Návod na použitie

Farebný LCD monitorDôležité upozornenie
Pred použitím si prečítajte návod na použitie a návod na inštaláciu.
• Nastavenia a úpravy monitora sú opísané v návode na inštaláciu.
• Najnovšie informácie o výrobku vrátane návodu na použitie nájdete nanašom webe.
www.eizoglobal.com

SYMBOLY
V tomto návode a v tomto výrobku sa používajú nasledujúce symboly. Označujú dôležité
informácie. Dôkladne si ich prečítajte.
Nedodržanie informácií vo VÝSTRAHE môže mať za následokvážne zranenie a ohrozenie života.

VÝSTRAHAUPOZORNENIE

Nedodržanie informácií v UPOZORNENÍ môže mať za následok
stredne vážne zranenie alebo poškodenie výrobku alebo iného
majetku.

Označuje výstrahu alebo upozornenie.
napríklad znamená
nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Označuje zakázaný úkon.
rozoberania.

napríklad znamená zákaz

Tento výrobok bol osobitne prispôsobený na používanie v krajine, do ktorej bol pôvodne
dodaný.
Ak sa používa mimo tejto krajiny, nemusí fungovať podľa špecifikácií.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti EIZO Corporation sa žiadna časťtohto návodu nesmie reprodukovať, uchovávať vo vyhľadávacích systémoch, ani prenášať v
akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, či už elektronicky, mechanicky ani inak.
Spoločnosť EIZO Corporation nie je povinná zachovávať dôvernosť k akýmkoľvek
poskytnutým materiálom alebo informáciám, ak sa o tom pri prijatí takýchto informáciíspoločnosťou EIZO Corporation neuzavrie príslušná dohoda. Napriek tomu, že sme
vynaložili maximálne úsilie na zaručenie aktuálnosti informácií uvedených v tomto návode,špecifikácie výrobku EIZO sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
2

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIABEZPEČNOSTNÉ OPATRENIADôležité upozornenie
Tento výrobok bol osobitne prispôsobený na používanie v krajine, do ktorej bol pôvodne
dodaný. Ak sa používa mimo tejto krajiny, nemusí fungovať podľa špecifikácií.
V záujme osobnej bezpečnosti a správnej údržby si dôkladne prečítajte časť„BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA“ a výstražné upozornenia na monitore.

Umiestnenie výstražných upozornení

Symboly na prístroji
SymbolTento symbol označuje
Hlavný vypínač: Stlačením sa vypne napájanie monitora.
Hlavný vypínač: Stlačením sa zapne napájanie monitora.
Tlačidlo napájania: Stlačením sa monitor zapne alebo vypne.
Striedavý prúd
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom
UPOZORNENIE
Symbol OEEZ: Tento výrobok sa musí likvidovať samostatne, jednotlivé materiálymožno recyklovať.
Označenie CE: Označenie zhody s požiadavkami EÚ v súlade s ustanoveniami
smernice Rady alebo nariadenia (EÚ).
Výrobca
Dátum výroby
Upozornenie: Federálne zákony (USA) obmedzujú predaj tohto zariadenia iba na
predaj licencovanými odborníkmi v oblasti zdravotníctva alebo na ich objednávku.
Lekárske zariadenie v EÚ

3

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

SymbolTento symbol označuje
Dovozca v EÚ
Značka súladu s predpismi Spojeného kráľovstva
Zodpovedná osoba v Spojenom kráľovstve
Autorizovaný zástupca vo Švajčiarsku
Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve

4

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIAVÝSTRAHA
VÝSTRAHA
Ak sa z prístroja začne šíriť dym, zápach pripomínajúci horenie alebo zvláštne zvuky,okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na zástupcu spoločnosti EIZO.
Pokus o používanie pokazeného prístroja môže mať za následok požiar, zásah elektrickým prúdom
alebo poškodenie zariadenia.

VÝSTRAHA
Prístroj nerozoberajte ani neupravujte.
Otvorenie skrine môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo popálenie vysokým
napätím alebo od dielov s vysokou teplotou. Úpravy prístroja môžu mať za následokpožiar alebo zásah elektrickým prúdom.

VÝSTRAHA
Všetky druhy opráv prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu.
Nepokúšajte sa opravovať tento výrobok sami, pretože otvorenie alebo odstránenie krytov môžemať za následok požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia.

VÝSTRAHA
Z blízkosti prístroja odstráňte všetky cudzie predmety alebo tekutiny.
Ak by do skrine spadli kovové súčasti, horľavé materiály alebo kvapaliny, mohli by
spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia.
Ak dôjde k pádu predmetu alebo vyliatiu tekutiny do skrine, prístroj okamžite odpojte.
Pred opätovným používaním nechajte prístroj skontrolovať kvalifikovanému
pracovníkovi servisu.

VÝSTRAHA
Prístroj umiestnite na pevný a stabilný povrch.
Ak je prístroj umiestnený na nevhodnom povrchu, môže spadnúť a spôsobiť zranenie.
Ak prístroj spadne, okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na miestneho zástupcu
spoločnosti EIZO. Poškodený prístroj nepoužívajte. Používanie poškodeného prístroja môže mať za
následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

5

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIAVÝSTRAHA
Prístroj používajte na vhodnom mieste.
V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo
poškodeniu výrobku.
• Neumiestňujte výrobok do vonkajšieho prostredia.
• Neumiestňujte výrobok do žiadnych dopravných prostriedkov (lode, lietadlo, vlak,
automobil atď.).
• Neumiestňujte výrobok do prašného alebo vlhkého prostredia.
• Neumiestňujte výrobok na miesta, kde by na obrazovku mohla špliechať voda
(kúpeľňa, kuchyňa atď.).
• Neumiestňujte výrobok na miesta, kde by obrazovka mohla prichádzať do priameho
styku s parou.
• Neumiestňujte výrobok blízko tepelných zdrojov alebo zvlhčovačov.
• Neumiestňujte výrobok na miesta, kde by bolo vystavené priamemu slnečnému
žiareniu.
• Neumiestňujte výrobok do prostredia s horľavými plynmi.
• Neumiestňujte výrobok na miesta s koróznymi plynmi (napr. oxid siričitý, sírovodík,oxid dusičitý, chlór, amoniak a ozón).
• Neumiestňujte výrobok na prašné miesta, miesta s komponentmi, ktoré urýchľujú
koróziu v atmosfére (napr. chlorid sodný a síra), vodivými kovmi atď.

VÝSTRAHA
Uchovávajte plastové vrecúška mimo dosahu detí.
Plastové vrecúška môžu spôsobiť udusenie.

VÝSTRAHA
Používajte dodaný napájací kábel a pripojte ho do štandardnej napájacej zásuvky vo vašej
krajine.
Dbajte na to, aby bolo napätie v rámci menovitého napätia napájacieho kábla. V opačnom prípade
môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
Napájanie: 100 – 240 V~ 50/60 HzVÝSTRAHA
Napájací kábel odpájajte od elektrickej siete potiahnutím za zástrčku.
Ťahanie za kábel môže kábel poškodiť, čo môže viesť k požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom.

VÝSTRAHA
Výrobok sa musí pripojiť do uzemnenej elektrickej zásuvky.
V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

6

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIAVÝSTRAHA
Používajte správne napätie.
• Prístroj je navrhnutý len na používanie so stanoveným napätím. Pripojenie k inému napätiu, ako
je uvedené v tomto návode na použitie, môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo
poškodenie zariadenia.
Napájanie: 100 – 240 V~ 50/60 Hz• Nepreťažujte napájací okruh, pretože to môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

VÝSTRAHA
S napájacím káblom narábajte opatrne.
Nepokladajte na napájací kábel ťažké predmety ani za napájací kábel neťahajte.
Používanie poškodeného napájacieho kábla môže mať za následok požiar alebozásah elektrickým prúdom.

VÝSTRAHA
Obsluha, ktorá sa dotýka výrobku, by sa nemala súčasne dotýkať pacienta.
Tohto výrobku by sa pacienti nemali dotýkať.

VÝSTRAHA
Nikdy sa nedotýkajte vidlice a napájacieho kábla počas búrky.
Dotyk môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

VÝSTRAHA
Pri pripojení ramenového stojana postupujte podľa používateľskej príručky pre ramenový
stojan a zaistite bezpečnú inštaláciu prístroja.
Prístroj by sa mohol inak odpojiť, čo by mohlo mať za následok zranenie alebo poškodenie
zariadenia.
Pred montážou sa uistite, že stoly, steny a všetky ostatné montážne povrchy majú dostatočnú
mechanickú pevnosť.
Ak prístroj spadne, okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na miestneho zástupcu
spoločnosti EIZO. Poškodený prístroj nepoužívajte. Používanie poškodeného prístroja môže mať za
následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom. Pri opätovnom pripojení sklopného stojanapoužite tie isté skrutky a pevne ich dotiahnite.

VÝSTRAHA
Nedotýkajte sa poškodeného LCD panela holými rukami.
Ak sa akákoľvek časť pokožky dostane do styku s panelom, dôkladne ju umyte.
Ak sa tekuté kryštály dostanú do očí alebo úst, okamžite si ich vypláchnite veľkým
množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. V opačnom prípade môžete mať
toxickú reakciu.

7

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIAVÝSTRAHA
V prípade inštalácie vo výškach požiadajte o pomoc odborníka.
Pri inštalácii monitora vo výške existuje riziko, že výrobok alebo jeho časti spadnú a spôsobia
zranenie. Pri inštalácii monitora požiadajte o pomoc nás alebo odborníka, ktorý sa špecializuje na
stavebné práce. To sa týka aj kontroly poškodenia výrobku alebo deformácií pred inštaláciou
monitora a po nej.

