生コン・第三者管理検査業務－フレッシュコンクリートの単位水量試験－
一般財団法人

日本建築総合試験所

中性子線水分計

γ線密度計

単位水量試験業務の特徴① 連続式 RI 法による測定
団体規格「(社) 日本建材・住宅設備産業協会規格 JCMSⅢ-C2309 ラジオアイソトープ水分計によるフレッシュコンクリートの単位水量連続測定方法」、いわゆる連続式 RI 法による測定。

② 第三者機関としての試験業務
第三者試験研究機関 である当法人では、公共の利益のために果たす役割の 1 つとして、コンクリートの品質確保に向けたシステム【連続式 RI 法による単位水量モニタリングシステム】を構築し、客観性および信頼性のある試験を実施。
◆ JCMSⅢ-C2309◆ 連続式 RI 法によるコンクリートの単位水量測定実施手順書◆ 測定マニュアル③ 有資格者による測定
当法人の監理のもと、SiTeC（コンクリート現場試験技能者認定制度）の認定・登録者を現地に派遣して測定作業を行う。なお、SiTeC とは、試験員に対し技能研修による教育訓練および学科・実技試験による技量評価を行い、産・官・学・消費者団体で組織される委員会のもと、コンクリート現場試験を適正かつ円滑にできる技能者を認定・登録する制度である。
1単位水量測定業務の流れ
コンクリート工事に関わる関係者と協議し、コンセンサスを得ながら業務を進める。
①問合せ
発注者
監理者

(一財)日本建築総合試験所②打合せ

・JCMSⅢ-C2309
・実施手順書・測定マニュアル
・SiTeC

③正式依頼

施工者

④契約

製造者

協議*
測定責任者

コンセンサス

測定の開始

認定・登録者

測定担当者

コンクリート工事②目的・方針の確認
業務説明④依頼書、見積書、計画書等必要書類の作成

校正試験
現場測定No＊【協議内容】
・測定方針の確認
・運用方法の検討（管理値、校正方法 etc）
・測定計画の立案
・その他必要事項

1 日の打設終了？
Yes
結果速報の作成・送信

No

コンクリート工事終了？
Yes
報告書の作成・発行
測定業務終了連続式 RI 法による単位水量モニタリングシステム

生コン工場

連続式 RI 法によるフレッシュコンクリート

室内校正

コンクリート
工事現場

GBRC(第三者機関)室内αの単位水量モニタリングシステムは、配管を流れるフレッシュコンクリート 全量 の単位水量製造
使用材料

を連続式 RI 法によってリアルタイムで連続的現場事務所
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに測定し、通信手段を用いて結果を遠隔モニタ

室内α

生コンリング できるシステムである。

室内校正測定は、基準となるコンクリートで実施するﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

校正試験 と現場荷卸しコンクリートで実施する現場測定 の 2 段階で構成され、前者によっ

現場測定
現場α

通信て求めた校正係数α（室内αあるいは現場α）
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを、現場測定に反映させる間接測定である。

発注者・監理者事務所
2ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ連続式 RI 法の概要

測定原理

測定方法

測定器の誤差測定に必要な情報
遠隔モニタリング
影響因子

校正式

配管を流れる生コン全量の単位水量を連続的に測定し，リアルタイムで結果が判明する。
遠隔モニタリングにより試験結果のフィードバックが適切に行える。
線源から速中性子が放出されたあと、コンクリート中の水素原子により熱中性子に減衰されることなく透過してきた速中性子の数を検出管でカウントし、線源の強度を表す標準カウント数との比から単位水量を算定する。速中性子が衝突によって失処理部
ポンプ配管
うエネルギーの割合は、衝突される原子の質量が中性子自身の質量に近いものほど大きく、水素原子の質量が中性子の質量に最も近いため、水検出管素原子による減衰割合が非常に大きくなる。
コンクリート中の水素原子は主に水として存在していることから、コンクリート中を通過する速中性子の減衰割合を計測することによって単線源
位水量の大小の変動を計測すること
中性子線水分計
γ線密度計ができる。
間接測定法であるため、必ず校正試験（キャリブレーション）が必要。
1）校正試験は校正係数αを求めるために実施。主な方法は以下の通り。
・パターン 1：試験室で配合計画書のコンクリートで実施（室内α）。
・パターン 2：特定の現場荷卸しコンクリートで実施（現場α）。例えば、電子レンジ法やエアメータ法の結果を活用することも可能。
2）現場測定は、配管（例えば，ポンプ車のブーム配管）に中性子線水分計およびγ線密度計を取り付け、校正係数αを用いて、同配管内を流れるコンクリートの水量および密度を測定する。事前に必ず管厚測定を実施すること。
測定器の誤差は測定時間と放射線の線源強度に依存する。測定時間が長いほど、線源強度が大きいほど誤差は小さくなる。
線源強度が、水分計、密度計とも1.85MBq（50μCi）の初期状態で測定時間を 4 分（生コン車 1 台分の平均的な荷卸し時間にほぼ相当）としたとき，σ= 2～3 kg/m3
測定時間あるいは線源強度を n 倍すれば、誤差は 1／√n 倍となる。

