の場合、S2 の出力は省略されます)※幅杭の位置は、進行方向(始点⇒終点)に対して、右の場合 << RIGHT >>、左の場合<< LEFT >> と出力します。
⑥中心杭(線上)の座標 X,Y を出力。
出力後、

表示画面

№
1
2

を押すと④へ戻ります。

CHOKUSEN--1
TANKYOKU--2 ?
X1=?

キー操作
計算モードの選択。

1 EXE（｢直線｣を選択）

100 EXE

始点の X 座標を入力。

100 EXE

始点の Y 座標を入力。

150 EXE

終点の X 座標を入力。

200 EXE

終点の Y 座標を入力。

X1=?
3

100
Y1=?

4

X2(π→T)=?
X2(π→T)=?

5

150
Y2=?

－

50 －

№

表示画面

6

XN(π→END)=?

キー操作
186.254 EXE

幅杭の X 座標を入力。

130.471 EXE

幅杭の Y 座標を入力。

XN(π→END)=?
7

186.254
YN=?
<< LEFT >>

8

9

10

W=

63.52087746

S1= 65.8280524

幅杭の位置（左）幅員 W

EXE

始点から中心杭までの距離

S2= 45.97534647

終点から中心杭までの距離<< SENJO >>(線上)中心杭X=

129.4392Y=

158.8784

XN(π→END)=?

EXE

中心杭の X 座標
中心杭の Y 座標

AC AC

プログラムの終了。

●｢即利用くんシリーズ｣における記号と用語の定義
線形の座標計算をする場合は、まず始めに線形の進行方向を確定する必要があります。このとき、線形の進行方向の確定に必要な要素が｢線形確定要素｣です。
進行方向とは、始点から終点に向けての方向を表します。
｢線形確定要素｣は、｢単曲線｣や｢クロソイド曲線｣の場合、線形の｢始点(ＢＰ点)の座標｣と、次の項目から選択できるようになっています。
①

線形の｢終点(ＥＰ点)の座標｣。

②｢接線方向上(ＩＰ点)の座標｣、または｢接線方向の方向角｣。

※ ｢直線｣の場合、｢始点の座標｣と、｢終点･中間点(ＥＰ点)の座標｣、または｢終点に向けての方向角｣となります。
次の定義のページは、56 ページです。

－

51 －

単曲線の垂線計算（06-SUISEN／TANKYOKU）①計算モードで｢単曲線｣(TANKYOKU--2)を選択。
(

を入力)②線形確定要素を選択。
IP 点／

EP(EC,KE)点／③始点(BP 点)の座標 X,Y を入力。
④IP 点または、終点(EP 点)の座標 X,Y を入力。
※IP 点の場合は、X.IP(π→T)=? の入力に対し、πの入力()で方向角(出射) T の入力に切替えが可能です。
⑤半径 R を入力。
右カーブは正数、左カーブは負数(－)で入力します。
⑥幅杭の座標 XN,YN を入力。
※XN(π→END)=? の入力に対し、πの入力()で①へ戻ります。
⑦幅杭の位置、幅員 W を出力。
※幅杭の位置は、進行方向(始点⇒終点)に対して、右の場合 << RIGHT >>、左の場合<< LEFT >> と出力します。
⑧中心杭(線上)の座標 X,Y を出力。
⑨中心杭までの曲線長 LX、始点から中心杭までの夾角 A、距離 S を出力。
※後視点は、②の線形確定要素で選択した要素に設定されます。
出力後、

表示画面

№
1

を押すと⑥へ戻ります。

CHOKUSEN--1
TANKYOKU--2 ?

キー操作
計算モードの選択。

2 EXE(｢単曲線｣を選択)<< SET POINT >>
2

IP

--1

線形確定要素を選択。

2 EXE(｢終点(EP 点)｣を選択)

EP(EC,KE)--2 ?
－

52 －

表示画面

№
3

X.BP=?

キー操作
1575.0678 EXE

始点(BP 点)の X 座標を入力。

1536.0583 EXE

始点(BP 点)の Y 座標を入力。

1652.605 EXE

終点(EP 点)の X 座標を入力。

1499.115 EXE

終点(EP 点)の Y 座標を入力。

R(R+:L-)=?

200 EXE

半径 R を入力。

XN(π→END)=?

1580.2429 EXE

幅杭の X 座標を入力。

1526.0235 EXE

幅杭の Y 座標を入力。

X.BP=?
4

1575.0678
Y.BP=?

5

X.EP=?
X.EP=?

6

1652.605
Y.EP=?

7
8

XN(π→END)=?
91580.2429
YN=?
<< LEFT >>10W=幅杭の位置（左）EXE

4.999973001

幅員 W<< SENJO >>11

X=1583.1115

Y=

1530.118725(線上)中心杭
EXE

中心杭の X 座標
中心杭の Y 座標

LX= 10.00002474
12

13

A=

1 °25 ′
56.63 ″

S=

9.998983096

XN(π→END)=?

中心杭までの曲線長 LX《後始点：終点(EP 点)》

EXE

始点から中心杭までの夾角 A
始点から中心杭までの距離 S

AC AC

プログラムの終了。

－

53 －クロソイドの垂線計算（07-CLO SUI）

①計算処理設定の変更確認。※1《初期設定値》検索ピッチ(開始距離)：100
検索区間：500
YES：変更しない／･･･ ③へNO：変更する･･･ ②へ／②検索ピッチ、検索区間を入力。
③線形確定要素を選択。
IP 点／

EP(EC,KE)点／④始点(BP 点)の座標 X,Y を入力。
⑤IP 点または、終点(EP 点)の座標 X,Y を入力。
◇IP 点の場合は、X.IP(π→T)=? の入力に対し、πの入力()で、方向角(出射) T の入力に切替えが可能です。
⑥クロソイドパラメータ A を入力。◇IP 点入力の場合は、A の入力後⑨へ
右カーブは正数、左カーブは負数(－)で入力します。
⑦終点(EP 点)の半径 R を入力。
⑧始点(BP 点)から終点(EP 点)までの曲線長 CL を出力。
⑨幅杭の座標 XN,YN を入力。
◇XN(π→END)=? の入力に対し、πの入力()で、①へ戻ります。

⑩幅杭の位置、幅員 W を出力。
◇幅杭の位置は、進行方向(始点⇒終点)に対して、右の場合 << RIGHT >>、左の場合<< LEFT >> と出力します。
⑪中心杭(線上)の座標 X,Y を出力。
⑫中心杭までの曲線長 LX、始点から中心杭までの夾角 A、距離 S を出力。
◇後視点は、③の線形確定要素で選択した要素に設定されます。
出力後、を押すと⑨へ戻ります。

※1 ｢検索ピッチ｣は、中心杭を検索する設定値で｢検索を開始する位置までの曲線長｣となります。以降は条件式の判断によりピッチを変動させて検索します。
初期値は｢100｣ですが、設定を変更する場合｢10｣・｢1｣のように桁数を 1 桁下げた
小さい値を入力することをお勧めします。
－

54 －※1 クロソイドパラメータ A が極端に小さい場合は、｢検索ピッチ｣を変更する必要があります。初期値のままでは、明らかに計算が合わない場合、または エラーが表示される場合があります。この場合は、検索ピッチを変更してください。
※1 ｢検索区間｣は、計算する範囲の最大値を示します。初期値は｢500｣です。中心杭までの距離が｢500｣を超える場合、計算が正常に行われず幅杭の入力に戻ります。
(検索・計算する時間は消費します) この場合は、検索区間の設定値を変更してください。
終点(EP 点)の座標を入力した場合は、自動で検索区間が、終点までに変更されます。
【ご注意】このプログラムは、複雑な計算を必要とする為、算出までに多少時間を必要とします。

表示画面

№

キー操作

PITCH= 100
1

KUKAN= 500

計算処理設定の変更確認。

0 EXE(｢初期値｣のまま)(YES→0,NO→1) ?
<< SET POINT >>
2

IP

--1

線形確定要素を選択。

2 EXE(｢終点(EP 点)｣を選択)

EP(EC,KE)--2 ?
3

X.BP=?

100 EXE

始点(BP 点)の X 座標を入力。

100 EXE

始点(BP 点)の Y 座標を入力。

174.3637 EXE

終点(EP 点)の X 座標を入力。

141.6982 EXE

終点(EP 点)の Y 座標を入力。

X.BP=?
4

100
Y.BP=?

5

X.EP=?
X.EP=?

6

174.3637
Y.EP=?

7

A(R+:L-)=?

クロソイドパラメータ A を

160 EXE

－

入力。

55 －

表示画面

№

キー操作

A(R+:L-)=?
8300 EXE

160

終点(EP 点)の半径 R を入力。

R=?
9
10

CL=
85.333333333
XN(π→END)=?

始点(BP 点)から終点(EP 点)

EXEまでの曲線長 CL

163.8815 EXE

幅杭の X 座標を入力。

139.4948 EXE

幅杭の Y 座標を入力。

XN(π→END)=?
11

163.8815
YN=?

12

LX= ***.*****※ 操作例の場合 約 3 分<< RIGHT >>幅杭の位置（右）EXE

W=
4.000033495

幅員 W<< SENJO >>13

X=

166.0551385

Y=

136.1368894(線上)中心杭
EXE

中心杭の X 座標
中心杭の Y 座標

LX= 75.33493
14

15

A=

2 °7 ′0.47 ″S=

75.29379848

XN(π→END)=?

中心杭までの曲線長 LX※後視点は、終点(EP 点)

EXE

始点から中心杭までの夾角
始点から中心杭までの距離

AC AC

プログラムの終了。

●｢即利用くんシリーズ｣における用語と記号の定義『ＬＸ』･･･ 線形の座標計算時において、｢始点(BP 点)から測点までの距離｣を表します。線形が｢単曲線｣と｢クロソイド曲線｣の場合は、｢始点(BP 点)から測点までの曲線長｣を表します。

－

56 －

●｢即利用くんシリーズ｣における用語と記号の定義『ＢＰ点』･･･ 即利用くんで計算できる、直線、単曲線、クロソイド曲線、または、それらが複合した形の線形などの｢始点の総称｣です。
※線形の始点には個別の名称として、次の｢BC 点｣、｢KA 点｣などがあります。
『ＢＣ点』･･･ ｢単曲線の始点｣を表します。
『ＫＡ点』･･･ ｢クロソイド曲線の始点｣を表します。
クロソイド曲線の始点には、｢BTC 点｣の別称もあります。
『ＥＰ点』･･･ 即利用くんで計算できる、直線、単曲線、クロソイド曲線、または、それらが複合した形の線形などの｢終点の総称｣です。
※線形の終点には個別の名称として、｢EC 点｣、｢KE 点｣などがあります。
『ＥＣ点』･･･ ｢単曲線の終点｣を表します。
『ＫＥ点』･･･ ｢クロソイド曲線の終点｣を表します。
クロソイド曲線の終点には、｢ETC 点｣の別称もあります。
『ＩＰ点』･･･ 曲線における始点と終点の｢接線の交点｣を表します。
｢接線方向上にある座標｣も含まれる場合があります。
『ＫＯＵＴＥＮ』･･･ ｢交点｣を表します。
『ＳＥＮＪＯ』･･･ ｢線上中心杭｣を表します。
『ＨＡＢＡ』･･･ ｢幅杭｣を表します。
『ＬＥＦＴ』･･･ ｢左｣を表します。
『ＲＩＧＨＴ』･･･ ｢右｣を表します。
次の定義のページは、65 ページです。

－

57 －

座標面積計算（08-MENSEKI／ZAHYOU）①計算モードで｢座標｣(ZAHYOU--1)を選択。
(

を入力)②№1 座標 X1,Y1 を入力。
③№2 座標 X2,Y2 を入力。
④№3 座標 X3,Y3 を入力。
(表示は XN,YN です)⑤順次、№n 座標 XN,YN を入力。
※XN(π→END)=? の入力に対し、πの入力()で、入力を終了します。

⑥面積を出力。
出力後、を押すと①へ戻ります。

※ この｢座標面積計算｣のプログラムは、｢倍横距法｣で計算しています。
表示画面

№
1
2

ZAHYOU--1
HELON --2 ?
X1=?

キー操作
計算モードの選択。

1 EXE(｢座標｣を選択)

75.547 EXE

座標 X1 を入力。

20.117 EXE

座標 Y1 を入力。

110.561 EXE

座標 X2 を入力。

74.224 EXE

座標 Y2 を入力。

X1=?
3

75.547
Y1=?

4

X2=?
X2=?

5

110.561
Y2=?

6

NO.= 3
XN(π→END)=?

座標 X3 を入力。

80.997 EXE－(表示は XN です)

58 －

表示画面

№

キー操作

NO.= 3
7

XN(π→END)=?
80.997

座標 Y3 を入力。

120.69 EXE(表示は YN です)YN=?
8NO.= 4XN(π→END)=?

座標 X4 を入力。

18.008 EXE(表示は XN です)

NO.= 49

XN(π→END)=?
18.008

座標 Y4 を入力。

105.299 EXE(表示は YN です)

YN=?
10

NO.= 5
XN(π→END)=?

座標 X5 を入力。

25.374 EXE(表示は XN です)

NO.= 5
11

12
13
14

XN(π→END)=?
25.374
YN=?
NO.= 6
XN(π→END)=?
MENSEKI=
6008.881479
ZAHYOU--1
HELON --2 ?

座標 Y5 を入力。
50.249 EXE(表示は YN です)

SHIFT x10 x EXE

入力終了の為、πを入力。

EXE

面積

AC AC

プログラムの終了。

－

59 －へロン面積計算（08-MENSEKI／HELON）①計算モードで｢へロン｣(HELON --2)を選択。
(

を入力)②入力方法を選択。
座標入力／
辺長入力／
※πの入力()

で合計面積を 0 にします。
【座標入力の場合】③№1 座標 X1,Y1 を入力。
④№2 座標 X2,Y2 を入力。
⑤№3 座標 X3,Y3 を入力。
※XN(π→END)=? の入力に対し
πの入力(

)で

②へ戻ります。
(合計面積は累積されます)⑥辺長 S1、S2、S3 を出力。
※1 個目の三角形は、S1(№1⇒№2)、S2(№2⇒№3)、S3(№3⇒№1)です。
※2 個目以降の三角形は、S1(№1⇒№n-1)、S2(№n-1⇒№n)、S3(№n⇒№1)です。
⑦高さ H1、H2、H3 を出力。
※辺長 S1(H1)、S2(H2)、S3(H3)のそれぞれを底辺としたときの高さです。
⑧面積、合計面積を出力。
出力後、⑤へ戻り順次、№n 座標 XN,YN を入力。
【辺長入力の場合】③辺長 S1、S2、S3 を入力。
※S1(π→END)=? の入力に対し、πの入力()で、②へ戻ります。

(合計面積は累積されます)④高さ H1、H2、H3 を出力。
※辺長 S1(H1)、S2(H2)、S3(H3)のそれぞれを底辺としたときの高さです。
⑤面積、合計面積を出力。
出力後、を押すと③へ戻ります。
－

60 －

表示画面

№
1

ZAHYOU--1
HELON --2 ?

キー操作
計算モードの選択。

2 EXE(｢ヘロン｣を選択)<< HELON MENU >>2

ZAHYO --1
HEN

3

入力方法の選択。

1 ENE(｢座標｣を選択)

--2 ?

X1=?

0 EXE

№1 座標 X1 を入力。

0 EXE

№1 座標 Y1 を入力。

7.668 EXE

№2 座標 X2 を入力。

13.229 EXE№2 座標 Y2 を入力。

-0.242 EXE№3 座標 X3 を入力。

15.944 EXE№3 座標 Y3 を入力。

X1=?
4

0
Y1=?

5

X2=?
X2=?

6

7

7.668
Y2=?
NO.= 3XN=(π→END)=?
NO.= 38

XN=(π→END)=?
-0.242
YN=?
<<

9

10

HEN

>>

S1= 15.29067248
S2= 8.362973454

辺長S1（№1⇒№2）

EXE

S2（№2⇒№3）

S3= 15.94583645

S3（№3⇒№1）<< TAKASA >>高さ

H1= 8.205002765
H2= 15.00184243
H3= 7.867885163

H1（S1 を底辺とした高さ）

EXE

H2（S2 を底辺とした高さ）
H3（S3 を底辺とした高さ）

MENSEKI=1162.730005
GOUKEI=

面積

EXE

62.730005

合計面積

－

61 －

表示画面

№
12

NO.= 4XN(π→END)=?

キー操作
8.291 EXE

№4 座標 X を入力。

3.581 EXE

№4 座標 Y を入力。

NO.= 413

XN(π→END)=?
8.291
YN=?
<<

14

15

HEN

>>

S1= 15.94583645
S2= 15.02184603

辺長S1（№1⇒№3）

EXE

S2（№3⇒№4）

S3= 9.031292377

S3（№4⇒№1）<< TAKASA >>高さ

H1= 8.344391744
H2= 8.857653432

H1（S1 を底辺とした高さ）

EXE

H2（S2 を底辺とした高さ）

H3= 14.73303049

H3（S3 を底辺とした高さ）

MENSEKI=16

66.529153
GOUKEI=

面積

EXE

129.259158
17

合計面積

NO.= 5
XN(π→END)=?

SHIFT x10 x EXE<< HELON MENU >>18

ZAHYO –1
HEN

19

入力方法の選択(変更)。

2 ENE(｢辺長｣を選択)--2 ?

S1(π→END)=?