8

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIAUPOZORNENIEUPOZORNENIE
Nedívajte sa priamo na zdroj svetla podsvietenia alebo pracovného svetla.
Mohli by ste si spôsobiť nepríjemné pocity v očiach a problémy so zrakom.

UPOZORNENIE
Na rameno pracovného svetla nevyvíjajte nadmernú silu.
Ohýbanie alebo krútenie ramena veľkou silou môže viesť k jeho poškodeniu alebo poruche.

UPOZORNENIE
Pred použitím skontrolujte, či výrobok funguje.
S používaním začnite až vtedy, ak sa uistíte, že je zobrazovaný obraz v poriadku.
Ak používate niekoľko monitorov súčasne, začnite ich používať až vtedy, keď sa uistíte, že snímky
sa zobrazujú správne.

UPOZORNENIE
Káble, ktoré majú upevňovacie prvky, bezpečne pripevnite.
Ak káble nie sú pevne upevnené, môže dôjsť k ich odpojeniu a následne k výpadku snímok
a prerušeniu pracovného postupu.

UPOZORNENIE
Pred premiestňovaním prístroja od neho odpojte káble a príslušenstvo.
V opačnom prípade sa môžu káble a príslušenstvo pri premiestňovaní odpojiť a spôsobiť zranenie.

UPOZORNENIE
Prístroj prenášajte alebo umiestňujte v súlade so stanovenými postupmi.
• Pri premiestňovaní výrobku držte pevne spodok monitora.
• Monitory s obrazovkou s uhlopriečkou 30 palcov a dlhšou sú ťažké. Monitor by malivybaľovať a prenášať aspoň dve osoby.
• Ak má váš model monitora na zadnej strane rukoväť, uchopte a pevne držte
spodok a rukoväť monitora.
Pád prístroja môže spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie zariadenia.

UPOZORNENIE
Dávajte pozor, aby ste si nepriškripli ruky.
Ak pri nastavovaní výšky alebo sklonu monitora náhle požijete silu, môžete si priškripnúť a poraniť
ruky.

9

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIAUPOZORNENIE
Nezakrývajte vetracie otvory na skrini.
• Na vetracie otvory neklaďte žiadne predmety.
• Prístroj neinštalujte na miesto s nedostatočným vetraním alebo s nepostačujúcim
priestorom.
• Prístroj nepoužívajte v polohe naležato ani spodnou stranou nahor.
Blokovanie vetracích otvorov bráni riadnemu prúdeniu vzduchu a môže mať za
následok požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia.

UPOZORNENIE
Nedotýkajte sa elektrickej vidlice mokrými rukami.
Dotyk môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE
Okolo napájacieho kábla nepokladajte žiadne predmety.
Dôvodom je, aby sa uľahčilo odpojenie napájacieho kábla v prípade problémov azabránilo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE
Pravidelne čistite oblasť okolo napájacej zástrčky a vetrací otvor monitora.
Ak sa na týchto plochách usadí prach, voda alebo olej, môže to spôsobiť požiar.

UPOZORNENIE
Pred čistením prístroj odpojte.
Čistenie prístroja zapojeného do napájacej zásuvky môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE
Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, z dôvodu bezpečnosti a šetrenia energiou vypnite
vypínač a odpojte napájaciu vidlicu z elektrickej zásuvky.

UPOZORNENIE
Tento výrobok je potrebné zlikvidovať v súlade s právnymi predpismi miesta alebo krajinypoužívania.

UPOZORNENIE
V prípade používateľov v oblasti EHP a Švajčiarska:
Akákoľvek vážna udalosť, ktorá sa vyskytla v súvislosti s výrobkom, by sa mala nahlásiť
výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom používateľ alebo pacient sídli.

10

Upozornenie pre tento monitor

Upozornenie pre tento monitor
Indikácie použitia
Tento výrobok je určený na zobrazovanie digitálnych rádiologických snímok na
preskúmanie, analýzu a diagnostiku vyškolenými zdravotníckymi pracovníkmi. Obrazovka
nie je určená na mamografiu.
Pozor• Tento výrobok nie je určený na diagnostiku in vitro.
• Záruka na tento výrobok sa nemusí vzťahovať na iné použitie, ako je uvedené v tomto návode.
• Technické údaje uvedené v tejto príručke sa uplatnia iba vtedy, ak sú použité napájacie káble
dodané spolu s výrobkom a signálovými káblami stanovenými spoločnosťou EIZO.
• S týmto výrobkom používajte iba príslušenstvo EIZO určené spoločnosťou EIZO.

Upozornenia týkajúce sa používania• Po dlhšom používaní sa môže znižovať funkčnosť niektorých dielov (napríklad LCD
panela alebo ventilátora). Pravidelne kontrolujte, či fungujú normálne.
• Ak sa na obrazovke zobrazoval dlhší čas rovnaký obraz, po zmene obrazu môže na
obrazovke chvíľu zostať zvyškový obraz. Používajte funkciu šetriča obrazovky aleborežim úspory energie, aby sa na obrazovke nezobrazoval rovnaký obraz príliš dlho.
Zvyškový obraz sa môže objaviť aj po uplynutí krátkeho času, v závislosti odzobrazovaného obrazu. Ak chcete odstrániť tento jav, zmeňte obraz, prípadne nechajte
monitor niekoľko hodín vypnutý.
• Stabilizácia displeja monitora trvá niekoľko minút. Po zapnutí monitora alebo po
prebudení z režimu úspory energie počkajte niekoľko minút alebo dlhšie a až potom hozačnite používať.
• Ak sa na monitore dlhodobo zobrazuje ten istý obraz, môžu vzniknúť šmuhy alebo môžedôjsť k vypáleniu obrazu. Ak chcete dosiahnuť čo najdlhšiu životnosť monitora,odporúčame ho pravidelne vypínať.
• Podsvietenie LCD panela má pevnú životnosť. V závislosti od spôsobu používania,
napríklad pri dlhodobom nepretržitom používaní, sa životnosť podsvietenia môže skrátiť.
V takom prípade je potrebná výmena. Keď obrazovka stmavne alebo začne blikať,obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti EIZO.
• Obrazovka môže obsahovať niekoľko chybných pixelov (ktoré nesvietia vôbec alebosvietia stále). Je to spôsobené vlastnosťami samotného LCD panela a nie je to porucha.
• Netlačte silno na povrch alebo vonkajší okraj rámu LCD panela, pretože to môžespôsobiť poruchu displeja, napríklad vzory rušenia atď. Dlhodobým pôsobením tlaku na
povrch LCD panela môže dôjsť k zhoršeniu kvality tekutého kryštálu alebo poškodeniu
LCD panela. (Ak na LCD paneli zostanú škvrny po pôsobení tlaku, nechajte na monitorechvíľu čierny alebo biely obraz. Príznaky pravdepodobne zmiznú.)• LCD panel neškriabte ani naň netlačte ostrými predmetmi, pretože to môže spôsobiť
jeho poškodenie. Panel nečistite papierovými vreckovkami, pretože by mohlo dôjsť kjeho poškriabaniu.
• Nedotýkajte sa zabudovaného kalibračného senzora (integrovaného predného
senzora). Mohli by ste tak zhoršiť presnosť merania alebo výrobok poškodiť.
• V závislosti od prostredia sa môže hodnota nameraná vstavaným senzorom osvetlenialíšiť od hodnoty zobrazenej na samostatnom merači osvetlenia.
• Pri preprave tohto výrobku do chladných priestorov, náhlom zvýšení teploty alebo
presune z chladnejšieho do teplejšieho prostredia sa môže na povrchu vyzrážať
11

Upozornenie pre tento monitor
kondenzácia. V takom prípade výrobok nezapínajte. Počkajte, kým kondenzácia
zmizne, pretože inak by mohlo dôjsť k poškodeniu výrobku.

Dlhodobé používanie monitora
Kontrola kvality• Kvalita obrazu monitorov je ovplyvnená kvalitou vstupného signálu a stupňom
opotrebenia výrobku. Ak chcete splniť zdravotnícke normy a usmernenia pre vašu
oblasť použitia, kontrolujte monitor vizuálne a vykonávajte pravidelné testy stálosti(vrátane kontroly stupnice sivej farby). Podľa potreby monitor kalibrujte. Softvér kontroly
kvality monitora RadiCS (voliteľný) umožňuje vykonávať kontroly kvality, ktoré sú v
súlade so zdravotníckymi normami a usmerneniami.
• Než vykonáte rôzne testy kontroly kvality, kalibráciu alebo nastavenia obrazovky, po
zapnutí monitora alebo prebudení z režimu úspory energie počkajte až 15 minút alebo
dlhšie.
• Odporúčame, aby ste nastavili monitory na odporúčanú alebo nižšou úroveň, aby sa
obmedzili zmeny svietivosti spôsobené dlhodobým používaním a zaistila stabilnásvietivosť.
• Ak chcete prispôsobiť výsledky merania integrovaného kalibračného senzora(integrovaný predný senzor) výsledkom externého senzora, ktorý sa predáva
samostatne, vykonajte pomocou softvéru RadiCS (voliteľné príslušenstvo) alebo
RadiCS LE (súčasť balenia) koreláciu medzi integrovaným predným senzorom
a externým senzorom. Pravidelná korelácia pomáha zachovať výsledok merania
integrovaného predného senzora na rovnakej úrovni, akú má externý senzor.
Podrobnosti o korelácii nájdete v používateľskej príručke softvéru RadiCS / RadiCS LE.
Pozor• Stav displeja monitora sa môže neočakávane zmeniť z dôvodu chyby pri prevádzke aleboneočakávanej zmeny nastavenia. Po nastavení obrazovky monitora ho odporúčame používať suzamknutými ovládacími tlačidlami.
Viac o nastavení sa dozviete v návode na inštaláciu (na disku CD-ROM).

