ＬＳ－７０ＪＣ ツールソフト マニュアル

Ｖｅｒ．1．００

作成日２０１７年１２月２５日

竹中システム機器株式会社

目次
１

準備 ................................................................................................................................. １

２

必須動作環境 ................................................................................................................... ２

３

インストール方法 ............................................................................................................... ３

４

５

３－１

ＳＥＴ ＵＰの起動 ................................................................................................... ３

３－２

ＳＥＴ ＵＰ開始....................................................................................................... ３

３－３

インストールフォルダ選択画面 ................................................................................ ４

３－４

インストールの確認画面 ......................................................................................... ４

ＰＣのネットワーク設定 ....................................................................................................... ５
４－１

ネットワーク接続の表示 .......................................................................................... ５

４－２

ローカルエリア接続状態画面.................................................................................. ５

４－３

ローカルエリア接続のプロパティ画面 ...................................................................... ６

４－４

インターネットプロトコル バージョン４（ＴＣＰ／ＩＰｖ４）のプロパティ ........................... ６

アプリケーション各画面機能説明 ....................................................................................... ８
５－１

メイン画面 .............................................................................................................. ８５－２

チャンネル選択画面............................................................................................. １１

５－３

検査設定画面 ...................................................................................................... １２

５－４

信号、フィルター設定画面 .................................................................................... １８

５－５

ルックアップテーブル設定画面 ............................................................................. ２３

５－６

波形表示画面 ...................................................................................................... ２７５－７

欠点画像表示画面............................................................................................... ３６

１

準備

本アプリケーションはＰＣにインストールして欠点検出装置 ＬＳ－７０ＪＣ とのＬＡＮ通信により
欠点画像、波形の受信及び各種検査設定を行うものです。
接続可能なＬＳ－７０ＪＣは最大８台ですが複数台のＬＳ－７０ＪＣと同時に通信する事は出来ません。 通信は常に１台のＬＳ－７０ＪＣと行います。
本アプリケーションにてＬＳ－７０ＪＣと通信を行うＬＡＮは他の機器及びインターネットへの接続は行わないで下さい。 また、仕様などは予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。
準備する装置は下記４種類ですがハブはＬＳ－７０ＪＣを複数台接続する場合以外は必要ありません。
１.

ＰＣ

２章の必須動作環境を満たすインターネットに接続しないＰＣ。

２.

ＬＡＮケーブル

ＵＴＰカテゴリー５Ｅ、６、７(ハブを使用する場合はストレート、使用しない場合はクロス)

３.

ハブ

１０００ＢＡＳＥ－Ｔに対応したスイッチングハブ(ＬＳ－７０ＪＣを複数台接続する場合のみ必要)

４.

設置済みＬＳ－７０ＪＣ

ＬＳ－７０ＪＣ本体の取り説に従い設置して下さい。

図 １.１ ＬＳ－７０ＪＣ １台との接続例

図 １.２ ＬＳ－７０ＪＣ 複数台との接続例
１

２

必須動作環境

ＯＳ：Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｉｎｄｏｗｓ ７ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ（６４ｂｉｔ）
Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｐａｃｋ１ 日本語版
またはＷｉｎｄｏｗｓ１０ Ｐｒｏ（６４ｂｉｔ） 日本語版

ＣＰＵ

：Ｉｎｔｅｌ Ｃｏｒｅ（ＴＭ）ｉ５－２４００ 相当以上

メモリ

：４ＧＢ以上ハードディスク：１０ＧＢ以上の空き容量

ディスプレイ：解像度１２８０×１０２４ドット以上（縦横共に）ハイカラー表示可能なディスプレイ

ＬＡＮカード：１０００ＢＡＳＥ－Ｔに対応したＬＡＮカード※ウイルスチェックソフトをＰＣにインストールしている場合はウイルスチェックソフトを終了して下さい。
ウイルスチェックソフトの動作によってＬＳ－７０ＪＣとのＬＡＮ通信サイクルが極端に遅くなる、もしくは通信不能になる事があります。
また、本アプリケーション使用中はスクリーンセーバー、他アプリケーション及びＷｉｎｄｏｗｓ Ｕｐｄａｔｅやアプリケーションの自動アップデート、ファイル操作等を実行しないで下さい。 これらの影響によりＬＳ－７０ＪＣとのＬＡＮ通信サイクルが極端に遅くなる、もしくは通信不能になる事があります。

２

３

インストール方法

３－１

ＳＥＴ ＵＰの起動

他のアプリケーションを終了後にインストール用ＣＤ－ＲＯＭをＣＤ－ＲＯＭドライブにセットしエクスプローラ等で図 ３－１.１ ＬＳ－７０ＪＣ（Ｖｅｒ．＊．＊＊）＿ｘ６４フォルダを開き、
ｓｅｔｕｐをダブルクリックします。

図 ３－１.１ ＬＳ－７０ＪＣ（Ｖｅｒ．＊．＊＊）＿ｘ６４フォルダ※Ｖｅｒ．＊．＊＊はＶｅｒ．１．００等のバージョンを表します。

３－２

ＳＥＴ ＵＰ開始

ｓｅｔｕｐをダブルクリックすると図 ３－２.１ セットアップウィザード画面が表示されるので『次へ』ボタンを押下します。
セットアップウィザード画面が表示される前に．Ｎｅｔ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ ４ Ｃｌｉｅｎｔ Ｐｒｏｆｉｌｅ ライセンス
条項同意確認画面が表示された場合は『同意する』ボタンを押下して下さい。

図 ３－２.１ セットアップウィザード画面

３

３－３

インストールフォルダ選択画面

図 ３－３.１ インストールフォルダ選択画面が表示されたら必要に応じて設定し、『次へ』ボタンを押下します。

図 ３－３.１ インストールフォルダ選択画面

３－４

インストールの確認画面

図 ３－４.１ インストールの確認画面図が表示されたら『次へ』ボタンを押下します。
プログラムがインストールされセットアップウィザードが終了してインストールは完了です。

図 ３－４.１ インストールの確認画面

４

４

ＰＣのネットワーク設定

本アプリケーションを動作させるには本章に示すＰＣのネットワーク設定を行う必要があります。

４－１

ネットワーク接続の表示

ＬＳ－７０ＪＣ（又はＬＳ－７０ＪＣと接続するハブ）とＰＣのＬＡＮポートを接続しＬＳ－７０ＪＣ（又はＬＳ－７０ＪＣと接続するハブ）の電源が投入された状態でＷｉｎｄｏｗｓのスタートボタンからコントロールパネルを開き、『ネットワークの状況とタスクの表示』を実行します。
（図 ４－１.１ ネットワーク状況とタスクの表示）
使用するローカルエリア接続を選択してローカルエリア接続状態画面を表示します。

使用するローカルエリア接続を選択

図 ４－１.１ ネットワーク状況とタスクの表示

４－２

ローカルエリア接続状態画面

図 ４－２.１ ローカルエリア接続状態画面が表示されたら『プロパティ』ボタンを押下します。

プロパティボタンを押下

図 ４－２.１ ローカルエリア接続状態画面

５

４－３

ローカルエリア接続のプロパティ画面

図 ４－３.１ ローカルエリア接続のプロパティ画面が表示されたらインターネットプロトコル
バージョン４（ＴＣＰ／ＩＰｖ４）を選択して『プロパティ』ボタンを押下します。

