Navodila za uporabo

Barvni LCD monitor

Pomembno
Prosimo, pozorno preberite ta »Navodila za uporabo« in »Priročnik za
namestitev« (ločen priročnik), da se seznanite z varno in učinkovito
uporabo.
• 	Za prilagoditve in nastavitve monitorja glejte priročnik za namestitev.
• 	Najnovejša navodila za uporabo lahko prenesete z našega spletnega
mesta:
http://www.eizoglobal.com

VARNOSTNI SIMBOLI
V tem priročniku in na tem izdelku so uporabljeni varnostni simboli, navedeni v nadaljevanju. Označujejo
pomembne informacije. Skrbno jih preberite.

OPOZORILOPOZOR

Neupoštevanje informacij v OPOZORILU
lahko povzroči hude poškodbe ter ogroziživljenje.

Neupoštevanje informacij v POZORU lahko
povzroči zmerne poškodbe in/ali škodo na
lastnini ali izdelku.

Prikazuje opozorilo ali pozor. Na primer,
Prikazuje prepovedano dejanje. Na primer,
Prikazuje obvezno dejanje. Na primer,

prikazuje nevarnost »električnega šoka«.
pomeni »Ne razstavljajte«.
pomeni »Ozemljite enoto«.

Ta izdelek je bil prilagojen posebej za uporabo v regiji, v katero je bil prvotno odpremljen. Če uporabljate
zunaj te regije, izdelek morda ne bo deloval, kot je navedeno v specifikacijah.
Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno reproducirati, shraniti v sistem za iskanje ali ga prenašati v
kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, elektronsko, mehansko ali kako drugače, brez predhodnega
pisnega dovoljenja korporacije EIZO.
Družba EIZO Corporation ni dolžna hraniti zaupnih predloženih materialov ali informacij, razen če
se predhodno ne dogovorijo na podlagi prejema omenjenih informacij od družbe EIZO Corporation.
Čeprav smo si po najboljših močeh prizadevali zagotoviti, da ta priročnik vsebuje najnovejše informacije,
upoštevajte, da se lahko specifikacije monitorja EIZO spremenijo brez predhodnega obvestila.

2﻿PREVIDNOSTNI UKREPIPOMEMBNO• Ta izdelek je bil prilagojen posebej za uporabo v regiji, v katero je bil prvotno odpremljen. Če se izdelek
uporablja zunaj te regije, morda ne bo deloval skladno s specifikacijami.
• Za osebno varnost in pravilno vzdrževanje skrbno preberite to poglavje in opozorila o monitorju.

Mesto opozoril

WARNINGAVERTISSEMENTWARNUNG

Simboli na enoti
SimbolStikalo električnega
napajanja:
Stikalo električnega
napajanja:
Gumb vklop/izklop

Ta simbol prikazuje
Pritisnite, da izklopite električno napajanje monitorja.
Pritisnite, da vklopite električno napajanje monitorja.
Pritisnite, da vklopite ali izklopite napajanje monitorja.

Izmenični tok
Opozorilo nevarnosti električnega toka.
POZOR:

Glejte »VARNOSTNI SIMBOLI« (stran 2).

Oznaka OEEO:

Izdelek je treba odstraniti ločeno; materiali se lahko
reciklirajo.

Oznaka CE:

Oznaka skladnosti EU v skladu z določbami Direktive
Sveta in/ali Uredbe (EU).

Proizvajalec
Datum proizvodnje
Pozor: zvezno pravo (ZDA) predpisuje, da sme to napravo prodajati oz. naročiti samo
zdravstveni delavec z licenco.
Medicinski pripomoček v EU
Uvoznik za EU
Pooblaščeni zastopnik v Evropski skupnosti

PREVIDNOSTNI UKREPI

3

OPOZORILO
Če enota začne oddajati dim, smrdi po zažganem ali oddaja čudne zvoke, nemudoma izklopite vse
električne priključke in za nasvet stopite v stik s svojim predstavnikom EIZO.
Poskus uporabe okvarjene enote lahko povzroči požar, električni šok ali poškodbo opreme.
Ne razstavljajte ali spreminjajte enote.
Odpiranje omarice ali spreminjanje enote lahko povzroči požar, električni šok ali opekline.
Vsa popravila naj opravi usposobljeno servisno osebje.
Izdelka ne skušajte popraviti sami, saj lahko z odpiranjem in odstranjevanjem pokrovov povzročite požar,električni šok ali poškodbo opreme.
Držite enoto vstran od majhnih predmetov ali tekočin.
Majhni predmeti, ki nenamerno padejo v omarico skozi reže ventilatorja, ali razlitja
tekočine v omarico lahko povzročijo požar, električni šok ali poškodbo opreme. Če
predmet pade/se tekočina razlije v omarico, nemudoma izklopite enoto iz električnega
omrežja. Pred uporabo naj enoto preveri usposobljen servisni inženir.
Enoto postavite na trdno in stabilno mesto.
Enota, postavljena na neustrezno površino, lahko pade in povzroči poškodbe ali škodo na opremi. Če enota
pade, jo nemudoma izklopite iz električnega omrežja in se posvetujte s svojim lokalnim predstavnikom EIZO.
Ne uporabljajte poškodovane enote. Uporaba poškodovane enote lahko povzroči požar ali električni šok.
Enoto uporabljajte na ustreznem mestu.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara, električnega šoka ali poškodbe opreme.
• Enote ne nameščajte zunaj.
• Enote na nameščajte v nobenih prevoznih sredstvih (ladjah, letalih, vlakih, avtomobilih itd.).
• Enote ne nameščajte v prašnih in vlažnih okoljih.
• Enote ne nameščajte na mestih, kjer lahko voda poškropi ekran (v kopalnicah, kuhinjah itd.)• Enote ne nameščajte na mestih, kjer lahko ekran pride v neposreden stik s paro.
• Enote ne nameščajte v bližini vlažilnikov ali naprav, ki oddajajo toploto.
• Enote ne nameščajte na mestih, kjer je izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
• Enote ne nameščajte v okoljih z vnetljivim plinom.
• Enote ne nameščajte v okoljih s korozivnimi plini (kot so žveplov dioksid, vodikov sulfid,
dušikov dioksid, klor, amoniak in ozon).
• Enote ne nameščajte v prašnih okoljih s snovmi, ki pospešujejo korozijo v atmosferi (kot sta
natrijev klorid in žveplo), prevodnimi kovinami in tako naprej.

