Q-221-058

取扱 説

明 書

交流電圧トランスデューサ
VETT2-91A〔モデル B〕

Q-221-058

はじめに
このたびは、交流電圧トランスデューサ VETT2-91A をお求め頂き誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品を正しく取り扱って頂くために必要な事項について記載してありますので、ご使用の前に、必ずお読みください。

安全上のご注意 使用環境条件
 本製品は下記の条件を満たす環境でご使用ください。環境条件を満たしていない場合、誤動作や故障、性能や寿命を低下させるおそれがあります。
① 周囲温度-10～55℃、湿度 5～90％RH の範囲内の場所② 腐食性ガスの少ない場所 (腐食性ガス：SO2 / H2S など)③ 塵埃の少ない場所④ 振動や衝撃のない場所⑤ 外来ノイズの少ない場所⑥ 標高 2000m 以下の場所
 本製品への入力を、サイクル制御、SCR 位相角制御、PWM 制御などのインバータ出力とした場合、測定誤差が大きくなることがあります。
 屋外盤での使用条件屋外盤で使用する場合、下記の事項にご注意ください。
① 本製品は、防塵，防水，防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨や水滴が直接当たらない場所に設置してください。(保護等級 IP30)② 直接日光が当たる場所には設置しないでください。ガラス越しであってもできるだけ直射日光が当たらないよう配慮してください。直射日光が当たりますと表面温度が上昇し、80℃を超えるとケースの変形が起こることがあります。
③ 周囲の日平均温度が 40℃を超えると寿命低下の原因となります。
 取付・接続取付や配線を行うときは取扱説明書を参照のうえ、下記注意事項を守り専門技術を有する人が行ってください。
 結線は結線図を確認のうえ、行ってください。不適切な結線は CT の二次側に高電圧が発生するなど機器の故障や焼損、火災の原因となります。
 活線作業は禁止してください。感電・機器の故障・焼損・火災・ガスなど爆発の原因となり大変危険です。
 通電電流に適したサイズの電線を使用してください。不適切な電線の使用は火災のおそれがあります。
 ねじの締付け後、締付け忘れがないことを確認してください。緩んだ状態は火災、誤動作の原因となります。
 端子カバーは感電防止のために取付けていますので、作業終了後は必ず端子カバーを取付けてください。
 保守・点検① 通電中の点検は、危険ですので行わないでください。
② 定期点検における交換部品はありません。
③ 配線のゆるみ、取付ねじのゆるみが無いかご確認ください。
④ 清掃する場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。
アルコールなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなどは使用しないでください。

1

Q-221-058

 保管
長期間保管する場合は、下記のような場所で保管してください。


周囲温度-40～70℃、湿度 5～90％RH の範囲内の場所
日平均温度が 40℃を超えない場所
ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所
振動や衝撃のない場所
製品にアルミ電解コンデンサを使用していますので、ご購入後なるべく 1 年以内に電源通電をしてください。

 故障時の処置
故障の場合は原則、現品を引き取り修理することになります。
 廃棄
本製品を燃やしますと、環境に悪影響を与えます。本製品を廃棄する場合は産業廃棄物(不燃ゴミ)としてください。
本製品には水銀部品、ニッカド電池は使用していません。
 保証期間保証期間はご注文主のご指定場所に納入後一年と致します。
 保証範囲上記保証期間中に納入者側の責任により故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換又は修理を納入者側の責任において行います。ただし、次に該当する場合は、この保証の範囲から除外させていただきます。
① ご使用の上の誤り、及び不当な修理や改造による故障。
② 納入者側の定めた使用、保管などに関する諸条件に反したことに起因する故障。
③ 故障した原因が納入品以外の事由による場合。
④ 移転その他の輸送、移動、落下による損傷及び故障。
⑤ その他、天災、災害などで納入者側の責にあらざる場合。
なお、ここで言う保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。本取扱説明書に従って製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換又は修理を無償で行います。
 製品の交換周期
ご使用状況にもよりますが、10 年を目安として更新をお薦めします。
 取扱説明書記載内容の変更
この取扱説明書は製品改良などにより記載内容を予告なしに変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