Čistenie• Pravidelným čistením bude výrobok dlho vyzerať ako nový a predĺži sa jeho životnosť.
• Škvrny na výrobku je možné odstrániť kusom mäkkej tkaniny namočenej vo vode alebo
našimi prostriedkami ScreenCleaner a jemným utieraním.
Pozor• Nedovoľte, aby sa výrobok dostal do priameho styku s kvapalinami. V prípade styku
s kvapalinou výrobok okamžite utrite.
• Nedovoľte, aby do medzier a vnútrajšku výrobku vnikli kvapaliny.
• Chemikálie určené na čistenie alebo dezinfekciu, ako je alkohol a dezinfekčný prostriedok, môžuspôsobiť zmenu lesku, zmatnenie, zosvetlenie výrobku, ako aj zhoršenie kvality obrazu.
Chemikálie na čistenie nepoužívajte príliš často.
• Na čistenie nikdy nepoužívajte riedidlo, benzén, vosk ani drsné čistiace prostriedky, pretože
môžu poškodiť výrobok.
• Viac informácií o čistení a dezinfekcii nájdete na našej webovej lokalite.
Ako nájsť informácie: Navštívte stránku www.eizoglobal.com a do vyhľadávacieho poľa zadajtevýraz „disinfect“.

12Upozornenie pre tento monitor

Dezinfekcia chemikáliami• Pri dezinfikovaní výrobkov odporúčame použiť nami testované chemikálie (pozri
nasledujúcu tabuľku). Upozorňujeme, že použitie týchto chemikálií nie je zárukou, že savýrobok nepoškodí alebo že sa jeho funkčnosť nezhorší.
Kategória

Typ chemikálie

Príklad výrobku

Na báze alkoholu

Francovka (etylalkohol)

EtanolNa báze alkoholu

Izopropanol

Izopropylalkohol (IPA)

Chlór

Chlórnan sodný

PureloxBiguanidChlórhexidín glukonát

Roztok Hibitane

Na báze alkoholu

Benzalkóniumchlorid

WelpasNa báze aldehydu

Glutaral

Sterihyde

Na báze aldehydu

GlutaralCidex Plus28

Amfoterická povrchovo
aktívna látka

Hydrochlorid alkyldiaminoetylglycín

Roztok Satenidin

Pohodlné používanie monitora• Príliš tmavá alebo svetlá obrazovka môže poškodiť váš zrak. Nastavte jas monitorapodľa okolitých podmienok.
• Dlhodobé sledovanie monitora môže spôsobiť únavu očí. Každú hodinu si urobtedesaťminútovú prestávku.
• Pozerajte sa na obrazovku z vhodnej vzdialenosti a z vhodného uhla.

Varovania a povinnosti týkajúce sa kybernetickej
bezpečnosti• Aktualizáciu firmvéru je potrebné zveriť spoločnosti EIZO Corporation alebo
distribútorovi jej výrobkov.
• Ak spoločnosť EIZO Corporation alebo distribútor jej výrobkov vydá pokyn na
aktualizáciu firmvéru, ihneď firmvér aktualizujte.

13

OBSAHOBSAHBEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA..................................................................................

3Dôležité upozornenie ..........................................................................................

3

Umiestnenie výstražných upozornení .....................................................

3

Symboly na prístroji ................................................................................

3VÝSTRAHA.........................................................................................................

5

UPOZORNENIE..................................................................................................

9

Upozornenie pre tento monitor................................................................................. 11
Indikácie použitia................................................................................................. 11
Upozornenia týkajúce sa používania .................................................................. 11
Dlhodobé používanie monitora ........................................................................... 12
Kontrola kvality........................................................................................ 12Čistenie ................................................................................................... 12
Dezinfekcia chemikáliami........................................................................ 13
Pohodlné používanie monitora............................................................................ 13
Varovania a povinnosti týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti........................... 13
1 Úvod ............................................................................................................................ 16
1.1

1.2

1.3

Vlastnosti............................................................................................................. 16
1.1.1Voľné usporiadanie ................................................................................. 16

1.1.2

Jednoduché vedenie káblov ................................................................... 16

1.1.3

Podporuje zobrazenie videa a napájanie pomocou jedného kábla USB
typu C...................................................................................................... 16

1.1.4

Hybridné čiernobiele a farebné zobrazenie ............................................ 17

1.1.5

Kontrola kvality........................................................................................ 17

1.1.6

Funkcia dokovacej stanice...................................................................... 17

1.1.7

Vybavenie funkciou osvetlenia (RadiLight) ............................................. 17

1.1.8

Priestorovo úsporná konštrukcia............................................................. 18

1.1.9

Ovládanie monitora pomocou myši a klávesnice.................................... 18

Obsah balenia ..................................................................................................... 19
1.2.1

EIZO LCD Utility Disk.............................................................................. 19

1.2.2

RadiCS LE .............................................................................................. 19

1.2.3

Použivanie softvéru RadiCS LE.............................................................. 20

Ovládacie prvky a funkcie ................................................................................... 21
1.3.1

Predná strana ......................................................................................... 21

1.3.2

Zadná strana........................................................................................... 22

2 Inštalácia a zapojenie................................................................................................. 24
2.1

Pred inštaláciou................................................................................................... 24
2.1.1

2.2

14

Podmienky inštalácie .............................................................................. 24

Pripojenie káblov................................................................................................. 25

OBSAH
2.3

Pripojenie jednotky RadiLight Focus (pracovné svetlo) ...................................... 30

2.4

Zapnutie napájania.............................................................................................. 30

2.5

Nastavenie výšky a uhla obrazovky .................................................................... 31

2.6

Nasadenie krytu konektora ................................................................................. 32

2.7Použitie funkcií RadiLight Area a RadiLight Focus ............................................. 33

3 Problém – nie je obraz ............................................................................................... 34
4 Technické údaje ......................................................................................................... 36
4.1

Zoznam technických údajov................................................................................ 36
4.1.1

Typ .......................................................................................................... 36

4.1.2

LCD panel ............................................................................................... 36

4.1.3

Videosignály............................................................................................ 36

4.1.4

USB......................................................................................................... 36

4.1.5Sieť ......................................................................................................... 37

4.1.6

Napájanie................................................................................................ 37

4.1.7

Fyzické parametre .................................................................................. 37

4.1.8Požiadavky na prevádzkové prostredie .................................................. 37

4.1.9

Podmienky pre prepravu a skladovanie.................................................. 37

4.2

Podporované rozlíšenia ...................................................................................... 38

4.3

Príslušenstvo....................................................................................................... 38

Príloha ......................................................................................................................... 39
Zdravotnícke normy ............................................................................................ 39
Klasifikácia zariadenia ............................................................................ 39
Informácie o elektromagnetickej kompatibilite .................................................... 40
Prostredia zamýšľaného použitia............................................................ 40
Technický opis ........................................................................................ 41

15

1 | Úvod

1 ÚvodĎakujeme, že ste sa rozhodli pre farebný LCD monitor EIZO.

1.1 Vlastnosti
1.1.1 Voľné usporiadanie• Tento výrobok má funkcie PbyP (obraz vedľa obrazu) a PinP (obraz v obraze), ktorédokážu zobraziť až tri signály naraz.

Jeden obraz (single)

PbyP

Jeden obraz (single) + PinP

PbyP + PinP

• Monitor poskytuje funkciu One Cable PbyP, ktorá zobrazuje obrazy v režime PbyP iba
pomocou jedného signálového kábla.

1.1.2 Jednoduché vedenie káblov
Monitor je vybavený výstupným konektorom USB Type-C® (USB-C®).
Z výstupného konektora je možné poslať signál do iného monitora.

1.1.3 Podporuje zobrazenie videa a napájanie pomocou jedného kábla USB typu C
Tento výrobok je vybavený konektorom USB-C a podporuje prenos videosignálov (režim
DisplayPort™ Alt Mode), ako aj napájanie (režim USB Power Delivery).
Pri použití ako externý monitor dodáva pripojenému notebooku maximálny príkon 94 W.

Videosignály

Napájanie

16Úvod | 1

Poznámka• Na zobrazenie videosignálov musí pripojené zariadenie podporovať prenos videosignálov (režim
DisplayPort Alt Mode).
• Ak chcete používať funkciu nabíjania, pripojené zariadenie musí podporovať nabíjanie
zariadenia pomocou režimu USB Power Delivery.
• Maximálny príkon 94 W je možné dodávať iba pri použití nasledujúcich káblov USB:
– CC150SS81G-5A (súčasťou balenia)• Pripojené zariadenia možno nabíjať, aj keď je monitor v úspornom režime.

1.1.4 Hybridné čiernobiele a farebné zobrazenie
Keď je zapnutá funkcia Hybrid Gamma PXL, rozlišuje tento výrobok automaticky medzičiernobielymi a farebnými časťami snímky na úrovni pixelov a zobrazuje ich s optimálnymi
svetelnými prechodmi.

1.1.5 Kontrola kvality• Tento monitor má zabudovaný kalibračný senzor (Integrovaný predný senzor). Tento
senzor umožňuje monitoru nezávisle vykonať kalibráciu (funkcia SelfCalibration(Samokalibrácia)) a kontrolu odtieňov sivej.
• Pomocou dodaného softvéru RadiCS LE je možné kalibrovať monitor a spravovať jeho
históriu.
• Softvér kontroly kvality monitora RadiCS umožňuje vykonávať kontroly kvality, ktoré sú v
súlade so zdravotníckymi normami a usmerneniami.

1.1.6 Funkcia dokovacej stanice
Tento monitor je vybavený portom LAN a rozbočovačom USB, ktorý umožňuje používať ho
ako dokovaciu stanicu. Pripojením kábla USB-C môžete vytvoriť stabilné sieťové prostredie
aj na notebookoch alebo tabletoch, ktoré nie sú vybavené portami LAN. Môžete tiežpoužívať periférne zariadenia kompatibilné s rozhraním USB a nabíjať smartfóny (pozri časť„Používanie funkcie dokovacej stanice“ v inštalačnej príručke).