Plastično embalažo hranite izven dosega dojenčkov in otrok, da preprečite možnost zadušitve.
Uporabite priložen električni kabel in priključite enoto na standardno električno vtičnico v vaši državi.
Prepričajte se, da enoto uporabljate v obsegu navedene napetosti električnega kabla. V nasprotnem primeru
lahko povzročite požar ali električni šok.
Napajanje: 100-240 V AC 50/60 Hz
Pri izklopu električnega kabla trdno primite vtič in ga povlecite.
Z vlečenjem kabla ga lahko poškodujete, kar lahko povzroči požar ali
električni šok.
Oprema mora biti priključena na ozemljeno omrežno vtičnico.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega šoka.
Uporabite pravilno napetost.
• Enota je zasnovana samo za uporabo z določeno napetostjo. Priključitev na drugo napetost kot napetost, navedeno
v teh »Navodilih za uporabo«, lahko povzroči požar, električni šok ali poškodbo opreme.
Napajanje: 100-240 V AC 50/60 Hz• Ne preobremenite električnega tokokroga, saj lahko to povzroči požar ali električni šok.

4

PREVIDNOSTNI UKREPIOPOZORILOZ električnim kablom ravnajte previdno.
• Kabla ne postavljajte pod enoto ali druge težke predmete.
• Kabla ne vlecite ali zavezujte.

Če se električni kabel poškoduje, ga nehajte uporabljati. Uporaba poškodovanega kablalahko povzroči požar ali električni šok.
Upravljavec se med dotikanjem izdelka ne sme dotikati bolnika.
Ta izdelek ni zasnovan za stik z bolnikom.
Vtiča ali električnega kabla se nikoli ne dotikajte, če začne grmeti.
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega šoka.
Pri pritrditvi stojala za roke glejte uporabniški priročnik za stojalo za roke in enoto varno namestite.
V nasprotnem primeru se enota lahko sname, kar lahko povzroči poškodbe in/ali škodo na opremi. Pred
namestitvijo se prepričajte, da imajo mize, stene ali katera koli druga površina namestitve ustrezno mehansko
trdnost. Če enota pade, se posvetujte s svojim lokalnim predstavnikom EIZO. Ne uporabljajte poškodovane
enote. Uporaba poškodovane enote lahko povzroči požar ali električni šok. Ko ponovno pritrdite nagibno
stojalo, uporabite iste vijake in jih varno privijte.
Poškodovanega prikaza LCD se ne dotikajte z golimi rokami.
Tekoči kristali so strupeni. Pri neposrednem stiku katerega koli dela kože s prikazom
LCD kožo temeljito sperite. Če tekoči kristali zaidejo v oči ali usta, jih nemudoma speritez obilo vode in poiščite zdravniško pomoč.

PREVIDNOSTNI UKREPI

5

POZOR
Pri prenašanju enote ravnajte previdno.
Pri prenašanju enote izklopite električni kabel in žice. Prenašanje enote s priklopljenimi žicami in električnim
kablom je nevarno in lahko povzroči poškodbe.
Enoto prenašajte oziroma namestite skladno z navedenimi načini.
• Ko nosite, primite in trdno držite enoto, kot je prikazano na spodnji sliki.
• Monitorji z velikostjo 30 ali več palcev so težki. Monitor morata razpakirati oziroma prenašati vsaj dve osebi.

Njegov padec lahko povzroči telesne poškodbe ali poškodbo opreme.

Ne prekrivajte rež ventilatorja na omarici.
• Ne postavljajte predmetov na reže ventilatorja.
• Enote ne nameščajte na mesta s slabim prezračevanjem ali z nezadostnim prostorom.
• Enote ne uporabljajte položene ali obrnjene.

Prekrivanje rež ventilatorja preprečuje zadostni pretok zraka in lahko povzroči požar,električni šok ali poškodbo opreme.
Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami.
To lahko povzroči električni udar.

Uporabljajte lahko dostopno vtičnico.
Tako boste v primeru težav lahko hitro izklopili elektriko.
Redno čistite površino okrog električnega kabla in rež ventilatorja monitorja.
Prah, voda ali olje na vtiču lahko povzroči požar.
Pred čiščenjem izklopite enoto iz električnega omrežja.
Čiščenje enote, ki je priključena v električno omrežje, lahko povzroči električni šok.
Če enote ne boste uporabljali dalj časa, jo zaradi varnosti in varčevanja z energijo izklopite inizključite električni kabel iz električnega omrežja.
Za uporabnike na območju EGP in v Švici:
uporabnik mora vsako hudo nesrečo, ki se je pripetila v povezavi z napravo, prijaviti proizvajalcu ter
pristojnemu organu v državi članici prebivališča uporabnika in/ali bolnika.

6

PREVIDNOSTNI UKREPIOpomba za ta monitor
Namenska uporaba
Ta izdelek je namenjen za prikazovanje in ogled digitalnih slik, vključno s standardno in večokvirno
digitalno mamografijo, za pregled, analizo in diagnozo s strani usposobljenih zdravnikov. Posebej jezasnovan za tomosintezo dojk.
Pozor• Mamografskih slik z izgubo stiskanja ne smete uporabljati za primarne interpretacije slik. Mamografske slike jedovoljeno interpretirati samo z zaslonom, ki ga je odobrila FDA in je v skladu s tehničnimi specifikacijami, ki jih je
FDA preizkusila in sprejela.
• Garancija izdelka ne krije drugih uporab, razen tistih, navedenih v tem priročniku.
• Specifikacije, navedene v tem priročniku, so veljavne samo v primeru uporabe naslednjega:- električnih kablov, ki so priloženi k izdelku;- signalnih kablov, ki jih določimo mi.
• Uporabljajte samo izbirne izdelke, ki smo jih proizvedli ali opredelili za ta izdelek.

Previdnostni ukrepi za uporabo• V nasprotnem primeru se lahko deli (kot so prikaz LCD in ventilator) v daljšem časovnem obdobju
obrabijo. Redno preverjajte njihovo pravilno delovanje.
• Če se slika ekrana po daljšem prikazu iste slike spremeni, se lahko pojavi paslika. V izogib prikazovanja
iste slike dalj časa uporabljajte ohranjevalnik zaslona ali funkcijo varčevanja z energijo.
• Če monitor deluje neprestano dalj časa, se lahko pojavijo temni madeži ali ožigi. Za podaljšanje
življenjske dobe monitorja vam priporočamo, da ga redno izklapljate.
• Paslika se lahko pojavi tudi po krajšem časovnem obdobju, kar je odvisno od prikazane slike. To težavo
lahko rešite s spremembo slike ali izklopom naprave za nekaj ur.
• Osvetlitev ozadja prikaza LCD ima fiksno življenjsko dobo. Če ekran postane temen ali prične migljati,
stopite v stik s svojim predstavnikom EIZO.
• Zaslon ima lahko okvarjene slikovne pike ali majhno število svetlobnih pik na zaslonu. To je posledicaznačilnosti same plošče in ne predstavlja okvare izdelka.
• Ne pritiskajte na prikaz ali rob okvirja, saj lahko s tem povzročite prikazovanje napak, kot so vzorci
motenj itd. Če je površina prikaza nenehno izpostavljena pritisku, se plošča lahko poškoduje ali pokvari.
(Če na prikazu ostanejo sledi pritiska, preklopite monitor na črn ali bel ekran. Napaka lahko izgine.)• Prikaza ne praskajte in ne pritiskajte nanj z ostrimi predmeti, saj ga lahko poškodujete. Prikaza nekrtačite s krpo, saj ga lahko popraskate.
• Odvisno od okolja se vrednost, ki jo izmeri vgrajeni senzor osvetljenosti, lahko razlikuje od vrednosti,
prikazane na samostojnem merilniku svetlobe.
• Če je monitor hladen in ga premestite v prostor ali se sobna temperatura hitro dvigne, se na notranji inzunanji strani monitorja lahko pojavi kondenzacija. V tem primeru ne vklapljajte monitorja. Počakajte, dakondenzat izgine, saj se lahko monitor v nasprotnem primeru poškoduje.

