ＨＤＫ

Ｈｏｋｕｒｉｋｕ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ.,Ｌｔｄ
HSU-08F9B2A

管理No. KRH1604047

製品

仕様書

Product Specification

品名Article Name ：湿度センサ
Humidity Sensor

型 名
Model Name :HSU-08F9B2A

日付 ：Date :2016年4月15日
April 28, 2016

北陸電気工業株式会社
Hokuriku Electric Industry Co., Ltd.
高周波部品事業本部

R.F. COMPONENT DIVISION

1/10

ＨＤＫ

Ｈｏｋｕｒｉｋｕ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ.,Ｌｔｄ
HSU-08F9B2A

１．適用範囲Application

２．型名例示Type Name Designation

３．形状及び寸法

Outline and Dimensions

４．絶対最大定格

Absolute Maximum Ratings

５．推奨電源電圧範囲

Recommended Power Voltage Range

６．測定回路Measurement Circuit

７．電気的特性Electrical Characteristic

８．信頼性試験

Reliability Test

９．マイコン接続と推奨回路

Recommended Circuit of2/10

Microcomputer Connection
１０．ロットNo.の表示

Lot Number

１１．使用上の注意

Notes for Use

１２．その他

Others１３．湿度検出出力特性（参考データ）
Humidity Detection Output Characteristics(For Reference)

ＨＤＫ

１．適用範囲Ｈｏｋｕｒｉｋｕ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ.,Ｌｔｄ
HSU-08F9B2A

Application

本仕様書は相対湿度センサユニット「 HSU-08F9B2A 」について適用する。
This specifications shall be applied to the relative humidity sensor unit 「HSU-08F9B2A」.

２、型名例示Type Name Designation

ＨＳＵ− ０８ Ｆ９Ｂ２Ａ
コネクタ仕様Type of connector
設計No.
Design No.
搭載する湿度センサを表す番号
Type of Sensor Element
記号
素子型番
Mark
Element number０８ＨＩＳ−０８
湿度センサユニット型名
Type Name of Humidity Sensor unit

3/10

Ｈｏｋｕｒｉｋｕ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ.,ＬｔｄＨＤＫ

HSU-08F9B2A

３．形状及び寸法

Outline and Dimensions

13.0±0.5

φ3.5
3.5

11.6MAX
1.6

4.0MAX

3.56.0MAX

HSU-08F7.0
30.0±0.5

4/10

①②③

単位 ： mmUnit ： mm④⑤0.80.8※斜線部は取り付け用スペース（表裏とも部品及びﾊﾟﾀ-ﾝなし）
The hatched area is a space for attachment.
(There are no parts and no pattern on the backand front of the hatched area.)

1 2 3 4コネクターピン配置 Connector Pin Arrangement
ピンNo. Pin No.
名称Name1
電源端子 Power Source Terminal2
出力端子 Output Terminal
アース端子 兼 サーミスタ端子13
Ground Terminal and Thermistor Terminal 1
4
サーミスタ端子2 Thermistor Terminal 2
部品構成 Parts Component
部品番号
名 称Parts No.
Name

記号 Mark
Vcc
Vout
GND
TH1
TH2

材料及び仕様Material and Specification
HIS-08 （HDK製）①

湿度センサ素子
Humidity Sensor Element②

プリント基板Printed Circuit Board③

表面実装部品は鉛フリー仕様
表面実装部品面
Surface Mounted Parts Side Surface Mounted Parts is Pb free.

④コネクタConnector

⑤

サーミスタ
Thermistor

HIS-08 （Manufactured by HDK.）
CEM-3、UL94V-0、ｔ＝1.6mmS4B-PH-K-S(LF) JST製、 2mm pitch、 Pb free
Manufactured by JST
R25=10kΩ±3% , B25/50=3900K±3%
NCP15XV103E03RC (村田製作所製)
Manufactured by Murata Manufacturing Co., Ltd.

