Bruksanvisning

LCD-färgskärm

Viktigt
Läs denna ”Bruksanvisning” och installationsmanualen(separat dokument) noggrant så att du kan använda utrustningensäkert och effektivt.
• Information om inställningar och justering finns iinstallationsmanualen.
• Den senaste versionen av ”Bruksanvisning” finns tillgänglig
för nedladdning på vår webbplats:
http://www.eizoglobal.com

SÄKERHETSSYMBOLER
I den här manualen och produkten används säkerhetssymbolerna nedan. De indikerar kritisk information.
Läs dem noggrant.

VARNINGFÖRSIKTIGHET

Om informationen i en VARNING inte
efterföljs kan det resultera i allvarliga
skador som kan vara livshotande.

Om uppmaningen FÖRSIKTIGHET inte
efterföljs finns det risk för medelsvåra
personskador och/eller skador på produkten.

Indikerar att något kräver särskild uppmärksamhet. Symbolensåsom ”risk för elstötar”.
Indikerar en förbjuden åtgärd. Symbolensåsom ”Montera inte isär”.

illustrerar exempelvis faror

illustrerar exempelvis en viss förbjuden åtgärd

Indikerar en obligatorisk åtgärd som måste utföras. Symbolen
meddelanden om generella åtgärder såsom ”Jorda enheten”.

illustrerar exempelvis

Produkten har anpassats för användning i det land dit den ursprungligen levererades. Om produkten
används i ett annat land är det inte säkert att produkten fungerar på angivet sätt.
Ingen del av den här manualen får reproduceras, förvaras i ett återvinningssystem eller överföras i någon
form eller på något sätt elektroniskt, mekaniskt eller annat utan föregående skriftligt godkännande frånEIZO Corporation.
EIZO Corporation har inget ansvar för att material eller information som lämnas ska hållas konfidentielltsåvida inte föregående åtgärder har vidtagits inför EIZO Corporations mottagande av sagda
information. Trots att alla ansträngningar har vidtagits för att innehållet i manualen ska vara aktuellt kan
specifikationerna för EIZO-skärmarna komma att ändras utan föregående meddelande.

2﻿FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDERVIKTIGT• Produkten har anpassats för användning i det land dit den ursprungligen levererades. Om produkten
används utanför landet kanske den inte fungerar så som anges i specifikationerna.
• För att säkerställa personlig säkerhet och rätt underhåll ska du noga läsa igenom det här avsnittet ochvarningsetiketterna på skärmen.

Plats för varningsmeddelande

WARNINGAVERTISSEMENTWARNUNGFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

3

Symboler på enheten
SymbolDen här symbolen indikerar
Huvudströmbrytare:

Tryck här för att slå av huvudströmmen till skärmen.

Huvudströmbrytare:

Tryck här för att slå på huvudströmmen till skärmen.

Strömknapp:

Tryck här för att slå på eller av strömmen till skärmen.

Växelström
Varning för el
FÖRSIKTIGHET:

Mer information finns i ”SÄKERHETSSYMBOLER” (sida 2).

WEEE-märkning:

Produkten måste deponeras separat. Det finnsåtervinningsbara material.

CE-märkning:

EU:s konformitetsmärkning i enlighet med föreskrifterna irådets direktiv och/eller förordning (EU).

Tillverkare
Tillverkningsdatum
Försiktighet: Enligt amerikansk lagstiftning (USA) får denna enhet endast säljas av
eller på uppdrag av licensierade vårdgivare.
Medicinteknisk produkt i EU
Importör i EU
Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen

4

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNING
Om enheten avger rök, luktar bränt eller ger ifrån sig ovanliga ljud ska alla strömanslutningar g­ enastkopplas ur. Kontakta sedan EIZOs återförsäljare för råd.
Försök att använda en enhet som är felaktig kan leda till brand, elstötar eller skador på utrustning.
Ta inte isär eller modifiera enheten.
Om du öppnar kåpan eller modifierar enheten kan det resultera i brand, elstötar eller
brännskador.
Överlåt all service åt kvalificerad servicepersonal.
Försök inte själv utföra service på den här produkten, såsom att öppna eller avlägsna kåpor, då det kan
resultera i brand, elstötar eller skador på utrustningen.
Undvik att små föremål eller vätska kommer i kontakt med enheten.
Små föremål som av misstag kommer in genom ventilationsöppningarna i kåpan eller
utspilld vätska som tränger in under kåpan kan orsaka brand, elstötar eller skador på
utrustning. Om ett föremål eller vätska hamnar innanför kåpan ska nätsladden i enheten
genast dras ur. Enheten skall kontrolleras av en behörig servicetekniker innan den
används igen.
Placera enheten på en stark och stabil yta.
En enhet som placeras på en bristfällig yta kan falla och resultera i skada på person eller utrustning. Om
enheten faller ned ska du genast koppla ur strömmen och rådfråga EIZOs återförsäljare. Fortsätt inteanvända en skadad enhet. Om du använder en skadad enhet kan det leda till brandrisk eller risk för elstötar.
Använd enheten på en lämplig plats.
Om detta inte efterföljs kan det orsaka brand, elstötar eller skador på utrustning.
• Placera inte enheten utomhus.
• Placera inte enheten i fordon (fartyg, flygplan, tåg, bilar etc.).
• Placera inte enheten i en dammig eller fuktig miljö.
• Placera inte enheten på en plats där det kan skvätta vatten på skärmen
(t.ex. i ett badrum eller kök).
• Placera inte enheten så att skärmen utsätts för ånga.
• Placera inte enheten nära värmeelement eller luftfuktare.
• Placera inte enheten så att den utsätts för direkt solljus.
• Placera inte enheten i en miljö med antändbara gaser.
• Placera inte i utrymmen med frätande gaser (t.ex. svaveldioxid, svavelväte, kvävedioxid, klor,ammoniak och ozon).
• Placera inte i utrymmen med damm, komponenter som påskyndar korrosionsprocessen i
atmosfären (t.ex. natriumklorid och svavel), ledande metaller osv.

För att undvika kvävningsrisk ska du förvara plastpåsar på avstånd från småbarn.
Använd den medföljande nätsladden och anslut den till ett vanligt eluttag.
Försäkra dig om att du håller dig inom märkspänningen för sladden. Om detta inte efterföljs kan brandeller elstötar uppkomma.
Strömförsörjning: 100–240 Vac 50/60 Hz
För att dra ut nätsladden tar du ett fast tag i kontakten och drar ut den.
Att dra i sladden kan skada den och leda till brand eller elstötar.

