2022年6月価格改定版

ザルトリウス・ジャパン
ラボ用製品カタログ
Simplifying Progress2022｜2023

会社概要

ザルトリウスについて
ザルトリウスグループは、バイオ医薬品研究・バイオ医薬品業界に貢献する世界のリーディングカンパニーです。

ザルトリウスグループのラボ用製品／サービス事業部は、お客さまの業務をよりシンプルにする革新的なラボ用機器および消耗品を提供することにより、製薬会社やバイオ医薬品会社、学術研究機関で研究や品質管理に従事する研究者のニーズに応えることに全力を注いでおります。

信頼と実績が証明するザルトリウスサービス
お客さまのオペレーションを円滑、正確、効率的に進めるために多様なサービスプログラムをご用意しております。

ザルトリウスサービスを継続的にご利用いただくことで、ラボ用製品を長期間にわたり高い信頼性と優れた性能を維持することが可能となります。

また、ザルトリウスの認定技術者が機器のメンテナンスやキャリブレーションを行うことにより ISO や GMP/GLP などの各規制への対応も万全となり、さらに豊富な経験、専門知識による使用状況へのアドバイスもご提供いたします。

グローバルネットワーク

2

目次

目次

ラボ用電子天びん セレクションガイド
6 ひょう量と読取で選ぶ
10 機能で選ぶ

ラボ用電子天びん

14 Cubis®（キュービス）ハイキャパシティーミクロシリーズ
16 Cubis® Ⅱ（キュービスツー）シリーズ
Cubis® Ⅱハイランナーモデル
ウルトラミクロ・ミクロ／分析／上皿／台はかりCubis® Ⅱモジュラー方式シリーズ セレクションガイド
Cubis® Ⅱモジュラー方式シリーズ
ウルトラミクロ・ミクロ MCA・MCE
分析 MCA・MCE／1 mg MCA・MCE
上皿 MCA・MCE／台はかり MCA・MCE

34 Secura®（セキュラ）／Quintix®（クインテックス）
ミクロ・セミミクロシリーズ

36 Entris® II（エントリス ツー）BCA（アドバンス）シリーズ
38 Entris® II（エントリス ツー）BCE（エッセンシャル）シリーズ
40 特殊天びん
41
42
44
46

ピペットキャリブレーションセット／デジタル比重計
動物天びん／個数はかり
取引・証明用天びん

組込み用セパレート型天びん WZAシリーズ
共通アクセサリー
シリーズ寸法図

水分計

51 電子水分計

ニュースタンダード水分計 MA160
ベーシック水分計 MA37／プレミアム水分計 MA100
マイクロウェーブ式電子水分計 LMA200PM

マスコンパレータ・標準分銅56 マスコンパレータ
57 ザルトリウスOIML標準分銅

ラボ用純水・超純水製造システム
60 ラボウォーター アリウムシリーズ

システムセレクションガイド／システム構成
アリウム Advance RO／アリウム Advance EDI
アリウム Pro／アリウム ComfortⅠ
アリウム ComfortⅡ／アリウム Mini
消耗品交換時期および年間費用の目安
機種別消耗品／アクセサリー一覧／消耗品一覧
写真で分かるアリウム製品

ピペット&ディスペンサー

82 卓越した品質
83 ピペット性能比較表
84 電動ピペット
電動ピペットPicus®シリーズ
電動ピペットPicus®シリーズ活用法／Picus®Nxt／Picus®
96 手動ピペット
Tacta® （タクタ）／ Mline® ／ Proline® Plus
Proline® Plus （固定容量）／手動ピペットその他の特徴
Tacta® マルチパック／ Proline® Plus マルチパック
106 ピペットスタンド
10 7 オートクレーブでの滅菌方法
108 セーフコーンフィルター（20 µL以上取付可能）
1 1 0 チップ
最高品質のチップ／ザルトリウス製チップの種類
パッケージオプション

1 1 6 ザルトリウスピペット＆チップ適合チャート
120 チップ
スタンダードチップ（Optifit ）／リフィルパックの詰替え
リフィルタワーの詰替え／スタンダードバルクチップ（Optifit）
フィルター付きチップ／ロングチップ（Extended ）目盛り付き
各種チップお得な大箱シリーズ（スタンダード、フィルター付き、ローリテンション）

132 マキシボリューム・リキッド・ハンドリング
Midi PlusTM （ピペッティング・コントローラー ）バイオトレートボトルトップデジタルビュレット
プロスペンサー ボトルトップディスペンサー
プロスペンサー・プラス ボトルトップディスペンサー
ボトルトップデジタルビュレット アクセサリー Biotrate
ボトルトップディスペンサーアクセサリー

Prospenser, Prospenser Plus

その他アクセサリー・グリス
138 ピペッティングアカデミー
ザルトリウスがご提供する高品質ウェビナー 2022

ラボ用ろ過製品
除粒子・滅菌用途

142 精密ろ過 60 μL～600 μL

クラリステップ フィルターシステム

143 精密ろ過

ビバクリア

144 精密ろ過 5 mL～350 mL

ミニザルト シリーズ
ミニザルト／ミニザルト プラス／ミニザルトNY25Xプラス
ミニザルト ハイフロー／ミニザルトGF／ミニザルトHY

147 精密ろ過 0.2 mL～100 mL
ミニザルト RC/ SRP シリーズ
ミニザルトRC／ミニザルトSRP／ミニザルトNY
ミニザルトPES
149 精密ろ過
ミニザルト耐薬表

3目次

ラボ用ろ過製品

150 精密ろ過 100 mL～10 L
ザルトラボP20/P20プラス
1 51 精密ろ過 50 mL～1 L
ザルトラボRF/ BT
153 珪藻土付き滅菌ろ過 15 mL～1,000 mL
ザルトクリアDY シリーズ／ザルトクリアDY ラボP15
濃縮・脱塩用途

155 限外ろ過 0.1 mL～2 mL

ビバコン シリーズ
ビバコン500／ビバコン2

156 限外ろ過 0.3 mL～2.5 mL
セントリザルトⅠ

157 限外ろ過 0.1 mL～20 mL

ビバスピン シリーズ
ビバスピン500／ビバスピン2／ビバスピン6
ビバスピン15R／ビバスピン20／ビバスピン エンドテスト

162 限外ろ過 1 mL～15 mL

ビバスピンターボ シリーズ
ビバスピンターボ4／ビバスピンターボ 15
ビバスピンターボ15RC

164 限外ろ過 10 mL～100 mL

ビバセル シリーズ
ビバスピン20／ビバセル100

166 限外ろ過 100 mL～5 L

ビバフロー シリーズ
ビバフロー50／ビバフロー50R／ビバフロー200

168 ビバ製品耐薬表
平膜

170 デプスフィルタータイプ134 グラスファイバープレフィルター
171 精密ろ過フィルタータイプ 1 1 1 低吸着 セルロースアセテート膜
タイプ 1 1 3 標準仕様 ニトロセルロース膜
タイプ 1 1 8 疎水性 PTFE膜タイプ 154 滅菌ろ過用 ポリエーテルスルホン膜
タイプ 184 耐薬性 再生セルロース膜
タイプ230 精密ろ過用 ポリカーボネイト膜
タイプ250 精密ろ過用 ポリアミド膜
178 限外ろ過フィルタータイプ 144 超低吸着 ハイドロザルト膜
タイプ 145 トリアセチル セルロース膜
タイプ 146 ポリエーテルスルホン膜
179 平膜耐薬表
180 フィルターホルダー耐薬表
181 ラボ用フィルターホルダー一覧
シリンジ型 フィルターホルダー

183 加圧ろ過用 フィルターホルダー

インライン式 フィルターホルダー
200 mL 高加圧対応 フィルターホルダー

4

微生物品質管理製品

188 滅菌済格子入メンブレンフィルター
190 生菌数試験：マイクロザルトシリーズ
マイクロザルト e.motion ディスペンサー
e.motion用 格子入 滅菌済メンブレンフィルター
ディスポーザブルフィルターユニット マイクロザルト @フィルター@フィルター専用充填済寒天培地 マイクロザルト @メディア
193 リアルタイムPCRキット：マイクロザルトシリーズ
マイコプラズマ検出キット
マイクロザルト マイコプラズマシリーズ

細菌・真菌検出キット／ステライルリリース
マイクロザルト バクテリア・真菌シリーズ

バリデーションスタンダード／キャリブレーション試薬
マイクロザルト 迅速検出試薬オプション

196 生菌数試験：バイオザルトシリーズ

滅菌済プラスチック製ファネル／バイオザルト100モニター
バイオザルト100専用培地

198 ステンレス製マニフォルド

マイクロザルト・ステンレス製マニフォルド
生菌数試験用 吸引ろ過システム

200 吸引ろ過用フィルターホルダー

ポリカーボネート製フィルターホルダー
ステンレス製フィルターホルダー
ガラス製フィルターホルダー

202 吸引ろ過用ポンプ・アクセサリー
マイクロザルト e.jetポンプ／3つ口トラップフラスコ
203 エアサンプラー：MD8 シリーズ
MD8 エアスキャン／エアポート MD8／ゼラチンフィルター
204 無菌試験：ステリザルトシリーズ
ステリザルトユニバーサルポンプ／ステリザルトNF

サービス

208 JCSS校正サービス［分銅およびおもり、天びん・はかり］
210 各薬局方への対応｜USP・EP対応テスト
2 1 1 バリデーションサポート／セミナー
212 SAS定期点検サービス［メンテナンスサポート］
214 ラボ用純水・超純水製造システム
216 ピペット校正サービス／ピペット点検サービス
ピペット校正サービス［メーカーを問わず対応可能］
ピペット点検サービス［メーカーを問わず対応可能］

218 微生物品質管理製品購入時バリデーション／定期点検
微生物品質管理製品

219 修理サービス

Bio Analytics

221 Incucyte® 生細胞解析システム
225 iQue3 超高速フローサイトメーター
227 Octet 生体分子間相互作用解析システム

ラボ用電子天びん セレクションガイド 製品／サービスメニュー

ラボ用電子天びん セレクションガイド
6 ひょう量と読取で選ぶ

10 機能で選ぶ

5

ラボ用電子天びん セレクションガイド ひょう量と読取で選ぶ

2022年6月価格改定版

ひょう量と読取で選ぶ
読取限度

0.1 μg

1 μg

2 μg

0.01 mg

0.1 mg※ 取引・証明用天びんはP.41をご参照ください。

630 g未満

製品番号

ひょう量

価格

掲載
ページ

30 g以上 130 g未満

製品番号

ひょう量

価格

掲載
ページ

MCA2.7SM-S01

2.1 g¥3,471,000

MCA2.7S-2S01-M

2.1 g¥3,207,000

P.1 7
P.23

MCA2.7SF-S01

2.1 g¥3,575,000

P.1 7

MCA2.7S-2S01-F

2.1 g¥3,311,000

P.23

MCE2.7S-2S01-M

2.1 g¥3,130,000

P.23

MCE2.7S-2S01-F

2.1 g¥3,234,000

P.23

MCA10.6SM-S01

10.1 g¥3,243,000

P.1 7

MSA66S-000-DH

61 g¥3,799,000

P.15

MCA10.6S-2S01-M

10.1 g¥2,979,000

P.23

MSA66P-000-DH

61 g¥3,436,000

P.15

MCE10.6S-2S01-M

10.1 g¥2,902,000

P.23

MSA36S-000-DH

31 g¥3,087,000

P.15

MCA10.6S-2S01-F

10.1 g¥3,083,000

P.23

MSA36P-000-DH

31 g¥2,720,000

P.15

MCE10.6S-2S01-F

10.1 g¥3,006,000

P.23

MCA6.6SM-S01

6.1 g¥2,657,000

P.1 7

MCA6.6S-2S01-M

6.1 g¥2,393,000P.23

MCE6.6S-2S01-M

6.1 g¥2,316,000

P.23

MCA6.6S-2S01-F

6.1 g¥2,497,000

P.23

MCE6.6S-2S01-F

6.1 g¥2,420,000

P.23

MCA3.6P-2S01-M

3.1 g¥1,964,000

P.23

MCE3.6PM-S01

3.1 g¥1,887,000

P.1 7

MCE3.6P-2S01-M

3.1 g¥1,887,000

P.23

MCA3.6P-2S01-F

3.1 g¥2,068,000

P.23

MCE3.6P-2S01-F

3.1 g¥1,991,000

P.23

SECURA26-1SJP

21 g¥1,804,000

P.35

MSA116P-000-DH

111 g¥2,139,000

P.15

MCA125S-2S01-U

120 g¥727,000

P.25

MCA125P-2S01-U

120 g¥636,000

P.25

MCE125S-2S01-U

120 g¥650,000

P.25

MCE125P-2S01-U

120 g¥559,000

P.25

SECURA125-1SJP

120 g¥454,000P.35

QUINTIX125D-1SJP

120 g¥403,000P.35

QUINTIX65-1SJP

60 g¥371,000

P.35

MCA124S-2S01-U

120 g¥525,000

P.25

MCE124S-2S01-U

120 g¥448,000

P.25

BCA124I-1SJP

120 g¥272,000

P.37

BCA124-1SJP

120 g¥252,000

P.37

BCA64I-1SJP

60 g¥261,000

P.37

BCA64-1SJP

60 g¥241,000

P.37

BCE124I-1SJP

120 g¥179,000

P.39

BCE124-1SJP

120 g¥159,000

P.39

BCE64I-1SJP

60 g¥164,000

P.39

BCE64-1SJP

60 g¥144,000

P.39

ラボ用電子天びん セレクションガイド ひょう量と読取で選ぶ

2022年6月価格改定版

130 g以上 250 g未満

250 g以上 350 g未満

350 g以上 550 g未満

製品番号

ひょう量

価格

掲載
ページ

製品番号

ひょう量

価格

掲載
ページ

P.1 7

MCA324S-2S01-U

320 g¥669,000

P.25

MCA524S-2S01-U

520 g¥930,000

P.25

P.25

MCA324P-2S01-U

320 g¥590,000

P.25

MCA524P-2S01-U

520 g¥821,000

P.25¥514,000

P.1 7

MCE324SU-S01

320 g¥592,000

P.1 7

MCE524S-2S01-U

520 g¥853,000

P.25

220 g

¥514,000

P.25

MCE324S-2S01-U

320 g¥592,000

P.25

MCE524P-2S01-U

520 g¥744,000

P.25

BCA224I-1SJP

220 g¥302,000

P.37

MCE324P-2S01-U

320 g¥513,000

P.25

BCA224-1SJP

220 g¥282,000

P.37

BCA324I-1SJP

320 g¥346,000

P.37

BCE224I-1SJP

220 g¥195,000

P.39

BCE224-1SJP

220 g¥175,000

P.39

製品番号

ひょう量

価格

掲載
ページ

MCA225SI-S01

220 g¥1,703,000

P.1 7

MCA225S-2S01-U

220 g¥1,092,000

P.25

MCA225P-2S01-U

220 g¥853,000

P.25

MCE225SU-S01

220 g¥1,015,000

P.1 7

MCE225S-2S01-U

220 g¥1,015,000

P.25

MCE225P-2S01-U

220 g¥776,000

P.25

SECURA225D-1SJP

220 g¥483,000

P.35

MCA224SI-S01

220 g¥1,202,000

MCA224S-2S01-U

220 g¥591,000

MCE224SU-S01

220 g

MCE224S-2S01-U

7

ラボ用電子天びん セレクションガイド ひょう量と読取で選ぶ

読取限度

0.001 g0.01 g

0.1 g

1g※ 取引・証明用天びんはP.41をご参照ください。

8

600 g未満2022年6月価格改定版
600 g以上3 kg未満

掲載
ページ

製品番号

ひょう量

価格

掲載
ページ

製品番号

ひょう量

価格

MCA323S-2S01-E

320 g¥495,000

P.27

MCA2203SE-S01

2,200 g¥975,000

MCE323S-2S01-E

320 g¥418,000

P.27

MCA2203S-2S01-E

2,200 g¥711,000

P.27

BCA423I-1SJP

420 g¥241,000

P.37

MCE2203S-2S01-E

2,200 g¥634,000

P.27

BCA423-1SJP

420 g¥221,000

P.37

MCE2203SR-S01

2,200 g¥634,000

P.1 7

BCA323I-1SJP

320 g¥204,000

P.37

MCA2203P-2S01-E

2,200 g¥614,000

P.27

BCA323-1SJP

320 g¥184,000

P.37

MCE2203P-2S01-E

2,200 g¥537,000

P.27

BCA223I-1SJP

220 g¥ 1 87, 0 0 0

P.37

MCA1203S-2S01-E

1,200 g¥666,000

P.27

BCA223-1SJP

220 g¥ 1 67, 0 0 0

P.37

MCE1203S-2S01-E

1,200 g¥589,000

P.27

BCE423I-1SJP

420 g¥ 1 2 7, 0 0 0

P.39

MCE1203SR-S01

1,200 g¥589,000

P.1 7

BCE423-1SJP

420 g¥112,000

P.39

MCA623S-2S01-E

620 g¥546,000

P.27

BCE323I-1SJP

320 g¥111,000

P.39

MCA623P-2S01-E

620 g¥492,000

P.27

BCE323-1SJP

320 g¥96,000

P.39

MCE623S-2S01-E

620 g¥469,000

P.27

BCE223I-1SJP

220 g¥103,000

P.39

MCE623P-2S01-E

620 g¥415,000

P.27

BCE223-1SJP

220 g¥88,000

P.39

BCA1203I-1SJP

1,200 g¥353,000

P.37

BCA623I-1SJP

620 g¥261,000

P.37

BCA623-1SJP

620 g¥241,000

P.37

BCE653I-1SJP

650 g¥164,000

P.39

BCE653-1SJP

650 g¥149,000

P.39

BCE623I-1SJP

620 g¥142,000

P.39

BCE623-1SJP

620 g¥ 1 2 7, 0 0 0

P.39

MCA2202S0-S01

2,200 g¥766,000

P.1 7

MCA2202S-2S01-0

2,200 g¥502,000

P.29

MCE2202S0-S01

2,200 g¥425,000

P.1 7

MCE2202S-2S01-0

2,200 g¥425,000

P.29

MCA1202S-2S01-0

1,200 g¥472,000

P.29

MCE1202S-2S01-0

1,200 g¥395,000

P.29

BCA2202I-1SJP

2,200 g¥198,000

P.37

BCA2202-1SJP

2,200 g¥178,000

P.37

BCA1202I-1SJP

1,200 g

¥182,000

P.37

BCA1202-1SJP

1,200 g¥162,000

P.37

BCA822I-1SJP

820 g¥ 1 61 , 0 0 0

P.37

BCA822-1SJP

820 g¥141,000

P.37

BCE2202I-1SJP

2,200 g¥107,000

P.39

BCE2202-1SJP

2,200 g¥92,000

P.39

BCE1202I-1SJP

1,200 g¥100,000

P.39

BCE1202-1SJP

1,200 g¥85,000

P.39

BCE822I-1SJP

820 g¥93,000

P.39

BCE822-1SJP

820 g¥78,000

P.39

BCE622I-1SJP

620 g¥86,000

P.39

BCE622-1SJP

620 g¥71,000

P.39

BCA2201I-1SJP

2,200 g¥164,000

P.37

BCA2201-1SJP

2,200 g¥144,000

P.37

BCE2201I-1SJP

2,200 g¥88,000

P.39

BCE2201-1SJP

2,200 g¥73,000

P.39

P.1 7

ラボ用電子天びん セレクションガイド ひょう量と読取で選ぶ

2022年6月価格改定版

3 kg以上 7 kg未満

7 kg以上 15 kg未満

15 kg以上 80 kg未満

製品番号

ひょう量

価格

掲載
ページ

製品番号

ひょう量

価格

掲載
ページ

P.1 7

MCA14202S-2S01-0

14,200 g¥928,000

P.29

MCA32202P-2S01-0

32,200 g¥1,263,000

P.31

P.29

MCA14202P-2S01-0

14,200 g¥745,000

P.29

MCE32202P-2S01-0

32,200 g¥1,186,000

P.31¥500,000

P.29

MCE14202S-2S01-0

14,200 g¥851,000

P.29

6,200 g¥503,000

P.29

MCE14202P-2S01-0

14,200 g¥668,000

P.29

6,200 g¥423,000

P.29

MCA10202S-2S01-0

10,200 g¥770,000

P.29

MCA5202S-2S01-E

5,200 g¥620,000

P.29

MCE10202S-2S01-0

10,200 g¥693,000

P.29

MCE5202S-2S01-E

5,200 g¥543,000

P.29

MCA8202S-2S01-0

8,200 g¥669,000

P.29

MCA4202S0-S01

4,200 g¥797,000

P.1 7

MCE8202S-2S01-0

8,200 g¥592,000

P.29

MCA4202S-2S01-0

4,200 g¥533,000

P.29

MCE4202S0-S01

4,200 g¥456,000

P.1 7

MCE4202S-2S01-0

4,200 g¥456,000

P.29

BCA6202I-1SJP

6,200 g¥261,000

P.37

BCA6202-1SJP

6,200 g¥241,000

P.37

BCA4202I-1SJP

4,200 g¥223,000

P.37

BCA4202-1SJP

4,200 g¥203,000

P.37

BCA3202I-1SJP

3,200 g¥208,000

P.37

BCA3202-1SJP

3,200 g¥188,000

P.37

BCE6202I-1SJP

6,200 g¥158,000

P.39

BCE6202-1SJP

6,200 g¥143,000

P.39

BCE4202I-1SJP

4,200 g¥ 1 37, 0 0 0

P.39

BCE4202-1SJP

4,200 g¥122,000

P.39

BCE3202I-1SJP

3,200 g¥120,000

P.39

BCE3202-1SJP

3,200 g¥105,000

P.39

MCA5201S-2S01-0

5,200 g¥442,000

P.29

MCA12201S-2S01-0

12,200 g¥591,000

P.29

MCA70201S0-S01

70,200 g¥1,455,000

P.17

MCE5201S-2S01-0

5,200 g¥365,000

P.29

MCE12201S-2S01-0

12,200 g¥514,000

P.29

MCA70201S-2S01-0

70,200 g¥1,191,000

P.31

BCA5201I-1SJP

5,200 g¥184,000

P.37

MCA11201S-2S01-0

11,200 g¥734,000

P. 3 1

MCE70201S-2S01-0

70,200 g¥1,114,000

P.31

BCA5201-1SJP

5,200 g¥164,000

P.37

MCE11201S-2S01-0

11,200 g¥657,000

P.31

MCA50201S-2S01-0

50,200 g¥1,001,000

P.31

BCE5201I-1SJP

5,200 g¥98,000

P.39

MCA8201S-2S01-0

8,200 g¥528,000

P.29

MCE50201S-2S01-0

50,200 g¥924,000

P.31

BCE5201-1SJP

5,200 g¥83,000

P.39

MCE8201S-2S01-0

8,200 g¥451,000

P.29

MCA36201S0-S01

36,200 g¥1,215,000

P.17

BCA12201I-1SJP

12,200 g¥311,000

P.37

MCA36201S-2S01-0

36,200 g¥951,000

P.31

BCA12201-1SJP

12,200 g¥291,000

P.37

MCE36201S0-S01

36,200 g¥874,000

P.17

BCA10201I-1SJP

10,200 g¥280,000

P.37

MCE36201S-2S01-0

36,200 g¥874,000

P.31

BCA10201-1SJP

10,200 g¥260,000

P.37

MCA36201P-2S01-0

36,200 g¥864,000

P.31

BCA8201I-1SJP

8,200 g¥205,000

P.37

MCE36201P-2S01-0

36,200 g¥787,000

P.31

BCA8201-1SJP

8,200 g¥185,000

P.37

MCA20201S-2S01-0

20,200 g¥846,000

P.31

BCE8201I-1SJP

8,200 g¥116,000

P.39

MCE20201S0-S01

20,200 g¥769,000

P.17

BCE8201-1SJP

8,200 g¥101,000

P.39

MCE20201S-2S01-0

20,200 g¥769,000

P.31

掲載
ページ

製品番号

ひょう量

価格

MCA5203SE-S01

5,200 g

¥1,253,000

MCA5203S-2S01-E

5,200 g¥989,000

P.27

MCA5203P-2S01-E

5,200 g¥790,000

P.27

MCE5203S-2S01-E

5,200 g¥912,000

P.27

MCE5203P-2S01-E

5,200 g¥713,000

P.27

MCA3203SE-S01

3,200 g¥1,013,000

P.1 7

MCA3203S-2S01-E

3,200 g¥749,000

P.27

MCE3203S-2S01-E

3,200 g¥672,000

P.27

MCA6202S0-S01

6,200 g¥844,000

MCA6202S-2S01-0

6,200 g¥580,000

MCA6202P-2S01-0

6,200 g

MCE6202S-2S01-0
MCE6202P-2S01-0

P.1 7

BCE6200I-1SJP

6,200 g¥88,000

P.39

BCE8200I-1SJP

8,200 g¥98,000

P.39

MCA70200S-2S01-0

70,200 g¥945,000

P.31

BCE6200-1SJP

6,200 g¥73,000

P.39

BCE8200-1SJP

8,200 g¥83,000

P.39

MCE70200S-2S01-0

70,200 g¥868,000

P.31

MCA36200S-2S01-0

36,200 g¥732,000

P.31

MCE36200S0-S01

36,200 g¥655,000

P.17

MCE36200S-2S01-0

36,200 g¥655,000

P.31

9ラボ用電子天びん セレクションガイド 機能で選ぶ

機能で選ぶ

Cubis®ハイキャパシティー

Cubis®Ⅱシリーズ（P.16～33）

Secura®シリーズ（P.34～35）

ミクロシリーズ（P.14～15）

MCA

MCE

isoCAL（自動校正調整機能）

○

○

○

ワンタッチ式セルフ調整

○

○

○

○

ISO・GLP・GMP対応印字

○

○

○

○

取引・証明用天びん（特定計量器）

－

○

○

－

リアルタイムレベリングサポート機能

○

○

○

○

オートレベリング－

カラー・タッチパネル式表示部○（感圧式）

日本語対応○（最大ひょう量8.2 kg以下のモデルに標準装備）○（最大ひょう量8.2 kg以下のモデルに標準装備）

ミクロ・セミミクロ タイプ○－○（静電式）△（簡易ハイブリッドスクリーン）○（静電式）○○－○

バーグラフ表示

○

○

－

○

サンプルホルダー（ひょう量皿オプション）

○

○

○

－

床下フックひょう量

○

○

○

－

天びん本体と表示部の分離○○（別途接続ケーブル必要）○（別途接続ケーブル必要）－

RS232Cインターフェース

○

○

○

－

USBインターフェース

○

○

○

○

PCへの出力△（別途オプションソフト必要）

○

○

○

BluetoothⓇ インターフェース（オプション）

○

―

－

－

イーサネット出力

○

○

－

－

同時出力

パスワード・ユーザー管理（日時変更・誤使用防止マネジメント）

○

○

○

－

○

○（アプリケーション対応）△（パスワードのみ）△（パスワードのみ）

監査証跡・アリバイメモリー機能○○（アプリケーション対応）－△（Calデータのみ）

最小サンプル量設定○（サービスによる設定）○（アプリケーション対応）－○（サービスによる設定）

単位切替機能○○○○ID印字機能

○

○

－

○

統計機能

○

○（アプリケーション対応）○○

密度測定機能○○（アプリケーション対応）

△（簡易）

△（簡易）

動物ひょう量機能○○（アプリケーション対応）

△（簡易）

△（簡易）

チェックひょう量機能○○（アプリケーション対応）

－

△（簡易）

カウンティング機能○○（アプリケーション対応）

△（簡易）

△（簡易）

調・配合/合計機能○○（アプリケーション対応）

△（簡易）

△（簡易）

テアメモリー機能

○

○

－

－

IQ・OQ バリデーション

○

○

○

○

10

ラボ用電子天びん セレクションガイド 機能で選ぶ

Quintix®シリーズ （P.34～35）

Entris®Ⅱシリーズ（P.36～39）○○／－

セミミクロ タイプ概要

BCA（Iモデル/外部校正モデル）

BCE（Iモデル/外部校正モデル）○／－

温度変化と経過時間を基準に全自動で校正調整を行います。

○

○／－

○／－

任意・手動で校正調整を行います。

○

○

○

管理・監査に対応可能な印字が可能です。

－

○／－

○／－

商取引向けの天びんです。

－

○

－

水平のズレを感知し警告を促し、調整時には合わせ込みのガイダンスを表示します。

－

－

－

○（静電式）○（静電式）△（簡易ハイブリッドスクリーン）

○

○

－

○

○

－

－

－

－

－

○

○

－

－

－

－

○

○

シリアルインターフェース搭載の機器やPCへ接続が可能です。

○

○

○

USBポート搭載のPCへ出力が可能です。

○

○

○

PCのアプリケーションへ直接出力します。

－

－

－

Bluetooth®搭載のお手持ちの機器へ接続が可能です。

－

－

－

LAN接続によりPCやサーバーとの通信が可能です。

－

○

○

プリンタやPCなどへの同時出力が可能です。

△（簡易ロック機能）○（簡易）△（パスワードのみ）△（Calデータのみ）△（Calデータのみ）－－○（サービスによる設定）

－

○

○

○

－

○

△（簡易）

○

○

○

△（簡易）

△（簡易）

△（簡易）

△（簡易）

△（簡易）

△（簡易）

△（簡易）

△（簡易）

△（簡易）

△（簡易）

△（簡易）

△（簡易）

△（簡易）

△（簡易）

△（簡易）

－

－

－

○

○

○

全自動の水平調整機能を備えており、ズレの警告や、キャリブレーション直前にも自動で水平調整します。

カラー表示で見やすく、計量アプリケーション等の複雑な設定も直感的に操作が可能です。
日本語を含め言語の選択が可能です。

最大ひょう量に対し、現状で残りどの程度計量が可能なのかを簡易的に識別できます。

サンプル容器を固定し、直接ひょう量を可能としたサンプルホルダー。作業効率を高め、エラーを減らします。
サンプルを吊り下げて計量が行えます（機種により吊り下げ用フックはオプション対応となります）。

手狭なスペースへの設置の際や、ボタン操作による指示値のバラつきを解消する為に本体と表示部を分離して設置することが可能です。

アカウント設定やパスワードロックによる管理者設定が可能です。誤使用を防ぐのに役立ちます。

監査証跡やひょう量データ、調整記録を天びん本体に記録し、そのデータを改ざんできないデータファイルとして保存したり、別媒体へ出力することが可能です。
最小計量値の監視機能です。USP Chapter41やEP Chapter 2.1.7 に対応可能。
用途に合った単位に変更できるアプリケーションです。

任意のIDや、バッチ・サンプル番号を自動で昇順に振付けての印字ができるアプリ
ケーションです。

まとめて計量したデータの統計処理を行うアプリケーションです。印字も可能です。

浮力法で固体の密度測定ができるアプリケーションです。オプションの比重測定キットの使用で、より簡単な測定が可能です。

動物等の落ち着かないサンプルの計量結果の平均値を表示するアプリケーションです。

設定した上下限の範囲内にサンプルの重量が適合しているか、瞬時に判別できるアプ
リケーションです。
同一サンプルの数量をカウントするアプリケーションです。

連続したサンプルの合計値や、調合した各重量値の表示が可能なアプリケーションです。

既知の風袋重量を入力し、表示部上で風袋引きを可能とするアプリケーションです。

いつでも安心して機器をご使用いただくための、認定技術者による調整やメンテナンスのサービスです。

11

12

ラボ用電子天びん

製品／サービスメニュー

ラボ用電子天びん
14
16

Cubis®（キュービス）ハイキャパシティーミクロシリーズ
Cubis® Ⅱ（キュービスツー ）シリーズ
Cubis® Ⅱハイランナーモデル

16 ウルトラミクロ・ミクロ／分析／上皿／台はかりCubis® Ⅱモジュラー方式シリーズ セレクションガイド

18 Cubis® Ⅱモジュラー方式シリーズ セレクションガイド

Cubis® Ⅱモジュラー方式シリーズ

22 ウルトラミクロ・ミクロ MCA・MCE
24 分析 MCA・MCE

26 1 mg MCA・MCE

28 上皿 MCA・MCE
3436

30 台はかり MCA・MCE

SecuraⓇ （セキュラ）／

QuintixⓇ （クインテックス）ミクロ・セミミクロシリーズ
EntrisⓇ II （エントリス ツー ）BCA （アドバンス）シリーズ

38

Entris® Ⅱ（エントリスツー ）

40

特殊天びん

41
42
44
46

BCE （エッセンシャル）シリーズ

ピペットキャリブレーションセット／デジタル比重計
動物天びん／個数はかり
取引・証明用天びん

組込み用セパレート型天びん WZAシリーズ
共通アクセサリー
シリーズ寸法図13

ラボ用電子天びん

Cubis®（キュービス）ハイキャパシティーミクロシリーズ

Cubis®（キュービス）

ひょう量：31 g～111 g

ハイキャパシティーミクロシリーズ（5器種）

読取限度：1 μg～10 μg

高いひょう量レンジのハイキャパシティーミクロ天びん

今まで諦めていたメスフラスコ等の容器に、直接微量なサンプルを量り取ることを可能にし、別容器からの移し変えに要していた時間や高価なサンプルのロスをなくします。また
最小サンプル量は通常のミクロ天びんと変わらない値を設定可能。

容器への直接計量はすべてのユーザーを粒子への暴露から保護します。サンプル移送時のブラッシングやこぼれが小さな空中浮遊物を放出させ、オペレーターを不必要に危険にさらす可能性があります。
MSAシリーズ
表示部寸法：W 240 x D 358 x H 56 mm
ひょう量部寸法：W 222 x D 435 x H 232 mm（116P：H 291 mm）

フレキシブルなチタン製サンプルホルダー（YSH02）

全モデル標準装備の位置調整が可能なサンプルホルダー（YSH02）は、メスフラスコやバ

イアル瓶、マイクロチューブなど、さまざまな容器に対応でき、微量粉末などの扱いづらいサンプルも容易にひょう量可能です。便利な天びん風防の自動開閉機能と合わせ、最適な位置に調整した容器へのひょう量作業が効率性を高めます。

標準装備のフレキシブルサンプルホルダー（YSH02）

大きなφ50 mmひょう量皿（YWP09）は、転倒の心配をすることなく大型のメスフラスコに対応。
さらに大型の容器にはφ90 mmひょう量皿（ Y W P10 ）にてオプション対応可能。

メスフラスコを風袋に使用した際の、各天びんモデルとひょう量皿使用推奨例
使用可能
天びんモデル

36S/P 66S/P 116P

14

メスフラスコ仕様概要（寸法・重量はフラスコメーカー
により異なります）

推奨ひょう量皿

容量
底面直径 高さ
重量（mL） （mm） （mm） （g）

フレキシブルサンプル φ50 mmひょう量皿
ホルダー（YSH02） （YWP09）

1

9

57

5

○（標準）

2

11

57

6

○（標準）

5

14

75

11

○（標準）

10

20

90

17

○（標準）

25

26

100

23

○（標準）

50

32

140

32

100

40

170

57

○（標準）

200

50

210

80

250

55

220

100

－
－
－

φ90 mmひょう量皿（YWP10）（36S/Pオプション）－○（66S/P、116P標準）（36S/Pオプション）－○（66S/P、116P標準）（36S/Pオプション）－○（66S/P、116P標準）（36S/Pオプション）－○（66S/P、116P標準）（36S/Pオプション）－○（66S/P、116P標準）○（66S/P、116P標準） －○（66S/P、116P標準） ○（オプション）－－○（オプション）○（オプション）ラボ用電子天びん

製品番号案内製品番号

出荷時JCSS証明書

Cubis®（キュービス）ハイキャパシティーミクロシリーズ

2022年6月価格改定版

MSA66S-000-DH

MSA66P-000-DH

MSA36S-000-DH

MSA36P-000-DH

MSA116P-000-DH

価格¥3,799,000¥3,436,000¥3,087,000¥2,720,000¥2,139,000¥62,000¥62,000¥62,000¥62,000¥62,000

日常点検分銅推奨セット¥161,800（E1/5 mg+50 g）¥161,800（E1/10 mg+50 g）¥243,600（E1/5 mg+20 g+10 g）¥243,600（E1/5 mg+20 g+10 g）¥191,300（E1/20 mg+100 g）

ひょう量（g）

61

12/61

31

6/31

12/111

1.5/4

2/10

（≦±μg）
繰返し性（1 g/20 g）

－

－

－

－

－

20

20

－

－

4/10

直線性（≦±μg）

－

15

20

0.82

0.82

0.82

0.82

1.64

安定所要時間（代表値）
（s）

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

30/50

30/50

30

30

50

ひょう量室有効高さ（mm）

181

181

181

181

240

読取限度（μg）

繰返し性（2 g/50 g）（≦±μg）（≦±μg）
繰返し性（5 g/100 g）

最良時の最小サンプル量（mg）
ひょう量皿サイズφ（mm）

1

1/10

－

＊

1

1.5/2

15

＊

1/10

1.5/8

2/10

－

＊ 精度データ値は30 mmひょう量皿を使用した際の値となります。

※ 分銅価格にはJCSS校正証明書が含まれています。
※ 出荷時JCSS校正証明書（はかり）は、EURAMET cg-18に準拠した校正証明書一式となります。弊社は国際規格EURAMET cg-18に準拠した校正方法に変更を行うため、2022年7月より出荷時
JCSS校正証明書（はかり）の内容が一部変更されます。トレーサビリティ体系図は、弊社Webサイトよりダウンロード可能です。また常用参照標準校正証明書写しは別途有償にて承ります。
※ USP Chapter 41やEP Chapter 2.1.7に基づく最適動作範囲は820dから最大ひょう量までと定められています。設置環境により最小サンプル量は大きくなることもあります。
それらの影響を考えその値の2倍から3倍を考慮することを推奨します。

HPLC標準液調製用アプリケーション

ハイキャパシティーミクロ天びん向けアクセサリー

HPLC標準液の調製用アプリケーションソ

φ50 mm 溝穴付きひょう量皿（チタン製）（36S/36P用オプション、66S/66P/116P標準装備）

ソフトウェア（オプション対応）

フトウェア（YAPP16：Dosing）は溶媒の量を化合物の質量に合わせて自動計算し、バーグラフを確認しながら化合物のひょう
量と溶媒のピペッティング作業をサポートします。実際に追加された溶媒の質量に基づいて標準液の最終濃度を決定します。

製品名

製品番号

価格

YWP09

¥122,000

YWP10¥169,000

ステント用サンプルホルダー（冠動脈、神経血管、小血管用/38 mmまで）

YSH12¥179,000

マイクロチューブ用サンプルホルダー（2 mLまで）

YSH14¥102,000

マイクロチューブ用サンプルホルダー（5 mLまで）

YSH18¥102,000

バイアル瓶/コニカルチューブ用サンプルホルダー（40 mLまで）

YSH22¥130,000

マイクロシリンジ用サンプルホルダー（垂直）YSH41¥95,000

丸底フラスコ用サンプルホルダー（直径50 mmまで）

YSH47

お問い合わせ校正済みクライメイトモジュール（DAkkS校正証明書）

YCM20MC-DAkkS

QApp標準液調製用ソフトウェア Dosing

YAPP16

ドットプリンタ

φ90 mm ひょう量皿（チタン製）（66S/66P/116P用オプション）

クライメイトモジュール（未校正/証明書なし）

クライメイトモジュール再校正/DAkkS校正証明書

YCM20DAkkS¥104,000¥369,000

お問い合わせ¥300,000

GLMP向け熱転写式プリンタ（消耗品別売）

YDP30¥132,000

YDP20-0CE¥110,000

増設用通信ポート/RS-232Cインターフェース（25ピン/メス）

YDO01MS-R¥32,000

YDO01MS-B¥32,000

増設用通信ポート/RS-232Cインターフェース（9ピン/メス＋PS2ポート付）

YDO01MS-P¥32,000

U字型イオナイザーキット

YIB02-115V¥367,000

赤外線センサータッチフリースイッチ

YHS01MS¥32,000

表示部ダストカバー（MSA用）

6960MS01¥13,000

増設用通信ポート/Bluetooth インターフェースⓇ

YAPP16 アプリでのひょう量・分注サポート

YCM20MC15

ラボ用電子天びん

Cubis® Ⅱ（キュービスツー）シリーズ

Cubis®Ⅱハイランナーモデル

ひょう量：2.1 g～70,200 g

ウルトラミクロ・ミクロ／分析／上皿／台はかり

読取限度：0.1 μg～1 g

優れたパフォーマンスとスピードを持ったザルトリウス電子天びん最上位機種

プレミアム電子天びんCubis®Ⅱ

ハイランナーモデルはCubis®Ⅱシリーズでのニーズや評価の高いモデルで、次ページ以降の組み合わせ可能なモジュラー方式ではなく仕様固定の製品（即納品）です。
■■■

結果に高い信頼性と正確性を求めるあらゆるラボに、最高レベルの精度とソフトウェア

によるワークフローの強化を提供

最大ひょう量8.2 kg以下の全モデルにオートレベリング（自動水準調整機能）搭載

データインテグリティ対応、21CFR Part11への準拠、監査証跡、最先端のユーザーマ
ネージメントウルトラミクロ・ミクロタイプ

分析タイプ

上皿タイプ

※ 製品仕様、詳細は「Cubis®Ⅱ モジュラー方式シリーズ」のページにてご確認ください。

16

台はかりタイプラボ用電子天びん

製品番号案内Cubis® Ⅱ（キュービスツー）シリーズ

2022年6月価格改定版

製品番号

MCA2.7SM-S01

MCA2.7SF-S01

MCA10.6SM-S01

MCA6.6SM-S01

MCE3.6PM-S01

出荷時JCSS証明書¥3,471,000¥3,575,000¥3,243,000¥2,657,000¥1,887,000¥72,000¥72,000¥62,000¥62,000¥62,000

0.1

0.1

1

1

1/2/5

2,100

2,100

10,100

6,100

1,100/2,100/3,100

オート

オート

オート

オート

オート

価格

読取限度（μg）

ひょう量（mg）
表示部

レベリング

多機能表示部

多機能表示部

多機能表示部

多機能表示部

ベーシック表示部

風防形状

モーションセンサー付き自動風防 フィルターひょう量用手動風防

QP99

QP99

モーションセンサー付き自動風防 モーションセンサー付き自動風防 モーションセンサー付き自動風防

QP99

QP99

－

製品番号

MCA225SI-S01

MCA224SI-S01

MCE225SU-S01

MCE324SU-S01

MCE224SU-S01

出荷時JCSS証明書¥1,703,000¥1,202,000¥1,015,000¥592,000¥514,000¥47,000¥42,000¥47,000¥42,000¥42,000

0.01

0.1

0.01

0.1

0.1

220

220

220

320

220

オート

オート

オート

オート

オート

QApp（アプリケーション）

価格

読取限度（mg）

ひょう量（g）
表示部

レベリング

多機能表示部

多機能表示部

ベーシック表示部

イオナイザー付き自動風防

イオナイザー付き自動風防

QP99

－

－

－

製品番号

MCA5203SE-S01

MCA3203SE-S01

MCA2203SE-S01

MCE2203SR-S01

MCE1203SR-S01

出荷時JCSS証明書¥1,253,000¥1,013,000¥975,000¥634,000¥589,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000

1

1

1

1

1

5,200

3,200

2,200

2,200

1,200

多機能表示部

多機能表示部

多機能表示部

ベーシック表示部

価格

読取限度（mg）

ひょう量（g）
表示部

QP99

レベリング

オート

オート

オート

QApp（アプリケーション）

QP99

QP99

QP99

製品番号

MCA6202S0-S01

MCA4202S0-S01

出荷時JCSS証明書¥844,000¥37,000

手動風防

ベーシック表示部

風防形状

QApp（アプリケーション）

手動風防

ベーシック表示部

手動風防

ベーシック表示部

オート

オート

－

－

MCA2202S0-S01

MCE4202S0-S01

MCE2202S0-S01¥797,000¥766,000¥456,000¥425,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

6,200

4,200

2,200

4,200

2,200

レベリング

オート

オート

オート

オート

オート

QApp（アプリケーション）

QP99

QP99

QP99

－

－

製品番号

MCA70201S0-S01

MCA36201S0-S01

MCE36201S0-S01

MCE20201S0-S01

MCE36200S0-S01

出荷時JCSS証明書¥1,455,000¥1,215,000¥874,000¥769,000¥655,000¥47,000¥47,000¥47,000¥47,000¥47,000

0.1

0.1

0.1

0.1

1

70,20036,20036,20020,20036,200

手動

手動

手動

手動

手動

QP99

－

－

－

風防形状

価格

読取限度（g）

ひょう量（g）
表示部

風防形状

価格

読取限度（g）

ひょう量（g）

1mg用手動風防

多機能表示部
風防なし

表示部

多機能表示部

風防形状

風防なし

レベリング

QApp（アプリケーション）

QP99

1mg用手動風防

多機能表示部
風防なし

多機能表示部
風防なし

1mg用手動風防

多機能表示部
風防なし

ベーシック表示部

風防なし

風防なし
風防なし
（取外し可能なステンレスリング付き）（取外し可能なステンレスリング付き）

ベーシック表示部

風防なし

ベーシック表示部

風防なし

ベーシック表示部

風防なし

ベーシック表示部

風防なし※ 出荷時JCSS校正証明書（はかり）は、EURAMET cg-18に準拠した校正証明書一式となります。トレーサビリティ体系図は、弊社Webサイトよりダウンロード可能です。
また常用参照標準校正証明書写しは別途有償にて承ります。
※ハイランナーモデルの製品番号は、実際の納入品に記載の製品番号とは異なります。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

17

ラボ用電子天びん

Cubis® Ⅱ（キュービスツー）シリーズ

2022年6月価格改定版

Cubis®Ⅱモジュラー方式シリーズ セレクションガイド

モジュール式ひょう量システムCubis IIは、異なるコンポーネントからさまざまな組み合わせが可能です。ディスプレイユニット、ひょう量モジュール、ドラフトシールド、さまざまなアプリケーションや機能を持つソフトウェアパッケージ、多岐にわたるアクセサリーなどの組み合わせは、ユーザーにとって最適なひょう量作業ができる特別なCubis II天びんの提供を可能とします。

ラボ用プレミアム電子天びんであるCubis IIは、最大ひょう量2.1 g～70.2 kg、読取限度0.1 μg～1 gの範囲から、全てのアプリケーションに対し理想的な組み合わせが選択できます。

各コンポーネントでの組み合わせにより製品番号、価格が決定します。

ディスプレイユニット

ひょう量モジュール

形式承認対応ドラフトシールド

Q アプリソフトウェアパッケージ
QP1 … QP99

ー

ー

2

・・・

（組み合わせ例）

M

C

A

225S

ー

2

S

0

1

ー

I

QP1

MCA 表示部 / 最大ひょう量 220 g 読取限度 0.01 mg/ 日本標準モデル / 自動ガラス製風防＋イオナイザー /Qアプリ：ファーマ・ユーティリティ・コネクティビティの3パッケージ
価格合計：¥1,735,000

QP3

QP4

・・・

ディスプレイユニット

タイプ

ディスプレイ

ソフトウェア操作

18

MCA

新しいユーザーインターフェイスでの画面比率 16：9 のハイエンド 7 インチカラータッチ TFT ディスプレイ

基本ひょう量アプリケーションのセット（ライセンス不要）と、特別なひょう量アプリケーションや機能拡張を含むパッケージ（ライセンスが必要）を標準装備

タッチキーによる操作、 IR センサー（ドラフトシールド
M）またはジェスチャーセンサー（オプション）を使用
したタッチフリー操作、学習機能ありタイプ

ディスプレイ

ソフトウェア
操作

MCE

鮮やかで読み易いベーシックな表示、操作が簡単な最先端の TFT タッチスクリーン
基本ひょう量アプリケーションのセットを標準装備

タッチキーによる操作、 IR センサー（ドラフトシールド
M）またはジェスチャーセンサー（オプション）を使用
したタッチフリー操作、学習機能あり

ラボ用電子天びん

Cubis® Ⅱ（キュービスツー）シリーズ

型式承認対応2 S 0 1 ：日本標準モデル（標準メートル法単位のみ）
2OJP：日本向け型式承認モデル

ドラフトシールド（風防）M：ミクロ天びん用

F：ミクロ天びんフィルター

I：自動ガラス製風防+ イオナイザー（有効高さ 250 mm）

A：自動ガラス製風防（有効高さ 250 mm）

U：手動ガラス製風防（有効高さ 261 mm）

E：1 mg 用標準ガラス製風防（有効高さ 172 mm）

R：1 mg 用ステンレスフレーム
風防 / 風防なし

0：風防なし0：風防なし32202P 用
皿サイズ φ 233 mm

0：風防なし自動ガラス製風防（有効高さ 66 mm）

ひょう量用手動ステンレス製風防（有効高さ 18.5 mm）（フレーム取外し可能）

上皿天びん用
皿サイズ 206 × 206 mm

台はかり用
皿サイズ 400 × 300 mm

19

ラボ用電子天びん

Cubis® Ⅱ（キュービスツー）シリーズ

QApp （アプリ）ソフトウェアパッケージ （MCA 表示部のみ利用可能）

2022年6月価格改定版

QP1：ファーマパッケージ

21 CFR Part 11 や USP Chapter 41、EP Chapter 2.1.7 などの医薬品関連ガイドラインのトピックコンプライアンスに関するアプリケーションが含まれています。ファーマパッケー

ジには、ユーザーマネージメント、デジタル署名、監査証跡、最小計量値などのアプリケー

ションが含まれています。

QP2：アドバンスパッケージ

アドバンスパッケージには、評価を含むさまざまで複雑なひょう量アプリケーションが含

まれています。これには、密度測定、パーセント計量、カウンティング、バックウェイング、残留物試験、強熱残分試験、ふるい分け、フィルター計量、チェックひょう量、調配合、平均化（動物ひょう量）などに使用されるアプリケーションが含まれます。

QP3：ユーティリティパッケージ

ユーティリティパッケージには、ブートスクリーン、配色、自由配合、繊維の粗さ、直径

測定、空気浮力補正、紙の重さ、統計など、演算を中心としたひょう量アプリケーション

や拡張機能が含まれています。

QP4：コネクティビティパッケージ

Windows ファイルサーバ、FTPS、StarLims などへのデータ接続・交換用のアプリケー

ションが含まれています。

QP99：オールインクルーシブパッケージ

4 つ全てのサブパッケージが含まれています。コンプライアンス（Pharma/QP1）、複雑なひょう量アプリケーション（Advanced/QP2）、ひょう量アプリケーションと便利なツール（Utilities/QP3）およびデータ交換用コネクティビティ (Connectivity/QP4）が含まれます。

※ 詳細は P.32 でご確認いただけます。

レベリング
Cubis II ではレベリングはモジュラー方式の選択肢の 1 つではなくなりました。

オートレベリング（全自動水平調整機能）

最大ひょう量 8.2 kg 以下のモデルに標準装備。全自動の水平調整機能を備えており、ズレの警告表示や、キャリブレーション直前にも調整実施。有償（¥30,000）にて最大ひょう量 8.2 kg 以下のモデルにおいても手動レベリングへ変更可能。
手動レベリング

最大ひょう量 10.2 kg 以上のモデル対象。水平のズレを感知して警告を促し、調整時には合わせ込みのガイダンスを表示します。

20

ラボ用電子天びん

Cubis® Ⅱ（キュービスツー）シリーズ

インテリジェンスデザイン
チタン製サンプルホルダー

あらゆるアプリケーション作業において使用されるバイアル瓶、フラスコ等、すべてのサンプル容器に対応する 12 種類のサンプルホル
ダー。優れた利便性とエルゴノミックデザインがひょう量作業の効率化とエラーのない結果をもたらします。

YSH15：マイクロチューブ用

YSH23：バイアル瓶・コニカルチューブ用

YSH37：丸底フラスコ用

YSH26：ボート型ひょう量皿・薬包紙用YSH30：大型フィルター用YSH46：マイクロシリンジ用

特殊ひょう量用キット

特別なひょう量キットと同時に天びんのアプリケーションを使用することで、扱いの難しい特殊ひょう量作業を手助けします。

YDK03MS：比重測定キット、

固体および液体用

YCP04MS：ピペットキャリブレーション
キット

YWP07MS：ドラフト内など風の影響下での作業向け※ 詳細、他製品は P.33 や各モデルのアクセサリー一覧でご確認いただけます。

21

ラボ用電子天びん

Cubis® Ⅱ（キュービスツー）シリーズ

2022年6月価格改定版

Cubis®Ⅱモジュラー方式シリーズ

ひょう量：2.1 g～10.1 g

ウルトラミクロ・ミクロ MCA・MCE

読取限度：0.1 μg～1 μg

ウルトラミクロ・ミクロ天びんシリーズにおけるユニークなエルゴノミックデザイン（M風防）
■

■
■
■

MCAシリーズ（M風防※）
表示部寸法：W 240 x D 355 x H 61 mm
ひょう量部寸法：W 139 x D 340 x H 129 mm
重量：7.2 kg

ボタン操作なしで風防の開閉が可能なモーションコントロール自動開閉機能（ボタン操作での開閉も可能）。

難しい微量サンプルの取り扱いを補助するLED照明を風防内に装備。

静電気の影響を抑え、かつ全面クリアの操作性に優れた円形ガラス風防。

サンプリングウィンドウの位置を自由に設定でき、好みの角度でサンプリング可能。

■

ワンアクションで風防やチタン製のひょう量皿関連パーツを簡単に取り外すことができ、■PM2.5環境測定やエンジン排ガス試験に対応した、フィルターひょう量用手動ステンレ

ひょう量室や皿などのパーツを手軽に洗浄可能。クロスコンタミネーションを防ぎます。

ス製風防（F風防）モデル

MCEシリーズ（F風防※）
表示部寸法：W 240 x D 315 x H 61 mm
ひょう量部寸法：W 139 x D 340 x H 129 mm
重量：7.07 kg※ モジュールの組み合わせにより、
外観、寸法、重量は異なります。

ウルトラミクロ・ミクロ天びん向けアクセサリー
製品名

製品番号

6565-250¥ 1 7, 0 0 0

アルミ製ひょう量ボート 52 mg（50個入）

6566-50¥11,000

YSH13¥58,000

サンプルホルダー ステント用（冠動脈、神経血管、小血管用/38 mmまで)

YSH10¥134,000

アルミ製ひょう量ボート 4.5 mg（250個入）
サンプルホルダー マイクロチューブ用（1.5 mL～2 mLまで）
φ75 mm フィルター測定用ひょう量皿（F風防用)

YSH35¥90,000

YSH36¥135,000

ピペットキャリブレーションキット（M風防用/ハードウェア/
VF988
スペシャルアプリケーション QAPP005 ピペットチェックとセットでご利用ください）¥317,000

φ90 mm フィルター測定用ひょう量皿（F風防用)

U字型イオナイザーキット

ソフトウェアアプリケーションのアップグレード（MCA表示部のみ）

Q-App ファーマ パッケージ …………………………………………………………………………………… QP1 ¥146,000
Q-App アドバンス パッケージ …………………………………………………………………………………QP2 ¥ 118,000
Q-App ユーティリティ パッケージ ……………………………………………………………………………QP3 ¥63,000
Q-App コネクティビティ パッケージ …………………………………………………………………… QP4 ¥87,000
Q-App オールインクルーシブ パッケージ ………………………………………………………… QP99 ¥264,00022

価格

YIB02-115V¥367,000

ラボ用電子天びん

製品番号案内製品番号

Cubis® Ⅱ（キュービスツー）シリーズ

2022年6月価格改定版

MCA2.7S-2S01-M

MCA10.6S-2S01-M

MCA6.6S-2S01-M

MCA3.6P-2S01-M

価格¥3,207,000¥2,979,000¥2,393,000¥1,964,000

製品番号

MCE2.7S-2S01-M

MCE10.6S-2S01-M

MCE6.6S-2S01-M

MCE3.6P-2S01-M

価格¥3,130,000¥2,902,000¥2,316,000¥1,887,000

出荷時JCSS証明書¥72,000¥62,000¥62,000¥62,000

日常点検分銅推奨セット
読取限度（μg）¥125,200（E1/1 mg+2 g）

0.1¥143,900（E1/5 mg+10 g）

1¥133,600（E1/5 mg+5 g）

1

1/2/5

2,100

10,100

6,100

1,100/2,100/3,100

繰返し性/5%荷重（≦±μg）

0.15

0.5

0.5

0.5

0.18

0.6

0.6

0.6

直線性（≦±μg）

0.7

3

3

3

0.3

0.82

0.82

0.82

ひょう量（mg）/最大ひょう量付近（≦±μg）

最小サンプル量（mg）¥201,000（E1/5 mg+2 g+1 g）

安定所要時間（s）

7

5

5

5

ひょう量皿サイズφ（mm）

20

30

30

30

製品番号

MCA2.7S-2S01-F

MCA10.6S-2S01-F

MCA6.6S-2S01-F

MCA3.6P-2S01-F

価格¥3,311,000¥3,083,000¥2,497,000¥2,068,000

製品番号MCE2.7S-2S01-F

MCE10.6S-2S01-F

MCE6.6S-2S01-F

MCE3.6P-2S01-F

価格¥3,234,000¥3,006,000¥2,420,000¥1,991,000

出荷時JCSS証明書¥72,000¥62,000¥62,000¥62,000

日常点検分銅推奨セット
読取限度（μg）¥125,200（E1/1 mg+2 g）

0.1¥143,900（E1/5 mg+10 g）

1¥133,600（E1/5 mg+5 g）

1

1/2/5

2,100

10,100

6,100

1,100/2,100/3,100

繰返し性/5%荷重（≦±μg）

0.15

0.5

0.5

0.5

0.18

0.6

0.6

0.6

直線性（≦±μg）

0.7

3

3

3

0.3

0.82

0.82

0.82

安定所要時間（s）

7

5

5

5

20/50

30/50

30/50

30/50

ひょう量（mg）/最大ひょう量付近（≦±μg）

最小サンプル量（mg）
ひょう量皿サイズφ（mm）¥201,000（E1/5 mg+2 g+1 g）※ 精度数値はすべて代表値となります。
※ 分銅価格にはJCSS校正証明書が含まれています。
※ 出荷時JCSS校正証明書（はかり）は、EURAMET cg-18に準拠した校正証明書一式となります。弊社は国際規格EURAMET cg-18に準拠した校正方法に変更を行うため、2022年7月より出荷時
JCSS校正証明書（はかり）の内容が一部変更されます。トレーサビリティ体系図は、弊社Webサイトよりダウンロード可能です。また常用参照標準校正証明書写しは別途有償にて承ります。
※ USP Chapter 41やEP Chapter 2.1.7に基づく最適動作範囲は820dから最大ひょう量までと定められています。設置環境により最小サンプル量は大きくなることもあります。
それらの影響を考えその値の2倍から3倍を考慮することを推奨します。

エルゴノミックデザインによるボタン操作が不要なモーションセンサー（M風防）

容易に風防の着脱ができ、日常的な清掃が可能

ミクロ天びんにおいてもサンプルホル
ダーの使用が可能

23

ラボ用電子天びん

Cubis® Ⅱ（キュービスツー）シリーズ

2022年6月価格改定版

Cubis®Ⅱモジュラー方式シリーズ

ひょう量：120 g～520 g

分析 MCA・MCE

読取限度：0.01 mg～0.1 mg

Cubis II キーコンセプト

上位通信への完全接続

製薬コンプライアンス

設置環境モニタリング

イオナイザー内蔵MCAシリーズ（0.1 mg/I風防※）
ひょう量皿：85 x 85 mm
寸法：W 240 x D 470 x H 373 mm
重量：10.8 kg
QApp による
ワークフロー支援オートレベリングザルトリウス独自のオートレベリング機能 （MCA/MCE共通）

MCEシリーズ（0.1 mg/I風防※）
ひょう量皿：85 x 85 mm
寸法：W 240 x D 425 x H 373 mm
重量：10.0 kg※ モジュールの組み合わせにより、
外観、寸法、重量は異なります。

オートレベリングは全自動の水平調整機能であり、最大ひょう量8.2 kg以下の天びん全てに標準装備されています。もし使用時に水平のズレがあった場合には画面上で警告の表示を行います。機能はワンタッチで実行でき、内蔵分銅によるキャリブレーション実施時には連動して水平調整も自動で行います。電子天びんの事前準備での煩わしいプロセスを軽減し、エラーのないひょう量結果に繋がります。

最大ひょう量10.2 kg以上の天びんは手動レベリングとなりますが、ズレの警告や調整時に合わせ込みのガイダンスを表示します。

＊ 写真は MCA

ソフトウェアアプリケーションのアップグレード（MCA表示部のみ）

Q-App ファーマ パッケージ …………………………………………………………………………………… QP1 ¥146,000
Q-App アドバンス パッケージ …………………………………………………………………………………QP2 ¥ 118,000
Q-App ユーティリティ パッケージ ……………………………………………………………………………QP3 ¥63,000
Q-App コネクティビティ パッケージ …………………………………………………………………… QP4 ¥87,000
Q-App オールインクルーシブ パッケージ ………………………………………………………… QP99 ¥264,000

24ラボ用電子天びん

製品番号案内Cubis® Ⅱ（キュービスツー）シリーズ

2022年6月価格改定版

製品番号

MCA225S-2S01-U

MCA225P-2S01-U

MCA125S-2S01-U

MCA125P-2S01-U

MCA524S-2S01-U

製品番号¥1,092,000¥853,000¥727,000¥636,000¥930,000

MCE225S-2S01-U

MCE225P-2S01-U

MCE125S-2S01-U

MCE125P-2S01-U

MCE524S-2S01-U¥1,015,000¥776,000¥650,000¥559,000¥853,000¥47,000¥47,000¥47,000¥47,000¥42,000¥70,200（E2/50 mg+200 g）¥70,200（E2/50 mg+200 g）¥64,900（E2/50 mg+100 g）¥64,900（E2/50 mg+100 g）¥90,400（E2/200 mg+500 g）

繰返し性/5%荷重（≦±mg）

220

60/120/220

120

60/120

520

0.01

0.01

0.01

0.01

0.04

直線性（≦±mg）

0.02

0.02

0.02

0.02

0.05

0.065

0.1

0.065

0.1

0.2

安定所要時間（s）

13

13

13

13

82

2

2

2

2

1

製品番号

MCA524P-2S01-U

MCA324S-2S01-U

MCA324P-2S01-U

MCA224S-2S01-U

MCA124S-2S01-U

製品番号¥821,000¥669,000¥590,000¥591,000¥525,000

MCE524P-2S01-U

MCE324S-2S01-U

MCE324P-2S01-U

MCE224S-2S01-U

MCE124S-2S01-U¥744,000¥592,000¥513,000¥514,000¥448,000¥42,000¥42,000¥42,000¥42,000¥90,400（E2/200 mg+500 g）¥113,100¥113,100¥70,200（E2/200 mg+200 g+100 g）（E2/200 mg+200 g+100 g）（E2/500 mg+200 g）
0.1

0.1/0.2/0.5

0.1

繰返し性/5%荷重（≦±mg）

120/240/520

320

80/160/320

220

120

0.04

0.04

0.04

0.05

0.05

直線性（≦±mg）

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.2

0.2

0.2

0.13

0.13

安定所要時間（s）

82

82

82

100

100

1

1

1

1

1

価格
価格

出荷時JCSS証明書

日常点検分銅推奨セット

読取限度（mg）

ひょう量（g）/最大ひょう量付近（≦±mg）

最小サンプル量（mg）

価格
価格

出荷時JCSS証明書

日常点検分銅推奨セット

読取限度（mg）

ひょう量（g）/最大ひょう量付近（≦±mg）

最小サンプル量（mg）

0.01

0.1/0.2/0.5

0.01/0.02/0.05

0.01

0.01/0.1

0.1¥42,000¥64,900（E2/500 mg+100 g）
0.1※ 精度数値はすべて代表値となります。
※ 分銅価格にはJCSS校正証明書が含まれています。
※ 出荷時JCSS校正証明書（はかり）は、EURAMET cg-18に準拠した校正証明書一式となります。弊社は国際規格EURAMET cg-18に準拠した校正方法に変更を行うため、2022年7月より出荷時
JCSS校正証明書（はかり）の内容が一部変更されます。トレーサビリティ体系図は、弊社Webサイトよりダウンロード可能です。また常用参照標準校正証明書写しは別途有償にて承ります。
※ USP Chapter 41やEP Chapter 2.1.7に基づく最適動作範囲は820dから最大ひょう量までと定められています。設置環境により最小サンプル量は大きくなることもあります。
それらの影響を考えその値の2倍から3倍を考慮することを推奨します。

自動ドア開閉やプリンタへの出力指示などの赤外線タッチフリー操作が可能なモーションセンサー（YHS02MS）

より高い安定性のため読取限度0.01 mg
タイプは、気流や静電気対策を考慮した
メッシュ皿

液体サンプルをこぼした場合にも内部に侵入することのない安全設計と、清掃が容易なパーツ

分析シリーズ 風防のアップグレード

自動ガラス製風防. ……………………………………………………………………………………………… A ¥173,000
自動ガラス製風防+イオナイザー … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … I ¥347,000

25ラボ用電子天びん

Cubis® Ⅱ（キュービスツー）シリーズ

Cubis®Ⅱモジュラー方式シリーズ
1 mg MCA・MCE

2022年6月価格改定版
ひょう量：320 g～5,200 g
読取限度：1 mg

風防に内蔵したイオナイザーが、粉体や樹脂サンプルからの静電気による指示値のばらつきを軽減■■■

MCAシリーズ（E風防※）

ひょう量皿：140 x 140 mm
寸法：W 240 x D 470 x H 284 mm
重量：8.3 kg

分析・1 mgモデルはイオナイザー内蔵自動ドア（I風防）、自動ドア（A風防）、手動ドア（U/E風防）のいずれかのドラ

フトシールドの選択が可能。

内蔵イオナイザーが静電気を原因とした数値のばらつきを解消し、作業効率を大幅に改善。
（I風防選択時）

ドアの自動開閉機能が、煩雑なアプリケーション作業の効率化を高めます。
（I/A風防選択時）

インターフェース/コネクティビティ

MCAディスプレイ選択時にはUSB A、B、C、RS232、Ethernetのインターフェースを標準装備。
（MCEはUSB A、B、RS232を標準装備）

MCA表示部での優れた通信機能■■■

MCEシリーズ（E風防※）

ひょう量皿：140 x 140 mm
寸法：W 240 x D 425 x H 284 mm
重量：7.5 kg■

専用プリンタYDP30 を使用し、通常使用のほかにバーコードやQRコードの印刷も可能。

測定データを保管するためにUSBメモリーの使用が可能。

Ethernetを 介 した デ ー タ 交 換 が 可 能 で、CSV もしくは PDF 形 式 で FTPま た は
Windowsファイルサーバーへファイルを転送。
（QAppコネクティビティパッケージ/

QP4が必要）ASCIIやSICSの通信プロトコル対応標準装備のため、LIMSなどへの転送が可能。

※ モジュールの組み合わせにより、
外観、寸法、重量は異なります。

ソフトウェアアプリケーションのアップグレード（MCA表示部のみ）

Q-App ファーマ パッケージ …………………………………………………………………………………… QP1 ¥146,000
Q-App アドバンス パッケージ …………………………………………………………………………………QP2 ¥ 118,000
Q-App ユーティリティ パッケージ ……………………………………………………………………………QP3 ¥63,000
Q-App コネクティビティ パッケージ …………………………………………………………………… QP4 ¥87,000
Q-App オールインクルーシブ パッケージ ………………………………………………………… QP99 ¥264,000

26ラボ用電子天びん

製品番号案内Cubis® Ⅱ（キュービスツー）シリーズ

2022年6月価格改定版

製品番号

MCA5203S-2S01-E

MCA5203P-2S01-E

MCA3203S-2S01-E

MCA2203S-2S01-E

製品番号¥989,000¥790,000¥749,000¥711,000

MCE5203S-2S01-E

MCE5203P-2S01-E

MCE3203S-2S01-E

MCE2203S-2S01-E¥912,000¥713,000¥672,000¥634,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000¥214,700（E2/5 g+5 kg）¥214,700（E2/5 g+5 kg）¥243,500（E2/5 g+2 kg+1 kg）（E2/2 g+2 kg）

繰返し性/5%荷重（≦±mg）

5,200

1,200/2,400/5,200

3,200

2,200

0.6

0.6

0.6

0.5

直線性（≦±mg）

0.6

0.6

0.6

0.6

2

3

2

2

安定所要時間（s）

1,200

1,200

1,200

1,000

1

1

1

1

製品番号

MCA2203P-2S01-E

MCA1203S-2S01-E

MCA623S-2S01-E

MCA623P-2S01-E

MCA323S-2S01-E

製品番号¥614,000¥666,000¥546,000¥492,000¥495,000

MCE2203P-2S01-E

MCE1203S-2S01-E

MCE623S-2S01-E

MCE623P-2S01-E

MCE323S-2S01-E¥537,000¥589,000¥469,000¥415,000¥418,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000¥121,000（E2/2 g+1 kg）¥121,000（E2/2 g+1 kg）¥97,300（E2/2 g+500 g）¥97,300（E2/2 g+500 g）¥120,000（E2/2 g+200 g+100 g）

繰返し性/5%荷重（≦±mg）

1,010/2,200

1,200

620

150/300/620

320

0.5

0.5

0.4

0.4

0.4

直線性（≦±mg）

0.6

0.6

0.5

0.5

0.5

3

1

0.6

1.5

0.6

安定所要時間（s）

1,000

1,000

820

820

820

1

1

0.8

0.8

0.8

価格
価格

出荷時JCSS証明書

日常点検分銅推奨セット
読取限度（mg）

ひょう量（g）/最大ひょう量付近（≦±mg）

最小サンプル量（mg）

価格
価格

出荷時JCSS証明書

日常点検分銅推奨セット

読取限度（mg）

ひょう量（g）/最大ひょう量付近（≦±mg）

最小サンプル量（mg）

1

1/10

1/2/5

1

1

1

1/2/5

¥151,400

1

1※ 精度数値はすべて代表値となります。
※ 分銅価格にはJCSS校正証明書が含まれています。
※ 出荷時JCSS校正証明書（はかり）は、EURAMET cg-18に準拠した校正証明書一式となります。弊社は国際規格EURAMET cg-18に準拠した校正方法に変更を行うため、2022年7月より出荷時
JCSS校正証明書（はかり）の内容が一部変更されます。トレーサビリティ体系図は、弊社Webサイトよりダウンロード可能です。また常用参照標準校正証明書写しは別途有償にて承ります。
※ USP Chapter 41やEP Chapter 2.1.7に基づく最適動作範囲は820dから最大ひょう量までと定められています。設置環境により最小サンプル量は大きくなることもあります。
それらの影響を考えその値の2倍から3倍を考慮することを推奨します。

風 防ドアは 取り外して清 掃 ができ、クリーンな状態を維持できます。

QAppセンターで利用可能なアプリや、使用方法を確認できます。

専用プリンタYDP30は熱転写式で印字記録紙の長期保存が可能。

1 mgシリーズ 風防のアップグレード

1 mg用ステンレスフレーム風防/風防なし（フレーム取外し可能） ……… R 追加金額なし
手動ガラス製風防 …………………………………………………………… U ¥45,000
自動ガラス製風防 ………………………………………………………………A ¥218,000
自動ガラス製風防+イオナイザー ……………………………………………… I ¥392,00027ラボ用電子天びん

Cubis® Ⅱ（キュービスツー）シリーズ

2022年6月価格改定版

Cubis®Ⅱモジュラー方式シリーズ

ひょう量：1,200 g～14,200 g

上皿 MCA・MCE

読取限度：0.01 g～0.1 g

QApp ソフトウェアパッケージによる、ワークフロー改善やコンプライアンス対応 （MCAのみ利用可能）

QAppは天びんを独自に最適化し、ワークフローをより強固にするための多彩なアプリ

ケーションや各種機能を含んでいます。
（基本簡易アプリケーションであるエッセンシャル

パッケージはMCA・MCE共に標準装備）
MCAシリーズ（0風防※）

ひょう量皿：206 x 206 mm
寸法：W 240 x D 470 x H 95 mm
重量：5.4 kg

各パッケージ（オプション対応）から必要なものをご選択ください。
■
■
■
■
■
■

ファーマパッケージ（QP1）

アドバンスパッケージ（QP2)