2

Q-221-058

目

次

安全上のご注意 ･････････････････････････････････････････････････････････････

1

1. 製品の特長 ･･････････････････････････････････････････････････････････････

4

2. 外形寸法図 ･･････････････････････････････････････････････････････････････4

3. 同梱品 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

4

4. 取付方法 ････････････････････････････････････････････････････････････････

5

5. 結線 ････････････････････････････････････････････････････････････････････

6

6. 取扱説明 ････････････････････････････････････････････････････････････････

6

7. 仕様
7.1

定格 ････････････････････････････････････････････････････････････････

77.2

性能 ････････････････････････････････････････････････････････････････

77.3

電気的強度・機械的強度 ･･････････････････････････････････････････････

87.4

ノイズ耐量 ･･････････････････････････････････････････････････････････

8

7.5

EMC ･････････････････････････････････････････････････････････････････

9

7.6

構造・環境条件 ･･････････････････････････････････････････････････････

9

7.7

規格 ････････････････････････････････････････････････････････････････

10

8. 入力-出力の関係 ･････････････････････････････････････････････････････････

10

9. 校正 ････････････････････････････････････････････････････････････････････

10

10. 形名構成 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････

113

Q-221-058

1. 製品の特長
 JIS C 1111：2019、IEC 60688：2012 に準拠
 CE マーキング適合品
 IEC/DIN レール、壁取付の 2 方式に対応

2. 外形寸法図
端子配列については結線図をご参照ください。
40(12.5)130

28

7-M4ネジ751120110

MAX. 調整ボリューム(ボリュームキャップ付き)

92

1BIAS調整ボリューム(ボリュームキャップ付き)

端子カバー

注(１) IEC/DIN レール（高さ 15mm）取付けの場合です。(レールは 35mm 幅をご使用ください。)
端子カバーは標準添付です。

3. 同梱品① 試験成績表：1 (封筒に梱包)② 端子ねじ袋：M4 ねじ 7 本組 ･･･ 14Q-221-058

4. 取付方法
取付けに際し設置場所の環境条件は、機械的振動、塵埃及び腐食性ガスが少なく、付近に大電流母線や可飽和リアクトルなどによる強電磁界の影響がない屋内を選定してください。取付け姿勢に制限はありません。
取付け方法は IEC/DIN レール（35mm 幅）による取付けと、ねじによる取付けが選択できます。
取付けは M4 又は M5 ねじにて取付けてください。(ただし、ねじは付属していません。また、ねじの締め付けトルクは
M4：1.0～1.3N･m，M5：2.0～2.5N･m としてください。)
横並び相互間隔に規定はありません。上下間隔は放熱と配線スペースを考慮し、90mm 以上の空間を設けてください。
端子裸充電部と周囲の金属パネルとの空間距離は 10mm 以上確保してください。
<注意> 製品の取付け、取外しは、危険防止のため必ず電源及び入力信号を切った状態で行ってください。
組合せ取付け寸法例 (単位 mm)■ ねじ取付け■ IEC/DIN レール取付け① ：40mm 幅② ：56mm 幅
レールは IEC/DIN 規格の 35mm 幅のレール（強力型）をご使用ください。
《推奨品》富士電機株式会社 TH35-15AL■ IEC/DIN レールへの取付け
製品底部にあるレール取付け用溝の上部の爪をレールにはめ込み、矢印のように下方に押し付けると、下部のスライダーにて固定されます。

35mm幅DINレールスライダー■ IEC/DIN レールからの取外しスライダーの角穴にマイナスドライバーを差し込み、矢印の方向に下げながら手前に引き上げてください。
スライダーを完全に下げずに製品を引き上げますと、製品が破損してしまうことがありますのでご注意ください。

②マイナスドライバー

スライダー

5①

Q-221-058

5. 結線
本体前面銘板の端子名称表示を参照し、下記結線図又は本体下側面の結線図銘板に従い正しく結線を行ってください。
補助電源、入力電圧、出力、アースの各端子は、同梱の M4 ねじを使用し結線してください。
適合圧着端子：M4 ねじ用圧着端子
端子部外径 8.5mm 以下
締め付けトルク：1.0～1.3N･m