Utrustningen måste vara ansluten till ett jordat uttag.
Om detta inte efterföljs kan det orsaka brand eller elstötar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

5

VARNING
Använd rätt spänning.
• Enheten är utformad för användning med specifik spänning. Anslutningen till en annan spänningskälla än den som
anges i den här bruksanvisningen kan orsaka brand, elstötar eller skador på utrustningen.
Strömförsörjning: 100–240 Vac 50/60 Hz• Överbelasta inte strömkretsen då det kan resultera i brand eller elstötar.

Hantera sladden med varsamhet.
• Placera inte sladden under enheten eller andra tunga föremål.
• Dra inte i eller knyt sladden.

Om nätsladden blir skadad får den inte användas. Om du använder en skadad sladd
kan det leda till brandrisk eller risk för elstötar.
Operatören bör inte ta i patienten samtidigt som produkten vidrörs.
Den här produkten har inte konstruerats för att vidröras av patienter.
Rör aldrig kontakt eller nätsladd om det åskar.
Om du rör vid dem kan du få en elstöt.
Vid montering av ett armstativ ska du montera enheten på ett säkert sätt enligt bruksanvisningentill stativet.
Om du inte gör det kan enheten lossna, vilket kan orsaka skada på person eller utrustning. Före monteringenär det viktigt att kontrollera att skrivbord, väggar och annat som armstativet ska fästas på har tillräcklig
mekanisk hållfasthet. Om du tappar enheten ska du kontakta EIZOs återförsäljare för information. Fortsätt
inte använda en skadad enhet. Om du använder en skadad enhet kan det leda till brandrisk eller risk för
elstötar. Om du monterar ett lutningsstativ på nytt ska du använda samma skruvar och dra åt dem ordentligt.
Rör inte vid en skadad LCD-panel direkt med bara händer.
Kristaller som kan läcka från panelen är giftiga om de kommer in i ögon eller mun. Omnågon del av huden eller kroppen kommer i direkt kontakt med panelen ska du skölja
ordentligt. Om du upplever fysiska problem som resultat ska du kontakta läkare.

6

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDERFÖRSIKTIGHET
Var försiktig när du bär enheten.
Koppla ur nätsladd och andra kablar när du flyttar enheten. Det är riskabelt att flytta enheten med
nätsladden inkopplad.
Det kan leda till personskada.
Bär eller placera enheten i enlighet med angivna anvisningar.
• När du bär enheten ska du ta ett fast tag i den enligt bilden nedan.
• Skärmar som är 30 tum eller större är tunga. Ni bör vara minst två som packar upp och/eller bär skärmen.

Om du tappar enheten kan det orsaka skada på person eller utrustning.

Blockera inte ventilationsöppningarna i kåpan.
• Placera inga föremål över ventilationsöppningarna.
• Installera inte enheten i ett slutet utrymme.
• Använd inte enheten liggande eller upp och ner.

Genom att blockera ventilationsöppningarna förhindras tillräckligt luftflöde vilket kan
orsaka brand, elstötar eller skador på utrustning.
Rör inte vid kontakten med våta händer.
Om du gör det kan du få en elstöt.

Använd ett nätuttag som är lätt att komma åt.
Detta säkerställer att det är lätt att koppla ur enheten om det skulle uppstå problem.
Rengör området runt stickproppen och skärmens ventilationsöppning regelbundet.
Damm, vatten eller olja på kontakten är en brandrisk.
Koppla ur enheten före rengöring.
Om du rengör enheten när den är inkopplad i eluttaget kan du få en elstöt.
Om du planerar att lämna enheten oanvänd under en längre period ska du, i säkerhetssyfte och för
att spara energi, koppla loss den från vägguttaget efter att du stängt av strömmen.
För användare i EES och Schweiz:
Eventuella allvarliga incidenter som inträffar i samband med användning av enheten ska rapporteras
till tillverkaren och behörig myndighet i det medlemsland där användaren och/eller patienten är
etablerad.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

7

Information om skärmen
Avsedd användning
Denna produkt är avsedd att användas för visning av digitala bilder, inklusive standardmässig digital
mammografi och digital mammografi över flera bilder, så att de kan granskas, analyseras och
diagnosticeras av utbildad medicinsk personal. Den är speciellt utformad för
brösttomosyntesapplikationer.
Observera• Produktgarantin omfattas inte av annan användning än vad som beskrivs i den här manualen.
• De specifikationer som anges i manualen är endast tillämpliga om följande används:- Medföljande nätsladd- Signalkablar enligt vår specifikation• Använd endast extrautrustning som har tillverkats eller specificerats av oss tillsammans med den här produkten.

Försiktighetsåtgärder vid användning• Annars kan delar (som LCD-panelen) försämras med tiden. Kontrollera regelbundet att de fungerar
normalt.
• När du byter skärmbild efter att ha visat en och samma bild under lång tid kan en spökbild dröja sig kvar.
Använd skärmsläckaren eller energisparfunktionen för att undvika att samma bild visas under lång tid.
• Om samma skärmbild visas under en längre tid kan mörka skuggor eller inbränningar synas. Det är
lämpligt att periodvis stänga av skärmen för att maximera dess livslängd.
• En spökbild kan uppstå även efter en kort tid, beroende på bilden som visas. Om detta sker kan
problemet lösas genom att byta bild eller stänga av strömmen i några timmar.
• Bakgrundsbelysningen på LCD-panelen har en fast livslängd. Kontakta EIZOs återförsäljare om skärmen
blir mörk eller börjar flimra.
• Skärmen kan ha defekta pixlar eller ett fåtal små ljusprickar på bildytan. Det beror på egenskaper hos
panelen och är inte något fel på produkten.
• Tryck inte hårt på panelen eller ramens kanter eftersom det kan orsaka fel, t.ex. interferensmönster. Om
panelen utsätts för ett kontinuerligt tryck kan den försämras eller skadas. (Om tryckmärken kvarstår på
panelen ska du lämna den med en svart eller vit skärmbild. Symptomet kan eventuellt försvinna.)• Akta panelen för vassa föremål som kan repa eller skada den på annat sätt. Torka inte av den med
pappershanddukar eller liknande som kan repa panelen.
• Beroende på miljö kan sensorn ibland mäta ett annat värde än det som uppmäts med en fristående
ljusmätare.
• När skärmen är kall och tas in i ett varmt rum, eller om rumstemperaturen plötsligt stiger, kan det bildas
kondens inuti eller utanpå skärmen. I detta fall ska du inte starta skärmen. Vänta istället tills kondensen
är borta. I annat fall kan skärmen skadas.