ユーティリティパッケージ（QP3)

コネクティビティパッケージ（QP4）

オールインクルーシブパッケージ（QP99/新規注文時のみ）

スペシャルアプリケーション：特殊ひょう量向けアプリケーションとなり、希望される場
合には別途単体でのご注文が必要。
（QP99にも含まれません。)※ 詳細はP.32でご確認いただけます。

確実なコンプライアンス/完全なトレーサビリティ
MCEシリーズ（0風防 ）※ひょう量皿：206 x 206 mm
寸法：W 240 x D 425 x H 95 mm
重量：5.4 kg

Cubis® IIによって生成されたすべてのデータは、データインテグリ＋

ティ規格を定義し、GxPに関連する主要な原則ALCOA（+）に準じています。した がって、Cubis® II
は安全で正確なデータ保存を保証

し、FDA指令21 CFR part 11およびEU Annex 11への準拠に関する

MCA 表示部QP1 ファーマパッケージ

完全な準拠

すべての要求に対応しています。

MCAディスプレイにファーマパッケージ（QP1）を搭載したCubis® IIは、一般的な規制への準拠をサポートするためのすべての技術的制御を含んでいます。長期データ保存のための手順の制御とシステムを追加することで完全なコンプライアンスを達成することがMCAシリーズ 5202Sモデル（E風防※）

ひょう量皿：140 x 140 mm
寸法：W 240 x D 470 x H 284 mm
重量：8.3 kg

できます＊。

＊ 天びんを他のソフトウェアシステムや機器に直接かつ簡単に接続するための定義済みインタフェースのQアプリ、
コネクティビティパッ
ケージ（QP4）を使用して接続します。

※ モジュールの組み合わせにより、
外観、寸法、重量は異なります。

ソフトウェアアプリケーションのアップグレード（MCA表示部のみ）

Q-App ファーマ パッケージ …………………………………………………………………………………… QP1 ¥146,000
Q-App アドバンス パッケージ …………………………………………………………………………………QP2 ¥ 1 1 8 , 0 0 0
Q-App ユーティリティ パッケージ ……………………………………………………………………………QP3 ¥63,000
Q-App コネクティビティ パッケージ …………………………………………………………………… QP4 ¥87,000
Q-App オールインクルーシブ パッケージ ………………………………………………………… QP99 ¥264,000

28

ラボ用電子天びん

製品番号案内製品番号

Cubis® Ⅱ（キュービスツー）シリーズ

2022年6月価格改定版

MCA14202S-2S01-0

MCA14202P-2S01-0

MCA10202S-2S01-0

MCA8202S-2S01-0

MCA6202S-2S01-0

MCA6202P-2S01-0

価格¥928,000¥745,000¥770,000¥669,000¥580,000¥500,000

製品番号

MCE14202S-2S01-0

MCE14202P-2S01-0

MCE10202S-2S01-0

MCE8202S-2S01-0

MCE6202S-2S01-0

MCE6202P-2S01-0

価格¥851,000¥668,000¥693,000¥592,000¥503,000¥423,000

出荷時JCSS証明書¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000

日常点検分銅推奨セット¥311,000（E2/20 g+10 kg）¥311,000（E2/20 g+10 kg）¥311,000（E2/20 g+10 kg）¥220,300（E2/20 g+5 kg）¥220,300（E2/20 g+5 kg）¥220,300（E2/20 g+5 kg）

読取限度（g）

ひょう量（g）

0.01

0.01/0.02/0.05

0.01

0.01

0.01

0.01/0.02/0.05

14,2003,500/7,000/14,200

10,200

8,200

6,200

1,500/3,000/6,200

繰返し性/5%荷重（≦±g）

0.005

0.005

0.005

0.004

0.004

0.004

/最大ひょう量付近（≦±g） 0.005

0.005

0.005

0.004

0.004

0.015

直線性（≦±g）

0.01

0.02

0.006

0.006

0.006

0.02

8.2

8.2

8.2

8.2

8.2

8.2

安定所要時間（s）

0.8

0.8

0.8

1

1

1

製品番号

MCA5202S-2S01-E＊ MCA4202S-2S01-0 MCA2202S-2S01-0 MCA1202S-2S01-0 MCA12201S-2S01-0 MCA8201S-2S01-0 MCA5201S-2S01-0

製品番号

MCE5202S-2S01-E＊ MCE4202S-2S01-0 MCE2202S-2S01-0 MCE1202S-2S01-0 MCE12201S-2S01-0 MCE8201S-2S01-0 MCE5201S-2S01-0

出荷時JCSS証明書

最小サンプル量（g）

価格¥620,000

価格¥543,000¥456,000¥425,000¥395,000¥514,000¥451,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000

日常点検分銅推奨セット¥220,300（E2/20 g+5 kg）¥279,500¥157,000（E2/20 g+2 kg x2） （E2/20 g+2 kg）
0.01

0.01

¥126,600（E2/20 g+1 kg）¥250,600¥173,600（F1/200 g+10 kg） （F1/200 g+5 kg）
0.1

0.1

5,200

4,200

2,200

1,200

12,200

8,200

5,200

繰返し性/5%荷重（≦±g）

0.002

0.004

0.004

0.004

0.02

0.02

0.02

/最大ひょう量付近（≦±g） 0.002

0.004

0.004

0.004

0.02

0.02

0.02

直線性（≦±g）

0.005

0.006

0.006

0.006

0.03

0.03

0.02

読取限度（g）

ひょう量（g）

最小サンプル量（g）
安定所要時間（s）

0.01¥533,000¥502,000¥472,000

0.01¥591,000¥528,000¥442,000¥365,000¥37,000¥173,600（F1/200 g+5 kg）
0.1

8.2

8.2

8.2

8.2

82

82

82

0.8

1

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

＊ MCA/MCE5202S-2S01-E モデルのみ風防あり。風防の種類、アップグレードについてはP.26、P.27の1 mg天びんシリーズと同様となります。

※ 精度数値はすべて代表値となります。
※ 分銅価格にはJCSS校正証明書が含まれています。
※ 出荷時JCSS校正証明書（はかり）は、EURAMET cg-18に準拠した校正証明書一式となります。弊社は国際規格EURAMET cg-18に準拠した校正方法に変更を行うため、2022年7月より出荷時
JCSS校正証明書（はかり）の内容が一部変更されます。トレーサビリティ体系図は、弊社Webサイトよりダウンロード可能です。また常用参照標準校正証明書写しは別途有償にて承ります。
※ USP Chapter 41やEP Chapter 2.1.7に基づく最適動作範囲は820dから最大ひょう量までと定められています。設置環境により最小サンプル量は大きくなることもあります。
それらの影響を考えその値の2倍から3倍を考慮することを推奨します。

上皿天びん向けアクセサリー
製品名

製品番号

価格

グリッドパン（ステンレス製）

YWP07MS¥106,000

表示部スタンド（高さ約 530 mm）

YDH03MS¥70,000

動物ひょう量皿（ステンレス製）直方体

J1-L90001CUB¥57,000

動物ひょう量皿（ステンレス製）円錐型

J1-L90002CUB¥47,000

ドラフトチャンバーや作業台などで使用する際の風の影響を軽減（YWP07MS）

29

ラボ用電子天びん

Cubis® Ⅱ（キュービスツー）シリーズ

2022年6月価格改定版

Cubis®Ⅱモジュラー方式シリーズ

ひょう量：11,200 g～70,200 g

台はかり MCA・MCE

読取限度：0.01 g～1 g

設置環境モニタリング（MCAのみ利用可能）

クライメイトモジュール/YCM20MCは、温度、湿度、気圧がひょう量結果に悪影響を及
ぼさないように、設置環境の変動が監視できるオプションとなり、結果を保証します。

（自動ドア機能搭載のA/I風防には風防内に直接接続可能。他モデルは取り付けオプ
ションのタワースタンドが別途必要。
）

MCAシリーズ（0風防）

ひょう量皿：400 x 300 mm
寸法：W 400 x D 444 x H 126 mm
重量：15.8 kg

クライメイトモジュール単体

タワースタンド接続時

ステータスセンターの通知 （MCAのみ利用可能）

ステータスセンターには、天びんの状況と環境条件に関するすべての情報が表示されま

MCEシリーズ（0風防）

ひょう量皿：400 x 300 mm
寸法：W 400 x D 412 x H 126 mm
重量：15.8 kg

す。例えばキャリブレーション、レベリング、温度、湿度、気圧、およびサービスについての情報がダッシュボードに一元管理されます。警告やエラーが発生した場合は、ヘルプとサポートの詳細が得られます。

（温度、湿度、気圧の情報は、別途クライメイトモジュールのオプションが必要。
）

MCAシリーズ 32202Pモデル（0風防※）

ひょう量皿：φ233 mm
寸法：W 400 x D 444 x H 159 mm
重量：17.1 kg※ モジュールの組み合わせにより、
外観、寸法、重量は異なります。

ソフトウェアアプリケーションのアップグレード（MCA表示部のみ）

Q-App ファーマ パッケージ …………………………………………………………………………………… QP1 ¥146,000
Q-App アドバンス パッケージ …………………………………………………………………………………QP2 ¥ 118,000
Q-App ユーティリティ パッケージ ……………………………………………………………………………QP3 ¥63,000
Q-App コネクティビティ パッケージ …………………………………………………………………… QP4 ¥87,000
Q-App オールインクルーシブ パッケージ ………………………………………………………… QP99 ¥264,00030ラボ用電子天びん

製品番号案内製品番号

Cubis® Ⅱ（キュービスツー）シリーズ

2022年6月価格改定版

MCA32202P-2S01-0

MCA70201S-2S01-0

MCA50201S-2S01-0

MCA36201S-2S01-0

価格¥1,263,000¥1,191,000¥1,001,000¥951,000

製品番号

MCE32202P-2S01-0

MCE70201S-2S01-0

MCE50201S-2S01-0

MCE36201S-2S01-0

価格¥1,186,000¥1,114,000¥924,000¥874,000

出荷時JCSS証明書¥47,000¥47,000¥47,000¥47,000

日常点検分銅推奨セット

読取限度（g）

別途見積（F1/20 g+20 kg）

0.01/0.1

別途見積（F1/200 g+50 kg）

0.1

別途見積（F1/200 g+50 kg）

0.1

0.1

4,200/32,200

70,20050,20036,200繰返し性/5%荷重（≦±g）

0.02

0.04

0.04

0.02

0.02

0.04

0.04

0.02

直線性（≦±g）0.05/0.1

0.15

0.15

0.1

ひょう量（g）/最大ひょう量付近（≦±g）

最小サンプル量（g）

別途見積（F1/200 g+20 kg）

8.2

82

82

82

安定所要時間（s）

2

1.5

1.5

1.5

製品番号

MCA36201P-2S01-0

MCA20201S-2S01-0

MCA11201S-2S01-0

MCA70200S-2S01-0

MCA36200S-2S01-0

価格¥864,000¥846,000¥734,000¥945,000¥732,000

製品番号

MCE36201P-2S01-0

MCE20201S-2S01-0

MCE11201S-2S01-0

MCE70200S-2S01-0

MCE36200S-2S01-0

価格¥787,000¥769,000¥657,000¥868,000¥655,000

出荷時JCSS証明書¥47,000¥47,000¥47,000¥47,000¥47,000

日常点検分銅推奨セット

別途見積（F1/200 g+20 kg）

別途見積（F1/200 g+20 kg）

別途見積（F1/200 g+10 kg）

別途見積（F1/200 g+50 kg）

別途見積（F1/200 g+20 kg）

10,200/36,200

20,200

11,20070,20036,200

0.02

0.02

0.02

0.2

0.2

0.02

0.02

0.02

0.2

0.2

読取限度（g）

ひょう量（g）

繰返し性/5%荷重（≦±g）/最大ひょう量付近（≦±g）

直線性（≦±g）

最小サンプル量（g）
安定所要時間（s）

0.1/1

0.1

0.1

1

1

0.1

0.06

0.06

0.2

0.2

82

82

82

820

820

1.5

1.5

1.5

1

1

※ 精度数値はすべて代表値となります。
※ 分銅価格にはJCSS校正証明書が含まれています。
※ 出荷時JCSS校正証明書（はかり）は、EURAMET cg-18に準拠した校正証明書一式となります。弊社は国際規格EURAMET cg-18に準拠した校正方法に変更を行うため、2022年7月より出荷時
JCSS校正証明書（はかり）の内容が一部変更されます。トレーサビリティ体系図は、弊社Webサイトよりダウンロード可能です。また常用参照標準校正証明書写しは別途有償にて承ります。
※ USP Chapter 41やEP Chapter 2.1.7に基づく最適動作範囲は820dから最大ひょう量までと定められています。設置環境により最小サンプル量は大きくなることもあります。
それらの影響を考えその値の2倍から3倍を考慮することを推奨します。

台はかり向けアクセサリー
製品名

製品番号

表示部スタンド（高さ約 600 mm）

YDH04MS動物ひょう量皿（ステンレス製）台形

価格¥70,000

床下ひょう量フック（型式承認モデル非対応）

69EA0040¥5,500J1-L90005CUB¥98,000

読取限度変更オプション 0.1 g → 0.01 g
MCA・MCE 20201/36201/70201（表示変更のみで、精度は変わりません）

お問い合わせお問い合わせ31

ラボ用電子天びん

Cubis® Ⅱ（キュービスツー）シリーズ

2022年6月価格改定版

QApp（アプリ）ソフトウェア一覧 （MCA表示部のみ利用可能）
製品番号

製品名・内容エッセンシャル パッケージ（13アプリ）
QAPP500
QAPP501
QAPP502
QAPP503
QAPP504
QAPP505
QAPP506

QP1

QAPP101
QAPP102
QAPP103

QAPP201
QAPP202
QAPP203
QAPP204
QAPP205
QAPP206
QAPP207
QAPP208
QAPP209
QAPP210

QAPP302
QAPP304
QAPP305

QAPP508

集計

QAPP509

固体の密度

QA P P 51 1

割合ひょう量（%ひょう量）

QAPP512乗数

QAPP401
QAPP402

最大ピーク値

カウンティング

ひょう量値のバーコード/QRコード印刷
自動印刷

SBI出力による計量

QAPP104

USP Advanced

デジタル署名QAPP105

監査証跡

ユーザー校正QA P P 2 1 1フィルターの不溶性微粒子

最小計量値

固体の密度（統計値を使用）
液体の密度

QAPP212

比重びんを使用した密度

QAPP213基準を使用した割合ひょう量（%ひょう量）

QAPP214

基準重量を使用したカウンティング

QAPP215

チェックひょう量を使用したカウンティング

QAPP216

統計値を使用したカウンティング

QAPP217

バックひょう量QAPP218

残留物分析

QAPP219

強熱残分

自由式

FTP/FTPSへのコネクター

柔軟な公式化（合計）

単一容器の公式（調・配合）

柔軟なテアーの公式（調・配合）

係数を使用した平均化（動物ひょう量）

統計値を使用した平均化（動物ひょう量）

チェックひょう量を使用した平均化（動物ひょう量）

QAPP306

空気浮力補正自動統計

QAPP404

OMNISソフトウェア接続＊

QAPP406

STARLIMSコネクター

QAPP002
QAPP003
QAPP004

標準調整

タブレットチェッカー

平均重量管理（データベースを含む）

ろ過特性指標¥166,000

QAPP005¥158,000

QAPP007¥158,000

QAPP008¥123,000

QAPP009＊ OMNIS （オムニス）はスイス・メトローム社の電位差自動滴定および KF 水分測定システムです。
※ QP99 以外のパッケージとスペシャルアプリケーションは本体ご購入後にも追加購入しての使用が可能。
※ 定期的なソフトウェアアップデートにより、アプリケーション数はさらに増えていく予定です。
上記アプリケーションは QAPP Center バージョン 09-06-06.02.06 の内容です。

¥63,000

手動統計

QAPP308

紙の重量

Windowsファイルサーバーコネクター

集計（手動または自動）

バックひょう量を使用した平均化（動物ひょう量）

QAPP307

直径の測定¥118,000

カウンターを使用したチェックひょう量

QAPP220

乾燥減量
配色

測定の不確かさQAPP106¥87,000

IDSセンサーを使用した試料採取

オールインクルーシブ パッケージ（QP1～QP4合計40アプリ/新規注文時のみ）
QAPP001

標準搭載¥146,000

ユーザー管理スペシャル アプリケーション（個別販売のみ）

32

チェックひょう量

QAPP513

平均化（動物ひょう量）

コネクティビティ パッケージ（5アプリ）
QAPP400

QP99

統計値

ユーティリティ パッケージ（7アプリ）
QAPP301

QP4

QAPP507

アドバンス パッケージ（21アプリ）
QAPP200

QP3

配合

ファーマ パッケージ（7アプリ）
QAPP100

QP2

価格¥264,000

ピペットチェック

¥166,000

最終処方充てん¥135,000

フォギング

MYCAPⓇ CCX細胞継代培養¥76,000¥135,000

ラボ用電子天びん

アクセサリーCubis® Ⅱ（キュービスツー）シリーズ

2022年6月価格改定版

製品名

製品番号

価格

マイクロチューブ用（1.5 mL～2 mLまで、ウルトラミクロ・ミクロ天びん用）

YSH13¥58,000

マイクロチューブ用（5 mLまで、セミミクロ・分析天びん用）

YSH15¥77,000

YSH19¥67,000

YSH23¥93,000

サンプルホルダー、ひょう量皿（チタン製、YWP07MS除く）

マイクロチューブ用（1.5 mL～2 mLまで、セミミクロ・分析天びん用）

バイアル瓶/コニカルチューブ用（40 mLまで、セミミクロ・分析天びん用）

ボート型ひょう量皿・薬包紙用（60×40 mm、セミミクロ・分析天びん用）

YSH26¥95,000

YSH37¥108,000

YSH10¥134,000

YSH46¥121,000

YWP07MS¥106,000

φ130 mm 静電気防止ひょう量皿（ステンレス製、セミミクロ・分析天びん用）

YWP04MS¥44,000

φ50 mmフィルター測定用（ウルトラミクロ・ミクロ天びん用）

YSH30¥172,000

YSH34¥71,000

丸底フラスコ用（直径50 mmまで、セミミクロ・分析天びん用）

ステント用（冠動脈、神経血管、小血管用/38 mmまで、ウルトラミクロ・ミクロ天びん用）

マイクロシリンジ用（垂直、セミミクロ・分析天びん用）

グリッドパン（ステンレス製）、上皿天びん用（ドラフトチャンバーや作業台などで使用する際の風の影響を軽減）

フィルター測定用ひょう量皿（チタン製、YWP04MS除く）
φ150 mmフィルター測定用（セミミクロ・分析天びん用）

φ75 mmフィルター測定用（ウルトラミクロ・ミクロ天びん用）

YSH35¥90,000

YSH36¥135,000

GLMP向け熱転写式プリンタ（消耗品別売）

YDP30¥132,000

YDP30熱転写用普通紙ロール・インクリボン（各90 m）

YDP30-NET¥144,000

69Y03285¥9,500

69Y03286¥10,000

J1-L56014¥6,100

69Y03288¥8,400

MCA表示部用ダストカバー（使用時用）

6960MS08¥6,500

MCE表示部用ダストカバー（使用時用）

6960MS06¥6,5006960MS07¥6,5006960MS03¥7,500φ90 mmフィルター測定用（ウルトラミクロ・ミクロ天びん用）

プリンタおよびプリンタ消耗品

イーサネット接続熱転写式プリンタ（MCA表示部のみ利用可能 / 接続に別途市販品Wi-Fi 等設備が必要/消耗品別売）

YDP30熱転写用粘着テープ付普通紙ロール・インクリボン（各90 m）
YDP30/40用感熱ロール紙（23 m×10 巻）

YDP30/40用粘着テープ付き感熱紙ロール（24 m×5 巻）

ダストカバー、ケーブル、通信オプション

MCA表示部自動ドア用ダストカバー（風防A、I、Mモデル用/使用時用）

分析タイプ全体ダストカバー（未使用時用）

1 mg用全体ダストカバー（未使用時用）

上皿タイプダストカバー（使用時用）

表示部－ひょう量部間接続ケーブル3 m（表示部とひょう量部の分離設置用/MCA・MCE共通）

表示部－ひょう量部間接続ケーブル3 mから10 m（表示部とひょう量部の分離設置用/MCA・MCE共通）

ひょう量部－電子部間接続ケーブル（1.2 mもしくは2.5 mから選択）
表示部スタンド（台はかり用/高さ約600 mm）

表示部スタンド（上皿天びん用/高さ約530 mm）

ザルトインWindows Excel入力用（ソフトウェアのみ）

USBケーブル3 m（PC or YDP30接続用/USB-B to USB-A）
RS232C接続ケーブル3 m（9ピン－9ピン）

モーションセンサー（設定した最大4つの機能をジェスチャー操作）

フットスイッチ（MCA用/3連ペダル）

QR用バーコードスキャナー（USB接続）

ピペットキャリブレーションキット（ハードウェア/スペシャルアプリケーション QAPP005 ピペットチェックとセットでご利用ください）
ピペットキャリブレーションキット（セミミクロ・分析天びん用）

6960MS04¥9,5006960MS02¥13,000

VF4754
VF4762
VF4755¥90,000

お問い合わせ¥137,000

YDH04MS¥70,000

YDH03MS¥70,000

J1-P70004¥36,000

69MS0099¥10,000

VF4761¥56,000

YHS02MS¥57,000

YFS02¥121,000

YBR05

お問い合わせYCP04MS¥160,000

VF988¥317,000

YDK03MS¥156,000

YDK04MS¥156,000

クライメイトモジュール（未校正/証明書なし/A・I風防はこれのみで接続可能）

YCM20MC¥104,000

クライメイトモジュール再校正/DAkkS校正証明書

YCM20DAkkS

ピペットキャリブレーションキット（ウルトラミクロ・ミクロ天びん用）

比重測定キット（QApp QP2 アドバンスパッケージとセットでご利用ください）

比重測定キット、固体および液体用（セミミクロ・分析天びん用）
比重測定キット、固体および液体用（1 mg天びん用）

クライメイトモジュール（MCA表示部のみ接続可能）

校正済みクライメイトモジュール（DAkkS校正証明書/A・I風防はこれのみで接続可能）

YCM20MC取り付け用タワースタンド（MCA表示部全タイプに接続可能）
他アクセサリー

YCM20MC-DAkkS
YCM20MC-TOWER¥369,000

お問い合わせ¥160,000

U字型イオナイザーキット

YIB02-115V¥367,000

キャリングケース（上皿天びん用）

YDB01MC¥188,000

YDB02MC¥236,000

J1-L90001CUB¥57,000

J1-L90002CUB¥47,000

J1-L90005CUB¥98,000

キャリングケース（分析天びん用）
動物ひょう量皿（ステンレス製）直方体、上皿天びん用
動物ひょう量皿（ステンレス製）円錐型、上皿天びん用
動物ひょう量皿（ステンレス製）台形、台はかり用

33

ラボ用電子天びん

Secura®（セキュラ）／Quintix®（クインテックス）ミクロ・セミミクロシリーズ

Secura®（セキュラ）／Quintix®（クインテックス）

ミクロ・セミミクロシリーズ（5器種）

ひょう量：21 g～220 g

読取限度：2 μg～0.01 mg

ひょう量作業に迅速さと優れた結果を提供するスタンダード電子天びん
直感的な操作性

スタートアシスタント機能とSmartTouchユーザインターフェースで、すべての機能を簡単に使いこなせます。使い始めから、さまざまな機能がワークフローの手助けをし、エラーのない結果をもたらします。

ミクロ天びんタイプ（2 μg）

ひょう量皿：φ50 mm
寸法：W 218 x D 376 x H 316 mm
ひょう量室有効高さ：218 mm
重量：8.0 kg

多様なアプリケーション

標準アプリケーションにより、特殊なひょう量モードを簡単に使用できます。
これらは直感的に使用でき、ワークフローの各段階で、簡単な手順も指示します。効率化と結果の信頼性を高めます。
（ひょう量、調・配合、変換、正味合計、ホールド、統計、動物ひょう量、チェック

ひょう量、パーセント、密度、カウンティング）
簡単なデータ転送

天びんのmini USBポートとのプラグ&プレイ技術により、PCやプリンタとすばやく簡単に接続できます。PCダイレクト機能でひょう量結果をPCに転送することも可能です。追加のソフトウェアや複雑な設定は不要で、出力形式を選択して、スプレッドシートで計算することができます。

セミミクロ天びんタイプ（0.01 mg）

ひょう量皿：φ80 mm
寸法：W 218 x D 376 x H 316 mm
ひょう量室有効高さ：218 mm
重量：7.8 kg

SecuraⓇ/QuintixⓇシリーズの機能比較
天びん機能

データの信頼性とセキュリティ

データ転送と
文書化
レベリング

直感的な操作が可能なSmartTouch
ユーザインターフェース

34

Secura®

isoCAL（全自動校正調整機能）〇

パスワード設定〇

Cal Audit Trail機能（校正/ 調整監査証跡）〇

Quintix®

〇〇－（簡易ロック）

SQmin最小サンプル量モニタリング機能〇－

単位切り替え機能〇〇

ひょう量値の安全レベル設定〇

プリンタへのGLP印字〇

プラグ&プレイ機能（mini USBポート使用）

PCダイレクト機能（PCへのデータ転送）〇

IDコード（デバイスID、バッチID、サンプルID）

リアルタイムレベリングサポート機能

リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水 平 調 整を簡 略化（ SecuraⓇのみ ）

〇

〇

〇

－

〇

〇

〇

－

－

Cal Audit Trail 機能（校正/調整監査証跡）で常時校正/調整データを保存

ラボ用電子天びん

Secura®（セキュラ）／Quintix®（クインテックス）ミクロ・セミミクロシリーズ

2022年6月価格改定版

上位機種SecuraⓇ シリーズだけが持つ付加機能■

リアルタイムレベリングサポート機能 － 内蔵の電子式水平センサーが常に水平であるかをモニタリングしており、ズレがあった場合に■メニュー設定のパスワード保護 － パスワード設定でロックを行うことで、
メニュー項目の天びんの測定性能に影響する設定や出力設■

安全レベル設定による確実なひょう量データの評価 － 設定を行うことで、例えば水平調整やキャリブレーション未実施時のエラーのあ■■は警告を表示、また水平調整時には合わせ込みのガイダンスを表示します。
定、日時の変更などができなくなります。

る可能性があるデータを表示色やデータ転送不可でお知らせします。

SQmin最小サンプル量モニタリング機能 － USPやEPのガイドラインに基づき、サンプル量が天びんの使用範囲の下限値を下回っていないかを評価します。
ひょう量結果が最小サンプル量値を下回る場合には警告を表示し、データ転送のブロックも行います。

IDコードの出力 － デバイスIDやバッチID、サンプルIDをプリンタに出力します。タッチスクリーンディスプレイで複雑なIDコードも簡

単に入力することができます。

製品番号案内製品番号

SECURA26-1SJP

SECURA225D-1SJP

SECURA125-1SJPQUINTIX125D-1SJP

出荷時JCSS校正証明書¥1,804,000¥483,000¥454,000¥403,000¥371,000¥62,000¥47,000¥47,000¥47,000¥47,000価格

日常点検分銅推奨セット

読取限度（mg）¥149,100¥70,200¥64,900¥64,900

QUINTIX65-1SJP¥60,700（E1/20 mg+20 g）（E2/200 mg+200 g）（E2/200 mg+100 g）（E2/200 mg+100 g）（E2/200 mg+50 g）

21

60/120/220

60/12040/60/120

40/60

0.002

ひょう量（g）

繰返し性（≦±mg）

0.01/0.01/0.1

0.01

0.01/0.01/0.1

0.01

直線性偏差（≦±mg）

0.003

0.02/0.04/0.07

0.02/0.04

0.02/0.04/0.07

0.02/0.04

0.01

0.1/0.1/0.2

0.1/0.1

0.1/0.1/0.2

0.1/0.1

安定所要時間（代表値）
（s）

4

40

40

8

6/6/2

6/6

最小サンプル量（代表値）
（mg）

－

6/6/2

－

6/6

※ 分銅価格にはJCSS校正証明書が含まれています。
※ 出荷時 JCSS 校正証明書（はかり）は、EURAMET cg-18 に準拠した校正証明書一式となります。弊社は国際規格 EURAMET cg-18 に準拠した校正方法に変更を行うため、2022 年 7 月より出荷時
JCSS校正証明書（はかり）の内容が一部変更されます。
トレーサビリティ体系図は、弊社Webサイトよりダウンロード可能です。
また常用参照標準校正証明書写しは別途有償にて承ります。
※ USP Chapter 41やEP Chapter 2.1.7に基づく最適動作範囲は820dから最大ひょう量までと定められています。設置環境により最小サンプル量は大きくなることもあります。
それらの影響を考えその値の2倍から3倍を考慮することを推奨します。

アクセサリー
製品名

ダストカバー

6960SE05

熱転写式プリンタ（消耗品別売）

YDP30

ミクロ・セミミクロ天びん全体用（未使用時）
感熱紙プリンタ

ドットプリンタ（別途YCC03-D09+6971989必要）
プリンタ / 消耗品

YDP20-0CE用ACアダプタ

デモBOX¥6,000¥132,000

YDP40¥69,000

YDP20-0CE¥110,000¥7,500

YDP30熱転写用粘着テープ付き普通紙ロール・インクリボン/各90 m

69Y03285¥9,500

69Y03286¥10,000

YDP30/40用粘着テープ付き感熱紙ロール/24 m×5巻

J1-L56014¥6,100

69Y03288¥8,400J1-L56006¥6,100

YCC04-D09¥7,000

YCC03-D09¥7,000

YDP20-0CE用普通紙ロール 33 m×10巻・インクリボン 2本

特殊ひょう量皿

6960SE04

価格¥8,0006971989

YDP30熱転写用普通紙ロール・インクリボン/各90 m
YDP30/40用感熱紙ロール/23 m×10巻

ケーブル

製品番号

ミクロ・セミミクロ天びん表示部用（使用時）

PC用（ミニUSB＊/USBケーブル 長さ1.5 m）

PC用（ミニUSB＊/9ピンRS232接続ケーブル 長さ1 m）

PC用（ミニUSB＊/25ピンRS232接続ケーブル 長さ1 m）

0.01 mg 天びん用フィルター測定 φ130 mm ひょう量皿
0.01 mg 天びん用 φ90 mmひょう量皿

0.01 mg 天びん用 φ80 mm ひょう量皿（精度向上用メッシュ皿）

ミクロ・セミミクロ天びん用

YCC03-D25¥7,000

YFW01SQP¥82,000

YWP01SQP¥60,000

YSP01SQP¥127,000YDB-SECURA-5¥127,000

大型のフィルターや薬包紙などを静電気の影響を低減させつつ測定できるφ 130 mm メッシュひょう
量皿（YFW01SQP）＊ セキュラ/クインテックスの出力端子はミニUSBです。
※ 本シリーズのプリンタとしてYDP30を推奨します。他プリンタとの接続も可能ですが、一部プリンタ機能の使用ができません。

35

ラボ用電子天びん

EntrisⓇ II（エントリス ツー）BCA（アドバンス）シリーズ

Entris® II（エントリス ツー）

BCA（アドバンス）シリーズ（38器種） 新製品

2022年6月価格改定版

ひょう量：60 g～12,200 g
読取限度：0.1 mg～0.1 g

Entris® II の製品ラインにさらなる付加価値をもたらすアドバンスシリーズ■■

分析タイプ（0.1 mg）

ひょう量皿：φ90 mm
寸法：W 219 x D 317 x H 357 mm
ひょう量室有効高さ：240 mm
重量：Iモデル8.0 kg
外部校正モデル7.7 kg

全自動校正調整機能 isoCAL を搭載し、正確なひょう量結果を保証（ Iモデルのみ）

グラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上（日本語対応あり）■

リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化（電子センサー■

USBメモリースティック（タイプ C 接続）へひょう量値や校正記録などのデータを転送■■■による水平管理機能や、調整時には合わせ込みのガイダンスを表示）可能

ソフトなしでのPCダイレクト出力（任意の時間間隔での自動出力も可能 /USBインター

フェースのみ）、プリンタとの同時出力も可能

GLP/GMP に準拠したプリントアウト/データ出力

BCEシリーズ同様の豊富なアプリケーションにプラスして、ピペットスマートテストを加えた13アプリケーションを搭載

統合的な有効データ保護システムと機器管理設定により、ひょう量結果の信頼性を向上■

ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御（10 名まで登録■

Cal Audit Trail（校正/調整監査証跡機能）で常時校正/調整データを保存■

1 mgタイプ

ひょう量皿：φ120 mm
寸法：W 219 x D 317 x H 357 mm
ひょう量室有効高さ：240 mm
重量：Iモデル8.1 kg
外部校正モデル7.7 kg

可能）

SQmin最小サンプル量モニタリング機能がUSP Chapter 41やEP Chapter 2.1.7に準拠したひょう量値かどうかを判断＊＊ 弊社サービスによるSQmin設定が必要

プリンタ・通信関連アクセサリー
製品名

製品番号

感熱紙プリンタ/YCC-USB-C-B必要

YDP40¥69,000

YDP20-0CE¥110,000

熱転写式プリンタ/YCC-USB-C-B or YCC-D09MM必要/消耗品別売
ドットプリンタ/YCC-D09MF＋6971989必要

YDP20-0CE用ACアダプタ

YDP30熱転写用普通紙ロール・インクリボン/各90 m

ひょう量皿：182 x 182 mm
寸法：W 219 x D 317 x H 94 mm
重量：Iモデル7.0 kg
外部校正モデル5.1 kg

6971989

価格¥132,000¥7,500

YDP30熱転写用粘着テープ付き普通紙ロール・インクリボン/各90 m

69Y03285¥9,500

69Y03286¥10,000

YDP30/40用粘着テープ付き感熱紙ロール/24 m×5巻

J1-L56014¥6,100

69Y03288¥8,400J1-L56006¥6,100

YDP30/40用感熱紙ロール/23 m×10巻

上皿タイプ（0.01/0.1 g）

YDP30

YDP20-0CE用普通紙ロール 33 m×10巻・インクリボン 2本
YDP30/40接続用ケーブル USB-C to USB-B/1.5 m
PC接続用ケーブル USB-C to USB-A/1.5 m

PC接続用ケーブル RS232 9ピン（オス）to USB-A/1.5 m

YCC-USB-C-B¥5,500YCC-USB-C-A¥5,500

YDP30接続用ケーブル RS232 9ピン（オス）to 9ピン（オス）/1.5 m

YCC-D09M-USB-A¥11,000

YCC-D09MM¥11,000

Y字型分岐コネクタ RS232 9ピン（オス）to 9ピン（メス）×2/0.15 m/
プリンタ（YDP30 or YDP20-0CE）
・YFS03接続用

YCC-D09MF¥11,000

YCC-D09M-2D09F¥13,000

YDP20-0CE/YSD01接続用ケーブル/RS232 9ピン（オス）to 9ピン（メス）/1.5 m※ EntrisII®の出力端子はUSB-CとRS232 9ピン（メス）です。
※ 本シリーズのプリンタとしてYDP30を推奨します。他プリンタとの接続も可能ですが、一部プリンタ機能の使用ができません。

36

EntrisⓇ II（エントリス ツー）BCA（アドバンス）シリーズ

ラボ用電子天びん

製品番号案内2022年6月価格改定版

製品番号（内蔵分銅/isoCAL搭載）

BCA324I-1SJP

BCA224I-1SJPBCA124I-1SJPBCA64I-1SJPBCA1203I-1SJPBCA623I-1SJP

製品番号（外部校正モデル）¥346,000－¥302,000¥272,000¥261,000¥353,000¥261,000

BCA224-1SJPBCA124-1SJPBCA64-1SJP¥282,000¥252,000¥241,000¥42,000¥42,000¥42,000

価格
価格－

出荷時JCSS校正証明書
校正調整用分銅価格¥42,000¥48,200¥48,200¥42,900－

BCA623-1SJP－¥241,000¥37,000¥38,700¥37,000¥92,100¥56,400（E2/200 g）（E2/200 g）（E2/100 g）（E2/50 g）（E2/1 kg）

（F1/500 g）

繰返し性/5%荷重（≦±mg）

320

220

120

60

1,200

620

0.08

0.08

0.08

0.08

0.5

0.5

直線性偏差（≦±mg）

0.1

0.1

0.1

1

1

0.3

0.2

0.2

0.2

2

2

安定所要時間（s）

0.16

0.16

0.16

0.16

1

1

1.5

1.5

1.5

1.5

1

1

製品番号（内蔵分銅/isoCAL搭載）

BCA423I-1SJP

BCA323I-1SJP

BCA223I-1SJPBCA6202I-1SJPBCA4202I-1SJP

BCA3202I-1SJP

BCA2202I-1SJP

製品番号（外部校正モデル）¥241,000¥204,000¥187,000¥261,000¥223,000¥208,000¥198,000

BCA423-1SJP

BCA323-1SJP

BCA223-1SJPBCA6202-1SJPBCA4202-1SJP

BCA3202-1SJP

BCA2202-1SJP¥221,000¥184,000¥167,000¥241,000¥203,000¥188,000¥178,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000

読取限度（mg）

0.1

ひょう量（g）

0.1/最大ひょう量付近（≦±mg） 0.1

最小サンプル量（g）

価格
価格

出荷時JCSS校正証明書
校正調整用分銅価格¥37,800¥37,800

0.1¥37,800

0.1¥135,8001¥90,400¥90,400

1¥90,400（F1/200 g）（F1/200 g）（F1/200 g）（F1/5 kg）

（F1/2 kg）

（F1/2 kg）

（F1/2 kg）

繰返し性/5%荷重（≦±g）

420

320

220

6,200

4,200

3,200

2,200

0.5 mg

0.5 mg

0.5 mg

0.005

0.005

0.005

0.005

直線性偏差（≦±g）

1 mg

1 mg

1 mg

0.01

0.01

0.01

2 mg

2 mg

2 mg

0.02

0.02

0.02

安定所要時間（s）

1

1

1

10

10

10

1

1

1

0.9

0.9

0.9

0.9

製品番号（内蔵分銅/isoCAL搭載）

BCA1202I-1SJP

BCA822I-1SJPBCA12201I-1SJP

BCA10201I-1SJP

BCA8201I-1SJPBCA5201I-1SJP

BCA2201I-1SJP

製品番号（外部校正モデル）¥182,000¥161,000¥311,000¥280,000¥205,000¥184,000¥164,000

BCA1202-1SJP

BCA822-1SJPBCA12201-1SJP

BCA10201-1SJP

BCA8201-1SJPBCA5201-1SJP

BCA2201-1SJP¥162,000¥141,000¥291,000¥260,000¥185,000¥164,000¥144,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000

読取限度

1 mg

ひょう量（g）/最大ひょう量付近（≦±g）

最小サンプル量（g）

価格
価格

出荷時JCSS校正証明書
校正調整用分銅価格¥68,000

1 mg¥56,400

1 mg¥202,500

0.01 g¥202,500

0.01 g¥117,1000.01 g¥117,1000.01 g0.01（I）0.02/0.03

10¥83,300（F1/1 kg）

（F1/500 g）（F2/10 kg）（F2/10 kg）（F2/5 kg）

（F2/5 kg）

（F2/2 kg）

繰返し性/5%荷重（≦±g）

1,200

820

12,200

10,200

8,200

5,200

2,200

0.005

0.005

0.05

0.05

0.05

直線性偏差（≦±g）

0.01（I）0.02/0.03

0.01（I）0.02/0.03

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

（I）0.05/0.1

安定所要時間（s）

10

100

100

100

100

0.9

0.9

0.9

0.9

読取限度（g）

0.01

ひょう量（g）/最大ひょう量付近（≦±g）

最小サンプル量（g）

10

0.01

0.1

0.1

0.1

（I）0.1/0.3

0.9

0.1

0.05

（I）0.1/0.3

0.9

0.1

0.05

（I）0.05/0.1（I）0.1/0.3

100

0.9

※ 直線性偏差以外の精度数値はすべて代表値となります。
※ 分銅価格にはJCSS校正証明書が含まれています。
※ 出荷時 JCSS 校正証明書（はかり）は、EURAMET cg-18 に準拠した校正証明書一式となります。弊社は国際規格 EURAMET cg-18 に準拠した校正方法に変更を行うため、2022 年 7 月より出荷時
JCSS校正証明書（はかり）の内容が一部変更されます。
トレーサビリティ体系図は、弊社Webサイトよりダウンロード可能です。
また常用参照標準校正証明書写しは別途有償にて承ります。
※ USP Chapter 41やEP Chapter 2.1.7に基づく最適動作範囲は820dから最大ひょう量までと定められています。設置環境により最小サンプル量は大きくなることもあります。
それらの影響を考えその値の2倍から3倍を考慮することを推奨します。

電子天びん関連アクセサリー
製品名

製品番号

上皿天びん用ダストカバー（使用時用/5個入）YDC10¥8,000

YIC01¥24,000

6960BC01¥7,500

表示部保護フィルム（使用時用/5枚入）

ダストカバー（未使用時/高さ240 mm分析風防全体用）
ダストカバー（未使用時/上皿天びん全体用）

比重測定キット（読取限度0.1 mg/1 mg天びん用）
盗難防止用ケンジントンロック

フットスイッチ（RS232 9ピン接続）

セカンドディスプレイ（RS232 9ピン or USB接続）
床下ひょう量用フック-M5（特定計量器使用不可）

天びん台（木製・天びん設置箇所人工大理石）/ W900×D750×H750 mm

天びん台（人工大理石製）/W900×D600×H760 mm

ACアダプタセット

コンバーターケーブル 5 VDC >15 VDC（USB-A接続）

価格

YDC30

¥5,500YDK03¥122,000

YKL01¥11,000

YFS03¥32,000

YSD01¥63,000

69EA0039
YWT09※

YWT03※¥4,000¥346,000¥380,000

YEPS01-PS8¥8,500YCC-5V-15V¥22,000

ACアダプタが接続できない環境
でもノートPCやモバイルバッテリ（USB-A接続）から電源を確保できるコンバーターケーブル（YCC5V-15V）※ 送料・組み立て調整費用別途

37

ラボ用電子天びん

EntrisⓇ II（エントリス ツー）BCE（エッセンシャル）シリーズ

2022年6月価格改定版

Entris® II（エントリス ツー）

BCE（エッセンシャル）シリーズ（40器種） 新製品

ひょう量：60 g～8,200 g
読取限度：0.1 mg～1 g

ベーシックバランス製品群でのベストバリュー

■
■
■
■

■

分析・1 mgタイプ（0.1/1 mg）

ひょう量皿：0.1mg φ90 mm
1 mg φ120mm
寸法：W 219 x D 317 x H 357 mm
ひょう量室有効高さ：240 mm
重量：0.1mg Iモデル6.2 kg
1mg Iモデル6.3 kg
外部校正モデル5.9 kg

クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーを採用

全自動校正調整機能isoCALを搭載し、正確なひょう量結果を保証（ I モデルのみ)
優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン

読取限度 1 mgモデルにも分析型ガラス風防搭載（BCE653I/653モデルのみラウンド型風防）

GLP/GMP に準拠したプリントアウト/データ出力■

ソフトなしでのPC ダイレクト出力（USBインターフェースのみ）、
プリンタとの同時出力■

豊富な12 のアプリケーションを搭載し、特殊ひょう量も可能（ひょう量 / 床下ひょう量、カも可能

ウンティング、パーセントひょう量、調・配合、合計、動物ひょう量、計算、密度測定、統計、
ピークホールド、
チェックひょう量、単位変換）

効率性と耐久性を併せ持ったデザイン■■

BCE653I/653-1SJP

ひょう量皿：φ120 mm
寸法：W 219 x D 317 x H 146 mm
ひょう量室有効高さ：50 mm
重量：Iモデル 4.8 kg
外部校正モデル 4.5 kg

上皿タイプ（0.01/0.1/1 g）

ひょう量皿：182 x 182 mm
寸法：W 219 x D 317 x H 94 mm
重量：Iモデル 6.2 kg
外部校正モデル 4.3 kg（6202/4202/3202のみ4.6 kg）

38

ハウジングに高い耐薬品性のあるポリブチレンテレフタレート（PBT）、ひょう量皿関連のパーツにステンレススチール、風防に静電気対策用に特殊コーティングされたガラスを使用

設置環境に合わせたフィルタ設定をワンタッチで変更可能

プリンタ・通信関連アクセサリー
製品名

製品番号

感熱紙プリンタ/YCC-USB-C-B必要

YDP20-0CE用ACアダプタ

6971989

熱転写式プリンタ/YCC-USB-C-B or YCC-D09MM必要/消耗品別売

YDP30

価格

¥132,000

YDP40¥69,000

ドットプリンタ/YCC-D09MF＋6971989必要

YDP20-0CE¥110,000

YDP30熱転写用普通紙ロール・インクリボン/各90 m

69Y03285¥9,500

YDP30熱転写用粘着テープ付き普通紙ロール・インクリボン/各90 m

69Y03286¥10,000

YDP30/40用感熱紙ロール/23 m×10巻

J1-L56014¥6,100

YDP30/40用粘着テープ付き感熱紙ロール/24 m×5巻

69Y03288¥8,400

YDP20-0CE用普通紙ロール 33 m×10巻・インクリボン 2本

J1-L56006¥6,100

YDP30/40接続用ケーブル USB-C to USB-B/1.5 m

YCC-USB-C-B¥5,500

PC接続用ケーブル USB-C to USB-A/1.5 m

YCC-USB-C-A¥5,500YCC-D09M-USB-A¥11,000

YDP30接続用ケーブル RS232 9ピン（オス）to 9ピン（オス）/1.5 m

YCC-D09MM¥11,000

YCC-D09MF¥11,000

Y字型分岐コネクタ RS232 9ピン（オス）to 9ピン（メス）×2/0.15 m/
プリンタ（YDP30 or YDP20-0CE）
・YFS03接続用

YCC-D09M-2D09F¥13,000

PC接続用ケーブル RS232 9ピン（オス）to USB-A/1.5 m

YDP20-0CE/YSD01接続用ケーブル/RS232 9ピン（オス）to 9ピン（メス）/1.5 m¥7,500※ EntrisII®の出力端子はUSB-CとRS232 9ピン（メス）です。
※ 本シリーズのプリンタとしてYDP30を推奨します。他プリンタとの接続も可能ですが、一部プリンタ機能の使用ができません。

ラボ用電子天びん

製品番号案内EntrisⓇ II（エントリス ツー）BCE（エッセンシャル）シリーズ

2022年6月価格改定版

製品番号（内蔵分銅/isoCAL搭載）

BCE224I-1SJP

BCE124I-1SJP

BCE64I-1SJP

BCE653I-1SJP

BCE623I-1SJP

BCE423I-1SJP

製品番号（外部校正モデル）¥195,000¥179,000¥164,000¥164,000¥142,000¥127,000

BCE224-1SJP

BCE124-1SJP

BCE64-1SJP

BCE653-1SJP

BCE623-1SJP

BCE423-1SJP¥175,000¥159,000¥144,000¥149,000¥127,000¥112,000¥42,000¥42,000¥42,000¥37,000¥37,000¥37,000

価格
価格

出荷時JCSS校正証明書
校正調整用分銅価格¥42,900¥48,200¥38,700¥56,400¥56,400¥37,800（E2/200 g）（E2/100 g）（E2/50 g）（F1/500 g）（F1/500 g）（F1/200 g）

繰返し性/5%荷重（≦±mg）

220

120

60

650

620

420

0.08

0.08

0.08

0.5

0.5

0.5

直線性偏差（≦±mg）

0.1

0.1

1

1

1

0.2

0.2

0.2

2

2

2

1.5

1.5

1.5

1

1

1

製品番号（内蔵分銅/isoCAL搭載）

BCE323I-1SJP

BCE223I-1SJP

BCE6202I-1SJP

BCE4202I-1SJP

BCE3202I-1SJP

BCE2202I-1SJP

BCE1202I-1SJP

製品番号（外部校正モデル）¥111,000¥103,000¥158,000¥137,000¥120,000¥107,000¥100,000

BCE323-1SJP

BCE223-1SJP

BCE6202-1SJP

BCE4202-1SJP

BCE3202-1SJP

BCE2202-1SJP

BCE1202-1SJP¥96,000¥88,000¥143,000¥122,000¥105,000¥92,000¥85,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000

読取限度（mg）

0.1

ひょう量（g）

0.1/最大ひょう量付近（≦±mg） 0.1

安定所要時間（s）

価格
価格

出荷時JCSS校正証明書
校正調整用分銅価格¥37,800¥37,800

0.1¥135,8001¥90,400

1¥90,400¥90,400

1¥68,000（F1/200 g）（F1/200 g）（F1/5 kg）

（F1/2 kg）

（F1/2 kg）

（F1/2 kg）

（F1/1 kg）

繰返し性/5%荷重（≦±g）

320

220

6,200

4,200

3,200

2,200

1,200

0.5 mg

0.5 mg

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

直線性偏差（≦±g）

1 mg

1 mg

0.01

0.01

0.01

0.01

2 mg

2 mg

0.02

0.02

0.02

1

1

0.9

0.9

0.9

製品番号（内蔵分銅/isoCAL搭載）

BCE822I-1SJP

BCE622I-1SJP

BCE8201I-1SJP

BCE5201I-1SJP

製品番号（外部校正モデル）¥93,000¥86,000¥116,000¥98,000

BCE822-1SJP

BCE622-1SJP

BCE8201-1SJP¥78,000¥71,000¥37,000¥37,000

読取限度

1 mg

ひょう量（g）/最大ひょう量付近（≦±g）

安定所要時間（s）

価格
価格

出荷時JCSS校正証明書
校正調整用分銅価格¥56,400

1 mg¥56,400

0.01 g0.01 g0.01 g0.01 g0.01 g0.01（I）0.02/0.03（I）0.02/0.03

BCE2201I-1SJP

BCE8200I-1SJP

BCE6200I-1SJP¥88,000¥98,000¥88,000

BCE5201-1SJP

BCE2201-1SJP

BCE8200-1SJP

BCE6200-1SJP¥101,000¥83,000¥73,000¥83,000¥73,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000¥117,100¥117,100¥83,300

0.9¥117,100

0.9¥117,100（F1/500 g）（F1/500 g）（F2/5 kg）

（F2/5 kg）

（F2/2 kg）

（F2/5 kg）

（F2/5 kg）

繰返し性/5%荷重（≦±g）

820

620

8,200

5,200

2,200

8,200

6,200

0.005

0.005

0.05

0.05

0.05

0.5

0.5

直線性偏差（≦±g）

0.01（I）0.02/0.03

0.01

0.1

0.1

0.1

1

1

読取限度（g）

0.01

ひょう量（g）/最大ひょう量付近（≦±g）

安定所要時間（s）

0.9

0.01

（I）0.02/0.03

0.9

0.1

（I）0.1/0.3

0.9

0.1

（I）0.1/0.3

0.9

0.1

（I）0.1/0.3

0.9

1

1

1

1

0.9

0.9

※ 直線性偏差以外の精度数値はすべて代表値となります。
※ 分銅価格にはJCSS校正証明書が含まれています。
※ 出荷時 JCSS 校正証明書（はかり）は、EURAMET cg-18 に準拠した校正証明書一式となります。弊社は国際規格 EURAMET cg-18 に準拠した校正方法に変更を行うため、2022 年 7 月より出荷時
JCSS校正証明書（はかり）の内容が一部変更されます。
トレーサビリティ体系図は、弊社Webサイトよりダウンロード可能です。
また常用参照標準校正証明書写しは別途有償にて承ります。

電子天びん関連アクセサリー
製品名

製品番号

上皿天びん用ダストカバー（使用時用/5個入）YDC10¥8,000

YIC01¥24,000

6960BC01¥7,500

表示部保護フィルム（使用時用/5枚入）

ダストカバー（未使用時/高さ240 mm分析風防全体用）
ダストカバー（未使用時/上皿天びん全体用）

シールドディスク（読取限度0.1 mg天びん用）

比重測定キット（読取限度0.1 mg/1 mg天びん用）
盗難防止用ケンジントンロック

フットスイッチ（RS232 9ピン接続）

セカンドディスプレイ（RS232 9ピン or USB接続）
床下ひょう量用フック-M5（特定計量器使用不可）

価格

YDC30

¥5,500

YSP02¥16,000

YDK03¥122,000

YKL01¥11,000

YFS03¥32,000

YSD01¥63,000

天びん台（木製・天びん設置箇所人工大理石）/W900×D750×H750 mm

69EA0039¥4,000YWT09※¥346,000

ACアダプタセット

YWT03※¥380,000

YEPS01-PS8¥8,500YCC-5V-15V¥22,000

天びん台（人工大理石製）/ W900×D600×H760 mm
コンバーターケーブル 5 VDC > 15 VDC（USB-A接続)

操作ディスプレイを保護する
フィルムカバーシート（YDC10/5枚入）※ 送料・組み立て調整費用別途

39

ラボ用電子天びん

特殊天びん

特殊天びん

2022年6月価格改定版

ピペットキャリブレーションセット

GLP/DIN規格に準拠したピペット容量測定試験が短時間で簡単に実施できます。

ピペットキャリブレーションキットの湿気トラップは、ピペット試験溶液の蒸発を防ぎ、常に安定したピペットの正確な校正を行うことができます。

製品番号

内容

¥3,003,000

MPS天びん用貯水容器

YCP05-LR01¥201,000

MPS天びん用吸水ポンプ

YCP05-SP01※ イメージ写真¥1,967,000

ピペットキャリブレーション天びん（10 μL以下用）

MPS6.6SMPSシリーズ

価格

ピペットキャリブレーション天びん

MPS105S¥300,000

12チャンネル用ピペットキャリブレーションシステム

SPEEDCAL-M12

MCA225S-2S01-U + スペシャルQApp

お問い合わせ電子分析天びん¥1,258,000

電子ミクロ天びん（10 μL以下用）¥2,559,000

ピペットキャリブレーションキット

YCP04MS

MCA6.6S-2S01-M + スペシャルQApp¥160,000

ピペットキャリブレーションキット

VF988※ ピペットキャリブレーションキット構成内容：ひょう量容器、ひょう量容器用アダプタ、サポートチューブ、湿気トラップ¥317,000

デジタル比重計

固体および液体の比重測定が簡単にできるデジタル比重計です ｡操作は、空中・水中重量の入力だけでプリンタに比重値、体積値などがプリントアウトされます。浮力法、置換法、比重びん法から選択することができます。

製品番号

MCA124S-2S01-U QP2 + YDK03MS 約70 g

ひょう量0.1 mg

読取限度

0.0001¥799,000

価格

出荷時JCSS校正証明書

MCA324S-2S01-U QP2 + YDK03MS 約270 g

0.1 mg0.0001¥865,000¥42,000

0.1 mg0.0001¥943,000¥42,000

0.01 mg0.00001¥1,366,000¥47,000

MCA224S-2S01-U QP2 + YDK03MS 約170 g

デジタル比重計※ イメージ写真

MCA225S-2S01-U QP2 + YDK03MS 約160 g※ プリンタYDP30 ¥132,000はオプション

比重演算値¥42,000

動物天びん

安全性試験（毒性試験）などの実験動物の体重測定に最適■■■

MCAシリーズ動物ひょう量アプリ画面■

激しい動きに対応：動物の動きに応じた7段階モード設定

正確ひょう量：作業者の使いやすさを考慮した平均化プログラム/糞や尿などによる誤作動に対応できるスタートプログラム（7段階）

ISO/GLP対応出力

■

製品番号

ひょう量

2,200 g0.01 g

MCA5201S-2S01-0 QP25,200 g

0.1 g

MCA20201S-2S01-0 QP2

20.2 kg

0.1 g

MCA36200S-2S01-0 QP2 36.2 kg

水・ほこりに強い（防塵防水度IP54）

読取限度

1g

用途

価格

出荷時JCSS校正証明書

マウス用¥620,000

ラビット用¥560,000¥37,000¥964,000¥47,000¥850,000¥47,000

ラット用

ラビット/ドッグ用¥37,000※ MCAシリーズは最大ひょう量8.2 kg以下モデルにオートレベリング（自動水準調整機能）を標準装備。作業効率を高めます。

個数はかり

MCAシリーズカウンティングアプリ画面

先端技術採用による高信頼性

マウスからビーグル犬まで対応

MCA2202S-2S01-0 QP2※ 動物用皿はオプション。
共通アクセサリー欄を参照

■

製品番号

ひょう量

読取限度

単重

MCA225S-2S01-U QP2

220 g

0.01 mg0.001 mg

¥1,210,000

MCA324S-2S01-U QP2

320 g

0.1 mg0.01 mg¥787,000

MCA623S-2S01-E QP2

620 g

1 mg

0.1 mg

MCA2202S-2S01-0 QP22,200 g0.01 g

1 mg

MCA8201S-2S01-0 QP28,200 g0.1 g0.01 g

MCA36200S-2S01-0 QP2 36.2 kg

1g

0.1 g

BCA623I-1SJP

620 g

1 mg

0.1 mgBCA6202I-1SJP

6,200 g0.01 g

1 mg

BCA5201I-1SJP

5,200 g0.1 g0.01 g特徴

個数精度向上機能付き

簡易個数機能付き

価格

出荷時JCSS
校正証明書¥47,000¥42,000¥664,000¥37,000¥620,000¥37,000¥646,000¥37,000¥850,000¥47,000¥261,000¥37,000¥261,000¥37,000¥184,000¥37,000※ 出荷時JCSS校正証明書（はかり）は、EURAMET cg-18に準拠した校正証明書一式となります。
トレーサビリティ体系図は、弊社Webサイトよりダウンロード可能です。
また、常用参照標準校正証明書写しは別途有償にて承ります。
※ 単重は目安です。

40

ラボ用電子天びん

取引・証明用天びん

2022年6月価格改定版

取引・証明用天びん

ひょう量：220 g～70.2 kg
目量：0.01 g～10 g

平成 5 年に施行された新計量法では、旧法において検査対象から除かれていた「電気式はかり」などが、平成 6 年 11 月から新たに定期検査の対象になりました。〈取引・証明に使用され、なおかつ目量 10 mg 以上の電子天びん、はかりは取引・証明用天びん・はかり（特定計量器）を使用しなければなりません。
〉

ザルトリウスの取引・証明用天びん（特定計量器）の共通特徴■■

フレームで目量と補助表示
値を識別しています

全器種検定済品

全器種0区指定（自己補正機構付き）

目量（e）

補助表示値（d）

キュービスツーシリーズ 製品番号案内
製品番号

MCA5203S-2OJP-E MCA3203S-2OJP-E MCA2203S-2OJP-E MCA1203S-2OJP-E MCA623S-2OJP-E MCA323S-2OJP-E

MCA14202S-2OJP-0 MCA10202S-2OJP-0

製品番号¥1,015,000¥521,000¥954,000

MCE5203S-2OJP-E MCE3203S-2OJP-E MCE2203S-2OJP-E MCE1203S-2OJP-E MCE623S-2OJP-E

MCE323S-2OJP-E

MCE14202S-2OJP-0 MCE10202S-2OJP-0¥938,000¥698,000¥660,000¥615,000¥495,000¥444,000¥877,000¥719,000

5,200

3,200

2,200

1,200

620

320

14,200

10,200

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.1

0.1

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.01

0.01

価格
価格

ひょう量（g）
目量（g）

補助表示値（g）
精度等級

1級¥775,000

1級¥737,000

1級¥692,000

1級¥572,000

2級

2級¥796,000

1級

1級

製品番号

MCA8202S-2OJP-0 MCA6202S-2OJP-0 MCA5202S-2OJP-E MCA4202S-2OJP-0 MCA2202S-2OJP-0 MCA1202S-2OJP-0 MCA12201S-2OJP-0 MCA8201S-2OJP-0

製品番号

MCE8202S-2OJP-0 MCE6202S-2OJP-0 MCE5202S-2OJP-E MCE4202S-2OJP-0 MCE2202S-2OJP-0 MCE1202S-2OJP-0 MCE12201S-2OJP-0 MCE8201S-2OJP-0

価格
価格

ひょう量（g）
目量（g）

補助表示値（g）
精度等級¥695,000¥606,000¥646,000¥559,000¥528,000¥498,000¥617,000¥554,000¥618,000¥529,000¥569,000¥482,000¥451,000¥421,000¥540,000¥477,000

8,200

6,200

5,200

4,200

2,200

1,200

12,200

8,200

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

1

1

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.1

0.1

2級

2級

1級

2級

2級

2級

2級

2級

製品番号

MCA5201S-2OJP-0

MCA70201S-2OJP-0 MCA50201S-2OJP-0 MCA36201S-2OJP-0 MCA20201S-2OJP-0 MCA11201S-2OJP-0

製品番号¥468,000¥1,217,000

MCE5201S-2OJP-0

MCE70201S-2OJP-0 MCE50201S-2OJP-0 MCE36201S-2OJP-0 MCE20201S-2OJP-0 MCE11201S-2OJP-0

MCE70200S-2OJP-0¥391,000¥1,140,000¥950,000¥900,000¥795,000¥683,000¥894,000

5,200

70,20050,20036,20020,200

11,20070.2 kg

1

1

1

1

1

1

0.01 kg

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

価格
価格

ひょう量（g）
目量（g）

補助表示値（g）
精度等級

2級

2級

¥1,027,000

2級¥977,000

製品番号
価格

製品番号
価格

¥760,000

MCA70200S-2OJP-0¥971,000

0.001 kg

2級

2級

2級

2級

BCA4202I-1OJP※ ソフトウェアアプリケーションや風防のアップグレード可能。詳細はCubisIIモジュラー方式シリーズ参照

エントリスツー BCA/BCEシリーズ 製品番号案内¥872,000

BCA1203I-1OJPBCA623I-1OJPBCA423I-1OJPBCA323I-1OJPBCA223I-1OJPBCA6202I-1OJP¥379,000¥287,000¥267,000¥230,000¥213,000¥287,000¥249,000

BCE623I-1OJP

BCE423I-1OJP

BCE323I-1OJP

BCE223I-1OJP

BCE6202I-1OJP

BCE4202I-1OJP

ひょう量（g）¥168,000¥153,000¥137,000¥129,000¥184,000¥163,000

1,200

620

420

320

220

6,200

4,200

補助表示値（g）

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.1

0.1

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.01

目量（g）
精度等級

0.01

1級

2級

2級

2級

2級

2級

2級

製品番号

BCA3202I-1OJPBCA2202I-1OJPBCA1202I-1OJP

BCA822I-1OJPBCA12201I-1OJP

BCA10201I-1OJP

BCA8201I-1OJP

製品番号¥234,000¥224,000¥208,000¥187,000¥337,000¥306,000

BCE3202I-1OJP

BCE2202I-1OJP

BCE1202I-1OJP

BCE822I-1OJP¥146,000¥133,000¥126,000¥119,000

3,200

2,200

1,200

820

12,200

10,200

8,200

0.1

0.1

0.1

0.1

1

1

1

0.01

0.01

0.01

0.01

0.1

0.1

価格
価格

ひょう量（g）
目量（g）

補助表示値（g）
精度等級

2級

2級

2級

2級

¥231,000
BCE8201I-1OJP¥142,000

2級

2級

0.1

2級

41

ラボ用電子天びん

組込み用セパレート型天びん

組込み用セパレート型天びん WZAシリーズ

ひょう量：20 g～8,200 g
読取限度：1 µg～0.01 g

システムの自動化はお任せください

各種自動機の組み込みに最適なコンパクトボディーに、
すばやい測定時間と通信レスポン

スを詰め込み、
さまざまなシーンでの自動計量作業をサポートします。

本体幅68 mm組み込み環境を選ばないスリムボディーで、ケーブル取り回しも1箇所に集め、設置に関してもコンパクト対応（WZA224 -N/WZA523 -N/WZA1203 -N ）。
WZA26-HC/WZA245-NC

WZA26-HC・WZA245-NC

最高分解能2,200万分の（
1 ひょう量220 g、読取限度0.01 mg）クラス最高能力を組み込み利用できます。

WZA224-N/WZA523-N/WZA1203-N

幅68mm
ひょう量部

幅130mm電子モジュール部

表示器※ WZA-Nの表示部
YAC01EDはオプションです。

ひょう量部＋電子部のみで使用可能

組み込み用セパレート天びん WZAシリーズは、ひょう量部と電子部のみで利用可能です。

機器への組み込みに最小スペースで利用いただけ、装置の極小化に貢献します

WZA614-NC（RS232 C標準装備・オプションにて表示部選択可能）。
防塵防水構造マイクロ読み取りからキログラムひょう量まで、粉塵、水に強い防塵防水構造を採用（IP44－部機種を除く）。

WZA-25 NCタイプではさらに医薬環境の洗浄にも耐える IP68を採用しました。

表示部フレキシブル脱着

WZA-N/NCタイプでは、稼動時も表示部をフレキシブル脱着可能にしました。機器のモニWZA224-NC/WZA523-NC/
WZA1203-NC

タリングや校正調整など、迅速な作業ができるようになり、現場のサポート力も UPします。
豊富なオプション

専用表示部や専用ソフトにより、ひょう量のモニタリングや機器の校正調整などが可能。また RS232 C出力標準装備で PCなどに出力可能です。

ボトル測定時に高速通信を可能にした WZA224 -NDタイプなど、シーンに合致するオプ

ショナルタイプも用意しています。
カプセルひょう量に最適
WZA25-NC/WZA54-L

WZA25 -NCは薄型計量セル W 24 x D 180 x H 87 mm のため、サイドバイサイドで計量セルを並べることが可 能で、お客さまの省スペ ースに貢 献できます。また、WZA25 -NCは医薬環境の洗浄にも耐えうる IP68を採用しているため、コンタミを防ぐことができ、カプセルひょう量や少量の自動充填に最適です。

42

ラボ用電子天びん

組込み用セパレート型天びん

2022年6月価格改定版

応用例

機器への組み込み状況や使用環境に合わせ使用機種や組み合わせを選択しご利用ください。

自動多量同時測定

WZA-Nタイプ

ピペットキャリブレージョン

高速自動計量製品番号案内
製品番号
価格

読取限度

ひょう量

WZA26-HC

WZA245-NC

WZA614-NC

WZA25-NC

WZA224-ND

WZA224-NC

WZA224-N

お問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせ1 µg

0.01 mg

0.1 mg0.01 mg

0.1 mg

0.1 mg

0.1 mg

20 g

240 g

610 g

20 g

220 g

220 g

220 g

プリロード

12.5 g

0g

90 g

5g

70 g

70 g

70 g

3 µg

0.03 mg

0.2 mg0.02 mg

0.1 mg

0.1 mg

0.1 mg

校正用分銅

内蔵

内蔵

内蔵

内蔵

—

内蔵

—

繰返し性

製品番号

WZA1203-NC

WZA1203-N

WZA523-NC

WZA523-N

WZA8202-NC

WZA8202-N

価格

お問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせひょう量

1,200 g1,200 g

520 g

520 g

8,200 g8,200 g

プリロード

0g

0g

50 g

50 g

1,300 g1,300 g繰返し性0.001 g0.001 g0.001 g0.001 g0.01 g0.01 g

校正用分銅

内蔵

—

内蔵

—

内蔵

—

製品番号

WZA16-LC

WZA215-LC

WZA224-L

WZA523-L

WZA8202-L

WZA25-NC

WZA54-L

価格

お問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせ

ひょう量

10 g

210 g

220 g

520 g

8,200 g

20 g

50 g

プリロード

12.5 g12.5 g

10 g

30 g

350 g

5g

5g

3 µg

0.02 mg

0.1 mg

1 mg

10 mg

0.02 mg

0.2 mg

校正用分銅

内蔵

内蔵

—

—

—

内蔵

—

読取限度

読取限度

繰返し性

0.001 g1 mg

0.001 g0.01 mg0.001 g

0.1 mg0.001 g0.001 g0.01 g0.01 g0.01 mg

0.01 g

0.1 mg43

ラボ用電子天びん

共通アクセサリー

共通アクセサリー

プリンタ

YDP20-0CE

YDP30

2022年6月価格改定版

静電気除去装置

フットスイッチ/T型コネクタ

YIB02-115V ¥367,000
U字型イオナイザーキット

YFS01 ¥51,000
T型コネクタ付きフットスイッチ（プリント用）

YDP40

YDP20-0CE ¥110,000

普通紙ドットプリンタ
日付、時刻、一連番号、統計計算機能付き（ケーブル長さ約80 cm ）YDP30 ¥132,000
熱転写式 /感熱式プリンタ
Cubis Ⅱ/Secura/Quintix/Practum/
Entris II/MA160 /MA37対応（RS232 C 25ピン /ミニ USBケーブル付）（ロール紙 /インク別売）

YSTP01 ¥273,000

YPE01RC ¥91,000
MSA・MSU （DA・DI風防選択時）
ME/MC/RCシリーズ用 T型コネクタ付き

スタットペン

フットスイッチ

天びん台

YHS02 ¥44,000
T型コネクタ付手元スイッチ

RS-232C分配器

YDP40 ¥69,000

感熱式プリンタ

Secura/Quintix/Practum/EntrisⅡ/
MA160 /MA37対応 感熱ロール紙（一巻付）

プリンタ用消耗品

J1-L56003 ¥6,100
YDP02 -OD/YDP02 -OCE用ロール記録紙（10 m x 10巻）、インクリボン2本入

YWT03

YWT03 ¥380,000
900 （W ）×600 （D ）×760 （H ）mm
重量：285 kg※ 送料・組立て調整費別途

天びん

J1-L56004 ¥6,100
L61002用（MP7000）
ロール記録紙（10 m x 10巻）、インクリボン2本入

J1-L56006 ¥6,100
YDP20 /YDP03 /YDP01 MA用
ロール記録紙（33 m x 10巻）、インクリボン2本入

J1-L56008 ¥10,900
L61008用（iDP-3110）
ロール記録紙（33 m x 6巻）、
インクリボン2本入

J1-L56010 ¥2,600
YDP20 /YDP03用インクリボン2本入

J1-L56014 ¥6,100
YDP30 /40用 感熱ロール紙（23 m x 10巻）

69Y03285 ¥9,500
YDP30 熱転写用ロール紙、
インクリボン（各90 m）

69Y03286 ¥10,000
YDP30 熱転写用粘着テープ付ロール紙（45 m x 2巻）、インクリボン（90 m ）69Y03288 ¥8,400
YDP30 /40用 粘着テープ付 感熱ロール紙（24 m x 5巻）

J1-YDP03-BAT ¥5,700
YDP20 /YDP03用バッテリ（充電式ニッケル水素電池4本セット）

J1-L56013N ¥10,900
YDP20 /YDP03用無塵紙（40 m x 10巻）

ダストカバー

各種 ¥5 ,200～ ¥15 ,000
製品番号、価格はお問い合わせください。

44

パソコン

分配器

プリンタ
YDP20

J1-L99813B ¥78,000

YWT09

YWT09 ¥346,000900 （W ）×750 （D ）×750 （H ）mm
重量：85 kg
※ 送料・組立て調整費別途バッファ付き T型コネクタ（プリンタ、
コンピュータ同時接続用）※ 器種により接続できない場合があります。
お問い合わせください。

取説

J1 -LM1000 ¥6 ,000～

製品番号により異なるため、お問い合わせください。

J1-L56009N ¥12,200

粘着テープ付ロール紙セット（YDP20/YDP03用）
ロール記録紙（15 m x 6巻）、
インクリボン1本入ケーブル（別売）

天びん校正用分銅
分銅値

1g
1g
2g
2g
5g
5g
10 g
10 g
20 g
20 g
50 g
50 g
100 g
100 g
200 g
200 g
500 g
500 g
1 kg
1 kg
2 kg
2 kg
5 kg
5 kg
10 kg

OIML

クラス

E2
F1
E2
F1
E2
F1
E2
F1
E2
F1
E2
F1
E2
F1
E2
F1
E2
F1
E2
F1
E2
F1
E2
F1
F1

製品番号

YCW3128-00
YCW3138-00
YCW3228-00
YCW3238-00
YCW3528-00
YCW3538-00
YCW4128-00
YCW4138-00
YCW4228-00
YCW4238-00
YCW4528-00
YCW4538-00
YCW5128-00
YCW5138-00
YCW5228-00
YCW5238-00
YCW5528-00
YCW5538-00
YCW6128-00
YCW6138-00
YCW6228-00
YCW6238-00
YCW6528-00
YCW6538-00
YCW7138-00