入力電圧端子1, 2
補助電源端子－S1( ＋～ ), S2( ～ )出力端子 アース端子
A(＋), B(－) E

■ 結線図

12

LOAD
U

12－
S1(＋～)S2(～)
AUX.
SUPPLY・接地は D 種接地（接地抵抗 lOOΩ以下）としてください。
・ノイズ源となる電力線及び急峻な電圧変動がある場合、出力配線をできる限り離して配線してください。
その際、ツイストケーブル又はシールド付ツイストケーブルをご使用ください。
・電流出力仕様において出力端子を開放したままでも、本製品が破損することはありません。
・結線作業終了後、必ず端子カバーを取付けてください。

A(＋) B(－) E
OUTPUT

6. 取扱説明
本製品を取り扱うにあたり、下記事項に留意し、常に正しい取り扱いをしてください。
(1）補助電源を印加する際、供給電源の電圧及び入力信号が、本製品の仕様に合っていることをご確認ください。
(2）仕様通りの端子位置（銘板に記載）に外部配線が接続されていることをご確認ください。
(3）出力負荷は銘板表示の出力負荷範囲内でご使用ください。
出力負荷範囲を超えた場合、誤出力となるばかりでなく、本製品に負担がかかります。
特に電圧出力における出力短絡はできるだけ短時間で正常に戻してください。
電流出力は出力オープンで使用しでも本製品が破損することはありません。ただし、約 15V の電圧が発生します。
(4）出力の調整範囲は、BIAS：出力スパンの±5％、MAX.：出力スパンの±5％です。
接続機器とのマッチング等で調整が必要な場合のみご使用ください。

6

Q-221-058

7. 仕様
7.1 定格
項目
電圧

入力

消費 VA

出力 (出力負荷範囲)

電源範囲

消費電力
補助電源
突入電流(時定数)

仕様
AC0～150V 50/60Hz(２)
AC0～300V 50/60Hz
0.3VA (AC150V) , 0.9VA (AC300V)
DC0～5V(600Ω以上)
DC1～5V(600Ω以上)(２)
DC0～1mA (10kΩ以下)
DC4～20mA (550Ω以下)
AC80～264V 50/60Hz
交流直流両用
DC80～264V
DC20～57V
2.5VA (AC100/110V) , 3.5VA (AC200/220V)
1.5W (DC100/110V, DC200/220V, DC24V, DC48V)
AC110V：1.3A 以下（2.8ms)
AC220V：2.5A 以下（2.8ms)
DC110V：0.9A 以下（2.8ms)
DC220V：1.8A 以下（2.8ms)
DC24V ：1.5A 以下 (5.3ms)
DC48V ：3.1A 以下 (5.3ms)

いずれかご指定

いずれかご指定

いずれかご指定

注(２) その他の定格は、仕様コードを参照してください。

7.2 性能項目
階級指数応答時間
リプル
周囲温度による影響変動値

入力量のひずみによる影響変動値

調整範囲
低入力カット
出力リミッタ
動作方式

仕様
0.5
1 秒以下
1％p-p 以下使用グループⅠ・10～35℃で階級指数以内
・0～45℃で階級指数の 2 倍以内
・-10～55℃で階級指数の 3 倍以内
第 3 高調波 20％で階級指数の 2 倍以内
下記のインバータ出力における計測は誤差が大きくなることがあります。
・サイクル制御・PWM インバータ
・SCR 位相角制御
出力の調整範囲は、BIAS：出力スパンの±5％、MAX.：出力スパンの±5％です。
接続機器とのマッチング等で調整が必要な場合のみご使用ください。
なし
0％、120％ (出力スパンに対する％)
・4～20mA 出力の場合は、4mA、23.2mA
実効値演算方式

7Q-221-058

7.3 電気的強度・機械的強度項目
絶縁抵抗

電圧試験
(商用周波耐電圧)