8

Information om skärmen

Att använda skärmen under en lång tid● Underhåll

• Skärmarnas bildkvalitet påverkas av kvaliteten på inmatningssignalerna och på hur gammal
skärmen är. Utför dagliga visuella kontroller och regelbundna stabilitetstester i enlighet med
medicinska standarder / riktlinjer för ditt användningsområde, samt utföra kalibrering vid behov.
Med hjälp av RadiCS programvara för kvalitetskontroll av skärmar kan du göra kvalitetskontroller på
hög nivå som följer medicinska standarder / riktlinjer.
• Det tar ca 15 minuter innan elektriska delar har uppnått full funktion. Vänta minst 15 minuter efter
att strömmen till skärmen har slagits på, eller skärmen har aktiverats från energisparläge, innan duställer in skärmen.
• Vi rekommenderar att skärmar ställs in på rekommenderade nivåer eller lägre för att minska
förändringarna i luminositeten som orsakas av användning under lång tid och för att bibehålla stabil
ljusstyrka.
• Om du vill justera mätresultaten för den inbyggda kalibreringssensorn (integrerad främre sensor)
efter de på en EIZO extern sensor (UX1- eller UX2-sensor) som säljs separat, ska du korrelera
den integrerade främre sensorn och den externa sensorn med RadiCS/RadiCS LE. Periodisk
korrelering gör att du kan bevara mätnoggrannheten på den integrerade främre sensorn på en nivåsom motsvarar nivån på den externa sensorn.

● Rengöring

Regelbunden rengöring rekommenderas för att hålla skärmen fräsch och förlänga dess livslängd.
Torka försiktigt av all smuts på kåpan och panelens yta. Använd en mjuk trasa fuktad med vatten ellernågon av de nedan angivna kemikalierna.

Kemikalier som kan användas vid rengöring
Ämnets namn

EtanolIsopropylalkohol
Klorhexidin
Bensalkoniumklorid
Alkyldiaminoetylglycin
Glutaral

EtanolIsopropylalkohol
Hibitane
WelpasTego 51
Sterihyde

Produktens namn

Observera• Var restriktiv med att använda kemikalier. Kemikalier som t.ex. alkohol och antiseptiska lösningar kan orsaka
torkränder och missfärgning eller blekning på kåpan eller panelen och även försämra bildens kvalitet.
• Använd aldrig thinner, bensen, vax eller rengöringsmedel med slipmedel eftersom det kan skada kåpan eller
panelen.
• Låt inte kemikalier komma i direktkontakt med skärmen.
Obs!

• Tillvalet ScreenCleaner rekommenderas för rengöring av ytorna på kåpa och panel.

Bekväm användning av skärmen
• Ögonen blir ansträngda om du tittar på skärmen under lång tid. Ta 10 minuters rast varje timme.
• Använd skärmen från ett lämpligt avstånd och en lämplig vinkel.

Information om skärmen

9

INNEHÅLLFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER................................ 3
VIKTIGT...................................................................... 3

Information om skärmen....................................... 8
Avsedd användning.................................................. 8
Försiktighetsåtgärder vid användning................... 8
Att använda skärmen under en lång tid................. 9● Underhåll.......................................................... 9● Rengöring......................................................... 9

Bekväm användning av skärmen............................ 9

INNEHÅLL............................................................. 10
Kapitel 1
1-1.
1-2.

Inledning........................................... 11
Beskrivning...................................................11
Förpackningens innehåll.............................12●

EIZO LCD Utility Disk......................................13

Kapitel 2

Installation/ Anslutning................... 15

1-3.

Reglage och funktioner................................142-1.

Innan du installerar produkten....................15

2-2.

Ansluta kablar...............................................16

2-3.

Sätta igång strömmen..................................18

2-4.

Justera skärmens höjd och vinkel..............18● Installationskrav..............................................15

Kapitel 3

Ingen bild visas................................ 19

Kapitel 4Specifikationer................................. 20

4-1.

Specifikationslista....................................... 20

4-2.

Kompatibla upplösningar............................21

4-3.

Extra tillbehör................................................21

Bilaga..................................................................... 22
Medicinska standarder........................................... 22
EMC-information..................................................... 23

10

INNEHÅLL

Kapitel 1

Inledning

Tack för att du har valt en LCD-färgskärm från EIZO.

1-1. Beskrivning● Hybridskärm för svartvitt och färg
Den här färgskärmen kan visa bilder med hög ljusstyrka upp till 1100 cd/m2, vilket är nästan lika
hög ljusstyrka som på en svartvit skärm. Därför kan produkten visa digitala färgbilder, inklusivesådana som används för medicinska ändamål som MRI- och CT-bröstbilder, ultraljudsbilder och
patologibilder, samt svartvita bilder för brösttomosyntes och mammografi som kräver en skärm med
hög visningsprestanda.
När funktionen Hybrid Gamma PXL är aktiverad kan produkten automatiskt skilja mellan sektioner isvartvitt och färg på samma bild på pixelnivå och visa dem med optimala graderingar.

● Kvalitetskontroll
Den här skärmen har en inbyggt kalibreringssensor (integrerad sensor fram). Den här sensorn gör så
att skärmen kan utföra en kalibrering (SelfCalibration) och en kontroll av gråskalan separat.

Med det RadiCS LE som är fäst på skärmen kan du hantera historik som berör den relevantaskärmen och målet, samt utförandet av SelfCalibration.
Med hjälp av RadiCS programvara för kvalitetskontroll av skärmar kan du göra kvalitetskontroller som
följer medicinska standarder/riktlinjer.

Kapitel 1 Inledning11

● Enkel kabeldragning
En extra DisplayPort-ingångsterminal, en utgångsterminal tillhandahålls också.
Ifrån utgångsterminalen (), kan en utgångssignal vara utgång till en annan skärm.