1.1.7 Vybavenie funkciou osvetlenia (RadiLight)
RadiLight Area (podsvietenie)• RadiLight Area je funkcia podsvietenia zabudovaná v monitore. Nepriamo osvetľuje
miestnosť zo zadnej strany monitora, čo umožňuje efektívnu rádiologickú interpretáciu
v slabo osvetlenom prostredí.
RadiLight Focus (pracovné svetlo)17

1 | Úvod
• RadiLight Focus je odnímateľné pracovné svetlo. Môže osvetliť vašu pracovnú plochu
pri čítaní, písaní dokumentov alebo používaní klávesnice.

RadiLight Area

RadiLight Focus

1.1.8 Priestorovo úsporná konštrukcia
Monitor je vybavený viacerými konektormi USB (vstupnými). Pomocou jednej súpravyzariadení USB (myš, klávesnica atď.) môžete obsluhovať viacero počítačov.

1.1.9 Ovládanie monitora pomocou myši a klávesnice
Pomocou softvéru ovládania kvality monitora RadiCS alebo RadiCS LE môžete vykonávať
tieto operácie monitora pomocou myši a klávesnice:• Prepínanie režimov kalibrácie• Prepínanie vstupných signálov• Funkcia, ktorá k určitej časti obrazovky priradí režim kalibrácie a zobrazí snímku (Pointand-Focus)• Zobrazenie a skrytie podokna PinP (Hide-and-Seek)• Prepínanie medzi počítačmi používajúcimi zariadenia USB (Switch-and-Go)• Prepnutie do režimu úspory energie (Backlight Saver)• Funkcia, ktorá dočasne zvýši jas, aby sa zlepšila viditeľnosť diagnostických snímok(Instant Backlight Booster)
Poznámka• Softvér RadiCS alebo RadiCS LE umožňuje zobraziť alebo skryť podokno PinP a zároveň
prepnúť na počítač, ktorý sa používa na ovládanie zariadení USB. Viac informácií o postupe
nastavenia nájdete v Používateľskej príručke softvéru RadiCS alebo RadiCS LE.

18

Úvod | 1

1.2 Obsah balenia
Skontrolujte, či sa v balení nachádzajú všetky nasledovné komponenty. Ak niektorá položka
chýba alebo je poškodená, kontaktujte dodávateľa alebo miestneho zástupcu spoločnosti
EIZO.
Poznámka• Odporúčame, aby ste si škatuľu a baliaci materiál odložili, aby ste ich mohli použiť na prenášanie
alebo prepravu výrobku.

• Monitor• Napájací kábel• Digitálny signálový kábel (DisplayPort/DisplayPort): 2× PP300-V14• Digitálny signálový kábel (HDMI/HDMI): 1× HH300PR• Kábel USB 2.0 (USB-A/USB-B): 2× UU300• Kábel USB-C (USB-C/USB-C): 1× CC150SS81G-5A• Kryt konektora (ľavý)• Kryt konektora (pravý)• RadiLight Focus (pracovné svetlo)• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Návod na použitie

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk
Disk CD-ROM obsahuje nasledujúce položky. Informácie o spustení softvéru a referenčné
postupy k súborom nájdete v súbore Readme.txt na disku.
• Súbor Readme.txt• Softvér ovládania kvality monitora RadiCS LE (pre systém Windows)• Používateľská príručka– Návod na použitie pre tento monitor– Návod na inštaláciu monitora– Používateľská príručka softvéru RadiCS LE• Vonkajšie rozmery

1.2.2 RadiCS LE
Pomocou softvéru RadiCS LE môžete vykonávať nasledujúce kontroly kvality a operácies monitorom. Viac informácií o softvéri alebo postupoch nastavenia nájdete v Používateľskej
príručke softvéru RadiCS LE.
Kontrola kvality• Vykonanie kalibrácie19

1 | Úvod
• Zobrazenie výsledkov testu v zozname a vytvorenie správy o výsledkoch testu• Nastavenie cieľa samokalibrácie a rozvrhu vykonania
Operácie s monitorom• Prepínanie režimov kalibrácie• Prepínanie vstupných signálov• Funkcia, ktorá k určitej časti obrazovky priradí režim kalibrácie a zobrazí snímku (Pointand-Focus)• Zobrazenie a skrytie podokna PinP (Hide-and-Seek)• Prepínanie medzi počítačmi používajúcimi zariadenia USB (Switch-and-Go)• Prepnutie do režimu úspory energie (Backlight Saver)• Funkcia, ktorá dočasne zvýši jas, aby sa zlepšila viditeľnosť diagnostických snímok(Instant Backlight Booster)• Funkcia, ktorá automaticky upraví jas monitora podľa úrovne okolitého osvetlenia
v nastavení textového režimu (Auto Brightness Control)Pozor• Špecifikácie softvéru RadiCS LE sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšia
verzia softvéru RadiCS LE je prístupná na prevzatia na našej webovej stránke:(www.eizoglobal.com)

1.2.3 Použivanie softvéru RadiCS LE
Informácie o inštalácii a používaní softvéru RadiCS LE nájdete v používateľskej príručke
softvéru RadiCS LE (na disku CD-ROM).
Ak používate softvér RadiCS LE, pripojte monitor k počítaču pomocou priloženého kábla
USB. Viac informácií o pripojení monitora nájdete v časti 2.2 Pripojenie káblov [} 25].

20

Úvod | 1

1.3 Ovládacie prvky a funkcie
1.3.1 Predná strana
1

2

Pribl. 30°

34

1. Integrovaný predný
senzor (pohyblivý)Tento senzor sa používa na vykonanie kalibrácie a kontrolu odtieňov
šedej.

2. Senzor osvetlenia

Tento senzor meria okolité osvetlenie. Okolité osvetlenie sa meria
softvérom kontroly kvality RadiCS alebo RadiCS LE.

3. Ovládacie tlačidlá

Zobrazí príručku pre obsluhu. Nastavte ponuky podľa príručky pre
obsluhu.

4. Hlavný vypínač

Zapnutie a vypnutie napájania.
Po zapnutí prívodu energie sa rozsvieti kontrolka napájania. Farba
kontrolky sa líši podľa prevádzkového stavu monitora.
Zelená: štandardný prevádzkový režim, oranžová: Režim úspory
energie,
nesvieti: Hlavný vypínač alebo napájanie vypnuté21

1 | Úvod

1.3.2 Zadná strana
1

7

2

8

5

6
3

4

9

12

13

14

1. RadiLight Area
(podsvietenie)

Funkcia podsvietenia zabudovaná v monitore. Nepriamo osvetľuje
miestnosť zo zadnej časti monitora.

2. StojanSlúži na úpravu výšky a uhla (sklonu a natočenia ) monitora.

3. Hlavný vypínač

Zapnutie a vypnutie prívodu napájania.
: vypnuté,

22

11

10

: zapnuté

4. Konektor napájania

Pripojenie napájacieho kábla.

5. Otvor na bezpečnostný
zámok

Vyhovuje požiadavkám systému zabezpečenia MicroSaver odspoločnosti Kensington.

6. Držiak na kábleUmožňuje prehľadné usporiadanie káblov.

7. Konektor USB-A(výstupný)Slúži na pripojenie k periférnemu zariadeniu USB (pozri „Používanie
funkcie dokovacej stanice“ v inštalačnej príručke).

8. Konektor pracovného
svetlaSlúži na pripojenie k jednotke RadiLight Focus.

9. Konektor HDMI

Slúži na pripojenie počítača vybaveného výstupom HDMI.

10. Konektor DisplayPortSlúži na pripojenie počítača vybaveného výstupom DisplayPort.

Úvod | 1

11. Konektor USB-C(vstupný)Slúži na pripojenie počítača vybaveného výstupom USB-C. Prenáša
aj signál USB potrebný na používanie softvéru, ktorý vyžaduje
pripojenie USB alebo funkciu dokovacej stanice (pozri „Používanie
funkcie dokovacej stanice“ v inštalačnej príručke).

12. Konektor USB-C(výstupný)Ak chcete vytvoriť reťazové pripojenie viacerých monitorov, pripojte
kábel k vstupnému portu USB-C iného monitora. Okrem ho môžete
pripojiť k periférnemu zariadeniu USB (pozrite si časť „Používanie
funkcie dokovacej stanice“ v inštalačnej príručke).

13. Port LANSlúži na pripojenie k sieťovému rozbočovaču alebo smerovaču
pomocou kábla LAN, aby bolo možné používať sieťové pripojenie
funkcie dokovacej stanice (pozri „Používanie funkcie dokovacej
stanice“ v inštalačnej príručke).

14. Konektor USB-B(vstupný)Slúži na pripojenie k počítaču, keď sa používa softvér vyžadujúci
pripojenie USB na počítači bez konektoru USB-C, alebo keďpoužívate funkciu rozbočovača USB tohto výrobku.

23

2 | Inštalácia a zapojenie

2 Inštalácia a zapojenie
2.1 Pred inštaláciou
Pozorne si prečítajte časť BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA [} 3] a vždy dodržiavajte
uvedené pokyny.
Ak tento výrobok umiestnite na lakovaný povrch, môže farba v dôsledku zloženia gumypriľnúť k spodnej časti stojanu. Pred použitím skontrolujte povrch stola.

2.1.1 Podmienky inštalácie
Pri montáži monitora na stojan dbajte na to, aby bol v blízkosti bočných strán a tiež okolo
zadnej a hornej strany monitora dostatok priestoru.
Pozor• Monitor umiestnite tak, aby na obrazovku nedopadalo prudké svetlo.

