レベル計

精度・追従性が飛躍的にアップ

レーダー式 マイクロ波レベル計
MWLM - PR26シリーズ

Versionupgradeマツシマは国産だからで
マツシマ のレベ ル 計 は、ソフトウェアからハ ードウェアまで す べ て の ユ ニットを国 産 化して いるの で、短納期と安定供給、迅速なメンテナンスでお客様をサポートいたします。計測制御で 60 年の実績がある
マツシマだからこそ、お客様の設備への取付けに関するご要望に対しても、きめ細やかにお応えします。

カスタマイズ力
測定環境や用途に合わせたカスタマイズ対応で提供します。
高温・高圧下や取付けに制限のある設備など、標準仕様で対応できない環境に合わせた仕様のレベル計を準備いたします。
PTFE コーティング

特殊アンテナ（取付環境対策）

アンテナ（付着対策）

日よけカバー付

フラットアンテナ

冷却 BOX 付

防熱フィン付

ダストキャップ付（取付環境対策）（取付環境対策）（高温環境対策）（高温環境対策）（粉塵進入防止）

防爆形

測定原理
センサから発信されたマイクロ波パルスは測定 物 の 表 面 で 反 射 し、反射波として再びセンサで受信されます。
このマイクロ波パルスの往復時間を計測し距離に換算しています。

レベル(dB)

防爆エリア

エコーディ
テクション
カーブ
タンク突起物からの反射波

第一、二類
危険場所

非防爆エリアDC20〜32V
電源

計測物からの反射波

■

■

距離2

本質安全防爆構造
Ex ia ⅡB T4 X（TIIS）

特別危険箇所
第一、二類
危険場所

出力DC4〜20mA

本質安全防爆形レベル計

安全バリヤ

MWLM-PR26H7SEx

KFD2-STC4-Eｘ1（注）MWLM-PR26C1Gは特別危険場所で使用することはできません。
各製品の使用区分は仕様欄をご確認ください。

きる３年の保証期間

設置環境に応カスタマイ

アプリケーション対応力
豊富な経験と実績を基に、様々なアプリケーションに対応します。

用途例
原料サイロ

薬液タンク

食品サイロ

サイロ上部に取付スペースがない場合、側面より計測できます。

PTFE のアンテナの活用で、腐食性の液体も気にすることなく計測できます。

穀物などを貯蔵する細長いサイロでの測定にも向いています。

河川レベル

焼却炉

トリッパーコンベヤ
移動式トリッパー

燃焼空気

雨や風 、雪などの 気 象 環 境に影響されず、連続計測が可能です。

アンテナを挿入できない環境
でも、フラットアンテナ仕様のレベル計を使って計測できます。

バンカー内の急なレベル変化にも追従して計測します。粉塵や蒸気の影響も受けません。

立坑・一次クラッシャー

ガイドパイプ

付着しやすいサイロ

高い追従性能を利用して､鉱山の立坑のレベル計測やクラッシャーの詰まり検出に最適です。

泡の侵入を防止して計測ができます。

P T F E コーティングアンテナ
仕 様は、結 露を逆 手に付 着を防 止して計 測ができます。

応じた豊富な経験に基づく

日本語表記によるイズ力

アプリケーション対応力

卓越した操作性

高い操作性
日本語表記のため、現場でのメンテナンスから遠隔操作による複雑なシステム調整まで、簡単で正確なオペレ―ションが可能です。

現場操作本体に内蔵可能な LCD 調整ユニット「GRAPHIC
COM 4」では、視認性に優れた液晶画面を採用。
グ中の波形を表示し調整が可能です。
モニタリング中の波形を表示し調整が可能です。