Opomba za ta monitor

7

Dolgotrajna uporaba monitorja● Vzdrževanje• Na kakovost prikaza monitorjev vplivata raven kakovosti vhodnih signalov in poškodbe izdelka.
Opravite vizualne preglede in redne teste doslednosti, da bo oprema v skladu z zdravstvenimi
standardi/smernicami glede na vašo uporabo, in po potrebi izvedite umerjanje. Programska opremaza nadzor kakovosti RadiCS omogoča izvajanje nadzora kakovosti na visoki ravni, ki ustreza
zdravstvenim standardom/smernicam.
• Učinkovitost električnih delov se stabilizira v približno 15 minutah. Počakajte 15 minut ali več, ko je
monitor vklopljen ali je monitor obnovljen iz načina spanja, in si nato nastavite monitor.
• Priporočamo, da monitorje nastavite na priporočeno vrednost ali nižjo, da zmanjšate spremembe
osvetlitve zaradi dolgotrajne uporabe in ohranite stabilno osvetlitev.
• Če želite rezultate meritev integriranega kalibracijskega senzorja (integriranega sprednjega
senzorja) uskladiti z rezultati zunanjega senzorja EIZO (senzorja UX1 ali UX2), ki je na voljo ločeno,uporabite RadiCS/RadiCS LE za korelacijo med integriranim sprednjim senzorjem in zunanjim
senzorjem. S periodično korelacijo lahko natančnost merjenja integriranega sprednjega senzorja
ohranjate na ravni, ki ustreza ravni zunanjega senzorja.

● Čiščenje

Priporočamo vam, da monitor redno čistite, saj boste le tako ohranili njegov izgled in podaljšali
njegovo življenjsko dobo.
Nežno obrišite umazanijo z omarice ali površine prikaza z mehko krpo in majhno količino vode ali z
eno od kemikalij, navedenih v nadaljevanju.

Kemikalije, ki jih lahko uporabljate za čiščenje
Naziv materiala

EtanolIzopropilni alkohol
Klorheksidin
Benzalkonijev klorid
Alkildiaminoetilglicin
Glutaral

EtanolIzopropilni alkohol
Hibitane
WelpasTego 51
Sterihyde

Naziv izdelka

Pozor• Kemikalij ne uporabljajte prepogosto. Kemikalije, kot sta alkohol in antiseptična raztopina, lahko povzročijo
odstopanja v lošču, razbarvanje ali bledenje na omarici ali prikazu ter poslabšajo kakovost slike.
• Ne uporabljajte razredčil, benzena, voska in abrazivnih čistil, ki lahko poškodujejo omarico ali prikaz.
• Pazite, da kemikalije ne pridejo v neposreden stik z monitorjem.
Opomba• Izbirno sredstvo ScreenCleaner je priporočljivo za čiščenje ohišja in površine plošče.

Udobna uporaba monitorja• Dolgo gledanje v monitor utruja vaše oči. Vsako uro si vzemite 10-minutni počitek.
• Glejte zaslon z ustrezne razdalje in pod ustreznim kotom.

8

Opomba za ta monitor

VSEBINAPREVIDNOSTNI UKREPI....................................... 3
POMEMBNO............................................................... 3

Opomba za ta monitor........................................... 7
Namenska uporaba................................................... 7
Previdnostni ukrepi za uporabo.............................. 7
Dolgotrajna uporaba monitorja............................... 8● Vzdrževanje...................................................... 8● Čiščenje........................................................... 8

Udobna uporaba monitorja...................................... 8

VSEBINA................................................................. 9
Poglavje 1 Uvod.................................................. 10
1-1.
1-2.

●

1-3.

Lastnosti........................................................10
Vsebina paketa..............................................11
EIZO LCD Utility Disk......................................12
Ukazi in funkcije............................................13

Poglavje 2 Namestitev/priključitev................... 14
2-1.

Pred namestitvijo izdelka............................142-2.

Povezovalni kabli..........................................15

2-3.

Vklop električnega napajanja......................17

2-4.

Prilagajanje višine in kota zaslona.............17● Zahteve za namestitev....................................14

Poglavje 3 Težava ni slike.................................. 18
Poglavje 4 Specifikacije..................................... 19
4-1.

Seznam specifikacij......................................194-2.

Združljive ločljivosti.................................... 20

4-3.

Izbirna dodatna oprema.............................. 20

Priloga................................................................... 21
Zdravstveni standard...............................................21
Informacije o elektromagnetni združljivosti........ 22

VSEBINA

9

Poglavje 1 Uvod
Zahvaljujemo se vam za nakup barvnega LCD monitorja EIZO.

1-1. Lastnosti● Hibridni enobarvni in barvni zaslon
Ta barvni monitor lahko prikazuje slike pri visoki stopnji svetlosti do 1100 cd/m2, kar je blizu svetlosti
enobarvnega monitorja. Zato lahko ta izdelek prikazuje digitalne barvne slike, vključno s tistimi, ki se
uporabljajo v medicinske namene, kot so MRI ali CT dojk, ultrazvočne slike in patološke slike, pa tudienobarvne slike za tomosintezo dojk ali mamografijo, ki zahtevajo visoko raven zmogljivosti prikaza
monitorja.
Ko je omogočena funkcija Hybrid Gamma PXL, ta izdelek samodejno razlikuje med enobarvnimi inbarvnimi deli iste slike na ravni slikovnih pik in jih prikaže z optimalnim stopnjevanjem.

● Nadzor kakovosti
Monitor ima vgrajen senzor za umerjanje (vgrajen sprednji senzor). S tem senzorjem lahko monitor
izvaja neodvisno umerjanje (SelfCalibration) in preverjanje sivine.

S sistemom RadiCS LE, ki je pritrjen na monitor, lahko upravljate zgodovino monitorja ter cilje in načrt
izvajanja funkcije SelfCalibration.
Programska oprema za nadzor kakovosti RadiCS omogoča izvajanje nadzora kakovosti, ki ustreza
zdravstvenim standardom/smernicam.