24

Inštalácia a zapojenie | 2

2.2 Pripojenie káblov
Pozor• Pred pripojením káblov skontrolujte, či je vypnutý monitor, počítač i periférne zariadenia.
• Ak sa chystáte vymeniť súčasný monitor za tento monitor, prečítajte si časť 4.2 Podporovanérozlíšenia [} 38] a nezabudnite zmeniť nastavenia rozlíšenia na počítači a vertikálnu
obnovovaciu frekvenciu na hodnoty vhodné pre tento monitor ešte pred jeho pripojením kpočítaču.
• Ak máte problémy s pripojením káblov, upravte sklon obrazovky.

1. Pripojte signálové káble.
Skontrolujte tvar konektorov a pripojte káble.
Zobrazenie jedného okna

Signálový kábel: HH300PR
Signálový kábel: PP300-V14
Signálový kábel: CC150SS81G-5A

Pozor• V predvolenom nastavení sa zobrazí signál z konektora DisplayPort 1. Ak chcete zobraziť signál
z iného konektora, prepnite vstupný signál (pozrite si časť „Prepínanie vstupných signálov“ vinštalačnej príručke).
• Ak používate konektor USB-C nielen na zobrazenie videa, ale aj na kontrolu kvality monitora
pomocou softvéru RadiCS / RadiCS LE a na pripojenie zariadení USB (periférne zariadenia
kompatibilné s rozhraním USB), musíte v ponuke Setting (Nastavenie) nastaviť možnosť „USB
Selection“ na „USB-C“. Pokyny nájdete v návode na inštaláciu (na disku CD-ROM).
• Signály HDMI® sa môžu zobrazovať v obmedzenom rozsahu.

25

2 | Inštalácia a zapojenie
Zobrazenie PbyP (DisplayPort 1/DisplayPort 2)

Signálový kábel: PP300-V14

Signálový kábel: PP300-V14

Pozor• Ak chcete použiť zobrazenie PbyP (DisplayPort 1/DisplayPort 2), musíte v ponuke Setting(Nastavenie) nakonfigurovať možnosť „PbyP Settings“. Pokyny nájdete v návode na inštaláciu(na disku CD-ROM).
• V prípade zobrazenia PbyP z dvoch počítačov môžu byť niektoré aspekty kontroly kvality,
napríklad kalibrácia, obmedzené.

26

Inštalácia a zapojenie | 2
Zobrazenie PbyP (PbyP s jedným káblom)

Signálový kábel: PP300-V14

Signálový kábel: CC150SS81G-5A

Pozor• Ak chcete použiť zobrazenie PbyP (One Cable PbyP), pripojte konektor DisplayPort 1 alebo). Okrem toho musíte v ponuke Setting (Nastavenie)
konektor USB-C (vstupný:nakonfigurovať možnosť „PbyP Settings“. Pokyny nájdete v návode na inštaláciu (na disku CDROM).
• Ak používate konektor USB-C nielen na zobrazenie videa, ale aj na kontrolu kvality monitora
pomocou softvéru RadiCS / RadiCS LE a na pripojenie zariadení USB (periférne zariadenia
kompatibilné s rozhraním USB), musíte v ponuke Setting (Nastavenie) nastaviť možnosť „USB
Selection“ na „USB-C“. Pokyny nájdete v návode na inštaláciu (na disku CD-ROM).

27

2 | Inštalácia a zapojenie
Zobrazenie PinP (podokno)
Príklad: Používanie konektora HDMI

Signálový kábel: HH300PR
Signálový kábel: PP300-V14

Pozor• Ak chcete použiť zobrazenie PinP (podokno), musíte v ponuke Setting (Nastavenie)
nakonfigurovať možnosť „PinP Settings“. Pokyny nájdete v návode na inštaláciu (na disku CDROM).
• Keď sa signál HDMI zobrazuje na jednej obrazovke, funkciu PinP (podokno) nemožno použiť.

28

Inštalácia a zapojenie | 2
Pripájanie ďalších monitorov prostredníctvom reťazového pripojenia
Signálový vstup do konektora DisplayPort 1 alebo konektora USB-C (vstupného:možné použiť ako výstup do ďalšieho monitora.

) je

Pripojenie k počítaču

Kábel USB-C

Signálový kábel: PP300-V14

Signálový kábel: CC150SS81G-5A

Signálový kábel: CP200(voliteľný, predáva sa samostatne)

Pozor• Informácie o monitoroch a grafických kartách, ktoré je možné použiť na reťazové pripojenie,
nájdete na webovej stránke spoločnosti EIZO:(www.eizoglobal.com)• Ak chcete vytvoriť reťazové pripojenie, pripojte konektor DisplayPort 1 alebo konektor USB-C). Okrem toho musíte v ponuke Administrator Settings (Nastavenia správcu)(vstupný:nakonfigurovať možnosť „Daisy Chain“. Pokyny nájdete v návode na inštaláciu (na disku CDROM).
• V predvolenom usporiadaní má port USB-C (výstupný:konektora kryt odstráňte.

) nasadený kryt. Pred použitím

2. Zapojte napájací kábel do zásuvky a napájacieho konektora na monitore.
Sieťový kábel zasuňte naplno do monitora.
3. Ak nepoužívate pripojenie USB-C a ak používate aplikáciu RadiCS alebo RadiCS LE
alebo ak k monitoru pripájate zariadenie USB (periférne zariadenia podporujúce
rozhranie USB), pripojte kábel USB 2.0 ku konektoru USB-B na monitore a ku konektoru
USB-A na počítači.
Kábel USB 2.0: UU300

Pozor• Pri pripájaní monitora k počítaču, na ktorom je nainštalovaná aplikácia RadiCS alebo RadiCS) alebo USB-C (vstupnému:).
LE, pripojte monitor ku konektoru USB-B 1 (• Pred použitím konektora USB-B 2 () z neho odstráňte kryt. Okrem toho zmeňte nastavenie„USB selection“ (Výber USB) v ponuke Setting (Nastavenie) (pozrite si časť „Výber USB“ vinštalačnej príručke).

29

2 | Inštalácia a zapojenie

2.3 Pripojenie jednotky RadiLight Focus (pracovné svetlo)
Pripojte jednotku RadiLight Focus (pracovné svetlo) ku konektoru pracovného svetla na
monitore.
Možno ju pripojiť len v smere nadol, kolmo na konektor.

1
2

Ak ju chcete odpojiť, vytiahnite ju a zároveň otočte časť na pripojenie k monitoru smeromoznačeným 1 na obrázku.

2.4 Zapnutie napájania.
1. Monitor sa zapína stlačením tlačidla
Kontrolka napájania monitora sa rozsvieti na zeleno.
Ak sa kontrolka nerozsvieti, pozrite si časť 3 Problém – nie je obraz [} 34].
Poznámka• Keď sa na vypnutom monitore dotknete ktoréhokoľvek ovládacieho tlačidla okrem tlačidla
začne tlačidlo
blikať a signalizuje tak svoje umiestnenie.

2. Zapnite počítač.
Na obrazovke sa zobrazí obraz.
Ak sa obraz nezobrazí, postupujte podľa informácií v časti 3 Problém – nie je obraz[} 34].

30,

Inštalácia a zapojenie | 2

Pozor• Pri prvom pripojení alebo zmene spôsobu pripojenia nemusí byť správne nastavené zobrazenie,
napríklad rozlíšenie alebo mierka zobrazenia. Skontrolujte, či je počítač nastavený správne.
• Na účely úspory energie sa odporúča vypínať zariadenie vypínačom. Keď nepoužívate monitor,môžete vypnúť zdroj napájania alebo odpojiť napájací kábel, aby sa prívod napájania úplne
prerušil.

Poznámka• Dodržiavaním nasledujúcich zásad môžete maximálne predĺžiť životnosť monitora obmedzením
postupnej straty jasu a znížením spotreby:– Používajte na počítači alebo monitore funkciu úspory energie.
– Po skončení používania vypnite monitor.

2.5 Nastavenie výšky a uhla obrazovky
Uchopte monitor za horný a dolný alebo ľavý a pravý okraj oboma rukami a upravte výšku,sklon a natočenie obrazovky tak, aby ste zaistili jeho optimálnu pozíciu na prácu.

Pozor• Keď dokončíte nastavenie, uistite sa, že káble sú správne pripojené.
• Po nastavení výšky a uhla prevlečte káble cez držiak na káble.
• Pri nastavovaní uhla alebo polohy monitora, keď je pripojené pracovné svetlo, dávajte pozor, aby
ste na pracovné svetlo nepôsobili silou. Mohli by ste poškodiť konektor alebo rameno.

31

2 | Inštalácia a zapojenie

2.6 Nasadenie krytu konektora
1. Usporiadajte káble v držiaku na káble.

2. Nasaďte kryt konektora.

Príklad: Nasadenie krytu konektora (pravý)Pozor• Uistite sa, že je nasadený pevne, aby ste zabezpečili správne vetranie vo vnútri monitora.

Poznámka• Ak chcete kryt konektora odstrániť, potiahnite ho smerom k sebe.

32

Inštalácia a zapojenie | 2

2.7 Použitie funkcií RadiLight Area a RadiLight Focus
1. Uistite sa, že je zapnutý monitor i počítač.
2. Pomocou ovládacích tlačidiel zapnite alebo vypnite funkciu RadiLight Area alebo
RadiLight Focus.
Nastavte jas funkcie RadiLight Area.