インターネットプロトコル バージョン４を選択

プロパティボタンを押下

図 ４－３.１ ローカルエリア接続のプロパティ画面

４－４

インターネットプロトコル バージョン４（ＴＣＰ／ＩＰｖ４）のプロパティ

図 ４－４.１ インターネットプロトコル バージョン４（ＴＣＰ／ＩＰ）のプロパティ画面でＩＰアドレスの取得方法を次のＩＰアドレスを使うにチェック後、ＩＰアドレス、サブネットマスク、
デフォルト ゲートウェイを下記の値に設定します。
IP アドレス：１９２．１６８．０．２

サブネットマスク：２５５．２５５．２５５．０

デフォルト ゲートウェイ：

設定後に『ＯＫ』ボタンを押下し、ローカルエリア接続のプロパティ画面に戻ります。
ローカルエリア接続のプロパティ画面で『ＯＫ』ボタンを押下してローカルエリア接続状態画面に戻り、ローカルエリア接続状態画面で『閉じる』ボタンを押下する事でＰＣのネットワーク設定は
完了です。

６

次のＩＰアドレスを使うにチェック

図 ４－４.１ インターネットプロトコル バージョン４（ＴＣＰ／ＩＰ）のプロパティ画面

７

５

アプリケーション各画面機能説明

５－１

メイン画面

デスクトップのショートカットまたはスタートメニュー すべてのプログラムから『ＬＳ－７０ＪＣ（Ｖｅｒ．＊．＊＊）』を起動する事で図 ５－１.１ チャンネル選択ボタン許可状態のメイン画面は表示されます。（Ｖｅｒ．＊．＊＊はＶｅｒ．１．００等のバージョンを表します。）
メイン画面ではチャンネル選択画面、検査設定画面、波形表示画面、欠点画像表示画面の起動を行います。
チャンネル選択画面（５－２ 参照）でチャンネルの選択が完了した場合は
図 ５－１.２ 全ボタン許可状態のメイン画面に変化します。
選択したチャンネルの検査設定に異常値が存在する場合は
図 ５－１.３ 検査設定、チャンネル選択ボタン許可状態のメイン画面に変化します。
※本アプリケーションは２重起動出来ません。

図 ５－１.１ チャンネル選択ボタン許可状態のメイン画面

３

４

２

１

５

図 ５－１.２ 全ボタン許可状態のメイン画面８図 ５－１.３ 検査設定、チャンネル選択ボタン許可状態のメイン画面

以下に図 ５－１.２ 全ボタン許可状態のメイン画面に添付した吹き出しの数字に該当する機能の説明を示します。
１.

チャンネル選択ボタン
チャンネル選択画面を起動します。（５－２ 参照）
ＬＳ－７０ＪＣとＬＡＮ通信を行うには最初にチャンネル選択を行う必要があります。

２.

検査設定ボタン
検査設定画面を起動します。（５－３ 参照）
検査設定ボタンを押下するとＬＳ－７０ＪＣとのＬＡＮ通信により検査設定の受信を試みます。
ＬＡＮ通信に失敗した場合は通信失敗のメッセージが表示されメイン画面が図 ５－１.１ チャンネル選択ボタン許可状態のメイン画面に戻り検査設定画面は起動されません。 また、受信したＬＳ－７０ＪＣの検査設定に異常値が存在する場合は『ＣＨ＝０１の検査設定値の異常が存在します。 検査設定画面で修正して下さい。』（ＣＨ＝０１は選択チャンネル）とメッセージが表示された後に検査設定画面が起動されます
ので異常値を修正してＬＳ－７０ＪＣに送信して下さい。
※通信のタイムアウトは約１５秒掛かります。 通信に失敗した場合は選択したチャンネルに設定されたＬＳ－７０ＪＣが正しく接続されているか確認して下さい。
（チャンネル設定及び確認方法はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説をご確認下さい。）
また、ＰＣ起動時の初回ＬＡＮ通信に失敗した場合は少し時間をあけて再度通信を試みて下さい。

９

３.

波形表示ボタン
波形表示画面を起動します。（５－６ 参照）
波形表示ボタンを押下するとＬＳ－７０ＪＣとのＬＡＮ通信により検査設定の受信を試みます。
ＬＡＮ通信に失敗した場合は通信失敗のメッセージが表示されメイン画面が図 ５－１.１ チャンネル選択ボタン許可状態のメイン画面に戻り波形表示画面は起動されません。 また、受信したＬＳ－７０ＪＣの検査設定に異常値が存在する場合は『ＣＨ＝０１の検査設定値の異常が存在します。 検査設定画面で修正して下さい。』（ＣＨ＝０１は選択チャンネル）とメッセージが表示されメイン画面が図 ５－１.３ 検査設定、チャンネル選択ボタン許可状態のメイン画面になり波形表示画面は起動されません。
この場合は検査設定画面で異常値を修正してＬＳ－７０ＪＣに送信して下さい。

４.

欠点画像表示ボタン
欠点画像表示画面を起動します。（５－７ 参照）
欠点画像表示ボタンを押下するとＬＳ－７０ＪＣとのＬＡＮ通信により検査設定の受信を試みます。 ＬＡＮ通信に失敗した場合は通信失敗のメッセージが表示されメイン画面が図 ５－１.１ チャンネル選択ボタン許可状態のメイン画面に戻り欠点画像表示画面は起動されません。 また、受信したＬＳ－７０ＪＣの検査設定に異常値が存在する場合は『ＣＨ＝０１の検査設定値の異常が存在します。 検査設定画面で修正して下さい。』（ＣＨ＝０１は選択チャンネル）とメッセージが表示されメイン画面が図 ５－１.３ 検査設定、チャンネル選択ボタン許可状態のメイン画面になり
欠点画像表示画面は起動されません。
この場合は検査設定画面で異常値を修正してＬＳ－７０ＪＣに送信して下さい。

５.

終了ボタン
アプリケーションを終了します。

１０

５－２

チャンネル選択画面

メイン画面のチャンネル選択ボタンを押下すると図 ５－２.１ チャンネル選択画面が起動されます。 本アプリケーションで各機能を使用するには最初にチャンネル選択画面でＰＣに接続されているＬＳ－７０ＪＣのチャンネルを選択する必要があります。
チャンネルはＬＳ－７０ＪＣ本体に１～８の範囲で設定されています。
（チャンネル設定及び確認方法はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説をご確認下さい。）
以下に図 ５－２.１ チャンネル選択画面に添付した吹き出しの数字に該当する機能の説明を
示します。

２

３

１

図 ５－２.１ チャンネル選択画面

１.

チャンネル選択リスト
チャンネル１（ＣＨ＝０１）～チャンネル８（ＣＨ＝０８）のリストを表示します。
リストからＰＣに接続されているＬＳ－７０ＪＣのチャンネルを選択します。

２.