10

Poglavje 1 Uvod

● Preprosta napeljava kablov
Poleg vhodnega priključka DisplayPort je na voljo tudi izhodni priključek.
Preko izhodnega priključka () se lahko signal posreduje na drug monitor.

● Uporaba monitorja z miško ali tipkovnico
Programska oprema za nadzor kakovosti monitorja RadiCS/RadiCS LE omogoča izvajanje naslednjih
postopkov z miško in tipkovnico:• preklop načinov stikala CAL;
• preklop vhodnega signala;• funkcije, ki delu zaslona dodeli poljuben način preklopa CAL in prikaže sliko (Point-and-Focus);• vstop v način varčevanja z energijo (Backlight Saver).

1-2. Vsebina paketa
Prepričajte se, da so v paketu vsi naslednji deli. Če kateri manjka ali je poškodovano, se obrnite na
prodajalca ali lokalnega predstavnika EIZO, navedenega na priloženem listu.
Opomba• Priporočamo vam, da škatlo in embalažo shranite za kasnejše premikanje ali prevoz izdelka.
• Monitor• Električni kabel• Kabel digitalnega signala: PP300 x 1
DisplayPort – DisplayPort• Kabel USB: UU300 x 1• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Navodila za uporabo• Kabel digitalnega signala: DD300DL x 1
DVI – DVI (dual link)

Poglavje 1 Uvod

11

● EIZO LCD Utility Disk

CD-ROM vsebuje naslednje elemente. Glejte »Readme.txt« na disku za postopke zagona
programske opreme ali referenčne datoteke za postopke.
• Datoteka Readme.txt• Programska oprema za nadzor kakovosti monitorja RadiCS LE (za Windows)• Uporabniški priročnik
Priročnik za namestitev monitorja
Uporabniški priročnik RadiCS LE• Zunanje mere

RadiCS LE
RadiCS LE vam omogoča izvajanje naslednjih postopkov nadzora in spremljanja kakovosti. Za več
informacij o programski opremi ali postopkih namestitve glejte Uporabniški priročnik RadiCS LE.

Nadzor kakovosti• Izvajanje umerjanja• Prikaz rezultatov preskusov v seznamu in ustvarjanje poročila o preskusu• Nastavitev cilja in urnika izvajanja samodejnega umerjanja SelfCalibration

Postopki monitorja• Preklop načinov stikala CAL• Preklop vhodnega signala• Funkcije, ki delu zaslona dodeli poljuben način preklopa CAL in prikaže sliko (Point-and-Focus)• Vstop v način varčevanja z energijo (Backlight Saver)Pozor• Specifikacije RadiCS LE se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Najnovejšo različico RadiCS LE
lahko prenesete z našega spletnega mesta: http://www.eizoglobal.com

Uporaba RadiCS LE
Za informacije o namestitvi in uporabi RadiCS LE glejte Uporabniški priročnik RadiCS LE (na CD-ju).
Ko uporabljate RadiCS LE, povežite monitor z računalnikom s priloženim kablom USB. Za več
informacij o povezovanju monitorja, glejte »2-2. Povezovalni kabli« (stran 15).
Opomba• V okolju, kjer je težko povezati kabel USB, omogočanje DDC komunikacije omogoči uporabo RadiCS LE,
brez kabla USB. Za informacije o konfiguriranju komunikacije DDC glejte priročnik za namestitev (na CD-ju).
Glede na hitrost komunikacije in stabilnost delovanja priporočamo povezavo USB.

12

Poglavje 1 Uvod

1-3. Ukazi in funkcije
1

2

Prib. 30°

12
13
14
Meni Nastavitve*1

15

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Integriran sprednji
senzor (premični)

Ta senzor se uporablja za umerjanje in preverjanje sivine.

2. Senzor zunanje
svetlobe

Ta senzor meri osvetlitev okolja. Merjenje osvetljenosti okolja se izvaja s programsko
opremo za nadzor kakovosti RadiCS/RadiCS LE.

3. Senzor prisotnosti

Zazna gibanje oseb pred monitorjem.

4. Stikala za upravljanje

Prikaže vodnik za upravljanje. Nastavite menije v skladu z navodili za uporabo.

5. Stikalo

Vklopi ali izklopi napajanje.
Kazalnik stikala sveti, ko vklopite napajanje. Barva kazalnika se razlikuje glede na
stanje delovanja monitorja.
Zelena: Način običajnega obratovanja, oranžna: Način varčevanja z energijo,
izklopljen: Električno napajanje/izklop

6. Izhodna USB vrataPovežite z napravo USB. Pri nameščanju marjetične verige, priključite kabel v vhodna
USB vrata drugega monitorja.

7. Vhodna USB vrataPovežite ta vhod z računalnikom, če uporabljate programsko opremo, ki potrebuje
povezavo USB, ali povežite napravo USB (zunanjo napravo, ki podpira USB) na
izhodna USB vrata.

8. Priključek DVI-D

Povežite z računalnikom.

9. Priključek vhoda
DisplayPortPovežite z računalnikom. Pri nameščanju marjetične verige z drugega monitorja,
priključite kabel v izhodni priključek DisplayPort tega monitorja.

10. Priključek izhoda
DisplayPort

Pri nameščanju marjetične verige, priključite kabel v vhodni priključek DisplayPort
drugega monitorja.

11. Napajalni konektor

Povezuje električni kabel.

12. Stojalo

Višino in kot lahko nastavite.

13. Stikalo električnega
napajanja

Vklopi ali izklopi električno napajanje.
: vklop, : Izklop,

14. Reža varnostne
ključavnice

Ustreza varnostnemu sistemu MicroSaver Kensington.

15. Držalo kablaDržalo za kable monitorja.

*1 Za podrobnosti o uporabi glejte priročnik za namestitev (na CD-ju).

Poglavje 1 Uvod

13Poglavje 2 Namestitev/priključitev
2-1. Pred namestitvijo izdelka
Skrbno preberite »PREVIDNOSTNI UKREPI« (stran 3) in vedno upoštevajte navodila.
Če izdelek položite na lakirano mizo, se barva zaradi sestave gume lahko prilepi na dno stojala. Pred
uporabo preverite površino mize.

● Zahteve za namestitev

Pri namestitvi monitorja v stojalo se prepričajte, da je na straneh, na zadnjem in zgornjem delu dovolj
prostora.

Pozor• Monitor postavite tako, da zaslon ni izpostavljen moteči svetlobi.

14

Poglavje 2 Namestitev/priključitev

2-2. Povezovalni kabli
Pozor• Preverite, ali sta monitor in računalnik izklopljena.
• Ko zamenjate trenutni monitor s tem monitorjem, glejte »4-2. Združljive ločljivosti« (stran 20), da spremenite
nastavitve računalnika za ločljivost in frekvenco navpičnega skeniranja na tiste, ki so na voljo za ta monitor,
preden povežete računalnik.