インパルス
電圧試験

連続過入力

短時間過入力振動
衝撃仕様
電気回路一括と外箱 (アース) 間補助電源と入力、出力間DC500V にて 50MΩ以上入力と出力間電気回路一括と外箱 (アース) 間
AC2210V (50/60Hz) 5 秒間 又は補助電源と入力、出力間AC2000V (50/60Hz) 1 分間
入力と出力間補助電源、入力と外箱 (アース) 間 (出力回路は接地)
補助電源と入力間 (他回路は接地)
5kV 1.2/50μs
入力と補助電源間 (他回路は接地)
正負極性 各 3 回
入力端子間 (他回路は接地)
補助電源端子間 (他回路は接地)
入力
定格電圧の 1.2 倍連続定格電圧の 1.2 倍連続 (AC 電源、DC200/220V、DC24V)
補助電源 定格電圧の 1.3 倍連続 (DC100/110V)
DC57V 連続 (DC48V)
定格電圧の 2 倍 10 秒間
1回
入力
定格電圧の 2 倍 1 秒間
10 回 10 秒間隔
補助電源 定格電圧の 1.5 倍 10 秒間1回
JIS C 60068-2-6 による。
掃引振動数範囲：10～55～10Hz、変位振幅 (片振幅)：0.15mm、掃引サイクル数：10 回
JIS C 60068-2-27 による。
ピーク加速度：500m/s2 (ねじ取付時)、300m/s2 (IEC/DIN レール取付時）

7.4 ノイズ耐量
項目
減衰振動波
イミュニティ試験
電力用規格 B-402
方形波インパルス
イミュニティ試験
電力用規格 B-402
電波イミュニティ
試験
静電気放電
イミュニティ試験
電力用規格 B-402

仕様
ピーク電圧 2.5kV、周波数 1MHz±10％の減衰性振動波形を 30 秒間 3 回印加したとき、誤差±10％以内。
・補助電源回路 (ノーマル/コモン)・電圧入力回路 (ノーマル/コモン)
1μs、100ns 幅のノイズを繰り返し 5 分間印加したとき、誤差±10％以内。
・補助電源回路 (ノーマル／コモン) 1.5kV 以上
・電圧入力回路 (ノーマル／コモン) 1.5kV 以上
・出力回路 (誘導)1.0kV 以上
150MHz、400MHz 帯の電波を 5W、1m、携帯電話、無線 LAN (2.4GHz、5GHz) の電波を 0.5m で断続照射したとき、誤差±10％以内。
通常の使用状態にて行う。
気中放電 15kV、接触放電 8kV にて、誤差±10％以内。

8Q-221-058

7.5 EMC
項目
静電気放電
イミュニティ

接触放電±4kV (充電電圧)
気中放電±8kV (充電電圧)
周波数：① 80～1000MHz,② 1.4～2.0GHz,③ 2.0～2.7GHz
電磁界強度：① 10V/m, ② 3V/m, ③ 1V/m
振幅変調：80%AM (1kHz)
DC 電源ポート ±2.0kV
AC 電源ポート ±2.0kV
信号ポート±1.0kV
線路-アース間 ±0.5kV
DC 電源ポート
線路-線路間 ±0.5kV
線路-アース間 ±2kV
AC 電源ポート
線路-線路間 ±1kV
信号ポート
線路-アース間 ±1.0kV

放射,無線周波数,電磁界イミュニティ
電気的ファスト
トランジェント/バーストイミュニティ

サージイミュニティ

無線周波数界で誘導された伝導妨害に対するイミュニティ

周波数：0.15～80MHz
電圧レベル：10V, 80%AM (1kHz)

電源周波数磁界
イミュニティ

周波数：50/60Hz
電磁界強度：30A/m

電圧ディップ，停電及び電圧変動
イミュニティ
(AC 電源ポート)

残留電圧：0%、1 サイクル仕様
性能基準
EN61000-6-2：2005
試験後：固有誤差内
B
EN61000-4-2：2009
性能基準
A

試験中：
EN61000-6-2：2005
誤差±20%以内
EN61000-4-3：2006
試験後：固有誤差内+A2：2010

性能基準
EN61000-6-2：2005
試験後：固有誤差内
B
EN61000-4-4：2012

性能基準
試験後：固有誤差内 EN61000-6-2：2005
B
EN61000-4-5：2014
試験中：
誤差±20%以内
試験後：固有誤差内
試験中：
性能基準
誤差±20%以内
A
試験後：固有誤差内
性能基準
試験後：固有誤差内
B
性能基準
A