分銅価格¥10,000¥8,400¥11,100¥8,400¥ 1 2 ,1 0 0¥9,000¥ 1 2 ,700
¥9,500¥ 1 4 ,800
¥10,000¥ 1 7, 9 0 0¥ 1 2 ,1 0 0¥19,000¥ 1 2 ,700
¥23, 70 0¥ 1 5 ,300
¥33,800¥ 2 1 ,1 0 0¥ 4 1 ,1 0 0¥29,500¥81,200¥50,600¥ 1 1 7,1 0 0¥81,200¥ 1 5 5 ,1 0 0

校正料金

JCSS
¥ 1 2 ,500
¥10,500¥ 1 2 ,500
¥10,500¥ 1 2 ,500
¥10,500¥1 5,500¥1 3 ,500¥15,500¥1 3 ,500¥15,500¥1 3 ,500¥15,500¥1 3 ,500¥15,500¥1 3 ,500¥22,500¥20,500¥22,500¥20,500¥2 7,500¥25,000¥2 7,500¥25,000¥25,000

校正料金

DAkkS
¥20,000¥ 1 1 ,000
¥20,000¥ 1 1 ,000
¥20,000¥ 1 1 ,000
¥20,000¥ 1 1 ,000
¥20,000¥ 1 1 ,000
¥20,000¥ 1 1 ,000
¥20,000¥ 1 1 ,000
¥20,000¥ 1 1 ,000
¥20,000¥ 1 1 ,000
¥20,000¥ 1 3 ,000
¥26,000¥ 1 7 ,000
¥26,000¥ 1 7,000¥ 1 7,000

校正用分銅は形状が円筒形で、F1クラスの分銅も調整孔がありません。

天びん校正用分銅ラボ用電子天びん

共通アクセサリー

2022年6月価格改定版

ケーブル

J1-L60002N ¥24,000

コンピュータ接続用ケーブル（2 m ）25ピン用

J1-L60002I ¥24,000

コンピュータ接続用ケーブル（2 m ）9ピン用

J1-L60002P ¥24,000

プリンタ接続ケーブル（2 m ）YDP20 -0 CE用（ACアダプタ6971989要）

YCC01-USBM2 ¥25,000
天びんから DOS/V
USBインターフェース接続用1 .8 m
対応 OS：Windows XP/Vista/7 /8 /106900934S ¥5,000
MSA/MSU/MSE用 ACコード

ACアダプタ
製品番号

YEPS03-15V0+
6900934SYEPS01-PS4
YEPS01-PS8
J1-6971790

適用シリーズ

CubisⅠ/ CubisⅡ/ME36S＊1シリーズ¥8,500

ME/SE/MEジーニアス/ME36S /MC/RC/B/U/BP/CP/CPAシリーズ¥7,200

EntrisⅡシリーズ＊2¥8,500

YEPS01-15V0H +LA/LP/LCシリーズ
YEPS01-PS1¥10,000

6971989¥7,500AY/AZ/GD/EC/TE/ELT/BJシリーズ/
YDP20/YDP03

J1-PY-P001 ¥30,000

各種 お問い合わせ※ イメージ写真

J1-PY-Y05J ¥2,500標準電極用電解液（3 mol/L KCL、100 mL ）100～240 V用（+10%/-10%）200 mA
LCシリーズはひょう量15 kg以下
CPA/BP/CP/LEシリーズはひょう量10 kg以下

（セミミクロ天びんを除く）

100～240 V用（+10%/-10%）200 mA

100 V用（+10%/-10%）800 mA
Bシリーズはひょう量3 kg以上
BP/CP/CPAシリーズはセミミクロ天びんのみ

100～240 V用（+10%/-10%）200 mA
LCシリーズはひょう量16 kg以上
100～240 V用（+15%/-20%）90 mA

動物ひょう量皿

製品番号

製品名

J1-L90002CUB

円錐型CubisⅠ・Ⅱ用

J1-L90001CUB
J1-L90005CUB
J1-L90001SQP
J1-L90002SQP
J1-L90001ED
J1-L90002ED

ザルトリウス天びんはすべてコンピュータと接続が可能で、さまざまなデータ処理に対応できます。ザルトリウスでは、
ラボラトリオートメーション、
ファクトリ
オートメーションなどで天びんを使用される場合のソフトウェアの開発も行っています。お気軽にご相談ください。

画面はザルトリウス社ソフトウェ
アのザルトインとザルトインタイ
マーの表示例です。

100～240 V用（+10%/-10%）1.0 A＊1 ME36S シリアル24307703以降 ＊2 ME36S シリアル24307702まで

キャリングケース

アプリケーションソフト

仕様¥ 1 7, 0 0 0

Secura/Quintix/Practum/EntrisⅠ/
AC/LC/IB/BA/PT/BP/GA/CP/LE/
CPA/EA/EB/ED/AX/
PMA7500・7501 シリーズ

pH電極

ドキュ pH、PP、PB、PT用標準電極 /ガラス製 /温度センサー付価格

価格

直方体CubisⅠ・Ⅱ用¥57,000

台はかりCubisⅠ・Ⅱ用¥98,000

直方体Secura用
円錐型Secura用

直方体EntrisⅠ・Ⅱ用
円錐型EntrisⅠ・Ⅱ用¥47,000¥57,000¥47,000¥57,000¥47,000※ 製作会社変更を理由に以前ご購入のものと多少サイズや見た目が変わる
製品もございます。

ザルトイン J1-P70004 ¥46,000（ケーブル不要の場合は ¥10 ,000引き）■ Excel 入力用ソフトウェア。接続ケーブル9ピン DOS/V 用 J1 -L60002 Ⅰ
または USBインターフェース接続用 YCC01 -USBM2付
ザルトインタイマー J1-P70008 ¥93,000（ケーブル不要の場合は ¥10 ,000引き）■ ザルトインに一定間隔で自動入力するタイマー機能を追加。
■ 間隔は 1 秒～ 180 分までの任意の時間を設定可能。
■ 接続ケーブル9ピン DOS/V 用 2 mまたは
USBインターフェース接続用1 .8 m付

SDデータロガー J1-L99894 ¥59,000■ 電子天びんのデータを、パソコンなしで SDカードに記録できます。
■ 接続ケーブル J1 -L60002 Iまたは YCC03 -D09 付属

キーインⅡ J1-L61240D-USB ¥197,000（ケーブル別売 : J1 -L60002 N ）■ 電子天びんのデータをパソコンへ容易に取り込むためのハードウエア。
■ Windows PCに USB 接続して使用します。

45

ラボ用電子天びん

シリーズ寸法図シリーズ寸法図

ハイキャパシティーミクロ天びんシリーズ

CubisⅡウルトラミクロ・ミクロ天びんシリーズ

MCA M 風防MCA F 風防MCE 表示部 / 電子部

46

ラボ用電子天びん

CubisⅡ分析/1 mg天びんシリーズ
MCA 分析 U 風防

MCA 1 mg E 風防

MCE 分析 U 風防

MCE 1 mg E 風防シリーズ寸法図47

ラボ用電子天びん

シリーズ寸法図CubisⅡ上皿天びん/台はかりシリーズ
MCA 上皿MCE 上皿MCA/MCE 台はかり

MCA

48

MCE

Secura/Quintixシリーズ

Secura/Quintix 0.01 mg モデル

ラボ用電子天びん

EntrisⅡシリーズ
BCA/BCE
0.1 mg・1 mg モデル（BCE653 除く）

0.1 mg モデル

シリーズ寸法図

水分計
MA100

1 mg モデル

BCE653 モデル

MA160/MA37

BCA/BCE 上皿モデル

49

水分計

製品／サービスメニュー

水分計
電子水分計

51

52
53
54

50

ニュースタンダード水分計 MA160
ベーシック水分計 MA37

プレミアム水分計 MA100

マイクロウェーブ式電子水分計 LMA200PM

水分計

電子水分計

2022年6月価格改定版

電子水分計

ニュースタンダード水分計 MA160
高速で再現性のある結果を簡単操作で高性能加熱素子

600ワットの高出力を備えた高性能 AURIヒータの採用により迅速かつ均一な加熱でスピーディに測定できます。
信頼性の高い性能テスト

ReproEasyパッドを使用しMA160の再現性の性能テストにより信頼性の高い結果を提供します。

多彩な終了モード

測定の終了条件を３つのモード（フルオート・セミオート・タイマー）から選択でき、
よりき

MA160

め細かな設定が可能です。

便利なプログラム支援機能プログラムの新規作成時にアシスタント機能がガイドします。
また最大100件のプログラ
ムのメモリーができ、管理者以外変更ができないよう、パスワードロックも可能です。
さらに測定結果を本体に自動保存する機能を有しており、プログラムと測定結果のメモリー

どちらも、SDカード経由でエクスポートできます。
手軽なクリーニング

BetterClean設計により簡単にクリーニング可能です。

ユーザーフレンドリーなタッチスクリーン

日本語対応とわかりやすいメニューにより簡単に操作が可能です。

仕様

製品番号

MA160-1

出荷時検査証明書（質量）¥26,000

価格

校正用分銅（外部）

サンプル重量（g）

ひょう量部測定精度（g）

適正 サンプル重量/水分測定範囲
読取限度（%）

測定モード¥422,000
YCW5128-00 ¥19,000（E2 100 g）
200

0.001

5～15 g/水分率1 %以上のサンプル
0.01

水分率（％）、残留率（％）、比率（％）、重量（g）の選択

サンプル量による測定精度

サンプル量が約1 gの場合±0.2%
サンプル量が約5 gの場合±0.05%

乾燥熱源

赤外線AURIヒータ（600 W）

温度設定

終了モード
プログラム（パラメータ設定用）
メモリ数

40～200˚C（1˚C刻み）／スタンバイ温度 40～100˚C

フルオート／セミオート（mg：1～50 mg/5～300秒）
セミオート（%： 0.1～5.0%/5～300秒）
タイマー設定（2:00～99.59分）

100

外部出入力

ミニUSB、
プリンタ自動検出（YDP30/40）、MicrosoftⓇ プログラムへの直接転送

付属品

アルミひょう量皿50枚・ピンセット

重量（kg）

6.2

データ転送

ハウジング寸法（W x D x H）
（mm）
消費電力
定格電源

消耗品およびアクセサリー
製品番号

仕様

アルミひょう量皿、80枚入り、φ90 mm

6965542

グラスファイバー製ひょう量皿（ペースト状、脂肪状サンプルの分析）、
硬質、80枚入り、φ90 mm

6906940

グラスファイバー製ひょう量皿（液状、脂肪状サンプルの分析）、
軟質、200枚入り、φ90 mm

6906941

ReproEasyパッド（水分計の再現性を確認するための性能試験用）、10 枚入り

YHP01MA

YCW5128-00 外部校正用分銅 100 g（E2 ）YDP30

69Y03285
YDP40

GLMP向け熱転写式プリンタ（消耗品別売）

YDP30熱転写用普通紙ロール・インクリボン（各90 m）

感熱式データプリンタ

YDP40用感熱ロール紙（23 m×10巻）

J1-L56014
YDP20-0CE
J1-L56006

ドットプリンタ※ 接続には専用ケーブルYCC03-D09 ¥7,000とACアダプタ6971989 ¥7,500が必要

YDP20-0CE用普通紙ロール 33m×10巻・インクリボン 2本

価格¥12,000¥8,500¥21,500¥20,000¥19,000¥132,000¥9,500¥69,000¥ 6 ,1 0 0¥110,000¥ 6 ,1 0 0

SDカード（測定プログラムのインポートおよびエクスポート）
215 x 400 x 210
Max 640 W

YDP30

YDP40

AC100 V-120 V 50/60 Hz

51

水分計

電子水分計

2022年6月価格改定版

電子水分計

ベーシック水分計 MA37
高速、高性能な簡単操作の水分計
特長ある熱源■■■丈夫で長持ち赤外線ランプやハロゲンランプと比べ汚れや振動に特に強い破損の恐れがあるガラスを用いた機器の使用を制限するFDAやHACCP のガイドラ

インに基づいて管理されている生産ラインでの使用に最適

高性能加熱素子

480ワットの出力を備えた高性能ヒータの採用により迅速かつ均一な加熱でスピーディに測定できます。

多彩な終了モード

MA37

測定の終了条件を３つのモード（フルオート・セミオート・タイマー）から選択でき、よりきめ細かな設定が可能です。
手軽なクリーニング

BetterClean設計により簡単にクリーニング可能です。

測定状況の表示現在の装置の状況（測定中、測定終了など）をステータスランプで示します。

ユーザーフレンドリーなタッチスクリーン

日本語対応とわかりやすいメニューにより簡単に操作が可能です。

サンプルによる器種セレクションガイド

測定サンプル例
食品（小麦粉など）
砂糖
茶
牛乳
各種薬品
トナー
セラミックス
樹脂
汚泥
紙製品

MA100

◎
◎
◎
×
◎
◎
◎
◎
◎
◎

―

※ ◎最適、◯適、数字は標準測定時間/分

仕様

製品番号
価格
出荷時検査証明書（質量）
校正用分銅（外部）
サンプル重量（g）
ひょう量部測定精度（g）
適正 サンプル重量/水分測定範囲
読取限度（%）
測定モード
サンプル量による測定精度
温度設定
乾燥熱源

終了モード

プログラム（パラメータ設定用）メモリ数
外部出入力

ハウジング寸法（W x D x H）
（mm）
重量（kg）
消費電力
定格電源

52

MA37-1¥295,000¥26,000
YCW4528-00 ¥17,900（E2 50 g）
70
0.001
5～15 g/水分率1 %以上のサンプル
0.01

水分率（％）、残留率（％）、比率（％）、重量（g）の選択
サンプル量が約1 gの場合±0.2%
サンプル量が約5 gの場合±0.05%
40～200˚C（1˚C刻み）／スタンバイ温度 40～100˚C
暗照射赤外線金属管状ヒータ >480W
フルオート／セミオート（mg：1～50 mg/5～300秒）
セミオート（%：0.1～5.0%/5～300秒）
タイマー設定（2:00～99.59分）

1

ミニUSB、
プリンタ自動検出（YDP30/40）、MicrosoftⓇプログラムへの直接転送

215 x 400 x 210
6.2
Max 640 W
AC100V-120 V 50/60 Hz

MA160

5
10
3
7
10
15
2
15
3

◎
◯
◎
×
◎
◯
◎
◯
◎
◎

MA37

5
15
3

―

10
10
15
5
15
3

◎
◯
◎
×
◯
◯
◯
◯
◯
◯

LMA200

5
18
4

―

12
18
20
10
30
5

◯
◯
◯
◎
◎
◯
◯
◯
◎
◯

1
1
1
1.5
1
1
1
1
2
1

消耗品およびアクセサリー
製品番号696554269069406906941
YHP01MA
YST01MA
YCW4528-00
YDP30
69Y03285
YDP40
J1-L56014
YDP20-0CE
J1-L56006

仕様

アルミひょう量皿、80枚入り、φ90 mm

価格

グラスファイバー製ひょう量皿（ペースト状、脂肪状サンプルの分析）、
硬質、80枚入り、φ90 mm
グラスファイバー製ひょう量皿（液状、脂肪状サンプルの分析）、
軟質、200枚入り、φ90 mm¥12,000¥8,500¥21,500

ReproEasyパッド（水分計の再現性を確認するための性能試験用）、10枚入り¥20,000

外部校正用分銅 50 g（E2）¥17,900

サンプルトング

GLMP向け熱転写式プリンタ（消耗品別売）

YDP30熱転写用普通紙ロール・インクリボン（各90 m）

感熱式データプリンタ

YDP40用感熱ロール紙（23 m×10巻）

ドットプリンタ※ 接続には専用ケーブルYCC03-D09 ¥7,000とACアダプタ6971989 ¥7,500が必要

YDP20-0CE用普通紙ロール 33m×10巻・インクリボン 2本¥7,900¥132,000¥9,500¥69,000¥ 6 ,1 0 0¥110,000¥ 6 ,1 0 0

水分計

電子水分計

2022年6月価格改定版

電子水分計

プレミアム水分計 MA100
熱源はセラミックヒータ・ハロゲンランプから選択（ご発注時）

温度 ℃

200

MA100 は、熱が中まで浸透しやすいセラミッ

160

ゲンランプの2種類から選択できます。
サンプル

100

クヒータまたは温度上昇がスピーディなハロの特性に合わせてお選びいただけます。
高精度な分解精度

MA100は天びんの精度0.1 mgの分析天びん

セラミックヒータ

180

ハロゲンランプ

140
120

80
60
40
20
0

セラミックヒータとハロゲンランプとの温度上昇比較

時間を使用しているため、少ないサンプル量でも高MA100い精度を求めることができます。

また、読取限度は天びん式の水分計としては世界初の 0.001% 読取のため、樹脂など低水分のサンプルに最適です。

リアルな温度表示と豊富なデータメモリー

セラミックヒータの温度分布

ハロゲンランプの
温度分布

MA100 は、表示画面に現在の温度を表示します。
また、MA100は測定結果を9999サンプ■ ワンタッチでスムーズな自動開閉ドア■ サンプル重量のバラつきを防ぐ目標重量設定

ルまでメモリー可能で、統計計算ができます。

■ 手間を省きより簡単操作を可能にする自動開始モード■ ひょう量皿周辺パーツの取り外しが簡単で、容易に清掃可能※オプションの内蔵プリンタ（YDP01MA）は製造中止となりました。外付けプリンタ YDP20-0CE をご利用く
ださい。

仕様

製品番号

価格

出荷時検査証明書（質量）
校正用分銅価格

MA100C-000115V1（セラミックヒータ）/
MA100H-000115V1（ハロゲンランプ）¥797,000¥31,000

内蔵（外部分銅価格 ¥17,900 E2 50 g）

サンプル重量（g）

100

サンプル量による測定精度

サンプル重量が約1 gの場合±0.1% サンプル重量が約5 gの場合±0.02%

ひょう量部測定精度（g）
読取限度（%）

校正用分銅内蔵

0.0001

測定モード

水分率（％）、残留率（％）、比率（％）、重量（g）を選択

フルオートモード・セミオート・タイマーモード asap

GLP対応印字機能○

乾燥熱源

J1-L56006

グラスファイバー製ひょう量皿（液状、脂肪状サンプルの分析）、
軟質、200枚入り、φ90 mm

ドットプリンタ

YDP20-0CE用普通紙ロール 33m×10巻・インクリボン 2本¥21,500¥110,000¥ 6 ,1 0 0

RS232C接続端子

重量 kg

8

定格電源

YDP20-0CE

グラスファイバー製ひょう量皿（ペースト状、脂肪状サンプルの分析）、¥8,500
硬質、80枚入り、φ90 mm

セラミックヒータまたはハロゲンランプ

アルミひょう量皿50枚・ピンセット

消費電力6906941価格¥12,000

パラメータ設定用メモリー 30個

付属品

本体寸法（W x D x H）mm

6906940仕様

アルミひょう量皿、80枚入り、φ90 mm

1˚C刻み

操作モード

外部入・出力6965542内蔵30˚C～180˚C ＊

プログラム

製品番号

0.001

加熱温度範囲乾燥温度設定消耗品およびアクセサリー

350 x 453 x 156
Max 700 VA

AC115 V（-15%～+10%）50/60 Hz＊ 2012 年製造以降のモデルから設定可能温度の上限が 200℃（モードにより 230℃）から 180℃に変更されています。ご注意ください。

53

水分計

電子水分計

2022年6月価格改定版

電子水分計

マイクロウェーブ式電子水分計 LMA200PM
斬新さ、速さ、正確さにさらに磨きをかけたユニークなモデル
特長
■
■
■
■

水分量の多いサンプルを迅速に測定（出力 Max. 1 ,000 Wのマイクロウェーブ）
信頼性の高い水分率の測定が可能（ひょう量部は0.1 mg読取）
ペースト状、液状サンプルの測定も簡単

糖分、脂肪分を含むサンプルの測定が可能

LMA200PM

LMA200PMの内部構造図

ひょう量部に分析天びんなどで定評のあるモノリスィックシステム搭載

視認性に優れたカラーディスプレイ

仕様

製品番号

LMA200PM-000US

価格¥3,162,000

出荷時検査証明書（質量）¥31,000

サンプルチャンバの形状

円筒形

平均測定時間70秒

マイクロウェーブ出力Max.1,000 W

サンプル重量（g）

70

ひょう量部測定精度（mg）

0.1

読取限度（%）

0.001

プリンタ

内蔵

データメモリー320

水分/固形分レンジ

8～100%

終点

磁場センサと湿度センサの併用

重量（kg）

21.8

オートゼロ機構

アクセサリー

製品番号

J1-L56011
YAT01MA
901998.1
J1-LMMA1000＊ マイクロウェーブ式電子水分計用

54

清掃のしやすい測定室内部

有製品名

プリンタ用ロール紙（5巻入）
スポイト（500ヶ入）グラスファイバひょう量皿（200枚入）＊

グラスファイバひょう量皿（1,000枚入）＊

価格¥6,100¥7,400¥6,500¥25,300

マスコンパレータ・標準分銅

製品／サービスメニュー

マスコンパレータ・標準分銅5657

マスコンパレータ

ザルトリウス OIML標準分銅

55

マスコンパレータ・標準分銅 マスコンパレータ

マスコンパレータ

2022年6月価格改定版
ひょう量：2.1 g～3,010 kg
読取限度：0.1 µg～10 g

分銅校正用電子天びんと電子式質量比較器（マスコンパレータ）■■■

標準分銅の基準器検査用

実用基準分銅の器差調整用

特定計量器（分銅・おもり）の検査と定期検査用

MCM66

MCM1004

質量比較器適用範囲推奨一覧（OIML/R111対応）

MCM60K3

仕様

製品番号

CCL1007

MCA2.7S2S01-M

MCM6.7

MCM36

MCM605ひょう量

0.1 µg0.1 µg

1 µg

1 µg

1 µg

1 µg

0.01 mg

0.01 mg

1,031 g

2.1 g

6.1 g

6.1 g

31 g

61 g

111 g

220 g

610 g

MCM1005

MCM1004

MCM2004

MCM10K4.1

MCM5004

MCM5003

MCM10K3

MCM40K3

価格

別途見積

別途見積

別途見積

別途見積

別途見積

MCA5203S2S01-A

ひょう量

0.1 mg

1 mg

1 mg

1 mg

1 mg

1,110 g1,110 g2,500 g10,050 g

5,100 g5,200 g5,100 g11,000 g

41,000 g

MCM60K3+
YWP03C

MCM60K2

CCI100K2

CCI300K

CCS600K

CCT1000K

CCT2000K

CCS1000K

CCS3000K

製品番号
読取限度

製品番号

0.01 mg

0.1 mg

0.1 mg

ひょう量0.05 g

1g

1g

1g

1g

5g

10 g

64,000 g

64,000 g

151 kg303 kg605 kg1,200 kg2,010 kg

1,510 kg3,010 kg

YSZ02C（2 g～50 kg用 E1、E2 対応）
YSZ01C（2 g～50 kg用 E2、F1、F2、M1、M2 対応）

56

別途見積

別途見積

別途見積

10 mg

サスペクトメータ（OIML R111準拠の磁化率測定）

別途見積

別途見積

別途見積

アクセサリー

別途見積

別途見積

別途見積

別途見積

2 mg

別途見積

¥1,207,000¥1,265,000

価格

読取限度

別途見積

0.1 mg

別途見積

MCA225S2S01-A

0.1 µg¥2,393,000

別途見積

MCM106

別途見積¥3,207,000

別途見積

MCM66

価格

読取限度

別途見積

MCA6.6S2S01-M

別途見積マスコンパレータ・標準分銅

ザルトリウスOIML標準分銅

ザルトリウスOIML標準分銅

2022年6月価格改定版

ザルトリウス分銅は形状、材質、磁化率、研磨など、すべてOIML（国際法定計量機関）国際勧告R111にしたがっています｡
DAkkS校正料金は、分銅を購入時校正をご依頼いただいた場合の料金です。

単品/標準分銅分銅値

OIMLクラス 製品番号

分銅価格

校正料金JCSS＊1¥22,000¥12,500¥10,500

校正料金DAkkS

＊2

1 mg

E1
E2
F1

YCW0111-00
YCW0121-00
YCW0131-00¥27,400¥9,500¥5,800¥68,000¥18,000¥11,000

2 mg

E1
E2
F1

YCW0211-00
YCW0221-00
YCW0231-00¥27,400¥9,500¥5,800¥22,000¥12,500¥10,500¥68,000¥18,000¥11,000

5 mg

E1
E2
F1

YCW0511-00
YCW0521-00
YCW0531-00¥27,400¥9,500¥5,800¥22,000¥12,500¥10,500¥68,000¥18,000¥11,000

10 mg

E1
E2
F1

YCW1111-00
YCW1121-00
YCW1131-00¥27,400¥9,500¥5,800¥22,000¥12,500¥10,500¥68,000¥18,000¥11,000

20 mg

E1
E2
F1

YCW1211-00
YCW1221-00
YCW1231-00¥27,400¥9,500¥5,800¥22,000¥12,500¥10,500¥68,000¥18,000¥11,000

50 mg

E1
E2
F1

YCW1511-00
YCW1521-00
YCW1531-00¥27,400¥9,500¥5,800¥22,000¥12,500¥10,500¥68,000¥18,000¥11,000

100 mgE1
E2
F1

YCW2111-00
YCW2121-00
YCW2131-00¥27,400¥9,500¥5,800¥22,000¥12,500¥10,500¥68,000¥18,000¥11,000

200 mgE1
E2
F1

YCW2211-00
YCW2221-00
YCW2231-00¥27,400¥9,500¥5,800¥22,000¥12,500¥10,500¥68,000¥18,000¥11,000

500 mgE1
E2
F1

YCW2511-00
YCW2521-00
YCW2531-00¥27,400¥9,500¥5,800¥22,000¥12,500¥10,500¥68,000¥18,000¥11,000

1g

E1
E2
F1

YCW311-00
YCW312-00
YCW313-00¥53,800¥15,800¥9,500¥22,000¥12,500¥10,500¥76,000¥20,000¥11,000

2g

E1
E2
F1

YCW321-00
YCW322-00
YCW323-00¥53,800¥16,400¥9,500¥22,000¥12,500¥10,500¥76,000¥20,000¥11,000

5g

E1
E2
F1

YCW351-00
YCW352-00
YCW353-00¥62,200¥16,400¥10,600¥22,000¥12,500¥10,500¥76,000¥20,000¥11,000

10 g

E1
E2
F1

YCW411-00
YCW412-00
YCW413-00¥66,500¥17,900¥10,600¥28,000¥15,500¥13,500¥76,000¥20,000¥11,000

20 g

E1
E2
F1

YCW421-00
YCW422-00
YCW423-00¥71,700¥19,000¥12,700¥28,000¥15,500¥13,500¥76,000¥20,000¥11,000

50 g

E1
E2
F1

YCW451-00
YCW452-00
YCW453-00¥84,400¥23,200¥16,900¥28,000¥15,500¥13,500¥76,000¥20,000¥11,000

100 g

E1
E2
F1

YCW511-00
YCW512-00
YCW513-00¥113,900¥27,400¥19,500¥28,000¥15,500¥13,500¥76,000¥20,000¥11,000

200 g

E1
E2
F1

YCW521-00
YCW522-00
YCW523-00¥129,800¥32,700¥24,300¥28,000¥15,500¥13,500¥76,000¥20,000¥11,000

500 g

E1
E2
F1

YCW551-00
YCW552-00
YCW553-00¥194,100¥45,900¥35,900¥42,000¥22,500¥20,500¥76,000¥20,000¥11,000

1 kg

E2
F1
F2

YCW612-00
YCW613-00
YCW614-00¥69,600¥47,500¥45,400¥22,500¥20,500¥16,000¥20,000¥13,000¥11,000

2 kg

E2
F1
F2

YCW622-00
YCW623-00
YCW624-00¥95,000¥65,400¥63,300¥27,500¥25,000¥20,000¥26,000¥17,000¥14,000

5 kg

E2
F1
F2

YCW652-00
YCW653-00
YCW654-00¥158,300¥110,800¥97,100¥27,500¥25,000¥20,000¥26,000¥17,000¥14,000

10 kg

E2
F1
F2

YCW712-00
YCW713-00
YCW714-00¥249,000¥187,800¥182,500¥27,500¥25,000¥20,000¥26,000¥17,000¥14,000

20 kg

E2
F1
F2

YCW722-00
YCW723-00
YCW724-00¥404,100¥346,000¥337,600¥37,500¥35,000¥28,000¥46,000¥28,000¥28,000

セット/標準分銅（1、2、2、5 系列）

校正料金

分銅値
Min～Max

個数
OIML
製品番号
合計（g） クラス

1 mg～100 g

21211.11 g

E1
E2
F1

YCS011-511-00
YCS011-512-00
YCS01-513-00

1 mg～200 g

23611.11 g

E1
E2
F1

YCS011-521-00 ¥1,063,400 ¥548,000 ¥714,000
YCS011-522-00 ¥323,900 ¥308,500 ¥202,000
YCS01-523-00¥209,900 ¥262,500 ¥165,000

1 mg～1 kg

25
2,111.11 g

E1
E2
F1

YCS011-611-00 ¥1,462,200 ¥632,000 ¥798,000
YCS011-612-00 ¥490,600 ¥353,500 ¥225,000
YCS01-613-00¥288,000 ¥303,500 ¥176,000

1 g～1 kg

13
2,110 g

E1
E2
F1
F2

YCS31-611-00
YCS31-612-00
YCS31-613-00
YCS31-614-00

1 g～5 kg

16
11,110 g

E1
E2
F1
F2

YCS31-651-00 ¥2,747,200 ¥524,000 ¥672,000
YCS31-652-00¥822,900 ¥286,000 ¥184,000
YCS31-653-00¥506,400 ¥252,500 ¥124,000
YCS31-654-00¥418,800 ¥183,000 ¥124,000

1 g～10 kg

17
21,110 g

E1
E2
F1
F2

YCS31-711-00
YCS31-712-00
YCS31-713-00
YCS31-714-00

分銅価格

JCSS＊1

校正料金

DAkkS＊2¥930,500 ¥492,000 ¥651,000¥313,300 ¥277,500 ¥184,000¥170,900 ¥235,500 ¥156,000¥1,373,600¥390,400¥243,700¥230,000¥3,544,800¥1,002,300¥675,200¥585,500¥368,000¥203,500¥17 7,500¥123,000¥576,000¥313,500¥277,500¥203,000¥504,000¥139,000¥101,000¥101,000¥840,000¥227,000¥147,000¥147,000※ 1 mg～500 mg分銅の形状は線状です。

：経済産業大臣が認定した事業者の発行する＊1 JCSS（Japan Calibration Service System）
計量器の校正証明書のロゴマークです。
＊2 DAkkS（Deutsche Akkreditierungsstelle）：PTB（ドイツ物理工学研究所）より認証されている分銅の校正機関です。

アクセサリー

ピンセット（シリコンコートチップ）

YAW31（1 mg～5 g用）115 mm
YAW32（1 g～200 g用）160 mm
YAW33（1 g～1 kg用）230 mm¥5,900¥9,700¥ 1 5 ,1 00

YAW35（1 mg～5 g用）105 mm
YAW36（1 mg～5 g用）1 55 mm
YAW37（1 g～200 g用）185 mm
YAW38（1 g～1 kg用）200 mm¥13,300¥16,700¥19,000¥22,200

ピンセット（カーボンチップ）

セット分銅イメージ写真

フォーク

YAW41（500 g用）
YAW42（1 kg用）
YAW43（2 kg用）

ハンドル

YAW50（5 kg用）
YAW51（10 kg用）
YAW52（20 kg用）

¥35,900¥40,100¥40,100¥54,900¥67,500¥79,100

プラスチック製スクリュー式分銅ケース（標準分銅用）

YAW01GL（1 mg～100 mg用)
¥2,500YAW05GL（200 mg～500 mg用) ¥2,500
YAW20GL（1 g～20 g用)¥2,500YAW50GL（50 g用)¥3,500YAW100GL（100 g用)¥3,500YAW200GL（200 g用)¥3,500YAW500GL（500 g用)¥4,500YAW1000GL（1 kg用)
¥4,500YAW2000GL（2 kg用)
¥6,500YAW5000GL（5 kg用)
¥11,000
YAW10000GL（10 kg用)
¥14,000

プラスチック製セット分銅用ケース（標準分銅用）

YAW51CR（1 mg～5 gセット分銅用） ¥16,000

57

58

ラボ用純水・超純水製造システム

製品／サービスメニュー

ラボ用純水・超純水製造システムラボウォーター アリウムシリーズ
60 システムセレクションガイド
62 システム構成

64 アリウム Advance RO

65 アリウム Advance EDI
66 アリウム Pro

68 アリウム Comfort Ⅰ
69 アリウム Comfort Ⅱ
70 アリウム Mini

72

76
77
77
78

消耗品交換時期および年間費用の目安
機種別消耗品

アクセサリー一覧
消耗品一覧

写真で分かるアリウム製品

59

ラボ用純水・超純水製造システム ラボウォーター アリウムシリーズ

システムセレクションガイド

ラボウォーターアリウムシリーズは、さまざまなフィールドのラボ環境に対応します。
純水（RO水）純水（DI水）

超純水

iJust

アリウム Advance RO
精製量■

A2グレード純水：8 L/h（H2O-RO-1）
16 L/h（H2O-RO-2）
24 L/h（H2O-RO-3）

用途

■
■
■

超純水製造システムへの供給
器具の洗浄

加湿器、オートクレーブ、器具洗浄装置など
各種ラボ装置への供給

精製方法

A2グレード純水（RO水）

iJust

アリウム Advance EDI
精製量

A3グレード純水：5 L/h（H2O-EDI-1）
10 L/h（H2O-EDI-2）

■

用途
■
■

■
■

微生物用培地/試薬

組織学■

加湿器、オートクレーブ、器具洗浄装置■■■

紫外線照射不要＆サニテーションフリー

タンクメンテナンス不要・簡単なバッグ交換

CO2 汚染の少ないエアベントフィルター搭載バッグ

バッグ価格がリーズナブル

60

A4グレード超純水：最大2 L/min

用途
■
■
■
■

各種分析の前処理
一般化学分析
環境分析
組織培養

■

■

■

微量分析

微量有機物分析

動物細胞培養

精製方法

精製方法

A3グレード 純水（DI水）

プレトリートメント
カートリッジ

医薬業界でも使用されているシングルユースバッグを採用
■

精製量

■

など各種ラボ装置への供給

ザルトリウスだけが提供する、優れたバッグタンクシステム
メンテナンスが容易でコストの大幅削減を実現

化学分析

緩衝液

＋
ROモジュール■

ELISA（酵素結合免疫吸着法）
RIA（放射免疫測定）＋
プレトリートメント
カートリッジアリウム Pro

A4グレード 超純水＋ROモジュール＋
EDIモジュール

UVランプ（オプション）

＋
イオン交換

＋

ウルトラフィルター メンブレン（オプション）フィルター

ラボ用純水・超純水製造システム ラボウォーター アリウムシリーズ

純水（RO水）・超純水

純水（DI水）・超純水

・超純水
純水（RO水）

iJust

iJust

アリウム ComfortⅡ

アリウム ComfortⅠ
精製量■■

A4グレード超純水：最大2 L/min
A2グレード純水 ：8 L/h（H2O-Ⅰ-1）
16 L/h（H2O-Ⅰ-2）

用途
■
■
■
■

HPLC

GC-MS、AAS、ICP-MS■

イオン交換クロマトグラフィー

TOC 分析

■吸光光度法分析■

緩衝液

オートクレーブ、ガラス器具洗浄装置など各種ラボ装置への供給

精製量

A4グレード超純水：最大2 L/min■ A3グレード純水：5 L/h（H2O-Ⅱ-1）
10 L/h（H2O-Ⅱ-2）
■

用途
■
■
■
■
■

HPLC

■

GC-MS、AAS、ICP-MS

イオン交換クロマトグラフィー

TOC 分析

A2グレード 純水（RO水）

微生物用培地/試薬調製/緩衝液

オートクレーブ、ガラス器具洗浄装置＋＋

A4グレード 超純水

UVランプ（オプション）プレトリートメント
カートリッジ＋
イオン交換

A4グレード超純水：最大1 L/min
A2グレード純水 ：8 L/h（Mini Plusのみ）

用途■■

微生物用培地／試薬調製／緩衝液
組織学＊■ ELISA■ AAS■ 固相抽出IC／LC-MS／GC-MS／HPLC＊＊ UVモデルのみ

A2グレード純水（RO水：Mini Plusのみ）＋

ROモジュール

＋
メンブレン
フィルター

UVランプ
（オプション）

ザルトリウス独自の新EDI搭載

EDI技術でラボに最適なA3グレード純水を供給
Comfort Ⅱ
Advance EDI

■

精製方法

EDIモジュール

A4グレード 超純水＋■など各種ラボ装置への供給

A3グレード 純水（DI水）

ROモジュール

精製量

■

精製方法

精製方法

プレトリートメント
カートリッジアリウム Mini

EDIシステムを採用

EDI（Electric Deionization：電気再生式イオン交換）システムは、イA4グレード超純水＋
イオン交換

プレトリートメント
カートリッジ＊

＋
メンブレン
フィルター

UVランプ
（UVモデルのみ）

＋
高性能
イオン交換

＊ 活性炭・特殊触媒・RO

メンブレン
フィルター

精製水を最適化する

iJust 搭載iJust
機能

iJustは、供給水の水質によって濃縮オン交換膜・イオン交換樹脂・電極で構成され、通水しながら電流を流

水の排水バルブを制御し、精製水のイオンの除去に優れ、イオン交換樹脂の再生が不要です。

適化します。

すことでイオン除去を強制的および効果的に行うことができます。無機

水質を保ちつつ供給水の使用量を最61

ラボ用純水・超純水製造システム ラボウォーター アリウムシリーズ

システム構成使いやすさを追求したアリウムシリーズは、操作とメンテナンスを簡単に行うことができます。

3

7

2
1

6

4
5

8

1 表示部

2 採水コントロール

使いやすいタッチ機能付ディスプレイ

タッチキーで必要な情報へすぐにワンタッチ採水

アクセスすることができ、簡単にワンタッチ採水

操作できます。バックライトの色に表示されます。日本語による表示■

Advance RO■

Advance EDI

■

Pro

■

■

Comfort Ⅰ

Comfort Ⅱ

手元において使いやすい新製品「Smart Station」

卓上スタンド型／壁掛け型 リモートディスペンサ（オプション）

■
■

62

Advance RO
Comfort Ⅰ■■

Advance EDI

Comfort Ⅱ■

Pro

た、時間による採水、容量設定■も可能です。PINコードを入力す与えることができます。

て採 水 流 量 を調 整します。まによる採水も可能です。

より警告とシステムメッセージがることにより管理者だけに権限を

手動採水は、スライダーによっ■

スライド調整Pro■

Comfort Ⅰ

Comfort Ⅱ

ラボ用純水・超純水製造システム ラボウォーター アリウムシリーズ

3 水質表示4 大容量カートリッジ

リアルタイムモニタリングを実現

精製水の電気伝導率・比抵抗値

長期間に優れた水質

ダウンフローの大容量カートリッジを採用すを高精度セルにより測定し、リアることによってロングライフを実現しました。

水の水質もモニタリング可能です。

の交換作業はユーザーでも簡単にできます。

ルタイムに表示します。また、供給■

Advance RO■

Advance EDI

■

Pro

■

■

超純水を経済的に供給します。カートリッジ
■

Pro

■

Comfort Ⅰ■

Comfort Ⅱ

Comfort Ⅰ

Comfort Ⅱ

TOCモニター内蔵タイプ（-TOC）

UVランプ搭載の超純水製造装置に全有機炭素（TOC）のレベルを

15:32 23.06.09
0.055 µS/cm c
1.0 ppb TOC

Menu

測 定するた めのTOCモニターを内蔵することができます。

TOC値 は 設 定 時 間ごとに測 定・Care

更新されます。

■
■

Pro

■

Comfort Ⅰ

Comfort Ⅱ※ TOCモニター は 12ヶ月 ～ 24ヶ月 に1 度 校 正 が必要です。費用はお問い合わせください。

5 ウルトラフィルターモジュール

エンドトキシンやRNase/DNaseをカット

分画分子量 5,000（5 kDa）の限外ろ過膜

6 ファイナルフィルター

ダブルフィルターで最終精製と安全な精製水採水

採水口のフィルターは溶出の少ないポリエー

テルスルホン素材の0.45 µ ｍ・0.2 µmのダを採用しています。エンドトキシンを除去し、RNase/DNaseフリー超純水を提供します。

ブルフィルターを採用しています。
■

Advance RO＊＊ Pro UF/VFのみ

■

Pro

■

＊

Pro

7 二波長UVランプ■■

Advance EDI＊

Comfort Ⅰ■

Comfort Ⅱ＊ Advance RO/EDIはオプションの純水リモートディスペンサ
に取付可能です。

8 メンテナンススペース

微生物汚染を防止、有機物を低減

メンテナンスしやすい設計の増殖を防止すると同時に、有機物を酸化分解します。

などの消耗品に簡単にアクセスできます。電子基盤は隔離された

二波長UVランプ（185/254 nm）を使用することによって微生物

■

＊

Pro

■

Comfort Ⅰ＊ Pro UV/VFのみ■

Comfort Ⅱ

本体は前面開閉で、カートリッジ、UVランプ、RO/UFモジュール

本体上部にあり、万が一の水漏れによる不具合は心配いりません。

■■

Advance RO
Comfort Ⅰ■■

Advance EDI
Comfort Ⅱ

■

Pro

63

ラボ用純水・超純水製造システム ラボウォーター アリウムシリーズ

2022年6月価格改定版

アリウム Advance RO

iJust

iJust 機能付き逆浸透（RO）純水製造システム

最高品質のJIS K0557 A2グレード純水（RO水）を製造するシステ

導電率測定
（RO水）

ムです。革 新 的 なiJust技 術 で 水の 精 製 量 を自 動 制 御し、水 資 源を効率的に使用する環境にやさしROモジュール #3

ROモジュール #2
供給水

ポンプ

い装置です。RO膜の自動逆洗おアリウム Advance RO

ROモジュール #1

導電率測定
（供給水）

プレトリートメント
カートリッジ

ドレン

よび安定した純水の供給（8・16・

24 L/h）をするアリウム Advance
ROは、一般的なラボ用途に最適なシステムです。

バッグタンクアリウム Advance RO（H2O-RO-1/2/3）＋バッグタンク フローチャート

フレキシブルなシステム構成

省スペース設計で卓上、壁取付け、または設備内のユニットとして設置可能です。

仕様

粒子ろ過、球状活性炭による吸着、触媒反応、逆浸透、採水口での無菌ろ過（オプション）

精製処理方式寸法（W x D x H）

350 x 451 x 501 mm

空重量

22 kg

100～240 VAC（100 V 3Pコンセント）
50/60 Hz、130 VA（最大）電源

保管温度範囲オプション

H2O-RO-1

H2O-RO-2

H2O-RO-3

精製量＊1

8 L/h

16 L/h

24 L/h

微生物含有率＊4< 0.001 CFU/mL

イオン除去率

リモートディスペンサ、架台など

最大3 L/min< 20 µS/cm

微粒子含有率＊4

5～45℃、相対湿度 80%まで

A2 グレード純水（RO水）

電気伝導率＊3
比抵抗値＊32～35℃、相対湿度 80%まで

動作温度範囲

製品番号

グレード

採水流量＊2

15 kg

動作時重量

精製水水質

溶存有機物除去率（MW >300 Da）

粒子・微生物除去率> 0.05 MΩ・cm< 1/mL

～98%

> 99%
> 99%

※ 供給水要件については下表をご参照ください。

＊ 1 供給水水圧、温度および ROモジュールの状態による。
＊2 タンク構造、静水圧、接続アクセサリー、ファイナルフィルターの構成による。
＊3 供給水水質および温度による。
＊4 Sterile Plus ファイナルフィルター使用時。

アリウム Advance RO ご注文案内
製品番号

H2O-RO-1-T

製品名

H2O-RO-1-B
H2O-RO-2-T
H2O-RO-2-B
H2O-RO-3-T
H2O-RO-3-B

アリウム

構成・内容

RO モジュール 1 本（8 L/h）卓上型

RO モジュール 1 本（8 L/h）壁取付型
RO モジュール 2 本（16 L/h）卓上型

Advance RO RO モジュール 2 本（16 L/h）壁取付型
RO モジュール 3 本（24 L/h）卓上型

RO モジュール 3 本（24 L/h）壁取付型

希望小売価格¥870,000¥870,000¥974,000¥974,000¥1,155,000¥1,155,000※ 製品構成：アリウム Advance RO 本体、RO モジュール、接続キット、壁取付ブラケット（B システ
ムのみ）、リークセンサー※ 初期消耗品やアクセサリーとセットになったシステム一式の価格をご提案させていただきます。
詳しくはお問い合わせください。

64

供給水要件【Advance RO、Comfort Ⅰ共通】

水圧

0.05～0.6 MPa（推奨≧0.2 MPa）

電気伝導率

< 1,500 µS/cm（@25℃）

水温

TOC値

総硬度（CaCO3濃度）
残留塩素

総鉄含量

目詰まり指数（SDI）
濁度

pH値

2～30℃

< 2,000 ppb

360 ppm まで< 4 ppm< 0.1 ppm
<5
< 1 NTU
4～10※ 米国、欧州連合や日本の飲料水規制に準じた飲料用水。

ラボ用純水・超純水製造システム ラボウォーター アリウムシリーズ

2022年6月価格改定版

アリウム Advance EDI

iJust

信頼性を極めた純水製造システム

高品質のJIS K0557 A3グレード

純水（DI水）を製造するシステムで

EDIモジュール
導電率測定
（RO水）

す。革新的なiJust技術により供給

導電率測定
（供給水）

水の消費を自動的に最適化して環境資源を効率よく利用します。最大

ソフトナー
カートリッジ

供給水

ドレン

ポンプ
プレトリートメント
カートリッジ

技術、ROモジュールの自動逆洗、安 定した流 量 制 御 などの優 れた機 能を備えたアリウム Advance

EDIはラボウォーターシステムとして最適です。

導電率測定（純水）

ROモジュール #2

10 L/hの豊富な水量と最新のEDI
アリウム Advance EDI

ROモジュール #1

バッグタンクアリウム Advance EDI（H2O-EDI-1/2）＋バッグタンク フローチャート

最高品質の純水

プレトリートメントカートリッジ・ROモジュール・最新EDIモジュールにより水の精製を行います。アリウム Advance EDIは安定した高品質の純水を提供します。

仕様

粒子ろ過、球状活性炭による吸着、触媒反応、逆浸透、軟化処理、電気再生式イオン交換、採水口での無菌ろ過（オプション）

精製処理方式寸法（W x D x H）

350 x 451 x 501 mm

空重量100～240 VAC（100 V 3Pコンセント）
50/60 Hz、130 VA（最大）

保管温度範囲オプション

H2O-EDI-2

精製量＊1

5 L/h

10 L/h比抵抗値＊3

微生物含有率＊4

2～35℃、相対湿度 80%まで

動作温度範囲H2O-EDI-1

電気伝導率＊3

26 kg

電源

製品番号

グレード

採水流量＊2

19 kg

動作時重量

精製水水質

5～45℃、相対湿度 80%まで

最大3 L/min

0.2-0.07 µS/cm（25℃）
5-15 MΩ・cm（25℃）< 0.001 CFU/mL

TOC 除去率＊5約95%

粒子・微生物除去率> 99%

微粒子含有率＊4

リモートディスペンサ、架台など

A3 グレード純水（DI水）< 1/mL※ 供給水要件については、下表をご参照ください。

＊ 1 供給水水圧、温度および RO モジュールの状態による。
＊2 タンク構造、静水圧、接続アクセサリー、ファイナルフィルターの構成による。
＊3 供給水水質（CO2 ≦40 ppm）および温度による。
＊4 Sterile Plus ファイナルフィルター使用時。
＊5 供給水に含まれる有機物の種類による。

アリウム Advance EDI ご注文案内
製品番号

製品名

H2O-EDI-1-B

アリウム

H2O-EDI-1-T
H2O-EDI-2-T
H2O-EDI-2-B

構成・内容

RO モジュール 1本（5 L/h）卓上型

RO モジュール 1本（5 L/h）壁取付型

Advance EDI RO モジュール 2本（10 L/h）卓上型

RO モジュール 2本（10 L/h）壁取付型

希望小売価格¥788,000¥788,000¥938,000¥938,000※ 製品構成：アリウム Advance EDI 本体、RO モジュール、接続キット、壁取付ブラケット（B シス
テムのみ）、リークセンサー※ 初期消耗品やアクセサリーとセットになったシステム一式の価格をご提案させていただきます。
詳しくはお問い合わせください。

供給水要件【Advance EDI、Comfort Ⅱ共通】
水圧

0.2～0.6 MPa

電気伝導率< 1,500 µS/cm（@25℃）

水温

TOC値

総硬度（CaCO3 濃度）
残留塩素

総鉄含量

マンガン

アルミニウム

溶液中のCO2

目詰まり指数（SDI）
濁度

pH値

2～30℃

< 2,000 ppb

360 ppm まで< 4 ppm< 0.1 ppm
< 0.05 ppm< 0.05 ppm≦ 40 ppm<5< 1 NTU
4～10※ 米国、欧州連合や日本の飲料水規制に準じた飲料用水。
※ 供給水水圧が 0.2 MPa 以下の場合は、加圧ポンプが必要になることがあります。

65

ラボ用純水・超純水製造システム ラボウォーター アリウムシリーズ

アリウム Pro
各種分析など幅広い用途に対応できるフレキシブルな超純水製造システム

アリウム Pro専用に開発されたカートリッジを用いて、比抵抗値18.2 MΩ・cmの超UVランプ（185│254 nm）

純水を製造する研究室向けのシステムでサニテーションポート

す。アプリケーションにあ わ せてUVラン

導電率測定
（供給水）

プ、ウルトラフィルターモジュールなどを搭載したシステムを揃え、超純水はHPLCやGC-MS、ICP-MSなど各種の微量分析、ポンプ
カートリッジ 1 カートリッジ 2
供給水

細胞培養培地、試薬調製などに使用できまアリウム Pro

ウルトラ
フィルター

ドレン

導電率測定
（超純水）

す。UV ランプ搭載で、アリウム Advance

RO/EDIシステムと組み合 わせた場合はTOC値 2 ppb以下を実現します。

最終フィルター
0.2 µm
製造水

アリウム Pro VF TOC フローチャート

優れた水質

JIS K0557 A4グレードの水質基準を上回る超純水を精製します。UVランプ、ウルトラフィ

ルター搭載バージョンなどアプリケーションによってさまざまな組み合わせで対応します。

構成・用途
製品名

構成要素

使用用途

仕様

精製処理方式

アリウム Pro DI

活性炭
イオン交換樹脂
UV ランプ（185/254 nm）
メンブレンフィルター

AAS
ELISA

HPLC
ICP-MS、AAS、GC-MS

試薬調製
分光分析

スライダー／容量採水／時間採水

寸法（W x D x H）

435 x 476 x 501 mm

最大 2 L/min（@供給水水圧≧ 0.2 MPa）

空重量

17～19 kg（機種による）

電源

100～240 VAC（100 V 3Pコンセント）
50/60 Hz、130 VA（最大）

保管温度範囲5～45℃、相対湿度 80%まで

動作時重量

動作温度範囲

データ出力
オプション

66

イオン交換クロマトグラフィー
TOC分析
分光分析

球状活性炭による吸着、イオン交換、UV 照射（UV・VFタイプ）、
限外ろ過（UF・VFタイプ）、採水口での無菌ろ過（オプション）

採水方法
採水流量

アリウム Pro UV

活性炭
イオン交換樹脂
メンブレンフィルター27～29 kg（機種による）

2～35℃、相対湿度 80%まで

SDカードスロット、RS-232インターフェース

リモートディスペンサ、
フットスイッチ、
プリンターなど

アリウム Pro UF

活性炭
イオン交換樹脂
ウルトラフィルター
メンブレンフィルター

AAS、ICP-MS
イオン交換クロマトグラフィー
エンドトキシン分析
免疫細胞化学
細胞培養用培地
電気泳動

アリウム Pro VF

活性炭
イオン交換樹脂
UV ランプ（185/254 nm）
ウルトラフィルター
メンブレンフィルター

HPLC、GC-MS、ICP-MS
PCR

免疫細胞化学
細胞培養用培地
モノクローナル抗体製造

ラボ用純水・超純水製造システム ラボウォーター アリウムシリーズ

2022年6月価格改定版

精製水水質（水道水直結）
製品名

アリウム Pro DI

供給水要件

アリウム Pro UV

アリウム Pro UF

全硬度 < 150 ppm、電気伝導率 < 300 µS/cm、TOC値 < 1,000 ppb、水圧 ～0.6 MPa（推奨≧0.2 MPa）

アリウム Pro VF

18.2 MΩ・cm（25℃）

比抵抗値

微生物含有率< 0.001 CFU/mL

エンドトキシン―< 0.001 EU/mL

DNase

―

< 0.024 pg/µL

微粒子含有率< 1/ mL―

RNase< 0.004 ng/mL

アリウム Advance RO/EDIシステムとの組み合わせの場合
精製水水質
製品名

アリウム Pro DI

供給水要件

アリウム Pro UV

アリウム Pro UF

アリウム Pro VF≦2 ppb≦5 ppb≦2 ppb

イオン交換水、RO水、蒸留水などの一次処理水、水圧 ～0.6 MPa（推奨≧0.2 MPa）

18.2 MΩ・cm（25℃）

比抵抗値

TOC値＊

≦5 ppb

微生物含有率< 0.001 CFU/mL

エンドトキシン―< 0.001 EU/mL

DNase

―

< 0.024 pg/µL

微粒子含有率< 1/mL―

RNase< 0.004 ng/mL＊ 超純水のTOC 値は、供給水の水質、処理状況に影響を受け、仕様値に到達しない場合があります。

アリウム Pro ご注文案内
製品番号

製品名

H2OPRO-DI-B

アリウム Pro DI

H2OPRO-DI-T

H2OPRO-UV-T-TOC

アリウム Pro UV

H2OPRO-UV-B-TOC
H2OPRO-UF-T
H2OPRO-UF-B

アリウム Pro UF

H2OPRO-VF-T
H2OPRO-VF-B
H2OPRO-VF-T-TOC
H2OPRO-VF-B-TOC

スタンダードシステム 壁取付型

UV ランプ付 卓上型

H2OPRO-UV-T
H2OPRO-UV-B

構成・内容

スタンダードシステム 卓上型

アリウム Pro VF

UV ランプ付 壁取付型

希望小売価格¥772,000¥772,000¥941,000¥94 1,000

UV ランプ / TOC モニター付 卓上型＊1¥ 1 ,1 76 , 0 0 0

ウルトラフィルター付 卓上型¥1,064,000

UV ランプ / ウルトラフィルター付 卓上型¥1,162,000

UV ランプ / ウルトラフィルター / TOC モニター付 卓上型＊1¥1,388,000

UV ランプ / TOC モニター付 壁取付型＊1¥1,176 , 0 0 0

ウルトラフィルター付 壁取付型

¥1,064,000

UV ランプ / ウルトラフィルター付 壁取付型

¥ 1 ,1 62,000

UV ランプ / ウルトラフィルター / TOC モニター付 壁取付型＊1¥1,388,000※ 製品構成：アリウム Pro 本体、ウルトラフィルターモジュール（UF/VF システムのみ）、接続キット、壁取付ブラケット（B システムのみ）、リークセンサー※ 初期消耗品やアクセサリーとセットになったシステム一式の価格をご提案させていただきます。詳しくはお問い合わせください。
※ 卓上型システムは、ビルトイン型に変換可能です。アリウムシステム購入と同時に H2O-ACK-D をご購入ください。

＊1 TOC モニターは12ヶ月～24ヶ月に1度校正が必要です。アリウム機器のバリデーションが必要な場合は、年に1度の校正を推奨します。費用についてはお問い合わせください。

67

ラボ用純水・超純水製造システム ラボウォーター アリウムシリーズ

アリウム ComfortⅠ

2022年6月価格改定版
iJust

iJust機能付き省スペースのツイン技術 – 純水（RO水）
・超純水対応コ ンパ クトな 設 計 でJIS K0557

A2グレードの純水（8 L/hもしくは
16 L/h）および A4 グレードの超純

供給水

最先端の逆浸透モジュールと特別ニター付システムは、水質が重要

ドレン

ポンプ
注水
（RO 水）

し、高品質の超純水を提供します。
の使用量を最適化します。TOCモ

ポンプ

UVランプ
（185│254 nm）に開発されたカートリッジを搭載

革 新 的 なiJust技 術により供 給 水

ROモジュール #2
プレトリートメント
カートリッジ

水を装置1台で精製できます。

アリウム Comfort Ⅰ

導電率測定
（RO水）

ROモジュール #1

導電率測定
（供給水）

バッグタンク
Comfort カートリッジ

ドレン

導電率測定
（超純水）

アリウム Comfort Ⅰ（H2O-Ⅰ-1/2-TOC）＋バッグタンク フローチャート

なラボアプリケーションに最適な選択です。

TOC値を極限まで低減

UVランプ内蔵型は、微生物の増殖抑制と有機物の酸化分解を行いTOC値を最小限に下げます。TOC値 2 ppb以下を実現します。

仕様

精製処理方式寸法（W x D x H）

球状活性炭による吸着、触媒反応、逆浸透、UV照射（オプション）、
イオン交換、採水口での無菌ろ過（オプション）

435 x 476 x 501 mm

空重量100～240 VAC（100 V 3Pコンセント）
50/60 Hz、130 VA（最大）オプション

容量採水精度＊3

電気伝導率＊3

5～45℃、相対湿度 80%まで

保管温度範囲

データ出力

容量採水＊22～35℃、相対湿度 80%まで

動作温度範囲グレード

採水流量＊2

31 kg

電源

製品番号
精製量＊1

23 kg

動作時重量

精製水水質

比抵抗値＊3

SDカードスロット、RS-232インターフェース

電気伝導率＊4
比抵抗値＊4

リモートディスペンサ、フットスイッチ、架台など

TOC 値＊5

微生物含有率＊6
微粒子含有率＊6

イオン除去率

溶存有機物除去率（MW >300 Da）

H2O-Ⅰ-1/2-UV H2O-Ⅰ-1
H2O-Ⅰ-2
H2O-Ⅰ-1/2H2O-Ⅰ-1-UV/
H2O-Ⅰ-2-UV/
TOC
TOC
TOC
A4 グレード超純水A2 グレード純水（RO水）－
8 L/h
16 L/h
最大2 L/min
最大3 L/min
0.1～2.0 L：100 mL / 2.0～20 L：1 L―
20～60 L：5 L刻み
0.25～60 Lの範囲で3%――< 20 µS/cm―> 0.05 MΩ・cm
0.055 µS/cm（25℃）―
18.2 MΩ・cm（25℃）―< 5 ppb≦ 2 ppb―< 0.001 CFU/mL< 1/mL―～98 %H2O-Ⅰ-1/2―> 99 %

粒子・微生物除去率 ―※ 供給水要件についてはP.64をご参照ください。

アリウム Comfort Ⅰご注文案内
製品番号

製品名

H2O-I-1-T

スタンダードシステム RO モジュール
1本（8 L/h）壁取付型

H2O-I-1-B
H2O-I-1-UV-T
H2O-I-1-UV-B
H2O-I-1-TOC-T
H2O-I-1-TOC-B

構成・内容

スタンダードシステム RO モジュール
1本（8 L/h）卓上型

アリウム

Comfort Ⅰ

UV ランプ付 RO モジュール
1本（8 L/h）卓上型
UV ランプ付 RO モジュール
1本（8 L/h）壁取付型
UV ランプ / TOC モニター付
ROモジュール1本（8 L/h）卓上型＊1
UV ランプ / TOC モニター付
ROモジュール1本（8 L/h）壁取付型＊1> 99 %＊ 1 供給水水圧、温度および RO モジュールの状態による。
＊2 タンク構造、静水圧および接続アクセサリーやファイナルフィルターの構成による。
＊3 一定の稼働条件下で。 ＊4 測定値は、25℃基準温度補正または補正無しにて表示。
＊5 供給水に含まれる有機物の濃度および種類による。
＊6 Sterile Plus ファイナルフィルター使用時。
希望小売価格

製品番号¥1,078,000

H2O-I-2-T¥1,078,000

H2O-I-2-B¥1,145,000

H2O-I-2-UV-T¥1,145,000

H2O-I-2-UV-B¥1,271,000

H2O-I-2-TOC-T¥1,271,000

H2O-I-2-TOC-B

製品名

構成・内容

スタンダードシステム RO モジュール
2本（16 L/h）卓上型
スタンダードシステム RO モジュール
2本（16 L/h）壁取付型

アリウム

Comfort Ⅰ※ 製品構成：アリウム Comfort Ⅰ本体、RO モジュール、接続キット、壁取付ブラケット（B システムのみ）、リークセンサー※ 初期消耗品やアクセサリーとセットになったシステム一式の価格をご提案させていただきます。詳しくはお問い合わせください。
※ 卓上型システムは、ビルトイン型に変換可能です。アリウムシステム購入と同時に H2O-ACK-D をご購入ください。

UV ランプ付 RO モジュール
2本（16 L/h）卓上型
UV ランプ付 RO モジュール
2本（16 L/h）壁取付型
UV ランプ / TOC モニター付
RO モジュール2本（16 L/h）卓上型＊1
UV ランプ / TOC モニター付
RO モジュール2本（16 L/h）壁取付型＊1＊1 TOC モニターは12ヶ月～24ヶ月に1度校正が必要です。アリウム機器のバリデーションが必要な場合は、年に1度の校正を推奨します。費用についてはお問い合わせください。

68

希望小売価格¥1,250,000¥1,250,000¥1,302,000¥1,302,000¥1,460,000¥1,460,000

ラボ用純水・超純水製造システム ラボウォーター アリウムシリーズ

アリウム ComfortⅡ

2022年6月価格改定版

iJust

妥協しない最高技術のラボ用純水（DI水）
・超純水製造システム

コンパクトで使いやすく、JIS K0557

A3グレードの純水および A4 グレードの超純水を装置1台で精製できます。アリウム Comfort Ⅱは、最先

ポンプ

端 の 逆 浸 透モ ジュールと最 新 の注水（純水）

バッグタンクドレン

Comfort カートリッジ

で最高品質の純水・超純水を提供
水の消費量を最適化します。TOCドレン

UV ランプ（185│254 nm）

EDI技術を備えて特別に開発されします。革新的なiJust 技術により

導電率測定
（純水）

ポンプ

たカートリッジを装備したシステム

アリウム Comfort Ⅱ

ソフトナー
カートリッジ
ROモジュール #2

プレトリートメント
カートリッジ
供給水

EDIモジュール

導電率測定
（RO水）

ROモジュール #1

導電率測定
（供給水）

導電率測定
（超純水）

アリウム Comfort Ⅱ（H2O-Ⅱ-1/2-TOC）＋バッグタンク フローチャート

モニター付システムは、水質が重要なラボアプリケーションに最適です。
一貫した高品質のA3グレード純水を精製

プレトリートメントと逆浸透処理だけではなく最新技術のEDIによる精製を行います。これらの処理によって、Comfort Ⅱは供給水に含まれる不純物を安全・確実に除去します。

TOC値を極限まで低減

UVランプ内蔵型は、微生物の増殖抑制と有機物の酸化分解を行いTOCを低減します。
TOC値 2 ppb以下を実現します。
仕様

球状活性炭による吸着、触媒反応、逆浸透、軟化処理、電気再生式イオン交換、UV照射（オプション）、
イオン交換、
採水口での無菌ろ過（オプション）

精製処理方式寸法（W x D x H）

435 x 476 x 501 mm

空重量

36 kg

電源

保管温度範囲

データ出力
オプション

グレード

精製量＊1

容量採水

100～240 VAC（100 V 3Pコンセント）
50/60 Hz、130 VA（最大）電気伝導率＊3

5～45℃、相対湿度 80%まで

電気伝導率

比抵抗値＊32～35℃、相対湿度 80%まで

動作温度範囲

製品番号

採水流量＊2

28 kg

動作時重量

精製水水質

TOC 除去率＊4
比抵抗値

SDカードスロット、RS-232インターフェース

TOC 値＊5

リモートディスペンサ、フットスイッチ、架台など

微生物含有率＊6
微粒子含有率＊6

粒子・微生物除去率

H2O-Ⅱ-1/2-UV H2O-Ⅱ-1
H2O-Ⅱ-2
H2O-Ⅱ-1/2H2O-Ⅱ-1-UV/
H2O-Ⅱ-2-UV/
TOC
TOC
TOC
A4グレード超純水
A3グレード純水（DI水）―
5 L/h
10 L/h
最大2 L/min
最大3 L/min
0.1～2.0 L：100 mL / 2.0～20 L：1 L―
20～60 L：5 L刻み―
0.2-0.07 µS/cm（25℃）―
5-15 MΩ・cm（25℃）―
約95 %
0.055 µS/cm（25℃）―
H2O-Ⅱ-1/2

18.2 MΩ・cm（25℃）< 5 ppb≦ 2 ppb< 0.001 CFU/mL< 1/mL―※ 供給水要件についてはP.65をご参照ください。

アリウム Comfort Ⅱご注文案内
製品番号

製品名

H2O-II-1-T

スタンダードシステム RO モジュール
1本（5 L/h）壁取付型

H2O-II-1-B
H2O-II-1-UV-T
H2O-II-1-UV-B
H2O-II-1-TOC-T
H2O-II-1-TOC-B

構成・内容

スタンダードシステム RO モジュール
1本（5 L/h）卓上型

アリウム

Comfort Ⅱ

UV ランプ付 RO モジュール
1本（5 L/h）卓上型
UV ランプ付 RO モジュール
1本（5 L/h）壁取付型
UV ランプ / TOC モニター付
ROモジュール1本（5 L/h）卓上型＊1
UV ランプ / TOC モニター付
ROモジュール1本（5 L/h）壁取付型＊1――> 99 %＊ 1 供給水水圧、温度および RO モジュールの状態による。
＊2 タンク構造、静水圧および接続アクセサリーやファイナルフィルターの構成による。
＊3 供給水水質および温度による。 ＊4 供給水に含まれる有機物の種類による。
＊5 供給水に含まれる有機物の濃度および種類による。
＊6 Sterile Plus ファイナルフィルター使用時。
希望小売価格

製品番号¥1,911,000

H2O-II-2-T¥1,911,000¥2,060,000

製品名

スタンダードシステム RO モジュール
2本（10 L/h）壁取付型

H2O-II-2-B
H2O-II-2-UV-T¥2,060,000

H2O-II-2-UV-B¥2,300,000

H2O-II-2-TOC-T¥2,300,000

H2O-II-2-TOC-B

構成・内容

スタンダードシステム RO モジュール
2本（10 L/h）卓上型

アリウム

Comfort Ⅱ※ 製品構成：アリウム Comfort Ⅱ 本体、RO モジュール、接続キット、壁取付ブラケット（B システムのみ）、
リークセンサー※ 初期消耗品やアクセサリーとセットになったシステム一式の価格をご提案させていただきます。詳しくはお問い合わせください。
※ 卓上型システムは、ビルトイン型に変換可能です。
アリウムシステム購入と同時に H2O-ACK-D をご購入ください。

UV ランプ付 RO モジュール
2本（10 L/h）卓上型
UV ランプ付 RO モジュール
2本（10 L/h）壁取付型
UV ランプ / TOC モニター付
RO モジュール2本（10 L/h）卓上型＊1
UV ランプ / TOC モニター付
RO モジュール2本（10 L/h）壁取付型＊1＊1 TOC モニターは12ヶ月～24ヶ月に1度校正が必要です。
アリウム機器のバリデーションが必要な場合は、年に1度の校正を推奨します。費用についてはお問い合わせください。

希望小売価格¥2,218,000¥2,218,000¥2,415,000¥2,415,000¥2,674,000¥2,674,000

69

ラボ用純水・超純水製造システム ラボウォーター アリウムシリーズ

アリウム Mini

画期的でスタイリッシュなシステム■■■

信頼性：一貫した最高の水質を提供し、高信頼性で再現性のある結果を導きます。

操作性：実験用手袋を着用したままで操作が可能なタッチパネル式ディスプレイを搭載

し、直感的な操作手順を追求したソフトウェアを提供します。

コンパクト：スレンダーなデザイン、幅わずか28 cmで限られたラボスペースにフィットします。ディスポの 5 L バッグタンクを内蔵しています。

アリウム Mini
アリウム Mini Essential
アリウム Mini Plus

4

1

5

3

2

6

幅28 cmのコンパクトデザイン■■■

1 状態をお知らせするイルミネーション

採水中に点滅■スタンバイモード時は減光■

エラーメッセージ時に点灯

2 専用カートリッジパック

■
■
■

■
■

■

■

ASTMタイプ1の水質基準を満たす設計■

高品質のミックスベッド樹脂を採用した最適なフロー■■

0.2 µm膜で微生物を確実に除去■70

水質の測定値とメッセージを表示

繰返し採水する量の自動保存機能

水平取付により最適な温度グラジエントを実現

UV照射により有機物を分解（TOC 値 ≦5 ppb）
DNAに損害を与えることにより微生物を不活化

6 専用プレトリートメントカートリッジ

HIMAとASTM F-838-05に準拠して検証済
USPに準拠した品質基準に適合アイコンを採用したタッチパネルインターフェース

5 アリウムUVランプ（185/254 nm）

効率的な精製素材を充填した大容量カートリッジ

3 効果的な微生物除去を実現する最終フィルター■

4 直感的で簡単なメニューナビゲーション■

高品質の活性炭を用いた効果的な吸着
特別な触媒反応により酸化物を除去
逆浸透により不純物を除去

ラボ用純水・超純水製造システム ラボウォーター アリウムシリーズ

2022年6月価格改定版

クリーニングが容易な
カラータッチパネル

バッグ内残容量の表示

精製水の水質と温度の表示

設定とメンテナンスを行う

Menu ／ Homeキー

手動採水キー

50 mL ～の容量を定量採水可能「お気に入り」に最後に採水した容量を保存

仕様

製品名

アリウム Mini
アリウム Mini Essential

アリウム Mini Plus

精製量＊1

―

―

精製水グレード

A4グレード超純水

採水量＊2

A4グレード超純水

A2グレード純水（RO水）～ 1.0 L/min～ 1.0 L/min

―

±2%

±3%

50 mL～5 Lまで50 mL刻み

容量採水

採水量精度＊30.055 µS/cm（25℃）

電気伝導率
比抵抗値

TOC値（UVランプ搭載システム）＊4

微生物含有率＊518.2 MΩ・cm（25℃）≦ 5 ppb

50 mL～5 Lまで50 mL刻み―

0.055 µS/cm（25℃）< 20 µS/cm> 0.05 MΩ・cm―≦ 5 ppb< 0.001 CFU/mL< 0.001 CFU/mL< 1/mL< 1/mL

溶存有機物除去率（MW > 300 Da）

―

―

―

粒子・微生物 除去率
寸法（W x D x H）

―

―

―

280 x 531 x 510 mm―

18.2 MΩ・cm（25℃）

微粒子含有率＊5

イオン除去率～8 L/h――～98%> 99 %> 99 %

280 x 531 x 510 mm＊ 1 供給水水圧、温度および RO モジュールの状態による。
＊2 静水圧、ファイナルフィルターによる。
＊3 一定の稼働条件下で。
＊4 供給水に含まれる有機物の濃度および種類による。
＊5 Sterile Plus ファイナルフィルター使用時。

アリウム Mini ご注文案内
製品番号

H2O-MM-T
H2O-MM-UV-T
H2O-MU-T
H2O-MU-UV-T
H2O-MA-T
H2O-MA-UV-T

製品名

構成・内容

希望小売価格一次処理水供給タイプ（手動操作）、UV ランプ付

¥445,000

一次処理水供給タイプ（ライン接続）、UV ランプ付

¥519,000

水道水供給タイプ、UV ランプ付

¥604,000

アリウム Mini

一次処理水供給タイプ（手動操作）

アリウム Mini Essential

一次処理水供給タイプ（ライン接続）¥438,000

水道水供給タイプ¥534,000

アリウム Mini UVアリウム Mini Essential UV
アリウム Mini Plus

アリウム Mini Plus UV¥37 7,000※ 製品構成：アリウム Mini 本体、接続キット※ 初期消耗品やアクセサリーとセットになった一式の価格をご提案させていただきます。詳しくはお問い合わせください。