遠隔操作調整用ソフトウェアをインストールした PC では、複雑なパラメータの設定も簡単に操作することができます。

HART 通信

調整用通信ケーブル（オプション）「GRAPHIC COM 4」を本体に内蔵

測定状況のリアルタイム表示

PC による設定・確認項目
・測定状況のリアルタイム表示と調整
・モニタリング中の波形の確認と保存
・トレンドの記録
・日本語、英語、中国語、韓国語に対応

Versionupgrade

あらゆる条件下で、高いポテンシャルを発揮します①精度アップ②追従性能アップ

測定精度が2倍以上に向上！

応答時間を短縮して超音波レベル計以上の追従性能を発揮！
（当社比）
11.2s

10

旧タイプ

新タイプ

粉体計測用
H7、H3±50mm≦1．
2ｍ：±20mm＞1．
2ｍ：±10mm

液体計測用

H2、H1、C1±50mm≦1．
2ｍ：±30mm＞1．
2ｍ：±20mm

応答時間︵ｓ︶

タイプ別

6 .2s

超音52.6s

1.6s
09.0s

プ）
旧タイロ波（マイク10m波

5.2s.0）Ver. 2ロ波（
マイク 例えば、10mのレベル変化を最速1.6秒で追従！
70m
測定距離（m）（注）
測定距離、調整内容により応答時間は変わります。

③電源許容値アップ④配線距離アップ

電圧変動が起こり得る現場でも更に安心！

抵抗負荷が499Ωから650Ωへとアップ！
最大配線距離が延びました。

表示ユニットの有無

旧タイプ

新タイプ

なし

DC20〜32V

DC13〜36V

あり

DC20〜32V

DC16〜36V（注）
防爆はDC20-32V

最大配線距離

旧タイプ

新タイプ

4.5km

7.5km

条件 : 供給電源DC24V、負荷抵抗250Ω、ケーブル（AWG#18、ϕ 0.75mm、抵抗値26Ω/km）

4液体計測用

仕MWLM-PR26C*
MWLM-PR26C1G*

形式
製品コード
アンテナタイプMWLM-PR26H*
MWLM-PR26H2G*

MWLM-PR26H1G

MWLM-PR26H2F*

コーンアンテナ
小型ホーンアンテナ
標準：DC13 〜 36V （注 1）LCD 調整ユニット取付の場合は DC16V 以上必要です。

電源

防爆：DC20 〜 32V （注 2）防爆タイプの場合は、安全バリヤ KFD2-STC4-Ex1 から供給してください。
標準：約 800mW、 防爆：約 540ｍW

消費電力
取付

G2 ネジ

G1 ネジ

G1 1/2 ネジ

固定フランジ（JIS5K50A 規格品）

アンテナ下 0.5ｍ

不感距離
最大測定距離発信周波数10.0ｍ （測定基準点からの距離）

20.0ｍ （測定基準点からの距離）
約 26GHz

1 回 /83ms

発信周期
放射角（−3dB）

約 24°（サイドビームを含む広がり約 48°）

分解能
許容レベル変動率
再現性
温度誤差

精度

ハウジング部

周囲温度

アンテナ部
許容内圧（Max.）
ハウジング部

材質アンテナ部

約 18°（サイドビームを含む広がり約 36°）1mm
10cm/s
標準：1.2m 以内：±30mm、1.2m 以降：±20mm、 防爆：2ｍ以内：±30mm、2ｍ以降：測定レンジ ±0.04% または 20mm の大きい方
標準：±0.03%/10K，Max.±0.3%、 防爆：0.06%/10K
標準： −40〜+80°
C （LCD あり： −20〜+60℃）、 防爆： −20〜+50°
C （注 3）電源投入時−20°
C 以下では暖気 1 時間を要します。
標準： −40 〜 +150°
C、 防爆： −40〜+100°C
1MPa
500kPa490kPaADC
PTFESUS304
SUS316L

IP67 （ハウジングカバー、リード引出口締付状態にて）保護構造

1-G1/2 （適合ケーブルサイズ：ϕ 8〜12mm）
DC4〜20ｍA×1 （電源 DC24V の負荷抵抗 標準：Max.650Ω、 防爆：Max.499Ω）HART 通信
0 〜 999s
約 1.9kg
約 1.6kg
約 2.2kg
約 1.9kg