EN61000-6-2：2005
EN61000-4-6：2014
EN61000-6-2：2005
EN61000-4-8：2010

EN61000-6-2：2005
残留電圧：40%、10/12 サイクル
EN61000-4-11：2004
性能基準
試験後：固有誤差内
残留電圧：70%、25/30 サイクルC
残留電圧：0%、250/300 サイクル
周波数帯域 30～230MHz：距離 10m：40dB (μV/m) 以下
EN61000-6-4：2007
電磁放射妨害周波数帯域 230～1000MHz：距離 10m：47dB (μV/m) 以下+A1：2011
EN55011：2009
AC 電源ポート：+A1：2010
端子妨害電圧
周波数帯域 0.15～0.5MHz 準尖頭値：79dB 以下, 平均値：66dB 以下
classA,Group1
周波数帯域 0.5～30MHz
準尖頭値：73dB 以下, 平均値：60dB 以下性能基準 A：試験中及び試験後に、装置は定められた通りに作動を継続できなければならない。
性能基準 B：装置は試験後も定められた通りに作動を継続できなければならない。ただし、試験中の性能低下は許される。
性能基準 C：一時的な機能損失は許されるが、機能が自己回復できるか、又は制御装置の操作によって回復できる。

7.6 構造・環境条件
項目
材質
外観色
外形寸法
質量
保護等級
使用温湿度範囲
保存温度範囲製品保証期間仕様
ボックス：難燃性 ABS(V-0)、端子板：難燃性 ABS(V-0)、端子カバー：ポリカーボネー卜
マンセル N1.5 (黒)40×120×130mm (W×H×D)
250g
IP30
-10～55℃ , 5～90％ RH (結露しないこと)-40～70℃
1 年間

9Q-221-058

7.7 規格項目
トランスデューサ

CE マーキング

安全仕様
JIS C 1111：2019
IEC 60688 ：2012
電磁両立性（EMC）指令 (2014/30/EU)
EN 61000-6-2、 EN 61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11
EN 61000-6-4、 EN 55011 classA, Group1
低電圧指令 (2014/35/EU)
EN 61010-1
RoHS 指令 (2011/65/EU)
EN50581
IEC 61010-1：2010
測定カテゴリⅢ、最大使用電圧 300V、汚染度 28. 入力-出力の関係
出力[V][mA]5 20

出力[V][mA]51

2.5 0.5000075150

150[V]
入力
300[V]

312140075150150[V]
入力
300[V]

9. 校正
本製品はあらかじめ出力調整されていますので、特に校正の必要はありません。
しかし、長年にわたる使用等で出力がずれた場合には、以下の要領にしたがって再調整してください。
なお、調整前に端子カバーとボリュームキャップを外し、調整後にボリュームキャップと端子カバーを取付けてください。
(1) 出力負荷は実負荷（銘板表示の出力負荷範囲内）又は、それと同等の抵抗値の模擬負荷を接続してください。
(2) 補助電源（定格）と、定格出力値の 50％相当の入力を印加し、15 分間通電してください。
(3) 定格出力範囲の下限値の入力を印加したとき、下限値になるよう BIAS 調整ボリュームで調整します。
次に、定格出力範囲の上限値の入力を印加したとき、上限値になるよう MAX.調整ボリュームを調整します。
(調整用ドライバー：先端幅 1.8～2.3mm プラス又はマイナススクリュードライバー)

10Q-221-058

10. 形名構成
交流電圧トランスデューサ
仕様コード

形名

VETT2-91A- ① ② ③ ④① モデル
B

② 入力

モデル B

③ 出力 (出力負荷範囲)④ 補助電源1AC0～150V

2DC0～1V(200Ω以上)

2AC0～300V

3DC0～5V(600Ω以上)

AC80～264V

Z

上記以外

4DC0～10V(2kΩ以上)5DC1～5V(600Ω以上)

3DC20～57V

A

DC0～1mA(10kΩ以下)

Z

上記以外

BDC0～5mA(2kΩ以下)C

DC0～10mA (1kΩ以下)F

DC4～20mA (550Ω以下)

Z

上記以外F

DC80～264V
交流直流両用

本社
住 所：〒１２１－８６３９ 東京都足立区一ツ家一丁目１１番１３号(東京営業所) 電 話：０３（３８８５ ）２４１１ (代表)
ＦＡＸ：０３（３８５８ ）３９６６
京都営業所

住 所：〒６１０－０１１４ 京都府城陽市市辺西川原１－１９
電 話：０７７４（５５ ）１３９１ (代表)
ＦＡＸ：０７７４（５４ ）１３５３

作成 2022/ 4 /12

Rev. A

11