座標入力終了の為、πを入力。

9.031 EXE

辺長 S1 を入力。

12.742 EXE

辺長 S2 を入力。

11.307 EXE

辺長 S3 を入力。

S1(π→END)=?
20

9.031
S2=?
9.031

21

S2=?
12.742
S3=?

－

62 －

表示画面

№

キー操作

<< TAKASA >>22

H1= 11.00286554
H2= 7.798373779

高さ
H1（S1 を底辺とした高さ）

EXE

H2（S2 を底辺とした高さ）

H3= 8.788085141

H3（S3 を底辺とした高さ）

MENSEKI=23

49.68343935
GOUKEI=

面積

EXE

178.9425973
24

S1(π→END)=?

合計面積11.307 EXE

辺長 S1 を入力。

8.380 EXE

辺長 S2 を入力。

13.664 EXE

辺長 S3 を入力。

S1(π→END)=?
25

11.307S2=?
11.307

26

S2=?
8.380
S3=?
<< TAKASA >>27

H1= 8.36490922
H2= 11.28663825

高さ
H1（S1 を底辺とした高さ）

EXE

H2（S2 を底辺とした高さ）

H3= 6.921986867

H3（S3 を底辺とした高さ）

MENSEKI=28

47.29101428
GOUKEI=

面積

EXE

226.2336116
29

S1(π→END)=?

合計面積
AC AC

プログラムの終了。

－

63 －放射法面積計算（09-HOUSY MEN）①№1～№3 までの後視点からの夾角 A
機械点からの距離 S を入力。
②№4 以降 順次、後視点からの夾角 A
機械点からの距離 S を入力。
※A(π→END)=? の入力に対し、
πの入力(

)で

入力を終了します。
③面積を出力。
出力後、

表示画面

№
1

を押すと①へ戻ります。

NO.= 1A=?

キー操作№1 の夾角 A（30°22′4″）30.2204 EXEを入力。

NO.= 1
2

A=?
30.2204

80.331 EXE№1 の距離 S を入力。

S=?
3

NO.= 2A=?

№2 の夾角 A（52°10′43″）

52.1043 EXEを入力。

NO.= 2
4

A=?
52.1043100.946 EXE№2 の距離 S を入力。

S=?
5NO.= 3A=?

№3 の夾角 A（88°36′59″）

88.3659 EXE

－

を入力。

64 －

表示画面

№

キー操作

NO.= 3
6

A=?
88.3659

98.817 EXE№3 の距離 S を入力。

S=?
7

NO.= 4A(π→END)=?

8

NO.=4
A(π→END)=?
102.4429
S=?

9

NO.5
A(π→END)=?

1011MENSEKI=
2878.56996
NO.= 1
A=?

102.4429 EXE

60.645 EXE№4 の夾角 A（102°44′29″）を入力。
№4 の距離 S を入力。

SHIFT x10 x EXE

入力終了の為、πを入力。

EXE

面積

AC AC

プログラムの終了。

●｢即利用くんシリーズ｣における用語と記号の定義『ＭＥＮＳＥＫＩ』･･･ ｢面積｣を表します。
『ＴＡＩＳＥＫＩ』･･･ ｢立積｣を表します。
『ＧＯＵＫＥＩ』･･･ ｢合計面積｣、｢合計立積｣など、出力される計算結果の｢合計(累積)｣を表します。
次の定義のページは、70 ページです。

－

65 －

オベリスク体積計算（10-OVERISK）①平面 A の辺長 A-1、A-2 を入力。
②平面 B の辺長 B-1、B-2 を入力。
③高さを入力。
④立積、合計立積を出力。
出力後、を押すと①へ

戻ります。

表示画面

№
1

HEN(A-1)=?

キー操作
1.3 EXE

平面 A の辺長 A-1 を入力。

1 EXE

平面 A の辺長 A-2 を入力。

5.15 EXE

平面 B の辺長 B-1 を入力。

6.3 EXE

平面 B の辺長 B-2 を入力。

1.5 EXE

高さを入力。

HEN(A-1)=?
2

1.3
HEN(A-2)=?

3

HEN(B-1)=?
HEN(B-1)=?

4

5.15
HEN(B-2)=?

5

TAKASA=?
TAISEKI=6

9.8325
GOUKEI=

立積
EXE

合計立積

9.83257

HEN(A-1)=?

AC AC

プログラムの終了。
－

66 －２辺夾角の計算（11-3KAKKEI／2HEN）①計算モードで｢2 辺｣(2HEN --1)
を選択。(

を入力)

②辺長 S1、S2、内角 A3 を入力。
③辺長 S3、内角 A1、A2 を出力。
④面積を出力。
出力後、を押すと①へ

戻ります。

表示画面

№

キー操作

2HEN --1
1

2KAKU--2

計算モードの選択。

1 EXE(｢2 辺｣を選択)

3HEN --3 ?
2

S1=?

30 EXE

辺長 S1 を入力。

25 EXE

辺長 S2 を入力。

S1=?
3

30
S2=?
30

4

S2=?

内角 A3（88°47′21″）

88.4721 EXE

25

を入力。

A3=?
S3= 38.64327648
5

A1= 50°54 ′36.61″

辺長 S3
EXE

内角 A1

A2= 40 °18 ′2.39 ″6

MENSEKI=374.9162647

内角 A2
EXE

面積

－

67 －

表示画面

№

キー操作

2HEN --1
7

2KAKU--2

AC AC

プログラムの終了。

3HEN --3 ?

２角夾辺の計算（11-3KAKKEI／2KAKU）①計算モードで｢2 角｣(2KAKU--2)
を選択。(

を入力)

②内角 A1、A2、辺長 S3 を入力。
③内角 A3、辺長 S1、S2 を出力。
④面積を出力。
出力後、を押すと①へ

戻ります。

表示画面

№

キー操作

2HEN --1
1

2KAKU--2

計算モードの選択。

2 EXE(｢2 角｣を選択)

3HEN --3 ?
2

A1=?

内角 A1（55°13′27″）

55.1327 EXE

を入力。

A1=?
3

55.1327

内角 A2（36°14′55″）

36.1455 EXE

を入力。

A2=?

－

68 －

表示画面

№

キー操作

55.1327
4

A2=?
36.1455

42.672 EXE

辺長 S3 を入力。

S3=?
A3= 88 °31′38 ″5

S1= 35.06193068

内角 A3
EXE

辺長 S1

S2= 25.23986913
6

MENSEKI=
442.3330975

辺長 S2
EXE

面積

AC AC

プログラムの終了。

2HEN --1
7

2KAKU--2
3HEN --3 ?

３辺の計算（11-3KAKKEI／3HEN）①計算モードで｢3 辺｣(3HEN --3)
を選択。(

を入力)

②辺長 S1、S2、S3 を入力。
③内角 A1、A2、A3 を出力。
④面積を出力。
出力後、
戻ります。

－

69 －

を押すと①へ

表示画面

№

キー操作

2HEN --1
1

計算モードの選択。

3 EXE

2KAKU--2(｢3 辺｣を選択)

3HEN --3 ?
2

S1=?

12.345 EXE

辺長 S1 を入力。

16.448 EXE

辺長 S2 を入力。

15.663 EXE

辺長 S3 を入力。

S1=?
3

12.345S2=?
12.345

4S2=?
16.448S3=?
A1= 45 °8 ′11.7 ″5

A2= 70 °47′52.8 ″

内角 A1
EXE

内角 A2

A3= 64 °3 ′55.5 ″6MENSEKI=
91.30107187

内角 A3
EXE

面積

AC AC

プログラムの終了。

2HEN --1
7

2KAKU--2
3HEN --3 ?

●｢即利用くんシリーズ｣における用語と記号の定義『ＧＨ』･･･ ｢地盤高｣を示し、地盤の高さ(標高)を表します。
『ＢＳ』･･･ ｢後視｣を示し、機械点の後視点の高さを表します。
『ＦＳ』･･･ ｢前視｣を示し、機械点の前視点の高さを表します。
『ＩＨ』･･･ ｢機械高｣を示します。
直接水準の場合、機械をすえつけたとき、望遠鏡(レベル)の視準線の高さを表します。間接水準の場合、地盤から三脚に設置した機械の高さを表します。
次の定義のページは、76 ページです。

－

70 －

直接水準計算（12-SUIJUN）①地盤高 GH を入力。
②後視 BS を入力。
③機械高 IH を出力。
④前視 FS を入力。
※FS(π→T.P)=? の入力に対しπの入力()で、T.P 点として②へ戻ります。
⑤測点の地盤高 GH を出力。出力後、表示画面№

を押すと④へ戻ります。
キー操作

1

GH=?

100 EXE

地盤高 GH を入力。

2

BS(π→END)=?

1.5 EXE

後視 BS を入力。

EXE

機械高

1.2 EXE

前視 FS を入力。

EXE

地盤高

0.9 EXE

前視 FS を入力。

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

IH=
101.5
FE(π→T.P)=?
GH=
100.3
FE(π→T.P)=?
GH=
100.6

地盤高

EXE

FE(π→T.P)=?

SHIFT x10 x EXE

T.P 点なのでπを入力。

BS(π→END)=?

1.8 EXE

後視 BS を入力。

EXE

機械高

1.5 EXE

前視 FS を入力。

EXE

地盤高

AC AC

プログラムの終了。

IH=
102.4
FE(π→T.P)=?
GH=
100.9
FE(π→T.P)=?

－

71 －

間接接水準計算 斜距離と角度（13-KANSETU.S／L,V(A).TRV）①計算モードの選択で｢斜距離と角度｣(L,V(A).TRV--1)を選択。(

を入力)②地盤高 GH、機械高 IH を入力。
③機械点の座標(X.KIKAI,Y.KIKAI)を入力。
④後視点の座標(X.KOUSI,Y.KOUSI)を入力。
※ X.KOUSI(π→T)=? の入力に対し、πの入力()で方向角(出射)T の入力に切替えが可能です。（方向角 T の入力の場合 ⑤は省略）⑤機械→後視点の方向角 T と距離 S を出力。
⑥トラバース計算の計算モードを選択。｢開放｣(KAIHOU--1) ･･･｢放射｣(HOUSYA--2) ･･･⑦ミラー高 MH を入力。※ MH(π→TRV)=? の入力に対し、πの入力()

でトラバース計算の計算モードの切替えが可能です。
⑧天頂角 V または、水平角 A と斜距離 L を入力。
※天頂角 V の V(0→A)=?と水平角 A の A(0→V)=?は、0 の入力()で切替えが可能です。
⑨機械点から測点までの水平距離 S、高さ H、測点の地盤高 GH、機械点と測点の高低
差 DH を出力。
⑩測点までの水平夾角 H.A を入力。
⑪測点の方向角 T、座標 X,Y を出力。出力後、を押すと⑦へ戻ります。

※｢開放｣の場合は機械高 IH を入力してから、⑦へ戻ります。
－

72 －

表示画面

№

キー操作

1

L,V(A).TRV--1
H,S.TRV
--2
YOUSO
--3 ?

1 EXE

2

GH=?

100 EXE

地盤高 GH を入力。

1.5 EXE

機械高 IH を入力。

120 EXE

機械点の X 座標を入力。

130 EXE

機械点の Y 座標を入力。

150 EXE

後視点の X 座標を入力。

110 EXE

後視点の Y 座標を入力。

計算モードの選択。
(｢斜距離と角度｣を選択)

GH=?
3

100
IH=?

4

X.KIKAI=?
X.KIKAI=?

5

120
Y.KIKAI=?

6

X.KOUSI(π→T)=?
X.KOUSI(π→T)=?

7

150
Y.KOUSI=?
T=

8

326 °18′35.76
S=

方向角 T

EXE

36.05551275

距離 S<< TRV MENU >>9

KAIHOU--1

トラバース計算の計算モード

2 EXEを選択。(｢放射｣を選択)

HOUSYA--2 ?
10MH(π→TRV)=?

0.9 EXE

ミラー高 MH を入力。

11

V(0→A)=?

81.4820 EXE

天頂角 V (81°48′20″)を入力。

V(0→A)=?
12

81.482025.7125 EXE

斜距離 L を入力。

L=?

13

S=

25.44997681

H=

3.664878776

GH= 104.2648788

測点までの水平距離 S
測点までの高さ H

EXE

測点の地盤高 GH

DH= 4.264878776

機械点と測点の高低差 DH

－

73 －

№
14

15

16

表示画面
H.A=?
T=

31 °54′0.76 ″X=

141.6062604

Y=

143.4488227

MH(π→TRV)=?

キー操作
測点までの水平夾角 H.A

65.3525 EXE(65°35′25″)を入力。
測点の方向角 T

EXE

測点の座標 X
測点の座標 Y

AC AC

プログラムの終了。

間接接水準計算 水平距離と高さ（13-KANSETU.S／H,S.TRV）①計算モードの選択で｢水平距離と高さ｣(H,S.TRV --2)を選択。(

を入力)②地盤高 GH、機械高 IH を入力。
③機械点座標(X.KIKAI,Y.KIKAI)を入力。
④後視点座標(X.KOUSI,Y.KOUSI)を入力。
※ X.KOUSI(π→T)=? の入力に対し、πの入力()で方向角(出射) Tの入力に切替えが可能です。（方向角 T の入力の場合 ⑤は省略）⑤機械→後視点の方向角 T と距離 S を出力。

－

74 －

⑥トラバース計算の計算モードを選択。｢開放｣(KAIHOU--1) ･･･｢放射｣(HOUSYA--2) ･･･⑦ミラー高 MH を入力。※ MH(π→TRV)=? の入力に対し、πの入力()

でトラバース計算の計算モードの切替えが可能です。
⑧高さ H と水平距離 S を入力。
⑨機械点から測点までの天頂角 V、斜距離 L、測点の地盤高 GH、機械点と測点の高低
差 DH を出力。
⑩測点までの水平夾角 H.A を入力。
⑪測点の方向角 T、座標 X,Y を出力。出力後、を押すと⑦へ戻ります。

※｢開放｣の場合は機械高 IH を入力してから、⑦へ戻ります。

表示画面

№

キー操作

1

L,V(A).TRV--1
H,S.TRV
--2
YOUSO
--3 ?

2 EXE

2

GH=?

100 EXE

地盤高 GH を入力。

1.5 EXE

機械高 IH を入力。

120 EXE

機械点の X 座標を入力。

130 EXE

機械点の Y 座標を入力。

150 EXE

後視点の X 座標を入力。

110 EXE

後視点の Y 座標を入力。

計算モードの選択。
(｢水平距離と高さ｣を選択)

GH=?
3

100
IH=?

4

X.KIKAI=?
X.KIKAI=?

5

120
Y.KIKAI=?

6

X.KOUSI(π→T)=?
X.KOUSI(π→T)=?

7

150
Y.KOUSI=?
T=

8

326 °18′35.76
S=

方向角 T

EXE

36.05551275

距離 S

－

75 －

№

表示画面

キー操作

<< TRV MENU >>9

KAIHOU--1

トラバース計算の計算モード

2 EXEを選択。(｢放射｣を選択)

HOUSYA--2 ?
10MH(π→TRV)=?

0.9 EXE

ミラー高 MH を入力。

11

H=?

3.665 EXE

高さ H を入力。

25.45 EXE

水平距離 S を入力。

H=?
12

3.665
S=?

13

V=

81 °48′19.06 ″測点までの天頂角 V

L=

25.71254023

測点までの斜距離 L

GH= 104.265

EXE

測点の地盤高 GH

DH= 4.265
14

15

16

H.A=?
T=

31 °54′0.76 ″X=

141.6062801

Y=

143.4488349

MH(π→TRV)=?

機械点と測点の高低差 DH
測点までの水平夾角 H.A

65.3525 EXE(65°35′25″)を入力。
測点の方向角 T

EXE

測点の座標 X
測点の座標 Y

AC AC

プログラムの終了。

●｢即利用くんシリーズ｣における用語と記号の定義『ＭＨ』･･･ ｢ミラー高｣を示し、ミラー(プリズム)の高さを表します。
『Ｌ』･･･ 水準計算にて、｢斜距離｣を表します。
『Ｓ』･･･ 水準計算にて、｢水平距離｣を表します。
『Ｈ.Ａ』･･･ 水準計算にて、｢水平夾角｣を表します。
『ＤＨ』･･･ 機械点と測点の｢地盤高の高低差｣を表します。
次の定義のページは、89 ページです。

－

76 －

間接接水準計算 要素（13-KANSETU.S／YOUSO）①計算モードの選択で｢要素｣(YOUSO--3)を選択。

(

を入力)②地盤高 GH、機械高 IH、ミラー高 MH を入力。
③入力要素を選択。

｢斜距離と角度｣(1:L,V(A)) ･･･
｢高さ｣

(2:H)

･･･

｢高さと水平距離｣(3:H,S)･･･【斜距離と角度の場合】④天頂角 V または、水平角 A と斜距離 L を入力。
※天頂角 V の V(0→A)=?と水平角 A の A(0→V)=?は、0 の入力()で切替えが可能です。
⑤機械点から測点までの水平距離 S、高さ H、測点の地盤高 GH、機械点と測点の高低差 DH を出力。出力後、を押すと②へ戻ります。

【高さの場合】④高さ H を入力。
⑤測点の地盤高 GH、機械点と測点の高低差 DH を出力。
出力後、を押すと②へ戻ります。

【高さと水平距離の場合】④高さ H と水平距離 S を入力。
⑨機械点から測点までの天頂角 V、斜距離 L、測点の地盤高 GH、機械点と測点の高低差 DH を出力。出力後、を押すと②へ戻ります。
－

77 －

表示画面

№

キー操作

1

L,V(A).TRV--1
H,S.TRV
--2
YOUSO
--3 ?