リード引出口
信号出力
積分時間
質量

本質安全防爆構造

防爆構造
ハウジング部
アンテナ部

付属品（オプション）

本質安全防爆構造−

Ex ia ⅡB T4 X（TIIS）

使用可能な危険箇所区分*様Ex ia ⅡB T4 X（TIIS）

第一、二類危険箇所−
第一、二類危険箇所
第一、二類危険箇所−
特別危険箇所、第一、二類危険箇所
・LCD 調整ユニット（GRAPHIC COM4） ・調整用通信ケーブル（MHM-01） ・調整用ソフト（M-DTM） ・シグナルコンディショナ（MSC-01）（注 4）防爆タイプを使用する場合は、安全バリヤ（KFD2-STC4-Ex1）が必要です。 また、LCD 調整ユニットは非防爆のため使用できません。
: 防爆タイプは、形式および製品コードの末尾に Ex がつきます。

mm

●外形寸法

形式 : MWLM-PR26
C1GH1Gϕ 104

H2Gϕ 104

ADD(82)

ϕ 104
A

DB

(82)

(82)

備考

ハウジング
パージノズル : Rc1/8
測定基準点

ハウジングは 310˚ 範囲で回転します。

(249)

E(405)

FG

14(156)

20G150ϕ 26

各部名称
リード引出口 : G1/2
4-ϕ 15 取付穴F(405)

G

13(88)(70)GE

150(255)

(199)

14E

231025

ϕ13
P.C.D.1 005(58)

(58)
(199)

E8-ϕ 19 取付穴
アース端子（M4）

AD(82)

ϕ 45

ABCDEF
GH2F
ϕ 104

A

ϕ 49

ϕ 49

必ず接地してください。
（D 種接地）液体・粉体用レベル計共通

端子台

HART I/F チェック端子

安全バリヤ仕様および外形図
11520仕様
電源仕様
・電源 : DC20〜35V

ユニット用電源・消費電力 : 1.9W（+（）−）

入力仕様（本質安全）・入力信号 : 0/4〜20mA

1 2
電源 / 電流出力 *DC13〜36V/DC4〜20mA・利用可能電圧 :123

LCD 調整M4 アース端子
ケーブル引出口

2 線シールドケーブルを推奨します。
* : 防爆仕様の場合、電源は安全バリヤから供給してください。
※本製品はディストリビュータまたはアイソレートされた個別接続（ＨＡＲＴ対応）のインターフェース機器及びカードへの接続を基本としています。その他の接続に関し、ご不明な点がございましたら別途お問い合わせください。

≧16V at 20mA terminal 1+, 3
出力仕様（非本質安全）・出力信号 :

0/4〜20mA ; load 0〜500Ω

・脈動電流 : ≦50μ A rms
質量 : 200g

CMWPR-214J
Apr.2020

粉体計測用

仕MWLM-PR26H3G*

製品コード
アンテナタイプ様

MWLM-PR26H*
MWLM-PR26H3S*
MWLM-PR26H7G*

形式

MWLM-PR26H3F*

MWLM-PR26H7F*

MWLM-PR26H7S*

ホーンアンテナ
標準：DC13 〜 36V （注 1）LCD 調整ユニット取付の場合は DC16V 以上必要です。

電源

防爆：DC20 〜 32V （注 2）防爆タイプの場合は、安全バリヤ KFD2-STC4-Ex1 から供給してください。
標準：約 800ｍW、 防爆：約 540ｍW
固定フランジ
自在フランジ
固定フランジ
自在フランジG1 1/2 ネジ（JIS5K65A 規格品） （JIS10K100A 相当品）
（JIS10K100A 相当品） （JIS10K100A 相当品）

消費電力

G1 1/2 ネジ

取付
不感距離
最大測定距離発信周波数

アンテナ下 0.3ｍ

35.0ｍ （測定基準点からの距離）

発信周期
放射角（−3dB）

1 回 /83ms
約 14°（サイドビームを含む広がり約 28°）

約 8°（サイドビームを含む広がり約 16°）1mm
10cm/s
標準：1.2ｍ以内：±20mm、1.2m 以降：±10mm、 防爆：2ｍ以内：±30mm、2m 以降：測定レンジ ±0.04% または 20mm の大きい方
標準：±0.03%/10K，Max.±0.3%、 防爆：0.06%/10K
標準： −40 〜 +80℃ （LCD あり： −20 〜 +60℃）、 防爆： −20 〜 +50℃ （注 3）電源投入時−20℃以下では暖気 1 時間を要します。
標準： −40 〜 +150℃、 防爆： −40 〜 +100℃
1MPa
490kPa500kPa1MPa
250kPa500kPaADC
SUS316L