● Skärmdrift ifrån mus och tangentbord
Använd programvarorna RadiCS/ RadiCS LE för kvalitetskontroller, du kan utföra följandeskärmalternativ med musen och tangentbordet.
• Växla melan CAL-lägen• Byta ingångssignaler• Funktion som tilldelar ett CAL-Switch läge till en del av skärmen och visar en bild (peka och
fokusera)• Går in i energisparläge (Backlight Saver)

1-2. Förpackningens innehåll
Kontrollera att följande artiklar finns i förpackningen. Om några av dessa saknas eller är skadade ska dukontakta din återförsäljare eller EIZO-representant som finns i det medföljande informationsbladet.
Obs!

• Det rekommenderas att förpackningsmaterialet i lådan ska förvaras så att det kan anvndas vid flytt eller transport
av den här produkten.
• Bildskärm• Nätsladd• Digital signalkabel: PP300 x 1
DisplayPort – DisplayPort• Digital signalkabel: DD300DL x 1
DVI - DVI (dubbellänk)

12

Kapitel 1 Inledning• USB-kabel: UU300 x 1• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Instructions for Use (Bruksanvisning)

● EIZO LCD Utility Disk

CD-ROM:en innehåller följande objekt. Information om hur du startar program och öppnarreferensfiler finns i filen ”Readme.txt” på skivan.
• Readme.txt-fil• Programvaran för RadiCS LE:s skärmkvalitetskontroll (för Windows)• Användarhandbok
Installationsmanual för skärmen
Användarhandbok för RadiCS LE• Yttre dimensioner

RadiCS LE
RadiCS LE gör så du kan utföra följande kvalitetskontroll och skärmfunktioner. Se RadiCS LE
användarhandbok för mer information om programvara eller uppstartsförfaranden.

Kvalitetskontroll• Utföra kalibrering• Visa testresultaten i en listan och skapa en testrapport• Ställa in SelfCalibration:s mål- och utförandeschema

Skärmfunktioner• Växla melan CAL-lägen• Byta ingångssignaler• Funktion som tilldelar ett CAL-Switch läge till en del av skärmen och visar en bild (peka och
fokusera)• Går in i energisparläge (Backlight Saver)Observera• Specifikationerna för RadiCS LE kan förändras utan underrättelse. Senaste versionen av RadiCE LE finns för
nedladdning ifrån vår hemsida: http://www.eizoglobal.com

Att använda RadiCE LE
För information om hur man installerar och använder RadiCS LE, se RadiCS LE:s användarhandbok(på CD-ROM:en).
När du använder RadiCS LE, anslut skärmen till din PC med hjälp av den medföljande USB-kabeln.
För mer information hur man ansluter skärmen, se ”2-2. Ansluta kablar” (sida 16).
Obs!

• I en miljö där det är svårt att ansluta USB-kabeln kan man aktivera DDC-kommunikationen till din
RadiCS LE, utan att använda USB-kabeln. Information om hur man konfigurerar DDC-kommunikation
finns i Installationshandboken (på CD-ROM). En USB-anslutning rekommenderas med tanke på
kommunikationshastigheten och driftstabiliteten.

Kapitel 1 Inledning13

1-3. Reglage och funktioner
1

2
Cirka 30°12
13
14
Inställningsmeny *1

15

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Integrerad främre
sensor(Flyttbar)

Den här sensorn används för att utföra kalibreringar och kontroller av gråskalan.

2. Sensor för
omgivningsljus

Den här sensorn läser av belysningen i omgivningen. Avläsningen av omgivningens
belysning utförs med programvaran RadiCS/ RadiCS LE för kvalitetskontroll.

3. Närvarosensor

Den här sensorn detekterar en persons rörelser framför skärmen.

4. Funktionsknappar

Visar funktionsguiden. Ställ in menyerna i enlighet med funktionsguiden.

5.

Slår på och stänger av strömmen.
Knapplampan lyser när du startar strömmen. Lampans skärm varierar beroende på
skärmens funktionsstatus.
Grön: Normalt driftläge, Orange: Energisparläge, Släckt: Huvudströmbrytaren/strömmen är avstängd-knapp

6. USB-nedströmsport

Anslut den till en USB-enhet. För att upprätta en kedjekoppling ansluter du kabeln tillutgången på en annan USB-uppströmsskärm.

7. USB-uppströmsport

Anslut den här porten till datorn när du använder programvaror som behöver en
USB-anslutning, eller anslut en USB-enhet (extern enhet som stöder USB) till USBnedströmsporten.

8. DVI-D-anslutning

Ansluta till datorn.

9. DisplayPort-ingång

Ansluta till datorn. För att upprätta en kedjekoppling från en annan skärm ansluter dukabeln till DisplayPort-utgången på den skärmen.

10. DisplayPort-utgång

För att upprätta en kedjekoppling ansluter du kabeln till DisplayPort-ingången på enannan skärm.

11. Nätanslutning

Ansluter nätsladden.

12. Stativ

Höjden och vinkeln kan justeras.

13. HuvudströmbrytareSlår på och stänger av huvudströmmen.
: På, : Av,

14. Uttag för säkerhetslås

Kompatibelt med Kensington MicroSaver-säkerhetssystem.

15. KabelhållareHåller skärmens kablar.

*1 Information om hur man använder finns i Installationshandboken (på CD-ROM).

14

Kapitel 1 InledningKapitel 2

Installation/ Anslutning

2-1. Innan du installerar produkten
Läs och följ alltid instruktionerna ”FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER” (sida 3) noga.
Om du placerar produkten på en lackerad skrivbordsyta kan gummits sammansättning resultera i att
lacken fastnar på stativets underdel. Kontrollera skrivbordsytan innan användning.

● Installationskrav

Om du ställer bildskärmen i en hylla ska du kontrollera att det finns tillräckligt med fritt utrymme vidsidorna, bakom och över bildskärmen.

Observera• Ställ bildskärmen så att inga störande ljusreflexer förekommer.

Kapitel 2 Installation/ Anslutning15

2-2. Ansluta kablar
Observera• Kontrollera att skärmen och datorn är avstängda.
• När du byter ut en befintlig skärm mot den här skärmen ska du följa anvisningarna i ”4-2. Kompatibla
upplösningar” (sida 21) för att ändra datorns inställningar för grafikupplösning och vertikal skanningsfrekvens
till de inställningar som är tillgängliga för den här skärmen innan du ansluter datorn.