Ｈｏｋｕｒｉｋｕ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ.,ＬｔｄＨＤＫ

HSU-08F9B2A

４．絶対最大定格

5/10

Absolute Maximum Ratings(1) 電源電圧範囲 PoweDC、 0〜7(V)(2) 温湿度環境条件 Temperature and Humidity Condition ：温湿度環境条件
Temperature and Humidity Condition

100

相対湿度 Relative Humidity (%RH)

9080①保存可能範囲
Storage Range

7060②使用可能範囲
Operating Range

50③湿度検出範囲
Humidity detection
Range

403020100-40 -30 -20 -10010 20 30 40
温度 Temperature (℃)

50607080

５．推奨電源電圧範囲 Recommended Power Voltage Range ：６．測定回路Measurement Circuit
１：Vcc （DC. 3.3V入力）

ッ湿度セン
サユニト

Humidity Sensor Unit

(DC 3.3V Input)
２：Vout（湿度検出出力）(Humidity Detection Output)

安定化電源
Stabilized Power Supply
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ
Digital Multi-meter

３：GND・TH1

４：TH2 （サーミスタ抵抗値）(Thermistor resistance value)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ
Digital Multi-meter

DC.3.3V±5%

ＨＤＫ

Ｈｏｋｕｒｉｋｕ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ.,Ｌｔｄ

７．電気的特性HSU-08F9B2A

6/10

Electrical Characteristics

下表において、指定無き場合の条件は、「Ta=25℃，Vcc=３．３V」とする。
また、湿度検出出力（Vout）は6項の測定回路によって測定する。
In the following table, Unless otherwise specified the conditions are Ta=25 degree C and
Vcc=3.3V.
Humidity detection output (Vout) is measured by measurement circuit of 6th clause.
項 目条 件

最小値

標準値

最大値

単位

ItemCondition

Min

Typ.

Max

Unit

1.163

1.263

1.348

湿度検出出力Humidity Detection
Output
消費電流
Consumption
Current
ヒステリシス特性
Hysteresis
Characteristics
湿度応答特性Humidity Response
Characteristics

サーミスタ特性Thermistor
Characteristics

Ta=25℃、H=40%RH
Ta=25℃、H=60%RH
Ｉｃｃ

20〜90%RH

30〜90%RH
30%RH⇔90%RH（9割到達）
風速1.2cm/sec
30%RH to 90%RH(90% attainment)
Wind velocity 1.2cm/sec.
抵抗値
25℃
Resistance
Ｂ定数
25℃/50℃
B-constant
定格電力−
Rated Wattage(-5%RH)
1.487(+5%RH)
1.550(-5%RH)

1.610(+5%RH)VV−

1.32.5mA−±１−%RH−

3.5−min10ｋΩ±3％−3,900Ｋ±3％−100ｍW

Ｈｏｋｕｒｉｋｕ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ.,Ｌｔｄ

ＨＤＫ

HSU-08F9B2A

８．信頼性試験

Reliability Test

試験項目
Test Item

127/10落下
Drop Test

サーマルショック
Heat Shock

試験条件
Test Condition

判定基準
Criteria

30mm厚のﾗﾜﾝ材上に、高さ1mより3回自然落下

外観に異常が無く、7項の湿度検出出力を満足する事。
There are no abnormalities in appearance,
and the humidity detection output shall bein the electric characteristics of the 7thclause.

Drop the test piece naturally threetimes from height of 1m on towooden board of 30mm thickness.
-25℃（1h）⇔70℃（1h）を100回（結露させないこと）-25℃（1h）⇔70℃（1h）, 100 cycles(Do not let it have dewdrops.)

70℃に1000h放置
高温放置
3 Exposure to High
Exposed to temp. of +70℃ for 1000
Temperature
hrs.
低温放置
4 Exposure to Low
Temperature-25℃に1000h放置

7項の湿度検出出力の変化量が初期値に対して±5%RH以内である事。
The variation of the humidity detection
output of item7 shall be within ±5%RH
against the initial value.

Exposed to temp. of -25℃ for 1000hrs.

40±5℃、90±5%RHに1000h放置
高湿放置
5 Exposure to High
Exposed to temp. of +40℃ with
Humidity
90%RH for 1000 hrs

注１） 湿度検出出力の測定は、分流式精密湿度発生装置にて温湿度設定後、15分以上経過した後に行う。
２） 試験品の測定は、常温常湿中に2h以上放置した後に行う。
Caution 1) Measurement of a humidity detection output is performed after 15 minutes or more pass after
temperature and humidity setup with flow type accurate humidity generator.
2) The measurement of the reliability test parts is done after they are left for more than two hours
in the normal temperature and the normal humidity.