1. Zaslon monitorja obrnite za 90° v smeri urnega kazalca.
Pred dostavo je monitor nastavljen na ležečo usmeritev.
Pozor• Pred obračanjem monitorja, ga dvignite v najvišji položaj.

2. Povežite signalne kable.

Preverite oblike priključkov in povežite kable. Po priključitvi kabla DVI privijte pritrdilne elemente, dapritrdite konektor.
Pozor• Monitor ima dva tipa priključkov DisplayPort: vhodni in izhodni. Ko monitor priključite na računalnik, kabelpovežite z vhodnim priključkom.
• Pri povezovanju več računalnikov preklopite vhodni signal. Za podrobnosti glejte Priročnik za namestitev (naCD-ju).

Signalni kabel:
DD300DL
Signalni kabel: PP300

ali

Poglavje 2 Namestitev/priključitev

15

Nastavitev povezave marjetične verige
Izhod signalnega vhoda do vhodnega priključka drugega monitorja. V nasprotnem primeru vhod
signala iz izhodnega priključka drugega monitorja.
Pozor• Obiščite spletno mesto EIZO za informacije o monitorjih in grafičnih karticah, ki jih je mogoče uporabiti za
marjetično verigo: http://www.eizoglobal.com• Če želite vzpostaviti povezavo z marjetično verigo, v meniju Skrbniške nastavitve izberite Oblika signala(Signal Format) – »DisplayPort« in nastavite Različica (Version) na »1.2«. Za podrobnosti glejte Priročnik za
namestitev (na CD-ju).
• Pred povezovanjem signalnega kabla odstranite pokrov .

Signalni kabel: PP300

Signalni kabel: PP300

3. Priključite napajalni kabel v električno vtičnico in napajalni konektor na
monitor.

Električni kabel popolnoma vstavite v monitor.

4. Če uporabljate RadiCS/RadiCS LE ali če na monitor priključite napravo USB(zunanjo napravo, ki podpira USB), kabel USB priključite na vhodna USB vrata
na monitorju in računalniku.
Povezovanje z monitorjem

16

Poglavje 2 Namestitev/priključitev

Povezovanje z računalnikom

2-3. Vklop električnega napajanja
1. Dotaknite se, da vklopite napajanje monitorja.

Kazalnik stikala električnega napajanja monitorja zasveti zeleno.
Če kazalnik ne zasveti, si oglejte »Poglavje 3 Težava ni slike« (stran 18).
Opomba• Ko napajanje monitorja ni vklopljeno, bo dotik poljubnega gumba, razen

povzročil utripanje.

2. Vklopite računalnik.
Prikaže se slika zaslona.

Če se slika ne prikaže, glejte »Poglavje 3 Težava ni slike« (stran 18) za dodaten nasvet.
Pozor• Za največji prihranek energije je priporočljivo, da gumb vklop/izklop izklopite. Če monitorja ne uporabljate,lahko izklopite glavno napajanje ali odklopite napajalni vtič, tako da se napajanje popolnoma prekine.
Opomba• Če želite podaljšati življenjsko dobo monitorja s preprečevanjem poslabšanja svetlosti in zmanjšanjem
porabe energije, storite naslednje:- Na računalniku ali monitorju uporabljajte funkcijo varčevanja energije.
- Ko monitorja več ne uporabljate, ga izklopite.

2-4. Prilagajanje višine in kota zaslona
Primite levi in desni rob monitorja z obema rokama in prilagodite višino, nagib in zasuk zaslona tako, danajbolj ustreza vašemu delu.

Pozor• Ko zaključite z nastavljanjem preverite, ali so kabli pravilno povezani.

Poglavje 2 Namestitev/priključitev

17

Poglavje 3 Težava ni slikeTežava1. Ni slike• Kazalnik stikala za vklop/izklop ne sveti.

• Preverite, ali je električni kabel pravilno priključen.
• Vklopite stikalo električnega napajanja.
• Dotaknite se .
• Izključite napajanje in ga nato ponovno vključite.

• Kazalnik stikala električnega napajanja
zasveti: zeleno• V meniju Nastavitve povečajte Osvetlitev (Brightness),
Kontrast (Contrast) ali Odsevnost (Gain). Za podrobnosti
glejte Priročnik za namestitev (na CD-ju).
• Izključite napajanje in ga nato ponovno vključite.

• Kazalnik stikala električnega napajanja
zasveti: oranžno• Preklopite vhodni signal. Za podrobnosti glejte Priročnik za
namestitev (na CD-ju).
• Premaknite miško in pritisnite poljubno tipko na tipkovnici.
• Preverite, ali je računalnik vklopljen.
• Če je senzor prisotnosti nastavljen na Vklop (On), je monitor
morda v stanju varčevanja energije. Poskusite se premaknitibližje k monitorju.
• Preverite, ali je signalni kabel pravilno priključen. Pri vnosu
signala DisplayPort, povežite z .
se uporablja kot izhod,ko je nastavljena povezava z marjetično verigo.
• Izključite napajanje in ga nato ponovno vključite.

• Kazalnik stikala električnega napajanja
utripa: oranžno, zeleno• Povežite s stikalnim kablom, ki ga določa EIZO. Izključite
napajanje in ga nato ponovno vključite.

2. Pojavi se spodnje sporočilo.

18Možen vzrok in odprava napake

To sporočilo se pojavi, če se signal ne vnaša pravilno, tudi če
monitor deluje pravilno.

• To sporočilo se pojavi, če se ne vnaša
noben signal.
Primer:• Sporočilo na levi strani se lahko pojavi, ker nekateri
računalniki, ne izdajo signala nemudoma po vklopu.
• Preverite, ali je računalnik vklopljen.
• Preverite, ali je signalni kabel pravilno priključen.
• Preklopite vhodni signal. Za podrobnosti glejte Priročnik za
namestitev (na CD-ju).
• Pri vnosu signala DisplayPort, poskusite spremeniti različico
DisplayPort. Za podrobnosti glejte Priročnik za namestitev (naCD-ju).
• Izključite napajanje in ga nato ponovno vključite.

• Sporočilo navaja, da je vhodni signal zunaj
navedenega frekvenčnega območja.
Primer:• Preverite, ali je računalnik, konfiguriran tako, da izpolnjuje
zahteve monitorja v povezavi z ločljivostjo in navpično
frekvenco skeniranja (glejte »4-2. Združljive ločljivosti«(stran 20)).
• Ponovno zaženite računalnik.
• S pripomočkom grafične plošče izberite ustrezno nastavitev.
Za več informacij glejte Uporabniški priročnik grafične plošče.