1. Vrid skärmen 90˚ medurs.

Skärmen är monterad med liggande orientering före leverans.
Observera• Innan du vrider på skärmen för du den till den högsta positionen.

2. Ansluta signalkablar

Kontrollera anslutningarnas form och anslut kablarna. När du har anslutit DVI-kabeln drar du åt
fästskruvarna för att se till att kabeln sitter som den ska.
Observera• Skärmen har två typer av DisplayPort-anslutningar: ingångar och utgångar. När du ansluter skärmen till en
dator ska du ansluta kabeln till ingångsanslutningen.
• När du ansluter till flera datorer ska ingångssignalen kopplas om. Mer information finns i installationsmanualen(på CD-ROM).

Signalkabel:
DD300DL
Signalkabel: PP300

16

Kapitel 2 Installation/ Anslutningeller

Upprätta en kedjekoppling
Mata ut insignalen till ingångsanslutningen på en annan skärm. I andra fall ska signalen frånutgångsanslutningen på en annan skärm matas.
Observera• Information om skärmar och grafikkort som kan användas för att upprätta kedjekopplingar finns på EIZOs
webbplats: http://www.eizoglobal.com• Om du vill kedjekoppla enheter ska du välja ”Signalformat” – ”DisplayPort” på menyn
Administratörsinställningar och ställa in ”Version” på ”1.2”. Mer information finns i installationsmanualen (påCD-ROM).
• Ta bortkåpan innan du ansluter signalkabeln.

Signalkabel: PP300

Signalkabel: PP300

3. Anslut kontakten till ett nätuttag och till anslutningen på skärmen.
Sätt i strömkabeln helt i skärmen.

4. När du använder RadiCS /RadiCS LE, eller ansluter en USB-enhet (extern ehetsom stöder USB) till skärmen, anslut USB-kabeln till skärmens uppströmsport
för USB och datorn.
Anslutning till skärmen

Anslutning till en dator

Kapitel 2 Installation/ Anslutning17

2-3. Sätta igång strömmen
1. Tryck på

för att slå på strömmen till skärmen.

Strömknappsindikatorn lyser grönt på skärmen.
Om inte indikatorn tänds, se ”Kapitel 3 Ingen bild visas” (sida 19).
Obs!

• När strömmen till skärmen inte är på kommer alla knapptryckningar, utöver

göra att

blinkar.

2. Starta datorn.

Skärmbilden visas.
Se ”Kapitel 3 Ingen bild visas” (sida 19) för ytterligare information om ingen bild visas.
Observera• För maximal energibesparing rekommenderar vi att du stänger av strömmen med strömbrytaren. När
skärmen inte används kan du stänga av huvudströmbrytaren eller dra ur stickproppen, så att strömmen är
helt avstängd.
Obs!

• För att maximera skärmens livslängd genom att minska på ljusstyrkan och minska ström konsumtionen kan
man göra följande:- Använd datorns energisparfunktion eller skärm.
- Stäng av skärmen när du använt den.

2-4. Justera skärmens höjd och vinkelHåll i vänster och höger kant av skärmen med båda händerna och justera skärmens höjd, lutning och
vridning till bästa arbetsförhållanden.

Observera• Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna efter justeringarna är klara.

18

Kapitel 2 Installation/ Anslutning

Kapitel 3

Ingen bild visas

ProblemMöjlig orsak och åtgärd

1. Ingen bild
• Strömindikatorn tänds inte.

• Kontrollera att nätsladden är rätt ansluten.
• Slå på huvudströmbrytaren.
• Peka på .
• Slå av huvudströmmen och slå sedan på den igen.

• Strömindikatorn tänds: Grön

• Öka ”Ljusstyrka”, ”Kontrast” eller ”Färgdynamik”
på justeringsmenyn. Mer information finns iinstallationsmanualen (på CD-ROM).
• Slå av huvudströmmen och slå sedan på den igen.

• Strömindikatorn tänds: Orange• Växla ingångssignal. Mer information finns iinstallationsmanualen (på CD-ROM).
• Flytta muspekaren eller tryck på en tangent påtangentbordet.
• Kontrollera att datorn är påslagen.
• Om närvarosensorn är inställd på ”På” kan skärmen haväxlat till energisparläge. Försök att flytta dig närmare
skärmen.
• Kontrollera att signalkabeln är rätt ansluten. Anslut till
när
DisplayPort-signalen matas in.
används som utgång när
en kedjekoppling upprättas.
• Slå av huvudströmmen och slå sedan på den igen.

• Strömindikatorn blinkar: Orange, grön

• Anslut via den signalkabel som angetts av EIZO. Slå av
huvudströmmen och slå sedan på den igen.

2. Meddelandet nedan visas.

Dessa meddelanden visas när insignalen är felaktig även om
skärmen fungerar som den ska.

• Meddelandet visas när det inte finns någon
insignal.
Exempel:• Meddelandet som visas till vänster kan visas på grund av att
vissa datorer inte matar ut signalen direkt efter påslagning.
• Kontrollera att datorn är påslagen.
• Kontrollera om signalkabeln är korrekt ansluten.
• Växla ingångssignal. Mer information finns iinstallationsmanualen (på CD-ROM).
• Försök ändra DisplayPort-versionen när en DisplayPortsignal matas in. Mer information finns i installationsmanualen(på CD-ROM).
• Slå av huvudströmmen och slå sedan på den igen.

• Meddelandet visar att ingångssignalen
ligger utanför angivet frekvensområde.
Exempel:• Kontrollera om datorn är konfigurerad för skärmens krav
på upplösning och vertikal skanningfrekvens (se ”4-2.
Kompatibla upplösningar” (sida 21)).
• Starta om datorn.
• Välj en passande inställning med grafikkortets programvara.
Se grafikkortets användarhandbok för ytterligare information.