3 EXE

2

GH=?

100 EXE

地盤高 GH を入力。

1.5 EXE

機械高 IH を入力。

0.9 EXE

ミラー高 MH を入力。

計算モードの選択。
(｢要素｣を選択)

GH=?
3

100
IH=?
100

4

IH=?
1.5
MH=?
<< IN-PUT >>5

1:L,V(A) 2:H

入力要素を選択。

1 EXE(｢斜距離と角度｣を選択)

3:H,S ?
6

V(0→A)=?

天頂角 V (81°48′20″)

81.4820 EXE

を入力。

V(0→A)=?
7

81.482025.7125 EXE

斜距離 L を入力。

L=?

8

S=

25.44997681

H=

3.664878776

GH= 104.2648788

測点までの水平距離 S
測点までの高さ H

EXE

測点の地盤高 GH

DH= 4.264878776
9GH=?

機械点と測点の高低差 DH
100 EXE

地盤高 GH を入力。

1.5 EXE

機械高 IH を入力。

0.9 EXE

ミラー高 MH を入力。

GH=?
10

100
IH=?
100

11

IH=?
1.5
MH=?

－

78 －

表示画面

№

キー操作

<< IN-PUT >>12

1:L,V(A) 2:H

入力要素を選択。

2 EXE(｢高さ｣を選択)

3:H,S ?
13

H=?

3.665 EXE

高さ H を入力。

H=?
14

3.665
GH= 104.265

高さ H (入力値)

EXE

測点の地盤高 GH

DH= 4.26515GH=?

機械点と測点の高低差 DH
100 EXE

地盤高 GH を入力。

1.5 EXE

機械高 IH を入力。

0.9 EXE

ミラー高 MH を入力。

GH=?
16

100
IH=?
100

17

IH=?
1.5
MH=?
<< IN-PUT >>18

1:L,V(A) 2:H

入力要素を選択。

3 EXE(｢高さと水平距離｣を選択)

3:H,S ?
19

H=?

3.665 EXE

高さ H を入力。

25.45 EXE

水平距離 S を入力。

H=?
20

3.665
S=?

21

V=

81 °48′19.06 ″L=

25.71254023

GH= 104.265

測点までの天頂角 V
測点までの斜距離 L

EXE

測点の地盤高 GH

DH= 4.26522GH=?

機械点と測点の高低差 DH
AC AC

プログラムの終了。

－

79 －斜距離･水平距離･高さ計算（14-SYA.SUI.H）①入力要素の選択。
｢斜距離｣ SYAKYORI(L)｢水平距離｣ SUIHEI(S)｢高さ｣

TAKASA(H)②天頂角 V または、水平角 A を入力。
※天頂角 V の V(0→A)=?と水平角 A の A(0→V)=?は、0 の入力()で切替えが可能です。
③始めに①で選択した入力要素(斜距離 L、水平距離 S、高さ H)を入力。
④天頂角 V、斜距離 L、水平距離 S、高さ H を出力。
出力後、を押すと①へ戻ります。

【斜距離と天頂角の場合】
表示画面

№

キー操作

1

SYAKYORI(L)--1
SUIHEI(S) --2
TAKASA(H) --3?

1 EXE

2

V(0→A)=?

81.4820 EXE

3

L=?

25.7125 EXE

4

5

V=

81 °48 ′20 ″L=

25.7125S=

25.44997681

H= 3.664878776
SYAKYORI(L)--1
SUIHEI(S) --2
TAKASA(H) --3?

入力要素の選択。
(｢斜距離｣を選択)
天頂角 V (81°48′20″)を入力。
斜距離 L を入力。
天頂角 V (入力値)
斜距離 L (入力値)

EXE

水平距離 S
測点までの高さ H

AC AC

プログラム終了。

－

80 －【水平距離と天頂角の場合】
表示画面

№

キー操作

1

SYAKYORI(L)--1
SUIHEI(S) --2
TAKASA(H) --3?

2 EXE

2

V(0→A)=?

81.4820 EXE

3S=?

25.45 EXE

4

5

V=

81 °48 ′20 ″L=

25.71252343

S=

25.45

H=

3.664882115

SYAKYORI(L)--1
SUIHEI(S) --2
TAKASA(H) --3?

入力要素の選択。
(｢水平距離｣を選択)
天頂角 V (81°48′20″)を入力。
水平距離 S を入力。
天頂角 V (入力値)
斜距離 L

EXE

水平距離 S (入力値)測点までの高さ H

AC AC

プログラム終了。

【高さと天頂角の場合】
表示画面

№

キー操作

1

SYAKYORI(L)--1
SUIHEI(S) --2
TAKASA(H) --3?

3 EXE

2

V(0→A)=?

81.4820 EXE

3H=?

3.665 EXE

4

5

V=

81 °48 ′20 ″L=

25.7133505

S=

25.45081863

H=

3.665

SYAKYORI(L)--1
SUIHEI(S) --2
TAKASA(H) --3?

入力要素の選択。
(｢高さ｣を選択)
天頂角 V (81°48′20″)を入力。
高さ H を入力。
天頂角 V (入力値)
斜距離 L (入力値)

EXE

水平距離 S
測点までの高さ H

AC AC

プログラム終了。

－

81 －縦断曲線 計画高の計算（15-JUDAN）①始点の計画高 H0、曲線挿入
区間長 L を入力。
②勾配変化点より前の勾配±Ⅰ1％、後の勾配±Ⅰ2％を入力。(登り勾配は正数、
下り勾配は負数(－)で入力)③始点からの水平距離 XN を入力。
※XN(π→END)=? の入力に対しπの入力()で、①へ戻ります。

④計画高 HN、高低差 YN を出力。出力後、
表示画面

№
1

H0=?

を押すと③へ戻ります。

キー操作
250 EXE

始点の計画高 H0 を入力。

60 EXE

曲線挿入区間長 L を入力。

H0=?
2

250
L=?
<< KOUBAI >>3

UP(+) DWN(-)

勾配変化点より前の勾配

7.5 EXE±Ⅰ1％を入力。

Ⅰ1(MAE)=?
UP(+) DWN(-)
4

Ⅰ1(MAE)=?
7.5

勾配変化点より前の勾配- 4 EXE±Ⅰ2％を入力。

Ⅰ2(BAK)=?
5

XN(π→END)=?

始点からの水平距離 XN

5 EXE

を入力。

XN= 5
6

HM= 250.3510417

始点からの水平距離 XN
EXE

計画高 HNYN= -0.023958333
7

XN(π→END)=?

高低差 YN
AC AC

プログラムの終了。
－

82 －縦断計算 切盛り（16-KIRI.MORI）①始点の計画高 H0 を入力。
②勾配±Ⅰ％を入力。(登り勾配は正数、下り勾配は負数(－)で入力)③始点から測点までの水平距離 XN、測点の地盤高 GH を入力。
※XN(π→END)=? の入力に対しπの入力()で、①へ戻ります。

④計画高 HN、地盤高と計画高の差である切値、盛り値を出力。
出力後、を押すと③へ

戻ります。

表示画面

№
1

H0=?

キー操作
146.321 EXE

始点の計画高 H0 を入力。

3.4 EXE

勾配±Ⅰ％を入力。

H0=?
2

146.321Ⅰ(KOUBAI)=?

3

XN(π→END)=?

始点から測点までの水平距離

10 EXE

XN を入力。

XN(π→END)=?
4

10147.735 ENE

測点の地盤高 GH を入力。

GH=?
HN= 146.661
5測点の計画高 HN
EXE

KIRI=

切値(地盤高と計画高の差)

1.074
6

XN(π→END)=?

AC AC

プログラムの終了。

－

83 －偏心補正計算 目標（17-HENSHIN／MOKUHYO）①計算モードで｢目標｣(MOKUHYO --1)
を選択。(

を入力)

②与点間距離を入力。
③偏心距離を入力。
④偏心角を入力。
⑤観測角を入力。
⑥補正角を出力。
出力後、を押すと①へ

戻ります。

№

表示画面

1

MOKUHYO --1
KANSOKU --2
SOUGO
--3 ?

1 EXE

2

YOTEN,S=?

1500 EXE

与点間距離を入力。

5 EXE

偏心距離を入力。

キー操作
計算モードを選択。
(｢目標｣を選択)

YOTEN,S=?
3

1500
HENSIN,S1=?

偏心角(125°10′20″)

4

HENSIN,A1=?

125.1020 EXE

5

KANSOK,A1=?

55 EXE

観測角(55°0′0″)を入力。

EXE

補正角

AC AC

プログラムの終了。

6

7

HOSEI.A=55 °′9 22.02″
MOKUHYO --1
KANSOKU --2
SOUGO
--3 ?

－

84 －

を入力。

偏心補正計算 観測（17-HENSHIN／KANSOKU）①計算モードで｢観測｣(KANSOKU --2)
を選択。(

を入力)

②与点間距離を入力。
③偏心距離を入力。
④偏心角を入力。
⑤観測角 A1、A2 を入力。
⑥観測距離を入力。
⑦補正角 A1、A2、計算距離を出力。
出力後、を押すと①へ

戻ります。

№

表示画面

1

MOKUHYO --1
KANSOKU --2
SOUGO
--3 ?

2 EXE

YOTEN,S=?

2000 EXE

与点間距離を入力。

16 EXE

偏心距離を入力。

2

キー操作
計算モードを選択。
(｢観測｣を選択)

YOTEN,S=?
3

2000
HENSIN,S1=?

4

HENSIN,A1=?

258.1610 EXE

5

KANSOK,A1=?

170 EXE

観測角 A1(170°0′0″)を入力。

KANSOK,A1=?
6170

偏心角(258°16′10″)を入力。

観測角 A2(156°0′0″)156 EXE

を入力。

KANSOK,A2=?
－

85 －

№

表示画面

キー操作

170
7

KANSOK,A2=?
156

852.654 EXE

観測距離を入力。

KANSOK,S=?
<< HOSEI >>8

A1= 168 °28′33.81
A2= 157 °4 ′30.52 ″補正角 A1EXE

補正角 A2S = 852.3208656
9

MOKUHYO --1
KANSOKU --2
SOUGO
--3 ?

計算距離
AC AC

プログラムの終了。

偏心補正計算 相互（17-HENSHIN／SOUGO）①計算モードで｢相互｣(SOUGO--3)を選択。(②与点間距離を入力。
③偏心距離 S1、S2 を入力。
④偏心角 A1、A2 を入力。
⑤観測角 A1、A2 を入力。
⑥観測距離を入力。
⑦補正角 A1、A2、
計算距離を出力。
出力後、

を押すと

①へ戻ります。

－

86 －

を入力)

№

表示画面

1

MOKUHYO --1
KANSOKU --2
SOUGO
--3 ?

3 EXE

2

YOTEN,S=?

2728.2 EXE

与点間距離を入力。

68.888 EXE

偏心距離 S1 を入力。

45.455 EXE

偏心距離 S2 を入力。

キー操作
計算モードを選択。
(｢相互｣を選択)

YOTEN,S=?
32728.2HENSIN,S1=?
2728.2

4

HENSIN,S1=?
68.888HENSIN,S2=?

5

HENSIN,A1=?

偏心角 A1 (37°26′20″)

37.2620 EXE

を入力。

HENSIN,A1=?
6

37.2620332.2023 EXE

HENSIN,A2=?
7

KANSOK,A1=?

230.2525 EXE

KANSOK,A1=?
8230.2525

偏心角 A2 (332°20′23″)を入力。
観測角 A1(230°25′25″)を入力。
観測角 A2(160°0′0″)160 EXE

を入力。

KANSOK,A2=?
230.2525
9

KANSOK,A2=?
160

769.252 EXE

観測距離を入力。

KANSOK,S=?
<< HOSEI >>10

A1= 227 °35′26.84
A2= 163 °16 ′8.98″

補正角 A1EXE

補正角 A2S = 779.9066952
11

MOKUHYO --1
KANSOKU --2
SOUGO
--3 ?

計算距離
AC AC

プログラムの終了。

－

87 －直線による隅切計算（18-SUMIKIRI／CHOKUSEN）①計算モードで｢直線｣(CHOKUSEN--1)を選択。

(

を入力)

②№1 座標(X1,Y1)を入力。
③№2 座標(X2,Y2)を入力。
④№3 座標(X3,Y3)を入力。
⑤隅切長 M を入力。
⑥A、B 点の座標 X,Y を出力。
⑦辺長 L、面積を出力。
出力後、を押すと①へ戻ります。

№

表示画面

1

CHOKUSEN--1
ENKO--2
FUTOUHEN--3 ?

1 EXE

2

X1=?

100 EXE№1 座標 X を入力。

100 EXE№1 座標 Y を入力。

51.629 EXE№2 座標 X を入力。

119.799 EXE№2 座標 Y を入力。

101.159 EXE№3 座標 X を入力。

232.713 EXE№3 座標 Y を入力。

20 EXE

隅切長 M を入力。

キー操作
計算モードを選択。
(｢直線｣を選択)

X1=?
3

100
Y1=?

4

X2=?
X2=?

5

51.629
Y2=?

6

X3=?
X3=?

7

101.159
Y3=?

8

M=?

－

88 －

表示画面

№

キー操作

<< A TEN >>9

X=

64.88298867

Y=

114.373937

EXE

A 点の座標 X
A 点の座標 Y<< B TEN >>10

X=

57.38192846

Y=

132.9140043

EXE

B 点の座標 X
B 点の座標 Y

L=
11

12

辺長 L
14.32129617

MENSEKI=
102.518059
CHOKUSEN--1
ENKO--2
FUTOUHEN--3 ?

EXE

面積

AC AC

プログラムの終了。

●｢即利用くんシリーズ｣における用語と記号の定義『Ｈ０』、『ＨＮ』･･･ 縦断線形においての｢計画高｣を示します。
｢H0｣は｢曲線挿入始点の計画高｣を表し、｢HN｣は｢測点の計画高｣を表します。
『Ⅰ』･･･ 縦断線形においての｢(計画)勾配｣を表し、％単位で入力します。
5％ならば、小数点形式の 0.05 (5／100) を入力せずに、そのまま 5 で入力します。
『ＹＮ』･･･ 縦断線形においての測点の｢高低差｣を表します。
正確には｢縦断曲線支距｣を示し、｢測点における縦断曲線を挿入せざる高さ｣、｢計画高の高低差｣を表します。
次の定義のページは、91 ページです。

－

89 －

円弧による隅切計算（18-SUMIKIRI／ENKO）①計算モードで｢円弧｣(ENKO(--2)を選択。

を入力)②№1 座標(X1,Y1)を入力。
③№2 座標(X2,Y2)を入力。
④№3 座標(X3,Y3)を入力。
⑤半径 R を入力。
⑥A、B 点の座標 X,Y を出力。
⑦辺長 L、面積を出力。
出力後、を押すと①へ戻ります。

№

表示画面

1

CHOKUSEN--1
ENKO--2
FUTOUHEN--3 ?

2 EXE

2

X1=?

100 EXE№1 座標 X を入力。

100 EXE№1 座標 Y を入力。

51.629 EXE№2 座標 X を入力。

119.799 EXE№2 座標 Y を入力。

101.159 EXE№3 座標 X を入力。

232.713 EXE№3 座標 Y を入力。

20 EXE

半径 R を入力。

キー操作
計算モードを選択。
(｢円弧｣を選択)

X1=?
3

100
Y1=?

4

X2=?
X2=?

5

51.629
Y2=?

6

X3=?
X3=?

7

101.159
Y3=?

8

R=?

－

90 －

表示画面

№

キー操作

<< A TEN >>9

X=70.60456165

Y=

112.0320085

EXE

A 点の座標 X
A 点の座標 Y<< B TEN >>10

X=

59.86539218

Y=

138.5755796

EXE

B 点の座標 X
B 点の座標 Y

L=
11

辺長 L
20.50361179

MENSEKI=

EXE

面積90.93972665
12

CHOKUSEN--1
ENKO--2
FUTOUHEN--3 ?

AC AC

プログラムの終了。

●｢即利用くんシリーズ｣における用語と記号の定義『ＹＯＴＥＮ，Ｓ』･･･ ｢与点間距離｣を表します。
『ＨＥＮＳＩＮ，Ｓ１』、『ＨＥＮＳＩＮ，Ｓ２』･･･ ｢偏心距離｣を表します。
『ＨＥＮＳＩＮ，Ａ１』、『ＨＥＮＳＩＮ，Ａ２』･･･ ｢偏心角｣を表します。
『ＫＡＮＳＯＫ，Ａ１』、『ＫＡＮＳＯＫ，Ａ２』･･･ ｢観測角｣を表します。
『ＨＯＳＥＩ』･･･ ｢補正｣を表します。
『Ｍ』･･･ ｢隅切長｣を表します。
次の定義のページは、99 ページです。

－

91 －

不等辺による隅切計算（18-SUMIKIRI／FUTOUHEN）①計算モードで｢不等辺｣(FUTOUHEN--3)を選択。

(

を入力)

②№1 座標(X1,Y1)を入力。
③№2 座標(X2,Y2)を入力。
④№3 座標(X3,Y3)を入力。
⑤辺長 L1、L2 を入力。
⑥A、B 点の座標 X,Y を出力。
⑦隅切長 M、面積を出力。
出力後、を押すと①へ戻ります。

№

表示画面

1

CHOKUSEN--1
ENKO--2
FUTOUHEN--3 ?

3 EXE

2

X1=?