71ラボ用純水・超純水製造システム ラボウォーター アリウムシリーズ

2022年6月価格改定版

消耗品交換時期および年間費用の目安

アリウム ComfortⅡ
製品番号

製品名（入数）

交換サイクル（推奨）H2O-Ⅱ-2 1日のA4グレード超純水使用量目安 10-40 L、A3グレード純水（DI水）使用量目安 150 L未満
H2O-CPFCO-1
H2O-CSO-1
H2O-CCS
H2O-CBS-50
H2O-C-PACK
5441307H4--CE

H2O-CRO-H-2

単価

ケース

年間

4

¥88,000¥16,400

プレトリートメントカートリッジ（1本）

3ヶ月毎¥22,000

ROモジュールクリーニングセット

4ヶ月毎

ソフトナーカートリッジ（1本）

50 Lバッグ（2枚）

6ヶ月毎¥8,2002¥9,8003¥29,400

6ヶ月毎¥15,800

1¥15,800

Comfort カートリッジキット（1本）

1年毎¥51,300

1¥51,300

6ヶ月毎（超純水・純水両方から採水）¥10,200

4¥40,800

ROモジュール（2本）

2年毎¥153,000

Sterile Plus ファイナルフィルター（1個）

H2O-CSO-1
H2O-CCS
H2O-CBS-50
H2O-C-PACK
5441307H4--CE
611CEL1

H2O-CRO-H-2

プレトリートメントカートリッジ（1本）

3ヶ月毎

ROモジュールクリーニングセット

4ヶ月毎

ソフトナーカートリッジ（1本）

50 Lバッグ（2枚）

H2O-CPFCO-1

H2O-CCS
H2O-CBS-50
H2O-C-PACK
5441307H4--CE

H2O-CRO-H-1

H2O-CPFCO-1

H2O-CCS
H2O-CBS-50
H2O-C-PACK
5441307H4--CE
611CEL1

H2O-CRO-H-1

4¥88,000¥8,2002¥16,400¥9,8003¥29,400

6ヶ月毎¥15,800

1¥15,800¥51,300

Comfort カートリッジキット（1本）

1年毎¥51,300

1¥10,200

4¥40,800

UVランプ（1本）

1年毎¥36,200

1¥36,200

2年毎¥153,000

Sterile Plus ファイナルフィルター（1個）

ROモジュール（2本）

6ヶ月毎（超純水・純水両方から採水）

プレトリートメントカートリッジ（1本）

3ヶ月毎

ROモジュールクリーニングセット

4ヶ月毎

ソフトナーカートリッジ（1本）

50 Lバッグ（2枚）

Comfort カートリッジキット（1本）

Sterile Plus ファイナルフィルター（1個）

ROモジュール（1本）

奇数年合計¥277,900¥153,000¥430,900

4¥88,000¥8,2002¥16,400¥9,8003¥29,400

6ヶ月毎¥15,800

1¥15,800¥51,300

1¥51,300

6ヶ月毎（超純水・純水両方から採水）¥10,200

2年毎¥77,900

1年毎

3ヶ月毎

ROモジュールクリーニングセット

4ヶ月毎

50 Lバッグ（2枚）

1¥22,000

プレトリートメントカートリッジ（1本）

ソフトナーカートリッジ（1本）

導入年・偶数年合計

6ヶ月毎

4¥40,800

導入年・偶数年合計¥241,700

奇数年合計¥319,600

1¥77,900¥22,000

4¥88,000

6ヶ月毎¥8,2002¥16,400¥9,8003¥29,400

6ヶ月毎¥15,800

1¥15,800

6ヶ月毎（超純水・純水両方から採水）

Comfort カートリッジキット（1本）

1年毎¥51,300

1¥51,300¥10,200

4¥40,800

UVランプ（1本）

1年毎¥36,200

1¥36,200¥277,900

2年毎¥77,900

導入年・偶数年合計
奇数年合計¥355,800

Sterile Plus ファイナルフィルター（1個）

ROモジュール（1本）※ TOCモニター付タイプは12ヶ月～24ヶ月に1度TOCモニターの校正費用が別途必要となります。詳細はお問い合わせください。

72¥394,700¥22,000

H2O-Ⅱ-1-UV/TOC※ 1日のA4グレード超純水使用量目安 10-40 L、A3グレード純水（DI水）使用量目安 120 L未満
H2O-CSO-1¥241,700¥153,000

6ヶ月毎

H2O-Ⅱ-1 1日のA4グレード超純水使用量目安 10-40 L、A3グレード純水（DI水）使用量目安 120 L未満
H2O-CSO-1

1

奇数年合計

H2O-Ⅱ-2-UV/TOC※ 1日のA4グレード超純水使用量目安 10-40 L、A3グレード純水（DI水）使用量目安 150 L未満
H2O-CPFCO-1

導入年・偶数年合計

1¥77,900

ラボ用純水・超純水製造システム ラボウォーター アリウムシリーズ

2022年6月価格改定版

アリウム Advance EDI
製品番号

製品名（入数）

H2O-EDI-1 1日のA3グレード純水（DI水）使用量目安 120 L未満
H2O-CPFAD-1
H2O-CSO-1
H2O-CCS
H2O-CBS-50
5441307H4--CE

H2O-CRO-H-1

★1

奇数年合計

H2O-CSO-1
H2O-CCS
H2O-CBS-50
5441307H4--CE

H2O-CRO-H-2

偶数年合計
奇数年合計

★1

¥8,2002¥9,8003¥29,400

6ヶ月毎¥15,800

1¥15,800

6ヶ月毎¥10,200

2

ROモジュール（1本）

2年毎¥77,900

Advance EDI 年間 単品消耗品
ランニングコスト通常価格

パッケージ価格

Sterile Plus ファイナルフィルター（1個）

1¥77,900

合計¥330,700

Advance EDI 年間消耗品¥139,040［AdvanceEDI-1］ パックには★1が含まれています¥330,700¥ 1 8 1 , 8 8 5［AdvanceEDI-3］ パックには★1と★3が含まれています

プレトリートメントカートリッジ（1本）

3ヶ月毎¥42,700

4¥8,2002¥16,400

ROモジュールクリーニングセット

4ヶ月毎¥9,8003¥29,400¥15,800

1¥15,800

6ヶ月毎¥10,200

2

ROモジュール（2本）

2年毎¥153,000

Advance EDI 年間 単品消耗品
ランニングコスト通常価格

パッケージ価格★150 Lバッグ（2枚）★2¥20,400¥252,800¥252,800

ソフトナーカートリッジ（1本）★1¥16,400

4ヶ月毎

★1
★1

¥170,800

6ヶ月毎

H2O-EDI-2 1日のA3グレード純水（DI水）使用量目安 150 L未満
H2O-CPFAD-1

4

ROモジュールクリーニングセット
50 Lバッグ（2枚）

偶数年合計

年間

¥42,700

★1

★3

ケース

3ヶ月毎

ソフトナーカートリッジ（1本）★1単価

プレトリートメントカートリッジ（1本）★1★1

交換サイクル（推奨）Sterile Plus ファイナルフィルター（1個）

6ヶ月毎
6ヶ月毎

¥170,800¥20,400¥252,800

1¥153,000

合計¥405,800

Advance EDI 年間消耗品¥252,800¥139,040［AdvanceEDI-1］ パックには★1が含まれています¥405,800¥223,190［AdvanceEDI-2］ パックには★1と★2が含まれています※ アリウム Advance EDI 用の年間消耗品パック 1～3は年間にかかる消耗品をパッケージ設定したものです。単品でご購入いただく場合は定価扱いとなります。

アリウム Mini Plus UV
製品番号

製品名（入数）

1日のA4グレード超純水使用量目安 ～10 L
H2O-S-PACK
H2O-CPR
H2O-CEL1
H2O-CBS-5-S
5441307H4--CE

Scientific カートリッジパック（1本）

交換サイクル（推奨）

単価

ケース

年間

6ヶ月毎

1年毎

6ヶ月毎

¥33,900

2¥67,800

プレトリートメントカートリッジ（1本）

6ヶ月毎¥44,900

2¥89,800¥25,600

1¥25,600

5 L バッグ（1枚）

6ヶ月毎¥6,0002¥12,000¥10,200

2¥20,400

合計¥215,600

UVランプ（1本）

Sterile Plus ファイナルフィルター（1個）※ 供給水の水質によりカートリッジの交換回数に変動があります。
※ ランニングコストはあくまで目安です。供給水水質、精製水の使用量により異なります。

73ラボ用純水・超純水製造システム ラボウォーター アリウムシリーズ

2022年6月価格改定版

アリウム ComfortⅠ
製品番号

製品名（入数）

交換サイクル（推奨）H2O-Ⅰ-2 1日のA4グレード超純水使用量目安 10-40 L、A2グレード純水（RO水）使用量目安 200 L未満
H2O-CPFCO-1
H2O-CCS
H2O-CBS-50
H2O-C-PACK
5441307H4--CE

613CPM4--------V

単価

ケース

年間

¥88,000

プレトリートメントカートリッジ（1本）

3ヶ月毎¥22,000

4¥9,8003¥29,400

50 Lバッグ（2枚）

6ヶ月毎¥15,800

1¥15,800

ROモジュールクリーニングセット

4ヶ月毎

Comfort カートリッジキット（1本）

1年毎¥51,300

1¥51,300

6ヶ月毎（超純水・純水1個ずつ）¥10,200

4¥40,800

ROモジュール（2本）

2年毎¥179,000

Sterile Plus ファイナルフィルター（1個）

H2O-CCS
H2O-CBS-50
H2O-C-PACK
5441307H4--CE
611CEL1

613CPM4--------V

プレトリートメントカートリッジ（1本）

ROモジュールクリーニングセット

50 Lバッグ（2枚）

H2O-CCS
H2O-CBS-50
H2O-C-PACK
5441307H4--CE

613CPM4

H2O-CCS
H2O-CBS-50
H2O-C-PACK
5441307H4--CE
611CEL1

613CPM4

4¥88,000¥9,8003¥29,400

6ヶ月毎
6ヶ月毎（超純水・純水1個ずつ）¥15,800

1¥15,800

Comfort カートリッジキット（1本）

1年毎¥51,300

1¥51,300¥10,200

4¥40,800

UVランプ（1本）

1年毎¥36,200

2年毎¥179,000

Sterile Plus ファイナルフィルター（1個）

ROモジュール（2本）

1¥36,200

導入年・偶数年合計¥261,500

1

奇数年合計¥179,000¥440,500

プレトリートメントカートリッジ（1本）

3ヶ月毎¥22,000

4¥88,000¥9,8003¥29,400

50 Lバッグ（2枚）

6ヶ月毎¥15,800

1¥15,800¥51,300

1¥51,300

6ヶ月毎（超純水・純水1個ずつ）¥10,200

4¥40,800¥225,300

2年毎¥89,600

導入年・偶数年合計
奇数年合計¥314,900

ROモジュールクリーニングセット

Comfort カートリッジキット（1本）

Sterile Plus ファイナルフィルター（1個）

ROモジュール（1本）

4ヶ月毎
1年毎

プレトリートメントカートリッジ（1本）

ROモジュールクリーニングセット

50 Lバッグ（2枚）

1¥89,600

3ヶ月毎¥22,000

4¥88,000¥9,8003¥29,400

6ヶ月毎
6ヶ月毎（超純水・純水1個ずつ）

4ヶ月毎¥15,800

1¥15,800

Comfort カートリッジキット（1本）

1年毎¥51,300

1¥51,300¥10,200

4¥40,800

UVランプ（1本）

1年毎¥36,200

1¥36,200¥261,500

2年毎¥89,600

導入年・偶数年合計
奇数年合計¥351,100

Sterile Plus ファイナルフィルター（1個）

ROモジュール（1本）※ TOC モニター付タイプは12ヶ月～24ヶ月に1 度 TOC モニターの校正費用が別途必要となります。詳細はお問い合わせください。

74¥404,300¥22,000

4ヶ月毎

H2O-Ⅰ-1-UV/TOC※ 1日のA4グレード超純水使用量目安 10-40 L、A2グレード純水（RO水）使用量目安 140 L未満
H2O-CPFCO-1¥225,300¥179,000

3ヶ月毎

H2O-Ⅰ-1 1日のA4グレード超純水使用量目安 10-40 L、A2グレード純水（RO水）使用量目安 140 L未満
H2O-CPFCO-1

1

奇数年合計

H2O-Ⅰ-2-UV/TOC※ 1日のA4グレード超純水使用量目安 10-40 L、A2グレード純水（RO水）使用量目安 200 L未満
H2O-CPFCO-1

導入年・偶数年合計

1¥89,600

ラボ用純水・超純水製造システム ラボウォーター アリウムシリーズ

2022年6月価格改定版

アリウム Advance RO
製品番号

製品名（入数）

交換サイクル（推奨）H2O-RO-1 1日のA2グレード純水（RO水）使用量目安 140 L未満
H2O-CPFAD-1

4¥9,8003¥29,400

50 Lバッグ（2枚）

6ヶ月毎¥15,800

1¥15,800¥10,200

2年毎¥89,600

プレトリートメントカートリッジ（1本）

3ヶ月毎¥42,700

4¥9,8003¥29,400

50 Lバッグ（2枚）

6ヶ月毎¥15,800

1¥15,800

ROモジュールクリーニングセット

H2O-CCS
H2O-CBS-50

Sterile Plus ファイナルフィルター（1個）

5441307H4--CE

613CPM4--------V¥89,600¥170,800

プレトリートメントカートリッジ（1本）

3ヶ月毎¥42,700

4¥9,8003¥29,400

50 Lバッグ（2枚）

6ヶ月毎¥15,800

2¥31,600

ROモジュール（1本）

613CPM4¥326,000

1¥179,000

Sterile Plus ファイナルフィルター（1個）

5441307H4--CE

奇数年合計

2年毎

ROモジュールクリーニングセット

H2O-CCS
H2O-CBS-50¥20,400¥236,400¥10,200

H2O-RO-3 1日のA2グレード純水（RO水）使用量目安 270 L未満
H2O-CPFAD-1

4ヶ月毎

2
導入年・偶数年合計

6ヶ月毎

ROモジュール（2本）

613CPM4--------V

4ヶ月毎

6ヶ月毎

H2O-RO-2 1日のA2グレード純水（RO水）使用量目安 200 L未満
H2O-CPFAD-1¥170,800¥42,700

ROモジュール（1本）

613CPM4

年間

3ヶ月毎

Sterile Plus ファイナルフィルター（1個）

5441307H4--CE

ケース

プレトリートメントカートリッジ（1本）

ROモジュールクリーニングセット

H2O-CCS
H2O-CBS-50

単価

2¥20,400

導入年・偶数年合計¥236,400

1

奇数年合計

4ヶ月毎

6ヶ月毎

¥10,200

2年毎¥89,600

ROモジュール（2本）

2年毎

製品名（入数）

交換サイクル（推奨）¥179,000¥415,400¥170,8002¥20,400

導入年・偶数年合計¥252,200

1¥89,600

1¥179,000¥179,000

奇数年合計¥520,800

アリウム Pro
製品番号

水道水供給の場合
H2O-U-PACK

5441307H4--CE

1日のA4グレード超純水使用量目安 10-20 L
Universal カートリッジキット（2本）

Sterile Plus ファイナルフィルター（1個）

クリーニングシリンジ（1 本）

611CDS1H2OPRO-UV/UF/VFには下記を追加する必要があります。
UV・VF

UF・VF

611CEL1

611CDU5

UVランプ（1本）

ウルトラフィルターモジュール（1本）

単価

ケース

年間

4ヶ月毎

¥72,300

3¥216,900¥10,200

2¥20,400

3ヶ月毎¥ 6 ,1 0 0

4

6ヶ月毎

1年毎

1年毎

アリウム Advance EDI/Advance ROと組み合わせる場合の超純水用カートリッジ
H2O-A-PACK

H2O-B-PACK
H2O-E-PACK

年間ランニングコスト 合計

Analytical カートリッジキット（2本） Pro UV/VF 用＊

Biological カートリッジキット（2本）＊ Pro UF 用

Elemental カートリッジキット（2本）＊ Pro DI 用

1年毎
1年毎

¥36,200

1¥36,200¥148,000

1¥148,000

1日のA4グレード超純水使用量目安 40-100 L

1年毎¥24,400¥261,700¥94,500

1¥94,500¥94,500

1¥94,500¥94,500

1¥94,500※ 供給水の水質によりカートリッジの交換回数に変動があります。
※ ランニングコストはあくまで目安です。供給水水質、精製水の使用量により異なります。
※ TOCモニター付タイプは12ヶ月～24ヶ月に1度TOCモニターの校正費用が別途必要となります。詳細はお問い合わせください。

75

ラボ用純水・超純水製造システム ラボウォーター アリウムシリーズ

2022年6月価格改定版

機種別消耗品
カートリッジキット

製品番号

水道水供給アリウム Pro シリーズ

H2O-U-PACK

一次処理水供給アリウム Pro シリーズ

H2O-B-PACK

アリウム Comfort シリーズ

H2O-C-PACK

アリウム Mini シリーズ

H2O-S-PACK

消耗品

製品番号

アリウム Pro シリーズ
611 シリーズ 共通

H2O-A-PACK

H2O-E-PACK

611CDU5611CEL1
5441307H4--CE
H2O-CUF
611CDS1
613CPM4--------V
612CPS1

アリウム 61215・61316 共通

611CDS1H2O-CCS
H2O-CPFAD-1
5441307H4--CE
H2O-CPFCO-1
613CPM4613CPM4--------V

アリウム Comfort Ⅰ用

H2O-CCS
H2O-CBS-50
5441307H4--CE
H2O-CUF
611CEL1
H2O-CPFAD-1
613CPM4

アリウム Advance RO 用

613CPM4--------V
H2O-CCS
H2O-CBS-50
5441307H4--CE
H2O-CPFCO-1
H2O-CRO-H-1
H2O-CRO-H-2アリウム Comfort Ⅱ用

H2O-CCS
H2O-CBS-50
5441307H4--CE
611CEL1
H2O-CUF
H2O-CSO-1
H2O-CPFAD-1
H2O-CRO-H-1
H2O-CRO-H-2
H2O-CCS

アリウム Advance EDI 用

H2O-CBS-50
5441307H4--CE
H2O-CSO-1
AdvanceEDI-1
AdvanceEDI-2
AdvanceEDI-3※ 消耗品の交換目安は、供給水の水質、精製水の使用量により異なります。

76

製品名

希望小売価格Universal カートリッジキット¥72,300

Analytical カートリッジキット ＊Pro UV/VF 用¥94,500

Biological カートリッジキット ＊Pro UF 用

¥94,500

Comfort カートリッジキット¥51,300

Elemental カートリッジキット Pro DI 用＊

¥94,500

Scientific カートリッジパック¥33,900

製品名

希望小売価格UVランプ¥36,200

ウルトラフィルターモジュール

Sterile Plus ファイナルフィルター

Cell Plus ウルトラフィルター

クリーニングシリンジ¥148,000¥10,200¥29,500¥6,100ROモジュール ＊2本¥179,000

クリーニングシリンジ¥6,100

ソフトナーカートリッジ

ROモジュールクリーニングセット¥8,800¥9,800プレトリートメントカートリッジ¥42,700

プレトリートメントカートリッジ¥22,000

Sterile Plus ファイナルフィルター

ROモジュール ＊1本¥10,200¥89,600

ROモジュール ＊2本¥179,000

50 Lバッグ¥15,800

ROモジュールクリーニングセット¥9,800

Sterile Plus ファイナルフィルター¥10,200

UVランプ¥36,200

Cell Plus ウルトラフィルター¥29,500

プレトリートメントカートリッジ¥42,700

ROモジュール ＊2本¥179,000

50 Lバッグ¥15,800

プレトリートメントカートリッジ¥22,000

ROモジュール ＊2本¥153,000

50 Lバッグ¥15,800

ROモジュール ＊1本ROモジュールクリーニングセット
Sterile Plus ファイナルフィルター

ROモジュール ＊1本ROモジュールクリーニングセット¥89,600¥9,800¥10,200¥77,900¥9,800

Sterile Plus ファイナルフィルター¥10,200

Cell Plus ウルトラフィルター¥29,500

UVランプ

ソフトナーカートリッジ¥36,200¥8,200プレトリートメントカートリッジ¥42,700

ROモジュール ＊2本¥153,000

50 Lバッグ¥15,800

ROモジュール ＊1本ROモジュールクリーニングセット¥77,900¥9,800

Sterile Plus ファイナルフィルター¥10,200

年間消耗品パック 1¥139,040

年間消耗品パック 3¥181,885

ソフトナーカートリッジ
年間消耗品パック 2¥8,200¥223,190

交換目安

12ヶ月
12ヶ月

～6ヶ月
～3ヶ月

3ヶ月

1～2年

3ヶ月

6ヶ月

3ヶ月～

3～6ヶ月

～6ヶ月

3～6ヶ月
1～2年

1～2年

3ヶ月～
6ヶ月

～6ヶ月
～3ヶ月

12ヶ月

3～6ヶ月
1～2年

1～2年

3ヶ月～
6ヶ月

～6ヶ月

3～6ヶ月
1～2年

1～2年

3ヶ月～
6ヶ月

～6ヶ月

12ヶ月

～3ヶ月

6ヶ月

3～6ヶ月
1～2年

1～2年

3ヶ月～
6ヶ月

～6ヶ月

6ヶ月

12ヶ月
12ヶ月
12ヶ月

ラボ用純水・超純水製造システム ラボウォーター アリウムシリーズ

2022年6月価格改定版

アクセサリー一覧
製品番号

製品名

仕様・入数

H2O-AOV-100-W

100 L バッグタンク（内蔵ポンプ無し）

WDH 514 x 587 x 852 mm＊1

H2O-AOV-50-W
H2O-ATR
H2O-ARST-UP-T
H2O-ARST-UP-B
H2O-ARST-P-T
H2O-ARST-P-B
H2O-ATES-UP
H2O-ATES-P
H2O-ACK-D
610AWG1
YDP30
SB-12-01-0250
H2O-ADP-100-EU
H2O-AFS1
H2O-ALS1
J1-UPTRANS
J1-DRAINPAN03
J1-DRAINPAN04
J1-STAND

50 L バッグタンク（内蔵ポンプ無し）
キャスターセット

超純水用 Smart Stationリモートディスペンサ
超純水用 Smart Stationリモートディスペンサ
純水用 Smart Stationリモートディスペンサ
純水用 Smart Stationリモートディスペンサ

WDH 254 x 587 x 852 mm＊1
50 L / 100 L バッグタンク用（4 個入）

希望小売価格¥185,000¥244,000¥14,300

卓上スタンド型（2.0 m + 0.7 m）¥274,000

卓上スタンド型（2.0 m + 0.7 m）¥232,000

壁掛け型（2.0 m + 0.7 m）
壁掛け型（2.0 m + 0.7 m）¥274,000¥232,000

超純水用拡張接続セット

長さ 4 m

ビルトイン変換キット

アリウム Comfort / Pro シリーズの卓上型システム用＊2¥74,000

感熱紙 / 熱転写プリンター

アリウム Comfort / Pro シリーズ用＊3¥132,000

200-240 V、50 /60 Hz＊4

¥143,000

アリウム Pro シリーズ用¥79,400

純水用拡張接続セット

Water Guard リークセンサー

長さ 4 m2 m コード、100–240 VAC 50 / 60 Hz

アリウム-YDP30 接続ケーブル

アリウム Comfort / Pro シリーズ用

採水用フットスイッチ

アリウム Comfort / Pro シリーズ用

アップトランス

出力 220 V、50/60 Hz

アリウム用ブースターポンプ

タンク水位センサー/スイッチ
ステンレスドレインパン
ステンレスドレインパン
ステンレス製標準架台¥26,200¥20,800¥93,000¥16,000¥49,600¥72,500

WDH 600 x 650 x 10 mm＊5¥55,600

WDH 700 x 700 x 960 mm＊6

¥248,000

アリウム Mini シリーズ用、WDH 350 x 550 x 10 mm¥39,100＊ 1 ご購入の際、製品 H2O-ADP-100-EU および J1-UPTRANS も必要です。製品 H2O-ATR の必要性をご確認ください。
＊2 アリウムシステム購入と同時にのみ購入可能です。
＊3 ご購入の際、製品 SB-12-01-0250 も必要です。
＊4 ご購入の際、製品 J1-UPTRANS も必要です。
＊5 記載サイズは標準タイプです。他サイズをご要望の場合は、ご相談ください。
＊6 記載サイズは標準タイプです。WDH 500 x 700 x 760 mm もあります。他サイズをご要望の場合は、ご相談ください。キャスターも取付可能です。

消耗品一覧
製品番号

製品名

仕様・入数

H2O-B-PACK

Biological カートリッジキット

一次処理水供給のアリウム Pro UF 用（2本入）H2O-A-PACK
H2O-C-PACK
H2O-E-PACK
H2O-S-PACK
H2O-U-PACK
613CPM4613CPM4--------V
H2O-CRO-H-1
H2O-CRO-H-2
H2O-CPFAD-1
H2O-CPFCO-1
H2O-CPR
H2O-CSO-1
612CPS1
611CDU5
H2O-CUF
5441307H4--CE
H2O-CBS-50
H2O-CBS-5-S
611CEL1
H2O-CEL1
H2O-CCS
611CDS1
69Y03285
J1-L56014
AdvanceEDI-1
AdvanceEDI-2
AdvanceEDI-3

Analytical カートリッジキット

一次処理水供給のアリウム Pro UV / VF 用（2本入）Comfort カートリッジキット

アリウム Comfort シリーズ用（1本入）Scientific カートリッジパック

アリウム Mini シリーズ用（1本入）RO モジュール

アリウム Advance RO & Comfort I 用（1本入）RO モジュール

アリウム Advance EDI & Comfort II 用（1本入）Elemental カートリッジキット
Universal カートリッジキット
RO モジュール
RO モジュール

一次処理水供給のアリウム Pro DI 用（2本入）水道水供給のアリウム Pro シリーズ用（2本入）アリウム Advance EDI & Comfort II 用（1本入）アリウム 61215 用（1本入）¥77,900¥42,700¥44,900¥8,200¥8,800¥148,000

孔径 0.2 μm（1個入）¥10,200

50 L/ 100 L バッグタンク用（2枚入）アリウム Mini / Mini Plus 用（1枚入）UV ランプアリウム Comfort / Pro シリーズ用、185 / 254 nm（1本入）RO モジュールクリーニングセット

アリウム Comfort / Advance シリーズ用

アリウム Mini シリーズ用、185 / 254 nm（1本入）クリーニングシリンジ

アリウム Pro シリーズ用、50 mL シリンジ 1本入

感熱ロール紙YDP30 プリンター用、23 m x 10巻

熱転写用ロール紙＆インクリボン¥89,600

アリウム Pro UF / VF 用、MWCO 5,000（1本入）50 L バッグ
UV ランプ¥72,300¥22,000

アリウム Comfort / Mini シリーズ用（1本入）

5 L バッグ¥33,900

アリウム Comfort シリーズ用（1本入）Cell Plus ウルトラフィルター

Sterile Plus ファイナルフィルター¥94,500¥153,000

アリウム Mini Plus 用（1本入）ウルトラフィルターモジュール¥51,300

アリウム Advance EDI & Comfort II 用（2本入）プレトリートメントカートリッジ

ソフトナーカートリッジ¥94,500¥179,000

アリウム Advance シリーズ用（1本入）

ソフトナーカートリッジ¥94,500

アリウム Advance RO & Comfort I 用（2本入）プレトリートメントカートリッジ
プレトリートメントカートリッジ

希望小売価格YDP30 プリンター用、90 m¥29,500¥15,800¥6,000¥36,200¥25,600¥9,800¥6,100¥9,500¥6,100

年間消耗品パック 1

アリウム Advance EDI 用（5 & 10 L/h 偶数年）＊1¥139,040

年間消耗品パック 3

アリウム Advance EDI 用（5 L/h 奇数年）＊1¥181,885

年間消耗品パック 2

アリウム Advance EDI 用（10 L/h 奇数年）＊1¥223,190＊ 1 年間消耗品パック 1 ～ 3 は、年間にかかる消耗品をパッケージ設定したものです。単品でご購入いただく場合は定価扱いとなります。

77ラボ用純水・超純水製造システム ラボウォーター アリウムシリーズ

写真で分かるアリウム製品
設置形式
壁取付型
アリウム Advance
卓上型
アリウム Pro

50 L タンク

壁取付型

ビルトイン型
（Pro & Comfort）

50 L & 100 L バッグタンク（Advance & Comfort）

卓上スタンド型
リモートディスペンサ

壁掛け型
リモートディスペンサ

Water Guard リークセンサー

タンク水位センサー/スイッチ（Pro）

リモートディスペンサ用
拡張接続セット

卓上型

アクセサリー

システム設置例

感熱紙 / 熱転写プリンター（Pro & Comfort）

採水用フットスイッチ（Pro & Comfort）

消耗品

Universal

カートリッジ

Sterile Plus

ファイナルフィルター78

50 L バッグ

プレトリートメント
カートリッジ（Comfort）

ComfortRO モジュール

RO モジュール
クリーニングセット

クリーニングシリンジ

カートリッジ

Cell Plus

ウルトラフィルター

UV ランプウルトラフィルター
モジュール

ソフトナー
カートリッジプレトリートメント
カートリッジ（Mini Plus）

カートリッジ

Scientific

79

80

ピペット&ディスペンサー

製品／サービスメニュー

ピペット&ディスペンサー
卓越した品質82 卓越した品質

ピペット性能比較表

83 ピペット性能比較表

電動ピペット84 電動ピペット Picus® シリーズ
85 電動ピペット Picus® シリーズ活用法
86 Picus®Nxt
92 Picus®

手動ピペット
96 Tacta®（タクタ）

98 Mline®
100 Proline®Plus
102 Proline®Plus（固定容量）
103 手動ピペットその他の特徴
104 Tacta®マルチパック
105 Proline®Plus マルチパック

ピペットスタンド

106 ピペットスタンド

オートクレーブでの滅菌方法

107 オートクレーブでの滅菌方法

セーフコーンフィルター

108 セーフコーンフィルター（20 µL以上取付可能）

チップ

1 1 0 最高品質のチップ
1 1 2 ザルトリウス製チップの種類
1 1 4 パッケージオプション

ザルトリウスピペット＆チップ適合チャート

1 16 ザルトリウスピペット＆チップ適合チャート

チップ

120 スタンダードチップ（Optifit）
123 リフィルパックの詰替え／リフィルタワーの詰替え
124 スタンダードバルクチップ（Optifit）
126 フィルター付きチップ
12 7 ロングチップ（Extended）目盛り付き
130 各種チップお得な大箱シリーズ（スタンダード、フィルター付き、ローリテンション）

マキシボリューム・リキッド・ハンドリング

132
133
134
135
136
137

Midi PlusTM（ピペッティング・コントローラー）
バイオトレートボトルトップデジタルビュレット

プロスペンサー ボトルトップディスペンサー
プロスペンサー・プラス ボトルトップディスペンサー
ボトルトップデジタルビュレット アクセサリー Biotrate
ボトルトップディスペンサー アクセサリー
Prospenser, Prospenser Plus、その他アクセサリー・グリス
138 ピペッティングアカデミー
ザルトリウスがご提供する高品質ウェビナー2022

81

ピペット&ディスペンサー

卓越した品質卓越した品質ピペット&ディスペンサー製品は、ISO9001、ISO13485およびISO14001の品質と環境基準の要件に従って開発され、製造されています。製品には、CEマークが付いており、個々の品質管理証明書が提供されています。規制当局、環境基準、そして最も重要な顧客の要求を満たし、ときには上回るよ

うに、製品とプロセスの継続的開発を目指しています。

工場出荷時ピペット精度校正については、ISO/IEC17025（試験所および校正機関の能力に関する一般要求事項）をFinnish Accreditation Service（FINAS）による承認取得をしています。日本では2012年3月にJCSS校正事業者として認定を受けており、ピペット校正機関の要件を定める基準

弊社校正室は、登録基準としてJIS Q 17025（ISO/IEC 17025）を用い、登録スキームをISO/IEC17011に従って運営されている計量法校正事業者登録制度（JCSS）の下で登録（認定）されています。
JCSSを運営している認定機関（IA Japan）は、アジア太平洋試験所
認定協力機構（APLAC）および国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。弊社校正室は、国際MRA対応JCSS（ISO/IEC17025準拠）に従い、信頼のおける測定機器と手順を使用して校正を行っています。

登録（認定）事業者です。0089は、当校正室の登録（認定）番号です。

すべての製品はフィンランドで設計されており、そこでR&Dチームはピペッティングワークをさらに改善するソリューションを常に探求しています。

特許取得済みのオプチロードシステムは、スプリングが内蔵されたチップコーンを搭載しているため、一定の力でチップを装着でき、最小限の力でチップをチップコーンに均等かつ確実に密着させることができます。この機構により簡単にすばやくチップが取り外せ、特にチップの均等な密着が求められるマルチチャンネルモデルで有効です。また、腱鞘炎防止に繋がります。

ピペットチップのシングルラック、詰替え用リフィルパック、FlexiBulk（バルクチップ）包装はすべて、

DNase、RNase、エンドトキシンフリー及びヒトDNAフリーです。この証明書はwww.sartorius.
comからダウンロード可能です。チップの製造環境は、ISOクラス8クリーンルーム条件を満たすために、ISO14644-1標準に準拠しています。
多くの製品でオートクレーブが可能です（121 ℃、0.1 MPa、20分間）。詳細は各製品マニュアルを参照ください。

いつの時代にも人間工学的で軽量で使いやすくさらに機能的で、ユーザーの目に好ましいデザインで製品を提供することを目標としています。製品ファミリーのPicus ®電動ピペットは、2012年にRed

Dotデザイン賞とFennia Prize Honorary Mentionを受賞しました。また最新の手動ピペット
Tacta®は2016年のRed Dotデザイン賞とドイツデザイン賞を受賞しました。

ISO 9001 • ISO 13485 • ISO 14001 • ISO/IEC 17025 • ISO8655 の製造品質基準に従っています。
82

ピペット&ディスペンサー

ピペット性能比較表
手動ピペット

P.96

機能

本体まるごとオートクレーブ滅菌
オプチロード搭載＊1

セーフコーンフィルター＊2

フィルターエジェクト機能＊3
10 µLモデルを除く

Biohit family

P.98

P.100

Tacta®

Mline®

Proline® Plus

●

●

●

全モデル

全モデル

マルチチャンネルに
限る

取付可能

取付可能

取付可能

●

●

熱絶縁性

―

●

●

●

重量＊4

●

●

75 g

77 g

容量ロック機構
軽量チップエジェクト―

オプチロードシステムとは？
打ち付け／左右への動作、不要

■

■

●

●

マニュアルピペッティング（Manual Pipetting）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

リバースピペッティング（Reverse Pipetting）

異容量連続分注（Sequential Dispensing）
等量連続吸引（Multi-Aspirating）
滴定（Titrate）

●
●

●

●

マイクロプレート・トラッカー

●

●

●

●

連続ブローアウト

●
●

●

―

メモリー機能プログラム10件までプログラム10件まで

チップ エジェクト

電動式

電動式

1ch/100 g
8ch/166 g

1ch/100 g
8ch/160 g

操作スピードオートクレーブ

一定の力でチップを装着できます。

●

―

ミキシング
（MIXING）

予備吸引の設定ます。

■

ピペッティング（Pipetting）

メインモードカウンター（COUNT）るので、軽快かつ最小限の力でチップの脱着ができ■

Picus®

オプション機能（メインモードと組み合わせて使用します）

特許取得済

P.92

Picus®Nxt

プロトコル（Protocols）

スプリングが内蔵されたチップコーンを搭載してい

■

P.86

機能

希釈（Diluting）

82 g＊1 下記�オプチロードシステムとは？�を参照ください。
＊2 詳細についてはP.108～109を参照ください。
＊3 詳細についてはP.103を参照ください。
＊4 1ch 1,000 µLモデル

電動ピペット

等量連続分注（Multi Dispensing）

クリックストップ―●

ピペット性能比較表

重量 1ch/300 µL

8ch/10-300 µL

吸引/吐出 各9段階
＊4●

吸引/吐出 各9段階
＊4●

最小限の力でチップをチップコーンに均等かつ確実に密着させることがバッテリー

リチウムポリマー

簡単にすばやくチップが取り外せます。

オプチロード＊1 搭載

マルチチャンネルのみ マルチチャンネルのみ

パスワード保護機能

●

できます。

特にチップの均等な密着が求められるマルチチャンネルモデルで有効です。

腱鞘炎防止になります。

オプチロード搭載機種

シリーズすべてに搭載

Picus Nxt、Picus 、電動ピペット

8ch、12chに搭載®

®

プロトコル作成

工場出荷時ISO/IEC 17025準拠の校正証明書付き

Tacta®、Mline® 手動ピペット
Proline® Plus 手動ピペット

低バッテリー表示●●●

リチウムポリマー●―――

マルチチャンネル1,200 µLモデルを除きます。
＊4 下部パーツのみ可能です。

1ch 5 mL、10 mL & 8ch、12chに搭載

カラーコードピペットとチップを色で識別しており、容量や適合チップが判別しやすくなって
います。
■

10 µL

■

20 µL
100 µL120 µL200 µL■350 µL

■

1 ,000 µL■

1 ,200 µL

■

5 mL

■

10 mL

83

ピペット&ディスペンサー

電動ピペット

電動ピペット Picus® シリーズ
ピ

ピ

ク

ス

Picus

ク

ス

®

ピ

ク

ス

ネクスト

Picus Nxt®

基本性能を備えたスタンダードタイプ

より高い信頼性を備えたアドバンスタイプ

シリーズ共通特徴

ズバリ Nxt だけの特徴

1. 新世代技術による高精度ピペッティング

強化されたDCモーター、電動ブレーキ、光学センサーを搭載し連続分

注モードの精度も向上

2. 電動チップエジェクション

ワンタッチ電動式でボタンを押せばチップが外れるので、手への負担を軽減

3. 超軽量で人間工学設計のプロによるデザイン

1 ch 1,000 - 約100 g 8 ch 300 - 約160 g、フィンガーフック付き

4. 本体下部オートクレーブ可能

1,200 μLモデルを除くモデルで、簡単に分解してオートクレーブ滅菌が可能

5. 簡単セルフメンテ

手動ピペットと同じ要領で、簡単に分解と組み立てが可能

6. プレートトラッカー機能

96, 384プレートに対応。正しいウェルへのガイドをディスプレイ上で提

供する機能

ネクスト

1. トレーサビリティの取れた校正証明書付き

Nxt全製品にISO/IEC17025に準拠した3ポイント校正証明書（FINAS）

が標準添付

2. プロトコルの作成

カスタムワークフローを作成することができ、繰り返し設定する作業の時
間を節約

3. 連続ブローアウト機能

手動ピペットのように何度も自動でブローアウトが可能。
（チップ内の残留サンプル対処等）

4. ピペットロック

点検や故障などサービス待機中、ピペットにロックをすることで使用されることを予防5. 2段階のパスワード

保存されているプログラムの無断編集の予防が、ユーザー・管理者の2段階で可能

6. サービスリマインダー

定期メンテナンス等ピペットチェックのためのリマインダー機能を設定可能

84ピペット&ディスペンサー

電動ピペット

電動ピペットPicus® シリーズ活用法

細胞生物学および分子生物学分野等においてより速く、よりスマートに、そしてより高い再現性の確保を。

Picus電動ピペットで使用可能な各種便利なモード（プログラム）をご紹介します。

96, 384ウェルプレートアッセイ
■
■
■

PCR

エンザイムイムノ アッセイ

細胞培養 ― 試薬の添加など
プレートトラッカー機能の使用

ピペッティング中に分注ウェルのガイドをしてくれるので、誤分注を防ぐのに役立ちます。

細胞培養：撹拌と細胞の播種

PCR、細胞アッセイ、イムノアッセイ、

繊細で敏感な細胞タイプに対して撹拌するス

モード：マルチディスペンシング（Multi-disp）

モード：ミキシング（Mixing/撹拌）

ピードを調整可能です。細胞の均一な分布を確実にするために、撹拌回数をあらかじめ設
定できます。

蛍光アッセイ、エライザ

等量連続分注の操作で使用します。手動ピ
ペットよりもはるかに高速で再現性の高い連

続ピペッティングが可能です。プレートトラッ

カー機能と組み合わせて使用することができます。

気泡、泡立ちを避けるには

タンパク質収量、サンプル（Reverse Pipetting）

モード：マニュアル（Manual）

モード：リバースピペッティング

蛍光吸収または細胞ベースのアッセイ、タン

パク質の取り扱いや、気泡ができやすいまたまたは試薬容量のチェック
吸引、吐出のスピードを手動で変更できます。

ホイールを回す操作で任意のスピード調整がは粘性が高いなどの液体の取り扱いに向いできるため、ゲルへのサンプルローディング

チップを使用することでより高い回収率が可

確にデジタル表示されます。

ています。同時にSartoriusローリテンション
能となります。

標準曲線と検量線等にも適しています。吸引、吐出の容量は正サンプル収集モード：異容量連続分注

モード：等量連続吸引（Multi-Aspirating）

異なる容量のサンプルを連続的に分注するて吸引するモードです。NGS、PCR、タンパ（Sequential Pipetting）

希 釈 系 列 のサンプル 調 整 に適しています。
分 光 分 析 また は 比 色 分 析、およびイムノ

アッセイ等での曲 線のより迅 速な準備が可能です。

設定した容量のサンプルを設定回数、連続しク質アッセイ、および96ウェルプレートの細胞培養の培地交換の使用に適しています。マ

イクロウェルプレートの洗浄液の回収等にも適しています。

85ピペット&ディスペンサー

電動ピペットPicus®Nxt

Biohit family

安全性と卓越した技術を追求した電動ピペット

Picus®Nxt（ピクス ネクスト）は、ISO/IEC17025準拠の校正証明書が添付されます。また、
Picus®から受け継いだ優れたデザインによる快適なピペッティングで、ユーザーの負担を軽減します。
■■■

Picus®Nxt■

初回ご購入時のピペット毎に、ISO/IEC17025準拠の工場出荷時校正証明書を添付しています。

複数の操作モードを組み合わせたプロトコルが作成できるので、連続する作業のスピー

ドアップが可能です。

連続ブローアウト機能により、手動ピペットのように何度もブローアウトが可能です（チップ内の残留サンプル対処が可能）。

保存されているプログラムはパスワードで保護し、不用意な編集を防止します。

快適なピペッティング■

わずか100 gの超軽量で最先端のデザインにより、快適なピペッティングを実現します。

■

押しやすい配置のソフトタッチ操作ボタンと電動式チップエジェクションにより、筋肉の疲■

ハンドル、フィンガーフック部分の快適なデザインにより、Picus ®Nxtは無理な力をかけ労を最小限に抑えます。

ることなく手にフィットします。

操作モード カッコ内《 》アドバンス機能＊
■
■
■
■
■
■
■
■

ピペッティング《トラッカー、
ミキシング、カウンター、連続ブローアウト》

リバース・ピペッティング《トラッカー、カウンター、予備吸引》マニュアル・ピペッティング《連続ブローアウト》

等量連続分注《トラッカー、予備吸引、自動等量連続分注》
希釈《ミキシング、連続ブローアウト》
異容量連続分注《予備吸引》

等量連続吸引《連続ブローアウト》
滴定＊ メインモードと組み合わせて使用する追加機能です。

下部のディスペンシングヘッドは

オートクレーブ可能（8/12 チャンネル 1,200 µL モデルを除く）（P.107参照）

86ピペット&ディスペンサー

次ページでさらに詳しく▲信頼のおける結果を達成

電動ピペットPicus®Nxtの全製品にISO/IEC17025に準拠した3ポイント校正証明書が標準添付
3ポイント校正証明書

結果の質と信頼性を重視するすべてのラボにとって、ISO/IEC17025に準拠して校正されたピペットの使用は不可欠です。Picus®Nxtは、全製品に3ポイント校正証明書（ISO/IEC17025に準拠）が標準で添付されています。

ISO/IEC17025による認定ピペット校正により、次の事項が保証されます：■■■

国内・国際的手法および基準によって全測定値がトレース可能

不確かさは、ピペット性能を原因とするもの、プロセスを原因とするものに厳密に分類可能

校正証明書の発行元ラボは、独立した専門家および当局 JCSS（日本校正サービス制

度 ）、DaKKs（ドイツ認 証 機 関 ）、UKAS（ 英 国 認 証 機 関 認 定 審 議 会 ）、A-Class、

COFRAC（フランス認証委員会）、FINAS（フィンランド認証サービス）、Rosstandart（連邦規則・計量庁）等の認可を受けています。

マイクロウェルプレートトラッカー（Picus Nxt/Picusに搭載の機能）

マイクロウェルプレートでのピペッティングは、プレートの分注位置を見失いやすく、特に少量の無色の液体を処理する際は、分注済みとそうでないウェルの見分けがつきにくい場
合もあります。

Picus®Nxtは96、384ウェルプレート用対応の独自の内蔵型トラッカーを搭載しています

ので、正しいウェルに分注が可能です。

これによって、効率性や結果の信頼性が向上します。

マイクロウェルプレートトラッカーは、ピペッティング、リバースピペッティング、等量連続

FINAS校正証明書一部イメージ

分注モード、およびこれらのモードのうち一つを選択した場合のプロトコルと併用できるオプション機能です。

87ピペット&ディスペンサー

電動ピペットPicus® シリーズピペッティングモード

Biohit family

Picus®NxtおよびPicus®は、さまざまなピペッティングのニーズに対応できるピペッティングモードを備えており、時間と労力が節約できます。中でも便利なのは、マイクロウェルプレートでの連続分注をスピードアップする等量連続分注モードです。分注のタイミングに合わせて操作ボタンを押すだけで、親指の使用を最小限にします。

ピペッティングモードとアドバンスモードの組み合わせにより、特定の用途に合った機能性が実現できます。
ピペッティングモード

ピペッティング

アドバンス機能（ADV）＊

トラッカー
✓

リバースピペッティング✓

等量連続分注✓マニュアルピペッティング
希釈

異容量連続分注

ミキシング
✓

カウンター

予備吸引調整✓✓✓✓等量連続吸引滴定

プロトコル＊＊✓＊ アドバンス機能（ピペッティングモードと併用）＊＊ Picus®Nxt専用モード（Picus®には無い機能です。
）✓

自動等量連続分注✓✓✓

連続ブローアウト＊＊
✓

✓
✓
✓

✓

ファストディスペンシング

✓

✓

✓

ピペッティングモード■

ピペッティング（Pipetteing）：吸引したサンプルを全量吐出する一般的なモードです。吐出時にブローアウトが自動的に追加されます。

■

リバースピペッティング（Reverse Pipetting）：設定容量に加え、予備吸引を追加したサンプルを吸引し、設定容量を吐出します。1 µL以下の分注や発泡性サン■マニュアルピペッティング（Manual Pipetting）：サンプルの吸引、吐出スピードを手動で変更できるモードです。調整ホイールにて任意のスピード調整ができる

■
■
■

■

■
■

プルに適しています。

ため、ゲルへのサンプルローディング等に適しています。

等量連続分注（Multi Dispensing）：同じ容量を連続的に分注するモードです。複数チューブやマイクロウェルプレート等への分注に適しています。

希釈（Diluting）：サンプルをチップ内で希釈しながら分注するモードです。サンプル間にエアギャップを入れるため、クロスコンタミを避けることができます。

異容量連続分注（Sequential Dispensing）：異なる容量のサンプルを連続的に分注するモードです。検量線作成時等の希釈系列のサンプル調整に適しています。

等量連続吸引（Multi-Aspirating）：設定した容量のサンプルを設定回数、連続して吸引するモードです。サンプル収集やマイクロウェルプレートの洗浄液の回収等に適しています。

滴定（Titrate）：滴定モードです。設定した容量のサンプルを吸引し、手動制御でサンプルを吐出し、吐出量が表示されます。

プロトコル（Protocols）：最大10個の各モードを組み合わせて設定、操作できるモードです。ルーチン作業を設定しておくと、作業のスピードアップが図れます。

アドバンス機能（ピペッティングモードと併用して使用）
■
■
■
■
■
■
■

トラッカー（Tracker）：トラッカーはマイクロプレート分注に役立つ機能です。分注しているウェルの位置をディスプレイに表示し、正しいウェルへと導きます。
ミキシング（Mixing）：容器内の試料の吸引/吐出を繰り返し攪拌（ミキシング）します。手動または自動で攪拌（ミキシング）可能です。
カウンター（Counter）：分注回数がカウントされます。カウントは任意の数字から開始するように選択できます。

予備吸引調整（Excess Adjustment）：予備吸引量を調整することができます。デフォルトは最大予備吸引量で、デフォルトからのみ減少させることができます。

自動等量連続分注（Auto Dispensing）：プッシュボタンを押さずに一定の間隔で自動的にサンプルが分注できます。間隔は0.1秒から9.9秒の間で設定できます。
連続ブローアウト（Repeated Blow-out）：手動ピペットのように何度もブローアウトが可能です。
（チップ内の残留サンプル対処が可能）

ファストディスペンシング（Fast Dispensing）：滴定モードとして使用することができます。全容量のうちの任意の値を自動で吐出し、残りの容量は手動で滴定が
可能です。

88

ピペット&ディスペンサー

電動ピペットPicus®Nxtの特徴（Picus には無い機能です）
®

プロトコル

ユーザーが定義可能なピペッティング・プロトコル

Picus®Nxtは、複雑なピペッティングを実行するためのピペッティング・プロトコルをカスタマイズ作成できます。

この機能により、作業中にピペッティングモードや容量設定を何度も変える必要がなくなります。

プロトコルは、Picus®Nxtメモリに保存されます。プロトコルを選択した後は、操作ボタンの使用だけで作業フロー全体が実行できます。10ステップまでのプロトコルを3つまで保存できます。以下はその一例です。

ステップ：

ステップ2：

ステップ3：後、吐出。

の液体と同じ容器に吐引 し た 後、10本 の 試

ミキシングして溶液にずつ分注する。

液体100 μLを吸引

別の液体20 μLを最初出。その 後、2種 類 をする。

2レベルパスワード

液体120 μLを全量吸験管にそれぞれ12 μL

ステップ4：

試薬50 μLを吸引し、10本 の試 験 管 にそれ

ぞれ5 μLずつ投与。

ピペットロック

サービス・校正リマインダー

トロック機能により、サービスやクリーニング待Laboratory Practice、優 良 試 験 所 規 範）やISO基準に従って定期的にサービス、校正を実施する必要があります。Picus®Nxtには、周期

Picus®Nxtは、管理者とユーザーのプロファイ「現在使用不可」の付箋はもう不要です。ピペッ

不用意な変更を防止し、特定の個人やグループ

機中のピペットの使用を防ぐことができます。パルを分けることができますので、ピペット設定のに使用を制限することが可能です。この機能により、常に規制やラボ指針に従って確実に作業を遂行できます。パスワードはオプションですの

ステップ5：

プロトコル完了。

スワード保護が有効の場合、ピペットのロック解除には管理者パスワードが必要となります。

で、追加保護を必要としない場合は実行しないことも可能です。

ピ ペットは 精 密 機 器 ですので、GLP（Good

間隔に応じたサービス・校正リマインダーをプ

ログラムできます。ピペットの定期的なメンテ

ナンスや校正は、結果の質や正確性の確保にとって極めて重要です。

連続ブローアウト

特に液体が高粘度の場合、分注後も最後の数滴が頑固に残ってしまうことがあります。少量の液体では一滴一滴が正確な結果に影響を及ぼすため、これは問題となりかねません。また、高価な試薬も、最後の一滴まですべて回収したいところです。

この問題を解決するのが、Picus®Nxtの連続ブローアウト機能です。手動ピペットのように何度でも必要なだけブローアウトを繰り返すことが可能です（チップ内の残留サンプル対処が可能）。

連続ブローアウトは、ピペッティング、マニュアルピペッティング、希釈、等量連続吸引といったピペッティングモード、およびこれらのモードを使用したプロ

トコルとの併用が可能です。

89ピペット&ディスペンサー

電動ピペット2022年6月価格改定版

Picus®Nxt 電動ピペット・シングルチャンネル 仕様
製品番号

LH-745021

LH-745041

LH-745061

LH-745081

LH-745101

LH-745111

チャン 容量範囲
ネル （µL）

1

1

1

1

1

1

■ 0.2-10■ 5-120■ 10-300■ 50-1,000■ 100-5,000

最小可変 試験容量＊ モード
単位（µL）（µL）
P/D＊1

0.01

0.10

0.20

1.00

5.00

■ 500-10,000 10.00

系統誤差（正確度）

偶然誤差（再現性）±（%） ±（µL）

適合チップ＊2≦（%） ≦（µL）

スタンダード フィルター付き

10
5
1
0.2
1

P
P
P
P
D

1.0 %
1.2 %
3.0 %
17.5 %
6.0 %

0.100 µL
0.060 µL
0.030 µL
0.035 µL
0.060 µL

0.4 %
0.7 %
2.0 %
10.0 %
7.0 %

0.040 µL
0.035 µL
0.020 µL
0.020 µL
0.070 µL

790010

120
60
12
5
12

P
P
P
P
D

0.5 %
0.7 %
2.0 %
5.5 %
4.0 %

0.60 µL
0.42 µL
0.24 µL
0.275 µL
0.48 µL

0.15 %
0.2 %
1.0 %
2.5 %
4.0 %

0.18 µL
0.12 µL
0.12 µL
0.125 µL
0.48 µL

790200

300
150
30
10
30

P
P
P
P
D

0.5 %
0.6 %
1.5 %
5.0 %
3.0 %

1.50 µL
0.90 µL
0.45 µL
0.50 µL
0.90 µL

0.15 %
0.2 %
0.8 %
2.4 %
3.0 %

0.45 µL
0.30 µL
0.24 µL
0.24 µL
0.90 µL

790350

1,000
500
100
50
100

P
P
P
P
D

0.45 % 4.5 µL
0.6 % 3.0 µL
2.0 % 2.0 µL
4.0 % 2.0 µL
2.5 % 2.5 µL

0.15 %
0.2 %
0.5 %
1.0 %
2.0 %

1.5 µL1.0 µL0.5 µL0.5 µL2.0 µL

791000

5,000
2,500
500
100
500

P
P
P
P
D

0.5 %
0.7 %
1.6 %
8.0 %
2.4 %

25 µL
17.5 µL
8 µL
8 µL
12 µL

0.15 %
0.2 %
0.4 %
2.0 %
2.4 %

7.5 µL
5 µL
2 µL
2 µL
12 µL

78030410,000
5,000
1,000
500
1,000

P
P
P
P
D

0.6 %
0.9 %
3.0 %
7.0 %
4.0 %

60 µL
45 µL
30 µL
35 µL
40 µL

0.2 %
0.3 %
0.6 %
1.2 %
2.4 %

20 µL
15 µL
6 µL
6 µL
24 µL

LH-780314 ―上段：出荷時JCSS校正・合否判定なし＊3
下段：出荷時JCSS校正・合否判定付き
GLP/GMP、各種ISOに対応

価格¥9,000790011F¥105,000¥12,000¥9,000790101F¥105,000¥12,000¥9,000790301F¥105,000¥12,000¥9,000791001F¥105,000¥12,000¥9,000

LH-795001F ¥105,000¥12,000¥9,000¥105,000¥12,000＊ ピペットの最大容量の100％、50％、10％もしくは最小容量値をISO8655の環境に準じて試験しました。結果は右側の値を確認ください。仕様値は改良の理由で予告なく変更することがあります。
＊1 P = ピペッティングモード
D = マルチディスペンシングモード（等量連続分注）。本表の系統誤差および偶然誤差の値は、最大容量の10％で10回測定される。
＊2 その他の適合チップはP.116～を参照ください。
＊3 ご購入時のピペットに校正をして証明書を添付します。本体価格の他に上段または下段の金額が別途必要です。JIS、日本薬局方、ISO/IEC17025、GMP、GLPに準拠するには下段の合否判定付
きを選択ください。

充電スタンドが便利

リニアスタンド90

1台掛け充電スタンド

回転4台掛け充電スタンド※ スタンドイメージです。本体ピペットは付属しません。

ピペット&ディスペンサー

2022年6月価格改定版

Picus®Nxt 電動ピペット・マルチチャンネル 仕様
製品番号

LH-745321

LH-745341

LH-745361

LH-745391

LH-745421

LH-745441

LH-745461

LH-745491

チャン 容量範囲
ネル （µL）

8

8

8

8

12

12

12

12

■ 0.2-10■ 5-120■ 10-300■ 50-1,200■ 0.2-10■ 5-120■ 10-300■ 50-1,200

最小可変 試験容量＊ モード
単位（µL）（µL）
P/D＊1

0.01

0.10

0.20

1.00

0.01

0.10

0.20

1.00

電動ピペット

系統誤差（正確度）

偶然誤差（再現性）±（%） ±（µL）

適合チップ＊2≦（%） ≦（µL）

スタンダード フィルター付き

10
5
1
0.2
1

P
P
P
P
D

1.2 %
1.5 %
4.0 %
25.0 %
12.0 %

0.120 µL
0.075 µL
0.040 µL
0.050 µL
0.120 µL

0.5 %
0.8 %
3.0 %
15.0 %
15.0 %

0.050 µL
0.040 µL
0.030 µL
0.030 µL
0.150 µL

790010

120
60
12
5
12

P
P
P
P
D

0.6 %
0.8 %
2.5 %
6.0 %
4.5 %

0.72 µL
0.48 µL
0.30 µL
0.30 µL
0.54 µL

0.3 %
0.4 %
1.67 %
4.0 %8.0 %0.36 µL
0.24 µL
0.20 µL
0.20 µL
0.96 µL

790200

300
150
30
10
30

P
P
P
P
D

0.6 %
0.8 %
2.33 %
8.0 %
3.33 %

1.80 µL
1.20 µL
0.70 µL
0.80 µL
1.00 µL

0.2 %
0.3 %
1.0 %
3.0 %
6.0 %

0.60 µL
0.45 µL
0.30 µL
0.30 µL
1.80 µL

790350

1,200
600
120
50
120

P
P
P
P
D

0.6 %
1.0 %
2.5 %
8.0 %
3.33 %

7.2 µL6.0 µL3.0 µL4.0 µL4.0 µL

0.2 %
0.3 %
1.0 %
2.4 %
3.33 %

2.4 µL
1.8 µL1.2 µL1.2 µL4.0 µL791210

10
5
1
0.2
1

P
P
P
P
D

1.2 %
1.5 %
4.0 %
25.0 %
12.0 %

0.120 µL
0.075 µL
0.040 µL
0.050 µL
0.120 µL

0.5 %
0.8 %
3.0 %
15.0 %
15.0 %

0.050 µL
0.040 µL
0.030 µL
0.030 µL
0.150 µL

790010

120
60
12
5
12

P
P
P
P
D

0.6 %
0.8 %
2.5 %
6.0 %
4.5 %

0.72 µL
0.48 µL
0.30 µL
0.30 µL
0.54 µL

0.3 %
0.4 %
1.67 %
4.0 %8.0 %0.36 µL
0.24 µL
0.20 µL
0.20 µL
0.96 µL

790200

300
150
30
10
30

P
P
P
P
D

0.6 %
0.8 %
2.33 %
8.0 %
3.33 %

1.80 µL
1.20 µL
0.70 µL
0.80 µL
1.00 µL

0.2 %
0.3 %
1.0 %
3.0 %
6.0 %

0.60 µL
0.45 µL
0.30 µL
0.30 µL
1.80 µL

790350

1,200
600
120
50
120

P
P
P
P
D

0.6 %
1.0 %
2.5 %
8.0 %
3.33 %

7.2 µL6.0 µL3.0 µL4.0 µL4.0 µL

0.2 %
0.3 %
1.0 %
2.4 %
3.33 %

2.4 µL
1.8 µL1.2 µL1.2 µL4.0 µL791210価格

上段：出荷時JCSS校正・合否判定なし＊3
下段：出荷時JCSS校正・合否判定付き
GLP/GMP、各種ISOに対応¥19,000

790011Ｆ¥182,000

790101Ｆ¥182,000

790301Ｆ¥182,000

791211Ｆ¥182,000

790011Ｆ¥200,000

790101Ｆ¥200,000

790301Ｆ¥200,000

791211Ｆ¥200,000¥29,000¥19,000¥29,000¥19,000¥29,000¥19,000¥29,000¥24,000¥39,000¥24,000¥39,000¥24,000¥39,000¥24,000¥39,000＊ ピペットの最大容量の100％、50％、10％もしくは最小容量値をISO8655の環境に準じて試験しました。結果は右側の値を確認ください。仕様値は改良の理由で予告なく変更することがあります。
＊1 P = ピペッティングモード
D = マルチディスペンシングモード（等量連続分注）。本表の系統誤差および偶然誤差の値は、最大容量の10％で10回測定される。
＊2 その他の適合チップはP.116～を参照ください。
＊3 ご購入時のピペットに校正をして証明書を添付します。本体価格の他に上段または下段の金額が別途必要です。JIS、日本薬局方、ISO/IEC17025、GMP、GLPに準拠するには下段の合否判定付
きを選択ください。

スタンドおよびアクセサリー オプション
製品番号730981730991725620品名

1台掛け充電スタンド、ユニバーサルACアダプター付属＊

回転4台掛け充電スタンド、ユニバーサルACアダプター付属＊

リニアスタンド

価格¥28,600¥60,000¥1 4 , 400＊ 日本、中国、欧州、英国、米国用プラグ付き。

91

ピペット&ディスペンサー

電動ピペットPicus®

Biohit family

超軽量、極めてコンパクトで高精度な電動ピペット

Picus®はレッドドット賞（デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等 9つの評価基準から国際的専門家によって審査）を受賞し、その賞に相応しく、仕事量を軽減し、最適な作業姿勢を保つことで腱鞘炎などの障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。

Picus®

プログラミング用のソフトキー

最大10種類の保存されたプ

ログラムを素早く呼び出せるホットキー

ユニークな電動式

チップエジェクション

プッシュボタン■

人間工学デザイン■

超軽 量 で、コンパクトな 電 動 ピ■

快適なハンドルとフィンガーフッ■■

調整ホイール（ダイヤル）■■

ペット（わずか100 g/1ch 300 µL）

クデザイン

ユニークな電動式チップエジェク

マニュアルピペッティングと分注速度を親指の軽いタッチだけでマイクロプレート・トラッカー

ション搭載

■

弊社の優れたトレーニング・プログ

ラム「ピペッティング・アカデミー」■

ボ内でのあなたの健康と安全性■の改善に貢献96、384ウェル対応の他にはない

トラッカー機能搭載により、正しいウェルにピペッティングが可能

作業効率と結果の信頼性が向上

オプション機能のトラッカーは、ピペッティング、
リバースピペッティ

ング、
マルチディスペンシングモー

ドと組み合わせて使用

Optiload（オプチロード）で完璧なチップの密着（シーリング）■

片手操作が可能な人間工学に基づいたデザイン

正確に制御と併用することで、Picus®はよりラ■

極めて早い容量設定と簡単なメ

ニュー操作

すべてのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着可能

各チップコーンに、均一なチップの密着（シーリング）を実現

新世代技術
■

操作モード カッコ内《 》アドバンス機能

■

＊

■
■
■
■
■
■
■
■

ピペッティング《トラッカー、
ミキシング、カウンター》

マニュアル・ピペッティング

等量連続吸引滴定＊ メインモードと組み合わせて使用する追加機能です。

92■

等量連続分注《トラッカー、予備吸引、自動等量連続分注》
異容量連続分注《予備吸引》越した性能を発揮

電動ブレーキがピストンの動作を瞬時に停止するので、吐出が正確にカットされ、特に連続分注でのリバース・ピペッティング《トラッカー、カウンター、予備吸引》
希釈《ミキシング》

強化されたDCモーターコンセプ

トにより、既存の技術を上回る卓下部のディスペンシングヘッドは

オートクレーブ可能（8/12 チャンネル 1,200 µL モデルを除く）（P.107参照）

分注量の精度が向上

光学センサーがピストンの動作をリアルタイムで制御・監視するため、最高の正確度と信頼性を確保ピペット&ディスペンサー

回転式充電スタンドで、急速充電が可能

調整ホイール（ダイヤル）を回して片手（その他、1台 掛 け充 電スタンドおよびでスピーディに容量調整可能

数 字 の7は 吸 引スピードを表していま【ADJ1】調整機能（アジャストメント）で、性質により早さを調整可能。吐出スピー

重い溶液の分注量を調整することが可能

ACアダプターでの充電も可能）

す。1（低）～9（高）段階速度で、液体のドも同様に変更可能

粘性の高い溶液や比重が軽い、もしくは

電動ピペットオプチロード搭載で、均等なチップの密着を実現（P.83参照）

汚染予防、吸い込み予防のセーフコーン

フィルターが装着可能（10 µL以上のモデル）（P.108～109参照）

93ピペット&ディスペンサー

電動ピペットPicus® 電動ピペット・シングルチャンネル 仕様
製品番号735021735041735061735081735101735111

チャン 容量範囲
ネル （µL）

1

1

1

1

1

1

最小可変 試験容量＊ モード
単位（µL）（µL）
P/D＊1■ 0.2-10

0.01■ 5-120

0.10■ 10-300

0.20■ 50-1,000

1.00■ 100-5,000

5.00■ 500-10,000 10.00

2022年6月価格改定版
系統誤差（正確度）

偶然誤差（再現性）±（%） ±（µL）

適合チップ＊2≦（%） ≦（µL）

スタンダード フィルター付き

10
5
1
0.2
1

P
P
P
P
D

1.0 %
1.2 %
3.0 %
17.5 %
6.0 %

0.100 µL
0.060 µL
0.030 µL
0.035 µL
0.060 µL

0.4 %
0.7 %
2.0 %
10.0 %
7.0 %

0.040 µL
0.035 µL
0.020 µL
0.020 µL
0.070 µL

790010

120
60
12
5
12

P
P
P
P
D

0.5 %
0.7 %
2.0 %
5.5 %
4.0 %

0.60 µL
0.42 µL
0.24 µL
0.275 µL
0.48 µL

0.15 %
0.2 %
1.0 %
2.5 %
4.0 %

0.18 µL
0.12 µL
0.12 µL
0.125 µL
0.48 µL

790200

300
150
30
10
30

P
P
P
P
D

0.5 %
0.6 %
1.5 %
5.0 %
3.0 %

1.50 µL
0.90 µL
0.45 µL
0.50 µL
0.90 µL

0.15 %
0.2 %
0.8 %
2.4 %
3.0 %

0.45 µL
0.30 µL
0.24 µL
0.24 µL
0.90 µL

790350

1,000
500
100
50
100

P
P
P
P
D

0.45 % 4.5 µL
0.6 % 3.0 µL
2.0 % 2.0 µL
4.0 % 2.0 µL
2.5 % 2.5 µL

0.15 %
0.2 %
0.5 %
1.0 %
2.0 %

1.5 µL1.0 µL0.5 µL0.5 µL2.0 µL

791000

5,000
2,500
500
100
500

P
P
P
P
D

0.5 %
0.7 %
1.6 %
8.0 %
2.4 %

25 µL
17.5 µL
8 µL
8 µL
12 µL

0.15 %
0.2 %
0.4 %
2.0 %
2.4 %

7.5 µL
5 µL
2 µL
2 µL
12 µL

78030410,000
5,000
1,000
500
1,000

P
P
P
P
D

0.6 %
0.9 %
3.0 %
7.0 %
4.0 %

60 µL
45 µL
30 µL
35 µL
40 µL

0.2 %
0.3 %
0.6 %
1.2 %
2.4 %

20 µL
15 µL
6 µL
6 µL
24 µL

LH-780314 ―上段：出荷時JCSS校正・合否判定なし＊3
下段：出荷時JCSS校正・合否判定付き
GLP/GMP、各種ISOに対応

価格¥9,000790011F¥89,000¥12,000¥9,000790101F¥89,000¥12,000¥9,000790301F¥89,000¥12,000¥9,000791001F¥89,000¥12,000¥9,000

LH-795001F ¥89,000¥12,000¥9,000¥89,000¥12,000＊ ピペットの最大容量の100％、50％、10％もしくは最小容量値をISO8655の環境に準じて試験しました。結果は右側の値を確認ください。仕様値は改良の理由で予告なく変更することがあります。
＊1 P = ピペッティングモード
D = マルチディスペンシングモード（等量連続分注）。本表の系統誤差および偶然誤差の値は、最大容量の10％で10回測定される。
＊2 その他の適合チップはP.116～を参照ください。
＊3 ご購入時のピペットに校正をして証明書を添付します。本体価格の他に上段または下段の金額が別途必要です。JIS、日本薬局方、ISO/IEC17025、GMP、GLPに準拠するには下段の合否判定付
きを選択ください。

充電スタンドが便利

リニアスタンド94

1台掛け充電スタンド

回転4台掛け充電スタンド※ スタンドイメージです。本体ピペットは付属しません。

ピペット&ディスペンサー

Picus® 電動ピペット・マルチチャンネル 仕様
製品番号735321735341735361735391735421735441735461735491

チャン 容量範囲
ネル （µL）

8

8

8

8

12

12

12

12

■ 0.2-10■ 5-120■ 10-300■ 50-1,200■ 0.2-10■ 5-120■ 10-300■ 50-1,200

最小可変 試験容量＊ モード
単位（µL）（µL）
P/D＊1

0.01

0.10

0.20

1.00

0.01

0.10

0.20

1.00

電動ピペット2022年6月価格改定版

系統誤差（正確度）

偶然誤差（再現性）±（%） ±（µL）

適合チップ＊2≦（%） ≦（µL）

スタンダード フィルター付き

10
5
1
0.2
1

P
P
P
P
D

1.2 %
1.5 %
4.0 %
25.0 %
12.0 %

0.120 µL
0.075 µL
0.040 µL
0.050 µL
0.120 µL

0.5 %
0.8 %
3.0 %
15.0 %
15.0 %

0.050 µL
0.040 µL
0.030 µL
0.030 µL
0.150 µL

790010

120
60
12
5
12

P
P
P
P
D

0.6 %
0.8 %
2.5 %
6.0 %
4.5 %

0.72 µL
0.48 µL
0.30 µL
0.30 µL
0.54 µL

0.3 %
0.4 %
1.67 %
4.0 %8.0 %0.36 µL
0.24 µL
0.20 µL
0.20 µL
0.96 µL

790200

300
150
30
10
30

P
P
P
P
D

0.6 %
0.8 %
2.33 %
8.0 %
3.33 %

1.80 µL
1.20 µL
0.70 µL
0.80 µL
1.00 µL

0.2 %
0.3 %
1.0 %
3.0 %
6.0 %

0.60 µL
0.45 µL
0.30 µL
0.30 µL
1.80 µL

790350

1,200
600
120
50
120

P
P
P
P
D

0.6 %
1.0 %
2.5 %
8.0 %
3.33 %

7.2 µL6.0 µL3.0 µL4.0 µL4.0 µL

0.2 %
0.3 %
1.0 %
2.4 %
3.33 %

2.4 µL
1.8 µL1.2 µL1.2 µL4.0 µL791210

10
5
1
0.2
1

P
P
P
P
D

1.2 %
1.5 %
4.0 %
25.0 %
12.0 %

0.120 µL
0.075 µL
0.040 µL
0.050 µL
0.120 µL

0.5 %
0.8 %
3.0 %
15.0 %
15.0 %

0.050 µL
0.040 µL
0.030 µL
0.030 µL
0.150 µL

790010

120
60
12
5
12

P
P
P
P
D

0.6 %
0.8 %
2.5 %
6.0 %
4.5 %

0.72 µL
0.48 µL
0.30 µL
0.30 µL
0.54 µL

0.3 %
0.4 %
1.67 %
4.0 %8.0 %0.36 µL
0.24 µL
0.20 µL
0.20 µL
0.96 µL

790200

300
150
30
10
30

P
P
P
P
D

0.6 %
0.8 %
2.33 %
8.0 %
3.33 %

1.80 µL
1.20 µL
0.70 µL
0.80 µL
1.00 µL

0.2 %
0.3 %
1.0 %
3.0 %
6.0 %

0.60 µL
0.45 µL
0.30 µL
0.30 µL
1.80 µL

790350

1,200
600
120
50
120

P
P
P
P
D

0.6 %
1.0 %
2.5 %
8.0 %
3.33 %

7.2 µL6.0 µL3.0 µL4.0 µL4.0 µL

0.2 %
0.3 %
1.0 %
2.4 %
3.33 %

2.4 µL
1.8 µL1.2 µL1.2 µL4.0 µL791210価格

上段：出荷時JCSS校正・合否判定なし＊3
下段：出荷時JCSS校正・合否判定付き
GLP/GMP、各種ISOに対応¥19,000

790011Ｆ¥170,000

790101Ｆ¥170,000

790301Ｆ¥170,000

791211Ｆ¥170,000

790011Ｆ¥189,000

790101Ｆ¥189,000

790301Ｆ¥189,000

791211Ｆ¥189,000¥29,000¥19,000¥29,000¥19,000¥29,000¥19,000¥29,000¥24,000¥39,000¥24,000¥39,000¥24,000¥39,000¥24,000¥39,000＊ ピペットの最大容量の100％、50％、10％もしくは最小容量値をISO8655の環境に準じて試験しました。結果は右側の値を確認ください。仕様値は改良の理由で予告なく変更することがあります。
＊1 P = ピペッティングモード
D = マルチディスペンシングモード（等量連続分注）。本表の系統誤差および偶然誤差の値は、最大容量の10％で10回測定される。
＊2 その他の適合チップはP.116～を参照ください。
＊3 ご購入時のピペットに校正をして証明書を添付します。本体価格の他に上段または下段の金額が別途必要です。JIS、日本薬局方、ISO/IEC17025、GMP、GLPに準拠するには下段の合否判定付
きを選択ください。