選択ボタン
１．チャンネル選択リストでチャンネルを選択すると押下可能になります。
選択ボタンを押下するとＬＳ－７０ＪＣとのＬＡＮ通信により検査設定の受信を試みます。
ＬＡＮ通信に失敗した場合は通信失敗のメッセージが表示されチャンネル選択画面は終了
してメイン画面が図 ５－１.１ チャンネル選択ボタン許可状態のメイン画面に戻ります。
また、受信したＬＳ－７０ＪＣの検査設定に異常値が存在する場合も『ＣＨ＝０１の検査設定値の異常が存在します。 検査設定画面で修正して下さい。』（ＣＨ＝０１は選択チャンネル）とメッセージが表示されチャンネル選択画面は終了してメイン画面が図 ５－１.３ 検査設定、チャンネル選択ボタン許可状態のメイン画面になります。
正常な検査設定を受信した場合には『ＣＨ＝０１の選択が完了しました。』とメッセージが表示されチャンネル選択画面は終了してメイン画面が図 ５－１.２ 全ボタン許可状態のメイン画面に変化します。

３.

キャンセルボタンチャンネル選択画面を終了してメイン画面に戻ります。
１１

５－３

検査設定画面

メイン画面の検査設定ボタンを押下する事で図 ５－３.１ 検査設定画面が起動されます。
検査設定画面ではＬＳ－７０ＪＣの検査設定値の変更、検査設定の品種ファイル保存、読み込みが可能です。
ＬＳ－７０ＪＣの検査設定に異常値がある場合は該当する項目が赤く表示されます。
次頁に図 ５－３.１ 検査設定画面に添付した吹き出しの数字に該当する機能の説明を示します。
※検査設定の意味と効果についてはＬＳ－７０ＪＣの取説を参照して下さい。
また、ＬＳ－７０ＪＣが検査中に検査設定を送信すると欠点ノイズが発生するので検査設定の送信は検査停止中に行ってください。
なお、検査設定の変更が完了するには若干時間が掛かります。

１
２

６

１０

１４

１７

１８

３

４

７

８

１１

１２

５

９

１３

１６

１５

図 ５－３.１ 検査設定画面

１２

１９

２０

１.

ファイルメニュー（ショートカットキーＦ）
ファイルメニューは『品種ファイルの読み込み』と『設定を品種ファイルに保存』で構成されており、それぞれ以下の機能があります。
i）

品種ファイルの読み込み（ショートカットキー Ｌ）
図 ５－３.２ 品種ファイル読み込み画面が表示されます。
図中の①品種ファイル選択を行うと②ファイル読み込みボタンが押下可能になるので、これを押下する事で品種ファイルを読み込みます。
品種ファイルには検査設定画面、信号、フィルター設定画面（５－４ 参照）、
ルックアップテーブル設定画面（５－５ 参照）で設定する値が記録されています。

①品種ファイル選択②ファイル読み込みボタン

図 ５－３.２ 品種ファイル読み込み画面

１３ii） 設定を品種ファイルに保存（ショートカットキー Ｓ）
図 ５－３.３ 品種ファイル保存画面が表示されます。
③品種保存（削除）ファイル名入力を行うと④ファイル保存ボタンと⑤ファイル
削除ボタンが押下可能になります。 （ファイル名は" * . , / : ; < > ? \ |左記
下線１２文字を除く半角で最大２０文字）④ファイル保存ボタンを押下すると指定されたファイル名で検査設定を品種ファイルに保存し、⑤ファイル削除ボタンを押下すると指定された品種ファイルを削除します。

③品種保存（削除）ファイル名入力⑤ファイル削除ボタン④ファイル保存ボタン

図 ５－３.３ 品種ファイル保存画面

１４

２.

カメラ設定
カメラ関連の設定をします。 詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説『ＣＡＭＥＲＡ画面』の項目を参照して下さい。

３.

エリア設定
検出エリア、検出マスクの設定をします。
詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説『ＡＲＥＡ画面』の項目を参照して下さい。

４.

分割設定
分割の設定をします。 詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説『ＤＩＶ．１－４画面』、『ＤＩＶ．５－８
画面』、『ＤＩＶ．９－１２画面』、『ＤＩＶ．１３－１６画面』の項目を参照して下さい。

５.

分割マスク設定
分割マスクを設定します。 詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説『ＤＩＶ．ＭＡＳＫ１画面』、『ＤＩＶ．ＭＡＳＫ２画面』の項目を参照して下さい。

６.

スライス設定
各ランクの欠点検出のスライスを設定します。 詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説『ＳＬＩＣＥ画面』の項目を参照して下さい。

７.

欠点幅設定
各ランクの欠点幅を設定します。
詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＷＩＤＴＨ画面』の項目を参照して下さい。
欠点幅はｍｍ単位で入力しますが隣にｂｉｔ（画素）数の計算値が表示されます。
欠点幅の有効範囲は１ｂｉｔ～１０２２ｂｉｔです。
計算したｂｉｔ数が有効範囲外の欠点幅（ｍｍ単位）を入力しても欠点判定は有効範囲最小の１ｂｉｔまたは最大の１０２２ｂｉｔで実行されます。
有効範囲外の値を入力するとｂｉｔ数の表示が赤くなります。

１５

８.

欠点長設定
各ランクの欠点長を設定します。
詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＬＥＮＧＴＨ画面』の項目を参照して下さい。
欠点長はｍｍ単位で入力しますが隣にＳｃａｎ（走査）数の計算値が表示されます。
欠点長の有効範囲は１Ｓｃａｎ～２５５Ｓｃａｎです。 計算したＳｃａｎ数が有効範囲外の欠点長（ｍｍ単位）を入力しても欠点判定は有効範囲最小の１Ｓｃａｎまたは最大の２５５Ｓｃａｎで実行されます。 有効範囲外の値を入力するとＳｃａｎ数の表示が赤くなります。
※欠点長のＳｃａｎ数は１３．エンコーダ 画像Ｙ方向ズーム設定 エンコーダ入力が『内部パルス』の時のみに表示されます。

９.

出力ポート設定
検出出力の選択をします。 詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＯＵＴ．ＳＥＴ Ａ画面』、『ＯＵＴ．ＳＥＴ Ｂ画面』の項目を参照して下さい。

１０.

欠点幅 欠点長 ＡＮＤ／ＯＲ設定
各ランクの欠点幅と欠点長 検出条件のＡＮＤ／ＯＲを選択します。
詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＡＬＲＭ ＡＮＤ／ＯＲ画面』の項目を参照して下さい。

１１.

欠点アラーム個数設定
各ランクの欠点アラーム個数を設定します。
詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＡＬＲＭ ＡＮＤ／ＯＲ画面』の項目を参照して下さい。

１２.

エッジ処理設定
エッジ処理関連の設定をします。 詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＥＤＧＥ画面』の項目を参照して下さい。 エッジマスク前、エッジマスク後はｍｍ単位の入力ですが隣にｂｉｔ（画素）数の計算値が表示されます。 エッジマスク前、エッジマスク後の有効範囲は３ｂｉｔ～２５５ｂｉｔです。 計算したｂｉｔ数が有効範囲外のエッジマスク前、エッジマスク後（ｍｍ単位）を入力しても有効範囲最小の３ｂｉｔまたは最大の２５５ｂｉｔで処理されます。
有効範囲外の値を入力するとｂｉｔ数の表示が赤くなります。

１３.