Zapnúť/vypnúť RadiLight Focus
RadiLight AreaZníženie jasu / Zvýšenie jasu / Zapnúť/vypnúť

Pozor• Vzhľadom na rozdiely v LED diódach sa môžu vyskytnúť rozdiely vo farbách a jase aj pri
rovnakom výrobku.
• V nasledujúcich prostrediach nemusíte pri použití funkcie RadiLight Area dosiahnuť dostatočné
osvetlenie.
– Ak je vzdialenosť od steny alebo stropu veľká.
– Ak je stena alebo strop vyrobený z materiálov, ktoré dobre neodrážajú svetlo alebo majútmavé farby.
• Keď nastavujete uhol jednotky RadiLight Focus, držte nielen hrot, ale aj rameno.

Poznámka• Viac informácií o nastavení funkcie RadiLight Area nájdete v návode na inštaláciu (na disku CDROM).

33

3 | Problém – nie je obraz

3 Problém – nie je obraz
Kontrolka napájania sa nerozsvieti• Skontrolujte, či je napájací kábel riadne pripojený.
• Zapnite hlavný vypínač na zadnej strane monitora.
• Dotknite sa tlačidla.

• Vypnite hlavný vypínač na zadnej strane monitora a o niekoľko minút ho znova zapnite.

Kontrolka napájania sa rozsvieti: na zeleno• Zvýšte nastavenia položiek „Brightness“, „Contrast“ alebo „Gain“ v ponuke nastavenia.
Pokyny nájdete v návode na inštaláciu (na disku CD-ROM).
• Vypnite hlavný vypínač na zadnej strane monitora a o niekoľko minút ho znova zapnite.

Kontrolka napájania sa rozsvieti: na oranžovo• Prepnite vstupný signál. Pokyny nájdete v návode na inštaláciu (na disku CD-ROM).
• Pohnite myšou alebo stlačte ľubovoľný kláves na klávesnici.
• Skontrolujte, či je počítač zapnutý.
• Skontrolujte, či je signálový kábel správne pripojený. Pripojte signálové káble ku
konektorom zodpovedajúcich vstupných signálov.
• Vypnite hlavný vypínač na zadnej strane monitora a potom ho znova zapnite.

Kontrolka napájania bliká: na oranžovo, na zeleno• Používajte len signálový kábel určený spoločnosťou EIZO. Potom vypnite hlavný
vypínač na zadnej strane monitora a o niekoľko minút ho znova zapnite.

Na obrazovke sa zobrazuje hlásenie „No Signal“.
Príklad:• Hlásenie uvedené vyššie sa môže zobraziť, pretože niektoré počítače nevysielajúvýstupný signál ihneď po zapnutí.
• Skontrolujte, či je počítač zapnutý.
• Skontrolujte, či je signálový kábel správne pripojený. Pripojte signálové káble ku
konektorom zodpovedajúcich vstupných signálov.
) slúži na pripojenie výstupu reťazového pripojenia.
• Konektor USB-C (výstupný:Obrazovka sa nezobrazí ani po pripojení k počítaču.
• Prepnite vstupný signál. Pokyny nájdete v návode na inštaláciu (na disku CD-ROM).
• Vypnite hlavný vypínač na zadnej strane monitora a potom ho znova zapnite.

34

Problém – nie je obraz | 3

Na obrazovke sa zobrazuje hlásenie „Signal Error“.
Príklad:• Skontrolujte, či je v počítači nakonfigurované rozlíšenie a vertikálna obnovovacia
frekvencia podľa požiadaviek monitora (pozrite 4.2 Podporované rozlíšenia [} 38]).
• Reštartujte počítač.
• Vyberte vhodné nastavenie pomocou ovládača grafickej karty. Podrobnosti nájdete vpoužívateľskej príručke grafickej karty.

Na obrazovke sa zobrazuje hlásenie „DP Unsupported“(Nepodporovaný kábel DisplayPort)• Skontrolujte, či pripojený kábel zodpovedá signálovému káblu odporučenému
spoločnosťou EIZO.
• Skontrolujte, či konektor USB-C pripojeného zariadenia podporuje výstup obrazového
signálu (režim DisplayPort Alt Mode). Podrobnosti získate od výrobcu zariadenia.
• Pripojte kábel DisplayPort alebo kábel HDMI.

35

4 | Technické údaje

4 Technické údaje
4.1 Zoznam technických údajov
4.1.1 Typ
RX670

Matný

RX670-AR

Antireflexný

4.1.2 LCD panel
Typ

Farebný (IPS)

PodsvietenieLEDVeľkosť

30,0" (76,2 cm)

Rozlíšenie

3280 stĺpcov × 2048 riadkov

Veľkosť displeja (h × v)

645,5 mm × 403,0 mm

Rozostup pixelov (vodorovne × zvislo)

0,197 mm × 0,197 mm

Farby displeja

10-bitové farby (DisplayPort/USB-C): Až 1,07
miliardy farieb (z palety približne 543 miliárd
farieb)8 bitov (DisplayPort/HDMI): 16,77 milióna farieb (zpalety približne 543 miliárd farieb)

Pozorovací uhol (H/V, obvyklý)178˚/178˚

Odporúčaný jas

500 cd/m2

Kontrastný pomer (typický)1800 : 1

Čas odozvy (typický)25 ms (čierna -> biela -> čierna)

4.1.3 Videosignály
Vstupné konektory

2× DisplayPort, 1× USB-C (režim DisplayPort AltMode), 1× HDMI

Výstupné konektory

1× USB-C (režim DisplayPort Alt Mode)

Horizontálna obnovovacia frekvencia
Vertikálna obnovovacia frekvencia*1

31 kHz – 127 kHz
59 – 61 Hz (720 × 400: 69 – 71 Hz)Režim synchronizácie snímok

59 – 61 Hz

Taktovacia frekvencia

25 MHz – 440 MHz*1 Podporovaná vertikálna obnovovacia frekvencia sa líši v závislosti od rozlíšenia. Ďalšie informácienájdete v časti 4.2 Podporované rozlíšenia [} 38].

4.1.4 USB
Port

Vstupný

1× USB-C, 2× USB-B

Výstupný

3× USB-A, 1× USB-CŠtandardŠpecifikácia USB, revízia 2.0

Rýchlosť komunikácie

480 Mb/s, 12 Mb/s, 1,5 Mb/s

Napájanie

Vstupný

USB-C: Maximálne 94 W (5V/3A, 9V/3A, 15V/3A,
20V/4,7A)

Výstupný

USB-A: Maximálne 500 mA na port
USB-C: Maximálne 15 W (5 V/3 A)

36

Technické údaje | 4

4.1.5 SieťPort

RJ-45 (adaptér LAN USB)

Podporované operačné systémy*1

Windows 11
Windows 10 (32-bitové/64-bitové verzie)
macOS Sierra (10.12) alebo novší

Káblová sieť LAN

IEEE802.3ab (1000BASE-T)
IEEE802.3u (100BASE-TX)
IEEE802.3 (10BASE-T)*1 Podpora spoločnosti EIZO sa skončí, keď sa skončí podpora predajcu operačného systému.

4.1.6 Napájanie
Vstup

100 – 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, 2,80 – 1,20 A

Maximálny príkon

279 W alebo menej*1

Režim úspory energie

0,5 W alebo menej*2

Pohotovostný režim

0,5 W alebo menej*3*1 Keď je pripojená externá záťaž, „Mode“: „4-Custom“, „Brightness“: „100%“, osvetlenie RadiLight

Focus je zapnuté, jas osvetlenia RadiLight Area je nastavený na maximum*2 Keď sa používa import prostredníctvom portu DisplayPort a nie je pripojený port USB na

odosielanie dát, „Power Save“: „High“, „DP Power Save“: „On“, „One Cable PbyP“: „Off“,
osvetlenie RadiLight Focus je pripojené, osvetlenie RadiLight Focus je vypnuté, nie je pripojenážiadna externá záťaž
*3 Keď nie je pripojený port USB na odosielanie dát, „DP Power Save“: „On“, „One Cable PbyP“:„Off“, osvetlenie RadiLight Focus je pripojené, osvetlenie RadiLight Focus je vypnuté, nie jepripojená žiadna externá záťaž

4.1.7 Fyzické parametre
Rozmery (š × v × h)

682,0 mm × 490,5 mm – 590,5 mm × 225,0 mm(sklon: 0˚)
682,0 mm × 534,7 mm – 634,7 mm × 295,2 mm(sklon: 30˚)Rozmery (š × v × h) (bez stojana)

682,0 mm × 441,0 mm × 88,0 mm

Čistá hmotnosť

Približne 15,8 kg

Čistá hmotnosť (bez stojana)Približne 11,7 kg

Rozsah nastavenia výšky

100 mm (sklon: 0˚)

Sklon

Nahor 30˚, nadol 5˚Natočenie

70˚

4.1.8 Požiadavky na prevádzkové prostredie
Teplota0 – 35 °C

Vlhkosť

20 – 80 % rel. vlh. (bez kondenzácie)Tlak vzduchu

540 – 1060 hPa

4.1.9 Podmienky pre prepravu a skladovanie
Teplota-20 – 60 °C

Vlhkosť

10 - 90 % rel. vlh. (bez kondenzácie)Tlak vzduchu

200 – 1060 hPa37

4 | Technické údaje

4.2 Podporované rozlíšenia
Monitor podporuje nasledovné rozlíšenia:✓: Podporované, -: Nepodporované
Rozlíšenie

Vertikálna
DisplayPort/USB-C
HDMI
obnovovacia Zobrazenie Funkcia
Funkcia Zobrazenie Funkcia
frekvencia
jedného
PbyP (dva PinP (obraz jedného PinP (obraz
(Hz)
okna
obrazyv obraze)okna
v obraze)
vedľa
seba)