Kapitel 3 Ingen bild visas

19

Kapitel 4

Specifikationer

4-1. Specifikationslista
Typ
LCD-panel

RX560:
Antireflex
RX560-AR: Anti-reflektion
Typ

Färg (IPS)

Bakgrundsbelysning

LED

Storlek

54,1 cm (21.3 inch)

Upplösning (H x V)

2048 × 2560

Displayens storlek (H x V) 337,9 mm × 422,4 mm
Bildpunktstorlek

0,165 mm

Displayfärger

10-bitars (DisplayPort): 1073,74 miljoner färger (max)
8-bitars (DVI): 16,77 miljoner färger

Videosignaler

USB
Strömförsörjning

Betraktningsvinkel(H/V, normalt)

178˚ / 178˚

Rekommenderadljusstyrka

500 cd/m2

Svarstid (normalt)

25 ms (svart -> vit -> svart)Ingångar

DisplayPort × 1, DVI-D (dual link) × 1

Utterminal

DisplayPort × 1

Horisontell
skanningsfrekvens

31 kHz – 135 kHz

Vertikalskanningsfrekvens

DisplayPort: 59 Hz – 61 Hz(720×400 : 69 Hz – 71 Hz, 2560×2048 : 23 Hz – 51
Hz)
59 Hz – 61 Hz
DVI:(720×400 : 69 Hz – 71 Hz, 2560×2048 : 24 Hz – 51
Hz)

Ramsynkroniseringsläge

23,5 Hz – 25,5 Hz, 47,0 Hz – 51,0 Hz

Bildpunktsklocka

DisplayPort: 25 MHz – 290 MHz
DVI :25 MHz – 165 MHz
165 MHz – 290 MHz (Dual link)Port

Uppströmsport × 1, nedströmsport × 2

Standard

USB Specification Revision 2.0

In

100 - 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz 0,90 A - 0,40 A

Maximal strömförbrukning 87 W eller mindre

Fysiska
specifikationer

20

Energisparläge

1,0 W eller mindre*1

Standbyläge

1,0 W eller mindre*2

Dimensioner (B × H × D)

354,5 mm × 476,0 mm - 566,0 mm × 200,0 mm (Lutning: 0˚)
354,5 mm × 504,7 mm - 594,7 mm × 264,1 mm (Lutning: 30˚)Dimensioner (B × H × D)
(Utan stativ)

354,5 mm × 452,0 mm × 78,0 mm

Nettovikt

Ca 8,1 kg

Nettovikt(utan stativ)

Ca 5,3 kg

Höjdinställningsintervall

90 mm (Lutning: 0˚)

Lutning

Upp 30˚, ned 5˚Vridning

70˚

Svänga90° (roteras moturs från stående orientering)

Kapitel 4 Specifikationer

Användningsmiljö

Temperatur

0 ˚C - 35 ˚C (32 ˚F - 95 ˚F)Luftfuktighet

20 % - 80 % R.H. (icke-kondenserande)

Lufttryck

540 hPa - 1060 hPa

Temperatur
Transport/
omgivningskrav vid Luftfuktighet
förvaring
Lufttryck-20 ˚C - 60 ˚C (-4 ˚F - 140 ˚F)
10 % - 90 % R.H. (icke-kondenserande)
200 hPa - 1060 hPa*1 När DVI-ingången används är USB-uppströmsporten inte ansluten, ”Automatisk ing.detekt.”: ”Av”,”Energispar”: ”Hög”, ”DP Power Save”: ”På”, ”DisplayPort” – ”Version”: ”1.1”, ”DDC”: ”Av”, ingen extern
belastning ansluten*2 När USB-uppströmsporten inte är ansluten, ”DP Power Save”: ”På”, ”DisplayPort” – ”Version”: ”1.1”, ”DDC”:”Av”, ingen extern belastning ansluten

4-2. Kompatibla upplösningar
Skärmen stöder följande grafikupplösningar.
√: Stöds
Upplösning(H x V)

DisplayPort

DVI

VertikalskanningsfrekvensStåendeLiggandeStåendeLiggande

720 × 400

70 Hz

√

√

√

√

640 × 480

60 Hz

√

√

√

√

800 × 600

60 Hz

√

√

√

√

1024 × 768

60 Hz

√

√

√

√

1280 × 1024

60 Hz

√

√

√

√

1600 × 1200

60 Hz

√

√

√

√

50 Hz

-

*1

-

√*3

50 Hz

*1

-

√

*3

-

48 Hz

-

√

*2

-

-

2048 × 2560

48 Hz

√

*2

-

-

-

2560 × 2048

25 Hz

-

-

-

√

2048 × 2560
25 Hz
*1 Endast när ”DisplayPort version” är ”1.1”.
*2 Endast när ”DisplayPort version” är ”1.2”.
*3 Endast dual link-signal.

-

√

-

2560 × 2048
2048 × 2560
2560 × 2048√√

4-3. Extra tillbehör
Följande tillbehör finns separat.
Senaste information om extra tillbehör och kompatibla grafikkort finns på vår webbplats. http://www.
eizoglobal.com
Kalibreringssats

EIZO ”RadiCS UX2” Ver. 4.6.0 eller senare
EIZO ”RadiCS Version Up Kit” Ver. 4.6.0 eller senare

Nätverkshanteringsprogram

EIZO ”RadiNET Pro” Ver. 4.6.0 eller senare
EIZO ”RadiNET Pro Lite” Ver. 4.6.0 eller senare

Rengöringssats

EIZO ”ScreenCleaner”

Stödlampa för läsning

EIZO ”RadiLight”

Panelskydd

RP-918

Kapitel 4 Specifikationer

21

Bilaga
Medicinska standarder• Se till att slutsystemet efterlever kraven enligt IEC60601-1-1.
• Elektrisk utrustning kan utsända elektromagnetiska vågor som kan påverka, begränsa eller
resultera i felfunktion för skärmen. Installera utrustningen i en miljö där sådana effekter går att
undvika.

Klassificering av utrustningen-

22

Typ av skydd mot elstötar: Klass I
EMC-klass: IEC60601-1-2 Grupp 1 Klass B
Klassificering av medicinska enheter (EU): Klass I
Funktionsläge: Kontinuerligt
IP-klass: IPX0

BilagaEMC-information
RadiForce-serien har en prestanda som visar bilderna på ett rättvisande sätt.