エンコーダ 画像Ｙ方向ズーム設定
エンコーダ関連と欠点画像Ｙ方向ズーム率の設定をします。
詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＥＮＣＯＤＥＲ画面』の項目を参照して下さい。
また、欠点画像Ｙ方向ズーム率を１００％以外の値に設定すると欠点長が短い（Ｓｃａｎ数が少ない）欠点は欠点画像から消える可能性があるので注意して下さい。

１６

１４.

幅計測設定
幅計測関連の設定をします。 詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＷＩＤＴＨ ＳＩＺＥ画面』の項目を参照して下さい。

１５.

出力信号設定出力信号関連と検査スタート信号の選択をします。
詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＯＵＴ．ＣＮＴＬ画面』の項目を参照して下さい。

１６.

カラー設定
カラーギャップ補正方向、カラーギャップ補正量、ランクＤのＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）率（％）
を設定します。 詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＣＡＭＥＲＡ画面』、『ＦＴＬＵＴＣ０画面』の項目を参照して下さい。

１７.

信号、フィルター設定ボタン
信号、フィルター設定画面（５－４ 参照）を起動します。

１８.

ＬＵＴ設定ボタンルックアップテーブル設定画面（５－５ 参照）を起動します。

１９.

設定送信ボタン
ＬＳ－７０ＪＣへＬＡＮ通信にて検査設定を送信します。
品種ファイルの読み込み、検査設定画面、信号、フィルター設定画面、ルックアップ
テーブル設定画面の編集で変更した設定値は設定送信ボタンを押下し、ＬＳ－７０ＪＣへ送信する事で有効になります。
※設定送信ボタン押下後は送信終了までＬＳ－７０ＪＣの電源を切らないで下さい。
送信中に電源を切るとＬＳ－７０ＪＣの設定データが失われる事があります。
また、ＬＳ－７０ＪＣが検査中に検査設定を送信すると欠点ノイズが発生するので検査設定の送信は検査停止中に行ってください。
なお、検査設定の変更が完了するには若干時間が掛かります。

２０.

キャンセルボタン
検査設定画面を終了してメイン画面に戻ります。

１７

５－４

信号、フィルター設定画面

検査設定画面（５－３ 参照）及び波形表示画面（５－６ 参照）の信号、フィルター設定ボタンを押下する事で図 ５－４.１ 信号、フィルター設定画面が起動されます。
信号、フィルター設定画面ではＬＳ－７０ＪＣのフィルター及び信号選択、ＡＧＣ設定、Ａｕｔｏ ＳＤ設定の変更が可能です。
ＬＳ－７０ＪＣの検査設定に異常値がある場合は該当する項目が赤く表示されます。
次頁に図 ５－４.１ 信号、フィルター設定画面に添付した吹き出しの数字に該当する機能の説明を示します。
※フィルター及び信号選択関連 検査設定の意味と効果についてはＬＳ－７０ＪＣの取説を参照して下さい。

１

２
３
４
５
６
７

８

９
１１

１０

１４

１３

１２

１５

１６

１７

１８

１９

図 ５－４.１ 信号、フィルター設定画面

１８

１.

カメラ／シェーディング選択リスト
欠点検出信号を『カメラ』、『シェーディング』から選択します。
詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＩＮＰＵＴ ＳＥＬ画面』の項目を参照して下さい。

２.

ライン加算選択リスト
ライン加算を『Ｏｆｆ』、『×２』、『×４』の３種類から選択します。
詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＩＮＰＵＴ ＳＥＬ画面』の項目を参照して下さい。

３.

波形（画像）信号選択リスト
波形表示画面（５－６ 参照）及び欠点画像表示画面（５－７ 参照）で表示する波形（画像）の信号を『カメラ』、『シェーディング』、『ルックアップテーブル』、『ライン加算』、『７×７フィルター』の５種類から選択します。
詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＩＮＰＵＴ ＳＥＬ画面』の項目を参照して下さい。

４.

欠点Ｒランク判定信号選択リスト
欠点Ｒランク判定に使用する信号を『カメラ／シェーディング』、『７×７フィルター』の２種類から選択します。 カメラ信号とシェーディング信号の選択は１．カメラ／シェーディング選択
リスト、ライン加算の選択は２．ライン加算選択リストの設定が有効になります。
ルックアップテーブルの使用は図 ５－５.１ １．ルックアップテーブル使用の設定が有効になります。 詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＦＬ－ＤＦＴ画面』の項目を参照して下さい。

５.

欠点Ｇランク判定信号選択リスト
欠点Ｇランク判定に使用する信号を『カメラ／シェーディング』、『７×７フィルター』の２種類から選択します。 カメラ信号とシェーディング信号の選択は１．カメラ／シェーディング選択
リスト、ライン加算の選択は２．ライン加算選択リストの設定が有効になります。
ルックアップテーブルの使用は図 ５－５.１ １．ルックアップテーブル使用の設定が有効になります。 詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＦＬ－ＤＦＴ画面』の項目を参照して下さい。

６.

欠点Ｂランク判定信号選択リスト
欠点Ｂランク判定に使用する信号を『カメラ／シェーディング』、『７×７フィルター』の２種類から選択します。 カメラ信号とシェーディング信号の選択は１．カメラ／シェーディング選択
リスト、ライン加算の選択は２．ライン加算選択リストの設定が有効になります。
ルックアップテーブルの使用は図 ５－５.１ １．ルックアップテーブル使用の設定が有効になります。 詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＦＬ－ＤＦＴ画面』の項目を参照して下さい。

１９

７.

欠点Ｄランク判定信号選択リスト
欠点Ｄランク判定に使用する信号を『カメラ／シェーディング』、『７×７フィルター』の２種類から選択します。 カメラ信号とシェーディング信号の選択は１．カメラ／シェーディング選択
リスト、ライン加算の選択は２．ライン加算選択リストの設定が有効になります。
ルックアップテーブルの使用は図 ５－５.１ １．ルックアップテーブル使用の設定が有効になります。 詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＦＬ－ＤＦＴ画面』の項目を参照して下さい。

８.

ＡＧＣの種類（Ａｒｅａ ＡＧＣ）選択
ＡＧＣの種類（Ａｒｅａ ＡＧＣ）を全視野（Ａｒｅａ ＡＧＣ＝ＯＦＦ）、検査範囲（Ａｒｅａ ＡＧＣ＝ＯＮ）から選択します。
詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＡＲＥＡ画面』の項目を参照して下さい。

９.

ＡＧＣ（Ａｒｅａ ＡＧＣ） Ｒ信号 ＯＮ／ＯＦＦ
Ｒ（赤）信号のＡＧＣ（Ａｒｅａ ＡＧＣ） ＯＮ／ＯＦＦを選択します。
詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＡＧＣ ＣＯＮＴＲＯＬ画面』の項目を参照して下さい。

１０.

ＡＧＣ（Ａｒｅａ ＡＧＣ） Ｇ信号 ＯＮ／ＯＦＦ
Ｇ（緑）信号のＡＧＣ（Ａｒｅａ ＡＧＣ） ＯＮ／ＯＦＦを選択します。
詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＡＧＣ ＣＯＮＴＲＯＬ画面』の項目を参照して下さい。

１１.

ＡＧＣ（Ａｒｅａ ＡＧＣ） Ｂ信号 ＯＮ／ＯＦＦ
Ｂ（青）信号のＡＧＣ（Ａｒｅａ ＡＧＣ） ＯＮ／ＯＦＦを選択します。
詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＡＧＣ ＣＯＮＴＲＯＬ画面』の項目を参照して下さい。

１２.

