超音波発振・計測・解析システム（超音波テスター）資料
２０１５．１１．２４

超音波システム研究所＜＜推奨タイプＮＡ＞＞
超音波洗浄機の音圧管理から 部品の音響特性を確認して最適な超音波洗浄「管理」・「検討」が可能なセット
内容
超音波洗浄機の音圧測定専用プローブ １本
超音波測定汎用プローブ １本
オシロスコープセット １式
解析ソフト・説明書・各種インストールセット １式（ＵＳＢメモリー）超音波テスター

ＮＡ

一式

仕様
オシロスコープ（ＵＳＢオシロスコープ

Ｐｉｃｏｓｃｏｐｅ２２０４Ａ）

ＰＣがＵＳＢ接続でオシロスコープになります、波形発生器機能付。
★ＵＳＢバスパワー（ＰＣ側から電源供給可能）によりＡＣアダプタが不要です！

主な仕様

・帯域幅：１０ＭＨｚ・チャンネル数：２チャンネル・入力インピーダンス：１ＭΩ||１４ｐＦ
・ビット数：８ビット・バッファ：８キロサンプル
・波形発生器機能：ＤＣ～１００ｋＨｚ
正弦波、矩形波、三角波、ＤＣ、ランプ波形、sinc 関数、ガウス関数、正弦半波
ＰＣ接続コネクタ ＵＳＢ
プローブ接続コネクタ ＢＮＣ
周波数 ５０／６０Ｈｚ
メーカー Pico Technology Limited
メーカーホームページ http://www.picotech.com/
ソフトウェアダウンロード http://www.picotech.com/download.html

寸法 142 x 92 x 19 mm（ＢＮＣコネクタは除く）
重量 ２００ｇ（無料）オリジナル超音波プローブ（標準タイプ）

超音波洗浄機の音圧測定専用プローブ
数量１本

品番 １２０Ａ１６：タイプＡ
コード長さ １５００ｍｍ
先端部（ステンレス） １３０ｍｍ
重量 １１３ｇ
プラグ金メッキ

コード太さ 直径５．５ｍｍ
規格 ＭＩＬ

RG-58C/U

オリジナル超音波プローブ（汎用タイプ）

超音波測定汎用プローブ
数量１本

品番 １２０Ｂ２５：タイプＣ
コード長さ １０５０ｍｍ
先端部（圧電素子） 直径２２ｍｍ
重量 ４５ｇ
接続プラグ ＢＮＣ
コード太さ 直径４ｍｍ（参考規格 ICE-61010 CATII）

注意
プローブの先端部（ステンレスの部分）を水槽内の液に入れる場合
プローブは、洗濯バサミの圧力程度で固定する
あるいは、下写真のようにガイドを利用してください（強すぎたり、弱すぎたりすると、ノイズの原因になります
強すぎ：レンズ効果により特定の周波数のノイズが発生
弱すぎ：低周波の揺れによるノイズが発生 ）注意
プローブの先端部は振動の検出部です
取り扱いに注意してください

汎用プローブを液中に入れる場合には表面を伝搬する周波数（高調波）と、音響毛管現象によりシリコンの隙間から液体が入り込み、通電して測定できなくなることがあります（数日間放置して、乾燥させると問題なく測定できます）
対策については、テフロンテープ・・・を巻き付けることで対応可能です
あるいは、超音波システム研究所へお問い合わせくださいインストールソフト
１：ＵＳＢオシロスコープ

ＰｉｃｏＳｃｏｐｅ２０００シリーズ

日本語版ｐｉｃｏｓｏｃｐｅ６(6.5.77.15)

http://www.picotech.com/download.html

２：R 言語
オープンソースでフリーソフトウェアの統計解析向けプログラミング言語、及びその開発実行環境
説明
R 言語は、ニュージーランドの Auckland 大学の Ross Ihaka と Robert Gentlemanにより作られた。現在では、R Development Core Team（S 言語開発者である JohnM. Chambers も参画。 R Project Contributors）によって、メンテナンスと拡張がなされている。

http://ja.wikipedia.org/wiki/R%E8%A8%80%E8%AA%9E

３：TIMSAC for R package＜ティムサック フォーアールパッケージ＞
TIMSAC をフリーの統計解析ソフト R のパッケージにしたもの
TIMSAC(TIMe Series Analysis and Control program)は，統計数理研究所で開発された時系列データの解析，予測，制御のための 総合的プログラムパッケージである．