640 × 480

59,940✓640 × 480

60,000–720 × 400

70,087✓720 × 480

59,940–720 × 480

60,000

–

✓

✓

✓

✓

–

–

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

–

✓

✓

–

–

✓

✓

800 × 600

60,317

✓

✓

✓

✓

✓

1024 × 768

60,004

✓

✓

✓

✓

✓

1200 × 1600

59,963

–

–

✓

–

✓

1200 × 1920

59,940

–

–

✓

–

✓

1280 × 720

59,940

–

–

–

✓

✓

1280 × 720

60,000

–

–

–

✓

✓

1280 × 1024

60,020

✓

✓

✓

✓

✓

1600 × 1200

60,000

✓

✓

✓

✓

✓

*1

1640 × 2048

59,985

–

✓

–

–

–

1920 × 1080

59,940

–

–

–

✓

✓

1920 × 1080

60,000

–

–

–

✓

✓

1920 × 1200

59,950

–

–

✓*1

–

✓*1

2560 × 1600

59,972

–

–

–

✓*2

–

59,981

*1

–

–

✓*3

–

3280 × 2048✓

*1 Odporúčané rozlíšenie
*2 Odporúčané rozlíšenie, keď je možnosť „LMM Mode (HDMI)“ nastavená na „On“ v nastavení„Administrator Settings“*3 Odporúčané rozlíšenie, keď je možnosť „LMM Mode (HDMI)“ nastavená na „Off“ v nastavení„Administrator Settings“

4.3 Príslušenstvo
Nasledujúce príslušenstvo je dostupné samostatne.
Najnovšie informácie o voliteľnom príslušenstve a informácie o najnovších kompatibilných
grafických kartách nájdete na našej webovej stránke.
(www.eizoglobal.com)
Súprava na kalibráciu

RadiCS UX2 verzie 5.1.3 alebo novšej
RadiCS Version Up Kit verzie 5.1.3 alebo novšej

Softvér na správu siete

RadiNET Pro verzie 5.1.3 alebo novšej

Súprava na čistenie

ScreenCleaner

Nadstavec VESA pre tenký klient alebo mini
počítač

PCSK-R1

Signálový kábel (USB-C – DisplayPort)

CP200

38

Príloha

PrílohaZdravotnícke normy• Je nutné zaručiť, aby konečný systém spĺňal požiadavky normy IEC 60601-1.
• Napájané zariadenie môže vyžarovať elektromagnetické vlny, ktoré môžu ovplyvňovať
alebo obmedziť činnosť monitora alebo spôsobiť jeho poruchu. Zariadenie inštalujte v
kontrolovanom prostredí, kde sa takýmto účinkom predchádza.

Klasifikácia zariadenia• Typ ochrany pred zásahom elektrickým prúdom: Trieda I• Trieda elektromagnetickej kompatibility: IEC60601-1-2 skupina 1, trieda B• Klasifikácia zdravotníckej pomôcky (EÚ): Trieda I• Režim prevádzky: Nepretržitá
• Trieda IP: IPX039

Príloha

Informácie o elektromagnetickej kompatibilite
Monitor RadiForce RX670 dokáže presne zobrazovať lekárske snímky.

Prostredia zamýšľaného použitia
Monitor RadiForce RX670 je určený na používanie v prostredí opísanom nižšie.
• Prostredie profesionálnych zdravotníckych zariadení, ako sú kliniky a nemocnice• Prostredia starostlivosti poskytovanej v domácnostiach klientov, ako sú rezidencie adomovy, v rámci prostredia domácej zdravotnej starostlivosti
Monitor RadiForce RX670 nie je vhodný na používanie v nasledujúcich prostrediach:• V prostredí domácej zdravotníckej starostlivosti, mimo prostredia starostlivosti
poskytovanej v domácnostiach klientov• V blízkosti vysokofrekvenčných chirurgických zariadení, ako sú napríklad
elektrochirurgické nože• V blízkosti krátkovlnných terapeutických zariadení• Miestnosti s vysokofrekvenčným tienením so systémami lekárskych zariadení pre MRI• V zvláštnych prostrediach tienených umiestnení• Inštalované vo vozidlách vrátane sanitiek• Iné zvláštne prostrediaVÝSTRAHA• Monitor RadiForce RX670 vyžaduje zvláštne opatrenia týkajúce sa elektromagnetickej
kompatibility a musí sa nainštalovať. Pred inštaláciou a použitím monitora si musíte dôkladne
prečítať informácie o elektromagnetickej kompatibilite a časť „BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA“v tomto dokumente a dodržiavať nasledujúce pokyny.

VÝSTRAHA• Monitor RadiForce RX670 sa nemá používať v tesnej blízkosti iných zariadení alebo položený na
nich. Ak je takéto použitie nevyhnutné, mali by ste zariadenie alebo systém pozorovať
a ubezpečiť sa, že funguje normálne v konfigurácii, v ktorej sa bude používať.

VÝSTRAHA• Keď používate prenosné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenie, držte ho 30 cm alebo viac
od akejkoľvek časti monitora RadiForce RX670 vrátane jeho káblov. V opačnom prípade tomôže mať za následok oslabenie výkonu tohto zariadenia.

VÝSTRAHA• Akékoľvek osoby, ktoré pripájajú ďalšie zariadenia k časti na vstup signálu alebo častiam navýstup signálu či konfigurujú zdravotnícky systém, nesú zodpovednosť za to, aby bol tentosystém v súlade s požiadavkami normy IEC60601-1-2.

VÝSTRAHA• Počas používania monitora RadiForce RX670 sa nedotýkajte konektorov vstupu a výstupu
signálov. Mohlo by dôjsť k ovplyvneniu zobrazeného obrazu.

40

PrílohaVÝSTRAHA• Uistite sa, že používate káble pripojené k výrobku alebo káble odporučené spoločnosťou EIZO.
Používanie iných káblov, než odporúča spoločnosť EIZO pre toto zariadenie, môže mať za
následok zvýšené vyžarovanie elektromagnetických polí alebo zníženú elektromagnetickú
odolnosť tohto zariadenia a nesprávnu prevádzku.
Signálový port

Max. dĺžka kábla

Tienenie

Feritové jadro

Odporučený
kábel

DisplayPort

3m

Tienený

Bez feritových jadier

PP300-V14

HDMI

3m

Tienený

S feritovými jadrami

HH300PR

USB-C

1,5 m

Tienený

Bez feritových jadierCC150SS81G-5A

2m

Tienený

Bez feritových jadier–

3m

Tienený

S feritovými jadrami

UU300/MD-C93

3m

Tienený

Bez feritových jadier–

Ethernet

30 m

Netienený

Bez feritových jadier–

Vstup striedavého
napájania

3m

Netienený

Bez feritových jadierS uzemňovacím
vodičom(vstupný)USB-C(výstupný)USB-B(vstupný)USB-A(výstupný)(tiež striedavý vstup)Technický opisVyžarovanie elektromagnetických polí
Monitor RX670 je určený na používanie v elektromagnetickom prostredí opísanom nižšie.
Zákazník alebo používateľ monitora RadiForce RX670 musí zaistiť, že sa bude monitor
RadiForce RX670 v takomto prostredí používať.
Test vyžarovania

Zhoda

Elektromagnetické prostredie – pokynyVyžarovanie
vysokofrekvenčnýchpolí
CISPR11

Skupina 1 Monitor RadiForce RX670 využíva vysokofrekvenčnú energiu lenna svoje interné funkcie.

Vyžarovanie
vysokofrekvenčnýchpolí
CISPR11

Trieda BVyžarovanie
harmonických prúdov
IEC61000-3-2

Trieda DVyžarovanie pri
kolísaní napätia a
blikaníIEC61000-3-3

Vyhovuje

Preto je vysokofrekvenčné žiarenie veľmi nízke a pravdepodobne
nespôsobí rušenie s okolitými elektronickými zariadeniami.
Monitor RadiForce RX670 je vhodný na používanie vo všetkých
podmienkach vrátane domácností a priestorov priamo
pripojených k verejnej nízkonapäťovej sieti, ktorá dodáva energiu
do obytných budov.

41

PrílohaElektromagnetická odolnosť
Monitor RadiForce RX670 bol testovaný na nasledujúcich úrovniach zhody (C) v súlades požiadavkami na testovanie (T) zariadení pre prostredia profesionálnych zdravotníckych
zariadení a prostredia domácej zdravotníckej starostlivosti stanovené v norme
IEC60601-1-2.
Zákazník alebo používateľ monitora RadiForce RX670 musí zabezpečiť, že sa bude monitorpoužívať práve v takomto prostredí.
Test odolnostiÚroveň testu (T)Úroveň súladu (C)Elektromagnetické prostredie– pokyny

Elektrostatický výboj ±8 kV kontaktný
±8 kV kontaktný
Podlaha by mala byť drevená,
(ESD)
výboj
výboj
betónová alebo pokrytá
IEC61000-4-2±15 kV vzdušný výboj ±15 kV vzdušný výboj keramickými dlaždicami. Ak je
podlaha pokrytá syntetickým
materiálom, relatívna vlhkosť bymala byť aspoň 30 %.
Rýchle elektrické
prechodné javy /skupiny impulzov
IEC61000-4-4±2 kV napájacievedenia±2 kV napájacievedenia

Kvalita napájania z elektrickej
siete by mala zodpovedať
typickému komerčnému alebo
nemocničnému prostrediu.

±1 kV vstupné/výstupné vedenia±1 kV vstupné/výstupné vedenia

Rázové impulzy
IEC61000-4-5±1 kV medzi
vedeniami±1 kV medzi
vedeniami

Krátkodobé poklesy
napätia, krátke
prerušenia a zmenynapätia v napájacích
kábloch
IEC61000-4-11

0 % UT (100% pokles 0 % UT (100% pokles Kvalita napájania z elektrickej
UT) počas 0,5 cyklu a UT) počas 0,5 cyklu a siete by mala zodpovedať
1 cyklu
1 cyklu
typickému komerčnému alebo
70 % UT (30% pokles 70 % UT (30% pokles nemocničnému prostrediu. Ak
UT) počas 25 cyklov UT) počas 25 cyklov používateľ monitora RadiForce
RX670 potrebuje pokračovať v
pri 50 Hz
pri 50 Hz
práci aj pri výpadku napájania,
0 % UT (100% pokles 0 % UT (100% pokles odporúčame napájať monitor
UT) počas 250 cyklov UT) počas 250 cyklov RadiForce RX670 zo záložného
pri 50 Hz
pri 50 Hz
zdroja neprerušiteľného
napájania alebo z batérie.