Miljöer för avsedd användning
RadiForce-serien är avsedd för användning i följande miljöer.
• Professionella vårdinrättningar såsom kliniker och sjukhus
RadiForce-serien lämpar sig inte för följande miljöer:• I hemvårdsmiljöer• I närheten av kirurgiska instrument med hög frekvens så som elektrokirurgiska knivar• I närheten av terapiutrustning med kortvågor
• I RF-skyddade rum med system för röntgenutrustning• I skyddade miljöer, särskilda miljöer• Installerade i fordon, inklusive ambulanser• Andra särskilda miljöer

VARNINGRadiForce-serien kräver särskilda försiktighetsåtgärder angående EMC och måste installeras. Dumåste noggrant läsa EMC-informationen och ”FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER” i det här dokumentet,
samt observera följande instruktioner vid installation och användning av produkten.
RadiForce-produkter ska inte användas bredvid eller staplat med annan utrustning. Om det är nödvändigt att använda utrustningen bredvid eller staplat med annan utrustning är det viktigt att kontrollera att funktionen är normal i det sammanhang i vilket utrustningen ska användas.
När du använder portabel RF-kommunikationsutrustning ska den hållas på minst 30 cm (12 tum) avstånd från alla RadiForce-delar, inklusive kablar. Annars kan resultatet bli en degradering av utrustningens prestanda.
Den som ansluter ytterligare utrustning till signalingångar eller -utgångar och konfigurerar ett medicinskt system ansvarar för att systemet uppfyller kraven i standarden IEC60601-1-2.
Vidrör inte anslutningarna till signalingångarna eller -utgångarna medan RadiForce-serien används. Annars kan bilden som visas påverkas.
Var noga med att använda de kablar som är fästa vid produkten, eller de kablar som specificeras av
EIZO.
Användning av andra kablar än de som specificeras eller tillhandahålls av EIZO till utrustningen
kan resultera i ökade elektromagnetiska utsläpp eller minskad elektromagnetisk immunitet för utrustningen, samt bristande funktion.
Kabel
Av EIZO utvalda
Max. kabellängd
Skärmning
Ferritkärna
kablarSignalkabel (DisplayPort)
Signalkabel (DVI)
USB-kabel
Nätsladd (med jordning)

PP300
DD300DL
UU300
-

3m
3m
3m
3m

SkärmadSkärmadSkärmadOskärmadMed ferritkärnor
Med ferritkärnor
Med ferritkärnor
Utan ferritkärnor

Bilaga23

Teknisk beskrivning
Elektromagnetisk strålning

RadiForce-produkter är avsedda för användning i elektromagnetisk miljö enligt nedanstående specifikationer.
Kunder eller andra användare av RadiForce-produkter ska försäkra sig om att användningsmiljön uppfyller
specifikationerna.

StrålningstestÖverensstämmelse

Elektromagnetisk miljö – riktlinjer

Radiofrekvent strålning Grupp 1
CISPR11

I RadiForce-produkter används radiovågor endast internt.
Därför är den radiofrekventa strålningen mycket liten och förväntas inteorsaka störningar i närliggande elektronisk utrustning.

Radiofrekvent strålning Klass B
CISPR11

RadiForce-produkter är lämpliga för användning i alla typer av miljöer,
inklusive bostäder eller liknande i direkt anslutning till det publikalågspänningsnätet.

Övertoner
IEC61000-3-2

Klass D

Spänningsfluktuationer/ Uppfyller kravenflimmer
IEC61000-3-3

Elektromagnetisk immunitet
RadiForce-serien har testats på följande överensstämmelsenivåer (C) i enlighet med de testkrav (T) för Professionellavårdanläggningsmiljöer som anges i IEC60601-1-2.
Kunder eller andra användare av RadiForce-produkter ska försäkra sig om att användningsmiljön uppfyller
specifikationerna.

Immunitetstest

Testnivå (T)Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö – riktlinjer(C)

Elektrostatisk
urladdning (ESD)
IEC61000-4-2±8 kV kontaktuttag±15 kV luftuttag±8 kV kontaktuttag±15 kV luftuttag

Elektriska snabba
transienter/
pulsskurar
IEC61000-4-4±2 kV kablar±1 kV ingångs-/
utgångskablar±2 kV kablar
Kvaliteten på strömförsörjningen ska±1 kV ingångs-/utgångskablar motsvara den kvalitet som krävs för
kommersiell miljö och sjukhusmiljö.

Strömsprång
IEC61000-4-5±1 kV fas till fas±2 kV fas till jord

±1 kV fas till fas±2 kV fas till jord

Kvaliteten på strömförsörjningen ska
motsvara den kvalitet som krävs för
kommersiell miljö och sjukhusmiljö.

Spänningsfall, korta
strömavbrott och
spänningsvariationer
i nätanslutningens
ingångsledningar
IEC61000-4-11

0 % UT (100 % sänka iUT) 0,5 cykler och 1 cykel
70 % UT (30 % sänka iUT) 25 cykler på 50 Hz
0 % UT (100 % sänka i
UT)
250 cykler på 50 Hz

0 % UT (100 % sänka i UT)
0,5 cykler och 1 cykel
70 % UT (30 % sänka i UT)
25 cykler på 50 Hz
0 % UT (100 % sänka i UT)
250 cykler på 50 Hz

Kvaliteten på strömförsörjningen ska
motsvara den kvalitet som krävs för
kommersiell miljö och sjukhusmiljö. Om
användaren av RadiForce-produkten
inte kan avbryta användningen underströmavbrott är det lämpligt att strömförsörja
RadiForce-produkten via en avbrottsfri
strömkälla eller ett batteri.

Strömfrekvens av
magnetiska fält
IEC61000-4-8

30 A/m(50 / 60 Hz)

30 A/mStrömfrekventa magnetfält ska vara på
karaktäristiska nivåer för vanliga platser
i kommersiell miljö och sjukhusmiljö.
Produkten ska hållas minst 15 cm ifrån
källan till magnetfälten under användning.

24

BilagaGolvet ska vara av trä, betong eller keramik.
Om golvbeläggningen är av syntetmaterialmåste den relativa luftfuktigheten vara minst
30 %.

Elektromagnetisk immunitet
RadiForce-serien har testats på följande överensstämmelsenivåer (C) i enlighet med de testkrav (T) för Professionellavårdanläggningsmiljöer som anges i IEC60601-1-2.
Kunder eller andra användare av RadiForce-produkter ska försäkra sig om att användningsmiljön uppfyller
specifikationerna.