スタンドおよびアクセサリー オプション
製品番号730981730991725620品名

1台掛け充電スタンド、ユニバーサルACアダプター付属＊

回転4台掛け充電スタンド、ユニバーサルACアダプター付属＊

リニアスタンド

価格¥28,600¥60,000¥1 4 , 400＊ 日本、中国、欧州、英国、米国用プラグ付き。

95

ピペット&ディスペンサー

手動ピペットTacta®（タクタ）

Biohit family

結果の信頼性、快適で安全な使用感、全てを持ち合わせる手動ピペット

これまでのピペットは手に自然に馴染むように感じることができていたでしょうか？正確さを求められるピペッティング中に、手に負担が無く安全であったでしょうか？

Tacta ®は重すぎず軽すぎない絶妙な使用感に加え、手に負担が無く、信頼のある結果を導く革新的な手動ピペットです。
特徴

■

■

Tacta®

■■■■■

最新のチップエジェクト機構（勢いを抑えてチップが外れます。試薬飛散の予防に最適）とオプチロード機能の組み合わせは、チップの脱着を円滑かつ容易にします。
最新の容量ロック機構により片手で簡単にロックのオン・オフが可能です。

長時間でも快適かつ正確にピペッティングできる人間工学に基づいたデザインです。

4桁の容量表示は、正確なボリュームを設定するのに有用です。

プッシュボタンは軽量化で、手のRSI（反復運動損傷）リスクを軽減します。
分解せず本体全てオートクレーブ滅菌可能です。

工具不要で分解できるのでメンテナンスも簡単です。

容量ロック機能【スライド式なので片手でロックの操作が可能】解除中は赤い色が確認できます。ピペッティング中はロックしてください

キャリブレーション機能【粘性の高い溶液や比重が軽い/重い

溶液の分注量を調整することが可能】

簡単メンテナンス【工具無しで分解可能】

本体全て

オートクレーブ滅菌可能（P.107参照）

96

ピペット&ディスペンサー

2022年6月価格改定版

Tacta® 手動ピペット・シングルチャンネル 仕様
製品番号

チャン 容量範囲
ネル （µL）

最小可変 試験容量＊
単位（µL）（µL）

系統誤差（正確度）
±（%）

±（µL）

偶然誤差（再現性）≦（%）

LH-729010

1■ 0.1-3

0.002

3
1.5
0.3

LH-729020

1■ 0.5-10

0.01

10
5
1

1.00 %
1.50 %
3.00 %

0.100 µL 0.60 %0.075 µL 1.00 %0.030 µL 2.00 %LH-729030

1■ 2-20

0.02

20
10
2

1.00 %
1.40 %
4.00 %

LH-729050

1■ 10-100

0.10

100
50
10

LH-729060

1■ 20-200

0.20

LH-729070

1■ 100-1,000

LH-729080

1■ 500-5,000

LH-729090

11.40 %
0.042 µL 0.80 %2.60 % 0.039 µL 1.60 %10.00 % 0.030 µL 6.00 %≦（µL）

0.024 µL
0.024 µL
0.018 µL

¥41,000

0.060 µL
0.050 µL
0.020 µL

790010790011F¥41,000

0.200 µL 0.50 %0.140 µL 0.90 %0.080 µL 3.00 %0.100 µL
0.090 µL
0.060 µL

790200790021F¥41,000

0.80 %
1.00 %
3.00 %

0.80 µL
0.50 µL
0.30 µL

0.20 %
0.40 %
1.00 %

0.20 µL
0.20 µL
0.10 µL

790200790101F¥41,000

200
100
20

0.60 %
0.80 %
2.30 %

1.20 µL
0.80 µL
0.46 µL

0.20 %
0.30 %
0.90 %

0.40 µL
0.30 µL
0.18 µL

790200790201F¥41,000

1.00

1,000
500
100

0.70 %
0.80 %
2.50 %

7.0 µL4.0 µL
2.5 µL0.20 %
0.20 %
0.60 %

2.0 µL1.0 µL0.6 µL

791000791001F¥41,000

10.0

5,000
2,500
500

0.60 %
0.70 %
2.40 %

30 µL
17.5 µL
12 µL

0.20 %
0.30 %
0.60 %

10 µL
7.5 µL
3 µL

780304

LH-795001F¥41,000■ 1,000-10,000 20.0

10,0005,000
1,000

0.60 %
1.20 %
3.00 %

60 µL
60 µL
30 µL

0.20 %
0.30 %
0.60 %

20 µL
15 µL
6 µL

LH-780314 ー

系統誤差（正確度）

偶然誤差（再現性）

チャン 容量範囲
ネル （µL）

LH-729120

8■ 0.5-10

0.01

10
5
1

LH-729130

8■ 5-100

0.10

100
50
10

0.90 %
1.20 %
4.00 %

0.90 µL
0.60 µL
0.40 µL

0.40 %
0.70 %
2.00 %

0.40 µL
0.35 µL
0.20 µL

0.20

300
150
30

0.60 %
1.00 %
2.50 %

1.80 µL
1.50 µL
0.75 µL

0.25 %
0.50 %
1.00 %

0.75 µL
0.75 µL
0.30 µL

0.01

10
5
1

1.50 %
2.50 %
5.50 %

0.150 µL 1.00 %0.125 µL 2.00 %0.055 µL 4.00 %0.100 µL
0.100 µL
0.040 µL

0.10

100
50
10

0.90 %
1.20 %
4.00 %

0.90 µL
0.60 µL
0.40 µL

0.40 %
0.70 %
2.00 %

0.40 µL
0.35 µL
0.20 µL

0.20

300
150
30

0.60 %
1.00 %
2.50 %

1.80 µL
1.50 µL
0.75 µL

0.25 %
0.50 %
1.00 %

0.75 µL
0.75 µL
0.30 µL

LH-729220

LH-729230

LH-729240■ 30-3008■ 0.5-10

12■ 5-100

12■ 30-300

12スタンダード フィルター付き

価格

790011F

製品番号

LH-729140

適合チップ＊1

790010Tacta® 手動ピペット・マルチチャンネル 仕様

最小可変 試験容量＊
単位（µL）（µL）±（%）

1.50 %
2.50 %
5.50 %

手動ピペット

±（µL）

≦（%）

0.150 µL 1.00 %0.125 µL 2.00 %0.055 µL 4.00 %≦（µL）

0.100 µL
0.100 µL
0.040 µL

適合チップ＊1

価格

790010790011F¥114,000

790200790101F¥114,000

790010790200790350790301Ｆ
790011F

790101F
790301Ｆ¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥41,000

スタンダード フィルター付き

790350

上段：出荷時JCSS校正・合否判定なし＊2
下段：出荷時JCSS校正・合否判定付き
GLP/GMP、各種ISOに対応¥12,000

上段：出荷時JCSS校正・合否判定なし＊2
下段：出荷時JCSS校正・合否判定付き
GLP/GMP、各種ISOに対応¥114,000¥130,000¥130,000¥130,000¥19,000¥29,000¥19,000¥29,000¥19,000¥29,000¥24,000¥39,000¥24,000¥39,000¥24,000¥39,000＊ ピペットの最大容量の100％、50％、10％もしくは最小容量値をISO8655の環境に準じて試験しました。結果は右側の値を確認ください。仕様値は改良の理由で予告なく変更することがあります。
＊1 その他の適合チップはP.116～を参照ください。

＊2 ご購入時のピペットに校正をして証明書を添付します。本体価格の他に上段または下段の金額が別途必要です。JIS、日本薬局方、ISO/IEC17025、GMP、GLPに準拠するには下段の合否判定付きを選択ください。JCSS校正のお申し込みは、専用申込書を必ずご使用ください。Webサイトよりダウンロード可能です。

スタンド オプション
製品番号

LH-725630
725620

品名

6台掛け回転スタンド（タクタ用アダプタ付き）

リニアスタンド

価格¥23,000¥ 1 4 ,400

リニアスタンド※ スタンドイメージです。本体ピペットは付属しません。

97ピペット&ディスペンサー

手動ピペットMline®

Biohit family

軽いピペット操作で高精度を実現

最も優れた手動ピペットであるMline ®は、数々の特許を組み合わせた画期的な製品シリーズです。Mline ®は優れた性能と人間工学に基づいた滑らかなデザイン、高い安全性を実現します。超ソフトタッチのプッシュボタンが親指を腱鞘炎の危険から守り、毎日快適にご使用いただけます。0.1 µL～10 mLまで幅広い容量に対応します。

Mline®―企業の安全・健康/衛生管理部門長が推奨しています。

ピペッティングの高い精度および腱鞘炎予防
■

Mline

®

人間工学に基づいたデザインおよび最小限の力でのピペッティング操作可能

優れたチップ密着性■

Optiload（オプチロード）チップの装着システムのメカニズム■

セーフコーンフィルターの装着■専用工具を用いず、クリーニング・メンテナンス可能■

耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用

コンタミネーションの軽減
簡単なメンテナンス
高い耐久性■

革新的なスプリング・デザインによる丈夫な構造

5色のカラーコードキャップ

セーフコーンフィルター取り外し機能（キャップを外し、操作 ボタンを一番下まで押体温を伝えにくい内部構造によりし 込むようにして 取り 外し

高精度を長時間維持ます）

大きな数字で読みやすい

スピーディーで軽い容量設定

ディスプレイ

容量ロック機構により判別が簡単な最大容量表示

操作中の容量ズレ防止
工具を用いず、クリーニング・

メンテナンスが可能

最適なピペッティング作業をサポートする回転式のディスペンシングヘッド

独自のオプチロード機能によりチップのフィット感がより向上本体そのままオートクレーブ可能（P.107参照）

98

内部のコンタミネーションとダメージを防ぐため、

20 µ L を超える全モデルに交換可能なセーフ

コーンフィルターが取り付け可能ピペット&ディスペンサー

2022年6月価格改定版

Mline® 手動ピペット・シングルチャンネル 仕様
製品番号725010725020チャン 容量範囲
ネル （µL）■ 0.1-3

1■ 0.5-101

最小可変 試験容量＊
単位（µL）（µL）

系統誤差（正確度）
±（%）

±（µL）

偶然誤差（再現性）
≦（%）

0.002

3
1.5
0.3

0.01

10
5
1

1.00 %
1.50 %
3.00 %

0.100 µL 0.60 %0.075 µL 1.00 %0.030 µL 2.00 %1.40 %
0.042 µL 0.80 %2.60 % 0.039 µL 1.60 %10.00 % 0.030 µL 6.00 %1.00 %
1.40 %
4.00 %≦（µL）

0.024 µL
0.024 µL
0.018 µL

適合チップ＊1

スタンダード フィルター付き

価格

790010790011F¥36,000

0.060 µL
0.050 µL
0.020 µL

790010790011F¥36,000

0.200 µL 0.50 %0.140 µL 0.90 %0.080 µL 3.00 %0.100 µL
0.090 µL
0.060 µL

790200790021F¥36,000

7250301■ 2-20

0.02

20
10
2

7250501■ 10-100

0.10

100
50
10

0.80 %
1.00 %
3.00 %

0.80 µL
0.50 µL
0.30 µL

0.20 %
0.40 %
1.00 %

0.20 µL
0.20 µL
0.10 µL

790200790101F¥36,000

7250601■ 20-200

0.20

200
100
20

0.60 %
0.80 %
2.30 %

1.20 µL
0.80 µL
0.46 µL

0.20 %
0.30 %
0.90 %

0.40 µL
0.30 µL
0.18 µL

790200790201F¥36,000

7250701■ 100-1,000

1.00

1,000
500
100

0.70 %
0.80 %
2.50 %

7.0 µL4.0 µL
2.5 µL0.20 %
0.20 %
0.60 %

2.0 µL1.0 µL0.6 µL

791000791001F¥36,000

7250801■ 500-5,000

10.0

5,000
2,500
500

0.60 %
0.70 %
2.40 %

30 µL
17.5 µL
12 µL

0.20 %
0.30 %
0.60 %

10 µL
7.5 µL
3 µL

780304

LH-795001F ¥36,000

7250901■ 1,000-10,000 20.0

10,0005,000
1,000

0.60 %
1.20 %
3.00 %

60 µL
60 µL
30 µL

0.20 %
0.30 %
0.60 %

20 µL
15 µL
6 µL

LH-780314 ー

Mline® 手動ピペット・マルチチャンネル 仕様
製品番号725120725130725140725220チャン 容量範囲
ネル （µL）■ 0.5-108■ 5-100

8■ 30-3008■ 0.5-1012

最小可変 試験容量＊
単位（µL）（µL）

系統誤差（正確度）
±（%）

±（µL）

偶然誤差（再現性）
≦（%）

≦（µL）

スタンダード フィルター付き

0.10

100
50
10

0.90 %
1.20 %
4.00 %

0.90 µL
0.60 µL
0.40 µL

0.40 %
0.70 %
2.00 %

0.40 µL
0.35 µL
0.20 µL

790200790101F¥104,000

0.20

300
150
30

0.60 %
1.00 %
2.50 %

1.80 µL
1.50 µL
0.75 µL

0.25 %
0.50 %
1.00 %

0.75 µL
0.75 µL
0.30 µL

790350790301Ｆ¥104,000

0.01

10
5
1

1.50 %
2.50 %
5.50 %

0.150 µL 1.00 %0.125 µL 2.00 %0.055 µL 4.00 %0.100 µL
0.100 µL
0.040 µL

790010790011F¥120,000

0.90 %
1.20 %
4.00 %

0.90 µL
0.60 µL
0.40 µL

0.40 %
0.70 %
2.00 %

0.40 µL
0.35 µL
0.20 µL

790200790101F¥120,000

0.60 %
1.00 %
2.50 %

1.80 µL
1.50 µL
0.75 µL

0.25 %
0.50 %
1.00 %

0.75 µL
0.75 µL
0.30 µL

790350790301Ｆ¥120,00012■ 5-100

0.10

72524012■ 30-300

0.20

300
150
30

0.100 µL
0.100 µL
0.040 µL

価格

0.017252300.150 µL 1.00 %0.125 µL 2.00 %0.055 µL 4.00 %適合チップ＊1

790010790011F

上段：出荷時JCSS校正・合否判定なし＊2
下段：出荷時JCSS校正・合否判定付き
GLP/GMP、各種ISOに対応¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥36,000

10
5
1

100
50
10

1.50 %
2.50 %
5.50 %

手動ピペット¥12,000

上段：出荷時JCSS校正・合否判定なし＊2
下段：出荷時JCSS校正・合否判定付き
GLP/GMP、各種ISOに対応¥19,000¥104,000¥29,000¥19,000¥29,000¥19,000¥29,000¥24,000¥39,000¥24,000¥39,000¥24,000¥39,000＊ ピペットの最大容量の100％、50％、10％もしくは最小容量値をISO8655の環境に準じて試験しました。結果は右側の値を確認ください。仕様値は改良の理由で予告なく変更することがあります。
＊1 その他の適合チップはP.116～を参照ください。

＊2 ご購入時のピペットに校正をして証明書を添付します。本体価格の他に上段または下段の金額が別途必要です。JIS、日本薬局方、ISO/IEC17025、GMP、GLPに準拠するには下段の合否判定付きを選択ください。JCSS校正のお申し込みは、専用申込書を必ずご使用ください。Webサイトよりダウンロード可能です。

スタンド オプション
製品番号

LH-725630
725620

品名

6台掛け回転スタンド

リニアスタンド

価格¥23,000¥ 1 4 ,400

リニアスタンド

6台掛け
回転スタンド※ スタンドイメージです。本体ピペットは付属しません。

99

ピペット&ディスペンサー

手動ピペットProline® Plus

Biohit family

丈夫で長持ち、安心

Proline ® Plusシリーズは、従来のProline ®手動ピペット機能にデザイン性とテクノロジーを組み合わせた革新的な製品です。特にピペッティング時の安全性、人間工学に基づ いた デ ザイン、効 率 を重 視しています。高 品 質 を追 求するの は もちろんのこと、Proline ® Plusシリーズの容量可変式モデルと容量固定式モデルは、0.1 µL～10 mLまで幅広い容量に対応します。

「もっと」だから「プラス」。 Proline® Plusシリーズの元祖Proline®がパワーアップ■

Proline® Plus

■

丈夫な設計

■

優れたUV耐性■高い耐薬品性

ピペッティングとチップ脱着の力を軽減

Optiload（オプチロード）■

分解せずにオートクレーブ可能

特許取得

オプチロードチップ装着システムによりチップが完全に密着

Proline ® Plusのマルチチャンネルピペットは、スプリングを内蔵した独自のオプチロード

チップ装着システムを搭載しているため、■■■マルチチャンネルモデルでチップの完全密着と軽い脱着を可能にする独自のオプチロード

チップ装着システム■

一定の力でチップを装着できます。

最小限の力でチップをチップに均等かつ確実に密着させることができます。
簡単にすばやくチップが取り外せます。

特にチップの均等な密着が求められるマルチチャンネルモデルで有利です。

オプチロード搭載機種

Tacta®、Mline®手動ピペット

シリーズすべてに搭載

Picus®Nxt、Picus® 電動ピペット

8ch、12chに搭載

Proline® Plus 手動ピペット

1ch 5 mL、10 mL & 8ch、12chに搭載

チップトレーカラーコードと一致
クリックストップによる容量設定

丈夫な設計
手の温度を内部に伝えない構造だから長時間の作業でも精度に影響を与えません。
優れた UV耐性

左右どちらの手にもしっくりくるデザイン

判別が簡単な最大容量表示
スリムなエジェクターカラーなのでほとんどの試験管にフィット（シングルチャンネル）最適なピペッティング作業をサポートする回転式のディスペンシングヘッド（マルチチャンネル）本体そのままオートクレーブ可能（P.107参照）

100

コンタミネーションを防ぐ

セーフコーンフィルターを装着可能（20 µL以上のモデル）

ピペット&ディスペンサー

2022年6月価格改定版

Proline® Plus 手動ピペット・シングルチャンネル 仕様（容量可変）
製品番号

728010チャン 容量範囲
ネル （µL）■ 0.1-31

系統誤差（正確度）
最小可変 試験容量＊
単位（µL）（µL）±（%） ±（µL）

偶然誤差（再現性）
≦（%）

0.002

3
1.5
0.3

1.40 %
0.042 µL 0.80 %2.60 % 0.039 µL 1.60 %10.00 % 0.030 µL 6.00 %1.00 %
1.50 %
3.00 %

0.100 µL 0.60 %0.075 µL 1.00 %0.030 µL 2.00 %≦（µL）

0.024 µL
0.024 µL
0.018 µL

適合チップ＊1

スタンダード フィルター付き

価格

790010790011F¥28,500

0.060 µL
0.050 µL
0.020 µL

790010790011F¥28,500

7280201■ 0.5-10

0.01

10
5
1

7280301■ 2-20

0.02

20
10
2

1.00 %
1.40 %
4.00 %

0.200 µL 0.50 %0.140 µL 0.90 %0.080 µL 3.00 %0.100 µL
0.090 µL
0.060 µL

790200790021F¥28,500

7280401■ 5-50

0.10

50
25
5

1.00 %
1.40 %
3.00 %

0.500 µL 0.30 %0.350 µL 0.50 %0.150 µL 1.50 %0.150 µL
0.125 µL
0.075 µL

790200790101F¥28,500

0.10

100
50
10

0.80 %
1.00 %
3.00 %

0.80 µL
0.50 µL
0.30 µL

0.20 %
0.40 %
1.00 %

0.20 µL
0.20 µL
0.10 µL

790200790101F¥28,500

0.60 %
0.80 %
2.30 %

1.20 µL
0.80 µL
0.46 µL

0.20 %
0.30 %
0.90 %

0.40 µL
0.30 µL
0.18 µL

790200790201F¥28,500

728050■ 10-10017280601■ 20-200

0.20

200
100
20

7280701■ 100-1,000

1.00

1,000
500
100

0.70 %
0.80 %
2.50 %

7.0 µL4.0 µL
2.5 µL0.20 %
0.20 %
0.60 %

2.0 µL1.0 µL0.6 µL

791000791001F¥28,500

7280801■ 500-5,000

10.0

5,000
2,500
500

0.60 %
0.70 %
2.40 %

30 µL
17.5 µL
12 µL

0.20 %
0.30 %
0.60 %

10 µL
7.5 µL
3 µL

780304

LH-795001F¥28,500■ 1,000-10,000 20.0

10,0005,000
1,000

0.60 %
1.20 %
3.00 %

60 µL
60 µL
30 µL

0.20 %
0.30 %
0.60 %

20 µL
15 µL
6 µL

LH-780314 ー

7280901

Proline® Plus 手動ピペット・マルチチャンネル 仕様（容量可変）
製品番号728120728130チャン 容量範囲
ネル （µL）■ 0.5-108■ 10-1008

系統誤差（正確度）
最小可変 試験容量＊
単位（µL）（µL）±（%） ±（µL）

偶然誤差（再現性）
≦（%）

≦（µL）

0.100 µL
0.100 µL
0.040 µL

適合チップ＊1

スタンダード フィルター付き

価格

0.01

10
5
1

1.50 %
2.50 %
5.50 %

0.150 µL 1.00 %0.125 µL 2.00 %0.055 µL 4.00 %

0.10

100
50
10

0.90 %
1.20 %
4.00 %

0.90 µL
0.60 µL
0.40 µL

0.40 %
0.70 %
2.00 %

0.40 µL
0.35 µL
0.20 µL

0.60 %
1.00 %
2.50 %

1.80 µL
1.50 µL
0.75 µL

0.25 %
0.50 %
1.00 %

0.75 µL
0.75 µL
0.30 µL

790350790301Ｆ¥94,000

790010790011F

790200790101F■ 30-300

0.20

72822012■ 0.5-10

0.01

10
5
1

1.50 %
2.50 %
5.50 %

0.150 µL 1.00 %0.125 µL 2.00 %0.055 µL 4.00 %0.100 µL
0.100 µL
0.040 µL

790010790011F¥104,800

0.10

100
50
10

0.90 %
1.20 %
4.00 %

0.90 µL
0.60 µL
0.40 µL

0.40 %
0.70 %
2.00 %

0.40 µL
0.35 µL
0.20 µL

790200790101F¥104,800

0.20

300
150
30

0.60 %
1.00 %
2.50 %

1.80 µL
1.50 µL
0.75 µL

0.25 %
0.50 %
1.00 %

0.75 µL
0.75 µL
0.30 µL

728240■ 30-300

12790350790301Ｆ¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000

上段：出荷時JCSS校正・合否判定なし＊2
下段：出荷時JCSS校正・合否判定付き
GLP/GMP、各種ISOに対応¥19,000¥29,000¥19,000¥94,000

8■ 10-100¥9,000¥94,000

72814012

上段：出荷時JCSS校正・合否判定なし＊2
下段：出荷時JCSS校正・合否判定付き
GLP/GMP、各種ISOに対応¥28,500

300
150
30

728230

手動ピペット¥29,000¥19,000¥29,000¥24,000¥39,000¥24,000¥39,000¥24,000¥104,800¥39,000＊ ピペットの最大容量の100％、50％、10％もしくは最小容量値をISO8655の環境に準じて試験しました。結果は右側の値を確認ください。仕様値は改良の理由で予告なく変更することがあります。
＊1 その他の適合チップはP.116～を参照ください。

＊2 ご購入時のピペットに校正をして証明書を添付します。本体価格の他に上段または下段の金額が別途必要です。JIS、日本薬局方、ISO/IEC17025、GMP、GLPに準拠するには下段の合否判定付きを選択ください。JCSS校正のお申し込みは、専用申込書を必ずご使用ください。Webサイトよりダウンロード可能です。

スタンド オプション
製品番号

LH-725630
725620

品名

6台掛け回転スタンド

リニアスタンド

価格¥23,000¥ 1 4 ,400

容量固定タイプ（シングルチャンネル）もあります。詳細はP.102をご覧ください。

お得なパックは

P.105へ

リニアスタンド

6台掛け
回転スタンド※ スタンドイメージです。本体ピペットは付属しません。

101

ピペット&ディスペンサー

手動ピペット2022年6月価格改定版

Proline® Plus（固定容量）

Biohit family

Proline® Plus 手動シングルチャンネル 仕様と詳細
製品番号

チャン 容量範囲
ネル （µL）

7285151■5―7285201■ 107285301728535

最小可変 試験容量＊
単位（µL）（µL）

系統誤差（正確度）
±（%）

±（µL）

5

1.30 %

―

10

■ 20

―

1

■ 25

728545

1728550

偶然誤差（再現性）≦（%）

適合チップ＊1

価格≦（µL）

スタンダード フィルター付き

0.065 µL 1.20 %0.060 µL

790010790011F¥24,000

0.80 %

0.080 µL 0.80 %0.080 µL

790010790011F¥24,00020

0.60 %

0.120 µL

0.50 %

0.100 µL

790200790021F¥24,000―25

0.50 %

0.125 µL

0.30 %

0.075 µL

790200790101F¥24,000

■ 50

―

50

0.50 %

0.250 µL 0.30 %0.150 µL

790200790101F¥24,000

1

■ 100

―

100

0.50 %

0.50 µL

0.30 %

0.30 µL

790200790101F¥24,000

728560

1

■ 200

―

200

0.40 %

0.80 µL

0.20 %

0.40 µL

790200790201F¥24,000

728565

1

■ 250

―

250

0.40 %

1.00 µL

0.20 %

0.50 µL

791000791001F¥24,000

728567

1

■ 500

―

500

0.30 %

1.50 µL

0.20 %

1.00 µL

791000791001F¥24,000

7285701■ 1,000―

1,000

0.30 %

3.0 µL0.20 %

2.0 µL

791000791001F¥24,000

7285751■ 2,000―

2,000

0.30 %

6.0 µL0.15 %

3.0 µL780304

LH-795001F ¥24,000

7285801■ 5,000―

5,000

0.30 %

15 µL

0.15 %

7.5 µL780304

LH-795001F ¥24,000

7285901■ 10,000―

10,0000.60 %

60 µL

0.20 %

20 µL

LH-780314 ―¥24,000

上段：出荷時JCSS校正・合否判定なし＊2
下段：出荷時JCSS校正・合否判定付き
GLP/GMP、各種ISOに対応¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000¥9,000¥12,000＊ ピペットの最大容量の100％、50％、10％もしくは最小容量値をISO8655の環境に準じて試験しました。結果は右側の値を確認ください。仕様値は改良の理由で予告なく変更することがあります。
受注発注品のため、納期は3～4週間となります。
＊1 その他の適合チップはP.116～を参照ください。
＊2 ご購入時のピペットに校正をして証明書を添付します。本体価格の他に上段または下段の金額が別途必要です。JIS、日本薬局方、ISO/IEC17025、GMP、GLPに準拠するには下段の合否判定付きを選択ください。 JCSS校正のお申し込みは、専用申込書を必ずご使用ください。Webサイトよりダウンロード可能です。

容量可変式はP.101へ102ピペット&ディスペンサー

手動ピペットその他の特徴

手動ピペットBiohit family

Tacta®は超高速容量可変が可能です。
2種類の方法で容量変更できます。

①ロックボタンを上にスライドして解除。

ロック解除中は赤い印が確認できます。

Tacta®とmLINE®はフィルター

エジェクター機能付き

特許取得済

ピペット本体および、サンプル間の汚染防止に有効なセーフコーンフィルター。

Tacta®、mLINE®
共通取り付け②ロック中に、ボタンを押しながら同時に操作ボタンを回します。

Tacta®取り外し

操作ボタンとエジェクターを同時に押し込んで取り外します。

mLINE®取り外し

本体上部のキャップを取り外し、操作ボタンを最後まで押し込むようにして取り外します。

汚れたフィルターは手を触れずに取り外すことが可能です。セーフコーンフィル

ターについてはP.108をご参照ください。

103ピペット&ディスペンサー

手動ピペット2022年6月価格改定版

Tacta® マルチパック

Biohit family

お得なTacta®のピペットセットが新登場！

全てのマルチパックにリニアスタンド（725620）が付いています。

LH-729673

製品番号

製品名

LH-729670（3本パック）

LH-729671（3本パック）

Tacta 3 - pack 10

Tacta 3 - pack 20

容量シングルチャンネル-0.5-10 µL-10-100 µL-100-1,000 µL-2-20 µL
-20-200 µL-100-1,000 µL

LH-729672

Tacta 4 - pack 20（4本パック）-0.5-10 µL-2-20 µL
-20-200 µL-100-1,000 µL

LH-729673

Tacta 4 - pack 100（4本パック）-0.5-10 µL-10-100 µL-20-200 µL-100-1,000 µL

LH-729674

Tacta 5 - pack 10（5本パック）-0.5-10 µL-10-100 µL-20-200 µL-100-1,000 µL-500-5,000 µL

LH-729675

Tacta 5 - pack 20（5本パック）-2-20 µL
-10-100 µL-20-200 µL-100-1,000 µL-500-5,000 µL

LH-729676

Tacta 3+1 - pack
（4本パック）-0.5-10 µL-20-200 µL-100-1,000 µL-30-300 µL（マルチ8連）

LH-729677

Tacta 3 - pack Max（3本パック）-100-1,000 µL-500-5,000 µL-1-10 mL

※ 単品でのご購入よりもお得なパック価格となっております。
※ セット内容は変更できません。

104

適合チップ付

以下、各1ラック（96本入）-0.2-10 µL-0.5-200 µL-10-1,000 µL

以下、各1ラック（96本入）-0.5-200 µL-10-1,000 µL

以下、各1ラック（96本入）-0.1-10 µL-0.5-200 µL-10-1,000 µL

以下、各1ラック（96本入）-0.1-10 µL-0.5-200 µL-10-1,000 µL

以下、各1ラック（96本入）-0.2-10 μL-0.5-200 µL-10-1,000 µL
以下、1ラック（50本入）-5,000 µL

価格¥98,000¥98,000¥138,700¥138,700¥170,500

以下、各1ラック（96本入）-0.5-200 µL-10-1,000 µL
以下、1ラック（50本入）-5,000 µL¥170,500

以下、各1ラック（96本入）-0.1-10 µL-0.5-200 µL-5-350 µL-10-1,000 µL¥ 1 9 1 , 70 0

以下、各1ラック（96本入）-10-1,000 µL

以下、バルクチップ各本数-0.1-5 mL-100 本-1-10 mL-250 本¥98,000

ピペット&ディスペンサー

手動ピペット2022年6月価格改定版

Proline® Plus マルチパック

Biohit family

全てのマルチパックにリニアスタンド（725620）が付いています。
製品番号

製品名

容量シングルチャンネル

LH-728670

Proline® Plus Pipette
3-pack 10（3本パック）-0.5-10 µL-10-100 µL-100-1,000 µL

LH-728671

Proline® Plus Pipette
3-pack 20（3本パック）-2-20 µL
-20-200 µL-100-1,000 µL

LH-728672

Proline® Plus Pipette
4-pack 20（4本パック）-0.5-10 µL-2-20 µL
-20-200 µL-100-1,000 µL

LH-728673

Proline® Plus Pipette
4-pack 100（4本パック）-0.5-10 µL-10-100 µL-20-200 µL-100-1,000 µL

LH-728674

Proline® Plus Pipette
5-pack 10（5本パック）-0.5-10 µL-10-100 µL-20-200 µL-100-1,000 µL- 500-5,000 μL

LH-728675

Proline® Plus Pipette
5-pack 20（5本パック）-2-20 µL
-10-100 µL-20-200 µL-100-1,000 µL-500-5,000μL

LH-728676

Proline® Plus Pipette
3+1-pack（8連300入り）-0.5-10 µL-20-200 µL-100-1,000 µL-8ch 30-300 µL

LH-728677

Proline® Plus Pipette
3-pack max（3本パック）-100-1,000 L-500-5,000 L-1-10 mL

LH-728670※ 単品でのご購入よりもお得なパック価格となっております。
※ セット内容は変更できません。

適合チップ付（未滅菌）以下、各1ラック（96本入）-0.2-10 µL-0.5-200 µL-10-1,000 µL

以下、各1ラック（96本入）-0.5-200 µL-10-1,000 µL

以下、各1ラック（96本入）-0.1-10 µL-0.5-200 µL-10-1,000 µL

以下、各1ラック（96本入）-0.1-10 µL-0.5-200 µL-10-1,000 µL

以下、各1ラック（96本入）-0.2-10 μL-0.5-200 µL-10-1,000 µL
以下、1ラック（50本入）-5,000 µL

価格¥73,000¥73,000¥96,400¥96,400¥119,800

以下、各1ラック（96本入）-0.5-200 µL-10-1,000 µL
以下、1ラック（50本入）-5,000 µL¥119,800

以下、各1ラック（96本入）-0.1-10 µL-0.5-200 µL-5-350 µL-10-1,000 µL¥133,400

以下、各1ラック（96本入）-10-1,000 µL

以下、バルクチップ各本数-0.1-5 mL-100 本-1-10 mL-250 本¥73,000

725620 リニアスタンド

105

ピペット&ディスペンサー

ピペットスタンド

2022年6月価格改定版

ピペットスタンド

Biohit family

作業台の汚れによるコンタミネーションを防ぐため、使用していないピペットは立てて保管してください。ザルトリウス社のあらゆるピペットに合わせて、さまざまなタイプのスタンドをご用意しています。

スマートなデザインのリニアスタンドは、ザルトリウス社のフィンガーフック付き。すべての手動ピペットと電動ピペットに合わせて設計されています。また、前後どちらからもピペッ

トを掛けられます。

ピペットスタンド 仕様と詳細

730981 一台掛け充電スタンド

製品番号

製品名

730991

回転4台掛け充電スタンド＊¥60,000

6台掛け回転スタンドMline®、Prolin® Plus用、Tacta®用アダプター6個付¥23,000

730981725620
LH-725630
723103価格

一台掛け充電スタンド＊¥28,600

リニアスタンド（ザルトリウス製ピペットすべてに対応）¥14,400

エルゴパッド（肘パッド）¥8,000＊ ACアダプター付き（日本、中国、欧州、英国、米国用プラグ付）

730991 回転4台掛け充電スタンド

723103 エルゴパッド

低反発素材でピペッティング時の肘のサポートに最適

725620 リニアスタンド＊＊＋

LH-725630 6台掛け回転スタンド（Mline®、Proline® Plus用
Tacta®用アダプター6個付き＊＊）106

LH-725630
Tacta®手動ピペットをお掛けいただく場合は、必ずアダプターを装着ください。

1本掛けピペットホルダー
Tacta®、Mline®、Proline® Plus本体ご購入時に1個付属（粘着式）

ピペット&ディスペンサー

オートクレーブでの滅菌方法

オートクレーブでの滅菌方法
Tacta®、Mline®、Proline® Plus手動ピペット

本体は、121℃、0.1 MPaで20分間、オートクレーブ滅菌することが可能です。

マルチチャンネルピペットを滅菌する場合はディスペンシングヘッド（ハウジング）を反時計回りに1回転させてゆるめておいてください。
■■■

セーフコーンフィルターを外します（装着している場合）

ピペット本体を滅菌バッグに入れてから、オートクレーブに入れます。

滅菌が終わったら、ピペットを完全に冷却、乾燥してからご使用ください。

マルチチャンネルモデルはピペット本体下部を緩めてから、滅菌バッグに入れます。ピペットをオートクレーブする際は、セーフコーンフィルターは、取り外してください。

※ オートクレーブ滅菌後、クリーンベンチ内で乾燥後、使用してください。
※ オートクレーブ滅菌10回毎に、専用グリスでピストン部のグリスアップを行ってください。
※ オートクレーブ滅菌により、ピストン内部のグリスの劣化が早まるため、定期的な精度検査をお勧めします。
※ ピペットをそのまま、もしくはガラス製ピペット用滅菌缶に入れてのオートクレーブ滅菌はディスプレイ部分の劣化を引き起こすため、やめてください。

チップコーンコネクティングカラー
このチップコーンハウジングを1回転させて緩ませます。

チップとラック■■■■

チップはラックに詰めてオートクレーブ滅菌可能です。

121℃、0.1 MPaで20分間オートクレーブ滅菌します。
十分に冷却してから使用してください。

フィルター付きチップはオートクレーブ滅菌不可です。

Picus®電動ピペットの下部

シングルチャンネルとマルチチャンネルモデル（マルチチャンネル1,200 µLを除く）のディスペンシングヘッド（チップエジェクターカラー、チップコーンホル

ダー、チップコーン、スプリング、ピストン）は、オートクレーブ滅菌可能です（121℃、0.1 MPa、20分間）。これらの部品は一体のままでも、個別に分解してから滅菌してもかまいません。オートクレーブの前に、部品のクリーニングとピストンのグリース塗布をすることも可能です。
■■■

セーフコーンフィルターを外します（装着している場合）。

ディスペンシングヘッドを滅菌バッグに入れて、オートクレーブに入れます。
滅菌後、部品を十分に冷却、乾燥してからご使用ください。

オートクレーブ滅菌後、必ずピペットの性能点検することをお勧めします。オー

トクレーブ滅菌処理10回ごとにピペットのピストンとシール部分にグリースを塗布してください。
注意

過熱のし過ぎや時間超過は、製品が損傷する可能性があります。

Picus®のハンドル部分（電子部）は、絶対にオートクレーブに入れないでください。
8チャンネルと12チャンネルのマルチチャンネルピペットの下部は、相互交換できません。

107ピペット&ディスペンサー

セーフコーンフィルター

セーフコーンフィルター（20 µL以上取付可能）

Biohit family

セーフコーンフィルターの必要性

交換可能なポリエチレン（PE）フィルターは、扱う試料やその蒸気がピペットの内部に吸引することを防ぐための最終的なバリアとして機能します。

■■

ピペットと試料を汚染から保護

メンテナンスの頻度を減らせる■■

ピペットの寿命が長持ちフィルターチップと比べて安価

セーフコーンフィルターの種類

親水性・疎水性2種類のタイプがあります。
親水性（オートクレーブ滅菌可能）

一般的なアプリケーションに親水性フィルターが使えます。疎水性を推奨する
セーフコーンフィルター
素材：PE

作業でも使用できますが、より頻繁に交換することが必要です。
疎水性（オートクレーブ滅菌不可）

細胞培養、細菌、ならびに分子生物等のアプリケーションには疎水性フィルターのご使用をお勧めします。これらの操作に親水性フィルターも使用可能ですがフィルターの交換が頻繁に必要です。

オートクレーブ滅菌について

親水性は、全てオートクレーブ滅菌可能です。基本的には消耗品ですので、使用後には廃棄ください。疎水性はオートクレーブ滅菌出来ません。セーフコーンフィルターのオートクレー
ブ滅菌は、ユーザーが使用前の滅菌を確かなものとしたいときにのみご使用ください。

オートクレーブ滅菌の際は、ピペット本体のチップコーンからセーフコーンフィルターを必ず外してください。
交換の頻度

セーフコーンフィルターの交換時期はピペットの用途と使用するサンプルにより異なります。フィルター自体のコンタミネーションを防ぐためには定期的に（50～250回のピペッティング）交換することをお勧めします。またサンプルを吸い込んでフィルターに触れた場
合は直ちに交換してください。

Tacta®、Mline®手動ピペットは、セーフコーンフィルターに手を触れることなくフィルターを取り外す機能が付いています。
交換の仕方

サンプルに触れたフィルターは、ピンセットを用いて取り除いてください。チップコーン（チップを装着するピペットの先端部）は定期的にクリーニングしてください。

新しいフィルターを交換するときは70%エタノールをしみ込ませたラボ用ティッシュでチッ

プコーン表面を拭いてクリーンな状態で交換してください。
その他注意フィルターチップと併 用しないでください。フィルターチップを使 用するときはセーフ
コーンフィルターを取り外して行ってください。

108ピペット&ディスペンサー

セーフコーンフィルター

2022年6月価格改定版

バクテリア懸濁液をピペッティングしたときのピペットのコンタミネーション
フィルター付き

7000

フィルターなし

6000

cfu

5000
4000
3000
2000
1000
0
10X

適合ピペット（親水性）
製品番号721005
φ6.73mm
親水性フィルターセット

721006
φ5.33mm721007

φ3.15mm721008
φ2.51mm721014
φ1.83mm

疎水性

721015
φ6.73mmフィルターセット

721016
φ5.33mm721017
φ3.15mm721018
φ2.51mm

250X

Proline® Plus

Proline®（可変＊1） Picus®Nxt/Picus®

シングル

5,000、10 mL

5,000、10 mL

5,000

12連

シングル

―

―

1,000

1,000

12連

―

8連

8連

手動（µL）
―

―

―

―

―

eLINE®

Proline®

ePET

5,000、10 mL

―

―

―

―

―

―

―

1,000

1,000

―

1,000、5,000

―

1,200

1,200

100、200

1,200

1,200

300

300

300

300

―

―

電動（µL）
―

シングル

200

200

12連

300

300

300

300

100

100

100

100

100

100

20

20

―

―

Tacta®/Mline®

Proline® Plus

Proline®（可変＊1） Picus®Nxt/Picus®

シングル

5,000、10 mL

5,000、10 mL

5,000

12連

シングル

―

―

1,000

1,000

12連

―

8連

シングル

8連

12連

シングル

8連

12連

CH

8連

8連

―

手動（µL）
―

―

―

―

―

―

シングル

200

200

12連

300

300

300

300

100

100

100

100

100

100

8連

シングル

8連

12連

500X

ピペッティング回数

Tacta®/Mline®

CH

適合ピペット（疎水性）
製品番号

100X

―
―

―

―

500、1,000、
1,200、5,000
1,200
1,200

―

1,000、1,200、
5,000
1,200
1,200

―

―

―

―

―

―

20、50

300

300

120

120

―

120

120

120

120

―

―

100、250

100、250eLINE®

Proline®

ePET

5,000、10 mL

―

―

―

―

―

―

―

1,000

1,000

―

1,000、5,000

―

1,200

1,200

100、200

1,200

1,200

300

300

―

300

300

20、50

300

300

120

120

―

120

120

120

120

―
―

50、300＊2
50、300＊2

―

―

―

―

＊ 1 手動ピペット固定タイプにつきましては、別途お問い合わせください。
＊2 Proline®手動ピペットハードチップコーンタイプにはセーフコーンフィルターを装着できません。

――

電動（µL）
―

―

―

―

―
―
―

―

100、250――――

100、250

1,200

1,200

1,200

1,200

―

―

―

―

―
―

価格

―

1,000、1,200、
5,000

―

¥3,700（50個入り）―

500、1,000、
1,200、5,000―

価格¥5,900（50個入り）

―
―
―
―

109

ピペット&ディスペンサー

チップ

最高品質のチップ
チップはピペッティングシステムに欠かせない要素であり、チップの形状、材質特性、適合性はピペッティングの精度に大きな影響を与えます。

ザルトリウス社の品質管理システムは、ISO 9001 および ISO 14001 だけでなく、ISO13485 （医療機器に対する ISO 規格）にも準拠しているため、ピペットとチップのいずれも、CE マークを取得しています。チップの製造工程は ISO 14644-1 規格に基づいており、ISO クラス 8 のクリーンルーム環境を満たしています。

第 3 者検査機関において、シングルラックパック、リフィルパック、FlexiBulk の個々のチップロットの RNase、DNase、Endotoxin、Human DNA 含有の有無が検査されています。
純度証明書（Purity certificate) はロット毎に web からダウンロード可能です。

チップ純度証明書PDFダウンロードの仕方

純度証明書（1）純度証明書Web ページにアクセスしてください。

Sartorius pipette tip purity certificate

検索またはこちらのリンク先へ

https://www.sartorius.com/en/products/pipetting-and-dispensing/
pipetting-dispensing-consumables/pipette-tips/tip-purity-certificates
純度証明書のダウンロードページ▼

空欄にロット番号を入力してください。

ロット番号は製品ラベルでご確認いただけます。

ロット番号を入力後、検索ボタンをクリック、またはエンターキーを押してください。

純度証明書のPDFが生成されます。ダウンロードボタンからダウンロードしてください。

110ピペット&ディスペンサー

定義

DNase

RNase

チップ

DNaseは、DNAを加水分解して複数の短い断片にする強力な酵素（ヌクレアーゼ）です。DNase活性は蛍光分析法によって測定されます。DNase Iを標準物質として使用

した場合、アッセイの検出レベルは6.25＊ 10－5 U/µL以下です。

RNaseは、RNAの分解を触媒して、RNAを複数の短い断片にする酵素です。RNase

は非常に安定した酵素であるため除去するのが困難であり、ヒトの皮膚・毛髪・唾液や細菌に由来します。RNase活性は蛍光分析法によって測定されます。RNase Aを標準

Endotoxins

物質として使用した場合、アッセイの検出レベルは3.125＊ 10－9 U/µL以下です。

エンドトキシン（Endotoxins）は、グラム陰性菌の外膜を部分的に形成するリポ多糖です。エンドトキシンは、ヒトにおいて発熱を引き起こしたり、細胞培養の増殖を妨げたりします。Limulus Amebocyte Lysate（LAL）Gel Clot法は、ピペットチップ上のエン

ドトキシンの存在を検出するために使用されます。LALアッセイの検出レベルは0.005
滅菌

IU/mL（EU/mL）以下です。

細菌の内生胞子も含め、すべての微生物を死滅させることです。滅菌は、蒸気、加熱、
化学物質、放射線照射などを用いて行われます。ザルトリウスの滅菌済みチップは、

EN 552およびISO 11137に準拠した電子線（β線照射）で滅菌されています。

最適な適合性 ― 最高の正確度

ピペットとチップは一つのシステム■

ザルトリウス社のピペットに完璧な適合。密着により、最高のリキッドハンドリングでは、常にピペットとチップが一体となり、■人間工学に基づいており、ザルトリウス社の各ピペットに装着

当社のピペットに完璧に適合するように設計されています。ザル■■

正確度と再現性が保証されます。

されたOptiloadシステムにより、チップを楽に脱着することができます。

チップトレーは色分けされているので、カラー識別された最適なザルトリウス社のピペットと簡単に組み合わせられます。

他社ピペットとの適合性もあります。

優れた品質と純度

■

■
■
■
■

り、最高の適合性とピペッティング成果を実現しています。

例えば、ザルトリウス社のピペットに搭載されているOptiload

チップ装着メカニズムは、一定の力でチップを装着でき、完璧なチップの密着性と、チップの脱着に要する力が最小限に抑えられます。

チップはピペッティングに欠かせないアクセサリーであり、チップ

欧州のCE/IVD認証を取得しています。

を与えます。そのいずれかが不完全であると、分注容量に誤差がの厳格な品質基準に準拠しています。

ISO 8に分類されたクリーンルーム環境で製造されています。
最高品質のバージンのポリプロピレンを原料としています。

の形状、材質特性、適合性はピペッティングの精度に大きな影響
生じてしまいます。

製造工程でDNase、RNase、エンドトキシンを含有していません。

シングルパックとリフィルパックにはロット番号が明記され、安■滅菌済みタイプのチップは、電子線滅菌です。

■

トリウス社はピペットとチップの両方を開発、製造することによ

研究開発から製造、発送に至るまで、ISO 9001とISO 13485■■

ひとつのシステムを構成しています。ザルトリウス社のチップは、全性が保証されています。

個々のラックを含むすべてのチップは、ロット番号が記載されており、トレース可能です。

スタンダードタイプのチップ、トレー、ラックはすべてオートク

レーブ滅菌可能です。

111

ピペット&ディスペンサー

チップ

ザルトリウス製チップの種類

スタンダードチップ（Optifit）

スタンダードタイプ

スタンダードチップは、高級グレードのバージンポリプロピレンから製造されています。チッ

プは 金 属の含 有 率を極 力 抑え、オートクレーブ滅 菌 可 能 なシングルラック（RNase、

DNase、Endotoxin Free及びHuman DNA free）、場所をとらないエコリフィルシステム、

バルクパッケージをご用意しています。また、あらかじめ電子線で滅菌された滅菌済タイプのチップは、ラックとリフィルパックからお選びいただけます。

SafetySpace™ フィルターチップ
SafetySpace™ フィルターチップが安全で正確なピペッティングを実現

SafetySpace™フィルターチップは、バージン・ポリプロピレンを原料としており、エア

ロゾルの形成と溶液のコンタミネーションを防ぐフィルター（PE）バリアを特長としています。このバリアは二次汚染のリスクを回避し、ピペットのメンテナンスの必要性を減少させます。

SafetySpace™フィルターチップは、従来のフィルターチップと比較して、サンプルとフィルターの間のスペースが広くなっています。SafetySpace™フィルターチップをお使いになると、使用しているピペッティングのテクニックや溶液の種類とは関係なく、サンプルがフィ

ルターに触れる心配がありません。

余分なチップ容量を必要とする次のアプリケーションで有効です■■■■

緩衝液やタンパク質などの起泡性の液体のピペッティング
溶媒のピペッティング

電動ピペットの連続分注機能

リバースピペッティング

以下の分野の作業に最適です

■
■
■
■

112

分子生物学
微生物学

細胞培養のアプリケーション
放射性物質の作業

ピペット&ディスペンサー

チップ

ローリテンションチップ（Low Retention）
サンプル回収率を最大化

ローリテンションチップは、高級グレードのバージンポリプロピレンから製造されています。

チップはダイヤモンド研磨で生成され、超疎水性を実現します。ピペッティングにおける再現性の向上は、試薬に界面活性剤が含まれることが多い、分子生物学的アプリケーション

で特に有効です。

以下の分野の作業に最適です■■■

PCR、リアルタイムPCR

分子クローニング、塩基配列決定、DNA/RNA操作

SDS-PAGEなどのタンパク質解析やタンパク質精製

ロングチップ（Extended）目盛り付き

新製品

細長い試験管に最適

ロングチップはスタンダードチップよりも細長く、届きにくかった容器底までアクセスしやす

く、より安全にハンドリングできる仕様となっております。

容量の目安が目視できる目盛り付きでより使いやすくなりました。

200 µLと1000 µLの容量でご用意しております。未滅菌・滅菌済み（フィルター付き）

113

ピペット&ディスペンサー

チップ

パッケージオプション
シングルラック

研究業務の安全性が向上（未滅菌・滅菌済）■

オートクレーブ対応（121℃、0.1Mpa、20分間）のラックはリフィルチップ（詰め替え）を■

気密性ビニール包装が純度を最大限に保ちます。

■
■
■

■
■
■

用いて再利用できます。

押し上げ式のフタは、片手で簡単に開閉できます。

チップトレーは色分けされ、適合するピペットを簡単に選べます。

ロット番号により、RNase、DNase、Endotoxin Free及びHuman DNA free証明書をWebから発行可能です。

電子線滅菌済み及びローリテンションのタイプもご用意しています。

フィルターチップは滅菌済みラック入りに限られます（オートクレーブは対応していません）。
ラック毎に情報がラベリングされ、チップ容量、ロット番号などが明記されています。

リフィルタワー（未滅菌）
詰替えシステム、環境にやさしく、スペースの節約■■■■

リサイクル可能なバージンポリプロピレン製（PP)
シングルラックに適合します。

最も一般的なサイズのスタンダードチップに対応：10 µL、200 µL、350 µL

ローリテンションタイプもご用意しています：10 µL、200 µL、350 µL

リフィルパック（未滅菌・滅菌済）
詰替えシステム、コンタミネーションを防ぎます■■

チップ、トレー、容器の材料はリサイクル可能です。
シングルラックに適合します。

■

ロット番号により、RNase、DNase、Endotoxin Free及びHuman DNA free証明書を■

電子線滅菌のタイプもご用意しています。

■

Webから発行可能です。

ほとんどのチップサイズに対応：

10 µL、200 µL、350 µL、1000 µL、1200 µL、1200 µLロング※ ザルトリウス製チップはオートクレーブ滅菌可能です。但し、フィルター付きチップのオートクレーブは中のフィルターの精度が落ちるためお勧めしません。

114

ピペット&ディスペンサー

シングルラック ロングチップ Extended（未滅菌・滅菌済）

チップ

新製品

目盛り付きでより使いやすく■■

200 µL、1000 µLシングルラックのみ

未滅菌・滅菌済・滅菌済みフィルター付き

ユニークバルクパッケージ
Flexi Bulk（未滅菌）
■

■
■
■

ロット番号により、RNase、DNase、Endotoxin Free及びHuman DNA free証明書をWebから発行可能です。

ユニークなパッケージは容器内のチップの純度を保ちます。

ラベルには適合チップが識別しやすいカラーガイド付きです。

200 µL、350 µL、1000 µL、1000 µLワイドボア、1200 µL、1200 µL ロングでご利用いただけます。

Easy Bulk（未滅菌）■■

シンプルでリーズナブルで高い汎用性

200 µL、350 µL、1000 µL、1200 µLでご利用いただけます。

箱入りPP袋バルクパッケージ
お得なオプション（未滅菌）■■■

段ボール包装による経済的で再密封可能なPPバッグ入りチップ

すべてのチップと同じ品質基準に基づいて製造されています。

10 µL、5 mL、10 mLでご利用いただけます。

115

ピペット&ディスペンサー

ザルトリウスピペット＆チップ適合チャート

ザルトリウスピペット＆チップ適合チャート －純正チップで精度を確保ー

LH-729020 / 725020
LH-729030 / 725030
Tacta / Mline
1チャンネル®

LH-729050 / 725050®

LH-729060 / 725060
LH-729070 / 725070
LH-729080 / 725080
LH-729090 / 725090

LH-729220 / 725220
LH-729230 / 725230
LH-729240 / 725240

■
■
■

■
■
■
■

728020■728030■728040■728050■728060■728070■728080■728090■728120■728130■728140■728220
Proline® Plus
12チャンネル■■

728010

Proline® Plus
8チャンネル■■LH-729140 / 725140

Proline® Plus
1チャンネル■■LH-729130 / 725130

Tacta® / Mline®
12チャンネル■■

LH-729120 / 725120
Tacta® / Mline®
8チャンネル■■

728230■728240

■

2-20

■
■

10-100■20-200■■■■1-10 mL
■

5-100

■

30-300■0.5-10

■

5-100

■

30-300■0.1-3■

0.5-10

■
■

2-20

■

10-100■20-200

■

■

■

■
■

■

10-100■30-300■0.5-1010-100■■30-300

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

200フィルター付

1,000フィルター付

1,000（フィルター無し）

■

■＊4
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

200（フィルター無し）

5,000

■＊4

■

■
■

1,000

■

■

■

300

200

120＊3

20＊2
■

■

1-10 mL■■■

500-5,000
■

■

■

■

100-1,000

0.5-10

■

■
■

5- 50

■

■

500-5,000■■■

100-1,000

0.5-1010,0005,000

1,000 WB＊1

■

■

1,000

■

0.5-10

350

0.1-3

200

µL

ロング目盛り付きチップ

フィルター付きチップ

10ロング

LH-729010 / 725010

カラー
コード

10ロング

製品番号

10

スタンダードチップ（フィルター無し）

10

手動ピペット

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

＊1 WB：ワイドボア、口径の広いチップ＊2 20 μＬのフィルター付きチップは本体ピペット20 μＬ用です。他の容量には適合しません。
＊3 120 μＬのフィルター付きチップは本体ピペット100 μＬ及び120 μＬ用です。他の容量には適合しません。
＊4 Tacta 1 ch 10-100（LH-729050）に関して、チップの取り外しが困難な場合にはピペットのチップエジェクターカラー下部を回転させ長さを調整し、チップが取り外せるようにする必要があります。
この調整による精度への影響はありません。右下のイメージを参考ください。
※ チップの製品番号等はP.120～をご参照ください。

カラーコードピペットとチップを色で識別しており、容量や適合チップが判別しやすくなっています。

注）20 μ L、120 μＬのフィルター付きチップは適合するピペットが限られています。上記の表でご確認ください。
■

10 µL

■

20 µL
100 µL120 µL200 µL■350 µL

■

1 ,000 µL■

1 ,200 µL

■

5 mL

■

10 mL

［参考図］Tactaチップエジェクターカラー調整イメージ116

728520728530728535728545
Proline Plus®

固定容量
1チャンネル

728550728560728565728567728570728575728580728590720010720015720080

Proline1チャンネル®

720025720050720070720060720110720210

Proline®
8チャンネル

720220720240720310

Proline®
12チャンネル

720320720340722001722004722010722015722020

Proline 固定容量
1チャンネル®

722025722030722035722040722045722050722055

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

20

■

100

■

200

■

1,000

■

■

■

■

■

5-50

■

■

■

■

■

■

10-10020-200

■

■

■

■

■

50-300
■

■

5-50

■

50-300
5
10
20
25
50
100
200

■
■

■
■

■
■

■

■

■

■

■
■

■

■
■

■

■

■

250
500
1,000
2,000
5,000

＊1 WB：ワイドボア、口径の広いチップ＊2 20 μＬのフィルター付きチップは本体ピペット20 μＬ用です。他の容量には適合しません。
＊3 120 μＬのフィルター付きチップは本体ピペット100 μＬ及び120 μＬ用です。他の容量には適合しません。

■

■

■

■

■

■

■

■

1,000フィルター付

200フィルター付

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■
■

■
■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■
■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■
■

1,000（フィルター無し）

5,000

1,000

300

200

120＊3

20＊2
■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

1,000-5,000

5-50

■

■

100-1,000

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

10 mL

2-20

■

■

5,000
■

■

■
■

2,000

■

■

■

■

500

0.5-10■■250

0.5-10

■

■

■
■

50

0.5-10■■25

0.1-2.5

10,0005,000

1,000 WB＊1

■

■

1,000

■

10

350

5

200

µL

ロング目盛り付きチップ

フィルター付きチップ

10ロング

728515

カラー
コード

10ロング

製品番号

10

スタンダードチップ（フィルター無し）

10

手動ピペットザルトリウスピペット＆チップ適合チャート

200（フィルター無し）

ピペット&ディスペンサー

■

■

■
■

■

■

■
■
■

■

※ Proline®手動ピペットは、日本ジェネティクス（株）様で取扱いしております。

117ピペット&ディスペンサー

ザルトリウスピペット＆チップ適合チャート

ザルトリウスピペット＆チップ適合チャート －純正チップで精度を確保ー

Picus®Nxt / Picus®
1チャンネルLH-745101 / 735101

LH-745321 / 735321
Picus Nxt / Picus
8チャンネル®

LH-745341 / 735341
LH-745361 / 735361
LH-745391 / 735391
LH-745421 / 735421

Picus®Nxt / Picus®
12チャンネル

LH-745441 / 735441
LH-745461 / 735461
LH-745491 / 735491
730011
730021eLINE®
1チャンネル

730041
730061
730081730101730321eLINE®
8チャンネル

730341730361730391730421eLINE®
12チャンネル

730441730461730491

■

■

5-120

■

0.2-10■10-30050-1,200■

0.2-10■10-3000.1-550-1,000■

0.2-10■10-300

■

■

5-120

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0.2-1010-30050-1,200

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

1,000（フィルター無し）■＊4

1,000 フィルター付

5,000

■＊4
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

1,200

1,000

300

200

120＊3

20＊2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

10,0005,000

1,200ロング

1,000 WB＊1

1,000

1,200

■

■

■

■

5-120

50-1,200■■

100-5,000

■
■

■

5-120

■

■

■

5-120

■

■

■

50-1,200
0.2-10■■10-300■■■100-5,000
500-10,000■■

10-300■■■200 フィルター付

50-1,000

LH-745061 / 735061 ■■200（フィルター無し）

LH-745081 / 735081 ■■ロング目盛り付きチップ

フィルター付きチップ

10ロング

5-120

LH-745111 / 735111®

0.2-10

LH-745041 / 735041 ■350

LH-745021 / 735021 ■

200

カラー
コード µL

10ロング

製品番号

10

スタンダードチップ（フィルター無し）

10

電動ピペット

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

＊1 WB：ワイドボア、口径の広いチップ＊2 20 μＬのフィルター付きチップは本体ピペット20 μＬ用です。他の容量には適合しません。
＊3 120 μＬのフィルター付きチップは本体ピペット100 μＬ及び120 μＬ用です。他の容量には適合しません。
＊4 Picus/Nxt 1 ch 5-120（LH-745041/735041）に関して、チップの取り外しが困難な場合にはピペットの下部チップエジェクターカラーを1/4 程度回転させ長さを調整し、チップが取り外せるようにする必要があります。この調整による精度への影響はありません。下のイメージを参考ください。
※ チップの製品番号等はP.120～をご参照ください。

［参考図］Picusチップエジェクターカラー調整イメージ

118

119

ピペット&ディスペンサー

チップ

スタンダードチップ（Optifit）

Biohit family

スタンダードチップ
長さ

0 .1 -10 µL
31 .5 mm

0 .1 -10ロング
46 mm

0 .5 -200 µL
51 mm

5 -350 µL
54 mm

1 ,000 µL
71 .5 mm

10 -1 ,000 µLロング
112 mm10 -1 ,000 µLワイドポア
68 .5 mm

お得な大箱チップはP.130へ

※ 表示画像のチップは実寸サイズです。実際の色は透明です。

120

ピペット&ディスペンサー

チップ

2022年6月価格改定版

製品番号

容量範囲（µL）

790010790011790012790013■ 0.1-10

783211■ 0.1-10ロングシングル ラック
シングル ラック

10 x 96本
10 x 96本¥10,400¥14,300●●¥18,400──

¥10,800¥9,700●●¥ 1 2 ,1 0 0●●¥13,000─

10 x 96本─

バルク FlexiBulk

960本

─

シングル ラック

10 x 96本─

10 x 96本─

バルク FlexiBulk

480本

─

■ 10-1,000ロング

バルク PP袋

1,000本

■ 10-1,000ワイドボア ＊2

シングル ラック

シングル ラック■ 5-350

リフィル タワー
リフィル パック

バルク Easy Bulk
シングル ラック■ 10-1,000

LH-B791004
LH-EB791004CTN

リフィル パック
リフィル パック

バルク Easy Bulk
シングル ラック

バルク FlexiBulk

15 x 96本

960本 ｘ 16箱（15,360本）
10 x 96本
15 x 96本

960本 ｘ 16箱（15,360本）
10 x 96本
10 x 96本─

●¥6,700¥4,500¥34,560●¥9,700●●¥ 1 2 ,1 0 0●●¥12,700●¥4,500──

¥6,700─

¥34,560●¥9,800●●¥ 1 2 ,1 0 0●¥7,100●●¥9,300─

10 x 96本

─

480本

─

─

480本 ｘ 16箱（7,680本）

10 x 96本¥5,200¥14,300

10 x 96本

リフィル パック

10 x 96本─

¥7,800●

シングル ラックリフィル タワー

─

─

●

─

791001

LH-B791024

─

20 x 96本●

960本

7910007910211,000本リフィル パック

バルク Easy Bulk

LH-EB790354CTN

791020─価格●

バルク FlexiBulk■ 0.5-200

LH-B790354

J1-780082

10 x 96本

RNase, DNase,
Endotoxin & Human
DNA Free 純度証明書＊1●

─790351791002

リフィル タワー10 x 96本

10 x 96本

790350791003─

シングル ラック

LH-B790204

79035210 x 96本シングル ラック─

LH-EB790204CTN

790353

シングル ラック

10 x 96本

790201790203滅菌

シングル ラック790200790202入数(本）バルクPP袋

790014783210

包装形態

─
●

─

●

¥2,400─¥ 1 7, 2 8 0

─¥11,400●¥10,400●¥13,600●¥2,800＊ 1 シングルラックに記載されているロット番号からDNase、RNase、Endotoxin Free及びHuman DNA freeの純度証明書をWebサイトからダウンロードできます。P.110をご参照ください。
＊2 口径が広いので粘性のあるサンプル分注などに有効です。

121

ピペット&ディスペンサー

チップ

スタンダードチップ（Optifit）

Biohit family

スタンダードチップ
長さ

1 ,200 µL＊
71 .5 mm

1 ,200 µLロング＊
90 mm

5 ,000 µL
150 mm

10 mL Picus®
Proline® Plus
Mline®
Tacta®専用
155 mm

10 mL

ミディプラス専用

242 mm※ 表示画像のチップは実寸サイズです。実際の色は透明です。

＊ 1,000 μLのピペットには適合しません。

正しいチップの装着方法
ラックのトレイを利用し平面に垂直にチップを装着します。
※ 叩き込んだり無理な力をかけると故障の原因になります。

10 mL
LH-780314（ラック 10 mLチップ用）

122

5 mL
780304/780305（ラック 5 mLチップ用）

ピペット&ディスペンサー

チップ

2022年6月価格改定版

製品番号

容量範囲（µL）

791200791203■ 50-1,200＊2

LH-B791204

791210791212■ 50-1,200ロング＊2■ 100-5,000

780308
LH-780314
LH-780316（旧 780315）
780310

リフィル パック

10 x 96本

リフィル パック■ 1-10 mL ピペット用■ 1-10 mL ピペット用

0.5-10 mL（Midi PlusTM）

10 x 96本●シングル ラック

10 x 96本

リフィル パック

シングル ラック

バルク PP袋
バルク PP袋

シングル ラック

バルク

バルク

─

●

480本

シングル ラック滅菌

10 x 96本

バルク FlexiBulk

シングル ラック78030478030010 x 96本

リフィル パック

791213780305シングル ラックバルク Easy Bulk

LH-EB791204CTN

791211

入数

シングル ラック791201791202

包装形態

480本 ｘ 16箱（7,680本）

─

─

─

─

10 x 96本●

10 x 96本

10 x 96本

─100本¥14,5 0 0●¥8,600●¥11,800●¥2,800─

¥22,400●¥11,900●¥ 1 4,800¥ 9 ,1 0 0¥12,400●¥2,500●●¥ 3 ,1 0 0

─

250本

¥11,400

●

100本
35本

●
●

●

─

250本 x 4袋（1,000本）

価格

●

50本
50本

RNase, DNase,
Endotoxin & Human
DNA Free 純度証明書＊1

─

─

─

─

─

¥2,800─

¥23,800─¥12,400──

¥ 4 ,1 0 0¥8,600＊ 1 シングルラックに記載されているロット番号からDNase、RNase、Endotoxin Free及びHuman DNA freeの純度証明書をWebサイトからダウンロードできます。P.110をご参照ください。
＊2 1,000 μLのピペットには適合しません。1,200 μLピペット用です。

リフィルパックの詰替え
リフィルパックの詰替え

あらかじめ使い切った空のラックが必要です。

リフィルタワーの詰替え

123ピペット&ディスペンサー

チップ

スタンダードバルクチップ（Optifit）

Biohit family

ユニークバルクパッケージ
FlexiBulk（フレキシバルク）

EasyBulk（イージーバルク）

■

■

■

ロット毎に純度を保証したバルクパッケージ

DNase、RNase and Endtoxin Free及びHuman

DNA Free■FlexiBulkをよりシンプルにしたさらにリーズナブルなバルクチップ

チップの容量ごとに識別カラーをラベルにマーキング

入数（本）Flexibulk フレキシバルク

Easybulk イージーバルク

Rnase、Dnase、Endotoxin Free

ー

クリア

白

960 / 480

純度

ケース蓋の色情報ラベルの色

容量ラインナップオレンジ

200 µL、350 µL、1,000 µL、1,000 µL ワイドボア、1,200 µL

積み重ねてスペース確保■

無造作に詰められた従来品のバルク包装より約40%小型に■

容器包装廃棄物を従来品のバルクより約50%削減

なりました。

960 x 16（15360）/ 480 x 16（7680）

白200 µL、350 µL、1,000 µL、1,200 µL

チップの先端を保護するユニークなパッケージ

PP袋に入ったチップはチップの先端が袋をやぶってしまったり、その際にチップ先端が傷ついたりしますがFlexiBulk、EasyBulk
はその心配がありません。

従来品※ チップはすべてが完全に整列しているわけではありません。サイドスペース等にはチップが交差している場合もあります。

124ピペット&ディスペンサー

チップ

2022年6月価格改定版

FlexiBulk （フレキシバルク）
製品番号

容量範囲（µL ）LH-B790204■ 0.5-200

LH-B790204CTN
LH-B790354
LH-B790354CTN
LH-B791004
LH-B791004CTN
LH-B791024
LH-B791024CTN
LH-B791204
LH-B791204CTN

入数（本）

960本

960本ｘ8箱（7,680本）

960本■ 5-350960本ｘ8箱（7,680本）

480本■ 10-1,000

480本ｘ8箱（3 ,840本）■ 10-1,000ワイドボア ＊2■ 50-1,200 ＊3

480本

480本ｘ8箱（3 ,840本）

480本

480本ｘ8箱（3 ,840本）

RNase, DNase,
Endotoxin & Human
DNA Free 純度証明書＊1

価格●¥4,500●¥29,600●¥4,500●¥29,600●¥2,400●¥15,200●¥2,800●¥18,400●¥2,800●¥18,400

EasyBulk （イージーバルク）
RNase, DNase,
Endotoxin & Human
DNA Free 純度証明書＊1

製品番号

容量範囲（µL ）入数（本）LH-EB790204CTN■ 0.5-200

960本ｘ16箱（15 ,360本）

ー¥34,560■ 10-1,000

480本ｘ16箱（7,680本）

ー¥ 1 7, 2 8 0

LH-EB790354CTN
LH-EB791004CTN
LH-EB791204CTN■ 5-350■ 50-1,200

960本ｘ16箱（15 ,360本）＊3

480本ｘ16箱（7,680本）

価格

ー¥34,560

ー¥22,400＊1 ラベルに記載されているロット番号からDNase、RNase、Endotoxin Free及びHuman DNA freeの純度証明書をWebサイトからダウンロードできます。P.110をご参照ください。
Easy Bulkは純度証明書に対応しておりません。
＊2 口径が広いので粘性のあるサンプル分注などに有効です。
＊3 1,000 μLのピペットには適合しません。1,200 μLピペット用です。

125

ピペット&ディスペンサー

チップ

2022年6月価格改定版

フィルター付きチップ

Biohit family

レギュラーエアギャップ フィルターチップ
長さ10 µL ロング
46 mm

製品番号

容量範囲（µL）

包装形態

入数

滅菌

783201■ 0.1-10

シングル ラック

10 x 96本

RNase, DNase,
Endotoxin & Human
DNA Free●●価格¥17,900

SafetySpaceTM フィルターチップ
長さ

10 µL
32 mm
20 µL
51 mm

120 µL
51 mm
200 µL52.5mm300 µL52.5 mm

サンプルとフィルターの間に十分なスペースを確保！

1,000 µL
78 mm

Safety SpaceTM フィルターチップ

1,200 µLロング
90 mm

5,000 µL
150 mmRNase, DNase,
Endotoxin & Human
DNA Free 純度証明書＊1

製品番号

容量範囲（µL ）

包装形態

入数

滅菌

790011F■ 0.1-10

シングル ラック

10 x 96本●●¥ 1 7, 9 0 0■ 2-120シングル ラック

10 x 96本●●¥ 1 7, 9 0 0●●¥ 1 7, 9 0 0●●¥ 1 7, 9 0 0●●¥ 1 7, 9 0 0●●¥ 1 7, 9 0 0●●¥18,400●●¥5,400790021F
790101F
790201F
790301F
791001F
791211F
LH-795001F■ 0.5-20■ 5-200■ 5-300■ 50-1,000 L■ 50-1,200ロング＊2■ 100-5,000 μL