Poglavje 3 Težava ni slikePoglavje 4 Specifikacije
4-1. Seznam specifikacij
Tip
Prikaz LCD

RX560:
RX560-AR:

Proti bleščanju
Protiodsevno

Tip

Barva (IPS)

Osvetlitev zaslona

LED

Velikost

54,1 cm (21,3 inča)

Ločljivost (V x N)

2048 x 2560

Velikost zaslona (V x N)

337,9 mm x 422,4 mm

Velikost točk

0,165 mm

Barve zaslona

10-bitna (DisplayPort): 1073,74 milijonov barv (najv.)
8-bitna (DVI): 16,77 milijonov barv

Video signali

Zorni koti
(V/N, tipično)

178˚/178˚

Priporočena svetlost

500 cd/m2

Odzivni čas (tipični)

12 ms (črna -> bela -> črna)Vhodni priključki

DisplayPort x 1, DVI-D (dual link) x 1

Izhodni priključek

DisplayPort x 1

Vodoravna frekvenca
skeniranja

31 kHz – 135 kHz

navpična frekvenca
skeniranja

DisplayPort: 59 Hz – 61 Hz(720 x 400: 69 Hz – 71 Hz, 2560 x 2048: 23 Hz –51 Hz)
59 Hz – 61 Hz
DVI:(720 × 400: 69 Hz – 71 Hz, 2560 x 2048: 24 Hz –51 Hz)

Način sinhronizacije okvirja 23,5 Hz – 25,5 Hz, 47,0 Hz - 51,0 Hz

USB
Energija

Frekvenca osvetlitve pik

DisplayPort: 25 MHz – 290 MHz
DVI:
25 MHz – 165 MHz
165 MHz – 290 MHz (Dual link)

Vhod

Vhodna vrata x 1, izhodna vrata x 2Standard

USB specifikacije, revizija 2.0

Vhod

100 – 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz 0,90 A – 0,40 A

Največja poraba energije

87 W ali manj

Način Varčevanje energije 1,0 W ali manj*1
Način Stanje pripravljenosti 1,0 W ali manj*2
Fizične specifikacije Mere (Š x V x G)

Okoljske zahteve
za obratovanje

354,5 mm x 476,0 mm – 566,0 mm x 200,0 mm (nagib: 0˚)
354,5 mm × 504,7 mm – 594,7 mm × 264,1 mm (nagib: 30˚)

Mere (Š x V x G)
(brez stojala)354,5 mm x 452,0 mm x 78,0 mm

Neto teža

Približno 8,1 kg

Neto teža
(brez stojala)Približno 5,3 kg

Razpon nastavitve višine

90 mm (nagib: 0˚)Nagib

30˚ navzgor, 5˚ navzdol

Zasuk

70˚

Vrtenje90° (zasuk v nasprotni smeri urnega kazalca od pokončne
usmeritve)

Temperatura

0 ˚C – 35 ˚C (32 ˚F – 95 ˚F)Vlaga

20 % – 80 % RV (brez kondenzacije)

Zračni tlak

540 hPa – 1060 hPa
Poglavje 4 Specifikacije

19

Okoljske zahteve
za prevoz/
shranjevanje

Temperatura-20 ˚C – 60 ˚C (-4 ˚F – 140 ˚F)Vlaga

10 % – 90 % RV (brez kondenzacije)

Zračni tlak

200 hPa – 1060 hPa*1 Ko se uporablja DVI, vhodna USB vrata niso povezana, samodejno zaznavanje vhoda (Auto Input Detection):
Izklop (Izklop), Varčevanje energije (Power Save): Visoko (High), DP varčevanje energije (DP Power Save):
Vklop (On), DisplayPort – Različica (Version): »1.1«, »DDC«: Izklop (Off), in ni povezane zunanje obremenitve*2 Ko vhodna USB vrata niso povezana, DP varčevanje energije (DP Power Save) Vklop (On), DisplayPort –Različica (Version): »1.1«, »DDC«: Izklop (Off), ni povezane zunanje obremenitve

4-2. Združljive ločljivosti
Monitor podpira naslednje ločljivosti.
√: podprto
Ločljivost(V x N)

navpična
frekvenca
skeniranja

DisplayPort

DVI

Pokončno

LežečePokončno

Ležeče720 x 400

70 Hz

√

√

√

√

640 x 480

60 Hz

√

√

√

√

800 x 600

60 Hz

√

√

√

√

1024 x 768

60 Hz

√

√

√

√

1280 x 1024

60 Hz

√

√

√

√

1600 x 1200

60 Hz

√

√

√

√

2560 x 2048

50 Hz

-

√*1

-

√*3

2048 x 2560

50 Hz

√*1

-

√*3

-

*2

2560 x 2048

48 Hz

-

√

-

-

2048 x 2560

48 Hz

√*2

-

-

-

2560 x 2048

25 Hz

-

-

-

√

2048 x 2560

25 Hz

-

-

√

-

*1 Samo ko je Različica DisplayPort (DisplayPort version) 1.1.
*2 Samo ko je Različica DisplayPort (DisplayPort version) 1.2.
*3 Samo signal dual link.

4-3. Izbirna dodatna oprema
Ločeno je na voljo naslednja dodatna oprema.
Obiščite naše spletno mesto, kjer najdete najnovejše informacije o dodatni opremi in najnovejši združljivi
grafični kartici. http://www.eizoglobal.com

20

Komplet za umerjanje

EIZO »RadiCS UX2« razl. 4.6.0 ali novejša
EIZO komplet nadgradnje različice RadiCS (RadiCS Version Up Kit) razl.
4.6.0 ali novejša

Programska oprema za omrežno
upravljanje omrežja nadzora kakovosti

EIZO »RadiNET Pro« razl. 4.6.0 ali novejša
EIZO »RadiNET Pro Lite« razl. 4.6.0 ali novejša

Komplet za čiščenje

EIZO »ScreenCleaner«

Comfort Light za bralnice

EIZO »RadiLight«

Zaščita plošče

RP-918Poglavje 4 Specifikacije

Priloga
Zdravstveni standard• Zagotovljeno mora biti, da je končni sistem skladen z zahtevo IEC60601-1-1.
• Električna oprema lahko oddaja elektromagnetne valove, ki lahko omejijo ali vplivajo na delovanjeoziroma povzročijo okvare v delovanju monitorja. Opremo namestite v nadzorovanem okolju, kjer
preprečite takšne vplive.

Razvrstitev opreme-

Vrsta zaščite proti električnemu udaru: razred I
Razred EMC: IEC60601-1-2 skupina 1 razred B
Razvrstitev medicinskega pripomočka (EU): razred I
Način obratovanja: neprekinjen
Razred IP: IPX0

Priloga21

Informacije o elektromagnetni združljivosti
Serija RadiForce zagotavlja zmogljivost, ki primerno prikazuje medicinke slike.