Ａｕｔｏ ＳＤ Ｒ信号 ＯＮ／ＯＦＦ
Ｒ（赤）信号のＡｕｔｏ ＳＤ ＯＮ／ＯＦＦを選択します。
詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＡＧＣ ＣＯＮＴＲＯＬ画面』の項目を参照して下さい。

１３.

Ａｕｔｏ ＳＤ Ｇ信号 ＯＮ／ＯＦＦ
Ｇ（緑）信号のＡｕｔｏ ＳＤ ＯＮ／ＯＦＦを選択します。
詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＡＧＣ ＣＯＮＴＲＯＬ画面』の項目を参照して下さい。

１４.

Ａｕｔｏ ＳＤ Ｂ信号 ＯＮ／ＯＦＦ
Ｂ（青）信号のＡｕｔｏ ＳＤ ＯＮ／ＯＦＦを選択します。
詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＡＧＣ ＣＯＮＴＲＯＬ画面』の項目を参照して下さい。

２０

１５.

７×７タップ入力
７×７タップを０～１５の範囲で入力します。
詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＦＴＬＵＴＣ０画面』の項目を参照して下さい。
推奨７×７タップは７×７係数和（フィルター係数の総和）と７×７除数（フィルター処理の積和演算後に演算結果を割る数値でタップから計算しています。）の差が一番小さくなる値です。
７×７係数和と７×７除数の差を０にするとフィルター処理前後で波形全体の信号レベルが同じ位になります。（フィルター係数にマイナスの値が含まれる場合は除きます。）

１６.

７×７オフセット入力
７×７オフセット（７×７ＡＤＤ）を０～２５５の範囲で入力します。
詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＦＴＬＵＴＣ０画面』の項目を参照して下さい。

１７.

７×７フィルター係数入力
７×７フィルター係数を－９９～９９の範囲で入力します。
詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＦＩＬ７×７－１画面』の『Ｃ１－Ｃ７画面』、『Ｃ８－Ｃ１４画面』、『Ｃ１５－Ｃ２１画面』、『Ｃ２２－Ｃ２８画面』、『Ｃ２９－Ｃ３５画面』、『Ｃ３６－Ｃ４２画面』
及び『ＦＩＬ７×７－２画面』の項目を参照して下さい。
なおＬＳ－７０ＪＣ本体のＣ１～Ｃ４９に該当する係数は下図に示すとおりです。

C1

C8

C15

C22

C29

C36

C43

C2

C9

C16

C23

C30

C37

C44

C3

C10

C17

C24

C31

C38

C45

C4

C11

C18

C25

C32

C39

C46

C5

C12

C19

C26

C33

C40

C47

C6

C13

C20

C27

C34

C41

C48

C7

C14

C21

C28

C35

C42

C49

図 ５－４.２ ７×７フィルター係数

２１

１８.

設定ボタン
信号、フィルター設定画面で編集した検査設定を変更して呼び出し元の画面に戻ります。
図 ５－３.１ 検査設定画面 １７．信号、フィルター設定ボタンの押下で起動されていた場合
は１９．設定送信ボタンを押下し、ＬＳ－７０ＪＣへＬＡＮ通信で検査設定を送信する事により変更が有効になります。
また、ＬＳ－７０ＪＣが検査中に検査設定を送信すると欠点ノイズが発生するので検査設定の送信は検査停止中に行ってください。

１９.

キャンセルボタン
信号、フィルター設定画面を終了して呼び出し元の画面に戻ります。

２２

５－５

ルックアップテーブル設定画面

検査設定画面（５－３ 参照）及び波形表示画面（５－６ 参照）のＬＵＴ設定ボタンを押下する事で図 ５－５.１ ルックアップテーブル設定画面が起動されます。
ルックアップテーブル設定画面ではＬＳ－７０ＪＣに接続されたカメラ信号の階調変換を行う
ルックアップテーブル関連 検査設定の変更が可能です。
ＬＳ－７０ＪＣの検査設定に異常値がある場合は該当する項目が赤く表示されます。
次頁に図 ５－５.１ ルックアップテーブル設定画面に添付した吹き出しの数字に該当する機能の説明を示します。
※ルックアップテーブル関連 検査設定の意味と効果についてはＬＳ－７０ＪＣの取説を参照して下さい。

１

２

３

５

４

６

図 ５－５.１ ルックアップテーブル設定画面

２３

７

１.

ルックアップテーブル使用
ルックアップテーブル使用をチェックするとルックアップテーブルが有効になります。
詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＩＮＰＵＴ ＳＥＬ画面』の項目を参照して下さい。

２.

ルックアップテーブル 編集表
０階調（黒）～２５５階調（白）の入力に対するルックアップテーブルの出力値を０～２５５の範囲で入力します。 詳細はＬＳ－７０ＪＣ本体の取説で『ＦＴＬＵＴＣ０画面』、『ＬＵＴ１画面』、『ＬＵＴ２画面』の項目を参照して下さい。
０階調～２５５階調の入力値全てに対応する出力値の設定は本アプリケーションからのみ可能です。 ＬＳ－７０ＪＣ本体からは下記１７点の入力値に対する出力値の設定になります。
『ＬＵＴＣ０』→

入力０階調に対する出力値

『Ｃ１』

→

入力１６階調に対する出力値

『Ｃ２』

→

入力３２階調に対する出力値

『Ｃ３』

→

入力４８階調に対する出力値

『Ｃ４』

→

入力６４階調に対する出力値

『Ｃ５』

→

入力８０階調に対する出力値

『Ｃ６』

→

入力９６階調に対する出力値

『Ｃ７』

→

入力１１２階調に対する出力値

『Ｃ８』

→

入力１２８階調に対する出力値

『Ｃ９』

→

入力１４４階調に対する出力値

『Ｃ１０』

→

入力１６０階調に対する出力値

『Ｃ１１』

→

入力１７６階調に対する出力値

『Ｃ１２』

→

入力１９２階調に対する出力値

『Ｃ１３』

→

入力２０８階調に対する出力値

『Ｃ１４』

→

入力２２４階調に対する出力値

『Ｃ１５』

→

入力２４０階調に対する出力値

『Ｃ１６』

→

入力２５５階調に対する出力値

ＬＳ－７０ＪＣ本体で上記１７点の設定ポイントの編集モードに入ると（値を変更しなくても編集モードの状態にすると）編集モードの設定ポイントとその前後の設定ポイント間のルックアップテーブル出力値が直線補間されます。 本アプリケーションからもルックアップ
テーブル出力値を変更していた場合、上記直線補間部分の値も含めて変更されてしまう可能性があるので本アプリケーションでルックアップテーブルを変更する場合はＬＳ－７０ＪＣ
本体でルックアップテーブル設定ポイントの編集モード(及び設定値変更)は行わないで
下さい。
２４

３.