100 EXE№1 座標 X を入力。

100 EXE№1 座標 Y を入力。

51.629 EXE№2 座標 X を入力。

119.799 EXE№2 座標 Y を入力。

101.159 EXE№3 座標 X を入力。

232.713 EXE№3 座標 Y を入力。

20 EXE

辺長 L1 を入力。

キー操作
計算モードを選択。
(｢不等辺｣を選択)

X1=?
3

100
Y1=?

4

X2=?
X2=?

5

51.629
Y2=?

6

X3=?
X3=?

7

101.159
Y3=?

8

L1=?

－

92 －

表示画面

№

キー操作

L1=?
9

10 EXE20

辺長 L2 を入力。

L2=?
<< A TEN >>10

X=70.13848198

Y=

112.2227821

EXE

A 点の座標 X
A 点の座標 Y<< B TEN >>11

X=

55.64604454

Y=

128.9566937

EXE

B 点の座標 X
B 点の座標 Y

M=
12

隅切長 M
22.13717546

MENSEKI=

EXE

面積99.96908515
13

CHOKUSEN--1
ENKO--2
FUTOUHEN--3 ?

AC AC

プログラムの終了。

－

93 －円の中心計算 １点（19-EN CHUSIN／1TEN）①計算モードで｢1 点｣(1TEN--1)を選択。

(

を入力)

②BP 点(始点)の座標 X,Y を入力。
③IP 点(接線方向上)の座標 X,Y を入力。
※X.IP(π→T)=? の入力に対し、πの入力()で、方向角(出射)T の入力に切替えが可能です。
④半径 R を入力。
⑤進行方向(BP⇒IP)に対し、右側にある円の中心座標 X,Y を出力。
⑥進行方向(BP⇒IP)に対し、左側にある円の中心座標 X,Y を出力。
出力後、

表示画面

№
1
2

を押すと①へ戻ります。

キー操作

1TEN--1
2TEN--2
3TEN--3 ?

1 EXE

X.BP=?

120 EXEBP 点の座標 X を入力。

150 EXEBP 点の座標 Y を入力。

200 EXE

IP 点の座標 X を入力。

250 EXE

IP 点の座標 Y を入力。

120 EXE

半径 R を入力。

計算モードを選択。
(｢1 点｣を選択)

X.BP=?
3

120
Y.BP=?

4

X.IP(π→T)=?
X.IP(π→T)=?

5200
Y.IP=?

6

R=?

－

94 －

表示画面

№

キー操作

<< RIGHT >>7

X=

26.29574287

Y=

224.9634057

進行方向(BP⇒IP)右側
EXE

右側にある円の中心座標 X
右側にある円の中心座標 Y<< LEFT >>
8

9

X=

213.7042571

Y=

75.03659429

1TEN--1
2TEN--2
3TEN--3 ?

進行方向(BP⇒IP)左側
EXE

左側にある円の中心座標 X
左側にある円の中心座標 Y

AC AC

プログラムの終了。

円の中心計算 ２点（19-EN CHUSIN／2TEN）①計算モードで｢2 点｣(2TEN--2)を選択。

(

を入力)

②BP 点(始点)の座標 X,Y を入力。
③EP 点(終点)の座標 X,Y を入力。
④半径 R を入力。
⑤進行方向(BP⇒EP)に対し、右側にある円の中心座標 X,Y を出力。
⑥進行方向(BP⇒EP)に対し、左側にある円の中心座標 X,Y を出力。
出力後、を押すと①へ戻ります。

－

95 －

表示画面

№

キー操作

1

1TEN--1
2TEN--2
3TEN--3 ?

2 EXE

2

X.BP=?

180.822 EXE

BP 点の座標 X を入力。

187.854 EXE

BP 点の座標 Y を入力。

215.119 EXE

EP 点の座標 X を入力。

246.132 EXE

EP 点の座標 Y を入力。

300 EXE

半径 R を入力。

計算モードを選択。
(｢2 点｣を選択)

X.BP=?
3

180.822
Y.BP=?

4

X.EP=?
X.EP=?

5215.119
Y.EP=?

6R=?
<< RIGHT >>7

X=-58.93182409

Y=368.1817678

進行方向(BP⇒EP)右側
EXE

右側にある円の中心座標 X
右側にある円の中心座標 Y<< LEFT >>
8

9

X=

454.8728241

Y= 65.80423221
1TEN--1
2TEN--2
3TEN--3 ?

進行方向(BP⇒EP)左側
EXE

左側にある円の中心座標 X
左側にある円の中心座標 Y

AC AC

プログラムの終了。

－

96 －円の中心計算 ３点（19-EN CHUSIN／3TEN）①計算モードで｢3 点｣(3TEN--3)を選択。

(

を入力)

②円周上の№1 座標(X1,Y1)を入力。
③円周上の№2 座標(X2,Y2)を入力。
④円周上の№3 座標(X3,Y3)を入力。
⑤半径 R、円の中心座標 X,Y を出力。
出力後、を押すと①へ戻ります。
表示画面

№

キー操作

1

1TEN--1
2TEN--2
3TEN--3 ?

3 EXE

2

X1=?

180.822 EXE№1 座標 X を入力。

187.854 EXE№1 座標 Y を入力。

215.119 EXE№2 座標 X を入力。

246.132 EXE№2 座標 Y を入力。

153.202 EXE№3 座標 X を入力。

580.317 EXE№3 座標 Y を入力。

計算モードを選択。
(｢3 点｣を選択)

X1=?
3

180.822
Y1=?

4

X2=?
X2=?

5

215.119
Y2=?

6

X3=?
X3=?

7

153.202
Y3=?

8

9

R=

300.0047173

X=-58.93591568

Y=

368.1841757

1TEN--1
2TEN--2
3TEN--3 ?

半径 R
EXE

円の中心座標 X
円の中心座標 Y

AC AC

プログラムの終了。

－

97 －座標変換 ２点（20-ZA HENKAN）①変換前(MAE)の№1 座標(X1,Y1)を入力。
②変換前(MAE)の№2 座標(X2,Y2)を入力。
③変換後(ATO)の№1 座標(X1,Y1)を入力。
④変換後(ATO)の№2 座標(X2,Y2)を入力。
⑤変換前の№n 座標(XN,YN)を入力。
※XN(π→END)=? の入力に対しπの入力()で、①へ戻ります。

⑥変換後の№n 座標 X,Y を出力。
出力後、を押すと⑤へ戻ります。

※変換前の２点、変換後の２点、合計 4 点の座標を基に、座標軸の移動･回転･伸縮を求めて計算します。

表示画面

№
1

<< MAE >>
X1=?

キー操作
50 EXE

変換前の№1 座標 X1 を入力。

100 EXE

変換前の№1 座標 Y1 を入力。

150 EXE

変換前の№2 座標 X2 を入力。

25 EXE

変換前の№2 座標 Y2 を入力。

150 EXE

変換後の№1 座標 X1 を入力。

<< MAE >>
2

X1=?
50
Y1=?

3

<< MAE >>X2=?
<< MAE >>

4

X2=?
150
Y2=?

5

<< ATO >>
X1=?

－

98 －

表示画面

№

キー操作

<< ATO >>
6

X1=?
150

200 EXE

変換後の№1 座標 Y1 を入力。

250 EXE

変換後の№2 座標 X2 を入力。

210 EXE

変換後の№2 座標 Y2 を入力。

200 EXE

変換前の座標 XN を入力。

120 EXE

変換前の座標 YN を入力。

Y1=?
7<< ATO >>X2=?
<< ATO >>

8

X2=?
250
Y2=?

9

<< MAE >>XN(π→END)=?
<< MAE >>10

XN(π→END)=?
200
YN=?
<< ATO >>11

X=

227.92

Y=

293.44EXE

変換後の座標 X
変換後の座標 Y●｢即利用くんシリーズ｣における用語と記号の定義『ＭＡＥ』･･･ ｢変換前の座標｣を表します。
『ＡＴＯ』･･･ ｢変換後の座標｣を表します。
次の定義のページは、129 ページです。

－

99 －

単曲線要素計算（21-YOUSO／TANKYOKU）①計算モードで｢単曲線｣(TANKYOKU--1)
を選択。(

を入力)

②交角 IA を入力。
③入力要素を選択してデータを入力。
半径R

接線長 TL
曲線長 CL外線長 SL④交角 IA、半径 R、長弦 LL、弦 L(LL÷2)
曲線長 CL、中央縦距 ML、接線長 TL、
外線長 SL を出力。
出力後、を押すと①へ戻ります。

№

表示画面

1

TANKYOKU--1
KYOKUSEN--2 ?

1 EXE

2

IA=?

37.3415 EXE

キー操作
計算モードを選択。
(｢単曲線｣を選択)<< SELECT >>
3
4

R --1

TL--2

CL--3

SL--4 ?

R=?
R = 100
LL= 64.40494737を入力。
入力要素を選択。

1 EXE(半径 R を選択)

100 EXE

半径 R を入力。

IA= 37 °34 ′15 ″5

交角 IA（37°34′15″）

交角 IA
半径 R

EXE

長弦 LL

L = 32.20247368

弦 L(LL÷2)－ 100 －

表示画面

№

キー操作

CL= 65.57347444
6曲線長 CL

ML= 5.326874517

中央縦距 MLEXE

TL= 34.01437686

接線長 TL

SL= 5.626596238
7

外線長 SLTANKYOKU--1
KYOKUSEN--2 ?

AC AC

プログラムの終了。

曲線要素計算（21-YOUSO／KYOKUSEN）①計算モード｢曲線｣(KYOKUSEN--2)を選択。
(

を入力)②交角 IA、クロソイドパラメータ A1、A2、
半径 R を入力。
※凸型クロソイド曲線の場合は、半径R(0→TOTSU)=? の入力に対し、0 を入力します。()③各要素を出力。
※非対称の場合は、IN(入口側)とOUT(出口側)に分けて、出力され
ます。
出力後、

を押すと①へ戻ります。
※計算できる曲線の種類は、
次の 4 種類です。
○対称基本型○非対称基本型○対称凸型○非対称凸型－ 101 －

【曲線要素計算

出力要素】

L ：クロソイド曲線長S ：動径
DX：KE 点の X 座標
DY：KE 点の Y 座標
TK：短接線長TL：長接線長
SI：極角(偏角)TH：単曲部中心角
LC：単曲部弧長
CL：全体の曲線長DR：シフト(移程量)
XM：KE 点の曲率中心座標
TA：KE 点における接線角(τ)
T ：KA 点から IP 点までの距離●対称基本型N ：法線長など●非対称基本型－ 102 －

●非対称凸型

№

表示画面

1

TANKYOKU--1
KYOKUSEN--2 ?

2

IA=?

キー操作
計算モードを選択。

2 EXE(｢曲線｣を選択)

28.1510 EXE

IA=?
328.1510

交角 IA（28°15′10″）を入力。
クロソイドパラメータ A1

150 EXEを入力。

A1=?
28.1510
4

A1=?
150

300 EXE

半径 R を入力。

R(0→TOTSU)=?
150
5

R(0→TOTSU)=?
300

クロソイドパラメータ A2

160 EXE

を入力。

A2=?
<< IN CLO >>IN(入口側)－ 103 －

№

表示画面

キー操作

L = 75
6

7

S = 74.94792958
DX= 74.88289724

クロソイド曲線長 L
動径 S

EXE

KE1 点の座標 DX

DY= 3.121514011

KE1 点の座標 DY

TK= 25.03726237

短接線長 TK

TL= 50.04098392
XM= 37.48047722

長接線長 TL

EXE

KE1 点の曲率中心座標 XM

DR= 0.7808141795
8

TA= 7°9′43.1 ″SI= 2 °23′13.23″

シフト(移程量) DR
KE1 点における接線角 TA

EXE

極角(偏角) SI<< OUT CLO >>

9

10

11

12

13

OUT(出口側)

L = 85.33333333

クロソイド曲線長 L

S = 85.25664458

動径 S

DX= 85.16088979

EXE

KE2 点の座標 DX

DY= 4.039591032

KE2 点の座標 DY

TK= 28.49935415

短接線長 TK

TL= 56.94928063
XM= 42.63791531

長接線長 TL

EXE

KE2 点の曲率中心座標 XM

DR= 1.010627736

シフト(移程量) DR

TA= 8°8′55.44″

KE1 点における接線角 TA

SI= 2 °42′56.8 ″TH= 12 °56′31.46″

極角(偏角) SI

EXE

単曲部中心角 TH

LC= 67.76453185

単曲部弧長 LC

CL= 228.0978652

全体の曲線長 CL

T1= 113.6641764

EXE

KA1 点から IP 点までの距離 T1

T2= 117.9084686

KA2 点から IP 点までの距離 T2

N1= 3.146060623

法線長 N1N2= 4.080792938
Z1= 0.4854918117

法線長 N2EXE

Z1

Z2= 0.4276540992
14

TANKYOKU--1
KYOKUSEN--2 ?

Z2
AC AC

プログラムの終了。

－ 104 －

単曲線設置計算 要素･偏角計算（22-TAN K.SET／YOUSO）①計算モードで｢要素｣(YOUSO --1)
を選択。(

を入力)

②半径 R を入力。
③入力要素を選択してデータを入力。
交

角 IA

長

弦 LL

曲線長 CL
半

径R②へ戻ります④交角 IA、半径 R、長弦 LL、弦 L(LL÷2)
曲線長 CL、中央縦距 ML、接線長 TL、
外線長 SL を出力。
⑤測点までの曲線長 LX を入力。
※LX(0→END)=? の入力に対し、0 の入力()で、①へ戻ります。

⑥BC 点から測点までの偏角 A1、距離 S1、IP 点から測点までの偏角 A2、距離 S2
を出力。
出力後、

－ 105 －

を押すと⑤へ戻ります。

表示画面

№

キー操作

YOUSO --1
K.SET --2 ?

1 EXE

2

R=?

100 EXE

計算モードを選択。

1(｢要素｣を選択)
半径 R を入力。

<< SELECT >>
3
4

IA--1

LL--2

CL--3

R --0 ?

CL=?

入力要素を選択。

3 EXE(曲線長 CL を選択)

86 EXE

曲線長 CL を入力。

IA= 49 °16 ′27.73″
5

6

R = 100
LL= 83.37416049

交角 IA
半径 R

EXE

長弦 LL

L = 41.68708024

弦 L(LL÷2)

CL= 86

曲線長 CL

ML= 9.103425033
TL= 45.86210235

中央縦距 MLEXE

接線長 TL

SL= 10.01514637
7

LX(0→END)=?

外線長 SL
10 EXE

測点までの曲線長 LX を入力。

A1= 2 °51′53.24 ″8

S1= 9.995833854
A2= 0 °47 ′51.89 ″BC 点から測点までの偏角 A1
BC 点から測点までの距離 S1

EXE

IP 点から測点までの偏角 A2

S2= 35.88223867
9

LX(0→END)=?

IP 点から測点までの距離 S2
20 EXE

測点までの曲線長 LX を入力。

A1= 5 °
43 ′46.48 ″
10

S1= 19.96668333
A2= 4 °
23 ′5.75 ″BC 点から測点までの偏角 A1
BC 点から測点までの距離 S1

EXE

IP 点から測点までの偏角 A2

S2= 26.07148324
11

LX(0→END)=?

IP 点から測点までの距離 S2
AC AC

プログラムの終了。

－ 106 －

単曲線設置計算 偏角法（21-TAN K.SET／K.SET）①計算モードで｢偏角法｣(K.SET --2)
を選択。(

を入力)

②半径 R を入力。
右カーブは正数、左カーブは負数(－)で入力します。
③BC 点から線上中心杭までの曲線長 LX、幅員 W を入力。
右の幅杭は正数、左の幅杭は負数(－)で入力します。
※LX(π→END)=? の入力に対し、πの入力()で、①へ戻ります。

※線上中心杭のみの出力の場合は、幅員 W に 0 を入力します。()④接線から中心杭までの偏角 A、BC 点から線上中心杭までの距離 S を出力。
※幅員 W の値に 0 を入力した場合は、出力後、を押すと③へ戻ります。

⑤接線から幅杭までの偏角 A、BC 点から幅杭までの距離 S を出力。
出力後、を押すと③へ戻ります。

表示画面

№

キー操作

YOUSO --1
K.SET --2 ?

2 EXE

2

R(R+:L-)=?

200 EXE

3

LX(π→END)=?

40 EXE

計算モードを選択。

1(｢偏角法｣を選択)
半径 R を入力。
線上中心杭までの曲線長 LXを入力。

LX(π→END)=?
4

40

5 EXE

幅員 W を入力。

W(R+:L-)=?

－ 107 －

表示画面

№

キー操作

<< SENJO >>5A=

5 °43′46.48 ″S=

39.9333666

線上中心杭
EXE

偏角 A
距離 S

<< HABA >>
6

7

A=

12 °55′12.1 ″S=

39.74678513

LX(π→END)=?

幅杭
EXE

偏角 A
距離 S

AC AC

プログラムの終了。

クロソイド設置計算 要素･偏角計算（23-CLO K.SET）①クロソイドパラメータ A を入力。
右カーブは正数、左カーブは負数(－)で入力します。

②KA 点から線上中心杭までの曲線長 LX、幅員 W を入力。
右の幅杭は正数、左の幅杭は負数(－)で入力します。
※LX(π→END)=? の入力に対しπの入力()で①へ戻ります。

※線上中心杭のみ出力の場合は、幅員 W に 0 を入力します。()※2 回目以降の入力の際に、曲線長 LX が前回と同じ値の場合は、次項③の要素を出力しません。次項④へ進みます。
－ 108 －

③要素、線上中心杭における半径 R、接線角 TA、DX、DY、短接線長 TK、長接線長 TL
曲率中心座標 XM、シフト(移程量)DR を出力します。
④接線から中心杭までの偏角 A、KA 点から線上中心杭までの距離 S を出力。
※幅員 W に 0 を入力した場合は、出力後、を押すと前項②へ戻ります。

⑤接線から幅杭までの偏角 A、KA 点から幅杭までの距離 S を出力。
出力後、を押すと前項②へ戻ります。
表示画面

№

キー操作

A(R+:L-)=?