http://jasp.ism.ac.jp/ism/timsac/
プログラム提供について
TIMSAC シリーズの一部のプログラムのソースコードを FORTRAN77 に完全準拠するよ
うに改編作業は終了し，Windows 上の Quick_Win アプリケーション用，Linux 用を配布しています。また R 上で TIMSAC を動作できるようにしており，同時に，R の一部の並列化をスーパーコンピュータ上で行い，高速計算可能にしています。WebCATDAP やCATDAP for Windows も配布しています。その他のソフトウェアについてもユーザーインターフェースの改良などを行い，より使いやすくする計画があります。また，最新の統計科学の理論的成果を実用化するための新しいプログラムの開発も行っています。プログラ
ム提供については統計科学技術センターにお問い合わせ下さい。なお，データ科学研究系の佐藤整尚助教授が公開している WebDECOMP では季節調整や時系列解析を WWW 上で行うことができます。Excel にアドイン可能な Decomp も開発されています。

http://www.ism.ac.jp/computer_system/software_j.html

ライセンスについて、OML(Open Market License)により許可されています
OML(Open Market License) は一般の研究者が開発したソフトウェアや取得したデータを一般公開し，ユーザが自由に利用できるようにすることを目的として統計数理研究所が立案した, ソフトウェアおよびデ－タの使用許諾条件である．

注：TIMSAC for R package は Windows8 に対応可能になりました(2015.8.26)

＜使用例＞

超音波水槽の計測状態

ガラス・ステンレス容器による変化を測定・確認している様子

目視による波形観察でも、様々な超音波の状態を検出できます慣れてくると、測定グラフを目視確認することでも、各種の超音波状態・・を評価することが可能になります＜音圧測定＞＜表面検査＞＜音圧解析＞

＜音圧解析結果＞

解析結果の評価方法・・・については、個別対応しています注意：参考データとして提示しています
ダイナミック特性（連続したデータの各種解析結果）により洗浄効果の高い原因を確認した事例データです（洗浄対象や洗浄目的が異なるため評価ポイントは変わります）

出張説明の概略>>>
１３：００－１３：１０>>>
１３：１０－１３：４０>>>
１３：４０－１４：４０>>>
１４：４０－１５：４０>>>
１５：４０－１６：００

あいさつ
製品の説明と接続
操作説明
質疑対応
まとめ（かたづけ）>>> 見学と延長が可能な場合（追加対応させていただきます）>>>１６：００－１６：２０
洗浄装置や洗浄状況の確認>>>１６：２０－１７：００
アドバイスを含めた相談>>>
１７：００－１７：３０
予備>>>（後日、簡単な改善提案を提出します）
希望・・・があれば連絡してください 可能な範囲で対応させていただきます
以下のような超音波セミナーを行うことも可能です
ご要望に合わせた見積もり提案させていただきます

参考事例
テーマ 超音波による精密洗浄セミナー
テーマ 超音波によるナノレベルの攪拌セミナー
テーマ 超音波とマイクロバブルによる表面改質セミナー
テーマ 超音波テスターによる表面検査セミナー
・・・・・ご要望・・・気軽にメール連絡してください
超音波システム研究所 ホームページ
http://ultrasonic-labo.com/

出張・納品を希望される場合には超音波による表面改質ノウハウ資料・・を無料提供します
興味があれば、出張時に説明対応（１３：００－１７：００）します
希望により、超音波洗浄のディスカッションも可能です

ご希望・・・により以下のセミナーで説明するノウハウ・・・につきましても
３０―６０分で説明させていただきます

参考 超音波セミナー

http://ultrasonic-labo.com/?p=3829
http://ultrasonic-labo.com/?p=2211
http://ultrasonic-labo.com/?p=6879

参考
超音波テスター（ 超音波発振・測定・解析システム

推奨タイプＮＡ ）超音波テスター（ 超音波発振・測定・解析システム

推奨タイプＮＡ

出張納品）＋

その他
各種の目的に合わせた超音波プローブ（目的に合わせた専用プローブを提案しています）＜超音波洗浄の洗浄物に関する検討用＞＜超音波伝搬現象に関する精密測定用＞

参考実験写真＜音響流＞

上記の自己相関データは、１０ｍｓ毎の変化を示しています
このような変化を洗浄目的に合わせて制御することがノウハウです＜流水式超音波システム＞

流量・流速・分布・・による、超音波の非線形現象をコントロールする技術

＜マイクロバブルと超音波＞

マイクロバブル・ナノバブルを効果的に利用するための測定解析に基づいた、ノウハウ技術

＜音圧測定写真＞

以上