Okolja namenske uporabe
Serija RadiForce je namenjena uporabi v naslednjih okoljih.
• Okolja profesionalnih zdravstvenih ustanov, kot so klinike in bolnišnice
Naslednja okolja niso primerna za uporabo serije RadiForce:• okolje domače zdravstvene oskrbe• v bližini visokofrekvenčne kirurške opreme kot so elektrokirurški noži• v bližini kratkovalovne zdravstvene opreme• okolja s sistemi medicinske opreme za MRI, ki so zaščitena pred RF valovi• posebna zaščitena okolja• v vozilih, vključno z reševalnimi vozili• Druga posebna okolja

OPOZORILO
Pri uporabi serije RadiForce so potrebni posebni previdnostni ukrepi, povezani z elektromagnetnozdružljivostjo, ter jih je treba namestiti. Skrbno preberite informacije o elektromagnetni združljivosti
ter poglavje »PREVIDNOSTNI UKREPI« v tem dokumentu in upoštevajte naslednja navodila pri
nameščanju in obratovanju izdelka.
Serije RadiForce ne smete uporabljati blizu druge opreme ali naložene nanjo. Če je takšna uporaba
nujna, morate opremo oziroma sistem opazovati ter potrditi normalno delovanje v uporabljeni
konfiguraciji.
Če uporabljate prenosno RF komunikacijsko opremo, jo morate, vključno s kabli, namestiti 30 cm (12inčev) ali več vstran od vseh delov serije RadiForce. V nasprotnem primeru lahko pride do slabšega
delovanja opreme.
Vsaka oseba, ki pri konfiguraciji medicinskega sistema na signalni vhod ali signalne izhode
priključi dodatno opremo, je odgovorna za zagotovitev skladnosti sistema z zahtevami IEC60601-12.
Med uporabo serije RadiForce se ne dotikajte vhodno/izhodnih priključkov signala. V nasprotnem
primeru lahko to vpliva na prikazano sliko.
Uporabite kable, pritrjene na izdelek, ali kable, ki jih je določil EIZO.
Uporaba drugih kablov, razen tistih, ki jih za to opremo določi ali dostavi EIZO, lahko povzroči
večje elektromagnetne emisije ali zmanjšano elektromagnetno odpornost te opreme in nepravilnodelovanje.
Kabel
Namenski kabli EIZO
Najv. dolžina
Zaščita
Feritno jedro
kablov
Signalni kabel(DisplayPort)
Signalni kabel (DVI)
Kabel USB
Napajalni kabel(z ozemljitvijo)

22

Priloga

PP300

3m

Zaščiten

S feritnimi jedri

DD300DL
UU300
-

3m
3m
3m

Zaščiten
Zaščiten
Nezaščiten

S feritnimi jedri
S feritnimi jedriBrez feritnih jeder

Tehnični opisi

Elektromagnetne emisije
Serija RadiForce je namenjena za uporabo v elektromagnetnem okolju, ki je navedeno v nadaljevanju.
Stranka ali uporabnik serije RadiForce mora zagotoviti uporabo v takšnem okolju.

Test emisij

Skladnost

Elektromagnetno polje – Smernice

RF emisije
CISPR11

Skupina 1

Serija RadiForce uporablja RF energijo samo za svoje notranje delovanje.
Zato so njegove RF emisije zelo nizke in običajno ne ovirajo delovanja bližnje
elektronske opreme.

RF emisije
CISPR11

Razred B

Harmonične emisije
IEC61000-3-2

Razred D

Serija RadiForce je primerna za uporabo v vseh okoljih, vključno z domačimi okolji intistimi, ki so neposredno povezani z javnim nizkonapetostnim napajalnim omrežjem,ki oskrbuje stanovanjske stavbe.

Nihanja napetosti/
utripajoče emisije
IEC61000-3-3

Izpolnjuje

Elektromagnetna odpornost
Serija RadiForce je bila preizkušena za naslednje stopnje skladnosti (C) v skladu z zahtevami v zvezi s preizkušanjem (T)za zdravstvene ustanove, določenimi v IEC60601-1-2.
Stranka ali uporabnik serije RadiForce mora zagotoviti uporabo v takšnem okolju.

Preizkusodpornosti

Preskusna raven (T)Stopnja skladnosti(C)

Elektromagnetno polje – Smernice

Elektrostatična
razelektritev (ESD)
IEC61000-4-2

kontaktna razelektritev ±8kV
razelektritev v zraku ±15
kV

kontaktna razelektritev ±8kV
razelektritev v zraku ±15
kV

Tla morajo biti lesena, betonska ali obložena
s keramičnimi ploščicami. Če so tla pokrita ssintetičnimi materiali, naj bo relativna vlažnost
vsaj 30 %.

Hitri prehodi/sunki
napetosti
IEC61000-4-4

Električne napeljave ±2
Električne napeljave ±2
Kakovost elektrike mora biti ustrezna za tipično
kV
kV
komercialno ali bolnišnično okolje.
Vhodni/izhodni vodi ±1 kV Vhodni/izhodni vodi ±1 kVPrenapetosti
IEC61000-4-5

Vod do voda ±1 kV
Vod do zemlje ±2 kV

Vod do voda ±1 kV
Vod do zemlje ±2 kV

Kakovost elektrike mora biti ustrezna za tipično
komercialno ali bolnišnično okolje.

Napetostni padci,
kratke prekinitvein spremembe
napetosti na vhodnih
napajalnih vodih
IEC61000-4-11

0 % UT (100 % padec v
UT) 0,5 cikla in 1 cikel
70 % UT (30 % padec v
UT) 25 ciklov na 50 Hz
0 % UT (100 % padec v
UT)
250 ciklov na 50 Hz

0 % UT (100 % padec v
UT) 0,5 cikla in 1 cikel
70 % UT (30 % padec v
UT) 25 ciklov na 50 Hz
0 % UT (100 % padec v
UT)
250 ciklov na 50 Hz

Kakovost elektrike mora biti ustrezna za tipično
komercialno ali bolnišnično okolje. Če uporabnik
serije RadiForce med motnjami napetosti
potrebuje neprekinjeno delovanje, priporočamo,da serijo RadiForce napaja z neprekinjeno
oskrbo z električno energijo ali z baterijo.

Magnetna polja
frekvence napajanja
IEC61000-4-8

30 A/m(50 / 60 Hz)

30 A/mMagnetna polja električne frekvence morajo
imeti značilnosti, tipične za komercialno
ali bolnišnično okolje. Izdelek morate med
uporabo namestiti najmanj 15 cm vstran od viramagnetnega polja omrežne frekvence.

Priloga23

Elektromagnetna odpornost
Serija RadiForce je bila preizkušena za naslednje stopnje skladnosti (C) v skladu z zahtevami v zvezi s preizkušanjem (T)za zdravstvene ustanove, določenimi v IEC60601-1-2.
Stranka ali uporabnik serije RadiForce mora zagotoviti uporabo v takšnem okolju.