25

測定値の標準偏差 (kg/m3 )特徴

20151050060

1 20
1 80
測定時間(秒)

2 40

3 00

配合表、さらに室内α試験の場合は骨材の密度と吸水率。
通信手段を用いて測定値を逐次送信し，場所を問わず，測定結果をリアルタイムでモニタリングできる。
①配管厚さ（管厚）、②コンクリートの配合、③使用材料（特に骨材）＜γ線密度計＞Nd／Sd=A･exp[B･UW]
ここに、
Nd ： γ 線 密 度 計 の 試 料 測 定 カ ウ ン ト 数(cpm)、Sd ：:線源強度を表わす標準 RI カウ
ント数(cpm)、UW：試料の密度（単位容積質量）(kg/m3)、A，B：装置（γ線密度計）による係数3＜中性子線水分計＞
Nm／Sm=C･exp[D{(WW)+α(UW-WW)}]
ここに、
Nm：中性子線水分計の試料測定カウント数(cpm)、Sm：線源強度を表わす標準 RI カウ
ント数(cpm)、WW：試料の単位水量(kg/m3)、
C，D：装置(中性子線水分計)による係数、α：校正係数

結果の一例◆砂のロットが変わったとき（○の部分）の結果の一例。

単位水量推定値（kg/m3）

220210

生コン車毎の単位水量平均値

200

設計値 184 kg/m^3190

管理値 199 kg/m^3180
限界値 204 kg/m^3170
平均値 191 kg/m^3160
150
010203040506070生コ ン車の荷卸し順（台目）

註）上図は各生コン車の 1 台分のコンクリートの単位水量平均値を示している。

単位水量測定業務の費用◆現場測定
現場測定 1 回（1 日）、ポンプ車 1 台単位の料金システムとし、1 回（1 日）当たりのコンクリ
ート打設量に応じて表－1 に示す算定式により費用を算出する。

表-1 現場測定料金算定表（打設 1 回 (1 日)、ポンプ車 1 台当たり） （税別）
区分

打設量 x (m3)の範囲

A～

100 未満50,000（円）B

100 以上 ～200 未満

50,000＋300×( x－100 )（円）C

200 以上 ～300 未満80,000＋100×( x－200 )（円）D

300 以上 ～

測定料金算定式

90,000＋ 50×( x－300 )（円）◆室内校正試験：表-2 による。

表-2 室内校正試験料金表
試験実施場所
GBRC（税別）

1 配合当たりの試験費用（円）
1 日 1 配合実施の場合

1 日 2 配合実施の場合

1 日 3 配合実施の場合

80,000（円）67,000（円）60,000（円）GBRC 以外

53,000（円）*＊試験実施場所で必要な経費は含まず。

◆その他
別途実費(交通費・宿泊費や計測器の運搬などにかかる費用)を申し受けます。
（測定場所や内容に応じて「1 回 5,000 円（税別）～」の都度見積となります。
）

問合せ先〒565-0873 大阪府吹田市藤白台５－８－１
一般財団法人 日本建築総合試験所 試験研究センター 建材部 材料試験室
TEL：06-6834-0271、FAX：06-6834-0995、https://www.gbrc.or.jp

4