ルックアップテーブル 編集グラフ
０階調（黒）～２５５階調（白）の入力に対するルックアップテーブルの出力値（０～２５５）を
図 ５－５.２ グラフによるルックアップテーブル編集の①～③に示す手順で入力します。
始点、終点はマウスをグラフエリア外に移動すると削除されます。

①マウスをグラフエリアに移動すると移動したポイントの入力値と出力値が表示されます。
任意のポイントでクリックをすると緑色の点が表示され始点になります。

③②の状態でマウスを移動してクリックすると前回クリック時に終点だったポイントを始点として終点までが直線補間されます。

②マウスを移動してクリックすると青色の点が表示され終点となり始点と終点が直線補間されます。

図 ５－５.２ グラフによるルックアップテーブル編集

２５

４.

ルックアップテーブル直線補間設定入力
ルックアップテーブルを直線補間する入力範囲と出力範囲を０～２５５で設定します。

５.

直線補間ボタン
４．ルックアップテーブル直線補間設定入力で設定した範囲を直線補間します。

６.

設定ボタン
ルックアップテーブル設定画面で編集した検査設定を変更して呼び出し元の画面に戻ります。 図 ５－３.１ 検査設定画面 １８．ＬＵＴ設定ボタンの押下で起動されていた
場合は１９．設定送信ボタンを押下し、ＬＳ－７０ＪＣへＬＡＮ通信で検査設定を送信する
事により変更が有効になります。
また、ＬＳ－７０ＪＣが検査中に検査設定を送信すると欠点ノイズが発生するので検査設定の送信は検査停止中に行ってください。

７.

キャンセルボタンルックアップテーブル設定画面を終了して呼び出し元の画面に戻ります。

２６

５－６

波形表示画面

メイン画面の波形表示ボタンを押下する事で図 ５－６.１ 波形表示画面は起動されます。
波形表示画面ではＬＳ－７０ＪＣとのＬＡＮ通信によりシェーディング（波形整形）実行と波形の表示
及びスライス設定、検査範囲設定、エッジ処理設定、分割設定、信号、フィルター設定、
ルックアップテーブル設定が可能です。
次項に画面に添付した吹き出しの数字に該当する機能の説明を示します。
※シェーディング波形を表示する場合はあらかじめシェーディングの実行が必要です。
また、ＬＳ－７０ＪＣが検査中に検査設定を送信すると欠点ノイズが発生するので検査設定の送信は検査停止中に行ってください。
なお、シェーディングの実行および検査設定の変更が完了するには若干時間が掛かります。

１

２

４

３

６

５

７

８
９

１０

１１
１２

１３
１４

２１

１５

２２

１６

１７

２３

図 ５－６.１ 波形表示画面

２７

１８

２４

１９

２０

２５

２６

１.

波形情報エリア階調の平均値、最大値、最小値、標準偏差を表示します。
（Ｘ座標の開始、終了１０画素はデータが安定しない為、計算には使用していません。）

２.

全体波形マウス画素表示
３．全体波形表示エリアにマウスポインタを移動するとマウスポインタの座標を表示します。
Ｘはカメラの画素、Ｙは階調値です。

３.

全体波形表示エリア
X 軸(横)がカメラ画素、Y 軸(縦)が階調（０＝黒～２５５＝白）の全体波形信号を表示する
エリアです。

４.

波形拡大範囲枠
１２．拡大波形表示エリアに表示する範囲を黄色の枠で示します。
マウスを波形拡大範囲枠内に移動するとマウスポインタが『↔』に変化するのでこの状態でマウスの左（主）ボタンを押下してドラッグすると波形拡大範囲枠が移動します。
※波形拡大範囲枠は８．波形拡大範囲枠移動スクロールバーでも移動出来ます。

５.

波形信号
図 ５－４.１ 信号、フィルター設定画面 ３．波形（画像）信号選択リストで選択した波形信号を表示します。
２２．波形選択リストでＲを選択している場合は赤色、Ｇを選択している場合は緑色、Ｂを選択している場合は水色、Ｄを選択している場合は灰色の線で信号を表示します。

６.

エッジ処理による検査範囲
図 ５－３.１ 検査設定画面 １２．エッジ処理設定のエッジ処理で『ＯＮ』が選択されている
場合に紫色の枠で検査範囲を表示します。
※エッジ処理による検査範囲も検出マスク、エリアによる制限が適用されます。

７.

検出マスク、エリアによる検査範囲
図 ５－３.１ 検査設定画面 ３．エリア設定の検出マスク、エリアを青色の枠で表示します。
図 ５－３.１ 検査設定画面 １２．エッジ処理設定のエッジ処理で『ＯＦＦ』が選択されている場合はこの青色の枠が検査範囲になります。
エッジ処理で『ＯＮ』が選択されている場合は紫色の枠（エッジ処理による検査範囲）が検査範囲になります。

２８

８.

波形拡大範囲枠移動スクロールバー
４．波形拡大範囲枠をＸ軸（横）方向に移動するスクロールバーです。

９.

スケール表示スケール表示をチェックすると１２．拡大波形表示エリアに白色点線でスケールを表示します。

１０.

スケール間隔（ｍｍ）入力
スケール間隔を０．１～９９９９．９ｍｍの範囲で入力します。
スケールは１２．拡大波形表示エリアの左端から指定された間隔で描画されます。

１１.

拡大波形マウス画素表示
１２．拡大波形表示エリアにマウスポインタを移動するとマウスポインタの座標を表示します。
Ｘはカメラの画素、Ｙは階調値です。

１２.

拡大波形表示エリア
X 軸(横)がカメラ画素、Y 軸(縦)が階調（０＝黒～２５５＝白）の４．波形拡大範囲枠で選択された範囲を表示するエリアです。

１３.

波形データ表受信した波形の画素（ピクセル）毎の階調値を表示します。
（灰色表示の開始、終了１０画素はデータが安定しない為、１．波形情報エリアの計算には使用していません。）

１４.

スキャン反転表示
スキャン反転表示をチェックすると３．全体波形エリア、１２．拡大波形エリア、
１３．波形データ表の表示を左右反転します。

２９

１５.

スライス設定ボタン
図 ５－６.２ スライス設定画面と波形表示画面の①スライス設定画面を起動します。

①スライス設定画面④スライス名②判定信号表示⑤波形選択③波形拡大範囲枠
スクロールバー

図 ５－６.２ スライス設定画面と波形表示画面⑥設定ボタン②判定信号表示は図 ５－４.１ 信号、フィルター設定画面で設定した各欠点ランクの判定信号が表示されます。 ※エッジ信号はカメラ／シェーディングに固定で変更出来ません。
表示中の波形信号と異なる信号での判定信号が存在する場合は②判定信号表示の該当箇所が赤表示になります。 各スライスの位置は波形表示画面にスライスＲが赤色、スライスＧが緑色、スライスＢが水色、スライスＤが灰色、エッジスライスがオレンジ色で表示されます。 ⑤波形選択で該当する信号が選択されているスライスの線は波形表示画面に実線でそれ以外は点線で表示され該当しない④スライス名は背景が赤色になります。
（エッジスライスはＤが該当） ※波形を確認しながらスライス設定を行う場合はスライス設定の判定信号と表示中の波形信号を合わせて該当する波形（Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｄ）を選択して下さい。
スライス設定画面では検査設定の各欠点ランク及びエッジスライスの値と極性を設定します。
スライスの値は数値の直接入力及びスライダーの上下で実行します。
３０

極性は＋、－から選択します。 ③波形拡大範囲枠スクロールバーを左右に移動する事で波形表示画面の拡大波形の表示を移動する事が出来ます。
⑥設定ボタンを押下する事でスライス設定が実行されます。
⑤波形選択はＬＡＮ通信で波形の取り込み中のみ変更可能になります。
１６.