ＨＤＫ

Ｈｏｋｕｒｉｋｕ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ.,Ｌｔｄ
HSU-08F9B2A

９．マイコン接続と推奨回路

8/10

Recommended Circuit of Microcomputer Connection
湿度検出用電源供給
Electric supply for humiditydetection

１：Vcc

湿度検出出力Humidity Detection Output

２：VoutA/Dへ
To A/D

３：GND・TH1

温度検出出力Temperature detection output

４：TH2

マイコン
Microcomputer

Humidity Sensor Unit

湿度センサユニット

DC.3.3V

A/Dへ
To A/D10kΩ
温度検出用電源供給
DC.3.3V
Electric supply forTemperature detection

１０．ロットNo.の表示

Lot Number

下図の位置にレーザー又は黒インクでロットNo.を表示する。
Lot number is stamped with laser or black ink on the hatched area of the following figure

６１ A

HSU-08F

製造ロット番号 ： Ａは月の第一ロット
A〜Ｚ 但し I,Ｏは除く
ａ〜ｚ 但しｃ,ｅ,ｉ,ｊ,ｌ,ｏ,ｐ,ｑ,ｓ〜ｚは除く
製造月 ： 「1」は1月［１〜９、 Ａ(10月）、 Ｂ(11月）、 Ｃ(12月）]
製造年 ：2016 （製造年の末尾１桁）

６

１ A
Manufactured lot ： ｢Ａ｣ is 1st lot of month.
Capital letters of alphabets 「A」 to 「Z」 except I and O.
Small letters of alphabets 「a」 to 「z」 except c,e,I.j,o,p,q,s to z.
Manufactured month ： 「1」 is January［1 to 9, A(Oct), B(Nov), C(Dec)］
Manufactured year ： 2016 (Last 1 digit of Manufactured year)

ＨＤＫ

Ｈｏｋｕｒｉｋｕ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ.,Ｌｔｄ
HSU-08F9B2A

9/10

１１．使用上の注意 Notes for Use(1) 製品は極力被水させたり、結露させたりしないで下さい。
Do not get the product wet in the water, and do not let it have dewdrops.
(2) 湿度センサに溶剤、油脂等の異物を付着させないで下さい。
正常な機能を果たさなくなる場合があります。
Do not make foreign materials such as a solvent, oil and fat stick to the humidity sensor.
It may stop fulfilling normal features.
(3) 本製品は集積回路を搭載した電子部品の為、静電気対策に十分ご配慮頂きます様お願い致します。
This product is the electronic components with integrated circuit
Please take into consideration enough against static electricity.
(4) 本製品は、一般的電気機器に使用される事を意図しています。
医療機器、安全装置、航空・宇宙用機器、原子力制御機器、燃焼制御機器等の故障や動作不良が、直接または間接を問わず、生命、身体、財産などへ重大な損害を及ぼす事が通常予想されるような極めて高い信頼性を要求される用途にご使用の場合は、事前に弊社担当窓口までお問い合わせください。
This product is intended to be used for general electrical equipment.
Please contact us in advance in case of the following application to be used;
Extremely-high reliability demanding applications, such as medical equipment, safety device,aerospace instrument, nuclear energy control equipment, combustion control apparatus and so on,which failure and/or malfunction could do serious damage to human life, body, property and so on,
directly or indirectly.

１２．その他 Others(1) 環境関連
本製品は欧州RoHS指令適合品です。
なお、「北陸電気工業株式会社 グリーン調達規定」に準拠しております。
(1) Environment
This product is complying with RoHS.
In addition, it is based on "Hokuriku Electric Industry Co., Ltd. Green Procurement Guideline.

Ｈｏｋｕｒｉｋｕ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ.,ＬｔｄＨＤＫ

HSU-08F9B2A

10/10

１３．湿度検出出力特性（参考データ）
Humidity Detection Output Characteristics (For Reference)
湿度検出出力（Vout）は6項の測定回路によって測定する。 Vcc=3.3V
Humidity detection output (Vout) is measured by measurement circuit of 6th clause. Vcc=3.3V
相対湿度 Relative Humidity （%RH）

温度Temp.

102030405060

7080

90

5℃

0.353

0.620

1.024

1.279

1.435

1.574

1.679

1.772

1.892

25℃

0.296

0.671

1.036

1.263

1.421

1.550

1.668

1.777

1.890

45℃

0.327

0.807

1.068

1.269

1.419

1.5491.670

1.781

1.875

標準温度特性Humidity Detection Output Characteristics
2.0

出力電圧 Output voltage [V]

1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8

5℃

0.6

25℃

0.4
45℃

0.2
0.0
01020 30 40 50 60 70 80
相対湿度 Relative Humidity ［%RH］

90100