150 EXE

2

LX(π→END)=?

40 EXE

クロソイドパラメータ A

1を入力。
線上中心杭までの曲線長 LXを入力。

LX(π→END)=?
3

40

5 EXE

幅員 W を入力。

W(R+:L-)=?
R = 562.5
5

TA= 2 °′
2 13.86 ″DX= 39.99494351

半径 R
接線角 TAEXE

DX

DY= 0.4740312653

DY

TK= 13.33493882
6

TL= 26.66843279
XM= 19.99915723

短接線長 TK
EXE

接線長 TL外線長 SL

DR= 0.1185131658<< SENJO >>
7

A=

0°
40′44.59″

S=

39.99775258

線上中心杭
EXE

偏角 A
距離 S

<< HABA >>
8

9

A=

7 °49 ′24.37″

S=

40.19129383

LX(π→END)=?

幅杭
EXE

偏角 A
距離 S

AC AC

プログラムの終了。

－ 109 －

単曲線設置計算 長弦オフセット（24-OFF.SET／TANKYOKU）①曲線の種類で｢単曲線｣(TANKYOKU--1)
を選択。(

を入力)

②計算モードで｢長弦｣(CHOGEN--1)
を選択。(

を入力)

③半径 R、長弦 L を入力。
④距離 X を入力。
※X(π→END)=? の入力に対し、πの入力()で、①へ戻ります。

⑤距離 X、オフセット Y を出力。
出力後、を押すと④へ戻ります。

№

表示画面

1

TANKYOKU--1
CLOTHOID--2 ?

1 EXE

2

CHOGEN--1
SESSEN--2 ?

1 EXE

3

R=?

85 EXE

半径 R を入力。

100 EXE

長弦 L を入力。

10 EXE

距離 X を入力。

キー操作
曲線の種類を選択。
(｢単曲線｣を選択)
計算モードを選択。
(｢長弦｣を選択)

R=?
4

85
L=?

5

X(π→END)=?
X=

6

距離 X
10

Y=

EXE

オフセット Y6.261364576
7

X(π→END)=?

AC AC

プログラムの終了。

－ 110 －

単曲線設置計算 接線オフセット（24-OFF.SET／TANKYOKU）①曲線の種類で｢単曲線｣(TANKYOKU--1)
を選択。(

を入力)

②計算モードで｢接線｣(SESSEN--2)
を選択。(

を入力)

③半径 R を入力。
④曲線長 CL を入力。
※CL(π→END)=? の入力に対し、πの入力()で、①へ戻ります。

⑤距離 X、オフセット Y を出力。
出力後、を押すと④へ戻ります。

№

表示画面

1

TANKYOKU--1
CLOTHOID--2 ?

1 EXE

2

CHOGEN--1
SESSEN--2 ?

2 EXE

3

R=?

120 EXE

半径 R を入力。

4

CL(π→END)=?

100 EXE

曲線長 CL を入力。

キー操作
曲線の種類を選択。
(｢単曲線｣を選択)
計算モードを選択。
(｢接線｣を選択)

X=
5

距離 X
88.82122238

Y=

EXE

オフセット Y39.31053071
6

CL(π→END)=?

AC AC

プログラムの終了。

－ 111 －

クロソイド設置計算 長弦オフセット（24-OFF.SET／CLOTHOID）①曲線の種類で｢クロソイド｣(CLOTHOID--2)
を選択。(

を入力)

②計算モードで｢長弦｣(CHOGEN--1)
を選択。(

を入力)

③クロソイドパラメータ A、
曲線長 CL を入力。
④距離 X を入力。
※X(π→END)=? の入力に対し、πの入力(⑤距離 X、オフセット Y を出力。

出力後、)で、①へ戻ります。
を押すと④へ戻ります。

【ご注意】このプログラムは、複雑な計算を必要とする為、算出までに多少時間を必要とします。
№

表示画面

1

TANKYOKU--1
CLOTHOID--2 ?

2 EXE

2

CHOGEN--1
SESSEN--2 ?

1 EXE

3

A=?

120 EXE

キー操作
曲線の種類を選択。
(｢クロソイド｣を選択)
計算モードを選択。
(｢長弦｣を選択)
クロソイドパラメータ A
を入力。

A=?
4

120

156 EXE

曲線長 CL を入力。

15 EXE

距離 X を入力。

CL=?
5

X(π→END)=?
Y=※ 操作例の場合 約 2 分*.*********
X=
6

距離 X
15

Y=

EXE

オフセット Y4.266544978
7

X(π→END)=?

AC AC

プログラムの終了。
－ 112 －

クロソイド設置計算 接線オフセット（24-OFF.SET／CLOTHOID）①曲線の種類で｢クロソイド｣(CLOTHOID--2)
を選択。(

を入力)

②計算モードで｢接線｣(SESSEN--2)
を選択。(

を入力)

③クロソイドパラメータ A を入力。
④曲線長 CL を入力。
※CL(π→END)=? の入力に対し、
πの入力(

)で

①へ戻ります。
⑤距離 X、オフセット Y を出力。
出力後、を押すと④へ戻ります。

№

表示画面

1

TANKYOKU--1
CLOTHOID--2 ?

2 EXE

2

CHOGEN--1
SESSEN--2 ?

2 EXE

3

A=?

160 EXE

4

CL(π→END)=?

85 EXE

キー操作
曲線の種類を選択。
(｢クロソイド｣を選択)
計算モードを選択。
(｢接線｣を選択)
クロソイドパラメータ A
を入力。
曲線長 CL を入力。

X=
5

距離 X
84.83089582

Y=

EXE

オフセット Y3.992526369
6

CL(π→END)=?

AC AC

プログラムの終了。

－ 113 －

Ｎ等分割計算 直線（25-BUNKATU／CHOKUSEN）
ST№ピッチによる分割計算 直線（25-BUNKATU／CHOKUSEN）①計算モードで｢直線｣(CHOKUSEN--1)を選択。
(

を入力)②始点(BP 点)の座標 X,Yを入力。
③終点(EP 点)の座標 X,Yを入力。
④始点から終点までの
距離 L を出力。
⑤分割方法を選択。
ST№ピッチ／
Ｎ等分／【ST№ピッチの場合】⑥№ピッチ(NO.PICHI=?)、始点の ST№(ST-NO.=?)と＋値(+ =?)を入力。
⑦順次、始点から分割点までの距離 S、分割点の ST№と＋値、座標 X,Y を出力。
出力後、を押すと①へ戻ります。

【Ｎ等分の場合】⑥分割数 N を入力。
⑦順次、始点から分割点までの距離 S、分割点の座標 X,Y を出力。(終点も出力)
出力後、№を押すと①へ戻ります。

表示画面

キー操作

CHOKUSEN--1
1

TANKYOKU--2

計算モードの選択。

1 EXE(｢直線｣を選択)

CLOTHOID--3 ?
2

X.BP=?

123.235 EXE－ 114 －

始点(BP 点)の座標 X を入力。

表示画面

№

キー操作

X.BP=?
3

123.235

352.685 EXE

始点(BP 点)の座標 Y を入力。

254.321 EXE

終点(EP 点)の X 座標を入力。

388.697 EXE

終点(EP 点)の Y 座標を入力。

EXE

始点から終点までの距離 L

Y.BP=?
4

X.EP=?
X.EP=?

5

254.321
Y.EP=?

6

L=
135.942648

7<< BUNKATU >>ST-NO. --1
TOUBUN --2 ?

2 EXE

8

N=?

4 EXE

9

10

11

12

分割方法を選択。
(｢Ｎ等分｣を選択)
分割数 N を入力。

S=

33.985662

X=

156.0065

Y=

361.688

分割点 1 の座標 YS=

67.97132399

始点から分割点 2 までの距離

X=

188.778Y=

370.691

分割点 2 の座標 YS=

101.956986

始点から分割点 3 までの距離

X=

221.5495

Y=

379.694

分割点 3 の座標 YS=

135.942648

始点から分割点 4(終点)まで

X=

254.321Y=

388.697

始点から分割点 1 までの距離EXE

分割点 1 の座標 X

EXE

分割点 2 の座標 X

EXE

分割点 3 の座標 X

の距離

EXE

終点の座標 X (入力値)
終点の座標 Y (入力値)

CHOKUSEN--1
13

TANKYOKU--2

AC AC

プログラムの終了。

CLOTHOID--3 ?
－ 115 －

Ｎ等分割計算 単曲線（25-BUNKATU／TANKYOKU）
ST№ピッチによる分割計算 単曲線（25-BUNKATU／TANKYOKU）①計算モードで｢単曲線｣(TANKYOKU--2)を選択。
(

を入力)②始点(BP 点)の座標 X,Y を入力。
③終点(EP 点)の座標 X,Y を入力。
④半径 R を入力。
右カーブは正数、左カーブ
は負数(－)で入力します。
⑤始点から終点までの距離 CL を出力。
⑥分割方法を選択。
ST№ピッチ／
Ｎ等分／【ST№ピッチの場合】⑦№ピッチ(NO.PICHI=?)
始点の ST№(ST-NO.=?)と＋値(+ =?)を入力。
⑧分割点の ST№と＋値、座標 X,Y を出力。
⑨始点から分割点までの曲線長 LX、(直線の)距離 S、夾角 A (後視点は IP 点)を出力。
順次、⑧⑨出力後、を押すと①へ戻ります。

【Ｎ等分の場合】⑦分割数 N を入力。
⑧分割点の座標 X,Y を出力。
⑨始点から分割点までの曲線長 LX、(直線の)距離 S、夾角 A (後視点は IP 点)を出力。
順次、⑧⑨出力後、を押すと①へ戻ります。(終点も出力)－ 116 －

表示画面

№

キー操作

CHOKUSEN--1
1

TANKYOKU--2

計算モードの選択。

2 EXE(｢単曲線｣を選択)

CLOTHOID--3 ?
2

X.BP=?

180.8214 EXE

始点(BP 点)の座標 X を入力。

187.8542 EXE

始点(BP 点)の座標 Y を入力。

215.1186 EXE

終点(EP 点)の X 座標を入力。

246.1307 EXE

終点(EP 点)の Y 座標を入力。

300 EXE

半径 R を入力。

X.BP=?
3

180.8214
Y.BP=?

4

X.EP=?
X.EP=?

5215.1186
Y.EP=?

6
7

8
9

R(R+:L-)=?
CL=
67.76384871<< BUNKATU >>ST-NO. --1
TOUBUN --2 ?
NO.PICHI=?

始点から終点までのEXE

曲線長 CL
分割方法を選択。

1 EXE(｢ST№ピッチ｣を選択)

20 EXE№ピッチを入力。

1 EXE

始点(BP 点)の ST№を入力。

12.567 EXE

始点(BP 点)の＋値を入力。

NO.PICHI=?
10

20
ST-NO.=?
20

11

ST-NO.=?
1
+ =?

12

ST-NO.= 2

分割点 1 の ST№+ = 0

分割点 1 の＋値（ 0 ）X=

185.215348

Y=

193.8491882

EXE

分割点 1 の座標 X
分割点 1 の座標 Y－ 117 －

表示画面

№

キー操作

LX= 7.433
13

14

A=

0 °42′35.28″

S=

7.432809877

始点から分割点 1 までの曲線長 LX

EXE

夾角 A
距離 S

ST-NO.= 3

分割点 2 の ST№+ = 0

分割点 2 の＋値（ 0 ）X=

196.2867697

Y=

210.5007796

EXE

分割点 2 の座標 X
分割点 2 の座標 Y

LX= 27.433
15

A=

2°
37 ′10.77 ″S=

27.42344302

始点から分割点 2 までの曲線長 LX

EXE

夾角 A
距離 S

ST-NO.= 4
16

+ = 0
X=

206.2243134

Y=

227.8529293

分割点 3 の ST№
分割点 3 の＋値（ 0 ）EXE

分割点 3 の座標 X
分割点 3 の座標 Y

LX= 47.433
17

18

A=

4 °31 ′46.26 ″S=

47.38360849

始点から分割点 3 までの曲線長 LX

EXE

夾角 A
距離 S

ST-NO.= 5

分割点 4 の ST№+ = 0

分割点 4 の＋値（ 0 ）X=

214.9838286

Y=245.8285452

EXE

分割点 4 の座標 X
分割点 4 の座標 Y

LX= 67.433
19A=

6 °26 ′21.76″

S=

67.29113038

始点から分割点 4 までの曲線長 LX

EXE

夾角 A
距離 S

CHOKUSEN--1
20

TANKYOKU--2

AC AC

プログラムの終了。

CLOTHOID--3 ?

－ 118 －

Ｎ等分割計算 クロソイド（25-BUNKATU／CLOTHOID）
ST№ピッチによる分割計算 クロソイド（25-BUNKATU／CLOTHOID）①計算モードで｢クロソイド｣(CLOTHOID--3)を選択。
(

を入力)②始点(BP 点)の座標 X,Y を入力。
③終点(EP 点)の座標 X,Y を入力。
④クロソイドパラメータ A を入力。
右カーブは正数、
左カーブは負数(－)
で入力します。
⑤終点の半径 R を入力。
⑥始点から終点までの距離 CL を出力。
⑦分割方法を選択。
ST№ピッチ／
Ｎ等分／【ST№ピッチの場合】⑧№ピッチ(NO.PICHI=?)
始点の ST№(ST-NO.=?)と＋値(+ =?)を入力。
⑨分割点の ST№と＋値、座標 X,Y を出力。
⑩始点から分割点までの曲線長 LX、(直線の)距離 S、夾角 A (後視点は IP 点)を出力。
順次、⑨⑩出力後、を押すと①へ戻ります。

【Ｎ等分の場合】⑧分割数 N を入力。
⑨分割点の座標 X,Y を出力。(終点も出力)⑩始点から分割点までの曲線長 LX、(直線の)距離 S、夾角 A (後視点は IP 点)を出力。（終点も出力）順次、⑨⑩出力後、－ 119 －

を押すと①へ戻ります。

表示画面

№

キー操作

CHOKUSEN--1
1

計算モードの選択。

3 EXE

TANKYOKU--2(｢クロソイド｣を選択)

CLOTHOID--3 ?
2

X.BP=?

130.9405 EXE

始点(BP 点)の座標 X を入力。

131.916 EXE

始点(BP 点)の座標 Y を入力。

180.8214 EXE

終点(EP 点)の X 座標を入力。

187.8542 EXE

終点(EP 点)の Y 座標を入力。

X.BP=?
3

130.9405
Y.BP=?

4

X.EP=?
X.EP=?

5

180.8214
Y.EP=?

6

A(R+:L-)=?

クロソイドパラメータ A

150 EXEを入力。

A(R+:L-)=?
7150300 EXE

半径 R を入力。

R=?
8

CL=
75

始点から終点までのEXE

曲線長 CL

9<< BUNKATU >>ST-NO. --1
TOUBUN --2 ?

1 EXE

10

NO.PICHI=?

20 EXE№ピッチを入力。

2 EXE

始点(BP 点)の ST№を入力。

4.4516 EXE

始点(BP 点)の＋値を入力。

分割方法を選択。
(｢ST№ピッチ｣を選択)

NO.PICHI=?
11

20
ST-NO.=?
20

12

ST-NO.=?
2+ =?

－ 120 －

表示画面

№

キー操作

ST-NO.= 3
13

+ = 0
X=

141.7429234

Y=

143.0990126

分割点 1 の ST№
分割点 1 の＋杭（ 0 ）EXE

分割点 1 の座標 X
分割点 1 の座標 Y

LX= 15.5484
14

15

A=

0 °6 ′9.37″

S=

15.54838006

始点から分割点 1 までの曲線長 LX

EXE

夾角 A
距離 S

ST-NO.= 4

分割点 2 の ST№+ = 0

分割点 2 の＋値（ 0 ）X=

155.4430683

Y=

157.6691418

EXE

分割点 2 の座標 X
分割点 2 の座標 Y

LX= 35.5484
16A=

0 °32 ′10.76 ″S=

35.54715409

始点から分割点 2 までの曲線長 LX

EXE

夾角 A
距離 S

ST-NO.= 5
17

+ = 0
X=

168.6754363

Y=

172.6641284

分割点 3 の ST№
分割点 3 の＋値（ 0 ）EXE

分割点 3 の座標 X
分割点 3 の座標 Y

LX= 55.548418A=

1°18′34.3″

S=

55.53679306

始点から分割点 3 までの曲線長 LX

EXE

夾角 A
距離 S

CHOKUSEN--1
19

TANKYOKU--2

AC AC

プログラムの終了。

CLOTHOID--3 ?