検査範囲設定ボタン
図 ５－６.３ 検査範囲設定画面と波形表示画面の⑦検査範囲設定画面を起動します。

⑦検査範囲設定画面③波形拡大範囲枠⑥設定ボタン

スクロールバー

図 ５－６.３ 検査範囲設定画面と波形表示画面
検査範囲設定画面では検査設定の検出マスク及び検出エリアの値を設定します。
検出マスク（ｍｍ）、検出エリア（ｍｍ）の範囲は波形表示画面に青色で塗りつぶされて表示されます。 検出マスク（ｍｍ）、検出エリア（ｍｍ）の値は数値の直接入力及びスライダーの左右で実行します。
検査エリア（ｍｍ）が視野外に入ると上部に表示している検査範囲が赤色になります。

３１

③波形拡大範囲枠スクロールバーを左右に移動する事で波形表示画面の拡大波形の表示を移動する事が出来ます。 ⑥設定ボタンを押下する事で検査範囲設定が実行されます。
検査範囲設定画面での検出エリア、検出マスクの入力上限値は視野です。
検査範囲の開始位置と終了位置は下式になります。
検査範囲 開始位置（ｍｍ） ＝ 検出マスク（ｍｍ）
検査範囲 終了位置（ｍｍ） ＝ 検出マスク（ｍｍ） ＋ 検出エリア（ｍｍ）
１７.

エッジ処理設定ボタン
図 ５－３.１ 検査設定画面の１２．エッジ処理設定 エッジ処理で『ＯＮ』が選択されている
場合に押下可能となり図 ５－６.４ エッジ処理設定画面と波形表示画面の⑧エッジ処理
設定画面を起動します。

⑧エッジ処理設定画面③波形拡大範囲枠
スクロールバー⑥設定ボタン

図 ５－６.４ エッジ処理設定画面と波形表示画面
エッジ処理設定画面では検査設定のエッジマスク前（ｍｍ）、エッジマスク後（ｍｍ）及びダストキャンセル（ｂｉｔ）の値を設定します。 エッジ処理により検出される検査範囲は
３２

波形表示画面に紫色で塗りつぶされて表示されます。 この検査範囲は検出マスク（ｍｍ）と検出エリア（ｍｍ）による検査範囲より狭く（内側に）なります。
エッジマスク前（ｍｍ）、エッジマスク後（ｍｍ）、ダストキャンセル（ｂｉｔ）の値は数値の直接入力及びスライダーの左右で実行します。
※波形表示画面に表示されているエッジ処理の検査範囲は若干の誤差があります。
③波形拡大範囲枠スクロールバーを左右に移動する事で波形表示画面の拡大波形の表示を移動する事が出来ます。 ⑥設定ボタンを押下する事でエッジ処理設定が実行されます。
エッジ処理設定画面でのエッジマスク前（ｍｍ）、エッジマスク後（ｍｍ）の入力範囲はｂｉｔ（画素）数換算で３bit～２５５ｂｉｔです。
１８.

分割設定ボタン
図 ５－６.５ 分割設定画面と波形表示画面の⑨分割設定画面を起動します。

⑨分割設定画面③波形拡大範囲枠スクロールバー

図 ５－６.５ 分割設定画面と波形表示画面⑥設定ボタン

分割設定画面では検査設定の分割１（ｍｍ）～分割１６（ｍｍ）の入力、各ランク分割マスク
及び分割開始位置の選択を設定します。
３３

各分割（ｍｍ）は分割選択で『分割１～８』、『分割９～１６』から設定する項目を選択して値の直接入力及びスライダーの左右で実行します。
分割範囲は波形表示画面に分割１（９）が黄色、分割２（１０）が赤柴色、分割３（１１）が水色、分割４（１２）が赤色、分割５（１３）が黄緑色、分割６（１４）が青色、分割７（１５）がオレンジ色、
分割８（１６）が薄紫色で塗りつぶされて表示されます。
※（）内の数字は分割選択で『分割９～１６』を選択した場合の数字です。
分割マスク設定はマスクするランクのチェックボックスをチェックすると波形表示画面の該当する分割範囲中央（Ｘ軸方向）にマスクされるランクのアルファベットが表示されます。
分割開始位置の選択は『固定（視野基準）』、『エッジ基準』から選択します。
③波形拡大範囲枠スクロールバーを左右に移動する事で波形表示画面の拡大波形の表示を移動する事が出来ます。 ⑥設定ボタンを押下する事で分割設定が実行されます。
１９.

信号、フィルター設定ボタン
信号、フィルター設定画面（５－４ 参照）を起動します。

２０.

ＬＵＴ設定ボタンルックアップテーブル設定画面（５－５ 参照）を起動します。

２１.

波形（画像）信号種類表示
５．波形信号の種類を表示します。 波形信号の種類は図 ５－４.１ 信号、フィルター設定
画面の３．波形（画像）信号選択リストから選択する事が可能です。

２２.

波形選択リスト
ＬＳ－７０ＪＣとのＬＡＮ通信により取り込む波形をＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）、Ｄ（合成）から選択します。 Ｄの合成率は図 ５－３.１ 検査設定画面 １６．カラー設定のランクＤのＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）率（％）で設定された値です。

２３.

取り込み開始ボタン
ＬＳ－７０ＪＣとのＬＡＮ通信により波形取り込みを開始します。

３４

２４.

取り込み停止ボタン
ＬＳ－７０ＪＣとのＬＡＮ通信を切断して波形取り込みを停止します。

２５.

シェーディングボタン
ＬＳ－７０ＪＣとのＬＡＮ通信により２２．波形選択リストで指定された波形のシェーディング（波形整形）を実行します。（Ｄのシェーディングは必要ありません。）※シェーディングを実行する際は検査範囲内の波形に欠点等による異常な信号が無い事を確認してから行ってください。
また、シェーディングの完了には若干時間が掛かります。

２６.

キャンセルボタン
波形表示画面を終了してメイン画面へ戻ります。

３５

５－７

欠点画像表示画面

メイン画面の欠点画像表示ボタンを押下する事で図 ５－７.１ 欠点画像表示画面は起動されます。
欠点画像表示画面ではＬＳ－７０ＪＣとのＬＡＮ通信により検出した欠点の画像表示及び保存（ＰＮＧ形式）と検査の開始、停止が可能です。
次項に画面に添付した吹き出しの数字に該当する機能の説明を示します。
※検査開始、停止の送信は図 ５－３.１ 検査設定画面 １５．出力信号設定の検査スタート信号
が『内部』に選択されている場合のみ有効です。

９

１０
１
２

３

５

４
７

６

１１

１２

８
１４

１３

１５
１８

１６

１７

１９

２０

図 ５－７.１ 欠点画像表示画面

３６

１.

欠点画像
ＬＳ－７０ＪＣからＬＡＮ通信で受信した欠点の画像を表示します。
※ＬＳ－７０ＪＣから受信できる欠点はＬＡＮ通信１サイクル（１周期）毎に１個のみです。
ＬＡＮ通信サイクル（周期）は欠点の検出等により遅くなります。

２.