シングル ラック
シングル ラック
シングル ラック
シングル ラック
シングル ラック
シングルラック

10 x 96本
10 x 96本
10 x 96本
10 x 96本
10 x 96本
50本

価格＊ 1 シングルラックに記載されているロット番号からDNase、RNase、Endotoxin Free及びHuman DNA freeの純度証明書をWebサイトからダウンロードできます。P.110をご参照ください。
＊2 1,000 μLのピペットには適合しません。1,200 μLピペット用です。

126

ピペット&ディスペンサー

チップ

2022年6月価格改定版

ロングチップ（Extended）目盛り付き

新製品

フィルターチップ（レギュラーエアーギャップ）

0.5-200 µL ロング (未滅菌・滅菌済）
77.5 mm0.5-200 µL ロング フィルター付き 滅菌済
77.5 mm
200 μL100 μL 50 μL

10 μL
10-1,000 µL ロング (未滅菌・滅菌済）
102 mm

10-1,000 µL ロング フィルター付き 滅菌済
102 mm1000 μL

500 μL200 μL

製品番号

容量範囲（µL）

包装形態

入数

LH-X780200■ 0.5-200 ロング

シングル ラック

10 x 96本■ 0.5-200 ロング フィルター付

シングル ラック

10 x 96本

LH-X780201
LH-XF780201
LH-X781000
LH-X781001
LH-XF781001■ 0.5-200 ロング

シングル ラック■ 10-1,000 ロング

シングル ラック■ 10-1,000 ロング フィルター付

シングル ラック■ 10-1,000 ロング

シングル ラック滅菌─

RNase, DNase,
Endotoxin & Human
DNA Free価格●¥10,600

10 x 96本●●¥14,000─

●¥21,400

8 x 96本●●¥10,600●●¥14,000●●¥21,400

8 x 96本
8 x 96本※ 表示画像のチップは実寸サイズです。実際の色は透明です。

127ピペット&ディスペンサー

チップ

2022年6月価格改定版

ローリテンション スタンダードチップ（Optiﬁt）

Biohit family

長さ0 .1 -10 µL
31 .5 mm

0 .5 -200 µL
51 mm

5 -350 µL
54 mm

1 ,000 µL
71 .5 mm

1 ,200 µL＊
71 .5 mm

1 ,200 µLロング＊
90 mm※ 表示画像のチップは実寸サイズです。実際の色は透明です。

＊ 1,000 μLのピペットには適合しません。1,200 μLピペット用です。

ローリテンションチップ

未滅菌

製品番号

容量範囲（µL）

包装形態

入数

滅菌

LH-L790010■ 0.1-10

シングルラック

10 x 96本―■ 5-350

シングルラック

10 x 96本―

LH-L790200
LH-L790350
LH-L791000
LH-L791200
LH-L791210■ 0.5-200■ 10-1,000■ 50-1,200＊2■ 50-1,200 ロング＊2

シングルラック
シングルラック
シングルラック

シングルラック

10 x 96本
10 x 96本
10 x 96本
10 x 96本――――

RNase, DNase,
Endotoxin & Human
DNA Free 純度証明書＊1

価格●¥11,300●¥11,300●¥11,300●¥11,300●¥13,500●¥14,300＊ 1 シングルラックに記載されているロット番号からDNase、RNase、Endotoxin Free及びHuman DNA freeの純度証明書をWebサイトからダウンロードできます。P.110をご参照ください。
＊2 1,000 μLのピペットには適合しません。1,200 μLピペット用です。

シングルラック128ピペット&ディスペンサー

ローリテンション SafetySpaceTM フィルター付き スタンダードチップ

チップ

2022年6月価格改定版

SafetySpace™フィルター付きローリテンション

長さ

チップでより確実なサンプル回収を。

10 µL
32 mm

20 µL
51 mm

120 µL
51 mm

200 µL52.5mm300 µL52.5 mm

1,000 µL
78 mm

極めて疎水性の高いチップ表面に加えサンプルとフィルター間にセーフティエアギャップがある

ことにより、液体の流れがよりスムースになります。また、サンプルとフィルター間の接触リスクが1,200 µLロング＊
90 mm

軽減されます。

※ 表示画像のチップは実寸サイズです。実際の色は透明です。

＊ 1,000 μLのピペットには適合しません。1,200 μLピペット用です。

ローリテンションチップ フィルター付き 滅菌済

RNase, DNase,
Endotoxin & Human
DNA Free 純度証明書＊1

製品番号

容量範囲（µL）

包装形態

入数

滅菌

LH-LF790011■ 0.1-10

シングルラック

10 x 96本●●¥19,200

シングルラック

10 x 96本●¥19,200■ 2-120●●●¥19,200●●¥19,200●●¥19,200●●¥19,200●●¥20,300

LH-LF790021
LH-LF790101
LH-LF790201
LH-LF790301
LH-LF791001
LH-LF791211■ 0.5-20■ 5-200■ 5-300■ 50-1,000■ 50-1,200＊2

シングルラック
シングルラック
シングルラック
シングルラック
シングルラック

10 x 96本
10 x 96本
10 x 96本
10 x 96本
10 x 96本価格＊ 1 シングルラックに記載されているロット番号からDNase、RNase、Endotoxin Free及びHuman DNA freeの純度証明書をWebサイトからダウンロードできます。P.110をご参照ください。
＊2 1,000 μLのピペットには適合しません。1,200 μLピペット用です。

シングルラック129ピペット&ディスペンサー

チップ

2022年6月価格改定版

各種チップお得な大箱シリーズ

Biohit family（スタンダード、フィルター付き、ローリテンション）
製品番号

容量（µL）（長さ/mm）

790010CTN
790011CTN
790012CTN
790013CTN■ 10（31.5）

790014CTN（旧781349CTN）

783210CTN
783211CTN■ 10ロング（46）■ 200 （51）790350CTN■ 350（54）

LH-B790354CTN

791000CTN■ 1,000（71.5）

LH-B791004CTN

791020CTN

LH-B791024■ 1,200（71.5）

LH-B791204CTN

791210CTN

791212CTN■ 1,200ロング（90）780304CTN

780300CTN
LH-780314CTN
LH-780316CTN（旧780315CTN）

780310CTN（MidiPlus専用チップ）

130

19

─

─

¥129,200

─

¥134,400

─

¥61,500

リフィルパック

シングルラック

シングルラック

リフィルタワー

リフィルパック■ 5,000（150）820 x 96本

4

10 x 96本

5

10 x 96本

8

10 x 96本

19

1 ,000本32

10 x 96本

5

10 x 96本

8

15 x 96本

4

960本

16

10 x 96本

8

15 x 96本

4

960本

16

960本

8

シングルラック

10 x 96本

8

リフィルタワー
リフィルパック

10 x 96本

19

バルク FlexiBulk

960本

8

シングルラック

10 x 96本

4

10 x 96本

4

バルク FlexiBulk

480本

8

シングルラック

10 x 96本

4

バルク FlexiBulk

480本

8

シングルラック

10 x 96本

4

10 x 96本

4

480本

16

リフィルパック
リフィルパック

リフィルパック

10 x 96本

4

10 x 96本

4

480本

16

10 x 96本

4

10 x 96本

4

10 x 96本

4

バルク FlexiBulk

480本

8

シングルラック

10 x 96本

4

10 x 96本

4

50本

10

100本

16

250本

8

リフィルパック

シングルラック

リフィルパック

シングルラック

シングルラックバルク■ 10 mL（155）

ラック

10 mL（242）バルク■ 10 mL（155）

10 x 96本

バルク FlexiBulk

リフィルパック

791213CTN

780305CTN

10 x 96本

バルク Easy Bulk

LH-EB791204CTN

791211CTN

リフィルタワー

シングルラック

シングルラック

791201CTN

791203CTN●■ 1,000ワイドボア（68.5） シングルラック

791200CTN

791202CTN

─

バルク Easy Bulk

LH-EB791004CTN

791021CTN

8

シングルラック

791001CTN

791003CTN

10 x 96本

バルク Easy Bulk

LH-EB790354CTN

791002CTN

シングルラック

シングルラック

790351CTN

スタンダード（Optifit ）RNase, DNase,
Endotoxin & Human
DNA Free

バルク Easy Bulk

LH-EB790204CTN

790352CTN

滅菌

シングルラック

LH-B790204CTN

790353CTN

入数（箱）シングルラック

790201CTN（旧790301CTN）

790203CTN（旧790303CTN）

入数

バルク

790200CTN（旧790300CTN）
790202CTN（旧790302CTN）

包装形態

バルク

10 x 96本

4

10 x 96本

4

50本

10

35本

10

100本

8

●

●

─

─
●

─
●

─

●

●

価格

¥69,600¥99,200¥62,400─

¥46,000●¥67,200●¥83,200─¥108,300¥45,200─●●¥29,600

─

●

─

─

¥34,560●¥67,200●●¥83,200─

¥104,500●¥45,200─●●¥29,600

─

─

─

─

¥34,560●¥34,400¥41,600─

●●¥24,000¥32,000─●●¥15,200●●

─¥ 1 7, 2 8 0

─

─

●

¥35,200¥46,400─●●¥18,400●¥40,800●¥50,800─●●¥29,200¥41,600─●●¥18,400

─

●

─

●

─

─

¥22,400●¥40,000¥51,200─

●●¥30,800¥42,000─

●●¥20,000●¥27,000─●─

¥36,800──

¥34,000

─

¥77,600─

¥62,400

●

●

─

─

ピペット&ディスペンサー

チップ

2022年6月価格改定版

ロングチップ（Extended ）
目盛り付き

製品番号

容量（µL）（長さ/mm）

包装形態

入数

入数（箱）

滅菌

RNase, DNase,
Endotoxin & Human
DNA FreeLH-X780200CTN■ 200（77.5)

シングルラック

10 x 96本5─

●¥44,500

シングルラック

10 x 96本●¥59,500■ 200（77.5)

●

5

●

¥91,500●¥44,500

8 x 96本

5

─

●

●

●

¥59,500¥91,500

10 x 96本●●¥124,800

10 x 96本●¥124,800

LH-X780201CTN
LH-XF780201CTN
LH-X781000CTN
LH-X781001CTN
LH-XF781001CTN
790011FCTN
783201CTN
790021FCTN

スタンダードフィルター付き
滅菌済

790101FCTN
790201FCTN
790301FCTN
791001FCTN
791211FCTN
LH-795001FCTN
LH-L790010CTN

スマートチップ
ローリテンション
未滅菌

LH-L790200CTN
LH-L790350CTN
LH-L791000CTN
LH-L791200CTN
LH-L791210CTN
LH-LF790011CTN
LH-LF790021CTN

スマートチップ
フィルター付き
ローリテンション
滅菌済

LH-LF790101CTN
LH-LF790201CTN
LH-LF790301CTN
LH-LF791001CTN
LH-LF791211CTN■ 200（77.5)■ 1,000（102）■ 1,000（102）■ 1,000（102）

シングルラック
シングルラック
シングルラック
シングルラック■ 10（32）

シングルラック■ 20（51）

シングルラック■ 200（54）

シングルラック■ 1,000（78）

シングルラック■ 10ロング（46）■ 120（51）■ 300（52.5）

シングルラック

シングルラック

シングルラック■ 1,200ロング（90）

シングルラック■ 10（31.5）

シングルラック■ 5,000（150）■ 200（51）■ 350（54）

シングルラック

シングルラック

シングルラック■ 1,000（71.5）

シングルラック■ 1,200ロング（90）

シングルラック■ 1,200（71.5）■ 10（32）■ 20（51）■ 120（51）

シングルラック

シングルラック

シングルラック

シングルラック■ 200（54）

シングルラック■ 1,000（78）

シングルラック■ 300（52.5）■ 1,200ロング（90）

シングルラック

シングルラック

10 x 96本

5

8 x 96本

5価格

8 x 96本

5●

8

10 x 96本

●

5

●

8

10 x 96本●

8●¥124,800

10 x 96本●

8●¥124,800

10 x 96本●

8●¥124,800

10 x 96本●

4●¥61,600

10 x 96本●

4●¥63,600

50本

●

10

●

¥48,600●¥75,200

10 x 96本8

─

●¥75,200●¥75,200

10 x 96本

8

─

●

●

¥75,200●¥90,400

10 x 96本

8

10 x 96本

8

10 x 96本

8

10 x 96本
10 x 96本────

¥78,500

10 x 96本

88●¥127,200

10 x 96本

●

8

●

●

¥127,200

8●¥127,200

10 x 96本●

8●¥127,200

10 x 96本●

8●¥127,200

10 x 96本●

8●¥127,200

10 x 96本

●

8

●

●

¥129,600●●¥94,400131

ピペット&ディスペンサー マキシボリューム・リキッド・ハンドリング

2022年6月価格改定版

Midi PlusTM（ピペッティング・コントローラー）

Biohit family

大容量の高性能ピペッティング・コントローラー

Midi PlusTMは、軽量で持ちやすい充電式ピペッティング・エイドでコードレスで使用できます。1～100 ｍ Lまでのガラス製、
プラスチック製メスピペットおよびパスツールピペットが使用できます。

吸引・吐出スピードをスピード・ダイヤルにより連続可変でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用するときに適切なスピードが選べます。
■■

Midi PlusTM

吸引および吐出スピードを連続的に可変できます。

ハンドルに組み込んだサポートを起こすとピペットを装着したままMidi PlusTMをベンチ＊に置けます。

可変式のスピード制御により、大容量または小容量のピペットに合わせて吸引と吐出のスピードを簡単
かつ正確に調節できます。

＊ 折りたたみ式サポート■ ピペットのコンタミネーションを防ぎます。

■ ピペットを装着したままで作業台に置けます。

仕様

使用中の充電可能

スタンド

折りたたみ式サポート付属

スピード調節可変式スピード調節

5 mL & 10 mLチップ用のアダプター（オプション） 有

重量

212 g

充電警告

オートクレーブ対応部品

有

ノーズコーン、ピペッターホルダー、
フィルター

製品番号案内製品番号

品名

710931
LH-712149
LH-7129120
LH-7129130
LH-712153
LH-711019
LH-711017＊2＊2

LH-711018
780300780310

LH-731608

Midi PlusTM ピペッティング・コントローラー
ユニバーサルACアダプター付き＊1

入数¥45,000

1¥7,5005¥6,700

滅菌済み交換用フィルター、0.2 µm

5¥9,000

オートクレーブ対応
交換用フィルター 0.45 µm

交換用シリコンアダプター（標準用）

1¥7,50025 mL用アダプターセット

1¥11,000

5 mLチップ用アダプターセット

1¥11,000

10 mLチップ用アダプターセット

1¥11,000

純正 5 mLチップ（バルク）100¥2,800

純正 10 mLチップ（バルク）100¥8,600ACアダプター Midi Plus用

1¥15,500＊ 1 ユニバーサルACアダプターが付属しています（欧州、米国、日本、英国、中国で使用できるプラグ付き）。
＊2 このアダプターセットにはノーズコーン（PVDF）とシリコンアダプターの両方が含まれます。

132

操作ボタン

価格

1

Midi PlusTM 交換用バッテリー（3ヶ組）

オートクレーブ対応の疎水性フィルター
がサンプルの吸い込みを防ぎます。

LH-712153

ガラス/プラスチック製
1-100 mLメスピペットに対応ピペット&ディスペンサー マキシボリューム・リキッド・ハンドリング

2022年6月価格改定版

バイオトレート

Biohit family

ボトルトップデジタルビュレット ー滴定が確実に
バイオトレートボトルトップデジタルビュレットは、手軽に精度の高い滴定を実現すると同時に、高い安全性でユーザーを守ります。
■
■
■
■
■
■
■

バイオトレート
ボトルトップデジタルビュレット

■
■
■
■

サンプル回収システム搭載

上部は360°回転するので使いやすく、ユーザーの安全性が向上

シリンダー部分は透明なので気泡が発生していないことを確認可能
送液系はオートクレーブ滅菌可能
液だれを防ぐ密閉キャップが付属

ECTFEピストンとホウケイ酸ガラス製シリンダーなど高品質素材を使用

エアベントフィルター取り付け可能

取り換え可能なCR2032 バッテリー（液晶画面表示用）

UV保護ウィンドウ付き

一般的なボトルサイズに適合するように、3種類のアダプターが付属

各ユニットには性能証明書が添付されており、ISO8655規格に準拠した試験に合格

クイックキャル機能

エアベントフィルター取り付け可能

UV保護ウィンドウ付き

各種アクセサリーをご用意しております。P.136 をご確認ください。

バイオトレート 仕様と詳細

サンプルリザーバーは付属しません。取り付けベースサイズ：A45（A32, A38, S40アダプター付き）。日本の試薬瓶、ガロン瓶等に直接適合しません。
製品番号

容量（mL）

試験最大容量（mL）

系統誤差（%）

系統誤差（mL）

偶然誤差（%）

偶然誤差（mL）

価格

LH-723080

10

10

0.3

0.03

0.1

0.01

¥150,000

LH-723081

20

20

0.2

0.04

0.1

0.02

¥150,000

LH-723082

50

50

0.2

0.10

0.1

0.05

¥150,000

133

ピペット&ディスペンサー マキシボリューム・リキッド・ハンドリング

2022年6月価格改定版

プロスペンサー

Biohit family

ボトルトップディスペンサー ーシンプルに楽々連続分注
プロスペンサーは、強酸、強アルカリ、その他の多くの有機溶媒など、試薬ビン等のボトルトップに装着するだけで、簡単かつ正確に分注できます。
■
■
■
■
■
■
■

プロスペンサー
ボトルトップディスペンサー■■

セラミック製ピストンを採用
高い耐薬品性

液体ボトルから直接分注

クリック感のある容量調整

簡単に分解してクリーニング可能

本体オートクレーブ滅菌可能（121℃、0.1 MPa、20分間）
液だれを防ぐ密閉キャップが付属

一般的なボトルサイズに適合するように、3種類のアダプターが付属

各ユニットには性能証明書が添付されており、ISO8655規格に準拠した試験に合格

正確な容量設定

セラミックピストン
高い耐薬品性のパーツを使用

本体

オートクレーブ可能

プロスペンサー 仕様と詳細

サンプルリザーバーは付属しません。取り付けベースサイズ：A32（A28, S40, A45アダプター付き）。日本の試薬瓶、ガロン瓶等に直接適合しません。
製品番号

LH-723060

0.2-1

0.05

1

0.6

系統誤差（%）

系統誤差（mL）

偶然誤差（%）

偶然誤差（mL）

0.002¥39,000

LH-723061

0.4-2

0.05

2

0.6

0.012

0.2

0.004

¥39,000

LH-723062

1-5

0.10

5

0.6

0.03

0.2

0.01

¥39,000

LH-723063

2-10

0.25

10

0.6

0.06

0.2

0.02

¥39,000

LH-723064

5-30

0.50

30

0.6

0.18

0.2

0.06

¥53,000

LH-723065

10-60

1.00

60

0.6

0.36

0.2

0.02

¥55,500134

容量範囲（mL）

最小可変容量（mL）

試験最大容量（mL）

0.006

0.2

価格

ピペット&ディスペンサー マキシボリューム・リキッド・ハンドリング

2022年6月価格改定版

プロスペンサー・プラス

Biohit family

ボトルトップディスペンサー ーアドバンス機能付き分注器
プロスペンサー・プラスは、強酸、強アルカリ、有機溶媒など液体を安全かつ正確に分注します。さらに残存サンプルをボトル内に戻すサンプル回収システムがあり、サンプルの損

失を抑えます。また、ベントフィルターの取り付けが可能なので湿度を嫌うサンプルのご使用に最適です。
■■■■■

プロスペンサー・プラス
ボトルトップディスペンサー

■
■
■
■
■
■
■

サンプル回収システム

サンプル回収システム搭載

エアベントフィルター取り付け可能
セラミック製ピストンを採用
高い耐薬品性

液体ボトルから直接分注

クリック感のある容量調整

簡単に分解してクリーニング可能

本体オートクレーブ滅菌可能（121℃、0.1 MPa、20分間）

360°回転ディスペンシングヘッド
液だれを防ぐ密閉キャップが付属

一般的なボトルサイズに適合するように、3種類のアダプターが付属

各ユニットには性能証明書が添付されており、ISO8655規格に準拠した試験に合格

エアベントフィルター取り付け可能

Minisart®で液体の濾過可能

各種アクセサリーをご用意しております。P.137 をご確認ください。

別途コネクターが必要です。

本体

オートクレーブ可能

プロスペンサー・プラス 仕様と詳細

サンプルリザーバーは付属しません。取り付けベースサイズ：A45（A32, A38, S40アダプター付き）。日本の試薬瓶、ガロン瓶等に直接適合しません。
製品番号

LH-723070

0.2-1

容量範囲（mL）

0.05

最小可変容量（mL）

1

試験最大容量（mL）0.6

系統誤差（%）

系統誤差（mL）

偶然誤差（%）

偶然誤差（mL）

0.002¥55,500

LH-723071

0.4-2

0.05

2

0.6

0.012

0.2

0.004

¥55,500

LH-723072

1-5

0.10

5

0.6

0.03

0.2

0.01

¥55,500

LH-723073

2-10

0.25

10

0.6

0.06

0.2

0.02

¥55,500

LH-723074

5-30

0.50

30

0.6

0.18

0.2

0.06

¥75,700

LH-723075

10-60

1.00

60

0.6

0.36

0.2

0.02

¥84,000

0.006

0.2

価格

135

ピペット&ディスペンサー マキシボリューム・リキッド・ハンドリング

2022年6月価格改定版

ボトルトップデジタルビュレット アクセサリー

Biotrate
製品番号

製品

素材

入数

定価

LH-721650

分注ヘッド

FEP

1

¥5,500

分注ヘッド、0.4M アジャスタブル

FEP

1¥6,500FEP

1¥8,800FEP

1¥14,000

FEP/PP1¥14,000

FEP/PFA1¥19,500

分注ヘッド
LH-721651
LH-721652
LH-721648
LH-721653
LH-721654

回収チューブ
LH-721678

LH-721679
LH-721682

ボトルアダプター

LH-721683

LH-721684
LH-721685
LH-721686
LH-721687
LH-721688
LH-721689
LH-721732
LH-721733
LH-721734
LH-721735

その他

LH-721743
LH-721744

分注ヘッド、ファインチップ

分注ヘッド、1M スパイラルチューブ付 1.5 mm
分注ヘッド、ルアーロック付き
分注ヘッド、ルアーロック付き
吸引チューブ、310 mm

吸引チューブ、400 mm

FEP

1¥2,300FEP

1¥2,800FEP

1¥1,200ボトルアダプター、A32

PP

1¥2,300ボトルアダプター、A38/430

PP1¥2,300PP

1¥2,300PP

1¥2,300PP

1¥2,300ETFE

1¥4,100ETFE

1¥4,100ETFE

1¥4,100ETFE

1¥4,100ETFE

1¥4,100Silicone

1¥5,500Silicone

1¥23,800

1¥3,000

回収チューブ、70 mm

ボトルアダプター、A28

ボトルアダプター、A38
ボトルアダプター、S40
ボトルアダプター、A32

ボトルアダプター、A28

ボトルアダプター、A38/430
ボトルアダプター、A38
ボトルアダプター、S40

ボトルアダプター、NS29/32
ボトルサポート 75-120 mmボトル用

プロテクションウィンドウ、褐色スパイラルチューブ

LH-721743

ボトルサポート 75-120 mmボトル用

LH-721744

プロテクションウィンドウ、褐色吸引チューブ 310 mm

136ピペット&ディスペンサー マキシボリューム・リキッド・ハンドリング

2022年6月価格改定版

ボトルトップディスペンサー アクセサリー

Prospenser, Prospenser Plus
製品番号

製品

素材

入数

Prospenser用

Prospenser Plus用

LH-721647

分注ヘッド

FEP

1

¥5,500

分注ヘッド、1M スパイラルチューブ（3.0 mm）

1

ー

●

FEP

¥14,000

FEP

1●¥14,000

FEP/PP1ー●●¥14,000

FEP/PFA1●¥19,500

FEP

1

FEP

1

FEP

1

FEP

1

FEP/PP

1

FEP/PFA

1

吸引チューブ、310 mm

FEP

1

吸引チューブ、310 mm

FEP

1

吸引チューブ、400 mm

FEP

1

FEP

1

FEP

ボトルアダプター、A32

ボトルアダプター、A38/430

分注ヘッド
LH-721648
LH-721649
LH-721653
LH-721654
LH-721655
LH-721656
LH-721657
LH-721658
LH-721659
LH-721660

回収チューブ
LH-721678

LH-721679
LH-721680
LH-721681
LH-721682

ボトルアダプター

LH-721683

LH-721684
LH-721685
LH-721686
LH-721687
LH-721688
LH-721689
LH-721732
LH-721733
LH-721734
LH-721735
LH-721736
LH-721737
LH-721738
LH-721739
LH-721740
LH-721741
LH-721742

その他

LH-721743

分注ヘッド、1M スパイラルチューブ（1.5 mm）
分注ヘッド、ルアーロック付き
分注ヘッド、ルアーロック付き
分注ヘッド
分注ヘッド

分注ヘッド、1M スパイラルチューブ
分注ヘッド、1M スパイラルチューブ
分注ヘッド、ルアーロック付き
分注ヘッド、ルアーロック付き

吸引チューブ、400 mm

回収チューブ、70 mm

ボトルアダプター、A28
ボトルアダプター、A38

ボトルアダプター、S40
ボトルアダプター、A32

ボトルアダプター、A28

ボトルアダプター、A38/430
ボトルアダプター、A38

ボトルアダプター、S40

ボトルアダプター、NS29/32
ボトルアダプター、A25
ボトルアダプター、A28

ボトルアダプター、A38

ボトルアダプター、A45
ボトルアダプター、S40

ボトルアダプター、A45
ボトルアダプター、S40

ボトルサポート 75-120 mmボトル用ーーー

1、2、5、10 mL用

ー30、60 mL用

ー30、60 mL用

ー30、60 mL用ー

1、2、5、10 mL用
30、60 mL用

定価

¥2,200¥5,000ー¥14,000

ー¥14,000¥14,000¥14,000

30、60 mL用●

¥2,300

1、2、5、10 mL用●

ー¥2,8001ー●¥1,200PP

1¥2,300

1

ー

●

PP

¥2,300PP

1●¥2,300

PP

1

ー

●

●

¥2,300PP

1●¥2,300ETFE

1●¥4,100ETFE

1●¥4,100ETFE

1●¥4,100ETFE

1●¥4,100ETFE

1●¥4,100Silicone

1●¥5,500

PP

1

PP

1

●

PP

1

●

PP

1

●

PP

1

●

ETFE

1

●

ETFE

1

●

Silicone

1●

30、60 mL用

1、2、5、10 mL用

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
●

ー

ー
ー
ー
ー
ー

¥2,300¥2,800¥1,400¥1,400¥2,300¥2,300¥2,300ー¥13,000●¥23,800

ー¥13,000

その他アクセサリー・グリス
製品番号731009711002.01（旧711002）

LH-731141

品名

価格

eLINE®交換用バッテリー¥14,500

テフロングリス 20 g（チューブ） Tacta®、Mline®、Proline® Plus、Picus®Nxt、Picus®、eLINE®用耐熱¥14,000

Proline®/ePET電動ピペット交換用バッテリー ニッケル（NiMH）6 V¥8,000137

ピペッティングアカデミー

ザルトリウスがご提供する高品質ウェビナー2022

ピペッティングアカデミー

ザルトリウスがご提供する高品質ウェビナー2022
ザルトリウスはISO9001:2015を取得しており、ピペッティングアカデミーは、その中のトレーニングプログラムです。認定された

Pipetting Academyのトレーナーが高品質のトレーニングをご提供します。ラボ担当者が自身のタスクを習得し、品質要件を満たすのに必要なピペッティングの知識とスキルを習得することを目的としています。

またこのトレーニングにより、お客様の満足の向上を目指しています。

無料
ピペッティングアカデミーウェビナー
2022年開催項目

マイクロピペットの正しい取扱い方法と基礎知識■■

ピペット操作の概要と環境

ピペッティングテクニック

電動ピペットの取扱い方法■■

電動ピペットの利点

段階希釈などのテクニック

ピペッティングにおけるラボ内の人間工学■■

ピペット操作と人間工学

エクセサイズとストレッチ

ピペットのメンテナンス■■

日常メンテナンスの重要性とその理解

ザルトリウスピペットの簡単クリーニング方法

細胞ベースのアッセイにおけるサンプル調整のベストプラクティス■■

ピペッティングテクニック
誤差の原因

ピペッティングで汚染を避けるためのワークフロー■■

ラボのワークフロー
汚染を避ける方法

個別での開催も承っております。

各種モジュールをお客様のご都合に合わせた
内容、時間等もご相談させて頂けます。

お問い合わせ先：ザルトリウス・ジャパン株式会社

ピペッティングアカデミー担当

TEL：03-6478-5200 FAX03-6478-5494
www.sartorius.com/pipetting-academy

138

詳細＆お申し込みは上記のQRコードからご確認いただけます。

https://form.run/@sartorius-jp-pa-1628056629

ピペッティングアカデミー

ザルトリウスがご提供する高品質ウェビナー2022

139

140

ラボ用ろ過製品

ラボ用ろ過製品
除粒子・滅菌用途

精密ろ過 60 μL～600 μL

142 クラリステップ フィルターシステム

精密ろ過

143 ビバクリア

精密ろ過 5 mL～350 mL

144 ミニザルト シリーズ

ミニザルト／ミニザルト プラス／

ミニザルトNY25Xプラス／ミニザルト ハイフロー／
ミニザルトGF／ミニザルトHY

精密ろ過 0.2 mL～100 mL

147 ミニザルトRC/ SRP シリーズ

ミニザルトRC／ミニザルトSRP／ミニザルトNY／
ミニザルトPES

精密ろ過

149 ミニザルト耐薬表

精密ろ過 100 mL～10 L

150 ザルトラボP20/P20プラス
精密ろ過 50 mL～1 L

1 51 ザルトラボRF/BT

珪藻土付き滅菌ろ過 15 mL～1,000 mL

153 ザルトクリアDY シリーズ
154 ザルトクリアDY ラボP15
濃縮・脱塩用途

限外ろ過 0.1 mL～2 mL

155 ビバコン シリーズ

ビバコン500／ビバコン2

限外ろ過 0.3 mL～2.5 mL

156 セントリザルトⅠ

限外ろ過 0.1 mL～20 mL

157 ビバスピン シリーズ

ビバスピン500／ビバスピン2／ビバスピン6／

ビバスピン15R／ビバスピン20／ビバスピン エンドテスト

限外ろ過 1 mL～15 mL

製品／サービスメニュー

限外ろ過 10 mL～100 mL

164 ビバセル シリーズ

ビバスピン20／ビバセル100

限外ろ過 100 mL～5 L

166 ビバフロー シリーズ

ビバフロー50／ビバフロー50R／ビバフロー200

ビバ製品耐薬表

168 ビバ製品耐薬表

平膜

デプスフィルター

170 タイプ134 グラスファイバープレフィルター

精密ろ過フィルター

171 タイプ 1 1 1 低吸着 セルロースアセテート膜
172 タイプ 113 標準仕様 ニトロセルロース膜
173 タイプ 1 18 疎水性 PTFE膜

174 タイプ 154 滅菌ろ過用 ポリエーテルスルホン膜
175 タイプ 184 耐薬性 再生セルロース膜

176 タイプ230 精密ろ過用 ポリカーボネイト膜
177 タイプ250 精密ろ過用 ポリアミド膜

限外ろ過フィルター

178 タイプ144 超低吸着 ハイドロザルト膜
タイプ145 トリアセチル セルロース膜
タイプ146 ポリエーテルスルホン膜

平膜耐薬表

179 平膜耐薬表

フィルターホルダー耐薬表

180 フィルターホルダー耐薬表

ラボ用フィルターホルダー一覧

181 ラボ用フィルターホルダー 一覧

シリンジ型 フィルターホルダー

181 シリンジ型 フィルターホルダー

加圧ろ過用 フィルターホルダー

183 インライン式 フィルターホルダー

185 200 mL 高加圧対応 フィルターホルダー

162 ビバスピンターボ シリーズ

ビバスピンターボ4／ビバスピンターボ15／
ビバスピンターボ15RC

141

ラボ用ろ過製品

精密ろ過 60 μL～600 μL

2022年6月価格改定版

クラリステップ フィルターシステム
シリンジレス精密ろ過システム

HPLC前処理ろ過を簡単かつ迅速に
■
■
■
■
■
■

クラリステップ フィルターシステム

8本同時に処理可能

シリンジレスで使用可能

微量にも適応可能（60～600 µL）

インサート付バイアルビン使用可能
残液量は30 µL以下

オートクレーブ可（121℃、30分）

クラリステップ フィルターユニット
φ mm | EFD＊

膜材質

容器材質

9.7 mmRC

PP

9.7 mmRC

PP

9.7 mmRC

PP

9.7 mmRC

PP＊ 有効ろ過面直径※ 孔径は0.2 µmと0.45 µmの 2種類

クラリステップ システム

孔径

滅菌

0.2 μm―0.45 μm―

0.2 μm0.45 μm

入数（個）

製品番号

膜材質 RC；再生セルロース価格

96

17C07FT---96¥33,500―480

17C07FT--480¥152,700

96

17C06FT---96¥33,500―480

17C06FT--480¥152,700

製品名

入数（個）

製品番号

17C--M8¥50,200

クラリステップ シングルトレイ

1

17C--S1¥11,200

クラリステップ ステイション

1

価格

上：クラリステップ ステイション
下：クラリステップ シングルトレイ

標準容量であれば材質、容量、口形状は問いません。
■

■

142

φ12 mm × H 32 mm のバイアルビンとフタを別途ご用意ください。

光感受性のある試料は褐色バイアルを、微量な試料には嵩上バイアルなど、材質もガラスの他、プラスチック製もご使用いただけます。

ラボ用ろ過製品

精密ろ過

2022年6月価格改定版

ビバクリア

微量用 遠心式ろ過フィルター
特長
■
■
■
■

遠心機を利用した迅速で簡便なろ過システム
遠心式により残液量を極度に軽減

高流量を実現するPES膜を採用（水平膜タイプ）
孔径は0.8 µmのみ

仕様
ビバクリア

材質
有効ろ過面積

膜

PES

遠心管

適応試料量

50～400 µL

最大遠心力2,000 xg

残液量

5 µL

滅菌

製品番号案内孔径0.8 µm

ポリプロピレン0.34 cm2

未（オートクレーブ可）

膜材質

PES

入数（個）

100

製品番号

VK01P042

膜材質 PES；ポリエーテルスルホン
価格¥29,200143ラボ用ろ過製品

精密ろ過 5 mL～350 mL

2022年6月価格改定版

ミニザルト シリーズ
滅菌ろ過フィルター
特長
■
■
■
■

出入口形状

有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現

メス
ルアー
メス
ロック
ルアー ロック
メス型）
ルアー
ロック
（LL
（LL
型）
（LL 型）

inin

ポアサイズ毎に色分けされており、取り間違えを防止用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップ

ルアーロック（LL型）機構により確実な連結使用が可能
メンブレン メンブレンメンブレン

オス ルアーフィルター フィルターフィルターオス ルアーオス ルアー
ロック ロック
ロック

out

仕様

滅菌ろ過

孔径（µm）

膜

材質
有効ろ過面積容器

フィルター（φ）
外径（φ）
残液量

最大使用圧
耐熱温度

※ 耐薬性はP.149をご参照ください

ミニザルト
ハイフロー

out

メンブレン メンブレンメンブレン
オス ル
オス ルアーオス ルアー
フィルター フィルターフィルター
スリップ スリップ スリップ

out

前処理

エアベント

ミニザルトGF

ミニザルトHY

GF

PTFE

MBS

MBS

MBS

6.2 cm2

6.2 cm2

5.3 cm2

25 mm

28 mm

28 mm

26 mm

33 mm

33 mm

33 mm

33 mm

230 µL

300 µL100 µL100 µL

4.5 bar

4.5 bar

6.0 bar

4.5 bar

4.5 bar

4.5 bar

－

－

－

－

－

1.4 L/min

ミニザルト

ミニザルトプラス

0.2/0.45/0.8/1.2/5.0

0.2/0.45/1.2

CA

CA + GF

NY + GF

PES

MBS

MBS

PP

6.2 cm2

6.2 cm2

4.8 cm2

28 mm

28 mm

33 mm

33 mm

100 µL
50℃

気体流速

ミニザルトNY25X
プラス

in

ルアー
ロック
ルアー ロック
メス
メス
ルアー
ロック
メス型）
（LS
（LS
型）
（LS 型）※ 空気圧 0.1 bar時

0.2/0.45

50℃

（約1）

0.1/0.2 /0.45

121℃

50℃

0.2/0.45

－

50℃

50℃

ミニザルト

水系

特長
0.2 µm（青）■■清澄ろ過・前処理用

培地など液体試料のろ過滅菌に0.45 µm（黄）γ線滅菌品有0.8 µm（緑）1.2 µm（赤）5.0 µm（茶）

ミニザルト

144

製品番号案内孔径

膜材質

0.2 µm（青）

CA

出口形状

LL型
LS型

0.45 µm（黄） CA

LL型
LS型

0.8 µm（緑）CA

LL型

1.2 µm（赤）CA

LL型

5.0 µm（茶）CA

LL型

膜材質 CA；酢酸セルロース

滅菌

入数（個）

製品番号

○（EOG）―

S6534------FMOSK
S6534------FMGUK
S6534------FM--Q¥15,600¥17,900¥136,300

50
500

S7597------FXOSK
S7597------FX--Q¥15,600¥136,300

50
50
500

S6555------FMOSK
S6555------FMGUK
S6555------FM--Q¥15,600¥17,900¥136,300

50
500

S7598------FXOSK
S7598------FX--Q¥15,600¥136,300

50
50
500

16592----------K
16592--------GUK16592----------Q¥15,600¥17,900¥136,300

50
500

17593----------K
17593----------Q¥15,600¥136,300

50
500

S7594------FMOSK
17594----------Q¥15,600¥136,300○（EOG）○（γ線）―○（EOG）○（γ線）―○（EOG）―○（EOG）○（γ線）―○（EOG）―○（EOG）
―

50
50
500

価格

ラボ用ろ過製品

ミニザルト プラス
0.2 µm（青）0.45 µm（黄）1.2 µm（赤）ミニザルト プラス

精密ろ過 5 mL～350 mL

2022年6月価格改定版
水系

特長
■
■

目詰まりしやすい試料に最適な、
プレフィルター内蔵タイプ
培地、血清など液体試料のろ過滅菌に

製品番号案内
孔径

膜材質

出口形状

0.2 µm（青）

CA＋GF

LL型

0.45 µm（黄）

CA＋GF

LL型

1.2 µm（赤）

CA＋GF

LL型

滅菌

入数（個）

膜材質 CA+GF；グラスファイバー

製品番号

価格

○（EOG）―

50
500

17823----------K
17823----------Q

50
500

17829----------K
17829----------Q¥32,200¥290,600―

500

17825----------Q¥290,600○（EOG）―

ミニザルトNY25Xプラス

非水系¥32,200¥290,600

水系

特長
■
■

ミニザルトNY25Xプラス

ミニザルト ハイフロー
0.1 µm（濃赤）水系・非水系両用のプレフィルター内蔵タイプ
耐薬性・低溶出に優れたタイプ

製品番号案内
孔径

膜材質

出口形状

滅菌

入数（個）

0.2 µm

NY＋GF

LS型

―

50
500

0.45 µm

NY＋GF

LS型

―

50
500

膜材質 NY+GF；グラスファイバー

製品番号

価格

1784B----------K
1784B----------Q¥22,100¥176,600

1784C----------K
1784C----------Q¥22,100¥176,600

水系

特長

■

高流量で適用範囲の広い PES膜採用

0.2 µm（青）0.45 µm（黄）ミニザルト ハイフロー

製品番号案内孔径0.1 µm（濃赤）0.2 µm（青）0.45 µm（黄）γ線滅菌品有

膜材質

PES

PES

出口形状

LL型
LL型

LS型

PES

LS型
LL型

滅菌

入数（個）

膜材質 PES；ポリエーテルスルホン

製品番号

価格

○（EOG）

50

16553----------K¥17,200○（EOG）
○（γ線）
―

50
50
500

16532----------K
16532--------GUK16532----------Q¥17,200¥19,400¥145,300○（EOG）―

50
500

16541----------K
16541----------Q¥17,200¥145,300○（EOG）
○（γ線）
―

50
50
500

16533----------K
16533--------GUK16533----------Q¥17,200¥19,400¥145,300○（EOG）―

50
500

16537----------K
16537----------Q¥17,200¥145,300

145

ラボ用ろ過製品

精密ろ過 5 mL～350 mL

ミニザルトGF

2022年6月価格改定版
水系

特長
■

前処理用フィルター、大きな粒子の清澄ろ過に最適

製品番号案内ミニザルトGF

ミニザルトHY

孔径

約1 µm（白）

LL型

滅菌

―

入数（個）

50
500

製品番号

膜材質 GF；グラスファイバー

17824----------K
17824----------Q

価格¥18,600¥176,600

特長

培養中のエアベントに最適

製品番号案内

146

GF

出口形状

通気

■

ミニザルトHY

膜材質

孔径

膜材質

出口形状

0.2 µm

PTFE

LL型

滅菌

○（EOG）

―

入数（個）

製品番号

膜材質 PTFE；（エアベント用）
価格

50

S6596------FMOSK¥20,800

500

S6596------FM--Q¥158,700

ラボ用ろ過製品

ミニザルトRC / SRP シリーズ

精密ろ過 0.2 mL～100 mL

2022年6月価格改定版

HPLC、GC分析前処理用フィルター仕様

ミニザルトRC シリーズ

NY ; ナイロン Type６ RC ; 再生セルロース PTFE ; ポリテトラフルオロエチレン
PP ; ポリプロピレン PES ; ポリエーテルスルホン

ミニザルトSRP シリーズ

ミニザルト

ミニザルト

ミニザルト

ミニザルト

ミニザルト

ミニザルト

0.2/0.45 µm

0.2/0.45 µm

0.2/0.45 µm

0.45 µm

0.2/0.45 µm

RC

RC

RC

PTFE

PTFE

PP

PP

PP

PP

有効ろ過面積0.07 cm2

1.7 cm2

4.8 cm2

フィルター（φ）

4 mm

15 mm

外径（φ）

12 mm

残液量

5 µL

最大使用圧
耐熱温度

材質

膜

容器

ミニザルト

ミニザルト

0.2/0.45 µm

0.2/0.45 µm

0.2/0.45 µm

0.2 µm

PTFE

NY

NY

PES

PP

PP

PP

PP

PP

0.07 cm2

1.7 cm2

4.8 cm2

1.7 cm2

4.8 cm2

1.7 cm2

25 mm

4 mm

15 mm

25 mm

15 mm

25 mm

15 mm

25 mm

32 mm

12 mm

25 mm

32 mm

25 mm

32 mm

25 mm

10 µL

100 µL

5 µL

10 µL

100 µL

10 µL

100 µL

10 µL

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

121℃

121℃

121℃

121℃

121℃

121℃

121℃

121℃

121℃

※ 耐薬性はP.149をご参照ください

RC15

ミニザルトRC

RC25

SRP4

SRP15

SRP25

NY15

NY25

PES15

非水系

特長
■
■

RC4

ミニザルトPES

ミニザルト

RC4

孔径（µm）

ミニザルトNY シリーズ

水系・非水系溶媒どちらも適応可能

オートクレーブ可（121℃、30分）

製品番号案内
品名

膜材質

RC4

RC

RC15

RC25-AC（EOG滅菌済）RC

出口形状

入数（個）

製品番号

膜材質 RC；再生セルロース
価格

0 .2 µm

LS型

0 .45 µm

LS型

50
500

17822----------K
17822----------Q¥6,500¥55,900

0 .2 µm

LS型

50
500

17761----------K
17761----------Q¥9,600¥81,400

0 .45 µm

LS型

50
500

17762----------K
17762----------Q¥9,600¥81,400

0 .2 µm

LS型

50
500

17764----------K
17764----------Q¥11,600¥100,600

0 .45 µm

LS型

50
500

17765----------K
17765----------Q¥11,600¥100,600

5017761--------ACK¥13,900

50

17764--------ACK¥18,300

50

17765--------ACK¥18,300

RC

RC15-AC（EOG滅菌済）RC

一般的な試料の除粒子に

50
500

RC

RC15
RC25

孔径

■

水系

0 .2 µm
0 .2 µm
0 .45 µm

※ ミニザルトRC15-AC、RC25-AC以外は未滅菌品

LS型
LS型
LS型

17821----------K
17821----------Q¥6,500¥55,900

RC25

147

ラボ用ろ過製品

精密ろ過 0.2 mL～100 mL

ミニザルトSRP

2022年6月価格改定版
非水系

特長
■
■

幅広い薬品に適応可能

■

酸・塩基

通気

強酸・強アルカリ試料のろ過にオートクレーブ可（121℃、30分）※ 膜は疎水性PTFEですが、70%エタノールを流した後、水系に置換して使用することも可能です

SRP15（SS型）

製品番号案内
品名

膜材質

孔径

SRP4

PTFE

SRP15

出口形状

0.45 µm

LS型

入数（個）

50
500

17820----------K
17820----------Q¥7,800¥67,100

0.2 µm

LS型

50
500

17573----------K
17573----------Q¥ 1 2 ,1 0 0¥99,200

0.45 µm

LS型

50
500

17574----------K
17574----------Q¥ 1 2 ,1 0 0¥99,200

SS型
50（Small Spike） 500

17558----------K
17558----------Q¥ 1 2 ,1 0 0¥99,200

17559----------K
17559----------Q¥ 1 2 ,1 0 0¥99,200

PTFE

SRP25（LS型）

SS型
50（Small Spike） 500

0.2 µm0.45 µm

SRP25

PTFE

SPR15-AC（EOG滅菌済） PTFE

SPR25-AC（EOG滅菌済）PTFE

価格

LS型

50
500

17575----------K
17575----------Q¥25,700¥207,900

0.45 µm

LS型

HN型

50
500

17576----------K
17576----------Q¥25,700¥207,900

500

1757A----------Q¥217,900

LS型

5017573--------ACK¥17,900

50

S7575------FXOSK¥35,500

0.2 µmLS型

0.2 µm
0.2 µm

非水系

特長■

清澄ろ過・有機溶媒ろ過用

製品番号案内ミニザルトNY15

製品番号

0.2 µm※ ミニザルトSRP15-AC、SRP25-AC以外は未滅菌品

ミニザルトNY

膜材質 疎水性PTFE

品名

膜材質

NY15

NY

孔径

■

オートクレーブ可（121℃、30分）

出口形状

0 .2 µm
0 .45 µm

LS型

0 .2 µm
NY25

水系

NY
0 .45 µm

減菌

―
―

入数（個）

製品番号

膜材質 NY ; ナイロン type６
価格

50
500

1776B----------K
1776B----------Q¥ 1 2 ,1 0 0¥102,800

50
500

1776C----------K
1776C----------Q¥ 1 2 ,1 0 0¥102,800

EOG

50
500

17845--------ACK17845----------Q¥17,200¥154,200

EOG

50
500

17846--------ACK17846----------Q¥17,200¥154,200――――

ミニザルトNY25

ミニザルトPES

非水系（一部） 酸・塩基

特長■

高流量でもっとも軽い操作

製品番号案内ミニザルトPES15

148

品名

膜材質

孔径

PES15

PES

0 .2 µm■

高い耐薬品性

出口形状

LS型

水系

滅菌

EOG
―

入数（個）

50
500

膜材質 PES ; ポリエーテルスルホン

製品番号1776D--------ACK
1776D----------Q

価格¥16,500¥104,600

精密ろ過

ラボ用ろ過製品

ミニザルト耐薬表
アセトン

Minisart

Plus

HiF

GF

HY

LB

NY

RC

SRP

PES

Clari

×

×

×

×

×

×

○

○

○

×

○

×

アセトニトリル
ガソリン

△

ベンゼン

ベンジルアルコール

CA；酢酸セルロース PES；ポリエーテルスルホン RC；再生セルロース GF；グラスファイバー
MBS；メチルメタクリレート･ブタジエン･スチレン樹脂 PP；ポリプロピレン

×

×

×

△

×

×

×

△

×

×

×

△

×

×

×

△

×

×

×

△

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

△

△

△

○

○

○

△

n-酢酸ブチル

×

×

×

×

×

×

○

○

○

△

○

セルソルブ

×

×

×

×

×

×

○

○

○

△

○

n-ブタノール△

クロロホルム×

シクロヘキサン

シクロヘキサノン

ジエチルアセトアミド
ジエチルエーテル

ジメチルホルムアミド

×

×

×

×

×

△

×

×

×

×

×

×

△

×

×

×

×

×

×

△

×

△

×

×

×

×

△

×

△

×

×

×

×

△

×

△

×

×

×

×

○

○

△

△

○

○

△

○

○

△

△

○

○

△

○

○

△

△

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

○

○

△

△

○

○

△

DMSO

×

×

×

×

×

×

○

○

○

×

○

純エタノール（98%）

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

エチレングリコール

△

△

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ジオキサン

酢酸エチル

有機溶媒

ホルムアミド
グリセリン

×
×

×

○

×
×

×

○

×
×

○

○

×
×

○

○

×
×

○

○

×
×

○

○

○
△

○

○

○
△

△

○

○
△

○

○

×
×

○

○

○
△

△

○

n- ヘプタン

△

△

△

△

○

○

△

△

△

△

△

イソブタノール

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

n- ヘキサン△

イソプロパノール

酢酸イソプロピル

×

×

△

×

×

△

×

×

△

×

×

○

×

×

○

×

×

△

○

○

△

○

○

△

○

○

△

○

×

△

○

○

純メタノール（98%）

×

×

×

×

×

×

○

○

○

△

○

塩化メチレン

×

×

×

×

×

×

○

○

○

×

○

酢酸メチル

メチルエチルケトン

メチルイソブチルケトン
モノクロロベンゼン

ニトロベンゼン

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

△

△

△

△

△

△

△

△

△

×

×

×

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

×

△

n- ペンタン

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

ピリジン

×

×

×

×

×

×

○

○

○

×

○

過塩化エチレン×

四塩化炭素

テトラヒドロフラン

トルエン

トリクロロエタン

トリクロロエチレン
キシレン

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

△

△

○

△

△

△

△

△

△

○

△

△

△

△

△

△

○

△

△

△

△

×

×

×

×

×

×

×

△

△

○

△

△

△

△

酢酸（25%）

△

△

△

△

△

△

×

○

○

△

○

フッ化水素酸（25%）

×

×

△

△

△

△

×

△

△

△

△

過塩素酸（25%）

×

×

×

n.t.

n.t.

n.t.

×

×

△

×

×

リン酸（86%）

×

×

×

×

×

×

×

×

△

△

×

×

×

×

×

×

×

酢酸（80%）

フッ化水素酸（50%）

酸

リン酸（10%）硝酸（30%）××△

×

硝酸（conc）

×

×

×
△
×

×

×

×
△
△

×

×

×

△

△

×

×

×

△

△

×

×

△

△

×

×
×
×

△

△
×
×

△

△
△
△

×

△
△
△

△

△
×
×

×

塩酸（15%）

△

△

△

△

△

△

×

×

△

△

×

硫酸（25%）

×

×

△

○

○

○

×

△

○

△

△

トリクロロ酢酸（25%）

×

×

×

×

×

×

×

△

△

×

△

アンモニア水（25%）

×

×

×

×

×

×

△

△

△

△

△

NaOH（32%）

×

×

×

×

×

×

△

×

△

△

×

塩酸（20%）

×

硫酸（98%）

塩基

アンモニア（1 M）

KOH（32%）水溶液

NaOH（1 M）

ホルマリン（30%）

×
△

×

×

△

×
×
△

×

×

△

△
×
△

×

×

△

△
×
△

×

×

△

△
×
△

×

×

△

△
×
△

×

×

△

×
×
○

△

○

△

×
×
△

×

△

△

△
×
○

○

○

△

△
×
○

○

○

△

×
×
△

×

△

△

次亜塩素酸Na（5%）

×

×

△

△

△

△

×

×

△

△

×

適応pH

pH4-8

n.t.

n.t.

pH3-12n.t.

n.t.

pH3-14n.t.

pH1-14

pH3-14n.t.

過酸化水素水（35%）○…耐性有り △…短時間・少量なら可※ 20℃ 24 hr条件下

×

×

△

△

△

△

×

×

○

○

×

×…耐性無し n.t. …未試験

※ エンドトキシン ≦0.06 EU/mL

149

ラボ用ろ過製品

精密ろ過 100 mL～10 L

2022年6月価格改定版

ザルトラボP20/P20プラス

水系

中容量用 加圧式滅菌ろ過フィルター
特長
■
■
■
■

高流量を実現する広いろ過面積（20 cm²）

タンパク低吸着な膜を採用

最適化されたハウジングでデッドボリュームを最少量化

多くの粒子を捕捉可能なプレフィルター付き製品も充実

ルアーロック（LL型）ベル付

仕様
材質
適応量

ザルトラボP20

膜

容器

PES + 高純度石英繊維（接着剤無）ポリカーボネイト

ポリカーボネイト

100 mL～5 L

100 mL～10 L

61 mm

61 mm

有効ろ過面積20 cm220 cm2

残液量

1.0 mL

1.2 mL

最大使用圧

4 bar

4 bar

耐熱温度

滅菌方法

50℃

オートクレーブ可

50℃

オートクレーブ可pH 1～10

適応pH

製品番号案内ザルトラボP20プラス

PES

直径

チュービングセット

PES ; ポリエーテルスルホン

膜材質 /孔径

入口形状

出口形状

18064 ----------D

0.2 µm PES

18075 ----------D

0.2 µm PES

メスLL型

メスLL型

18075 --------UPN

0.2 µm PES

18089 ----------D

0.2 µm PES

メスLL型

HB型

18090 ----------D

0.2 µm PES

メスLL型

メスLL型

石英繊維 ＋ 0.2 µm PES

メスLL型

HB型

〇

〇

〇（EOG）

10¥21,900

HB型〇〇〇（EOG）

100¥134,200

10¥21,900

10¥20,800

10¥8,900

ザルトラボ P20 プラス

18068 ----------D
18076 ----------N
18091 ---------- D
18092 ----------D

ザルトラボ P20 プレフィルター

18072 ---------- D

共通アクセサリー
製品番号698809418099＊ エアベント付製品用

150

石英繊維 ＋ 0.45 µm PES
石英繊維 ＋ 0.2 µm PES

メスLL型

HB型

HB型
HB型

価格

〇（EOG）

10¥18,100

×10¥17,700

100¥115,20010¥18,800

10¥17,700

×〇（EOG）

HB型〇〇〇（EOG）

HB型

メスLL型

石英繊維

メスLL型

HB型

完全性試験用ホルダー＊

入数

×

メスLL型

製品名

×

滅菌

HB型

石英繊維 ＋ 0.2 µm PES

チュービングセット〇ベル

LL ; ロアロック HB ; ホースバーブ

製品番号ザルトラボ P20

エアベント

pH 1～10

×
×

×
×

×

×
×

×
×

×

内容

シリコンホース 2.5m・アダプター5個・錘1個

ホルダー・ ベント密閉用シリコンガスケット2個〇（EOG）

×〇（EOG）

×価格¥10,100¥44,700

ラボ用ろ過製品

ザルトラボRF/BT

精密ろ過 50 mL～1 L

2022年6月価格改定版

新製品

中容量用 吸引式滅菌ろ過ユニット
製品に関するお問い合わせ、納期・在庫・ご注文は日本ジェネティクス株式会社

電話 /Fax：03 -3813 -0961 /0962

Web：http://www.n-genetics.com/

特長
■
■
■
■
■

50 mL ～ 1 L程度の 培地や水溶液のろ過滅菌に最適

ろ過面積が広く高流量

非特異吸着が低くロスが少ない膜を搭載
残液量も少ない膜サポート設計

単独での吸引ろ過はもちろん、ザルトラボ マルチステイションに接続して最大６試料を同時に吸引ろ過が可能

ザルトラボRF（全体）/ BT（上部のみ）

仕様
材質
孔径

膜

容器

受容器口直径滅菌

ザルトラボRF50

PES ; ポリエーテルスルホン CA ; 酢酸セルロース PS ; ポリスチレン
ザルトラボBTPESPESPS、PP（50 mLチューブ）無し

4.5 cm

4.5 cm○（β線（個別滅菌包装））○（β線（個別滅菌包装））

0.1 µm、0.22 µm、0.45 µm－350～－750 mbar

操作圧

耐熱温度

製品番号案内ザルトラボRF

0.22 µm、0.45 µm－350～－750 mbar

－20～60℃－20～60℃

製品番号

容量

孔径

膜材質

ろ過面積

滅菌

入数（個）

180E02 ---------E

150 mL0.22 µm

PES

43 cm2150 mL0.45 µm

PES

43 cm2〇（β線）

12180F02 --------- E
180D03 ---------E

250 mL0.1 µmPES

43 cm2250 mL0.22 µm

PES

43 cm2〇（β線）

12180E03 --------- E
180F03 --------- E

250 mL0.45 µm

PES

43 cm2180E04 ---------E

500 mL0.22 µm

PES

69 cm2

180F04 ---------E

500 mL0.45 µm

PES

69 cm2

180D05 ---------E

1,000 mL

0.1 µmPES

69 cm2180E05 ---------E

1,000 mL

0.22 µm

PES

69 cm2

180F05 --------- E

1,000 mL

0.45 µm

PES

69 cm2

ザルトラボRF：レシーバーフラスコ付き

ザルトラボBT：レシーバーフラスコ無し

180E12 --------- E

150 mL0.22 µm

PES

43 cm2

180E13 --------- E

250 mL0.22 µm

PES

43 cm2

180E14 --------- E

500 mL0.22 µm

PES

69 cm2

180E15 --------- E

1,000 mL

0.22 µm

PES

69 cm2

180F15 --------- E

1,000 mL

0.45 µm

PES

69 cm2180E01 --------- 2

50 mL

0.22 µm

PES

21 cm2

180F01 --------- 2

50 mL

0.45 µm

PES

21 cm2

ザルトラボRF50

〇（β線）
〇（β線）
〇（β線）

12
12

価格

¥13,400￥13,400￥15,200¥15,200

12¥15,200

12¥24,600

12¥24,600

12¥30,900

12¥30,900

12¥30,900〇（β線）

12¥12,300〇（β線）

12¥13,000

12¥16,000

12¥24,600

12¥24,600

24¥22,400

24¥22,400

〇（β線）
〇（β線）
〇（β線）
〇（β線）
〇（β線）

〇（β線）
〇（β線）
〇（β線）
○（EOG滅菌）○（EOG滅菌）151

ラボ用ろ過製品

精密ろ過 50 mL～1 L

2022年6月価格改定版

共通アクセサリー

マルチステイション

最大６試料まで同時ろ過可能
製品番号

SDLC01

製品名

入数

ザルトラボ マルチステイション

1

価格¥327,000

ザルトラボ ボトル

ろ液保存用（滅菌済）
製品番号180-22 ---------E
180-23 ---------E
180-24 ---------E
180-25 ---------E

製品名

容量（mL）

入数

ザルトラボ ボトル 250 mL

250

12

¥6,300500

12¥11,200

ザルトラボ ボトル 1,000 mL

1,000

12

¥13,400

ザルトラボ ボトル 150 mL

ザルトラボ ボトル 500 mL

150

12

価格

¥4,600

接着剤-Free ガラス繊維 プレフィルター

粘性のある溶液や粒子の多い溶液向けで、高純度のガラス繊維フィルターが目詰まりを防ぎます。
製品番号

適応ザルトラボ

φ（mm）

入数

100

¥22,800

FT-3-1101-100

500・ 1,000 mL ファンネル用

100

100

¥33,700

FT-3-1101-080

150・250 mL ファンネル用製品に関するお問い合わせ、納期・在庫・ご注文は日本ジェネティクス株式会社

152

80

電話 /Fax：03 -3813 -0961 /0962

価格

Web：http://www.n-genetics.com/

ラボ用ろ過製品

ザルトクリアDY シリーズ

珪藻土付き滅菌ろ過 15 mL～1,000 mL

2022年6月価格改定版

50 mLコニカルチューブ型製品追加

特長
■
■
■
■
■

ろ過助剤（珪藻土）の働きで目詰まり無くろ過が進む
細胞培養上清を細胞を含んだままろ過可能

培養上清の清澄ろ過と滅菌ろ過を一度に行える

ろ過前の遠心処理は不要になり、時間と遠心管のコストを省ける
膜：PES、0 .22 μ m※ 細胞の回収再利用はできません。
写真左側からラボV150、ラボV250、ラボV500、ラボV1000

選択ガイド （1. 培養液量と 2. 細胞密度の組み合わせから適切な製品を選びます。）
1. 培養液量～50 mL50～150 mL

ザルトラボV50

150～250 mL

250～500 mL

2. 細胞密度＊< 5 × 106 cells/mL

5～10 × 106 cells/mL

10～20 × 106 cells/mL >20 × 106 cells/mL

SDLV-0050-01E0-2

SDLV-0050-02E0-2

SDLV-0050-02E0-2

SDLV-0050-01F0-2

SDLV-0050-02F0-2

SDLV-0050-02F0-2

SDLV-0050-02F0-2

SDLV-0150-02C-E

SDLV-0150-05C-2

SDLV-0150-05C-2

SDLV-0250-05C-2

SDLV-0250-05C-2

SDLV-0250-10C-2

SDLV-0250-10C-2

SDLV-0500-05C-2

SDLV-0500-05C-2

SDLV-0500-10C-2

SDLV-0500-20C-E

SDLV-1000-10C-2

SDLV-1000-20C-E

SDLV-1000-40C-E

SDLV-1000-40C-E

500～1,000 mL SDLV-1000-10C-2＊ 参考値：セルラインCHO使用時

SDLV-0050-02E0-2

ザルトラボ マルチステイション SDLC01：¥327,000

153ラボ用ろ過製品

珪藻土付き滅菌ろ過 15 mL～1,000 mL

2022年6月価格改定版

ザルトクリアDY ラボP15
細胞培養液清澄ろ過ユニット

ラボP15：仕様
材質

本体

キャップ

付属ノズル

珪藻土（DE）

DE充填済みシリンジ
ポリプロピレン
ポリアミド

材質

0.5 g

フィルター直径

ポリプロピレン

プレフィルター膜

滅菌

残液量

ザルトクリアDY ラボP15※ 珪藻土充填済みシリンジ付き

製品番号案内ハウジング

滅菌フィルター

ポリカーボネイト

100%石英繊維
PES; 0.2 µm
φ50 mm○（EOG滅菌）

約 3 mL

膜材質 PES ; ポリエーテルスルホン

製品名

孔径

製品番号

最大適応量

ザルトクリアDY ラボV50, 1 g

0.22 μm

SDLV-0050-01E0-2

50 mL¥37,100 / 24 set

SDLV-0050-02E0-2

50 mL¥43,600 / 24 set

50 mL（0.45 μm）¥43,600 / 24 set

ザルトクリアDY ラボP15

ザルトクリアDY ラボV50, 2 g
ザルトクリアDY ラボV50, 1 g

ザルトクリアDY ラボV50, 2 g

0.22 μm0.22 μm0.45 μm0.45 μm

SDLP-0015C

SDLV-0050-01F0-2
SDLV-0050-02F0-2

15 mL

50 mL（0.45 μm）

価格￥18,500 / 6 set¥37,100 / 24 set

ザルトクリアDY ラボV150、2 g

0.22 μm

SDLV-0150-02E0-E

150 mL¥28,300 / 12 set

ザルトクリアDY ラボV250、5 g

0.22 μm

SDLV-0150-05E0-2

150 mL¥63,200 / 24 set

SDLV-0250-05E0-2

250 mL

¥65,400 / 24 set

SDLV-0250-10E0-2

250 mL

¥71,900 / 24 set

SDLV-0500-05E0-2

500 mL

¥82,800 / 24 set

SDLV-0500-10E0-2

500 mL

¥95,900 / 24 set

SDLV-0500-20E0-E

500 mL¥50,100 / 12 set

SDLV-1000-10E0-2

1,000 mL

¥122,100 / 24 set

SDLV-1000-20E0-E

1,000 mL

¥67,600 / 12 set

SDLV-1000-40E0-E

1,000 mL

¥74,100 / 12 set

ザルトクリアDY ラボV150、5 g

ザルトクリアDY ラボV250、10 g
ザルトクリアDY ラボV500、5 g

ザルトクリアDY ラボV500、10 g

ザルトクリアDY ラボV500、20 g

ザルトクリアDY ラボV1000、10 g

ザルトクリアDY ラボV1000、20 g

ザルトクリアDY ラボV1000、40 g
ザルトラボ マルチステイション

0.22 μm0.22 μm0.22 μm0.22 μm0.22 μm0.22 μm0.22 μm0.22 μm

SDLC01

使用方法
ザルトクリアDY ラボV

ザルトクリアDY ラボV50

ザルトクリアDY ラボP15

1. 付属のろ過補剤を培養液に添

1. 単独使用

1. 付属のノズルを取り付け培養

2. 吸引ろ過ユニットに移し、ろ過

2. マルチステイション使用：
6本同時ハンズフリー

2. ノズルを外して付属のシリン

加し、泡立てないように混和します。

をはじめます。

154

液を吸 引し、泡 立てないように混和します。

ジフィルターを取り付けろ過をはじめます。

¥327,000 / 1 台

限外ろ過 0.1 mL～2 mL

ラボ用ろ過製品

2022年6月価格改定版

ビバコン シリーズ

超低吸着 遠心式ろ過ユニット（DNA・タンパク用）
特長
■

■

■

■

ビバコン500

DNAの長さ（bp ）に合わせて６種類の膜孔径を準備

ザルトリウス独 自の DNA低 吸 着 膜（ハイドロザルト）を搭載※

濃縮だけではなく、脱塩にも使用可能
微量なタンパクの回収にも適応

ビバコン500 ※ Step 1操作時
100%

Sartorius社
Vivacon 2

B社
（中止品）

50%

20%
A社

dsDNA 回収率
※ 1 kbpのdsDNA 30 ng/mL をMWCO 100k膜使用時

仕様

最大試料量

90%

60%

0%

材質

93%

80%

40%

※ 125 kを除く

ビバコン500

膜

ハイドロザルト

遠心管

ポリプロピレン

F容器

平均回収率

ビバコン2

Step2

可能（回収率93 % ）回収率■

微 量な DNAを最 小 限のロスで回 収

Step１

最終濃縮液量ハイドロザルト＊＊

ポリカーボネイト

ポリカーボネイト
ポリプロピレン

0.5 mL

2.0 mL

93%

93%

5 µL（40° fix）

有効ろ過面積55 µL（25° fix）

0.32 cm2

残液量0.95 cm2

5 µL

チューブサイズ

10 µL

1.5 mLマイクロチューブ＊ 125 kはCA

膜材質 ハイドロザルト

ビバコン２

15 mLコニカルチューブ※ 平均回収率は保証する値ではありません ※ 製品に搭載の膜には、若干のグリセリンを含んでいます※ 製品はすべて非滅菌品で、オートクレーブ不可です ※使用には固定式アングルローターが必要です

製品番号案内品名

ビバコン500

膜材質 ハイドロザルト＊1

適応dsDNA（BPCO）

分画分子量（MWCO）

製品番号

価格

DNA

2,000

VN01H91
VN01H92¥17,000¥54,500

25
100

タンパク

>10 bp7,500

14,000>30 bp10,000

VN01H01
VN01H02¥17,000¥54,500

25
100

7,500

14,000>50 bp30,000

VN01H21
VN01H22¥17,000¥54,500

25
100

5,000

14,000>300 bp

50,000

VN01H31
VN01H32¥17,000¥54,500

25
100

5,000

14,000>600 bp

100,000

VN01H41
VN01H42¥17,000¥54,500

25
100

3,000

8,000

125,000＊1

VN01H81
VN01H82¥17,000¥54,500

25
100

2,500

5,000

VNCT01¥10,000

100

2,000

VN02H91
VN02H92¥27,500¥97,200

25
100

7,500

>30 bp10,000VN02H01
VN02H02¥27,500¥97,200

25
100

5,000

>50 bp30,000VN02H21VN02H22¥27,500¥97,200

25
100>300 bp

50,000VN02H31
VN02H32¥27,500¥97,200

25
100>600 bp

100,000

VN02H41
VN02H42¥27,500¥97,200

25
100

2,500

>650 bp

125,000＊1

VN02H81
VN02H82¥27,500¥97,200

25
100

2,500

>650 bp
マイクロチューブ

>10 bp

ビバコン２＊1 125 kのみCA（酢酸セルロース） ＊2 Step２はどちらも 2,500 xg

入数（個）推奨遠心力（xg）＊2

Dead Stop

5 µL（40°固定式アングル
ローター使用時）

55 µL（25°固定式アングル
ローター使用時）

2,500
2,500

155

ラボ用ろ過製品

限外ろ過 0.3 mL～2.5 mL

2022年6月価格改定版

セントリザルトⅠ

逆フロー 遠心式 ろ過ユニット
特長■■

血清やタンパク濃度の高い、粘性試料のろ過 に最適
目詰まりしにくい、ろ液上部移送型

ろ過 方 向

■MWCO 5 k ～ 300 kの5タイプの UF膜を採用

操作手順

ろ液

メンブレン
濃縮液

セントリザルトⅠ

または内部管を取り出し、試料を入れる仕様
材質
有効ろ過面積

内部管を
戻す

遠心処理

内部管を取り出し、
下の濃縮液を回収

膜

CTA または PES

内部管

プロピオン酸セルロース

遠心管

ポリスチレン

0.79 cm2

適応試料量

0.5～2.5 mL

最大遠心力

2,500 xg（swing）
2,000 xg（fixed）

寸法

14 mm（φ）×93 mm（H）

残液量

製品番号案内

ろ液を
回収

粒子など

100 µL

膜材質 CTA、PES

品名

膜材質

分画分子量

入数（個）

製品番号

セントリザルトⅠ

CTA

MWCO 10,000

1213239----------E¥15,300

MWCO 20,000

1213249----------E¥15,300

MWCO 300,000

1213279 ----------E¥15,300

PES

156

MWCO 5,000

1213229----------E

価格¥15,300

ラボ用ろ過製品

限外ろ過 0.1 mL～20 mL

ビバスピン シリーズ
高速遠心式 ろ過ユニット

特長
■
■
■
■
■

高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造により ろ過時間を大幅短縮！！＊1
過遠心によるバッファー涸れを防ぐ デットストップ構造

高速遠心に耐久可能なポリカーボネイト製容器によりさらにろ過時間を短縮
濃縮状態を確認できる目盛付き

3種類の膜（PES、CTA、ハイドロザルト）で幅広い用途に適用＊2＊ 1 他社製品比：約1/2の時間でOK!!
＊2 ビバスピン2のみ

仕様

材質
有効ろ過面積
最大試料量

膜

F容器

最大試料量

―

3 mL

6 mL

15 mL

500 µL

2 mL

6 mL

12.5 mL

2 mLマイクロチューブ

15 mLコニカルチューブ
8 µL

15 mLコニカルチューブ

30 µL

50 mLコニカルチューブ

30 µL

―

4,000

4,000

3,000

15,00012,00010,0006,000―

4,000＊3

4,000

15,0009,000＊3

6,000―

ビバスピン20

ビバスピンターボ４

ビバスピンターボ15

ビバスピンターボ15RC

ポリカーボネイト

ABS

ABS

ABS

6.0 cm2

3.2 cm2

7.2 cm2

7.2 cm2

swing

20 mL

4 mL

15 mL

15 mL

fix

14 mL

4 mL

9 mL

9 mL

50 mLコニカルチューブ

15 mLコニカルチューブ

50 mLコニカルチューブ

50 mLコニカルチューブ

5,000

4,000

4,000

4,000

swing
fix

ポリカーボネイト

ハイドロザルト

3.9 cm2

ポリプロピレン

5 µL

fix

fix
膜

F容器

遠心管

チューブサイズ

デッドストップ容量PES

2.5 cm2

最大遠心力

有効ろ過面積ハイドロザルト

1.2 cm2

swing

材質

PES

ビバスピン15R

0.5 cm2

遠心管

swing

MWCO >100 k（xg）

ビバスピン６

PES / CTA /ポリカーボネイト

最大遠心力

MWCO 2 k-50 k（xg）

ビバスピン２ポリカーボネイト

チューブサイズ

デッドストップ容量

ビバスピン500

PES

ポリカーボネイト

50 µL

ポリカーボネイト

PES

ポリプロピレン

40 µL

ポリカーボネイト

PES

ポリプロピレン

100 µL

ポリカーボネイト
ポリカーボネイト―RC

ポリプロピレン

100 µL

最大遠心力

swing
fix

8,000

7,500

4,000

4,000

最大遠心力

swing

3,000

3,000＊43,000＊5

3,000＊5

fix

6,000

5,000＊43,000＊5

3,000＊5

MWCO 2 k-50 k（xg）
MWCO >100 k（xg）＊3 Step2は3,000＊4 MWCO 100,000は - 5,000 xg＊ 5 MWCO 100,000は - 2,000 xg※ 製品に搭載の膜には、若干のグリセリンとアジ化ナトリウム（NaN3 ）を含んでいます※ 耐薬性はP.168～169参照