－ 121 －

座標による中心杭･幅杭設置計算 直線（26-ZA SETTI／CHOKUSEN）①計算モードで｢直線｣(CHOKUSEN--1)を選択。(

を入力)②始点(BP 点)の座標 X,Y、測点距離(追加距離)SP.BP を入力。
※ SP.BP(→ST)=? の入力に対し、の入力()で｢ST№設定｣に切替えます。

｢ST№設定｣の場合№ピッチ(NO.PICHI=?)、始点の ST№(ST-NO.=?)と＋値(+ =?)を入力。
③終点(IP 点)の座標 X,Y を入力。
※ X.IP(π→T)=? の入力に対し、πの入力()で、方向角(出射) T の入力に切替えが可能です。
④機械設置点を BP 点、IP 点、任意入力から選択。
※ 任意入力を選択した場合は、機械設置点の座標 X,Y を入力。
⑤後視点を BP 点、IP 点、任意入力から選択。
※ 任意入力を選択した場合は、後視点の座標 X,Y を入力。
⑥線上中心杭の測点距離 SP を入力。
※ ②で｢ST№設定｣に切替えた場合、SP((→ST,π→SE)=? の入力に対し、の入力)で｢ST№の入力｣に切替えます。

｢ST№の入力｣の場合
線上中心杭の ST№(ST-NO.=?)と＋値(+ =?)を入力。
※ 測点距離 SP の入力 SP(π→SE)=?、SP(→ST,π→SE)=? に対し、π入力()で、機械設置点、後視点の設定 ④へ戻ります。
⑦幅員 W を入力。(BP 点⇒IP 点)右の幅杭は正数、左の幅杭は負数(－)で入力。
－ 122 －

⑧線上中心杭の ST№と＋値、BP 点から線上中心杭までの距離 LX、測点距離 SP を出力。
(前項②で｢ST№設定｣に切替えた場合)⑨機械点から線上中心杭までの夾角 A、距離 S、線上中心杭の座標 X,Y を出力。
⑩機械点から幅杭までの夾角 A、距離 S、幅杭の座標 X,Y を出力。
出力後、を押すと前項⑥へ戻ります。

表示画面

№

キー操作

CHOKUSEN--1
1

TANKYOKU--2

計算モードの選択。

1 EXE(｢直線｣を選択)

CLOTHOID--3 ?
2

X.BP=?

100 EXE

始点(BP 点)の座標 X を入力。

100 EXE

始点(BP 点)の座標 Y を入力。

X.BP=?
3

100
Y.BP=?

4
5

始点(BP 点)の測点距離
SP.BP(→ST)=?

X.IP(π→T)=?

0 EXE(追加距離)SP を入力。

200 EXE

終点(IP 点)の X 座標を入力。

200 EXE

終点(IP 点)の Y 座標を入力。

X.IP(π→T)=?
6200
Y.IP=?
<< KIKAITEN >>7BP--1 IP--2

機械設置点を選択。

3 EXE(任意入力を選択)

NINI--3 ?
8

X.KIKAI=?

115 EXE

機械点の X 座標を入力。

165 EXE

機械点の Y 座標を入力。

X.KIKAI=?
9115
Y.KIKAI=?
<< KOUSITEN >>10BP--1 IP--2

後視点を選択。

1 EXE(BP 点を選択)

NINI--3 ?
11SP(π→SET)=?

36.284 EXE－ 123 －

中心杭の測点距離 SP を入力。

表示画面

№

キー操作

SP(π→SET)=?
12

幅員 W を入力。

- 5 EXE

36.284(左幅杭)W(R+:L-)=?
<< SENJO >>13

A=

28°9 ′1.01 ″S=

40.76104346

X=

125.6566624

Y=

125.6566624

機械点から中心杭までの夾角
機械点から中心杭までの距離

EXE

中心杭の座標 X
中心杭の座標 Y<< HABA >>

14

15

A=

31 °18 ′29.9 ″S=

45.16653689

X=

129.1921964

Y=

122.1211285

SP(π→SET)=?

機械点から幅杭までの夾角 A
機械点から幅杭までの距離 S

EXE

幅杭の座標 X
幅杭の座標 Y

AC AC

プログラムの終了。

座標による中心杭･幅杭設置計算 単曲線（26-ZA SETTI／TANKYOKU）①計算モードで｢単曲線｣(TANKYOKU--2)を選択。(②線形確定要素を選択。
IP 点／

EP(EC,KE)点／－ 124 －

を入力)

③BP 点(BC 点)の座標 X,Y、測点距離(追加距離)SP を入力。
※ SP.BP(→ST)=? の入力に対し、の入力()で｢ST№設定｣に切替えます。

｢ST№設定｣の場合№ピッチ(NO.PICHI=?)、BP 点の ST№(ST-NO.=?)と＋値(+ =?)を入力。
④IP 点(接線方向上)または、EP 点(EC 点)の座標 X,Y を入力。
※IP 点の場合は、X.IP(π→T)=? の入力に対し、πの入力()で方向角(出射) T の入力に切替えが可能です。
⑤半径 R を入力。右カーブは正数、左カーブは負数(－)で入力します。
⑥BP 点から EP 点までの曲線長 CL を出力。(EP 点座標を入力した場合)⑦機械設置点を BP 点、IP(EP)点、任意入力から選択。
※ 任意入力を選択した場合は、機械設置点の座標 X,Y を入力。
⑧後視点を BP 点、IP(EP)点、任意入力から選択。
※ 任意入力を選択した場合は、後視点の座標 X,Y を入力。
⑨線上中心杭の測点距離 SP を入力。
※ ③で｢ST№設定｣に切替えた場合、SP((→ST,π→SE)=? の入力に対し、の入力)で｢ST№の入力｣に切替えます。

｢ST№の入力｣の場合
線上中心杭の ST№(ST-NO.=?)と＋値(+ =?)を入力。
※ 測点距離 SP の入力 SP(π→SE)=?、SP(→ST,π→SE)=? に対し、π入力()で、機械設置点、後視点の設定 ⑦へ戻ります。
⑩幅員 W を入力。(BP 点⇒EP 点)右の幅杭は正数、左の幅杭は負数(－)で入力。
⑪線上中心杭の ST№と＋値、BP 点から線上中心杭までの曲線長 LX、測点距離 SPを出力。(③で｢ST№設定｣に切替えた場合)⑫機械点から線上中心杭までの夾角 A、距離 S、線上中心杭の座標 X,Y を出力。
⑬機械点から幅杭までの夾角 A、距離 S、幅杭の座標 X,Y を出力。
出力後、№を押すと⑨へ戻ります。

表示画面

キー操作

CHOKUSEN--1
1

TANKYOKU--2

計算モードの選択。

2 EXE(｢単曲線｣を選択)

CLOTHOID--3 ?

－ 125 －

表示画面

№

キー操作

<< SET POINT >>
2

IP

--1

線形確定要素を選択。

2 EXE(｢終点(EP 点)｣を選択)

EP(EC,KE)--2 ?
3

X.BP=?

100 EXEBP 点の座標 X を入力。

100 EXEBP 点の座標 Y を入力。

X.BP=?
4

100
Y.BP=?

5
6｢ST№設定｣に切替えの為、
SP.BP(→ST)=?

NO.PICHI=?

EXE

を入力。

20 EXE

NO.PICHI=?
7

BP 点の ST№を入力。
1 EXE

20

(ST№1+12.547)

ST-NO.=?

(SP= 32.547)

20
8

ST-NO.=?
1

BP 点の＋値を入力。
12.547 EXE(ST№1+12.547)(SP= 32.547)+ =?
9№ピッチを入力。

X.EP=?

200 EXE

EP 点の X 座標を入力。

250 EXE

EP 点の Y 座標を入力。

200 EXE

半径 R を入力。

X.EP=?
10

200
Y.EP=?

11
12

R(R+:L-)=?
CL=
187.0170083

BP 点から EP 点までのEXE

曲線長 CL<< KIKAITEN >>13BP--1 EP--2

機械設置点を選択。

3 EXE(任意入力を選択)

NINI--3 ?
14

X.KIKAI=?

115 EXE

機械点の X 座標を入力。

165 EXE

機械点の Y 座標を入力。

X.KIKAI=?
15

115
Y.KIKAI=?

－ 126 －

表示画面

№

キー操作

<< KOUSITEN >>16

BP--1 EP--2

後視点を選択。

2 EXE(EP 点を選択)

NINI--3 ?
17
18｢ST№の入力｣に切替えの為、
SP(→ST,π→SE)=?

ST-NO.=?

EXE

を入力。

3 EXE

中心杭の ST№を入力。

0 EXE

中心杭の＋値を入力。

- 5 EXE

幅員 W を入力。(左幅杭)ST-NO.=?
19

3
+ =?

20

W(R+:L-)=?
<< SENJYO >>ST-NO.= 3

21

+ = 0
LX= 27.453

中心杭の ST№
中心杭の＋値EXE

BP 点から中心杭までの距離

SP= 6022A=233°59′7.33″

S=

50.49760156

X=

122.8868285

Y=

115.1220921

中心杭の測点距離(追加距離)
機械点から中心杭までの夾角
機械点から中心杭までの距離

EXE

中心杭の座標 X
中心杭の座標 Y<< HABA >>

23

24

A=

236 °27 ′57.57

S=

54.94729083

X=

125.9227665

Y=

111.1492995

SP(→ST,π→SE)=?

機械点から幅杭までの夾角 A
機械点から幅杭までの距離 S

EXE

幅杭の座標 X
幅杭の座標 Y

AC AC

プログラムの終了。

－ 127 －

座標による中心杭･幅杭設置計算 クロソイド（26-ZA SETTI／CLOTHOID）①計算モードで｢クロソイド｣(CLOTHOID--3)を選択。(

を入力)②線形確定要素を選択。
IP 点／

EP(EC,KE)点／③BP 点(KA 点)の座標 X,Y、測点距離(追加距離)SP を入力。
※ SP.BP(→ST)=? の入力に対し、の入力()で｢ST№設定｣に切替えます。

｢ST№設定｣の場合№ピッチ(NO.PICHI=?)、BP 点の ST№(ST-NO.=?)と＋値(+ =?)を入力。
④IP 点(接線方向上)または、EP 点(KE 点)の座標 X,Y を入力。
※IP 点の場合は、X.IP(π→T)=? の入力に対し、πの入力(
角(出射) T の入力に切替えがます。
⑤クロソイドパラメータ A を入力。※IP 点入力の場合は⑧へ
右カーブは正数、左カーブは負数(－)で入力します。
⑥EP 点の半径 R を入力。(EP 点座標を入力した場合)⑦BP 点から EP 点までの曲線長 CL を出力。(EP 点座標を入力した場合)⑧機械設置点を BP 点、IP(EP)点、任意入力から選択。
※ 任意入力を選択した場合は、機械設置点の座標 X,Y を入力。
⑨後視点を BP 点、IP(EP)点、任意入力から選択。
※ 任意入力を選択した場合は、後視点の座標 X,Y を入力。
－ 128 －

)で方向

⑩線上中心杭の測点距離 SP を入力。
※ 前項③で｢ST№設定｣に切替えた場合、SP(
入力(→ST,π→SE)=? の入力に対し、の)で｢ST№の入力｣に切替えます。

｢ST№の入力｣の場合
線上中心杭の ST№(ST-NO.=?)と＋値(+ =?)を入力。
※ 測点距離 SP の入力 SP(π→SE)=?、SP(→ST,π→SE)=? に対し、πの入力()で、機械設置点、後視点の設定 前項⑧へ戻ります。
⑪幅員 W を入力。右の幅杭は正数、左の幅杭は負数(－)で入力。
⑫線上中心杭の ST№と＋値、BP 点から線上中心杭までの距離 LX、測点距離 SP を出力。(前項③で｢ST№設定｣に切替えた場合)⑬機械点から線上中心杭までの夾角 A、距離 S、線上中心杭の座標 X,Y を出力。
⑭機械点から幅杭までの夾角 A、距離 S、幅杭の座標 X,Y を出力。
出力後、を押すと⑩へ戻ります。

●｢即利用くんシリーズ｣における用語と記号の定義『曲線座標計算』･･･ 複数の線形で形成された路線(複合曲線)の計算ができます。一般的なものが、｢直線｣-｢クロソイド曲線｣-｢単曲線｣-｢クロソイド曲線｣-｢直線｣の対称･非対称の基本型です。｢直線｣を省いたものも同様とします。
他には｢単曲線｣を除いた、｢直線｣-｢クロソイド曲線｣-｢クロソイド曲線｣-｢直線｣の対称･非対称の凸型や、｢クロソイド曲線｣を除いた、｢直線｣-｢単曲線｣-｢直線｣もあります。
いずれも｢BP 点(始点)｣、｢IP 点｣、｢EP 点(終点)｣の座標とクロソイドパラメ
ータ A1、A2、半径 R から主要点を算出して、各測点の座標を算出できます。
任意の機械点と後視点の設定が可能で、測点までの距離と角度も同時に算出できます。機械点と後視点の変更(切替え)も自由にできます。
次の定義のページは、133 ページです。

－ 129 －

【ご注意】※下記の①～⑥の条件を満たすことにより、上記の解説図のように路線の出口側のクロソイド曲線において、曲線長 LX の始点を KE 点に変更して、KE 点からの距離により幅杭の位置を指定することが、可能になります。
①線形確定要素は、｢EP(EC,KE)点｣を選択してください。
②BP 点の座標 X,Y は KA 点(クロソイド曲線の始点)の座標 X,Y を、EP 点の座標 X,Yは KE 点(クロソイド曲線の終点)の座標 X,Y を、それぞれ入力してください。
③BP 点の測点距離 SP は、BP 点～EP 点の曲線長 CL 以上の大きい値を、必ず入力してください。CL 以下の小さい値を入力すると正しい計算ができません。
④クロソイド曲線が、右向きであるか左向きであるかは、BP 点(KA 点)から EP 点
(KE 点)を見て判断してください。(解説図は"左カーブ"です。)⑤中心杭の測点距離 SP は、BP 点の測点距離 SP 以下の値を入力してください。
⑥幅員 W の入力･幅杭の位置(左右)は従来の方法と異なり、EP 点(KE 点)⇒BP 点(KA点)の進行方向で入力できます。上記の解説図を参照ください。

－ 130 －

表示画面

№

キー操作

CHOKUSEN--1
1

TANKYOKU--2

計算モードの選択。

3 EXE(｢クロソイド｣を選択)

CLOTHOID--3 ?
<< SET POINT >>
2

IP

--1

線形確定要素を選択。

2 EXE(｢EP 点(KE 点)｣を選択)

EP(EC,KE)--2 ?
3

X.BP=?

242.2753 EXE

BP 点の座標 X を入力。

326.9466 EXE

BP 点の座標 Y を入力。

X.BP=?
4242.2753
Y.BP=?

5
6｢ST№設定｣に切替えの為、
SP.BP(→ST)=?

NO.PICHI=?

EXE

を入力。

20 EXE№ピッチを入力。

NO.PICHI=?
7

20

BP 点の ST№を入力。
13 EXE(ST№13+12.5488)

ST-NO.=?

(SP= 272.5488)

20
8

ST-NO.=?
13

BP 点の＋値を入力。
12.5488 EXE(SP= 272.5488)+ =?
9(ST№13+12.5488)

X.EP=?

215.1186 EXE

EP 点の X 座標を入力。

246.1307 EXE

EP 点の Y 座標を入力。

X.EP=?
10215.1186
Y.EP=?

11

A(R+:L-)=?

- 160 EXE

クロソイドパラメータ Aを入力。(左カーブ)

A(R+:L-)=?
12

-160

300 EXE

KE 点の半径 R を入力。

R=?
13

CL=
85.33333333

BP 点から EP 点までのEXE

曲線長 CL－ 131 －

表示画面

№

キー操作

<< KIKAITEN >>14BP--1 EP--2

機械設置点を選択。

3 EXE(任意入力を選択)

NINI--3 ?
15

X.KIKAI=?

115 EXE

機械点の X 座標を入力。

165 EXE

機械点の Y 座標を入力。

X.KIKAI=?
16

115
Y.KIKAI=?
<< KOUSITEN >>17BP--1 EP--2

後視点を選択。

3 EXE(任意入力を選択)

NINI--3 ?
18

X.KOUSI(π→T)=?

200 EXE

後視点の X 座標を入力。

100 EXE

後視点の Y 座標を入力。

X.KOUSI(π→T)=?
19

200
Y.KOUSI=?

20
21｢ST№の入力｣に切替えの為、
SP(→ST,π→SE)=?

ST-NO.=?

EXE

を入力。

10 EXE

中心杭の ST№を入力。

0 EXE

中心杭の＋値を入力。

5 EXE

幅員 W を入力。(右幅杭)ST-NO.=?
22

10
+ =?

23

W(R+:L-)=?
<< SENJYO >>ST-NO.= 10

24

+ = 0
LX= 12.78453333

中心杭の ST№
中心杭の＋値EXE

BP 点から中心杭までの距離

SP= 200

25

A=

78 °53 ′16.08 ″S=

140.2668892

X=

220.0821651

Y=

257.9114566

中心杭の測点距離(追加距離)
機械点から中心杭までの夾角
機械点から中心杭までの距離

EXE

中心杭の座標 X
中心杭の座標 Y－ 132 －

表示画面

№

キー操作

<< HABA >>

23

24

A=

80 °44 ′25.45″

S=

138.0870643

X=

215.4380582

Y=

259.7640955

SP(→ST,π→SE)=?