欠点画像スケール
１１．欠点画像スケール表示がチェックされている場合に１２．欠点画像スケール間隔（ｍｍ）
入力の設定で緑色の点線を表示します。

３.

選択色
１．欠点画像に表示する色をカラー、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）、Ｄから選択します。
カラーを選択するとカラー画像を表示します。
Ｒ、Ｇ、Ｂを選択すると選択した色のレベルをモノクロ化した画像を表示します。
Ｄを選択すると図 ５－３.１ 検査設定画面 １６．カラー設定のランクＤのＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）率（％）でモノクロ化した画像を表示します。

４.

検査状態表示ＬＳ－７０ＪＣとＬＡＮ通信中に検査中の場合は背景が赤色で『検査中』、検査停止中の場合は背景が緑色で『検査停止中』と検査状態を表示します。

５.

評価距離（ｍ）表示
ＬＳ－７０ＪＣとＬＡＮ通信中に検査を開始してからの評価距離（ｍ）を表示します。
検査中は現在の評価距離、検査停止中は検査停止時の評価距離を表示します。

６.

検査制御情報表示
ＬＳ－７０ＪＣとＬＡＮ通信中には通信周期（ｍｓ）を表示します。
７．検査開始ボタン押下後に検査開始信号がＬＳ－７０ＪＣに送信完了した時は『検査開始信号送信』と表示します。
８．検査停止ボタン押下後に検査停止信号がＬＳ－７０ＪＣに送信完了した時は『検査停止信号送信』と表示します。

７.

検査開始ボタン
ＬＳ－７０ＪＣにＬＡＮ通信で検査開始信号を送信します。
※本アプリケーションからＬＳ－７０ＪＣへの検査開始信号の送信は
図 ５－３.１ 検査設定画面１５．出力信号設定の検査スタート信号が『内部』に選択されている場合のみ有効です。
３７

８.

検査停止ボタン
ＬＳ－７０ＪＣにＬＡＮ通信で検査停止信号を送信します。
※本アプリケーションからＬＳ－７０ＪＣへの検査停止信号の送信は
図 ５－３.１ 検査設定画面 １５．出力信号設定の検査スタート信号が『内部』に選択されている場合のみ有効です。

９.

波形（画像）信号種類表示
１．欠点画像に表示する画像の波形信号の種類を表示します。
波形信号の種類は図 ５－４.１ 信号、フィルター設定画面の３．波形（画像）信号選択リスト
から選択する事が可能です。

１０.

欠点情報エリア
１．欠点画像に表示している欠点の情報を表示します。
表示する情報の意味は以下のとおりです。
i）

検出日時
ＬＳ－７０ＪＣからＬＡＮ通信で欠点を受信した日時を表示します。

ii） 検出ＣＨ
検出したＬＳ－７０ＪＣのチャンネル名を表示します。
iii） 欠点ランク
欠点のランクをＲ、Ｇ，Ｂ，Ｄで表示します。
iv） Ｘ位置欠点のＸ位置（ｍｍ）を表示します。
v） Ｙ位置欠点のＹ位置（ｍ）を表示します。
vi） 欠点幅
欠点の最大幅（ｍｍ）を表示します。
vii） 欠点長
欠点の長さ（ｍｍ）を表示します。
viii）分割位置
欠点を検出した分割の番号１～１６を表示します。
１１.

欠点画像スケール表示
欠点画像スケール表示をチェックすると２．欠点画像スケールを表示します。

１２.

欠点画像スケール間隔（ｍｍ）入力
２．欠点画像スケールを描画する間隔を０．１～１００．０ｍｍの範囲で入力します。
３８

１３. 欠点画像保存
欠点画像保存をチェックした状態で欠点を受信すると１．欠点画像に表示している画像を
１４．保存フォルダパス入力で指定したフォルダにＰＮＧ形式で保存します。
欠点画像の保存ファイル名は検出日時、検出ＣＨ、欠点ランク、Ｘ位置、Ｙ位置、
欠点幅、欠点長、分割位置、画像Ｙ方向ズーム率（図 ５－３.１ 検査設定画面
１３．エンコーダ 画像Ｙ方向ズーム設定 参照）、ランクＤのＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）率（％）（図 ５－３.１ 検査設定画面 １６．カラー設定 参照）で決まります。
以下に欠点画像ファイル名の例を示します。
検出日時

２０１７年３月３０日 ８：５９：１０（９８１ミリ秒）

検出ＣＨ

ＣＨ＝０１

欠点ランク

Ｇ

Ｘ位置

８６．４ｍｍ

Ｙ位置

２１．７５ｍ

欠点幅０．６０ｍｍ

欠点長

３．９０ｍｍ

分割位置

１

画像Ｙ方向ズーム率

１００％

ＤランクのＲ（赤）率

３３％

ＤランクのＧ（緑）率

３４％

ＤランクのＢ（青）率３３％

上記条件の欠点画像ファイル名は下記になります。
『20170330085910981_CH=01_G_86.4mm_21.75m_0.60mm_3.90mm_1_100_033_
034_033.Png』※保存される画像ファイルはカラーですがスケールの描画はありません。
１４.

保存フォルダパス入力
欠点画像を保存するフォルダをフルパスで入力します。
※ＵＳＢフラッシュメモリ等のアクセス速度が遅いドライブのフォルダを指定すると欠点画像の保存時間が長くなり、ＬＡＮ通信サイクル（周期）が遅くなるので入力しないで下さい。

１５.

保存フォルダ選択ダイアログ起動ボタン
欠点画像を保存するフォルダを選択するダイアログを起動します。

３９

１６.

保存ドライブ空き容量（ＧＢ）表示
１４．保存フォルダパス入力で指定したフォルダが存在するドライブ（欠点画像保存ドライブ）の空き容量（ＧＢ）を表示します。
背景色は１７．取り込み停止ドライブ空き容量（ＧＢ）入力（以下 停止容量（ＧＢ）と表記）との下記条件で緑、黄色、赤に変化します。
緑色

ドライブ空き容量（ＧＢ）≧停止容量（ＧＢ）＋０．５（ＧＢ）

黄色

停止容量（ＧＢ）＋０．５（ＧＢ）＞ドライブ空き容量（ＧＢ）≧停止容量（ＧＢ）

赤色

停止容量（ＧＢ）＞ドライブ空き容量（ＧＢ）※背景色が赤色になるとＬＳ－７０ＪＣとのＬＡＮ通信による欠点画像取り込みを強制終了するので背景色が黄色に変化した段階でドライブの空き容量を確保して下さい。
１７.

取り込み停止保存ドライブ空き容量（ＧＢ）入力
ＬＳ－７０ＪＣとのＬＡＮ通信による欠点画像取り込みを強制終了する欠点画像保存
ドライブの空き容量を０．１～９．９ＧＢの範囲で入力します。

１８.

取り込み開始ボタン
ＬＳ－７０ＪＣとのＬＡＮ通信により欠点画像取り込みを開始します。

１９.

取り込み停止ボタン
ＬＳ－７０ＪＣとのＬＡＮ通信を切断して欠点画像取り込みを停止します。

２０.

キャンセルボタン
欠点画像表示画面を終了してメイン画面に戻ります。

４０