Magnetické polia nasieťovom kmitočte
IEC61000-4-8

30 A/m(50/60 Hz)

Kvalita napájania z elektrickej
siete by mala zodpovedať
±2 kV medzi vedením ±2 kV medzi vedením typickému komerčnému alebo
nemocničnému prostrediu.
a uzemneníma uzemnením

30 A/mMagnetické polia sieťového
kmitočtu by mali byť na bežnej
úrovni pre typické umiestneniev normálnom komerčnom alebo
nemocničnom prostredí.
Výrobok sa musí počas
používania držať minimálne 15
cm od zdroja magnetických polísieťového kmitočtu.

42

Príloha

Test odolnostiÚroveň testu (T)Úroveň súladu (C)Elektromagnetické prostredie– pokyny
Prenosné a mobilné
vysokofrekvenčné komunikačné
zariadenia sa nemajú nachádzať
bližšie k žiadnej časti monitoru
RadiForce RX670 (vrátane
káblov), ako je odporúčaná
vzdialenosť vypočítaná nazáklade rovnice používanej navýpočet frekvencie vysielača.

Sprievodné poruchy
vyvolanévysokofrekvenčnými
poľami
IEC61000-4-6Vyžarované
vysokofrekvenčné
polia
IEC61000-4-3

3 Vrms3 Vrms150 kHz – 80 MHz
6 Vrms6 Vrms
ISM*1 a amatérske
frekvenčné*2 pásmav rozsahu 150 kHz až
80 MHz
10 V/m
10 V/m80 MHz – 2,7 GHz

Odporučený odstup
d = 1,2√P
d = 1,2√P

d = 1,2√P, 80 MHz – 800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz – 2,7 GHz
Kde „P“ je maximálny menovitý
výstupný výkon vysielača
vo wattoch (W) udávaný
výrobcom vysielača a „d“ jeodporúčaná vzdialenosť
v metroch (m). Intenzita poľaz pevných vysokofrekvenčných
vysielačov, ako bola určená
elektromagnetickým prieskumom
na mieste*3, by mala byť nižšia
ako úroveň kompatibilityv každom frekvenčnomrozsahu*4.
Rušenie sa môže vyskytnúť v
blízkosti zariadení označených
nasledovným symbolom.

Poznámka• UT je striedavé napätie v elektrickej sieti pred použitím testovacej úrovne.
• Pri hodnotách 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenčný rozsah.
• Tieto pokyny týkajúce sa sprievodných porúch vyvolaných vysokofrekvenčnými poľami alebovyžarovanými vysokofrekvenčnými poľami nemusia platiť vo všetkých situáciách. Šírenie
elektromagnetických vĺn je ovplyvňované pohlcovaním a odrazmi od konštrukcií, predmetov aľudí.
*1 Pásma ISM (priemyselné, vedecké a lekárske) medzi 150 kHz a 80 MHz sú 6,765 MHz až 6,795

MHz, 13,553 MHz až 13,567 MHz, 26,957 MHz až 27,283 MHz a 40,66 MHz až 40,70 MHz.
*2 Rádioamatérske pásma 0,15 MHz až 80 MHz sú 1,8 MHz až 2,0 MHz, 3,5 MHz až 4,0 MHz, 5,3

MHz až 5,4 MHz, 7 MHz až 7,3 MHz, 10,1 MHz až 10,15 MHz, 14 MHz až 14,2 MHz, 18,07 MHz
až 18,17 MHz, 21,0 MHz až 21,4 MHz, 24,89 MHz až 24,99 MHz, 28,0 MHz až 29,7 MHz a 50,0
MHz až 54,0 MHz.
*3 Intenzita poľa z pevných vysielačov, napr. základňových staníc pre rádiové (mobilné/bezdrôtové)

telefóny a mobilných rádií, amatérskych rádií, AM a FM rádiového vysielania a TV vysielania sa
nedá presne teoreticky predpovedať. Na zhodnotenie elektromagnetického prostredia

43

Príloha
ovplyvňovaného statickými RF vysielačmi by sa malo zvážiť elektromagnetické premeranie
konkrétneho miesta. Ak sa na mieste používania monitora RadiForce RX670 namerajú vyššie
intenzity poľa ako príslušné úrovne vysokofrekvenčnej kompatibility uvedené vyššie, je potrebné
monitor RadiForce RX670 sledovať a kontrolovať, či funguje normálne. Ak sa zistí, že monitor
RadiForce RX670 funguje neobvyklým spôsobom, bude možno potrebné vykonať ďalšie
opatrenia, ako napríklad otočenie alebo premiestnenie monitora.
*4 Vo frekvenčnom pásme 150 kHz až 80 MHz by mala byť intenzita poľa menšia než 3 V/m.

44

Príloha
Odporúčané odstupy medzi prenosnými alebo mobilnými vysokofrekvenčnými (RF)komunikačnými zariadeniami a monitorom RadiForce RX670
Monitor RadiForce RX670 je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí, v ktoromsa kontrolujú vyžarované vysokofrekvenčné poruchy. Zákazník alebo používateľ monitora
RadiForce RX670 môže potlačiť elektromagnetické rušenie dodržiavaním minimálnej
vzdialenosti (30 cm) medzi prenosným a mobilným vysokofrekvenčným komunikačným
zariadením (vysielačom) a monitorom RadiForce RX670. Monitor RadiForce RX670 bol
testovaný na nasledujúcich úrovniach zhody (C) pre požadované testovacie úrovne (T)odolnosti voči blízkym elektromagnetickým poliam v nasledujúcich službách využívajúcich
vysokofrekvenčnú (RF) komunikáciu.
Skúšobná
frekvencia
(MHz)

Šírka
pásma*1(MHz)Služba*1

Modulácia*2Úroveň testu (T)*3(V/m)Úroveň
súladu (C)
(V/m)

385

380 – 390TETRA 400

Pulzná
modulácia*2
18 Hz

27

27

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FModchýlka ±5 kHz
1 kHz sínusový
signál

28

28

710

704 – 787

LTE pásmo 13, 17Pulzná
modulácia*2
217 Hz99800 – 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE pásmo 5

Pulzná
modulácia*2
18 Hz

28

28

1700 – 1990 GSM 1800;
Pulzná
CDMA 1900;
modulácia*2
GSM 1900;
217 HzDECT;
LTE pásmo 1, 3, 4,
25;
UMTS

28

28

2450

2400 – 2570 Bluetooth®,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE Band 7

Pulzná
modulácia*2
217 Hz

28

28

5240

5100 – 5800 WLAN 802.11 a/n

Pulzná
modulácia*2
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785

*1 Pri niektorých službách sú zahrnuté len frekvencie odosielania.
*2 Nosná frekvencia je modulovaná pomocou obdĺžnikového signálu s 50 % pracovným cyklom.
*3 Testovacie úrovne boli vypočítané pri maximálnom výkone a odstupe 30 cm.

45

Príloha
Zákazník alebo používateľ monitora RadiForce RX670 môže potlačiť rušenie spôsobené
blízkymi magnetickými poľami dodržaním minimálnej vzdialenosti (15 cm) medzi
vysokofrekvenčným vysielačom a monitorom RadiForce RX670. Monitor RadiForce RX670
bol testovaný na nasledujúcich úrovniach zhody (C) pre požadované testovacie úrovne (T)odolnosti voči blízkemu magnetickému poľu.
Testovacia frekvencia
30 kHz134,2 kHz

Modulácia

Testovacia úroveň (T)(A/m)

CW (spojitá vlna)Úroveň zhody (C)
(A/m)

8

8

*1

65

65

Pulzná modulácia*1

7,5

7,5

Pulzná modulácia
2,1 kHz

13,56 MHz

50 kHz*1 Nosná frekvencia je modulovaná pomocou obdĺžnikového signálu s 50 % pracovným cyklom.

Pri iných prenosných alebo mobilných vysokofrekvenčných komunikačných zariadeniach(vysielačoch) musí byť minimálna vzdialenosť medzi prenosným a pohyblivým
vysokofrekvenčným komunikačným zariadením (vysielačom) a monitorom RadiForce
RX670 určená na základe maximálneho výstupného výkonu komunikačného zariadenia,
ako sa odporúča nižšie.
Maximálny menovitý
výstupný výkon
vysielača(W)

Odstup podľa frekvencie vysielača(m)
150 kHz – 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz – 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz – 2,7 GHz
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Pre vysielače s maximálnym menovitým výkonom, ktorý nie je uvedený vyššie, možno
odporúčaný odstup „d“ v metroch (m) stanoviť pomocou rovnice platnej pre frekvenciu
vysielača, kde „P“ je maximálny menovitý výstupný výkon vysielača vo wattoch (W) podľa
výrobcu vysielača.
Poznámka• Pri hodnotách 80 MHz a 800 MHz sa musí uplatniť vzdialenosť pre vyšší frekvenčný rozsah.
• Tieto pokyny týkajúce sa sprievodných porúch vyvolaných vysokofrekvenčnými poľami alebovyžarovanými vysokofrekvenčnými poľami nemusia platiť vo všetkých situáciách. Šírenie
elektromagnetických vĺn je ovplyvňované pohlcovaním a odrazmi od konštrukcií, predmetov a
ľudí.

46

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N440AZ
IFU-RX670
Copyright © 2024 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition – January 31st, 2024