機械点から幅杭までの夾角 A
機械点から幅杭までの距離 S

EXE

幅杭の座標 X
幅杭の座標 Y

AC AC

プログラムの終了。

●｢即利用くんシリーズ｣における用語と記号の定義『ＳＰ』･･･ ｢測点距離｣、｢追加距離｣を示し、｢現場で管理する距離データの始点(０位置)からの距離｣を表します。各種 線形ごとの始点に限らず、複数の線形の組み合わせで形成された路線(複合曲線)などの場合に、一番初めの線形の始点(BP 点)からの距離を表します。
『ＳＴ－ＮＯ．』･･･ 現場で管理される｢直線｣、｢単曲線｣、｢クロソイド曲線｣などの線形、または線形の複合で形成された路線(複合曲線)は、測点(測設点)を一定区間ごとに設置して、№を付け管理される場合があます。
こときの№を｢ST(ステーション)№｣と呼びます。
『ＮＯ．ＰＩＣＨＩ』･･･ ｢№ピッチ｣を示し、｢測点(ST№)を設置する際の№杭の間隔｣、ST№間隔(ピッチ)を表します。
一般的には｢20m｣が多く使用されます。
『＋』･･･ ｢＋値(距離)｣を示します。
路線上に杭を設置する場合に、ST№と合致せず、ST№の一定区間内に設置しなければならない場合があります。このときの測点(杭)の名を｢前の ST№＋距離｣と表します。
｢＋値｣は、このときの(ST№を超えた分の)距離を表します。

－ 133 －

曲線座標計算（27-KYOKUSEN）①カーブ(IP 点)の数を入力。最大数は 2 です。
②BP 点の座標 X,Y、測点距離(追加距離)SP を入力。
◇SP.BP(→ST)=? の入力に対し、の入力()で｢ST№設定｣に切替えます。

｢ST№設定｣に切替えた場合№ピッチ(NO.PICHI=?)、BP 点の ST№(ST-NO.=?)と＋値(+ =?)を入力。
③第 1 カーブの IP1 点の座標 X,Y を入力。
④第 2 カーブの IP2 点の座標 X,Y を入力。※1⑤EP 点の座標 X,Y を入力。
⑥第 1 カーブのカーブの向き(左右)、交角 IA を出力。
⑦第 1 カーブのクロソイドパラメータ A1、A2、半径 R を入力。
凸型クロソイド曲線の場合は、R(0→TOTSU)=? の入力に対し、0 を入力します。
単曲線の場合は、A1=?、A2=? の入力に対し、0 を入力します。
(カーブの数が 1 つの場合は、次項⑩へ進みます)⑧第 2 カーブのカーブの向き(左右)、交角 IA を出力。※1－ 134 －

⑨第 2 カーブのクロソイドパラメータ A1、A2、半径 R を入力。※1
凸型クロソイド曲線の場合は、R(0→TOTSU)=? の入力に対し、0 を入力します。
単曲線の場合は、A1=?、A2=? の入力に対し、0 を入力します。
⑩第 1 カーブの各主要点 KA-1、KE-1(BC)、KE-2(EC)、KA-2 の測点距離 SP、座標 X,Y
ST№と＋値(前項②で｢ST№設定｣を行った場合)、M 点(円の中心)座標 X,Y(カーブの数が２つの場合)を順次、出力。
⑪第 2 カーブの各主要点 KA-1、KE-1(BC)、KE-2(EC)、KA-2 の測点距離 SP、座標 X,Y、
ST№と＋値(前項②で｢ST№設定｣を行った場合)を順次、出力。※1⑫EP 点の測点距離 SP、M 点(円の中心)座標 X,Y を出力。
ここで出力される要素は、カーブの数が１つの場合は第 1 カーブの要素、カーブの数が２つの場合は第２カーブの要素です。
⑬機械設置点を BP 点、IP(IP-1)点、EP 点、任意入力から選択。
(任意入力を選択した場合は、機械設置点の座標 X,Y を入力。)⑭後視点を BP 点、IP(IP-1)点、EP 点、任意入力から選択。
(任意入力を選択した場合は、後視点の座標 X,Y を入力。)⑮線上中心杭の測点距離 SP を入力。
◇前項②で｢ST№設定｣を行った場合、SP((→ST,π→SE)=? の入力に対し、の入力)で｢ST№の入力｣に切替えます。

｢ST№の入力｣の場合
線上中心杭の ST№(ST-NO.=?)と＋値(+ =?)を入力。
◇測点距離 SP の入力 SP(π→SE)=?、SP(→ST,π→SE)=? に対し、πの入力()で、機械設置点、後視点の設定 ⑬へ戻ります。
⑯幅員 W を入力。右の幅杭は正数、左の幅杭は負数(－)で入力。
⑰前項②で｢ST№設定｣を行った場合、線上中心杭の ST№と＋値、測点距離 SP を出力。
⑱機械点から線上中心杭までの夾角 A、距離 S、線上中心杭の座標 X,Y を出力。
⑲機械点から幅杭までの夾角 A、距離 S、幅杭の座標 X,Y を出力。
出力後、を押すと⑮へ戻ります。

※1 カーブの数が 2 つの場合。

－ 135 －

【２曲線の場合】
表示画面

№

キー操作

<< WAIT.. >>1

CURVE(MAX=2)=?

2 EXE

カーブの数を入力。

2

X.BP=?

87631.345 EXE

BP 点の座標 X を入力。

55632.104 EXE

BP 点の座標 Y を入力。

X.BP=?
387631.345
Y.BP=?

4
5｢ST№設定｣に切替えの為、
SP.BP(→ST)=?

NO.PICHI=?

EXE

を入力。

20 EXE№ピッチを入力。

NO.PICHI=?
6

20

BP 点の ST№を入力。
0 EXE(ST№0+0)

ST-NO.=?

(SP= 0)

20
7

ST-NO.=?
0

BP 点の＋値を入力。
0 EXE(ST№0+0)(SP= 0)+ =?
8

X.IP1=?

87829.894 EXE

IP1 点の X 座標を入力。

55726.859 EXE

IP1 点の Y 座標を入力。

X.IP1=?
987829.894
Y.IP1=?

－ 136 －

表示画面

№
10

X.IP2=?

キー操作
88045.325 EXE

IP2 点の X 座標を入力。

55935.640 EXE

IP2 点の Y 座標を入力。

88294.407 EXE

EP 点の X 座標を入力。

56039.843 EXE

EP 点の Y 座標を入力。

X.IP2=?
1188045.325
Y.IP2=?

12

X.EP=?
X.EP=?

1388294.407
Y.EP=?
--- IP 1 ---14<< RIGHT >>IA=

第 1 カーブ
カーブの向き（右）

EXE

交角 IA

18 °35 ′22.84″
15

A1=?

120 EXE

第 1 カーブのクロソイドパラ
メータ A1 を入力。

A1=?
16

120

300 EXE

第 1 カーブの半径 R を入力。

R(0→TOTSU)=?
120
17

R(0→TOTSU)=?
300

第 1 カーブのクロソイドパラ

120 EXE

メータ A2 を入力。

A2=?
--- IP 2 --18<< LEFT >>IA=

第 2 カーブ
カーブの向き（左）

EXE

交角 IA

21 °23 ′59.97″
19

A1=?

第 2 カーブのクロソイドパラ

90 EXE

メータ A1 を入力。

A1=?
20

90

250 EXE

第 2 カーブの半径 R を入力。

R(0→TOTSU)=?

－ 137 －

表示画面

№

キー操作

90
21

R(0→TOTSU)=?
250

第 2 カーブのクロソイドパラ

110 EXE

メータ A2 を入力。

A2=?
<< WAIT.. >>22<< KA-1 >>SP= 146.8541114【第 1 カーブ】

EXE

KA-1 点の測点距離 SP

ST-NO.= 7
2324+ = 6.854111443
X=

87763.87987

Y=

55695.35459<< KE-1(BC) >>SP= 194.8541114【第 1 カーブ】
KA-1 点の ST№と＋値

EXE

KA-1 点の座標 X
KA-1 点の座標 Y【第 1 カーブ】

EXE

KE-1 点の測点距離 SP

ST-NO.= 925

26+ = 14.85411144
X=

87806.62079

Y=

55717.1698<< KE-2(EC) >>SP= 244.1894377【第 1 カーブ】
KE-1 点の ST№と＋値

EXE

KE-1 点の座標 X
KE-1 点の座標 Y【第 1 カーブ】

EXE

KE-2 点の測点距離 SP

ST-NO.= 12
27

28+ = 4.189437747
X=

87847.08336

Y=

55745.29941<< KA-2 >>SP= 292.1894377【第 1 カーブ】
KE-2 点の ST№と＋値

EXE

KE-2 点の座標 X
KE-2 点の座標 Y【第 1 カーブ】

EXE

KA-2 点の測点距離 SP

ST-NO.= 14
29+ = 12.18943775
X=

87882.42065

Y=

55777.76424【第 1 カーブ】
KA-2 点の ST№と＋値

EXE

KA-2 点の座標 X
KA-2 点の座標 Y－ 138 －

表示画面

№

30

<<

M

X=

87656.18623

Y=

55976.72604

キー操作

>>

【第 1 カーブ】
EXE

円の中心座標 X
円の中心座標 Y<< WAIT.. >>31<< KA-1 >>SP= 454.9841068【第 2 カーブ】

EXE

KA-1 点の測点距離 SP

ST-NO.= 2232

33+ = 14.98410676
X=

87999.32403

Y=

55891.05901<< KE-1(BC) >>SP= 487.3841068【第 2 カーブ】
KA-1 点の ST№と＋値

EXE

KA-1 点の座標 X
KA-1 点の座標 Y【第 2 カーブ】

EXE

KE-1 点の測点距離 SP

ST-NO.= 24
34

35+ = 7.384106764
X=

88023.06771

Y=

55913.09548<< KE-2(EC) >>SP= 540.3591805【第 2 カーブ】
KE-1 点の ST№と＋値

EXE

KE-1 点の座標 X
KE-1 点の座標 Y【第 2 カーブ】

EXE

KE-2 点の測点距離 SP

ST-NO.= 27
36

37+ = 0.3591805476
X=

88066.7388

Y=

55942.9067<< KA-2 >>SP= 588.7591805【第 2 カーブ】
KE-2 点の ST№と＋値

EXE

KE-2 点の座標 X
KE-2 点の座標 Y【第 2 カーブ】

EXE

KA-2 点の測点距離 SP

ST-NO.= 29
38+ = 8.759180548
X=

88110.74489

Y=

55963.00829【第 2 カーブ】
KA-2 点の ST№と＋値

EXE

KA-2 点の座標 X
KA-2 点の座標 Y－ 139 －

表示画面

№
<<
39

40

EP

キー操作

>>

SP= 787.845454
ST-NO.= 39

終点(EP 点)の測点距離 SP

EXE

終点(EP 点)の ST№+ = 7.845454

終点(EP 点)の＋値<<

M【第 2 カーブ】

X=

88185.06156

Y=

55722.68017>>
EXE

円の中心座標 X
円の中心座標 Y<< KIKAITEN >>41

BP--1 IP--2

機械設置点を選択。

4 EXE(任意入力を選択)

EP--3 NINI--4 ?
42

X.KIKAI=?

87829.166 EXE

機械点の X 座標を入力。

55777.304 EXE

機械点の Y 座標を入力。

X.KIKAI=?
4387829.166
Y.KIKAI=?
<< KOUSITEN >>44

BP--1 IP--2

後視点を選択。

2 EXE(IP(IP1)点を選択)

EP--3 NINI--4 ?
45
46｢ST№の入力｣に切替えの為、
SP(→ST,π→SE)=?

ST-NO.=?

EXE

を入力。

13 EXE

中心杭の ST№を入力。

0 EXE

中心杭の＋杭を入力。

- 6 EXE

幅員 W を入力。(左幅杭)ST-NO.=?
47

13
+ =?

48

W(R+:L-)=?
<< SENJYO >>ST-NO.= 13

49

+ = 0

中心杭の ST№
中心杭の＋値EXE

SP= 260

中心杭の測点距離(追加距離)－ 140 －

表示画面

№

50

A=

53 °13 ′38 ″S=

36.90062401

X=

87859.03967

Y=

55755.64252

キー操作
機械点から中心杭までの夾角
機械点から中心杭までの距離

EXE

中心杭の座標 X
中心杭の座標 Y<< HABA >>

51

52
53

A=

51°33′16.81″

機械点から幅杭までの夾角 A

S=

42.78744461

機械点から幅杭までの距離 S

X=

87863.05761

Y=

55751.18649

EXE

幅杭の座標 X
幅杭の座標 Y｢ST№の入力｣に切替えの為、

SP(→ST,π→SE)=?

ST-NO.=?

EXE

を入力。

22 EXE

中心杭の ST№を入力。

0 EXE

中心杭の＋杭を入力。

6 EXE

幅員 W を入力。(右幅杭)ST-NO.=?
54

22
+ =?

55

W(R+:L-)=?
<< SENJYO >>ST-NO.= 22

56

+ = 0

中心杭の ST№
中心杭の＋値EXE

BP 点から中心杭までの距離

SP= 44057

A=

122 °7 ′33.02 ″S=

189.9583165

X=

87988.5636

Y=

55880.63102

中心杭の測点距離(追加距離)
機械点から中心杭までの夾角
機械点から中心杭までの距離

EXE

中心杭の座標 X
中心杭の座標 Y<< HABA >>

58

59

A=

123 °
54 ′
42.31

S=

188.8898771

X=

87984.38828

Y=

55884.93964

SP(→ST,π→SE)=?

機械点から幅杭までの夾角 A
機械点から幅杭までの距離 S

EXE

幅杭の座標 X
幅杭の座標 Y

AC AC

プログラムの終了。

－ 141 －

対辺計算 単独（28-TAIHEN／TANDOKU）①計算モードで｢単独｣(TANDOKU--1)を選択。
(

を入力)②水平距離 S1 を入力。
③夾角 A を入力。
④水平距離 S2 を入力。
⑥対辺 L を出力。
出力後、

表示画面

№
1
2

を押すと①へ戻ります。

TANDOKU --1
RENZOKU --2 ?
S1=?

キー操作
計算モードの選択。

1 EXE(｢単独｣を選択)

12.365 EXE

S1=?
3

12.36545.0811 EXE

A=?

機械点から後視点までの水平距離 S1 を入力。
測点までの夾角 A を入力。
(45°8′11″)

12.365
4

A=?
45.081114.142 EXE

測点までの水平距離 S
を入力。

S2=?
5
6

L=
10.30442316
TANDOKU --1
RENZOKU --2 ?

EXE

対辺 L

AC AC

プログラムの終了。

－ 142 －

対辺計算 連続（28-TAIHEN／RENZOKU）①計算モードで｢連続｣(RENZOKU--1)
を選択。(

を入力)

②機械点から後視点までの水平距離
S0 を入力。
③測点までの夾角 AN と水平距離
SN を入力。
※ AN(π→END)=? の入力に対し
πの入力(

)で、

①へ戻ります。
④対辺 L を出力。
同時に、対辺の累積を問われます。
累積する(YES→0)

累積しない(NO→1)⑤対辺を累積する場合は、累積対辺 LL を出力。
測点が 2 点目以降であれば、夾角 A を出力。
出力後、

表示画面

№
1
2

を押すと③へ戻ります。

TANDOKU --1
RENZOKU --2 ?
S0=?

キー操作
計算モードの選択。

2 EXE(｢連続｣を選択)

12.365 EXE

S0=?
3

12.36545.0811 EXE

AN(π→END)=?

機械点から後視点までの距離
S0 を入力。
測点までの夾角 AN を入力。
(45°8′11″)

12.3654AN(π→END)=?
45.081114.142 EXE

SN=?
－ 143 －

測点までの距離 SN を入力。

表示画面

№
5

L = 10.30442316(YES→0,NO→1) ?

キー操作
対辺 L
0 EXE

対辺の累積を選択。
(｢累積する｣を選択)

L = 10.30442316
6(YES→0,NO→1) ?

対辺 L
EXE

LL= 10.30442316
7

AN(π→END)=?

累積対辺 LL
87.2547 EXE

測点までの夾角 AN を入力。
(87°25′47″)

AN(π→END)=?
887.2547

13.254 EXE

測点までの距離 SN を入力。

SN=?
9

L = 9.917927148(YES→0,NO→1) ?

対辺 L
1 EXE

対辺の累積を選択。
(｢累積しない｣を選択)

L = 9.917927148
10(YES→0,NO→1) ?

対辺 L
EXE

A = 237 °40 ′4.82 ″11

AN(π→END)=?

夾角 A
125.2207 EXE

測点までの夾角 AN を入力。
(125°22′7″)AN(π→END)=?
12125.2207

8.991 EXE

測点までの距離 SN を入力。

SN=?
13

L = 8.278942927(YES→0,NO→1) ?

対辺 L
0 EXE

対辺の累積を選択。
(｢累積する｣を選択)

L = 8.278942927
14(YES→0,NO→1) ?
LL= 18.58336609

対辺 L
EXE

累積対辺 LL

A = 244 °28 ′0.32 ″15

AN(π→END)=?