157ラボ用ろ過製品

限外ろ過 0.1 mL～20 mL

One step 脱塩法
by ビバスピン20

遠心機へのセット膜の仕様によって目盛の位置が異なります
目盛を外側にセットしてください

ダイアフィルトレーションカップ
（VSA005）に脱塩用バッファー
を入れて一緒に遠心処理します※ 1回の遠心処理で、約98%の塩が除去されます

Dead Stop
遠心目盛が上向きになるようにセット※ 除くターボ

ろ液がフィルターを透過後溝を伝って効率的にろ液チューブへ

ピペットで濃縮液を回収

本使用前の処理でタンパク質非特異吸着を抑える

5% SDS、0.1% Tween 20、0.1% Triton-X100いずれかの水溶液でデバイスを満たし一晩放置してから、使用直前に脱イオン水で濯いで目的の用途に使用します

ハイドロザルトはザルトリウス独自のセルロースを応用した特殊膜素材で低タンパク吸着、高回収率を約束

します

158

ラボ用ろ過製品

ビバスピン500

ビバスピン500

限外ろ過 0.1 mL～20 mL

2022年6月価格改定版

製品番号案内

入数（個）

製品番号

膜材質 PES；ポリエーテルスルホン

膜材質

分画分子量

価格

PES

MWCO 3,000

25
100VS0191
VS0192¥15,500¥48,000PES

MWCO 5,000

25
100VS0111
VS0112¥15,500¥48,000PES

MWCO 10,000

25
100VS0101
VS0102¥15,500¥48,000PES

MWCO 30,000

25
100VS0121
VS0122¥15,500¥48,000PES

MWCO 50,000

25
100VS0131
VS0132¥15,500¥48,000PES

MWCO 100,000

25
100VS0141
VS0142¥15,500¥48,000PES

MWCO 300,000

25
100VS0151
VS0152¥15,500¥48,000PES

MWCO 1,000,000

25
100VS0161
VS0162¥15,500¥48,000PES

0.2 µm25
100

VS0171
VS0172¥15,500¥48,000※ 孔径（MWCO）の選択基準：捕捉する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで十分な回収率を得られます（すべての限外ろ過膜に共通）

ビバスピン2
製品番号案内ビバスピン2

膜材質

分画分子量

PES

入数（個）

製品番号

膜材質 PES；ポリエーテルスルホン
価格

MWCO 3,000

25
100VS0291
VS0292¥26,800¥81,500PES

MWCO 5,000

25
100VS0211
VS0212¥26,800¥81,500PES

MWCO 10,000

25
100VS0201VS0202¥26,800¥81,500PES

MWCO 30,000

25
100VS0221
VS0222¥26,800¥81,500PES

MWCO 50,000

25
100VS0231
VS0232¥26,800¥81,500PES

MWCO 100,000

25
100VS0241
VS0242¥26,800¥81,500PES

MWCO 300,000

25
100VS0251VS0252¥26,800¥81,500PES

MWCO 1,000,000

25
100VS0261
VS0262¥26,800¥81,500PES

0.2 µm25
100

VS0271
VS0272¥26,800¥81,500

製品番号案内
膜材質

分画分子量

CTA
CTA

入数（個）

製品番号

膜材質 CTA；トリアセチルセルロース
価格

MWCO 10,000

25
100

VS02V1
VS02V2¥26,800¥81,500

MWCO 20,000

25
100

VS02X1VS02X2¥26,800¥81,500※ 孔径（MWCO）の選択基準：捕捉する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで十分な回収率を得られます（すべての限外ろ過膜に共通）

159

ラボ用ろ過製品

限外ろ過 0.1 mL～20 mL

ビバスピン2

2022年6月価格改定版
水系

非特異吸着の低いハイドロザルト膜搭載
製品番号案内膜材質

ビバスピン2

ビバスピン6

ビバスピン6

分画分子量

入数（個）

製品番号

膜材質 ハイドロザルト
価格

ハイドロザルト

MWCO 2,000

25
100

VS02H91
VS02H92¥26,800¥81,500

ハイドロザルト

MWCO 5,000

25
100

VS02H11
VS02H12¥26,800¥81,500

ハイドロザルト

MWCO 10,000

25
100

VS02H01
VS02H02¥26,800¥81,500

ハイドロザルト

MWCO 30,000

25
100

VS02H21
VS02H22¥26,800¥81,500※ 孔径（MWCO）の選択基準：捕捉する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで十分な回収率を得られます（すべての限外ろ過膜に共通）

製品番号案内
膜材質

分画分子量

PES

入数（個）

製品番号

膜材質 PES；ポリエーテルスルホン
価格

MWCO 3,000

25
100VS0691
VS0692¥30,300¥90,900PES

MWCO 5,000

25
100

VS0611
VS0612¥30,300¥90,900PES

MWCO 10,000

25
100VS0601
VS0602¥30,300¥90,900PES

MWCO 30,000

25
100VS0621
VS0622¥30,300¥90,900PES

MWCO 50,000

25
100VS0631
VS0632¥30,300¥90,900PES

MWCO 100,000

25
100VS0641
VS0642¥30,300¥90,900PES

MWCO 300,000

25
100VS0651
VS0652¥30,300¥90,900PES

MWCO 1,000,000

25
100VS0661
VS0662¥30,300¥90,900PES

0.2 µm25
100

VS0671
VS0672¥30,300¥90,900※ 孔径（MWCO）の選択基準：捕捉する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで十分な回収率を得られます（すべての限外ろ過膜に共通）

ビバスピン15R

非特異吸着の低いハイドロザルト膜搭載
製品番号案内膜材質

ビバスピン15R

160

分画分子量

入数（個）

製品番号

膜材質 ハイドロザルト
価格

ハイドロザルト

MWCO 2,000

12
48

VS15RH91
VS15RH92¥20,500¥61,900

ハイドロザルト

MWCO 5,000

1248

VS15RH11
VS15RH12¥20,500¥61,900

ハイドロザルト

MWCO 10,000

12
48

VS15RH01
VS15RH02¥20,500¥61,900

ハイドロザルト

MWCO 30,000

12
48

VS15RH21
VS15RH22¥20,500¥61,900※ 孔径（MWCO）の選択基準：捕捉する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで十分な回収率を得られます（すべての限外ろ過膜に共通）

限外ろ過 0.1 mL～20 mL

ラボ用ろ過製品

ビバスピン20

ビバスピン20

加圧チューブ接続時（VCA011：オスコネクター使用）

2022年6月価格改定版

製品番号案内
膜材質

分画分子量

PES

入数（個）

膜材質 PES；ポリエーテルスルホン

製品番号

価格

MWCO 3,0001248VS2091
VS2092¥21,600¥67,600PES

MWCO 5,000

1248VS2011
VS2012¥21,600¥67,600PES

MWCO 10,000

1248VS2001
VS2002¥21,600¥67,600PES

MWCO 30,000

12
48VS2021
VS2022¥21,600¥67,600PES

MWCO 50,000

1248VS2031
VS2032¥21,600¥67,600PES

MWCO 100,000

1248VS2041
VS2042¥21,600¥67,600PES

MWCO 300,000

12
48VS2051
VS2052¥21,600¥67,600PES

MWCO 1,000,000

1248VS2061
VS2062¥21,600¥67,600PES

0.2 µm12
48

VS2071
VS2072¥21,600¥67,600

12

VSA005¥4,700

入数（個）

製品番号

価格

1

VCA200¥23,500

ダイアフィルトレーションカップ
分画分子量

VS20用加圧ヘッド

MWCO 3 k～1,000 k

6.ビバスピン参照※ 孔径（MWCO）の選択基準：捕捉する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで十分な回収率を得られます（すべての限外ろ過膜に共通）※ ビバスピン4、15 は製造中止になりました。後継品は、ビバスピンターボ4、15です

ビバスピン エンドテスト LAL試験前処理用

当製品は、溶液中のエンドトキシンを測定（LAL試験）する際の前処理ディバイスです。

LAL試験における偽陰性化を回避するために使用します。

仕様・価格
製品名

製品番号

包装形態

ビバスピン エンドテスト

膜材質 CTA；トリアセチルセルロース

ビバスピン エンドテスト（Vivaspin Endotest）

VS15RXETO

EOG滅菌済6本入包装×2包装（12本入）保存場所

室温保存（直射日光は避けてください）

分画分子量

MWCO 20,000

サイズ

50 mLコニカルチューブ型、外径 φ30 mm、長さ 116 mm

エンドトキシン≦0.05 EU/mL

デッドストップ量

30 µL

適応試料量

有効ろ過面積価格

2～15 mL〈固定式アングルローター（min 25°）では12.5 mLまで〉
3.9 cm2¥24,000161

ラボ用ろ過製品

限外ろ過 1 mL～15 mL

2022年6月価格改定版

ビバスピンターボ シリーズ
新型高速遠心式 ろ過ユニット特長■

1 M NaOH洗浄にてパイロジェン除去も可能

新型 Angular Dead Stop Pocket■ 本体は耐薬性の高い

PS 製素材（Styrene butadiene co-polymer）採用■ 新しい流体構造は流速をさらにUP

クロスフローに近いろ過性能を確保※ 流出口の位置を側面に、さらに口径を大きくしました（従来品は流出口下面）■ ピペットfriendlyな構造※ 三角コーナーに濃縮液がまとまり、吸い上げ回収が容易になりました

ビバスピンターボ4

ビバスピンターボ4

製品番号案内
膜材質

分画分子量

PES

入数（個）

製品番号

膜材質 PES；ポリエーテルスルホン
価格

MWCO 3,000

25
100

VS04T91
VS04T92¥31,600¥94,800PES

MWCO 5,000

25
100

VS04T11
VS04T12¥31,600¥94,800PES

MWCO 10,000

25
100

VS04T01
VS04T02¥31,600¥94,800PES

MWCO 30,000

25
100

VS04T21
VS04T22¥31,600¥94,800PES

MWCO 50,000

25
100

VS04T31
VS04T32¥31,600¥94,800PES

MWCO 100,000

25
100

VS04T41
VS04T42¥31,600¥94,800※ 孔径（MWCO）の選択基準：捕捉する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで十分な回収率を得られます（すべての限外ろ過膜に共通）

162

ラボ用ろ過製品

ビバスピンターボ15

ビバスピンターボ15

限外ろ過 1 mL～15 mL

2022年6月価格改定版

製品番号案内

入数（個）

製品番号

膜材質 PES；ポリエーテルスルホン

膜材質

分画分子量

価格

PES

MWCO 3,000

1248

VS15T91
VS15T92¥20,300¥65,400PES

MWCO 5,000

1248

VS15T11
VS15T12¥20,300¥65,400PES

MWCO 10,000

12
48

VS15T01
VS15T02¥20,300¥65,400PES

MWCO 30,000

12
48

VS15T21
VS15T22¥20,300¥65,400PES

MWCO 50,000

12
48

VS15T31
VS15T32¥20,300¥65,400PES

MWCO 100,000

12
48

VS15T41
VS15T42¥20,300¥65,400※ 孔径（MWCO）の選択基準：捕捉する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで十分な回収率を得られます（すべての限外ろ過膜に共通）

ビバスピンターボ15RC

製品番号案内ビバスピンターボ15RC

膜材質

分画分子量

RC

入数（個）

製品番号

膜材質 RC；再生セルロース
価格

MWCO 5,000

1248

VS15TR11
VS15TR12¥20,300¥65,400

RC

MWCO 10,000

12
48

VS15TR01
VS15TR02¥20,300¥65,400

RC

MWCO 30,000

12
48

VS15TR21
VS15TR22¥20,300¥65,400

RC

MWCO 50,000

12
48

VS15TR31
VS15TR32¥20,300¥65,400

RC

MWCO 100,000

12
48

VS15TR41
VS15TR42¥20,300¥65,400※ 孔径（MWCO）の選択基準：捕捉する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで十分な回収率を得られます（すべての限外ろ過膜に共通）

163

ラボ用ろ過製品

限外ろ過 10 mL～100 mL

ビバセル シリーズ

加圧式（遠心式）ろ過ユニット
特長
■
■
■

ビバスピン20

加圧チューブ接続時（VCA011：オスコネクター使用）

縦方向のPES膜搭載構造によりろ過時間を大幅短縮

ろ過状態を確認できる目盛付き

ビバスピン20とビバセル100は遠心ろ過も可能
ビバスピン20

ビバセル100

VCA200

VCA800加圧

加圧遠心

VCA200遠心

ビバセル100

加圧チューブ接続時※ VCA010：メスコネクター使用

VCA014※ メス型加圧ヘッド（VCA200）には、別途オスコネクター（VCA011）が必要です※ オス型加圧ヘッド（VCA800）には、別途メスコネクター（VAC010）が必要です

仕様
材質
有効ろ過面積164

膜

容器

ビバスピン20

ビバセル100

ポリカーボネイト

ポリカーボネイト

PES

6.0 cm2

PES

23.5 cm2

最大試料量

20 mL

98 mL

50 µL

350 µL

耐圧

5 bar

5 bar

外径（φ）

6,000 ×g
29 mm

4,000 ×g

デッドストップ容量
最大遠心力

62 mm

ラボ用ろ過製品

限外ろ過 10 mL～100 mL

2022年6月価格改定版

製品番号案内品名

ビバスピン20分画分子量

ビバセル100

VC100用加圧ヘッド（♂型）＊ ビバスピン20参照

入数（個）

製品番号

1

VCA200¥23,500

MWCO 5,000

2
10VC1011
VC1012¥18,800¥67,100

MWCO 10,000

2
10

VC1001
VC1002¥18,800¥67,100

MWCO 30,000

2
10

VC1021
VC1022¥18,800¥67,100

MWCO 50,000

2
10VC1031
VC1032¥18,800¥67,100

MWCO 100,000

2
10VC1041
VC1042¥18,800¥67,100

MWCO 300,000

2
10VC1051
VC1052¥18,800¥67,100

MWCO 1,000,000

2
10

VC1061
VC1062¥18,800¥67,100

0.2 µm2
10

VC1071
VC1072¥18,800¥67,100

交換用シール５枚付

1

VCA800¥40,200

10

VCA014¥4,500

MWCO 3 k～1,000 k＊

VS20用加圧ヘッド

サントプレン交換用シール

膜材質 PES ; ポリエーテルスルホン
価格

加圧ろ過 接続ガイド【窒素ボンベ使用例】

1. 空気圧コントローラー経由接続：赤2. 直接接続：黒VCA012＊ φ4mm

VCA002
VCA010（♀）または VCA011（♂）＊ φ6 mmチューブと4/6 mm変換コネクターが必要な場合もあります（別途ご用意下さい）

共通アクセサリー
品名

空気圧コントローラー

加圧用メスコネクター

加圧用オスコネクター

加圧遠心ヘッド用チャージバルブ《空気圧コントローラー》（VCA002）※ 付属品：
外φ 6 mm 耐圧チューブ1 m・外φ 4 mm 耐圧チューブ（コントローラ側オスコネクター・ビバセル側メスコネク
ター付）

外径4 mm 耐圧チューブ

外φ4 mm、6 mm 耐圧チューブ（各1 m）
接続用♂♀コネクター付

外φ4 mmチューブ用（VCA800用）
外φ4 mmチューブ用（VCA200用）

3 m（ポリウレタン製）

入数（個）

製品番号

価格

1

VCA002¥71,500

1

VCA010¥10,300

1

VCA011¥8,300

1

VCA005¥14,500

1

VCA012¥2,500165ラボ用ろ過製品

限外ろ過 100 mL～5 L

ビバフロー シリーズ

クロスフロー式 ろ過ユニット
特長
■
■
■
■
■
■

大量の試料（0.1～5 L程度）を短時間で濃縮可能

独自のフリップフロー方式により高濃度溶液でも高流量を再現

ディスポーサブル価格で、しかも洗浄再使用可能（50R、200）

アクセサリーを接続して循環濃縮や溶媒置換（脱塩）も可能

ユニットを連結して（直列または並列）スケールアップに対応
残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジング

接続ガイド

ビバフロー50

ろ過前試料flow（赤矢印）
・ろ過後試料flow（青矢印）

ビバフロー50R
ビバフロー200

循環濃縮（ 直列・並列 ）ろ液（廃液）

溶媒置換・脱塩

VFA009：背圧制御用流量
リストリクター

VFP002 + VFA012：

VFA016：
VF50用スタンド

新型流量可変式ペリスタポンプ+ポンプヘッド

仕様
膜
材質

外装

チューブ

適応使用容量VFA030：50型用“Ｔ字”
VFA005：200型用“Y字”

ビバフロー50R

ビバフロー200

アクリル

アクリル

PES

ハイドロザルト

PVC

PVC

ポリカーボネイト

PES/ハイドロザルト
PVC

接続部

ナイロン

ナイロン

ナイロン

外装（W x H x D）

107 x 84 x 25 mm

100 x 100 x 24 mm

126 x 138 x 38 mm

15 x 0.3 mm

7.5 x 0.4 mm

10 x 0.4 mm

有効ろ過面積（cm2）
寸法

ビバフロー50

VFA031：50型のみ適応

流路（W x H）

適応ポンプ流量
最大圧力

再循環量（mL/min）

50

50

0.1～3 L

0.1～1 L

3 bar（45 psi）

4 bar（60 psi）

200～400 mL/min.
＜10

200～400 mL/min.

＜10

0.5～ 5 L

200～400 mL/min.

4 bar（60 psi）
＜20

回収不能量（mL）＜0.5

残液量（mL）

1.5

1.7

5.3

6 units

2 units

2 units

最大使用温度（℃）
最大連結数

60

＜0.5

200

60

＜1

60

※ 適応の条件は1ユニット使用時※ 膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化ナトリウム（NaN3）を含みます。ご使用前に蒸留水または緩衝液で洗浄除去してください※ オートクレーブ不可

166

置換用溶媒は VFA006 の密閉構造により、ろ液に排出された量に応じて自然に吸引されます

VFA006：
ダイアフィルトレーション
リザーバー

ペリスタポンプ（外径6.4 mmチューブ用）と容器（ビーカーやフラスコ）が２つあれば、直ぐに使用可能なパック包装!!
ビバフロー50

本体♀LF（片側）付、1 m

PVCチューブ、
流量リストリクター
LS16（0.6 mm）、0.5 m
ルアフィッティング
連結用PVC

チューブ

（両側）

ビバフロー
50R、200

本体♀LF（片側）付、1 m♀LF（片側）付、
PVCチューブ、
ドレイン管 1 m

LS16

圧力指示計
（VFA020）

LS15-LS16

コネクター

流量リストリクター（0.6 mm）、1 m

200型のみ＊

２個

２本
２本
１本
１個

１本
１本
１本
１個
１個

＊ 孔径（MWCO）の選択基準：捕捉する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで十分な回収率を得られます（すべての限外ろ過膜に共通）

ラボ用ろ過製品

ビバフロー50

限外ろ過 100 mL～5 L

2022年6月価格改定版

ハイドロザルトはザルトリウス独自のセルロースを応用した特殊膜素材で低タンパク吸着、高回収率を約束します。

製品番号案内膜材質

ビバフロー50

分画分子量

入数（個）

2

VF05P9¥24,600PES

MWCO 5,000

2

VF05P1¥24,600PES

MWCO 10,000

2

VF05P0¥24,600PES

MWCO 30,000

2

VF05P2¥24,600PES

MWCO 50,000

2

VF05P3¥24,600PES

MWCO 100,000

2

VF05P4¥24,600PES

MWCO 1,000,000

2

VF05P6¥24,600PES

0.2 µm2

VF05P7¥24,600

1

VFA016¥33,500

6

VFA031¥4,2002

VFA030¥2,000

並列用T字コネクター

製品番号案内分画分子量

ハイドロザルト

MWCO 5,000

1

VF05H1¥41,100

MWCO 10,000

1

VF05H0¥41,100

MWCO 30,000

1

VF05H2¥41,100

MWCO 100,000

1

VF05H4¥41,100

6

VFA031¥4,2002

VFA030¥2,000

ハイドロザルト
ハイドロザルト

連結用コネクター

並列用T字コネクター

製品番号案内
膜材質

分画分子量

PES

MWCO 3,000

ハイドロザルト

PES

MWCO 5,000

ハイドロザルト

MWCO 10,000

ハイドロザルト

MWCO 30,000

PES

のみ

♂

ハイドロザルトPESY字コネクター：15→16

MWCO 100,000
0.2 µm

共通アクセサリー
製品名♀

VFA009

製品番号

製品番号

価格

膜材質 PES、ハイドロザルト価格

1

VF20H9¥65,900

1

VF20P9¥65,900

1

VF20P1¥65,900

1

VF20H1¥65,900

1

VF20P0¥65,900

1

VF20H0¥65,900

1

VF20P2¥65,900

1

VF20H2¥65,900

1

VF20P3¥65,900

1

VF20P4¥65,900

1

VF20H4¥65,900

1

VF20P7¥65,900

1

VFA005¥2,000

仕様

入数（個）

製品番号

LS16用

VFP002¥188,900

1

VFA012¥70,400

ダイアフィルトレーションリザーバー（♀LF 3ヶ所） 500 mL

1

VFA013¥70,400

1

VFA006¥27,700

LS16、3 m

1

VFA020¥13,200

1

VFA004¥6,300

1

VFA003¥6,30010

VFA032¥2,700

VFA009¥2,000

マスターフレックスL/S流量可変ペリスタポンプ
イージーロードポンプヘッド
圧力指示計

VFA020

本体：♂

VFA004：LS16
VFA003：LS15♀

PES

MWCO 50,000※ LS15、1 m：LS16、各ルアフィッティング付♀

VFA005※ 2連結時PES

入数（個）MWCO 2,000

ハイドロザルト

PES

本体：♂

入数（個）

膜材質 ハイドロザルト

膜材質

ハイドロザルト

左：ダイアフィルトレーションリザーバー
中央：マスターフレックスペリスタポンプ
右：ビバフロー200

価格

MWCO 3,000

連結用コネクター

ビバフロー200

製品番号

PES

VF50用スタンド

ビバフロー50R

膜材質 PES♀ルアフィッティング2個付チューブ♀ルアフィッティング（LF）
流量リストリクター

115 V

LS15用

1 - 3 bar

LS15、3 m

1

0.4、0.6、0.8 mm（青、桃、緑）各2※ LS15（肉厚）= 外径9.8 mm、LS16（肉薄）= 外径6.4 mm

価格

167

ラボ用ろ過製品

ビバ製品耐薬表

ビバ製品耐薬表
ビバスピン
製品名
酢酸（25%）

膜材質

適応pH

500、2、4、6、15、20

2

2、15R

PES

CTA

ハイドロザルトpH 1-9pH 4-8pH 1-9○×○Turbo 4、15

ビバセル

70、100、250

PES

PES

pH 1-14―○○アセトン（10%）

×

×

×

○

×

アンモニア水（5%）

n.t.

○

○

n.t.

n.t.

アセトニトリル（10%）
硫酸アンモニウム

×

○

×

×

n.t.

n.t.

ベンゼン（100%）

×

×

×

クロロホルム（1%）××

n-ブタノール（70%）
ジメチルホルムアミド（10%）

○

n.t.

×

×

○
○

○
○

×

×

×

×

×

n.t.
×

○

n.t.

○
×

DMSO（5%）

○

×

×

○

○

酢酸エチル

×

×

×

×

×

ギ酸（5%）

○

n.t.

○

○

○

エタノール（70%）
ホルムアルデヒド（30%）
グリセリン（70%）

グアニジン塩酸塩（6 M）
芳香族炭化水素

○

○

○

○

×

○

○
○

n.t.
×

○

○

○

○

×

○

○

○

○

×

○

○

○

○

×

塩化物炭化水素

×

×

×

×

×

イミダゾール（300 mM）

○

×

n.t.

○

×

塩酸（1 M）

イソプロパノール（70%）
乳酸（5％）

メルカプトエタノール（10 mM）

メタノール（60%）
硝酸（10%）

フェノール（1%）

○

○

○

×

○

×

○

×

n.t.

n.t.

○

×

×

n.t.

○
○

○

○

×

○

○

×

○

n.t.

n.t.

ピリジン（100%）

×

×

×

炭酸Na（20%）

デオキシコール酸Na（5%）

ドデシル硫酸Na（0.1 M）
水酸化Na（2 M）

次亜塩素酸Na（200 ppm）
硝酸Na（1%）

スルファミン酸（5%）（5%）
テトラヒドロフラン（THF）

トルエン（1%）

トリフルオロ酢酸（10%）

Tween 20（0.1%）

Triton X-100（0.1%）

尿素（8 M）○…耐性有り ×…耐性無し n.t. …未試験
※ 20℃ 24 hr条件下

168

○

○

○

×

○

○

○

×

×

○

○

○

○

×

○

○

n.t.

n.t.

×

○

n.t.

n.t.

○

○

○

×

×

×

×

×

×

○

○

n.t.

○

○

n.t.

n.t.

○

○

n.t.
×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

PBS（1 M）

PEG（10%）

○

○

○

○

n.t.
○

×

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

n.t.
×

×

○

○

○

○

n.t.
○

×

○
○

×

×

○
×

○
○

ラボ用ろ過製品

ビバコン
製品名
酢酸（25%）

膜材質

適応pH

500、2

ビバフロー

50

ハイドロザルトCA（125kのみ）

pH 1-9pH 4-8

○

×

200

PES

PES

―

―

○

○

50R、200

ハイドロザルト―○

アセトン（10%）

×

×

×

n.t.

n.t.

n.t.

アンモニア水（5%）

○

○

○

○

○

n.t.

n.t.

n.t.

n.t.

n.t.

n.t.

n.t.

n.t.

n.t.

○

○

○

n.t.

n.t.

n.t.

アセトニトリル（10%）
硫酸アンモニウム

×

×

n.t.

n.t.

ベンゼン（100%）××

ジメチルホルムアミド（10%）××

クロロホルム（1%）

○

○

○

×

○

×

n.t.

DMEM

n.t.

n.t.

DMSO（5%）××

酢酸エチル（100%）

×

×

×

×

×

ギ酸（5%）

○

n.t.

○

○

○

エタノール（70%）

ホルムアルデヒド（30%）
グリセリン（70%）

グアニジン塩酸塩（6 M）
芳香族炭化水素

○

○

○

○

×

○

○
○

n.t.
×

○

○

○

○

○

○

n.t.

n.t.

n.t.

○

○

○

×

×

×

塩化物炭化水素

×

×

×

×

×

イソプロパノール（70%）

○

○

×

×

×

塩酸（1 M）

乳酸（5％）

メルカプトエタノール（1 M）

メタノール（60%）

n-ブタノール（70%）

過酢酸（0.2%）

○

○

○

×

×

×

○

○

n.t.

n.t.

n.t.

n.t.

硝酸（10%）

××

PBS（1 M）

○

○

n.t.

n.t.

フェノール（1%）
ピリジン

○

○

RPMI-1640

n.t.

n.t.

窒化Na（NaN3）

n.t.

n.t.

n.t.

n.t.

ドデシル硫酸Na（0.1 M）○○

デオキシコール酸Na（5%）
水酸化Na（2 M）

×

次亜塩素酸Na（0.02%）

×

スルファミン酸（5%）

n.t.

硝酸Na（1%）テトラヒドロフラン（THF）
（5%）

○
×

×

×

n.t.
n.t.
×

○

○

○

○

×

○

○

○

n.t.

n.t.

n.t.

○

○

×

○

○

○

○

○

○

×
○
○

×
○
○

×
○

n.t.

n.t.

n.t.

n.t.

×

○

○

×

○

n.t.
×
○

○

○

×

n.t.
n.t.
×

×

○

○

○

○

○

○

○

n.t.

n.t.

Triton X-100（0.1%）

○

○

○

n.t.

○

尿素（8 M）○○

×

トリフルオロ酢酸（10%）

○

○

○

○

n.t.

×

Tween 20（0.1%）

○

○

○

×

トルエン（1%）

TCA（10%）

○

×

○

n.t.

×

○
○

×

○
○

ビバ製品耐薬表

○

○
○

169

ラボ用ろ過製品

デプスフィルター

タイプ134 グラスファイバープレフィルター（GF）

2022年6月価格改定版

特長
■

■

デプスフィルターの代表とされるグラスファイバー（GF）フィルターは、目づまりし易い溶液のろ過の、粗ろ過（前ろ過）に有用です。目的のフィルター（最終ろ過）の上に重ねても使用可能です。

アクリル系接着剤を使用した標準タイプの#13400と、アクリル系接着剤未使用の#13440があります。

仕様※ 白色無地材質

ホウ珪酸ガラス繊維（GF）

耐熱性

～220℃

適応滅菌方法オートクレーブ・乾熱滅菌

ろ過流量／cm2（水・ΔP=1 bar)

320 mL/min

約 0.55 mm

平均膜厚

製品番号案内標準タイプ（エポキシ系接着剤使用）
直径（mm）

13

25
42
47
50
100

170

製品番号

入数

200

¥6,200×13400--25------Q

500¥1 4 ,1 0 047×13400--42------Q

500¥23,000

50

×13400--47------Q

500¥23,000

100

×13400--50------Q

500¥23,000

×13400-100------K

50¥10,300

13400--13------S

価格

接着剤未使用滅菌

×※ タイプ13400

直径（mm）

42

滅菌

製品番号

×

13440--47------Q

500¥47,400

13440--50------Q

500¥47,400

×

13440-100------K

50¥16,900

××

13440--42------Q

入数

500

価格

¥39,900

精密ろ過フィルター

ラボ用ろ過製品

タイプ 111 低吸着 セルロースアセテート膜（CA）

2022年6月価格改定版

特長
■
■
■

タイプ111

高流量で熱にも安定、さらにタンパク低吸着を実現した膜です。
加圧ろ過に最適です。

孔径0.2 µmの膜は、培地・緩衝液・血清をはじめ、多様な水溶液のろ過滅菌に最適です。

仕様※ 白色無地材質

minバブルポイント（水）

ろ過流量／cm2(水・ΔP=1 bar)

製品番号案内直径（mm）

13

0.45 µm

1.5 bar0.65 µm

溶出物（水）

1.0 bar

0.8 µm

24 mL/min

0.2 µm

69 mL/min

0.45 µm

115 mL/min

0.65 µm

200 mL/min

0.8 µm

製品番号11107--13------N

100¥10,000

0.45

×11106--13------N

100¥10,000

×11104--13------N

100¥10,000

×11107--25------N

100¥11,300

×11106--25------N

100¥11,300

×11105--25------N

100¥11,300

0.8

×11104--25------N

100¥11,300

0.2

0.2

×

11107--47------N

100¥16,700○

11107--47----ACN

100¥26,000

0.45

×11106--47------N

100¥16,700○

11106--47----ACN

100¥26,000

×11105--47------N

100¥16,700

×11104--47------N

100¥16,700

0.2
0.45
0.65
0.8

47

0.2 µm

1.9 bar

滅菌

0.8

25

2.9 bar

吸着性（BSA）

孔径（µm）

0.2

0.65
0.8
※ 滅菌品は全て個別滅菌包装

×

入数

酢酸セルロース（CA）

価格

直径（mm）

50

適応pH（水溶液）

pH 4～8

耐熱性～180℃

適応滅菌方法オートクレーブ・乾熱滅菌・
γ線滅菌・EOG滅菌

平均膜厚

1%未満

120 µm

孔径（µm）

滅菌

製品番号

0.2

×
○

11107--50----ACN

100¥26,000

0.45

×11106--50------N

100¥16,700○

11106--50----ACN

100¥26,000

×11105--50------N

100¥16,700

×11104--50------N

100¥16,700

×11107--90------G

25¥13,200

×11106--90------G

25¥13,200

0.2

×11107-100------G

25¥13,400

×11107-100------N

100¥49,800

0.45

×11106-100------G

25¥13,400

×11106-100------N

100¥49,800

0.65

90<10 µg /cm2

0.45

100

11107--50------N

入数

100

価格

¥16,700171ラボ用ろ過製品

精密ろ過フィルター

2022年6月価格改定版

タイプ 113 標準仕様 ニトロセルロース膜（CN）※ 混合セルロース

特長
■
■
■

タイプ113■※ 白色無地

メンブレンフィルターの材質として最も一般的に使用されています。

0.45～8 µmまで広範囲の孔径を準備

0.45 µmは粒子の捕捉（除粒子）に、3、5、8 µmは細胞の除去やケモタキシス（細胞走化性試験）に最適です。

非特異吸着が比較的高い性質上、臨床診断キットにも適応されます。

仕様
材質

minバブルポイント（水）適応pH（水溶液）13

200 mL/min

0.8 µm

1.4 bar

0.8 µm

320 mL/min

1.2 µm

1.0 bar

1.2 µm

430 mL/min

3 µm

0.6 bar

3 µm

570 mL/min

5 µm

0.5 bar

5 µm

750 mL/min

8 µm

0.3 bar8 µm

100¥11,300

0.8

×11304--13------N

100¥11,300

×11302--13------N

100¥11,300

×11342--13------N

100¥11,300

×

11301--13------N

100¥11,300

×11306--25------N

100¥11,700

×11305--25------N

100¥11,700

×11304--25------N

100¥11,700

×11303--25------N

100¥11,700

×11302--25------N

100¥11,700

×11342--25------N

100¥11,700

×

11301--25------N

100¥11,700

0.45

×11306--47------N

100¥16,900○

11306--47----ACN

100¥26,000

0.65

×11305--47------N

100¥16,900○

11305--47----ACN

100¥26,000

0.8

×11304--47------N

100¥16,900○

11304--47----ACN

100¥26,000

1.2

×11303--47------N

100¥16,900○

11303--47----ACN

100¥26,000

3

×11302--47------N

100¥16,900○

11302--47----ACN

100¥26,000

×11342--47------N

100¥16,900

×

11301--47------N

100¥16,900○

11301--47----ACN

100¥26,000

3

0.65
0.8
1.2
3
5
8

5
8
※ 滅菌品は全て個別滅菌包装

×価格

直径（mm）

50

1%未満

適応滅菌方法オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌

130 µm

滅菌

製品番号

0.45

×

11306--50------N

100¥16,900○

11306--50----ACN

100¥26,000

0.65

×11305--50------N

100¥16,900○

11305--50----ACN

100¥26,000

0.8

×11304--50------N

100¥16,900○

11304--50----ACN

100¥26,000

×11303--50------N

100¥16,900

×11302--50------N

100¥16,900○

11302--50----ACN

100¥26,000

×11342--50------N

100¥16,900

×

11301--50------N

100¥16,900○

11301--50----ACN

100¥26,000

×11306--90------N

100¥48,700

×11304--90------G

25¥13,400

×11306-100------G

25¥13,400

×11306-100------N

100¥48,700

×11305-100------N

100¥48,700

×11304-100------G

25¥13,400

×11303-100------G

25¥13,400

×11302-100------G

25¥13,400

×

11301-100------G

25¥13,400

×

11301-100------N

100¥48,700

1.2

5
8
0.45
0.8
0.45
0.65
100

溶出物（水）

孔径（µm）

390

ろ過流量／cm2(水・ΔP=1 bar)

平均膜厚<125 µg /cm2

11306--13------N

0.45

172

0.65 µm

製品番号

8

47

0.65 µm

2.0 bar

滅菌

525

130 mL/min

孔径（µm）0.45

入数

0.45 µm0.45 µm～130℃

吸着性（IgG）

直径（mm）

70 mL/min

2.4 bar

pH 4～8

耐熱性

製品番号案内ニトロセルロース（CN）

0.8
1.2
3
8

入数

価格

精密ろ過フィルター

ラボ用ろ過製品

2022年6月価格改定版

タイプ 118 疎水性 PTFE膜（PTFE）
特長
■
■
■
■

タイプ118※ 白色無地

疎水性膜の為、主な用途は気体のろ過です。

気体中の湿気により濡れることなく、低い差圧でろ過できます。

幅広い耐薬性があり、強酸・強アルカリ・有機溶媒にも使用可能です。

アルコール系で親水化した後、水溶液に適応することも可能です。

仕様

疎水性ポリテトラフル
オロエチレン（PTFE）

材質

minバブルポイント（イソプロパノール ; IPA）

ろ過流量／cm2(air・ΔP=1 bar)

製品番号案内直径（mm）

13

0.45 bar

1.2 µm0.1 bar

5 µm

0.2 L/min

0.2 µm

0.3 L/min

0.45 µm

1.6 L/min

1.2 µm

4 L/min

5 µm

11807--13------N

100¥18,400

0.45

×11806--13------N

100¥18,400

×11803--13------N

100¥18,400

×11807--25------N

100¥19,300

5×11806--25------N

100¥19,300

0.2

×11803--25------N

100¥19,300

×11842--25------N

100¥19,300

×11807--47------N

100¥27,100

0.2

×11806--47------N

100¥27,100

0.45

×11803--47------N

100¥27,100

×11842--47------N

100¥27,100

0.2
0.45
1.2
5
0.2
47

0.45 µm

製品番号

1.2

25

0.7 bar

滅菌

0.45
1.2
5

×

価格

0.2 µm

孔径（µm）0.2

入数

1.0 bar

直径（mm）

50

90

溶出物（IPA）<8 µg /cm2
1% 未満

耐熱性

～200℃

65 µm

0.2 µm

平均膜厚

80 µm

0.45 µm

100 µm

5 µm

適応滅菌方法オートクレーブ・EOG滅菌

孔径（µm）

滅菌

製品番号11807--50------N

100¥27,100

0.45

×11806--50------N

100¥27,100

×11803--50------N

100¥27,100

×11842--50------N

100¥27,100

×11807--90------G

25¥29,700

×11806--90------G

25¥29,700

×11803--90------G

25

×11807-100------G

25￥29,700

×11806-100------G

25¥30,700

×11803-100------G

25¥30,700

×11842-100------G

25¥30,700

0.2

1.2

0.45
1.2

100

吸着性 (IgG)

1.2
5

×

入数

価格

¥30,700173ラボ用ろ過製品

精密ろ過フィルター

2022年6月価格改定版

タイプ 154 滅菌ろ過用 ポリエーテルスルホン膜（PES）
特長
■
■
■

タイプ154PES膜はろ過流量が多く、迅速なろ過を再現します。

タンパク質低吸着で、広範囲のpH（pH 1～13）に対応します。
最小孔径 0.1 µmがあります。

仕様※ 白色無地材質

ポリエーテルスルホン（PES）

3.8 bar

0.1 µmminバブルポイント
3.5 bar（60%イソプロパノール）
2.6 bar

直径（mm）

25

吸着性

IgG

<8 µg /cm2

BSA

適応pH（水溶液）

pH 1～14

滅菌

製品番号15458--25------N

100¥11,000

0.2

×15407--25----MIN

100¥11,000

×15406--25------N

100¥11,000

×15458--47------N

100¥16,900

×15407--47----MIN

100¥16,900

×15406--47------N

100¥16,900

0.45
0.1
47

0.2
0.45

174

×

入数

10 mL/min

0.1 µm

25 mL/min

0.2 µm

46 mL/min

0.45 µm

耐熱性

～200℃

適応滅菌方法オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌

平均膜厚約150 µm

0.2%未満孔径（µm）

0.1

0.45 µm<10 µg /cm2

溶出物（水）

製品番号案内0.2 µm

ろ過流量／cm2(水・ΔP=1 bar)

価格

直径（mm）50

孔径（µm）

滅菌

製品番号15458--50------N

100

0.2

×

15407--50----MIN

100¥16,900

15406--50------N

100¥16,900

×15406-142------G

25¥32,500

0.1

0.45
142

0.45

×

×

入数

価格

¥16,900

精密ろ過フィルター

ラボ用ろ過製品

2022年6月価格改定版

タイプ 184 耐薬性 再生セルロース膜（RC）
特長
■
■
■

タイプ184

広範囲な溶媒に耐性な親水性膜で、水溶液・有機溶媒を問いません。

HPLC分析の前処理として必要な除粒子に最適です。
非特異吸着性が低い膜でもあります。

仕様※ 白色無地不織セルロース補強
再生セルロース（RC）

材質

minバブルポイント（水）吸着性（BSA）

13

25

47

0.45 µm

1%未満

孔径（µm）

滅菌

製品番号18407--13------N

100¥12,100

0.45

×18406--13------N

100¥12,100

×18407--25------N

100¥17,800

×18406--25------N

100¥17,800

×18407--47------N

100¥21,200

×18406--47------N

100¥21,200

0.2

0.2
0.45
0.2
0.45

×

入数

2.9 barpH 3～12

溶出物（水）

直径（mm）

0.2 µm<10 µg /cm2

適応pH（水溶液）

製品番号案内

4.4 bar価格

直径（mm）

50

100

ろ過流量／cm2(水・ΔP=1 bar)

15 mL/min

0.2 µm

30 mL/min

0.45 µm

耐熱性

～200℃

適応滅菌方法オートクレーブ・乾熱滅菌・
γ線滅菌・EOG滅菌

平均膜厚

約 170 µm

孔径（µm）

滅菌

製品番号18407--50------N

100

0.45

×

18406--50------N

100¥21,200

18407-100------G

25¥20,600

×18406-100------G

25¥20,600

0.2

0.2
0.45

×
×

入数

価格

¥21,200175ラボ用ろ過製品

精密ろ過フィルター

タイプ 230 精密ろ過用 ポリカーボネイト膜（PC）

2022年6月価格改定版

特長
■
■
■

タイプ230※ 白色無地トラック エッチング技術で処理した単一多孔性膜（孔面積率<15%）です。
親水性膜で、タンパクの吸着が極めて低い膜です。

微粒子除去だけでなく、細胞学における蛍光顕微鏡下での使用や、水質検査などの環境分析にも有用です。

仕様
材質

ポリカーボネイト（PC）

minバブル

4.8 bar

0.2 µm

2.5 bar

0.4 µm吸着性（BSA）<5 µg /cm2

ポイント（水）適応pH

製品番号案内直径（mm）

25

176

滅菌

製品番号

23007--25------N

100¥16,400

0.4

×23006--25------N

100¥16,400×入数

価格

直径（mm）

47

20 mL/min

0.2 µm

70 mL/min

0.4 µm

耐熱性～140℃

適応滅菌方法オートクレーブ

平均膜厚

pH 4～8孔径（µm）

0.2

ろ過流量／cm2(水・ΔP=1 bar)

6～11 µm

孔径（µm）

滅菌

製品番号23007--47------N

100¥25,900

0.4

×23006--47------N

100¥25,900

0.2

×

入数

価格

精密ろ過フィルター

ラボ用ろ過製品

2022年6月価格改定版

タイプ 250 精密ろ過用 ポリアミド膜（PA）
特長
■

■
■

タイプ250※ 白色無地

親水性のナイロン膜（別称）なので、アルカリをはじめとする水溶液や有機溶媒に耐性があります。

HPLC分析の前処理として必要な除粒子に最適です。

非特異吸着性が比較的高いので、主に除粒子に用います。

仕様
材質

ポリアミド（PA）

minバブル

3.2 bar

0.2 µm

2.3 bar0.45 µm

吸着性（BSA）<50 µg /cm2

ポイント（水）適応pH

製品番号案内直径（mm）

13

25

47

滅菌

製品番号

25007--13------N

100¥12,600

0.45

×

0.2
0.45
0.2
0.45

×

入数

価格

25006--13------N

100¥12,600

×25007--25------N

100¥16,000

×25006--25------N

100¥16,000

×25007--47------N

100¥21,400

×25006--47------N

100¥21,400

直径（mm）5090

耐熱性

溶出物（水）

pH 3～14孔径（µm）

0.2

ろ過流量／cm2（水・ΔP=1 bar）

平均膜厚

適応滅菌方法

15 mL/min

0.2 µm

35 mL/min

0.45 µm

～100℃

1%未満

115 µmオートクレーブ

孔径（µm）

滅菌

製品番号

0.2

×

25007--90------G

25¥16,000

25006--90------G

25¥16,000

0.45

0.45

×
×

25006--50------N

入数

100

価格

¥21,400177ラボ用ろ過製品

限外ろ過フィルター

2022年6月価格改定版

タイプ 144 超低吸着 ハイドロザルト膜

タイプ 145 トリアセチル セルロース膜（CTA）
タイプ 146 ポリエーテルスルホン膜（PES）
特長※ 白色無地■

ハイドロザルト：セルロースベースの独自開発の膜で、タンパク吸着を極限まで抑え、■

PES：UF膜の中で最も適応するpHと溶媒の範囲が広く迅速な処理が可能です。

最大限の回収率を期待できます。

仕様

タイプ 144

ハイドロザルト

トリアセチルセルロース（CTA）

タイプ 145タイプ 146

0.08 mL/min 10 k

0.11 mL/min 10 k

0.2 mL/min 10k

適応pH

pH 1～13

pH 4～8pH 1～14

膜厚180 µm120 µm120 µm

材質

ろ過流量／cm2（水・4℃・4 bar）
回収率

製品番号案内直径 (mm)

孔径（MWCO）

1k

5k
10 k
25

20 k
30 k
50 k
100 k
300 k

43

10 k
20 k
1k
5k
10 k

47

20 k
30 k
50 k
100 k
300 k

50

10 k
20 k
1k
5k
10 k

63

20 k
30 k
50 k
100 k
300 k
1k
5k
10k

76

20 k
30k
50 k
100 k
300 k

178

タイプ 144 ; ハイドロザルト

99% チトクロムC

製品番号

入数

価格

14429--25------D

10¥12,600

14439--25------D

10¥12,600――

14459--25------D―

10¥12,600―

14429--47------D

10¥16,600

14439--47------D

10¥16,600

14459--47------D
14468--47------D―

価格

14529--25------D

1014539--25------D

1014549--25------D

10¥9,400

―

―

10
10

¥16,600¥16,600¥26,800

14439--63------D

10¥26,800

10¥26,800

10¥51,200

14439--76------D

10¥51,200

14459--76------D

10¥51,200――¥9,400―14659--25------D

10¥9,40014650--25------D

10¥9,40014679--25------D

10¥9,400―――

10¥13,100

14629--47------D

10¥13,100

14539--47------D

10¥13,100

14639--47------D

10¥13,100

14549--47------D

10¥13,100

―

―

―

―

10

¥13,100

―
―
―

―
―

14429--76------D―¥9,4001014609--47------D

―

―

―

10

14639--25------D¥13,100

14549--63------D――

14629--25------D¥9,40010―1014459--63------D¥9,40014529--47------D

―

―

価格

¥13,100

―
―

入数

―

10

―

14539--50------D

14429--63------D

タイプ 146 ; PES

14549--43------D――

95% チトクロムC

製品番号

―
―

―

―

入数

―

―

―

製品番号

―

―
―

タイプ 145 ; CTA

90% チトクロムC

ポリエーテルスルホン（PES）

―

―
―

―

―

―
―
―

10

¥21,600―

14659--47------D

10¥13,100

14650--47------D

10¥13,100

14668--47------D

10¥13,100

14679--47------D

10¥13,100――

14609--63------D

10¥21,600

14629--63------D

10¥21,600

14639--63------D

10―14659--63------D

1014650--63------D

10

14668--63------D

10

14679--63------D

10￥21,600¥21,600￥21,600¥21,600￥21,600

14609--76------D

1014629--76------D

10¥44,300

14639--76------D

10¥44,300―¥44,300

14659--76------D

10¥44,300

14650--76------D

10¥44,300

14679--76------D

10¥44,300―

ラボ用ろ過製品

平膜耐薬表

平膜耐薬表
タイプ/材質アセトン

アセトニトリル
ガソリン

ベンゼン

ベンジルアルコール

134
GF

111
CA

113
CN

118
PTFE

154
PES

184
RC

230
PC

250
PA

○

×

―

○

×

○

―

○

○

○

○

○

×

○

△

△

×

○

○

△

○

○

○

○

×

△

△

△

○

○

○

○

△

○

―

―

○

○

○

○

n-酢酸ブチル

○

×

×

○

×

○

○

○

セルソルブ

○

×

×

○

△

○

×

○

n-ブタノール

クロロホルム

シクロヘキサン

シクロヘキサノン

ジエチルアセトアミド
ジエチルエーテル

ジメチルホルムアミド

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

△

×

○

○

△

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

△

○

×

○

―

―

○

×

○

○

○

○

○

○

△

DMSO

○

×

×

○

×

○

×

○

純エタノール（98%）

○

○

△

○

○

○

○

○

エチレングリコール

○

△

△

○

○

○

○

○

ジオキサン

酢酸エチル

有機溶媒

ホルムアミド
グリセリン

○
○

○

○

×
×

×

○

×
×

―

○

○
○

○

○

×
×

○

○

○
○

△

○

×
―

×

○

○
○

○

○

n- ヘプタン

○

△

○

○

△

○

―

○

イソブタノール

○

△

△

○

○

○

○

○

n- ヘキサン

イソプロパノール

酢酸イソプロピル

○

○

○

△

○

×

○

△

×

○

○

○

△

○

×

○

○

○

○

○

―

○

○

○

純メタノール（98%）

○

×

×

○

△

○

○

○

塩化メチレン

○

×

△

○

×

○

×

○

酢酸メチル

メチルエチルケトン

メチルイソブチルケトン
モノクロロベンゼン
ニトロベンゼン

○

○

○

○

○

×

△

×

△

×

×

×

×

○

△

○

○

○

○

○

×

×

×

△

×

○

○

○

○

○

―

―

―

×

×

○

○

○

○

△

n- ペンタン

○

○

○

○

○

○

○

○

ピリジン

○

×

×

○

×

○

×

○

過塩化エチレン
四塩化炭素

テトラヒドロフラン

トルエン

トリクロロエタン

トリクロロエチレン
キシレン

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

△

×

△

△

×

×

×

△

×

△

△

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

―

×

―

―

×

×

○

○

○

○

△

○

○

酢酸（25%）

○

△

○

○

△

○

△

×

フッ化水素酸（25%）

○

×

△

○

△

△

○

×

過塩素酸（25%）

○

×

△

○

×

×

―

×

リン酸（85%）

○

△

△

○

△

×

×

×

×

○

×

酢酸（96%）

フッ化水素酸（50%）

酸

リン酸（25%）硝酸（25%）

硝酸（65%）

○

○

○
○
○

×

×

△

×

△

△

×

△

×

塩酸（15%）○△△

硫酸（25%）○

×△

トリクロロ酢酸（25%）○×

アンモニア水（25%）△

NaOH（32%）

×塩酸（20%）
硫酸（98%）

塩基

アンモニア（1 M）

KOH（32%）

○
○
○

△

○

○

○

○

△

△

△

△

△

×
×

―

○

―
○

×

○

×

○

×

×
×
×

×

○

△

△

―

×

△

○

×

○

―

×

△

△

○

△

△

×

○

×

×

○

○

△

×

△

×
△

×

×
×
○

×

○
○
○

○

○
×
○

○

×
△

×

○

×

○

×

○

×

×
×

×

×

×
×
○

△

水溶液

NaOH（1 M）

○

×

×

○

○

△

×

○

次亜塩素酸Na（5%）

○

×

△

○

○

×

―

×

ホルマリン（30%）

過酸化水素水（35%）○…耐性有り △…短時間・少量なら可

○

○

○

×

×…耐性無し ※ 20℃ 24 hr条件下

○

○

○

○

△

○

△

×

○

―

○

×

179

ラボ用ろ過製品 フィルターホルダー耐薬表

フィルターホルダー耐薬表
部品材質：Gl ; ガラス PC ; ポリカーボネイト SUS ; ステンレス SI ; シリコーン PP ; ポリプロピレン Vi ; バイトン
アセトン

アセトニトリル
ガソリン

ベンゼン

ベンジルアルコール

n-酢酸ブチル

PC

SUS

PTFE

SI

PP

Vi

○

―

○

○

×

○

○

○

○

○

○

ジエチルエーテル

ジメチルホルムアミド

×

○

○

○

○

○

×

×

×

○

○

○

×

○

×

○

○

○

○

×

△

×

○

×

○

○

×

×

×

○

ジエチルアセトアミド

×

○

○

○

クロロホルム

シクロヘキサノン

△

○

×

○

シクロヘキサン△○n-ブタノール

セルソルブ

○

○

○

○

○

○

×

△

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

○

×

△

○

×

○

○

―

△

○

○

○

○

×

×

×

×

DMSO

○

―

○

○

△

―

×

純エタノール（98%）

○

○

○

○

○

○

○

エチレングリコール

○

○

○

○

○

○

○

ジオキサン

酢酸エチル

有機溶媒

ホルムアミド
グリセリン

○

○

○

○

×

×

×

△

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

○

△

○

○

○

×

×

△

○

n- ヘプタン

○

○

○

○

○

○

○

イソブタノール

○

○

○

○

○

○

○

n- ヘキサン

イソプロパノール

酢酸イソプロピル

○

○

○

○

△

○

○

○

○

○

○

○

×

○

×

○

○

○

○

○

×

純メタノール（98%）

○

×

○

○

○

○

○

塩化メチレン

○

×

○

○

×

×

△

酢酸メチル

メチルエチルケトン

メチルイソブチルケトン
モノクロロベンゼン
ニトロベンゼン

○

○

○

○

○

―

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

○

○

―

○

△

×

×

×

○

×

n- ペンタン

○

○

○

○

×

○

○

ピリジン

○

×

○

○

×

△

×

過塩化エチレン
四塩化炭素

テトラヒドロフラン

トルエン

トリクロロエタン

トリクロロエチレン
キシレン

酢酸（25%）

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

○

△

△

△

○

―

×

△

○

○

○

×

△

○

○

△

×

酢酸（96%）

○

×

○

○

―

○

×

フッ化水素酸（50%）

×

×

×

○

×

○

△

フッ化水素酸（25%）

×

×

×

○

×

○

酸

過塩素酸（25%）

○

△

×

○

×

○

リン酸（85%）

○

△

△

○

×

○

リン酸（25%）

○

△

△

○

×

○

△

○

○
○

硝酸（25%）

○

×

×

○

×

○

○

塩酸（25%）

○

△

×

○

×

○

○

硫酸（25%）

○

○

△

○

×

○

○

硝酸（65%）
塩酸（37%）

○
○

×
×

×
×

○
○

×
×

×
○

○
○

硫酸（98%）

○

×

×

○

×

×

○

アンモニア（1 M）

○

×

○

○

×

○

×

KOH（32%）

○

×

○

○

△

○

△

トリクロロ酢酸（25%）
塩基アンモニア水（25%）

NaOH（32%）

○
○

○

△
×

×

×
○

○

○
○

○

×
○

△

○
○

○

×
×

○

水溶液

NaOH（1 M）

○

×

○

○

○

○

○

次亜塩素酸Na（5%）

○

○

○

○

○

○

○

ホルマリン（30%）

過酸化水素水（35%）○…耐性有り △…短時間・少量なら可

180

Gl

○

○

○

○

×…耐性無し ※ 20℃ 24 hr条件下

○

○

○

○

△

○

○

○

○

○

ラボ用ろ過製品 ラボ用フィルターホルダー一覧／シリンジ型 フィルターホルダー

2022年6月価格改定版

ラボ用フィルターホルダー 一覧
シリンジ型

材質
（本体、部品）
φ13 mm用
φ25 mm用
φ47 mm用

φ47/50 mm用

PC、SI

製品番号

加圧式用

価格/個

16514----------E¥9,600/12ps

PTFE

16574

¥39,100/1pc

SUS、PTFE

16517----------E¥15,700/12ps

16214¥35,800/1pc

PC、SI

材質
（本体、部品）

―

価格/個

―

ファンネル
容量

製品番号

価格/個

16306

¥26,800/1pc

16315¥31,800/1pc―

SUS、SISUS、SI、
PTFE

―

製品番号

吸引式用

材質
（本体、部品）PC、PP、SI

16251¥50,300/1pc

16254¥67,100/1pc

16249¥120,700/1pc

Gl、SI

Gl、SI、PTFE
PC、SI、PP＊

16510¥17,100/1pc

16511¥11,600/1pc

16307¥34,700/1pc

16316¥38,000/1pc

16309¥69,300/1pc

100 mL

16219¥102,000/1pc

500 mL

16201¥105,200/1pc

250 mL

Gl、SI

Gl、SI、PTFE
16508----------B ¥26,800/5ps

30 mL

Gl、Vi、PTFE、PP
SUS、SI、PTFE

250 mL＊ 加圧使用可能※ Gl ; ガラス PC ; ポリカーボネイト SUS ; ステンレス SI ; シリコーン PP ; ポリプロピレン Vi ; バイトン PTFE;ポリテトラフルオロエチレン

シリンジ型 フィルターホルダー（PC・PTFE）
特長

水溶液用：ポリカーボネイト（PC）製（16514----------E）■■■

16514----------E（PC）

透明でオートクレーブ（AC）可能で安価なタイプ

上下にフィルターサポートがあり、両方向からのろ過が可能
締め付け具不要な手締めタイプ

有機溶媒可：PTFE製（16574）■■

耐薬性と耐熱性（～180℃）に優れ、洗浄も容易

ガスケット無し構造なので、締め付け時にフィルターのよじれを防止

仕様・価格
適応膜径（φ）
製品番号

価格（入数）

16574（PTFE）

材質
入口形状

本体

ガスケット

13 mm

13 mm

16514----------E

16574

PC

PTFE

¥9,600（12個）¥39,100（1個）－

SI
ルアーロック（LL）型

ルアーロック（LL）型

出口形状

ルアースリップ（LS）型

ルアースリップ（LS）型

最大使用圧

7 bar

5 bar

<0.3 mL<0.3 mL

有効ろ過面積

残液量

滅菌方法

適応液量
耐薬性

※ SI ; シリコーン AC ; オートクレーブ

交換部品
16514用シリコーンガスケット

0.5 cm2

0.5 cm2

AC（121℃）

AC（134℃） 乾熱滅菌（180℃）～10 mL～10 mL※ P.180表参照

製品番号6980569※ P.180表参照

入数（個）

10

価格

¥2,900サイズ

φ10/14.9 mm

181

ラボ用ろ過製品

シリンジ型 フィルターホルダー

2022年6月価格改定版

シリンジ型 フィルターホルダー（PC・ステンレス）
特長

水溶液用：ポリカーボネイト（PC）製（16517----------E）■■

透明でオートクレーブ（AC）可能
締め付け具不要な手締めタイプ

有機溶媒可：ステンレス（SUS）製（16214＋要 ロッキングツール）

16517----------E（PC）■■■

耐薬性と耐熱性（～180℃）に優れ、洗浄も容易
内部はPTFEコートのガスケット不要構造

上下にフィルターサポートがあり、両方向からのろ過が可能

仕様・価格
適応膜径（φ）

25 mm

25 mm

16517----------E

16214

価格（入数）¥15,700（12個）

製品番号

16214（SUS）

材質
入口形状

本体

ガスケット

シール部

SUS

SI

―

―

PTFE

ルアーロック（LL）型

ルアーロック（LL）型

出口形状

ルアースリップ（LS）型

ルアースリップ（LS）型

最大使用圧

有効ろ過面積ロッキングツール（6980595）使用例¥35,800（1個）

PC

3.0 cm2

3.0 cm2

7 bar

7 bar

残液量

<0.6 mL<0.3 mL

適応液量

滅菌方法

AC（121℃）

AC（134℃）乾熱滅菌（180℃）

耐薬性～100 mL※ P.180表参照※ P.180表参照～100 mL※ SUS ; ステンレス SI ; シリコーン AC ; オートクレーブ

交換部品・アクセサリー
16517用シリコーンガスケット

ロッキングツール

182

製品番号

入数（個）

価格

698057010¥2,0006980595

1¥1,300サイズ

φ20.5/26.5 mm

加圧ろ過用 フィルターホルダー

ラボ用ろ過製品

2022年6月価格改定版

インライン式 フィルターホルダー（ステンレス）
特長

φ25 mm用：ステンレス（SUS）製（16251）■

出入口はφ10 mmニップル構造■

出入口はφ12 mmニップル構造

φ47 mm用：ステンレス（SUS）製（16254）■

16251（SUS）■

6980176

優れた耐圧性（～20 bar）

入口側にエア抜きバルブ搭載（疎水性PTFEチップ付）

仕様・価格

6981033

適応膜径（φ）

25 mm

47 mm

20 mm

40 mm

製品番号

16251

16254

¥50,300（1個）¥67,100（1個）

プレフィルター径（φ）
価格（入数）
材質

本体

SUS

O-リング

ホルダー固定リング

SI

アルミニウム―10 mm ホースニップル

12 mm ホースニップル

最大使用圧

5 bar

20 bar

滅菌方法

出入口形状

ろ過面積

6980176

SUS

SI

3.0 cm

13.0 cm2

2

重量

170 g

490 g

耐薬性

AC（134℃）乾熱滅菌（180℃）※ P.180表参照

AC（134℃）乾熱滅菌（180℃）※ SUS ; ステンレス SI ; シリコーン AC ; オートクレーブ

φ25 mm 交換部品

製品番号

入数（個）

6980176

製品番号

入数（個）

1

¥ 1 ,1 00

O-リング

00179

1

¥2,20017038

1¥4,500

ホースニップルコネクター

69808011¥10,300

バックプレッシャースクリーン

69807211¥12,300

フィルターサポート

69801801¥12,300

アンダードレイン

6980737

1¥7,600エアバルブ

6980722

1¥7,200エアバルブ用O-リング

69807171¥1,300シリコーンO-リング

ホースニップルコネクター

16254（SUS）
6980801
69807226980717698072169801806980178または 17038、00179
6980737

φ47 mm 交換部品

6981033

6980178※ FE ; フッ素ゴム※ P.180表参照

1

価格¥1,600サイズ

1¥9,400

φ10 mm価格

φ21×2 mm

サイズ

材質

SI

SUS

材質

SI

φ42×3 mmFE

φ12 mmSUS

φ47 mm

PTFE加工PTFE

φ47 mm

PTFE加工φ47 mm

PTFE加工φ3×1.5 mm

SUS

FE6980801183

ラボ用ろ過製品

加圧ろ過用 フィルターホルダー

2022年6月価格改定版

インライン式 フィルターホルダー（PC）
特長

φ50 mm共用：ポリカーボネイト（PC）製（16508----------B）
■
■
■
■
■

16508----------B（PC）
6985004

または、
シリンジ用SUS製
ルアロック型
コネクター：16881

下部のベル型カバー構造により、塵芥などの混入を防御

締め付け具不要な手締めタイプで、優れた耐圧性（～7 bar）
出入口はφ10 mmニップル構造

透明な本体なので、Ｏ-リング等の状態を目視可能

オートクレーブ（AC）可能

仕様・価格

適応膜径（φ）

50 mm

製品番号

16508----------B

プレフィルター径（φ）
価格（入数）
材質

6980232

6980110

出入口形状

40 mm
¥26,800（5個）

本体

PC

フィルターサポート

PP

ガスケット

SI
10 mm ホースニップル

ろ過面積12.5 cm2

最大使用圧

7 bar

滅菌方法

AC（121℃）

重量

83 g

耐薬性

※ P.180表参照※ PC ; ポリカーボネイト SI ; シリコーン

6985004
または、
SUS製ルアスリップ：16880

交換部品

製品番号

入数（個）

ホースニップルコネクター

フィルターサポート

シリコーンO-リング

6980110

1

価格

サイズ

φ10 mm¥1,400

材質

SI69850041¥ 1 ,1 0 0

ルアロック型コネクター

16881

1

¥12,300

69802322¥1,800PP

ルアスリップ型

16880

1¥10,000

SUS※ SI ; シリコーン PC ; ポリカーボネイト PP ; ポリプロピレン SUS ; ステンレス

184

φ40×5 mm

PC
SUS

ラボ用ろ過製品

200 mL 高加圧対応 フィルターホルダー（ステンレス）

加圧ろ過用 フィルターホルダー

2022年6月価格改定版

特長

φ47 mm用：ステンレス（SUS）製（16249）■■■

高粘度溶液もろ過可能な高加圧（～10 bar）対応タイプ

サンプル追加も容易な注入口付き設計
出入口はφ10 mmニップル構造

仕様・価格

16249（SUS）

適応膜径（φ）

47 mm

製品番号

16249

プレフィルター径（φ）

6980151

価格（入数）

69820206980801

材質
出入口形状

42 mm
¥120,700（1個）

本体

SUS316

フィルターサポート

PTFEコート金属

ガスケット

SI

10 mm ホースニップル

ろ過面積6980178または 17038

6980801

69801806980737

13 cm2

最大使用圧

10 bar

滅菌方法

AC（134℃）乾熱滅菌（180℃）

重量

960 g

耐薬性

※ P.180表参照※ SUS ; ステンレス SI ; シリコーン

交換部品

製品番号

入数（個）

1

¥11,000

シリコーンO-リング（下）69801781¥ 1 ,1 0 0

シリコーンO-リング（上）69820201¥1,300PTFE O-リング（下）＊

17038

1

¥4,500

ホースニップルコネクター

69808011¥10,300

フィルターサポート

69801801¥12,300

アンダードレーン

6980737

1¥7,600シリコーン製チューブ

1ZAS--0007

1¥2,100注入口フタ6980151

価格

サイズ

材質

SUS

φ42×3 mmSI

φ42×3 mmPTFE

φ40×2 mmSI

φ10 mmSUS

φ47 mmPTFE コート1m

SI

PTFE コート＊ 最大使用圧は4 barに低下します※ SI ; シリコーン PC ; ポリカーボネイト PP ; ポリプロピレン SUS ; ステンレス

185

186

微生物品質管理製品

製品／サービスメニュー

微生物品質管理製品
滅菌済格子入メンブレンフィルター

188 格子入メンブレンフィルター

生菌数試験：マイクロザルトシリーズ

190 マイクロザルト e.motion ディスペンサー

e.motion用 格子入 滅菌済メンブレンフィルター

191 ディスポーザブルフィルターユニット
マイクロザルト @フィルター

192 @フィルター専用充填済寒天培地
マイクロザルト @メディア

リアルタイムPCRキット：マイクロザルトシリーズ

193 マイコプラズマ検出キット

マイクロザルト マイコプラズマシリーズ

194 細菌・真菌検出キット／ステライルリリース
マイクロザルト バクテリア・真菌シリーズ

195 バリデーションスタンダード／キャリブレーション試薬
マイクロザルト 迅速検出試薬オプション

生菌数試験：バイオザルトシリーズ

196 滅菌済プラスチック製ファネル
バイオザルト100モニター

197 バイオザルト100専用培地

ステンレス製マニフォルド

198 マイクロザルト・ステンレス製マニフォルド
生菌数試験用 吸引ろ過システム

吸引ろ過用フィルターホルダー

200 ポリカーボネート製フィルターホルダー
201 ステンレス製フィルターホルダー
ガラス製フィルターホルダー

吸引ろ過用ポンプ・アクセサリー

202 マイクロザルト e.jetポンプ
3つ口トラップフラスコ

エアサンプラー：MD8 シリーズ

203 エアサンプラー：MD8 シリーズ
MD8 エアスキャン

エアポート MD8

ゼラチンフィルター

無菌試験：ステリザルトシリーズ

204 ステリザルトユニバーサルポンプ
205 ステリザルトNF

187

微生物品質管理製品

滅菌済格子入メンブレンフィルター

2022年6月価格改定版

格子入メンブレンフィルター

セルロース混合エステル（セルロースナイトレート）個別滅菌包装
生菌数試験に滅菌せずにそのままお使いいただけます。
特長

■
■
■
■
■
■
■

個別パッケージ

非常に高い微生物の回収率

0.45 µm膜はISO 7704準拠

0.45 µm膜には流速の高いハイフロータイプもご用意
4タイプの配色

抗菌性物質の試験に適した疎水性枠付きもご用意（タイプ131）
γ線照射滅菌済（25 kGy）

明瞭な格子で容易なコロニーカウント仕様
直径47 mm＊

耐熱性

130℃

配色

白地、灰地、緑地、いずれも格子入（灰地は湿潤時黒になります）

膜厚（DIN 53105）

115 – 145 µm＊ その他のサイズについてはお問い合わせください。

孔径ごとの性能
孔径

µm

0.2

0.45

mL/min2070

大腸菌類回収率

%

100

≧ 90

≧ 90

流速（1 cm2、0.1 Mpaあたり）

ISO 7704にもとづく回収率

0.45ハイフロー

0.65

100

130

100

100

n.a.