Preizkusodpornosti

Preskusna raven (T) Stopnja skladnosti(C)

Elektromagnetno polje – SmernicePrenosne in mobilne RF opreme ne uporabljajtebližje delom serije RadiForce, vključno s kabli,
kot je priporočljiva razdalja, izračunane iz
enačbe, ki velja za frekvenco oddajnika.
Priporočena ločilna razdalja

Prevedene motnje, ki
jih povzročajo RF polja
IEC61000-4-6

Sevana RF polja
IEC61000-4-3

3 Vrms150 kHz–80 MHz

3 Vrmsd = 1,2√P

6 Vrms
ISM a) pasovi med
150 kHz in 80 MHz

6 Vrmsd = 1,2√P

3 V/m
80 MHz–2,7 GHz

3 V/m

d = 1,2√P, 80 MHz–800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz–2,7 GHz»P« je največja izhodna moč oddajnika v vatih(W) glede na proizvajalca oddajnika, »d« pa jepriporočena ločilna razdalja v metrih (m).
Jakost polja fiksnih RF oddajnikov, kot jodoloča ocena elektromagnetnega mesta b),
naj bo manjša kot stopnja skladnosti v vsakem
frekvenčnem območju c).
V bližini opreme, označene z naslednjim
simbolom, lahko pride do motenj.

Opomba 1

UT je izmenični tok pred uporabo na preskusni ravni.

Opomba 2

Pri 80 MHz in 800 MHz velja višje frekvenčno območje.

Opomba 3

Te smernice o prevodnih motnjah, nastalih zaradi RF polj ali sevanih RF polj, morda ne veljajo za vse situacije.
Na elektromagnetno širjenje vpliva absorpcija in odsev struktur, predmetov in ljudi.

a)Pasovi ISM (industrijski, znanstveni in medicinski) med 150 kHz in 80 MHz so 6,765 MHz do 6,795 MHz, 13,553 MHz do
13,567 MHz, 26,957 MHz do 27,283 MHz in 40,66 MHz do 40,70 MHz.

b)

Jakosti polja iz nepremičnih oddajnikov, kot so osnovne postaje za radijske (mobilne/brezžične) telefone in kopenske
mobilne radie, amaterski radii, radijsko oddajanje AM in FM ter TV oddajanje, ni mogoče natančno določiti. Za oceno
elektromagnetnega okolja pri nepremičnih RF oddajnikih opravite pregled elektromagnetnega polja na mestu uporabe
naprave. Če izmerjena jakost polja na lokaciji uporabe serije RadiForce prekorači zgoraj navedeno primerno stopnjo
skladnosti RF, morate serijo RadiForce opazovati in tako zagotoviti normalno delovanje. V kolikor opazite nenavadnodelovanje, bodo potrebni dodatni ukrepi, kot je preusmeritev ali premestitev serije RadiForce.

c)

Nad frekvenčnim območjem 150 kHz do 80 MHz morajo biti jakosti polja manj kot 3 V/m.

24

Priloga

Priporočene ločilne razdalje med prenosno ali mobilno RF komunikacijsko opremo in serijo
RadiForce
Serija RadiForce je namenjena za uporabo v elektromagnetnem polju z nadzorovanimi sevalnimi RF motnjami. Stranka
ali uporabnik serije RadiForce lahko pomaga preprečiti elektromagnetne motnje, tako da ohranja najmanjšo razdaljo (30cm) med prenosno in mobilno RF komunikacijsko opremo (oddajniki) in serijo RadiForce.
Serija RadiForce je bila preizkušena na naslednjih ravneh skladnosti (C) v skladu z zahtevami testiranja (T) odpornosti
na bližinska polja iz naslednjih RF brezžičnih komunikacijskih storitev.

Frekvenca
testiranja(MHz)

Pasovna širina
a)

(MHz)

Storitev a)

Modulacija b)

Preskusna
raven (T) c)(V/m)

Stopnjaskladnosti (C)
(V/m)

385

380–390TETRA 400

Impulzna modulacija b) 27
18 Hz

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

FM±5 kHz odstopanje
1 kHz sinus

28

28

710

704–787

LTE pas 13, 17

Impulzna modulacija b) 9
217 Hz9

800–960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE pas 5

Impulzna modulacija b) 28
18 Hz

28

1700–1990

Impulzna modulacija b) 28
GSM 1800;
217 HzCDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE pas 1, 3, 4, 25;
UMTS

28

2450

2400–2570

Bluetooth,
WLAN,
802,11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE pas 7

Impulzna modulacija b) 28
217 Hz28

5240

5100–5800

WLAN 802,11 a/n

Impulzna modulacija b) 9
217 Hz

9

745

27

780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785
a)

Pri nekaterih storitvah so vključene samo navzgornje frekvence.

b)

Nosilec je moduliran s 50-odstotnim kvadratnim valovnim signalom delovnega cikla.

c)

Preskusne ravni so bile izračunane z uporabo največje moči in razdalje 30 cm.

Stranka ali uporabnik serije RadiForce lahko pomaga preprečiti motnje zaradi bližinskih magnetnih polj z vzdrževanjem
najmanjše razdalje (15 cm) med RF oddajniki in serijo RadiForce.
Serija RadiForce je bila testirana na naslednjih ravneh skladnosti (C) v skladu z zahtevami testiranja (T) odpornosti nabližinska magnetna polja v spodnji tabeli.

Frekvenca testiranja

Preskusna raven (T)(A/m)

Modulacija a)

Stopnja skladnosti (C)(A/m)

134,2 kHz

Impulzna modulacija a)
2,1 kHz65

65

13,56 MHz

Impulzna modulacija a)
50 kHz

7,5

7,5

a)

Nosilec je moduliran s 50-odstotnim kvadratnim valovnim signalom delovnega cikla.

Priloga25

Pri drugi prenosni in mobilni RF komunikacijski opremi (oddajnikih) mora biti najmanjša razdalja med prenosno in
mobilno RF komunikacijsko opremo (oddajniki) in serijo RadiForce, v skladu s spodnjimi priporočili, glede na največjo
izhodno moč komunikacijske opreme.

Največja nazivna
izhodna moč oddajnika(W)

Razdalja glede na frekvenco oddajnika(m)
150 kHz–80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz–800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz–2,7 GHz
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Za oddajnike, ocenjene pri največji izhodni moči, ki ni navedena zgoraj, lahko priporočeno ločilno razdaljo »d« v metrih (m)izračunate s pomočjo enačbe, veljavne za frekvenco oddajnika, kjer je »P« največja izhodna moč oddajnika v vatih (W) in je
odvisna od proizvajalca oddajnika.
Opomba 1 Pri 80 MHz in 800 MHz velja ločilna razdalja za višje frekvenčno območje.
Opomba 2 Te smernice o prevodnih motnjah, nastalih zaradi RF polj ali sevanih RF polj, morda ne veljajo za vse situacije.
Na elektromagnetno širjenje vpliva absorpcija in odsev struktur, predmetov in ljudi.

26

Priloga153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N385AZ
IFU-RX560
Copyright © 2017 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition - September 29th, 2023