分解能
許容レベル変動率
再現性
温度誤差

精度

ハウジング部
アンテナ部
許容内圧（Max.）
周囲温度

ハウジング部
アンテナ部

材質

70.0ｍ （測定基準点からの距離）
約 26GHz

保護構造

IP67 （ハウジングカバー、リード引出口締付状態にて）

1-G1/2 （適合ケーブルサイズ：ϕ 8 〜 12mm）
DC4 〜 20ｍA×1 （電源 DC24V の負荷抵抗 標準：Max.650Ω、防爆：Max.499Ω）HART 通信
0 〜 999s
約 4.4kg
約 6.1kg
約 2.7kg
約 5.3kg
本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 X（TIIS）

リード引出口
信号出力
積分時間
質量
防爆構造

約 2.3kg

使用可能なハウジング部
アンテナ部

危険箇所区分

約 6.5kg

第一、二類危険箇所
特別危険箇所、第一、二類危険箇所
・LCD 調整ユニット（GRAPHIC COM4） ・調整用通信ケーブル（MHM-01） ・調整用ソフト（M-DTM） ・シグナルコンディショナ（MSC-01）（注 4）防爆タイプを使用する場合は、安全バリヤ（KFD2-STC4-Ex1）が必要です。 また、LCD 調整ユニットは非防爆のため使用できません。

付属品（オプション）* : 防爆タイプは、形式および製品コードの末尾に Ex がつきます。
mm

●外形寸法

形式 : MWLM-PR26

ϕ 104D

各部名称
リード引出口 : G1/24-ϕ 15 取付穴
8-ϕ 19 取付穴
アース端子（M4）ハウジング
パージノズル : Rc1/8
測定基準点

扱

店

(82)

(271)

E

F

E
F

F

10(36)

1020441

ϕ 58

GG

自在フランジ（約 ±10°）(696)

自在フランジ）（約 ±10°G

備考

ϕ 100

ϕ 100

ϕ 100

必ず接地してください。
（D 種接地）ハウジングは 310˚ 範囲で回転します。

ご注意●本製品を正しく安全にご使用いただくため、「取扱説明書」をよくお読みください。
●本製品を、人身に直接かかわる安全性を要求されるシステムに適用する可能性がある場合には、当社営業窓口にご相談ください。

記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
C 2020, Matsushima Measure Tech Co.,Ltd.
All Rights Reserved Copyright○

取(245)(255)

E(696)(36)

10G(184)

ϕ 58

C(82)

F

14G

E(455)(455)

F(206)

200

20G(271)

(249)

(255)
(455)

F

ϕ 58

AB
C
DE
F
GE

DD(82)

(82)

ϕ 104

5C(82)E.1
7

D(696)

(82)

.D.17

5C

B

P.C

10

D.DA

ϕ2A

5H7S
ϕ 104

10.1
7

P.C.D.
130
D

H7F
P.C

ϕ2.DA

55

H7G
ϕ 104

10ϕ 104

ϕ1AP.C

ϕ2ϕ 104

H3S(425)

H3F(451)

H3G

本社（HEAD OFFICE）

JQA-OH0299

JQA-QM8197
JQA-EM7547

本社・工場・ 〒807-0837 北九州市八幡西区則松東 1-8-18
九州営業所
TEL（093）691-3731 FAX（093）691-3735
東 京 営 業 所 〒273-0005 千葉県船橋市本町 3-36-28 ホーメスト船橋ビル 3F
TEL（047）424-9901 FAX（047）424-9905
名古屋営業所 〒456-0013 名古屋市熱田区外土居町 9-14 トキワ外土居ビル 5F
TEL（052）679-6301 FAX（052）679-6305
大 阪 営 業 所 〒534-0025 大阪市都島区片町 2-2-40 大発ビル 4F
TEL（06）6352-8011 FAX（06）6352-8012

https://www.matsushima-m-tech.com E-mail:sales@matsushima-m-tech.com