夾角 A
AC AC

プログラムの終了。

－ 144 －

表示桁数丸目設定（29-MARUME）①表示桁数を選択。(現在の表示桁数で 4 行目 –OUT- の後に 0(ゼロ)を出力)
ALL--1

初期状態(表示可能範囲すべて)2 桁表示(小数点以下 2 桁を四捨五入) 2 I--2
3 桁表示(小数点以下 3 桁を四捨五入) 3 I--3
4 桁表示(小数点以下 4 桁を四捨五入) 4 I--4
②設定した表示桁数に変更して、①へ戻ります。
※表示桁数を｢表示桁数丸目設定｣のプログラムで ALL 以外に設定した場合。
本機の表示画面の最上段に FIX のシンボルが点灯します。
【ご注意】総表示桁数は 10 桁です。
少数点以下を 3 桁に設定していても、整数部が 8 桁の場合は 2 桁表示になります。
№

表示画面

キー操作

<< MERUME >>1

ALL--1

2 I--2

3 I--3

4 I--4?

表示桁数の選択。

4 EXE(｢4 桁｣を選択)-OUT- 0<< MERUME >>2

ALL--1

2 I--2

3 I--3

4 I--4?

AC AC

プログラムの終了。

-OUT- 0.0000○表示桁数を ALL、2～4 桁以外に設定する場合は、次の操作で設定画面(Fix 0～9?)を表示させて桁数を入力します。
《表示桁数設定 操作》の後に桁数(例:5 桁)を入力。

※カシオ取説 10 ページ｢表示桁数設定を切り替えるには｣を参照してください。

－ 145 －

プログラムメニュー（00-MENU）①電源 ON 後、を押して Prog List (プログラムリスト)を呼び出します。

②File Type (ファイルタイプ)の選択で、2:Built-in (ビルトインプログラム)のを押して選択します。
※お客様が 1:Original (オリジナルプログラム)を作成していない場合、この操作は省かれます。
③上()、下()のカーソルキーで、｢00-MENU｣のプログラムを選択した後に、キーを押して実行します。
※選択されたプログラムの｢ファイル名｣は、反転表示されます。
④実行するプログラムの｢№｣を入力してキーを押します。

※プログラムの｢№｣は、次の表を参照ください。
⑤入力した｢№｣に対する｢プログラム｣が実行されます。
以降は、それぞれのプログラム解説(操作例)のページをご覧ください。
№
01

02

03

04

05

06

ファイル名
01-TRAVERS

02-TRAVERS.2

03-GYAKUSAN

04-KOUHOU

05-KOUTEN

06-SUISEN

プログラム

P.

1

開放トラバース計算

162

放射トラバース計算

183

放射トラバース計算＋測点間距離20

4

結合トラバース計算

24

5

閉合トラバース計算286

逆計算 単独32

7

逆計算 連続33

8

逆計算 放射349

後方交会計算 新点放射トラバース

3810

後方交会計算 逆算新点放射40

11

直線と直線の交点計算(平行移動交点計算)

4312円と直線の交点計算

4613

円と円の交点計算

4814

直線の垂線計算5015

単曲線の垂線計算

52－ 146 －

№

ファイル名

07

07-CLO SUI

08

08-MENSEKI

09

09-HOUSY MEN

10

10-OVERISK

11

11-3KAKKEI

12

12-SUIJUN

プログラム

P.

16

クロソイド垂線計算

5417

座標面積計算5818

ヘロン面積計算(３辺長指定,座標指定)

6019

放射法面積計算

6420

オベリスク体積計算

66

21

２辺夾角の計算

6722２角夾辺の計算

68

23

３辺の計算

69

24

直接水準計算71

25

間接水準計算 斜距離と角度

7226

間接水準計算 水平距離と高さ

741313-KANSETU.S

27

間接水準計算 要素

77

14

14-SYA.SUI.H

28

斜距離･水平距離･高さ計算

801515-JUDAN

29

縦断曲線 計画高の計算

82

1616-KIRI.MORI

30

縦断計算 切盛り

8331

偏心補正計算 目標84

1717-HENSHIN

18

19

18-SUMIKIRI

19-EN CHUSIN

20

20-ZA HENKAN

21

21-YOUSO

22

22-TAN K.SET

23

23-CLO K.SET

32

偏心補正計算 観測8533

偏心補正計算 相互

8634

直線による隅切り計算

8835円弧による隅切計算

9026

不等辺による隅切計算

9237円の中心計算 １点

94

38円の中心計算 ２点

95

39円の中心計算 ３点

9740

座標変換 ２点98

41

単曲線要素計算

10042

曲線要素計算10143

単曲線設置計算 要素･偏角計算

105

44

単曲線設置計算 偏角法

107

45

クロソイド設置計算 要素･偏角計算

108－ 147 －

プログラムメニュー（00-MENU）①電源 ON 後、を押して Prog List (プログラムリスト)を呼び出します。

②File Type (ファイルタイプ)の選択で、2:Built-in (ビルトインプログラム)のを押して選択します。
※お客様が 1:Original (オリジナルプログラム)を作成していない場合、この操作は省かれます。
③上()、下()のカーソルキーで、｢00-MENU｣のプログラムを選択した後に、キーを押して実行します。
※選択されたプログラムの｢ファイル名｣は、反転表示されます。
④実行するプログラムの｢№｣を入力してキーを押します。

※プログラムの｢№｣は、次の表を参照ください。
⑤入力した｢№｣に対する｢プログラム｣が実行されます。
以降は、それぞれのプログラム解説(操作例)のページをご覧ください。

№

24

25

26

ファイル名

24-OFF.SET

25-BUNKATU

26-ZA SETTI

27

27-KYOKUSEN

28

28-TAIHEN

29

29-MARUME

プログラム

P.

46

単曲線設置計算 長弦オフセット

110

47

単曲線設置計算 接線オフセット

111

48

クロソイド設置計算 長弦オフセット

112

49

クロソイド設置計算 接線オフセット

113

50

分割計算 直線 (Ｎ等分割,ST№ピッチ)

114

51

分割計算 単曲線 (Ｎ等分割,ST№ピッチ)

116

52

分割計算 クロソイド(Ｎ等分割,ST№ピッチ)

119

53

座標による中心杭･幅杭設置計算 直線

122

54

座標による中心杭･幅杭設置計算 単曲線

124

55

座標による中心杭･幅杭設置計算 クロソイド

128

56

曲線座標計算13457

対辺計算 単独14258

対辺計算 連続14359

表示桁数丸目設定

145－ 148 －

Prog List(プログラムリスト)のファイル一覧画面の編集方法
よく使用するファイル名(プログラム)をお客様自身が選択して、｢お気に入り｣に登録することにより、Prog List (プログラムリスト)/Built-in Prog (ビルトインプ
ログラム)のファイル一覧画面の先頭に表示させることができます。
【｢お気に入り｣に登録する操作方法】①｢お気に入り｣に登録したいファイル名を、上()、下()のカーソルキー

で、選択します。※選択されたファイル名は反転表示されます。
②(1:Favorite-Add)を押します。
※選択したファイル名が、ファイル一覧画面の先頭に表示されます。

注意点○ファイル一覧画面の元の位置にも表示されます。
○ファイル名を頭文字で検索する際の対象外となります。
○登録されたファイル名と、それ以外のファイル名との間に、---Favorites---の区切り線が表示されます。
○ファイル名順ではなく、登録した順番で表示されます。
【｢お気に入り｣から外す操作方法】①｢お気に入り｣から外したい、区切り線の上にあるファイル名を、上(()のカーソルキーで、選択します。

※選択されたファイル名は反転表示されます。
②(1:Favorite-Off)を押します。

※１度に複数のファイル名を｢お気に入り｣から外すことはできません。
１つずつ操作してください。

－ 149 －)、下

オリジナルプログラムについて・オリジナルプログラムの作成を始める前には、必ず カシオ取説の 88 ページ以降の｢プログラム機能(PROG)｣をよく読んでご理解いただいた上でご使用ください。
・オリジナルプログラムについて、操作方法や補償問題 その他の事柄に対し、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
・弊社が入力したビルトインプログラムの影響により、お客様がプログラムの作成に使用できるメモリーの容量は、23KB 程度に制限されます。
また、ビルトインプログラムと同じ｢ファイル名(プログラムタイトル)｣は、使用できません。
・次のページ以降に、弊社が作成したプログラムの一部を掲載しました。
お客様ご自身が、プログラムを組み込まれて、実際に使用される場合を想定して、プログラムの内容と解説、及び操作例を合わせて掲載しています。
ご参考としてご利用ください。
・お客様ご自身が、オリジナルプログラムを作成した場合、または次からのページに掲載されたプログラムを組み込まれた場合、プログラムをご利用なさる際は、まず始めに、次に上げるプログラムの File Type(ファイルタイプ)を選択することになります。
1:Original（オリジナルプログラム）←お客様が作成されたプログラムです。
2:Built-in（ビルトインプログラム）←弊社が入力して販売するプログラムです。
それぞれ、頭の数字キーを押して下さい。
・何らかの事情により本機の修理をご依頼された場合、お客様ご自身が作成したオリジナルプログラムは消去されます。修理完了後、商品をお戻しする際には、本機を購入いただいた時と同じ状態で返却されますので、あらかじめご了承ください。
本機に入力したプログラム･データなどの重要な内容は、メモ帳やノートに書くなどして必ず控えを残しておいてください。
－ 150 －

画地割込み計算 (対辺に平行･1 点固定･角度固定) （01-KAKUCHI）

File Name（プログラムタイトル）｢01-KAKUCHI｣
File Mode（動作モード）｢1:COMP｣
使用サブルーチンプログラム ｢Prog"D"｣（角度入力）
Lbl :131→DimZ:DegA)+1÷tan(B)))→X

A+B-W→T

Cls:ClrMemory

Locate 5,1,X

Lxsin(B)÷sin(18"HEIKO--1"(L-X)÷(sin(A+B))-T)→C"1 TEN--2"→M

Lxsin(A)÷sin(18"KAKUDO --3 "?→Z

" ":"S1="-W)→E

Z=1⇒Goto 1

Locate 5,3,Mxsin

S-1÷2xLxCxsin(A-

Z=2⇒Goto 1

(B)

W)→U

Z 3⇒Goto"S2="

Cls:"X ="Lbl 1:Cls

Locate 5,4,Mxsin√(C -2xUx(1÷tan("L=( →END)=?"→L(A)W)+1÷tan(T)))→X

L= ⇒Goto

Goto 1

Locate 5,1,X

Cls:"A1="?→O

Lbl 2:"S1="?→Dsin(W+T)→Ⅰ

Prog "D":P→A√(L +D -2xLxDxco" ":"S1=""A2="?→Os(A))→C

Locate 5,3,(C-X)

Prog "D":P→B

Cls:"S2="

xsin(T)÷Ⅰ

Lbl 5:Cls(2x(S-1÷2xLxDxsi"S2=""MENSEKI( →L)="?

n(A)))÷(Cxsin(B-Locate 5,4,(E-X)→S

cos ((L +C -D )÷

xsin(W)÷Ⅰ

S= ⇒Goto 1(2xLxC)))

Goto 5

Z=2⇒Goto 2

Goto 5

Z=3⇒Goto 3

Lbl 3

Cls:"X=""A3="?→O√(L -2xSx(1÷tan(Prog "D":P→W※プログラムは、左側の列より順番に入力してください。

－ 151 －

台形面積計算（02-DAIKE MEN）

File Name（プログラムタイトル）｢02-DAIKE MEN｣
File Mode（動作モード）｢1:COMP｣
Lbl :131→DimZ:Deg

B=π⇒Goto 1" ":"GOUKEI="

Cls:ClrMemory

B→F:"H="?→C

Locate 5,4,E

Lbl 1:Cls(A+C)xB÷2→D

Goto 2"H1="?→A

E+D→E:C→A:Cls

F→B:Lbl 2:Cls"MENSEKI=""S(π→H1)="?→B

Locate 5,2,D※プログラムは、左側の列より順番に入力してください。

角度入力(サブルーチンプログラム)（D）File Name（プログラムタイトル）｢D｣File Mode（動作モード）｢1:COMP｣
If Z[131]=1+Froc(Q)÷36→P

Then O→P:Goto 1

Lbl 1

IfEnd

P 36 ⇒P-36 →P

Frac(O)x 2→Q

P< ⇒P+36 →P

Ⅰnt(O)+Ⅰnt(Q)÷6

P 36 ⇒Goto 1

P< ⇒Goto 1※このプログラムは、ビルトインプログラムに入力済みですので、入力をする必要がありません。内容確認のために掲載しました。
※また、ビルトインプログラムと同じ｢ファイル名(プログラムタイトル)｣は、作成できませんので、入力できません。

－ 152 －

画地割込み計算 対辺に平行（01-KAKUCHI／HEIKO）①計算モードで｢対辺に平行｣(HEIKO--1)
を選択。(

を入力)

②辺長 L1 を入力。
※ L(0→END)=? の入力に対し
0 入力()で、①へ戻ります。

③内角 A1、A2 を入力。
④面積を入力。
※ MENSEKI(0→L)=? の入力に対し
0 入力()で、②へ戻ります。

⑤辺長 L に平行な辺長 X、辺長 S1、S2 を出力。
出力後、

表示画面

№
1

を押すと②へ戻ります。

HEIKO

--1

1 TEN

--2

キー操作
計算モードの選択。

1 EXE(｢対辺に平行｣を選択)

KAKUDO --3 ?
2

L(0→END)=?

22.406 EXE

3

A1=?

92.3450 EXE

A1=?
492.3450

96.2310 EXE

A2=?
5MENSEKI(0→L)=?

227.3827 EXE

X = 23.94626178
6

S1= 9.821031921
L(0→END)=?

内角 A1 を入力。
(92°34′50″)
内角 A2 を入力。
(96°23′10″)
面積を入力。
辺長 X

EXE

辺長 S1

S2= 9.872331178
7

辺長 L を入力。

辺長 S2
AC AC

プログラムの終了。

－ 153 －

画地割込み計算 1 点固定（01-KAKUCHI／1 TEN）

①計算モードで｢１点固定｣(1 TEN--2)を選択。
(

を入力)②辺長 L1 を入力。
※ L(0→END)=? の入力に対し0 の入力()で、①へ戻ります。

③内角 A1、A2 を入力。
④面積、辺長 S1 を入力。
※ MENSEKI(0→L)=? の入力に対し0 の入力()で、②へ戻ります。

⑤辺長 S2 を出力。
出力後、を押すと④へ戻ります。

表示画面

№
1

HEIKO

--1

1 TEN

--2

キー操作
計算モードの選択。

2 EXE(｢１点固定｣を選択)

KAKUDO --3 ?
2

L(0→END)=?

13.195 EXE

3

A1=?

95.2051 EXE

A1=?
495.205190.3552 EXE

A2=?
5MENSEKI(0→L)=?

辺長 L を入力。
内角 A1 を入力。
(95°20′51″)
内角 A2 を入力。
(90°35′52″)

197.37 EXE

面積を入力。

12.976 EXE

辺長 S1 を入力。

EXE

辺長 S2

AC AC

プログラムの終了。

MENSEKI(0→L)=?
6

197.37
S1=?

7
8

S2=
15.42591589
MENSEKI(0→L)=?

－ 154 －

画地割込み計算 角度固定（01-KAKUCHI／KAKUDO）①計算モードで｢角度固定｣(KAKUDO--3)を選択。
(

を入力)②辺長 L1 を入力。
※ L(0→END)=? の入力に対し0 の入力()で、①へ戻ります。

③内角 A1、A2 を入力。
④面積、指定角度 A3 を入力。
※ MENSEKI(0→L)=? の入力に対し0 の入力()で、②へ戻ります。

⑤辺長 X、S1、S2 を出力。出力後、
表示画面

№
1

HEIKO

--1

1 TEN

--2

を押すと④へ戻ります。
キー操作
計算モードの選択。

3 EXE(｢角度固定｣を選択)

KAKUDO --3 ?
2

L(0→END)=?

25 EXE

辺長 L を入力。

3

A1=?

101.2340 EXE

A1=?
4101.2340

96.3215 EXE

A2=?
5MENSEKI(0→L)=?

753 EXE

753

92.4850 EXE

A3=?
X = 33.34908472
7

S1= 23.89658431
MENSEKI(0→L)=?

内角 A2 を入力。
(96°32′15″)

指定角度 A3 を入力。
(92°48′50″)
辺長 X

EXE

辺長 S1

S2= 28.58715327
8(101°23′40″)

面積を入力。

MENSEKI(0→L)=?
6

内角 A1 を入力。

辺長 S2
AC AC

プログラムの終了。

－ 155 －

台形面積計算（02-DAIKE MEN）

①高さ H1 を入力。
②底辺 S を入力。
※S(π→H1)=? の入力に対し、
πの入力(

)で

高さ H1 の変更 ①へ戻ります。
③高さ H を入力。
④面積、合計面積を出力。
出力後、を押すと②へ

戻ります。

表示画面

№

キー操作

1

H1=?

7.61 EXE

高さ H1 を入力。

2

S(π→END)=?

8.36 EXE

底辺 S を入力。

12.946 EXE

高さ H を入力。

S(π→END)=?
3

8.36
H=?
MENSEKI=485.92408
GOUKEI=

面積
EXE

合計面積

85.92408
5S(π→END)=?

9.87 EXE

底辺 S を入力。

13.781 EXE

高さ H を入力。

S(π→END)=?
6

9.87
H=?
MENSEKI=7

131.897745
GOUKEI=

面積
EXE

合計面積

217.821825
8

S(π→END)=?

AC AC

プログラムの終了。
－ 156 －

◆この製品のアフターサービスは。お買い上げの販売店にお申しつけください。
◆この製品に関するご意見・ご質問は下記へお寄せください。

本 社
営業部
大 阪
営業所
名古屋
営業所
ＵＲＬ

〒120‑0015 東京都足立区足立2‑23‑13
TEL 03‑3849‑6511 FAX 03‑3849‑6515〒543‑0011 大阪市天王寺区清水谷町3‑19(第3林ビル2号館7F)
TEL 06‑6765‑1897 FAX 06‑6765‑1941
460‑0018 名古屋市中区門前町5‑10(サンメンビル)
TEL 052‑323‑2321 FAX 052‑323‑2320
http://www.yamayo.co.jp/