Immunitetstest

Testnivå (T)Överensstämmelsenivå
(C)

Elektromagnetisk miljö – riktlinjer
Utrustning för portabel och mobil RFkommunikation ska inte användas närmare någon
del av RadiForce-produkten, inklusive kablar, än
det rekommenderade separationsavstånd som
beräknas med lämplig ekvation för sändarens
frekvens.
Rekommenderat separationsavstånd

Ledningsbundna
3 Vrmsstörningar införda av 150 kHz–80 MHz
RF-fält
IEC61000-4-6

Utstrålade RF-fält
IEC61000-4-3

3 Vrmsd = 1,2√P

6 Vrms6 Vrms
ISMa)-band mellan
150 kHz och 80 MHz

d = 1,2√P

3 V/m
80 MHz–2,7 GHz

d = 1,2√P, 80 MHz–800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz–2,7 GHz

3 V/m

Där ”P” är maximala uteffekten för sändaren i watt(W) enligt sändarens tillverkare och ”d” är det
rekommenderade separationsavståndet i meter(m).
Fältstyrkorna från fasta RF-sändare, som bestäms
med en elektromagnetisk undersökning av platsenb), ska vara lägre än överensstämmelsenivån för
varje frekvensintervall c).
Störningar kan förekomma i närheten av
utrustning som har markerats med nedanstående
symbol.

Anm. 1

UT är nätspänningen innan testmätning görs.

Anm. 2

Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensintervallet.

Anm. 3

Riktlinjerna angående ledningsbundna störningar införda genom RF-fält eller utstrålade RF-fält kanske inte gäller
i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål och
människor.

a)ISM-banden (Industrial, Scientific and Medical) mellan 150 kHz och 80 MHz är 6 765 MHz till 6 795 MHz, 13 553 MHz till
13 567 MHz, 26 957 MHz till 27 283 MHz och 40,66 MHz till 40,70 MHz.

b)

Fältstyrkan från fasta sändare, t.ex. basstationer för telefoner (mobiler/sladdlösa) och kommunikationsradio,
amatörradiosändare, AM- och FM-radiosändare och TV-sändare kan inte teoretiskt bestämmas med tillräcklig
noggrannhet. För att utvärdera den elektromagnetiska miljön med hänsyn till fasta RF-sändare bör en elektromagnetisk
undersökning av platsen övervägas. Om uppmätt fältstyrka på platsen där RadiForce-produkten används överskrideröverensstämmelsenivån ovan ska RadiForce-produkten observeras så att man kan verifiera att den fungerar normalt.
Om onormal funktion kan noteras är det nödvändigt med ytterligare åtgärder som t.ex. att rikta om eller flytta RadiForceprodukten.

c)Över frekvensområdet 150 kHz–80 MHz ska fältstyrkan vara lägre än 3 V/m.

Bilaga25

Rekommenderat separationsavstånd mellan bärbar eller mobil utrustning för RF-kommunikation
och RadiForce-serien
RadiForce-produkterna är avsedda att användas i en elektromagnetisk miljö där utstrålande RF-störningar är
kontrollerade. Kunden eller användaren av RadiForce-serien kan bidra till att förhindra elektromagnetiska störningar
genom att tillgodose ett minsta avstånd (30 cm) mellan bärbar och mobil utrustning för RF-kommunikation (sändare)och RadiForce-serien.
RadiForce-serien har testats på följande överensstämmelsenivåer i enlighet med de testkrav för immunitet mot
proximitetsfält från följande trådlösa RF-kommunikationstjänster.

Testfrekvens(MHz)

Bandbredd a)(MHz)

Tjänst a)Överensstämmelsenivå
(V/m)

Testnivå c)(V/m)

Modulering b)385

380–390TETRA 400

Pulsmodulering b)
18 Hz

27

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

FM±5 kHz avvikelse
1 kHz sinus

28

28

710

704–787

LTE-band 13, 17

Pulsmodulering b)
217 Hz99800–960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE-band 5

Pulsmodulering b)
18 Hz

28

28

1700–1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE-band 1, 3, 4,
25;
UMTS

Pulsmodulering b)
217 Hz

28

28

2450

2400–2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE-band 7

Pulsmodulering b)
217 Hz

28

28

5240

5100–5800

WLAN 802.11 a/n

Pulsmodulering b)
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785
a)

För vissa tjänster inkluderas endast upplänksfrekvenser.

b)Bäraren har modulerats med en 50 % arbetscykel, intermittent vågsignal.

c)

Testnivårena har räknats ut med maximal styrka, separationsavstånd 30 cm.

Kunden eller användaren av RadiForce-serien kan bidra till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att
tillgodose ett minsta avstånd (15 cm) mellan RF-sändare och RadiForce-serien.
RadiForce-serien har testats på följande överensstämmelsenivåer i enlighet med testkraven för immunitet mot
proximitetsmagnetfält i tabellen nedan.

Testfrekvens

Modulering a)

134,2 kHz

Pulsmodulering a)
2,1 kHz65

13,56 MHz

Pulsmodulering a)
50 kHz7,5Testnivå
(A/m)a)

Bäraren har modulerats med en 50 % arbetscykel, intermittent vågsignal.

26

BilagaÖverensstämmelsenivå
(A/m)

65

7,5

För andra portabla och mobila RF-kommunikationsutrustningar (sändare) ska minsta avstånd mellan bärbar och mobil
utrustning för RF-kommunikation (sändare) och RadiForce-produkten vara enligt nedanstående rekommendationer,
med hänsyn tagen till kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.

Sändarens märkeffekt,max(W)

Separationsavstånd beroende på sändarens frekvens(m)
150 kHz till 80 MHz
80 MHz till 800 MHz
800 MHz till 2,7 GHz
d = 1,2√P
d = 1,2√P
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

För sändare med en maximal märkeffekt som inte anges ovan kan det rekommenderade separationsavståndet ”d” i meter(m) uppskattas med hjälp av ekvationen för sändarens frekvens, där ”P” är den maximala märkeffekten för utsignaler frånsändaren i watt (W) enligt sändarens tillverkare.
Anm. 1

Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för ett högre frekvensintervall.

Anm. 2

Riktlinjerna angående ledningsbundna störningar införda genom RF-fält eller utstrålade RF-fält kanske inte gäller
i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål och
människor.

Bilaga27

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N385AZ
IFU-RX560
Copyright © 2017 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition - September 29th, 2023