≧ 90

≧ 90

≧ 90

製品番号案内白地・黒格子（タイプ114）個別滅菌包装 100枚入
孔径（µm）

0.2

タイプ114

188

製品番号

価格

11407--47----ACN¥17,900

0.45

11406--47----ACN¥17,900

0.45 ハイフロー

114H6--47----ACN¥17,900

0.65

11405--47----ACN¥17,900

0.811404--47----ACN¥17,900

1.2

11403--47----ACN¥17,900

微生物品質管理製品

白地・緑格子（タイプ139）個別滅菌包装 100枚入

孔径（µm）

0.45

0.45 ハイフロー
0.65

製品番号

滅菌済格子入メンブレンフィルター

2022年6月価格改定版

価格13906--47----ACN¥17,900

139H6--47----ACN¥17,900

13905--47----ACN¥17,900

タイプ139
緑地・濃緑格子（タイプ138）個別滅菌包装 100枚入

孔径（µm）

0.45

製品番号13806--47----ACN

価格¥17,900

タイプ138
灰地・白格子（タイプ130）個別滅菌包装 100枚入

孔径（µm）

製品番号

価格

0.45

13006--47----ACN¥17,900

0.65

13005--47----ACN¥17,900

0.8

13004--47----ACN¥17,900

タイプ130
白地・黒格子、ピンク色疎水枠付き（タイプ131）個別滅菌包装 100枚入

孔径（µm）

製品番号

価格

0.2

13107--47----ACN¥27,100

0.45

13106--47----ACN¥27,100

タイプ131

189

微生物品質管理製品

生菌数試験：マイクロザルトシリーズ

マイクロザルト e.motion ディスペンサー

2022年6月価格改定版

値下げ

特長
■
■
■

非接触センサー、タッチボタン、フットスイッチ（オプション）の3つの操作モード
少設置面積で持ち運びが苦になりません。

AC電源不要のバッテリー駆動モデルも選択いただけます。

仕様

寸法（W x D x H）
重量
マイクロザルト e.motion ディスペンサー※ メンブレンフィルターは別売です。

172 x 233 x 230 mm

AC電源モデル2.4 kgバッテリー駆動モデル

電源

2.6 kg100 V、50/60 Hz、23 W

製品番号案内
品名

製品番号

価格

マイクロザルトe.motionディスペンサー（バッテリー駆動モデル）

16713----BO¥228,900

専用フットスイッチ

16713----PS¥194,000

1ZE---0028¥19,000

マイクロザルトe.motionディスペンサー（AC電源モデル）

e.motion用 格子入 滅菌済メンブレンフィルター
特長

■
■

■
■

通常パッケージ

100枚つづりで、自動化対応に最適

通常のセルロース混合エステル（セルロースナイトレート）膜に加え、1.3倍ろ過スピードの早いハイフロー仕様もラインナップ

培地やコロニーの色にあわせて4パターンの配色から選択可能

お得な大容量パック新登場（250枚連 /箱×4箱）

製品番号案内孔径（µm）

製品番号

タイプ 114 : 白地・黒格子

0.211407Z-47----SCM

0.45

11406Z-47----SCM

0.45
1.2
0.45

ハイフロー
ハイフロー

入数

114H6Z-47----SCM

13006Z-47----SCM

13005Z-47----SCM

0.45

ハイフロー

タイプ 138 : 緑地・濃緑格子

0.45

タイプ 139 : 白地・緑格子

0.45

0.45

仕様

130H6Z-47----SJR¥26,000¥26,000¥66,000

300枚（100枚連 x 3）

¥26,000

1,000枚（250枚連 x 4）

¥66,000¥26,000

13806Z-47----SCM

300枚（100枚連 x 3）

¥26,000

13906Z-47----SCM

300枚（100枚連 x 3）

¥26,000

300枚（100枚連 x 3）

139H6Z-47----SCM

セルロース混合エステル

滅菌方法

格子間隔

3.1 x 3.1 mm

適応 pH

47 mm

¥26,000

300枚（100枚連 x 3）

膜材質

直径（φ）

190

ハイフロー

300枚（100枚連 x 3）
1,000枚（250枚連 x 4）

114H6Z-47----SJR

0.45¥26,000

300枚（100枚連 x 3）

11403Z-47----SCM

0.65

300枚（100枚連 x 3）

300枚（100枚連 x 3）

タイプ 130 : 灰地・白格子（湿潤で黒地）
ビッグパック

価格

耐熱温度

γ線滅菌

130℃

pH 4～8¥26,000

微生物品質管理製品

生菌数試験：マイクロザルトシリーズ

2022年6月価格改定版

ディスポーザブルフィルターユニット マイクロザルト @フィルター
特長
■
■
■
■
■

@フィルター 250 mL

ファネル、フィルターホルダ―、メンブレンフィルターが一体になったγ線滅菌済シングルユース製品

ファネルに液体が残らず、再現性良くメンブレンフィルターのリンス操作を行えます。
非常に簡便で、二次コンタミネーションの抑制に効果的

＠メディアとの組み合わせで、ピンセットを全く必要としない生菌数試験が可能です。

高い信頼性とコスト削減が同時に要求される食品・医薬品の生菌数試験に最適です。

製品番号案内セルロース混合エステル（CN）メンブレン
孔径

メンブレン・配色

ファネル容量入数

製品番号

0.2 µm

CN・白地／黒格子

100 mL

24個

16D01--10-07--TG¥9,600

CN・黒地／白格子¥9,600100 mL

24個

16D01--10-H6--TG
16D03--10-H6--TG¥9,600

16D02--10-06--TG¥9,600＠フィルター100、
フタ付、
トレイ包装

0.45 µm ハイフロー
0.45 µm ハイフロー
0.45 µm

袋包装

CN・白地／黒格子0.45 µm ハイフロー

0.45 µm ハイフロー
0.45 µm

100 mL

24個

CN・白地／黒格子

250 mL

16個

CN・白地／黒格子

CN・黒地／白格子0.45 µm ハイフロー

0.45 µm ハイフロー
0.45 µm

トレイ包装

0.45 µm ハイフロー

0.45 µm ハイフロー
0.45 µm

0.65 µ ｍ

0.2 µm0.45 µm ハイフロー
0.2 µm0.45 µm ハイフロー

PVDFメンブレン¥6,800¥6,800

16個

16D03--25-H6--TF¥6,800

16D02--25-06--TF¥6,800

CN・白地／黒格子

100 mL

60個

16D01--10-07--BL¥20,700

60個

16D01--10-H6--BL¥20,700

16D03--10-H6--BL¥20,700

16D02--10-06--BL¥20,700

48個

16D01--25-07--BK¥17,400

16D01--25-H6--BK¥17,400

CN・白地／黒格子

CN・黒地／白格子

CN・緑地／濃緑格子

CN・白地／黒格子
CN・白地／黒格子

250 mL

100 mL
100 mL
100 mL
250 mL
250 mL

CN・黒地／白格子

250 mL

CN・黒地／白格子

60個
60個

48個

48個

16D03--25-H6--BK¥17,400

48個

16D02--25-06--BK¥17,400

250 mL

48個

16D03--25-05--BK¥17,400

CN・白地／黒格子

100 mL

27個

16D01--10-07-ACG¥17,400

CN・黒地／白格子¥17,400

100 mL

27個

16D01--10-H6-ACG
16D03--10-H6-ACG¥17,400

CN・緑地／濃緑格子

CN・白地／黒格子

＠フィルター250、
フタ付 、個別滅菌包装

0.45 µm ハイフロー

16D01--25-07--TF
16D01--25-H6--TF

16個

＠フィルター100、
フタ付 、個別滅菌包装

0.45 µm ハイフロー

16個

250 mL＠フィルター250、
フタ無、バッグ包装

0.2 µm

250 mL

CN・緑地／濃緑格子

＠フィルター100、
フタ無、バッグ包装

0.2 µm

24個

CN・緑地／濃緑格子

＠フィルター250、
フタ付、
トレイ包装

0.2 µm

100 mL価格

250 mL

100 mL

CN・白地／黒格子

250 mL

CN・黒地／白格子

250 mL

CN・白地／黒格子

250 mL

27個

18個
18個

16D01--25-07-ACF¥13,100

16D01--25-H6-ACF¥13,100

16D03--25-H6-ACF¥13,100

18個

孔径

メンブレン・配色

ファネル容量入数

製品番号0.45 µm

PVDF・白無地

100 mL

24個

16D04--10-06--TG¥9,600

PVDF・白無地

100 mL

60個

16D04--10-06--BL¥20,700

PVDF・白無地

100 mL

27個

16D04--10-06-ACG¥17,400

＠フィルター100、
フタ付き、
トレイ包装

＠フィルター100、
フタ無、バッグ包装

0.45 µm

＠フィルター100、
フタ付き、個別滅菌包装

0.45 µm

価格

191

微生物品質管理製品

生菌数試験：マイクロザルトシリーズ

2022年6月価格改定版

製品番号案内ポリカーボネート（PC）メンブレン

孔径

メンブレン・配色

ファネル容量入数

製品番号0.45 µm

PC・白無地100 mL

60個

16D06--10-06--BL

＠フィルター100、
フタ無、バッグ包装

再生セルロース（RC）メンブレン

価格¥20,700

孔径

メンブレン・配色

ファネル容量入数

製品番号0.45 µm

RC・白無地100 mL

24個

16D05--10-06--TG¥9,600

RC・白無地100 mL

60個

16D05--10-06--BL¥20,700

＠フィルター100、
フタ付き、
トレイ包装

＠フィルター100、
フタ無、バッグ包装

0.45 µm

価格※ マイクロザルト＠メディアと組み合わせる場合はセルロース混合エステル（CN）モデルのみをご使用いただけます。

仕様

素材

容量

フィルター径

有効ろ過面積滅菌

ロット証明書ファネル：ポリプロピレン
フィルターベース：ABS樹脂
フィルターサポート：ポリエステル（PVDFモデルのみ）
メンブレンフィルター：・セルロース混合エステル（CN）
・ ポリカーボネート（PC）・ ポリビニリデンフルオライド(PVDF)
・ 再生セルロース（RC）

100 mL（目盛り：20、50、100 mL）
250 mL（目盛り：50、100、200、250 ｍＬ）
47 ｍ ｍ13.2 cm2

ガンマ線照射滅菌

回収率、滅菌性、性能試験

＠フィルター専用充填済寒天培地 マイクロザルト @メディア
特長
■
■
■

二次汚染を防ぐ、革新的メンブレン移動システム

培地のフタでメンブレンフィルターを吊り上げるので、ピンセットを用いずに培地に移動できます。
新たに3種類の培地が追加されました。

製品番号案内検出菌類・用途

培地種別

製品番号

酵母・真菌

サブローブドウ糖寒天培地（SDA）

14314--47----ACN

総生菌数

SCDLP寒天培地

14315--47----ACN

総生菌数

総生菌数

酵母・真菌

上下水や日用品の菌検査

仕様

外装材質

直径（φ）
高さ

192

SCD寒天培地
R2A寒天培地

クロラムフェニコール添加SDA培地
標準寒天培地（PCA）

14313--47----ACN

14322--47----ACN

入数

価格

100

¥54,500

14316--47----ACN
14317--47----ACN

ポリプロピレン

培地面積13.2 cm2

14.9 mm

保存方法

冷蔵68.8 mm

滅菌方法

γ線滅菌

微生物品質管理製品 リアルタイムPCRキット：マイクロザルトシリーズ

2022年6月価格改定版

マイコプラズマ検出キット

マイクロザルト マイコプラズマシリーズ
特長

マイクロザルトAMPマイコプラズマ■

最高の信頼性■

最高の柔軟性■

最高の安定性

■

時間の短縮

■

マイクロザルトAMPマイコプラズマ：原料や工程内管理、ロットリリース試験などに■■

バリデーションで裏づけされた性能

さまざまなサンプルに対応する多彩なプロトコール
凍結乾燥済試薬

TaqManを利用したリアルタイムPCRキットで、検出結果を得るまでわずか3時間

マイクロザルトATMPマイコプラズマ：自家軟骨細胞移植などのATMP製品（Advanced Therapy Material Products）の迅速検査にマイクロザルトAMP DNA 抽出キット：リアルタイムPCR に用いるDNAテンプレート
抽出キット

製品番号案内品名

製品番号

マイクロザルトAMPマイコプラズマ

SMB95-1001

マイクロザルトATMPマイコプラズマ

SMB95-1003

マイクロザルトAMP DNA抽出キット

SMB95-1002

SMB95-1004
SMB95-2003※ FAMおよびROXを検出できる一般的なサーマルサイクラーをご使用いただけます。

入数

25回分

価格

¥104,300

100回分¥377,400

100回分¥289,800

25回分

50回分

¥79,200¥110,500

193微生物品質管理製品 リアルタイムPCRキット：マイクロザルトシリーズ

2022年6月価格改定版

細菌・真菌検出キット／ステライルリリース

マイクロザルト バクテリア・真菌シリーズ
特長
■
■
■
■
■

すべての重要なバクテリアおよび真菌の汚染を1回の試験で検出結果を得るまで3時間：治療開始前に結果をTaqMan® プローブの採用で擬陽性を抑制
非感染性のバリデーションスタンダード

ポジコン含有でピペッティング回数を削減

製品バージョン

Microsart® ATMP Sterile Release

DNA抽出試薬を含みます。細菌／真菌汚染について、10サンプルを試験するためのすべての試薬が含まれています。

Microsart® ATMP Bacteria

DNA抽出試薬は含みません。細菌汚染を試験するためのqPCR反応100回分の試薬が含まれています。

Microsart® ATMP Fungi

DNA抽出試薬は含みません。真菌汚染を試験するためのqPCR反応100回分の試薬が含まれています。

Microsart® RESEARCH Bacteria

DNA抽出は必要ありません。細菌汚染を試験するためのqPCR反応25回分もしくは100回分のすべての試薬が含まれています。
Microsart® RESEARCH Fungi

DNA抽出は必要ありません。真菌汚染を試験するqPCR反応25回分もしくは100回分のすべての試薬が含まれています。
製品番号案内品名

Microsart® ATMP ステライルリリース

Microsart® ATMP バクテリア検出キット
Microsart® RESEARCH バクテリア検出キット
Microsart ATMP 真菌検出キット®

Microsart® RESEARCH 真菌検出キット
Microsart® ATMP DNA抽出キット

194

製品番号

SMB95-1007
SMB95-1008
SMB95-1009
SMB95-1010
SMB95-1012
SMB95-1013
SMB95-1014
SMB95-2001

入数

価格

10検査分

¥184,500

25回分¥110,500

100回分¥548,400

100回分¥442,000

100回分¥548,400

100回分¥442,000

50回分¥ 1 2 6 ,1 0 0

25回分¥110,500

微生物品質管理製品 リアルタイムPCRキット：マイクロザルトシリーズ

バリデーションスタンダード／キャリブレーション試薬

2022年6月価格改定版

マイクロザルト 迅速検出試薬オプション

バリデーションスタンダード■■■

凍結乾燥済みで感染性のないバリデーション用スタンダード

マイコプラズマ類：EP2.6.7およびUSP<63> 10 CFU/バイアル x 3バイアル

他のバクテリア／真菌：EP2.6.1/EP2.6.27およびUSP<71> 99 CFU/バイアル x 6バイアル

キャリブレーション試薬■■■■

細菌・真菌から抽出した定量済みDNA

バリデーションや定量PCRの検量線作成にバクテリア：108 genomes/バイアル x 1バイアル
真菌：106 genomes/バイアル x 1バイアル

製品番号案内品名

マイクロザルト バリデーションスタンダード Bacillus subtilis

製品番号

価格

SMB95-2005¥59,400

マイクロザルト バリデーションスタンダード Pseudomonas aeruginosa

SMB95-2006¥59,400

マイクロザルト バリデーションスタンダード Kocuria rhizophila

SMB95-2007¥59,400

マイクロザルト バリデーションスタンダード Clostridium sporogenes

SMB95-2008¥59,400

マイクロザルト バリデーションスタンダード Bacteroides vulgatus

SMB95-2009¥59,400

マイクロザルト バリデーションスタンダード Staphylococcus aureus

SMB95-2010¥59,400

マイクロザルト バリデーションスタンダード Mycoplasma arginini

SMB95-2011¥48,000

マイクロザルト バリデーションスタンダード Mycoplasma orale

SMB95-2012¥48,000

マイクロザルト バリデーションスタンダード Mycoplasma gallisepticum

SMB95-2013¥48,000

マイクロザルト バリデーションスタンダード Mycoplasma pneumoniae

SMB95-2014¥48,000

マイクロザルト バリデーションスタンダード Mycoplasma synoviae

SMB95-2015¥48,000

マイクロザルト バリデーションスタンダード Mycoplasma fermentans

SMB95-2016¥48,000

マイクロザルト バリデーションスタンダード Mycoplasma hyorhinis

SMB95-2017¥48,000

マイクロザルト バリデーションスタンダード Acholeplasma laidlawii

SMB95-2018¥48,000

マイクロザルト バリデーションスタンダード Spiroplasma citri

SMB95-2019¥48,000

マイクロザルト バリデーションスタンダード Mycoplasma salivarium

SMB95-2020¥48,000

マイクロザルト キャリブレーション試薬

Mycoplasma arginini

SMB95-2021¥48,000

マイクロザルト キャリブレーション試薬

Mycoplasma orale

SMB95-2022¥48,000

マイクロザルト キャリブレーション試薬

Mycoplasma gallisepticum

SMB95-2023¥48,000

マイクロザルト キャリブレーション試薬

Mycoplasma pneumoniae

SMB95-2024¥48,000

マイクロザルト キャリブレーション試薬

Mycoplasma synoviae

SMB95-2025¥48,000

マイクロザルト キャリブレーション試薬

Mycoplasma fermentans

SMB95-2026¥48,000

マイクロザルト キャリブレーション試薬

Mycoplasma hyorhinis

SMB95-2027¥48,000

マイクロザルト キャリブレーション試薬

Acholeplasma laidlawii

SMB95-2028¥48,000

マイクロザルト キャリブレーション試薬

Spiroplasma citri

SMB95-2029¥48,000

マイクロザルト キャリブレーション試薬

Bacillus subtilis

SMB95-2030¥59,400

マイクロザルト キャリブレーション試薬

Pseudomonas aeruginosa

SMB95-2031¥59,400

マイクロザルト キャリブレーション試薬

Kocuria rhizophila

SMB95-2032¥59,400

マイクロザルト キャリブレーション試薬

Clostridium sporogenes

SMB95-2033¥59,400

マイクロザルト キャリブレーション試薬

Bacteroides vulgatus

SMB95-2034¥59,400

マイクロザルト キャリブレーション試薬

Staphylococcus aureus

SMB95-2035¥59,400195微生物品質管理製品

生菌数試験：バイオザルトシリーズ

2022年6月価格改定版

滅菌済プラスチック製ファネル
製品番号案内容量

100 mL

250 mL

製品番号

16A07--10------N

16A07--25------N

価格¥16,900¥22,200¥14,600

適応フィルターベース

168ZA-A0001

滅菌済20個包装×5

滅菌済16個包装×6

個別滅菌包装50個

材質

ポリプロピレン

入数

左：16A07--10------N
右：16A07--25------N

ポリプロピレン

168ZA-A0001

16407--25----ACK
ポリプロピレン

168ZA-B0001

バイオザルト100モニター
特長
■
■
■

■

バイオザルト100モニター

100 mLファネル ＋ フタ ＋ メンブレンフィルターの滅菌済みディスポーサブルモニター
吸引後は培地を加え、ファネル部分を外し、フタをかぶせるだけで培養できます。

通常のニトロセルロース膜に加え、1.3倍ろ過スピードの早いハイフロー仕様もライン

ナップ

用途やコストに応じた滅菌包装形態

仕様

メンブレン
材質

ニトロセルロース

格子間隔

3.1 x 3.1 mm

有効ろ過面積14.5 cm2

直径（φ）

製品番号案内孔径（µm）

個別滅菌包装白地・黒格子0.2

0.45

緑地・濃緑格子

0.45

適応 pH

pH 4～8価格

16401-47-07--ACK

48個¥27,900

16401-47-06--ACK

16403-47-06--ACK

16402-47-06--ACK

48個¥27,900

48個¥27,90048個

孔径（µm）

0.45

16401-47-06-V--K

0.45HF

16401-47-H6-V--K

0.45

16403-47-06-V--K

0.8

16403-47-04-V--K

48個
48個

白地・黒格子

0.2

0.45

48個
48個

¥21,200¥21,200¥21,200

パッド

セルロース

アウトレット

φ9.5 mm（アダプターサイズ）

プラグ・アダプター材質
容量

製品番号

16401-47-07----K

価格

48個

¥25,700

48個¥25,700

16402-47-06----K

48個¥25,700

16404-47-06----K

48個¥25,700

16417

1個¥2,00016403-47-06----K

アクセサリー

入数¥25,700

16401-47-H6----K

16403-47-04----K

メンブレンリフター

吸引ろ過のみ¥25,700

0.45

0.45

100 mL（10 mL刻み目盛）

48個

16401-47-06----K

0.8

白無地（RC膜）

ポリエチレン

48個

灰地・白格子（湿潤で黒地）

緑地・濃緑格子¥21,200

ポリスチレン

滅菌済みトレイ包装（12個/トレイ、4トレイ/箱）

0.45 HF¥27,900

ハウジング材質

使用方法

0.45

灰地・白格子（湿潤で黒地）

196

0.2、0.45、0.8 µm

入数

滅菌済シュリンク箱包装
白地・黒格子孔径

製品番号

灰地・白格子（湿潤で黒地）

0.45

47 mm

ファネル

48個

¥25,700

微生物品質管理製品

バイオザルト100専用培地

生菌数試験：バイオザルトシリーズ

2022年6月価格改定版

特長
■
■
■
■

製品番号案内

1回使いきり（2.5 mL）の滅菌済培地

プラスチックアンプル包装なので簡単に開封可能
簡便でコンタミも防げます。

検出菌に合わせて15種類の培地を用意

用途

培地種別

総生菌数

R2A

16400-02----RA-K

TGE

16400-02----TC-K

TTC

16400-02----TZ-K

Caso

製品番号

16400-02----CA-K

m-Endo16400-02----EN-K

大腸菌・大腸菌群

タジトール

16400-02----TT-K

m-FC

16400-02----MF-K

腸球菌

KFストレプト

16400-02----KF-K

発酵微生物
酵母・真菌
緑膿菌

耐酸性菌

WL-Differential

16400-02----WL-K

WL-Nutrient

16400-02----WN-K

Wort

16400-02----WZ-K

サブロー

16400-02----SB-K

m-Green

16400-02----GS-K

セトリミド

16400-02----CE-K

オレンジセーラム

16400-02----OS-K

適応

トリプトソイ培地、SCD培地

入数価格

水道水など貧栄養価下の生育菌に有用

トリプトン・グルコース・肉エキス培地

トリフェニルテトラゾリウム塩化物培地
大腸菌・大腸菌群
大腸菌・大腸菌群

大腸菌および糞便由来大腸菌群

糞便由来腸球菌の検出･計数、
アジ化ナトリウム加発酵工程の微生物検出・計数

2.5 mL x 50本¥16,200

発酵・醸造微生物叢の検出・計数

一般的な酵母・真菌の検出・同定
一般的な酵母・真菌の検出・同定

マラカイトグリーンおよびクロラムフェニコールによる酵母・真菌選択培地
セトリミドによる緑膿菌選択培地

柑橘系飲料などの耐酸性菌の分離・計数

197

微生物品質管理製品

ステンレス製マニフォルド

マイクロザルト・ステンレス製マニフォルド
生菌数試験用 吸引ろ過システム

特長
■
■
■

■

本体は高品質のSUS製（316L）で、用途に応じてさまざまなろ過ユニットを使用可能
超低プロファイル設計で、クリーンベンチ内での作業に最適

二次コンタミネーションの防止に理想的なベンチレーション機能を備えながら、簡単な操作の2方バルブ

連結が可能で、将来的なアップグレードにも対応

クイックコネクションによる連結例

ワンタッチで簡単に増設することができま
オートクレーブ処理の難し
す（2連を除く）。
かった6連マニフォルドでも3連×2にする
ことで容易にオートクレーブできます。

仕様

寸法 (L x W x H mm)
アウトレット
推奨接続用ホース
材質
滅菌

吸引圧

198

シリコン製滑り止め

シリコン製の小さなすべり止めですが、クリーンベンチ内での移動を最小限にとどめ、操作性が格段に向上します。

1連：176 x 120 x 98、2連：246 x 130 x 118
3連：474 x 120 x 98、6連：924 x 120 x 98
1/3/6連：クイックコネクション
2連：e.jetポンプ専用クイックコネクション

吸引側：内径7 mm、外径15 mm（肉厚4 mm）
廃液側：内径7 mm、外径11 mm（肉厚2 mm）

本体：SUS316L、フリット：SUS890L
キャップ：SUS316Ti、ファネル：SUS304
O-リング：フッ素ゴム、3方バルブ：モネル

オートクレーブ：134℃以下、0.5時間以下
感熱：150℃以下、2.5時間以下

1,000 mbar以下

微生物品質管理製品

製品番号案内ステンレス製マニフォルド

2022年6月価格改定版

品名

製品番号

価格

1 branch Microsart Manifold for Microsart Funnels and Microsart@filter

168M1-MS¥194,000

2 branch Microsart Manifold for Microsart Funnels and Microsart@filter

168M2-MS¥298,700

3 branch Microsart Manifold for Microsart Funnels and Microsart@filter

168M3-MS¥359,700

6 branch Microsart Manifold for Microsart Funnels and Microsart@filter

168M6-MS¥552,600

1 branch Microsart Manifold for Biosart 100 Monitors

168M1-BS100¥196,200

2 branch Microsart Manifold for Biosart 100 Monitors

168M2-BS100¥305,200

3 branch Microsart Manifold for Biosart 100 Monitors

168M3-BS100¥368,400

6 branch Microsart Manifold for Biosart 100 Monitors

168M6-BS100¥563,500

1 branch Microsart Manifold for Biosart 250 Funnels

168M1-BS250¥190,800

3 branch Microsart Manifold for Biosart 250 Funnels

168M3-BS250¥359,700

6 branch Microsart Manifold for Biosart 250 Funnels

168M6-BS250¥561,400

1 branch Microsart Manifold with 100 ml Stainless Steel Funnel

168M1-SS100¥207,100

3 branch Microsart Manifold with 100 ml Stainless Steel Funnel

168M3-SS100¥419,700

6 branch Microsart Manifold with 100 ml Stainless Steel Funnel

168M6-SS100¥353,200

1 branch Microsart Manifold with 500 ml Stainless Steel Funnel

168M1-SS500¥214,700

3 branch Microsart Manifold with 500 ml Stainless Steel Funnel

168M3-SS500¥439,300

6 branch Microsart Manifold with 500 ml Stainless Steel Funnel

168M6-SS500¥706,300

＠フィルター&マイクロザルトファネル用バンドル

バイオザルト100モニター用バンドル

バイオザルト250用バンドル

ステンレス製ファネル付きバンドル

アクセサリー類
品名

製品番号

価格

Base support for Microsart products and Biosart Monitors, incl. venting

168ZA-A0001¥26,600

Frit 40 mm, for Microsart single base, stainless steel, pack size 1

1ZU---0001¥7,200Base support for 47/50mm Filters, Biosart 250 and Stainless Steel Funnels

168ZA-B0001¥20,100

Frit for 50mm ﬁlters, stainless steel, 1 piece

6980102¥15,900

Silicone Flat gasket under the Sinter frit 6980102

6980124¥1,400Adapter for using the Biosart 100 Monitors on Sartorius Manifolds, PP

16424¥2,200Quick Connection Coupling for Microsart 2 place Manifold

1EAS--0022¥4,300Adapter for the polycarbonate ﬁlter holder, 16511

168ZA-D0001¥6,300Blind coupling for Microsart Manifold

168SP-A0001¥13,600

Double Coupling Connection Manifolds

168ZA-C0001¥22,200

Minisart® SRP25 venting ﬁlters for the Microsart Manifold

S7575------FXOSK¥35,500

Quick Connection for Silicone tubing, 1 pc, PSU

168SP-B0001¥1,200Vacuum silicone tubing with Quick Connection, 20 cm

1ZA---0006¥5,000Vacuum silicone tubing with Quick Connection, 1 m

1ZAS--0016¥6,300Microsart e.jet Pump

166MP-4¥201,700¥2,100Silicone tubing, pressure sided, length 1 m

1ZAS--0007

Silicone tubing, pressure sided, length 2 m

1ZAS--0019¥4,100Silicone tubing, pressure sided, length 10 m

1ZAS--0020¥20,600

Adaptor for PC/Glass ﬁlter holder

168ZA-D0001¥6,300Adaptor for 30 mL glass ﬁlter holder

16836¥15,000

Adaptor for 250 mL glass ﬁlter holder

16837¥15,000199

微生物品質管理製品

吸引ろ過用フィルターホルダー

2022年6月価格改定版

ポリカーボネート製フィルターホルダー
特長
■
■
■

6980226

透明なハウジングでろ過状態を目視可能

6980235

吸引・加圧両用で広い用途に適応

250 mLレシーバーフラスコ付（16510）とフィ

6980229

ルターホルダーのみ（16511）の２種類を用意

6980228※ 16511 は吸引マニフォルドに接続して使用■

オートクレーブ可能

6980233※ 若干変色することがあります。

16514E（エアベント用）

6980235

6980228

除粒子 / 生菌数試験

6980232

6980234

6980236

バッファーや試薬、血清、培地のろ過滅菌 /169801106980230

用途

16510

69802276980225※ 16514E に平膜は入っていません（タイプ 118 推奨）。

69802296981090仕様・価格2

適応膜径（φ）
製品番号

3

容量

47 mm
16510

ファネル
フラスコ

ろ過面積

ポリカーボネート

フラスコ

フィルターサポート

O-リング

200 mL以下

φ13 mmフィルターホルダー 1

チューブ接続ニップル
シリコン栓 2ポリカーボネート栓 3

交換部品
O-リング
ファネル
ロート

上部キャップ
上ブタ

フラスコ

シリコン栓
ポリカ栓

フィルターサポート
ベース

チューブ接続ニップル

φ13 mmフィルターホルダー¥17,100¥11,600

1個

なし

1個

ファネル
フラスコ

200

ポリプロピレンシリコン

オートクレーブ（121℃以下）

適応液量

包装内容

ポリカーボネート

12.5 cm2

滅菌

価格（1個）

なし

250 mL

ファネル
材質

16511

250 mL

2個
2個4個（加圧用）10個（吸引用）サイズ

材質

φ80 x 3 mm

SI

φ40 x 5 mm

φ14 x 2 mm

SI
SI

PC
PC
PC
PC
PC
SI
PC
PP
PC
PC
PC

SI；シリコン PC；ポリカーボネート PP；ポリプロピレン
入数

製品番号

価格

1個

6980110¥1,4003個

6980229¥1,8006980235¥2,3006980230¥3,5006980226¥1,5006980227¥1,4006980228¥2,3006981090¥4,4006980236¥3,3006980225¥1,8006980232¥1,8006980233¥3,3006980234¥1,00016514----------E¥9,600

2個
1個
1個
1個
1個
1個

10個
10個
2個
1個
1個

12個

微生物品質管理製品

ステンレス製フィルターホルダー

吸引ろ過用フィルターホルダー

2022年6月価格改定版

特長
■
■
■

3種の容量（40 mL、100 mL、500 mL）
生菌数試験、粒子試験などに

ファネルの着脱が容易なクランプ仕様

ステンレス製フィルターホルダー

ファネル容量滅菌

40 mL、100 mL、500 mL

オートクレーブ（134℃以下）、乾熱滅菌（180℃以下）、火炎滅菌
シール、ガスケット：シリコン

材質

ファネル、フタ、ベース：SUS

適合フィルター

φ50 mm〈φ47 mm膜を使用する場合は47 mmフリット（6980103）をご使用ください〉

ろ過面積12.5 cm2

製品番号案内品名

ステンレス製フィルターホルダー、100 mL

ステンレス製フィルターホルダー、500 mL

製品番号

価格

16219

¥102,000

16201¥105,200

使用例

ガラス製フィルターホルダー
特長

■
■
■

2種の容量（30 mL、250 mL）

オートクレーブ（134℃以下）、乾熱滅菌（180℃以下）可能
捕捉粒子の均一な分散を可能にするガラス製フリット仕様

ファネル容量250 mL

滅菌

30 mL、250 mL

オートクレーブ（134℃以下）、乾熱滅菌（180℃以下）

材質

ファンネル、ベース：耐熱ガラス フリット：焼結ガラス
O-リング：シリコン クランプ：アルミニウム

適合フィルター

30 mLファネル：φ25 mm 250 mLファネル：φ47 mm、φ50 mm

ろ過面積30 mLファネル：3.0 cm2

製品番号案内品名

ガラス製フィルターホルダー、30 mL

30 mL

ガラス製フィルターホルダー、250 mL

250 mLファネル：12.5 cm2

製品番号

価格

16306

¥26,800

16307¥34,700201

微生物品質管理製品

吸引ろ過用ポンプ・アクセサリー

2022年6月価格改定版

マイクロザルト e.jetポンプ 加圧吸引両用ポンプ
特長
■
■
■
■

チューブは付属しません。

トラップフラスコ（廃液ビン）不要

ダイアフラム式ポンプなので液体と気体を同時に吸引可能
電源スイッチを入れてすぐに使用可能

1.4 kgの軽量設計

仕様

寸法（W x D x H）

120 x 170 x 190 mm

最大流量

4.0 L/min

重量

最大吸引圧
最大加圧

動作環境温度
試料

適応液温
適応粘度

製品番号案内

1,425 g0.04 MPa
0.1 MPa

5～40℃

5～80℃
<150 cSt

品名

製品番号

廃液側シリコンチューブ（1 m、肉厚2 mm）

166MP-4¥201,700

1ZAS--0007¥2,100マイクロザルト e.jetポンプ＊1

廃液側シリコンチューブ（2 m、肉厚2 mm）

廃液側シリコンチューブ（10 m、肉厚2 mm）

吸引側シリコンチューブ（20 cm、肉厚4 mm）＊2
吸引側シリコンチューブ（1 m、肉厚4 mm）＊2

クイックコネクター（1個）
電源＊3

価格

1ZAS--0019¥4,100

1ZAS--0020¥20,600

1ZA---0006¥5,000

1ZAS--0016¥6,300168SP-B0001¥1,200

1EE---0012¥35,900＊1 クイックコネクター2個付 ＊2 クイックコネクター1個付 ＊3 本体に1個付属

3つ口トラップフラスコ ウルフ瓶
特長■■

マニフォルドや吸引ビンと真空ポンプの間に挿入し、ポンプを液体の混入から保護します。
中央のガラスコックを使用することで吸引圧を調整することができます。

製品番号案内
品名

製品番号

価格

ウルフ瓶

16610

¥20,600

イン側ガラス管（長）本体

3つ口トラップフラスコ

202

交換部品

6980000----33¥2,500

アウト側ガラス管（短）6980000----34¥2,500GL18キャップ（ガスケット入り） ※ 6980000-33、-34用

6980000----35¥1,800GL25キャップ（ガスケット入り） ※ 6980000-37用

6980000----36¥1,800

ガラス製2方コック

6980000----37¥5,100微生物品質管理製品

エアサンプラー：MD8 シリーズ

エアサンプラー：MD8 シリーズ
仕様

寸法（W x D x H）

MD8 エアスキャンコントロールユニット
102 x 282 x 107 mm

重量

1.4 kg

吸引速度

n/a

電源

吸引量

標準付属品

MD8 エアスキャンサンプリングヘッド〈バヨネットモデル〉112 x 128 x 137 mm〈サニタリーフランジモデル〉112 x 128 x 154 mm

2.6 kg

ACアダプター100-240 V（±10）、50-60 Hz

コントロールユニットから供給

n/a

0.01-9.99 m（連続吸引可能）
3

3 ｍ接続ケーブル＊ 出荷時の搭載ソフトウェアによります。詳しくはお問い合わせください。

MD8 エアスキャン

1.8-7.0 m /h
3

なし

■
■
■

135 x 300 x 165 mm
2.5 kgNi-MH充電池 連続運転：約4-8 hr
ゼラチン膜：30、40、50 L/min＊

25、50、100、250、500、750、1,000 L

充電器

ゼラチンフィルターとの組み合わせで最高の捕捉率

8時間以上の連続サンプリング可能

アイソレータへの接続に最適なサニタリーフランジモデルもご選択いただけます。
旧型MD8の置き換えにはバヨネットモデルをご選択ください。

製品番号案内※ 写真はサニタリーフランジモデル

エアポート MD8特長■

MD8 エアスキャン

2022年6月価格改定版

品名

製品番号

コントロールユニット

16746-01--COM¥844,000

サンプリングヘッド（サニタリーフランジモデル）

16746-01--SHB¥891,500

16746-01--SHT¥891,500

新型 MD8 エアスキャン

サンプリングヘッド（バヨネットモデル）
接続ケーブル（30 m）
接続ケーブル（3 m）

バヨネットパッケージ＊1

サニタリーフランジパッケージ＊2

SS製サニタリーフランジ・フィルターアダプター

タイプ175用 アルミ製フィルターアダプター（1個）＊3

プリンター

プリンター接続ケーブル

サニタリーフランジ用クランプ

サニタリーフランジ用ガスケット（1.5S、2個入）価格

16746-01--EXC¥92,300

69898530A¥82,300

16746SHBCOM¥1,740,800

16746SHTCOM¥1,846,300

J1-MD8BASE¥76,000

17801¥24,800

YDP30¥132,000

YCC01-0041M3¥31,700

SB-18-00-0194¥4,3007EDSCV0003¥18,400＊ 1 バヨネットパッケージ内容：コントロールユニット・バヨネット接続ヘッド・3 mケーブル・アルミフィルターホルダー＊ 2 サニタリーフランジパッケージ内容：コントロールユニット・サニタリー接続ヘッド・3 mケーブル・ステンレス製サニタリー⇔フィル
ターホルダーアダプター・アルミフィルターホルダー＊ 3 ディスポーザブルゼラチンフィルター用

エアポート MD8

特長■■

持ち運びが容易な充電式ポータブル エアサンプラー

Ni-MH充電池を採用※ 4 .5 hrでフル充電可能

製品番号案内
使用例

品名

製品番号

タイプ175用 アルミ製フィルターアダプター（1個）＊1

16757¥844,000

17801¥24,800

17655¥84,400

エアポート MD8

平膜用アルミ製フィルターホルダー（1個）＊2

エアポート MD8用電源＊3＊ 1 ディスポーザブルゼラチンフィルター用YEPS02-24V0＊ 2 80 mm平膜ゼラチンフィルター用価格¥48,000＊ 3 本体に標準装備

203

微生物品質管理製品

エアサンプラー：MD8 シリーズ／無菌試験：ステリザルトシリーズ

ゼラチンフィルター

特長■■

直接法・間接法 どちらにも対応可能

サイズを問わず、微生物・ウイルスを非常に高い効率で捕集します。

仕様
タイプ1752022年6月価格改定版

製品番号

直径（mm）

孔径（µm）

価格¥24,300

350¥ 4 1,10 0

47

3

100

¥62,800

47

3

50¥36,800

25

3

50¥19,500

17528--80----ACD
17528--80----BZD

80

312602--80----ALK80

タイプ126：平膜のみ＊212602--47----ALN
12602--47----ALK12602--25----ALK＊1 個別滅菌包装 ＊2 5枚／パッケージ

入数

10（単包装）

タイプ175：
ディスポーザブルホルダー付＊180

310（3重包装）¥25,300※ 使用期限：製造より5年間

ステリザルトユニバーサルポンプ
特長
■
■
■
■

■

ステリザルトユニバーサルポンプ
16420：高機能ユニット

吸排気口がなく、粉塵拡散のリスクを低減

コンパクトなエルゴノミクスデザイン
凹凸が少なく、清掃性の高い筐体■

頑丈なメンテナンスフリー設計

基本バージョンと、ディスプレイと各種ソフトウェアを搭載した高機能バージョンの2機種を用意

アイソレーターへの組み込みも可能です（要オプション）。

仕様

ポンプ流速

70 - 650 mL/min

消費電力

100 W

電源

ポンプ寸法（W x D x H）

重量

100 - 240 V（50 - 60 Hz）
336 x 260 x 210 mm（本体寸法・レバー込） 440 x 365 x 485 mm（アクセサリー込）：約13.5 kg
基本ユニット（16419）高機能ユニット（16420）：約14.6 kg

材質

ベースプレート、
レバー、ローター

SUS 316L

ディスプレイガラス

接続コントロールユニット

つや消しクロム

ハウジング、接続ポート、
ハウジング側コントロールユニット、
スタンド、ボトルホルダー
接続ケーブル

PVC

コネクターグロメット

使用例

16419：基本ユニット

PET

シール、ガスケット類

シリコン

品名

製品番号

ステリザルトユニバーサルポンプ高機能ユニット

16419¥1,865,300

16420¥2,134,700

ステリザルトユニバーサルポンプ基本ユニット

ドレーン用シリコンチューブ（内径12 mm：1 m）
ドレーンコンテナ

ホルダープレート（標準付属品）
ホルダープレート（他社用）

リアパネルカバー

フットスイッチ

アンプルカッター

204

TPE

ドレインコンテナ、
レバースリーブ

製品番号案内SUS 316

価格

1ZA---0002¥ 9 ,1 0 0

1ZG---0028¥95,1 0 0

1ZG---0023¥26,400

1ZG---0024¥26,400

1ZDS--0001¥40,200

1ZE---0033¥ 3 1 , 70 0

1ZW---0002¥100,400

微生物品質管理製品

ステリザルトNF

無菌試験：ステリザルトシリーズ

2022年6月価格改定版

特長■

再生セルロース膜を採用■

容易な取扱い■ステリザルトNF■■

微生物の高い回収率／低吸着性／高い物理的強度

色分けされたチューブクランプ／見やすい目盛／

さまざまな容器に対応する豊富なアダプター
高い安全性

アイソレータ除染ガス不透過性の特別パッケージもご用意

ガス残存による偽陰性を防止します。

2種の基本仕様

GBD：アイソレータ内での使用に最適なγ線滅菌バージョン

GSD：無菌サンプリングが可能なセプタム付バージョン（γ線滅菌）

CA膜（セルロースアセテート）採用の新モデルが登場しました。高粘度の液体や不溶性

微粒子の多いサンプルに最適です。

製品一覧・価格

製品番号16466--------GBD¥42,000

価格

10

入数

試料タイプ

16466--------GSD¥44,200

10

密閉型ガラスビン

16467 --------GBD¥42,000

1016467 --------GSD¥44,200

1016468--------GBD¥42,000

1016469--------GBD¥45,800

1016469--------GSD¥46,900

10

SVPs

ガラスアンプルLL接続式プラスチック容器

プレフィルドシリンジ用

16475--------GBD¥45,800

1016475--------GSD¥46,900

10

可溶性粉末

SVPs

16476--------GBD¥45,800

1016476--------GSD¥46,900

1016477 --------GBD¥ 43 ,1 0 0

1016478--------GBD¥45,800

10

16466-----CA-GSD＊¥43,000

1016467-----CA-GSD＊¥43,000

10＊ CA膜採用製品

アクセサリー
製品番号16470--------GBD¥25,300

価格

入数

ミニザルト16596--------HNK¥18,300

50

10

密閉型ガラスビン

LVPs, SVPs

BFS容器

密閉プラスチック容器（ノンコアリング針）

LL接続式プラスチック容器
LVPs 密閉型ガラスビン

LVPs SVPs ガラスバイアル

用途

難溶性粉末の溶解

無菌ベンチレーション※ 他社ポンプでステリザルト NFを使用するためのアダプターの用意がございます。詳しくはお問い合わせください。

205

206

サービス 製品／サービスメニュー

サービス

JCSS校正サービス

208 JCSS校正サービス［分銅およびおもり、天びん・はかり］
USP対応テスト

210 各薬局方への対応｜ USP・EP対応テスト

バリデーションサポート／セミナー

2 1 1 バリデーションサポート／セミナー
SAS定期点検サービス

212 SAS定期点検サービス［メンテナンスサポート］

ラボ用純水・超純水製造システム

2 1 4 純水／超純水製造装置

ピペット校正サービス／ピペット点検サービス

216 ピペット校正サービス［メーカーを問わず対応可能］
217 ピペット点検サービス［メーカーを問わず対応可能］

微生物品質管理製品購入時バリデーション／定期点検

218 微生物品質管理製品

修理サービス219 修理サービス

207

サービス JCSS校正サービス

JCSS校正サービス［分銅およびおもり、天びん・はかり］

各規制に適応するためのトレーサビリティ確保が必要なお客さまへ
JCSS校正の普及とその理由

JCSS校正サービスは、ISO/IEC17025 MRA対応の質量校正サービスです。

製薬・製剤メーカーをはじめ、電気（火力・原子力発電など）、水道、ガスなどのライフラ

弊社校正室は、登録基準としてJIS Q 17025（ISO/IEC 17025）を用い、登録スキームをISO/IEC17011にしたがって運営されている計量法校正事業者登録制
度（JCSS）の下で登録（認定）されています。JCSSを運営している認定機関（IA Japan）は、アジア太平洋
認定協力機構（APAC）および国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。弊社校正室は、国際MRA対応JCSS登録（認定）事業者です。
0089は、弊社校正室の登録（認定）番号です。

イン関係、環境管理、建材試験や自動車産業に至るまで幅広い分野においてJCSS校正は、もはや必須といっても過言ではない状況です。

これは、JCSS校正証明書が国家標準へのトレーサビリティを確実にすることや計測の不確かさが明確になることによって、計測器による測定値の信頼性が確保できるという多くの利点を産業界の幅広い分野においてご理解いただけた結果と考えています。

JCSS校正の優位性■■■

JCSS校正証明書は、ISOの各シリーズをはじめ、GLP・GMPなどのあらゆるQMSの要求事項に対応可能です。

JCSS校正をご利用いただくことにより、よりハイレベルな品質保証・品質管理体制を構築できます。

メーカーは問いません。
1 mg ～ 1 kg の範囲を校正可能な全自動分銅校正用ロボット
システム

JCSS分銅校正
JCSS 分銅校正内容
校正方法

等量比較法

種類

ABBA測定公称値

校正場所※ OIML R 111分銅（JIS B 7609整合）に準拠した校正手順です。

校正精度

OIML R 111分銅クラスのE2クラス（一部E2以上）
発行書類

料金

ラボ校正

現地校正

分銅およびおもり分銅

0.1 mg～20 kg

JCSS校正室（新宿区市谷）
JCSS校正室

10 kg～20 kg（クラスM1以下のみ）
現地（お客さまご使用場所）

別途お問い合わせください。

各営業所 SASサービス「JCSS校正」専用申込書はWebからダウンロードできます。

「ザルトリウス 資料 一覧」で検索ください。

JCSSロゴ付き校正証明書※ トレーサビリティ体系図はJCSS校正証明書があれば不要です。
必要な場合はWebからご自由にダウンロードできます。

分銅校正ご依頼の流れ（定期校正）
1 お見積・ご注文・JCSS校正申込書のご記入

JCSS校正室（新宿区市谷）

Speedy2 分銅およびおもりの送付

弊社物流倉庫（東京都品川区八潮）※ 送付先詳細は弊社Webサイトに記載

Accuracy

3 校正作業・JCSS校正証明書発送

JCSS校正室（新宿区市谷）

Reasonable

適正価格でご奉仕いたします。

4 分銅およびおもりの返却証明書を同梱して返却いたします

Traceability

明確なトレーサビリティを提供します。

208

ロボット導入したことにより最速の校正サービスを目指します。

校正測定能力に自信があります。

サービス JCSS校正サービス

2022年6月価格改定版

質量校正サービス料金表
0.1 mg～0.5 mg

クラスS

クラスE

クラスF1

クラスF2

クラスM1以下¥22,000¥12,500¥10,500¥7,000¥5,000―¥22,000

1 mg～5 g―――

10 g～200 g¥28,000¥15,500¥13,500¥9,000¥7,0002 kg～10 kg¥42,000¥22,500¥20,500¥16,000¥10,000¥52,000¥27,500¥25,000¥20,000¥13,000¥72,000¥37,500¥35,000¥28,000¥17,000

500 g～1 kg

20 kg

英文校正証明書

上記料金＋¥11,000※ TOTAL金額が30,000円未満の場合、別途送料をいただいております（出荷時校正のみ）。
※ クラスSは当校正室の校正測定能力での校正となります（OIML精度等級E1、E2分銅対象）。
※ OIML分銅の最大許容誤差と弊社JCSS校正クラス毎の不確かさはWebに掲載しております。

JCSSはかり校正

グローバルスタンダードとして各国で受け入れられているはかり校正のガイドラ

信頼性の高いザルトリウスの天びん・はかり校正サービス■■■

測定結果は信頼できる確かな値でしょうか。

各規制要求に対応したはかりのトレーサビリティ確保に最適。

メーカーは問いません。

イン「EURAMET cg-18に準拠したJCSSはかり校正サービス」を開始しました。
証明書番号 SXXXXXX

証明書番号 SXXXXXX

校正証明書の参考資料 | 最小正味重量値の証明書（JCSS認定範囲外）

校正証明書の参考資料 | 適合性証明書（JCSS認定範囲外）

適合性証明書最小正味重量値の証明書
型式

校正証明書
Calibration certificate
証明書番号
Certificate No.
項目
Object質量 電子式非自動はかり
Electronic weighing instrument

製造者名
Manufacturer

Sartorius

型式
Type

MCE225S-2S01-U

器物番号 | 管理番号
Serial | QM Ident. no.
顧客名Customer

12345678 | ---ザルトリウス・ジャパン株式会社

新宿区市谷砂土原町1-2-34 KSKビルB1階
162-0862 東京都
注文番号
Order no.

証明書Sample

証明書のページ数
Number of pages

6 （JCSS認定範囲外を含む場合がある）

校正実施年月日
Date of calibration

2021年12月06日
06 Dec 2021

MCE225S-2S01-U

この証明書は計量法第144条1項に基 づくものであり、特定標準器（国家標準） にトレーサブルな標準器により校正した結 果を示すものです。認定シンボル
は、校 正した結果の国家標準へのトレーサビリ ティの証拠です。発行機関の書面による 承認なしにこの証明書の一部分のみを 複製して用いることは禁じられております。 この証明書を発行した当校正室は、JIS
Q 17025(ISO/IEC17025：2017) に適合しています。 この証明書は、ILAC(国際試験所認定 協力機構)及びAPAC(アジア太平洋認 定協力機構)のMRA(相互承認)に加 盟しているIAJapanに認定された校正 機関によって発行されています。 この校正結果はILAC/APACのMRAを 通じて、国際的に受入れ可能です。
This certificate is based on article 144 of the
Measurement Law and indicates the Result of
calibration in accordance with measurement
standards traceable to Primary Measurement
Standards (National Standards) which
realizes the physical units of measurement
according to the international system of units(SI). The accreditation symbol is attestationof which the result of calibration is traceable
to primary Measurement standards (national
standards). The certificate shall not be
reproduced except in full, without the priorwritten approval of the issuing laboratory. The
calibration laboratory who issued thiscalibration certificate conforms to ISO/IEC
17025:2017.This calibration certificate wasissued by the calibration laboratory
accredited by IAJapan who is a signatory to
the Mutual Recognition Arrangement (MRA) of
International laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC) and Asia PacificAccreditation Cooperation (APAC). These
calibration results may be acceptedinternationally through ILAC/APAC MRA.

1.繰
繰 返 し 測 定 に お け る 標 準 偏 差 (s)

安全係数
2

3

5

10

東京都新宿区市谷砂土原町一丁目2番地34
KSKビル B1階
ザルトリウス・ジャパン株式会社
ラボプロダクツアンドサービシーズ
技術部 JCSS校正室

JCSSはかり校正内容
発行書類
■
■

2021年12月06日
06 Dec 2021

校正範囲

JCSSロゴ付き校正証明書

種類

添付資料はかり校正データシート※ トレーサビリティ体系図はJCSS校正証明書があれば不要です。
必要な場合はWebからご自由にダウンロードできます。
※ EURAMET cg-18準拠のJCSS校正証明書は従来の校正証明書とは内容が異なります。サンプル、お問い合わせ等別途承ります。

校正場所
料金

校正証明書発行責任者
The issuing authority

校正実施者
Person in charge

松渕 広一 / Hiroichi Matsubuchi

五味 淳 Jun Gomi

Sartorius Japan K.K.
Lab Products & Services JCSS Calibration Service
B1F., KSK Bldg.
2-34, Ichigaya Sadohara-cho1-chome Shinjuku-ku,
Tokyo, 162-0842 Japan

Verical®
Version 6.2

顧客の仕様に準拠するための適合性評価

0.1 %

0.04101 g

0.08229 g

0.12383 g

0.20773 g

0.42235 g

校正結果

顧客の要求仕様

0.2 %0.02047 g

0.04101 g

0.06162 g

0.10302 g

0.20773 g

0.000020 g

0.000040 g

0.5 %0.00818 g

1.0 %0.00409 g

0.01637 g

0.02457 g

0.00818 g

0.01228 g

0.04101 g

0.08229 g

0.02047 g

0.00204 g

0.00409 g

0.00613 g

0.01023 g

0.02047 g

0.00082 g

0.00164 g

0.00245 g

0.00409 g

0.00818 g

0.00041 g

0.00082 g

0.00123 g

0.00204 g

0.00409 g

プロセス精度の推奨値
ラボ
インダストリー

---0.04101 g

2.0 %
5.0 %
10.0 %

コメント
複目量はかりの場合、各範囲の最小値は個別に記載されます。 多目量はかりの場合、最高の分解能を持つレンジについてのみ記載されています。

12345678

シリアル番号(器物番号)

適合性証明書は、上記の計測器（はかり）が顧客の要件を満たしていることを証明します。

要求されたプロセス精度

顧客の要求仕様への適合性
適合

---

---

---

---

---

---

---

---

校正結果

顧客の要求仕様

顧客の要求仕様への適合性

0.00003 g

0.00008 g

適合

2. 偏 置 荷 重 測 定 に お け る 最 大 誤 差 (|Δl ecc| max)

3. ひ ょ う 量 付 近 で の 調 整 誤 差/正正 確 さ （ 非 直 線 性 ） で の 表 示 値 の 最 大 誤 差 (E)

安全係数の推奨値
0.1 % から0.5 %まで
0.5 % から5.0 %まで

校正結果

1から3
5から10

ラボ
インダストリー顧客の要求仕様

0.00002 g

測定における相対拡張不確かさとプロセス精度に基づく最小正味重量のダイアグラム（例を含む）

顧客の要求仕様への適合性

0.00010 g

適合

顧客のプロセス要件に関する適合性評価
使用中の測定の不確かさに関するものです。

安全係数
10

A) 特 定 の 正 味 重 量 に 対 し て 使 用 中 の 測 定 の 不 確 か さ

5
3

Net表
表示
顧客の仕様

2
1

安全係数
顧客の仕様

測定の不確かさ顧客の仕様

測定の不確かさSF

顧客の要求仕様への適合性

Ugl, req (W)Ug l (R) x SF

30.00015 g

0.00012 g

適合

相対的なプロセス精度
顧客の仕様

安全係数
顧客の仕様

最小正味
重量値
顧客の仕様

最小正味
重量値

顧客の要求仕様への適合性

Rrel, req

SF

Rmin, req

Rmin, SF1%

30.10000 g

0.01228 g

R
0.10000 g

B) 最 小 正 味 重 量 値 と 安 全 な 計 量 範 囲

適合

備考
顧客要求の次回校正予定

ユーザーは、適切な周期ではかりを再校正する必要があります。
The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.
発行年月日
Date

MCE225S-2S01-U

型式表で計算された値は、様々な安全係数（SF）とプロセス精度（p）を満足する為の最小値を示しており、 測定の不確かさが必要なプロセス精度（p）の1 / 1、1 / 3、1 / 5、および1/10以下になる最小値の正味重量を示しています。
1

SXXXXXX

12345678

シリアル番号(器物番号)

再校正
顧客の要求により、このはかりは 2022年12月末までに再校正しなければならない。

ページ
Page

1|6

東京都新宿区市谷砂土原町一丁目2番地34
KSKビル B1階
ザルトリウス・ジャパン株式会社
ラボプロダクツアンドサービシーズ
技術部 JCSS校正室

出荷時校正Sartorius Japan K.K.
Lab Products & Services JCSS Calibration Service
B1F., KSK Bldg.
2-34, Ichigaya Sadohara-cho1-chome Shinjuku-ku,
Tokyo, 162-0842 Japan

Verical®
Version 6.2

ページ
Page

5|6

東京都新宿区市谷砂土原町一丁目2番地34
KSKビル B1階
ザルトリウス・ジャパン株式会社
ラボプロダクツアンドサービシーズ
技術部 JCSS校正室

Sartorius Japan K.K.
Lab Products & Services JCSS Calibration Service
B1F., KSK Bldg.
2-34, Ichigaya Sadohara-cho1-chome Shinjuku-ku,
Tokyo, 162-0842 Japan

Verical®
Version 6.2

ページ
Page

6|6

現地校正

～600 kg

電子式非自動はかり

JCSS校正室（新宿区市谷）

現地（お客さまご使用場所）

各営業所 営業部

各営業所 SASサービス

別途お問い合わせください。

「JCSS校正」専用申込書はWebからダウンロードできます。

「ザルトリウス 資料 一覧」で検索ください。

天びん・はかり校正ご依頼の流れ

ラボ校正（出荷時校正）

1 お見積り・ご注文・校正申込書ご記入

各営業所（営業部 各エリア担当）

2 天びん・はかり入荷・出荷前検査

弊社物流倉庫内 QC セクション

3 出荷時校正・JCSS証明書発送

JCSS 校正室（新宿区市谷）

4 天びん・はかり、証明書、請求書発送

代理店

現地校正（据付校正・定期校正）

1 お見積り・ご注文・校正申込書ご記入

各営業所（技術部 SAS エリア担当）

2 現地校正

ご依頼者さまのご使用場所

3

JCSS証明書、請求書発送

各営業所（技術部 SAS エリア担当）

209サービス 各薬局方への対応｜USP・EP対応テスト

USP準拠の試験を行うお客さまへ

2013年12月1日に改定された米国薬局方（USP: the United States Pharmacopeia）では、試料やサンプルを正確に計量する必要のある天びんに対する要求事項が記載されたChapter41が変更されました。
本章では、正確な計量のために、以下の内容が要求されています。
■■

Repeatability（繰返し性の検査）、Accuracy（正確さの検査）において相対誤差が0.10％を満たしていること校正されたOperating Range（使用範囲）で使用すること

また、2014年7月1日の改定で、Repeatability（繰返し性の検査）における要求精度（0.10 ％）への適合を確認する場合、お客さまが要望する最小正味重量値を適用し判定することになりました。

EP準拠の試験を行うお客さまへ

2021年1月より欧州薬局方（EP）Chapter2.1.7にて「分析に使用する天びんに関するガイドライン」が新たな章として施行されました。
本章ではChapter2.1.7では、以下の内容が要求されています。

■■■

天びんの校正：測定値に不確かさが付与され、トレーサビリティの確保が必須

調整前後の校正：天びんの測定性能を大きく変えるメンテナンス作業を行う前に校正を実施することを推奨

Repeatability（繰返し性）の要望する最小正味重量との相対誤差が0.10％、Sensitivity（感度）の相対誤差が0.05%を満たしていること。

さらにUSPとの違いとして、Repeatability（繰返し性）の検査では、最大秤量の5 ％以下、かつ100 mg以上、Accuracy（正確性）で単一のものといった検査に使用する分銅への要求事項も加わりました。

ザルトリウスなら任せて安心です！
ザルトリウスでは、天びんの設置場所にて測定を行い、USP Chapter41やEP Chapter2.1.7の要求を満たしているか判定することが可能です。

さらに、ザルトリウス認定技術者によるJCSS校正やメンテナンスを組み合わせることで、天びんの精度管理や各ガイドラインへの対応は万全です。

また、天びんメーカー、型式を問わず対応可能ですので一元管理が可能となります。

210

サービス バリデーションサポート／セミナー

バリデーションサポート

機器のバリデーションを必要とするお客さまへ

バリデーションの目的「バリデーション」は、製造所の構造設備並びに手順、工程その他の製造管理及び品質管理の方法が期待される結果を与えることを検証し、これを文書とすることによって、目的とする品質に適合する製品を恒常的に製造できるようにすることを目的とする。
（以下省略）（薬食監麻発0830第1号）

バリデーション 3つの目的
1

期待される結果

2

検証

3

文書化

IQ/OQサポート（クオリフィケーションサポート）

弊社では、天びん・はかりの据付時適格性の検証（IQ）や運転時適格性の検証（OQ）のサポートサービスを行っており、お客さまの設置場所にて天びん・はかりを校正し、弊社専用の書式で記録を残すことが可能です。

セミナーをお望みのお客さまへ

天びん・ピペットなど点検や管理に特化したクオリティの高いセミナー

ザルトリウスでは様々なリクエストに合わせてセミナーをご提供しております。

QMSセミナー

弊社開催のQMSセミナーでは、各QMSからの要求事項、日常点検や管理方法などの最新情報をご提供いたします。またお客さま先に出向いて行う、「インハウスセミナー」も対応可能です。ご相談ください。

その他のセミナー

以下のセミナーコンテンツもご用意しております。
■■

天びんの基礎知識セミナー

USP/EP対応セミナー※ ピペットセミナーや無菌試験に関するコンテンツもご用意しております。

セミナーのご要望やご質問については、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。

Japan_QMSseminar@sartorius.com

211サービス SAS定期点検サービス

SAS定期点検サービス［メンテナンスサポート］
電子天びんの調整やメンテナンスが必要なお客さまへ

What is SAS ?

SAS（sartorius advance service）とは、認定技術者が毎年決まった時期にお客さまを訪問し、トレーサビリティの明確な標準器（JCSS校正証明書付き標準分銅）を使用して、天びん・はかりを点検／調整するメンテナンスサービスです。

会員登録していただきますと、事前に点検時期をお知らせいたしますので、計画的に天びんのメンテナンスを実施できます。

お客さまにとって、多くの天びん・はかりの精度管理は煩雑なものですが、SAS定期点検

サービスはそんなお客さまの悩みを解決いたします。

SAS 5つのメリット

Maintenance

全機種、機器管理に重要な調整前デー

タを確認いたします。その後、必要に応じて整備、調整を行い、弊社基準に基づく合否判定を行います。

Network

Reliability

全 国 6ヶ所 のサービス拠 点 から迅 速で点検にはJCSS校正証明書付きの標準分

均一なサービス体制を整えています。

Consultation

点検実施後に天びんの設置環境や使用方法、日常点検などのお悩みに認定技術者が直接お応えいたします。

銅を使用しますので、測定データに信頼性があります。

Efficiency

はかりの種類、メーカーを問わず点検をお引き受けしますので、コスト削減や管理業務の効率化が可能です。

実施台数の推移

各種規制への対応や正しい精度管理のため、ザルトリウスへの点検依頼は年々増加して点検台数の推移

います。1994年のSAS定期点検サービス開始以来、お客さまの大きなご支持をいただき、2010年度には点検実績が40倍（1994年実績比）を超えました。これは、天びんをISOや

GLP/GMPといったQMSからの要求に適合させたい、というお客さまのご要望に、迅速、的確にお応えした結果であると自負しています。今後も計測器の管理は年々高度化、多様化することが予想されていますが、ザルトリウスでは、そういったすべてのお客さまニーズにお応えすべく、サービス内容、納期、価格、すべての向上に取り組んでまいります。

212

1994

2000

2010

2020

サービス SAS定期点検サービス

検査項目

SAS定期点検サービスにおける検査項目は以下の通りです。また、

天びん1台ごとに検査成績書を発行いたします。
■

外観および機能の検査（機器の外観、表示機能、水準器、キャリ

ブレーション機能など）

天びんの外観や各種機能をチェックします。また、簡単なクリー■■

ニングも実施いたします。

設置環境の確認（清掃の状況、設置台、振動、風の影響など）

天びんが設置環境から影響を受けていないかをチェックします。
必要に応じて設置環境へのアドバイスも実施いたします。

① 検査証明書② 検査成績書

③ トレーサビリティ体系図④ 使用分銅のJCSS校正証明書

精度検査（繰返し性、偏置荷重、感度・直線性・スパン検査）

JCSS標準分銅を用いて、各種精度検査を行います。また必要に応じて調整＊も行い、調整前、調整後のデータを記録します。

＊ メーカー、機種によっては、調整できない場合がございます。

発行書類
■
■
■
■

検査証明書
検査成績書

トレーサビリティ体系図

使用分銅のJCSS校正証明書（写し）SAS定期点検サービスの流れ

SAS定期点検会員へのお申し込みは簡単・無料です。天びん管理業務の簡素化、効率化のため、会員登録を是非、ご検討ください。
1 お問い合わせ2 お見積り
3 ご発注
4 点検訪問日のご連絡
5 点検作業実施
6 点検書類の発送

7

SAS定期点検会員へのご登録

1 お問い合わせ弊社代理店、Webサイト、技術サービスセンターや各営業所を通じてお問い合わせが可能です。

（お見積り作成のため、ご住所や点検をご希望される天びん型式、台数をお知らせください。
）

2 お見積り弊社代理店を通じてお見積りを提出いたします。

3 ご発注

弊社代理店までご発注ください。

4 点検訪問日のご連絡

弊社代理店を通じて、日程を調整させていただきます。

5 点検作業実施

お打ち合わせした日時に認定技術者が訪問し、点検作業を行います。

6 点検書類の発送

天びん1台ごとに検査成績書、検査証明書＊、使用分銅の校正証明書複写＊、トレーサビリティ
体系図＊を提出いたします。

＊ 検査証明書をご発注いただいた場合のみ。

7 SAS定期点検会員へのご登録

作業終了後にSAS会員へのご登録を行います（登録料は無料です）。次回からは弊社より定期点検のご案内をさせていただきますので、点検漏れ防止になります。

213サービス ラボ用純水・超純水製造システム

純水／超純水製造装置

トレーサビリティをお求めのお客さまへ
Point!

第十八改正日本薬局方

製薬用水の品質管理〈GZ-2-172〉

JP18では、『製薬用水の品質を恒常的に確保するためには、要求される品質の水が供給されることを適切なバリデーションにより検証するとともに、日常的な水質管理によりそれを保証し続けることが重要である』と記載されております。

これらの要求に対応すべく『バリデーションサポート』と『キャリブレーションサポート』の2つのサポートサービスをご提供しております。

バリデーションサポート

お客さまのバリデーション作業を認定技術者がサポートいたします。

純水／超純水製造装置のバリデーション作業を認定技術者がサポートし、ドキュメントを提出するサービスをご提供しています。製薬業界では純水／超純水装置に対して、納入時や定期的なバリデーションが必要とされています。それらに対応するために、グローバル

で共通のドキュメントに沿って据付時適格性検証（IQ)、稼働時適格性検証（OQ）を実施します。

検証項目の一例
■
■
■
■
■
■

納入時における付属品検証（IQ）
納入時における外観検証（IQ）
供給水仕様の検証（IQ）

定量採水動作検証（OQ）
定時採水動作検証（OQ）
採水流量検証（OQ）

キャリブレーションサポート

超純水装置に内蔵されているTOCモニターのキャリブレーションが可能です。

超純水装置に内蔵されているTOCモニターについて、認定技術者が訪問し、ドイツで校正されたTOCモニターと交換作業を行います。交換後には、検査成績書をご提出いたします。

※ 料金等につきましては技術サービスセンターにてご確認ください。

214サービス ラボ用純水・超純水製造システム

装置を安心して使用したいお客さまへ
保守点検サービス

定期的なメンテナンスと1年間の保証延長が可能です。
認定技術者が直接メンテナンスを行います。

純水／超純水製造装置の性能を維持するためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。

それにより、故障を未然に防ぐことも可能です。認定技術者が直接お客さまを訪問し、メンテナンスや検査を行いますので、いつでも安心して超純水装置をお使いいただけます。

また、定期メンテナンス会員にご登録いただくと、事前に訪問時期をお知らせしますので、お客さまの装置管理のご負担も軽減されます。

さらに消耗品交換や洗浄を組み合わせることにより、水質を維持し装置を長期間安心してお使いいただけます。

メリット
■
■
■
■

定期的なメンテナンスによって、常に安心して装置がご利用になれます。

装置の使用方法や管理方法について、認定技術者が直接アドバイスいたします。

メンテナンスの費用が予算化でき、コスト管理のお役に立ちます。

1年間の修理保証により、故障時の費用を考える必要がありません。

作業内容

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

供給水の水質、水圧チェック装置の表示値チェック
各動作チェック

装置の漏水チェック

消耗品＊の交換（ご希望により）サニテーション＊（洗浄）の実施（ご希望により）必要に応じて消耗パーツの交換装置の水質、採水量の確認

作業報告書への記録、ご提出
実施後1年間の修理保証＊ 消耗品、サニテーションキットについては別途ご発注ください。

215

サービス ピペット校正サービス／ピペット点検サービス

ピペット校正サービス［メーカーを問わず対応可能］
信頼性の高い校正で、トレーサビリティの確保を

JCSS校正弊社 JCSS 校正室は 2000 年 12 月にJCSS 校正事業者として認定を受けました。

JCSS校正の有効性■■

強制法規やISO/JIS規格などに準ずるにあたり、国際標準および国家計量標準のトレー

サビリティの確保を要求されている場合。

保証された正確な校正値と不確かさにより、徹底した品質管理をする場合など。

弊社校正室は、登録基準としてJIS Q 17025（ISO/IEC 17025）を用い、登録スキームをISO/IEC17011にしたがって運営されている計量法校正事業者登録制
度（JCSS）の下で登録（認定）されています。JCSSを運営している認定機関（IA Japan）は、アジア太平洋
認定協力機構（APAC）および国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。弊社校正室は、国際MRA対応JCSS登録（認定）事業者です。
0089は、弊社校正室の登録（認定）番号です。

JCSS校正作業内容

ピペットのJCSS校正は国際的に認められたピペットの規格であるISO8655に準拠した重量法で行います。ピペットから吐出した校正用水の質量を天びんで測定し容量に換算します。正確な換算のため、校正室内の温度、湿度、水温などを厳重に管理しています。

メンテナンス

ピペットのメンテナンスとしてクリーニング、ピストン部のグリスアップ、リークチェック、作
動確認を行います。また、必要に応じて容量調整も行います。
校正ポイント3ポイント（公称容量の100％、50％、10％もしくは最小容量）で10回測定＊
発行書類
■

■

JCSS校正証明書（合否判定をオプションにて追加された場合、合否判定試験報告書を追加発行します。）

サービス報告書＊ 最小容量が10％よりも大きい場合は、その最小容量での測定となります。

※ マルチチャンネル（8/12 ch）タイプのJCSS校正についてはその構造上、単一の作動機構によって、すべてのチャンネルが同時に動作する一組のユニットで構成されています。この点を考慮し、校正は各チャンネルをシングルチャンネルとみなし、代表する1チャン
ネル分のみを校正いたします。すべてのチャンネルの測定を希望される場合は、オプションの「合否判定付きタイプ」を別途お申し込みください。この合否判定は、ISO8655の最大許容誤差またはメーカー規格に準拠して実施します。

マルチチャンネル（8/12 ch）にも対応

メーカーを問わず

JCSS校正を受付中

JCSS校正証明書

他社メーカー品やマルチチャンネル（8/12 ch）にも対応可能
一部対応できないメーカーもございます。

「JCSS校正」専用申込書はWebよりダウンロードできます。

216

合否判定試験報告書（オプション）

サービス ピペット校正サービス／ピペット点検サービス

ピペット点検サービス［メーカーを問わず対応可能］

定期的な「メンテナンス」と「精度検査」で、安定した分注精度の確保を

Pipette Doctor ［ピペット・ドクター］
毎日ご使用されているピペットを最良な状態で維持し、使用期間を延ばすためには定期的なメンテナンスが重要です。また、安定したデータを得るためには定期的な精度検査は
欠かせません。

ピペット・ドクターは、長年掛けて世界市場で確立したサービス・ネットワークおよび、それにより構築したノウハウ・技術を活かして、ピペットメーカーを問わず、メンテナンス・

精度検査などをお客さまにご提供するサービスです。トレーニングを受けた認定技術者による質の高い専門的なサービスを保証いたします。
メリット

ワンストップサービス

メーカーを問わず対応可能なため、一括して依頼が可能です。
コストパフォーマンス

一括管理が可能となるため、コスト削減につながります。

ピペット・ドクター作業内容
1 メンテナンス

ピペットのメンテナンスとしてクリーニング、ピストン部のグリスアップ、リークチェック、作動確認を行います。

2 精度検査ピペットの精度検査は、国際的に認められたピペットの規格であるISO8655に準拠した重量法で行います。ピペットの吐出した水の質量を測定し容量に換算するため、検査室内の温度、湿度、水温などを管理しています。
測定ポイント

2ポイント（公称容量の100％、10％ もしくは最小容量）で5回測定＊＊ 最小容量が10％よりも大きい場合は、その最小容量での測定となります。

判定基準

ISO8655の最大許容誤差（必要に応じて調整を行います）

発行書類
■
■

精度検査成績書

サービス報告書

1/1頁

SAMPLE********

発行番号

精度検査成績書
製品名

Picus 電動 1ch

100-5000μL

検査年月日********
室温
22.2℃
2014/**/**

管理責任者

中村雅彦

操作モード:

ピペッティング( Ｐ )モード

製造番号
検査環境

設定容量 :
規格値 :型 番 735101

22.3℃

湿度

検査者

廣瀬哲也

54.9%

系統誤差(正確度)

502.00± 1.00%2

3501.20501.205

測定回数

偶然誤差(再現性)

45501.10501.306

最大値（μL）

502.00

判定

合格

501.10

偶然誤差

0.07%

501.360

5000 μL
系統誤差(正確度)

測定回数± 0.50%

偶然誤差(再現性)

1

2

3

4

5

5000.04

4999.04

5001.65

5001.054995.635

系統誤差<= 0.40%
7

8

9

10

9

10

合格

判定

設定容量 :
規格値 :

測定値

1016.0hPa

0.27%

系統誤差

最小値（μL）
平均値（μL）

気圧

500 μL

1
測定値

水温

6

<= 0.15%78-0.01%

最大値（μL）

5001.65

判定

合格

最小値（μL）

4995.63

偶然誤差

0.05%

平均値（μL）

4999.482

判定

合格

精度検査成績書

他社メーカー品やマルチチャンネル（8/12 ch）にも対応可能
一部対応できないメーカーもございます。

「Pipette Doctor」専用申込書はWebからダウンロードできます。

217

サービス 微生物品質管理製品購入時バリデーション／定期点検

微生物品質管理製品

微生物の品質管理試験は、結果が出るまで時間がかかります。特に無菌試験では最終的な結果を得るまで2週間必要となります。

そのため、万が一機器に不具合があった場合でも、露見するまでに時間がかかる場合が多く、品質試験検査が無駄になりかねません。

また、微生物関連試験はコストがかかることが多く、その点からも購入時バリデーションや定期点検で機器を最適な状態に保つことはリ

スク管理上、非常に重要となります。
購入時バリデーション（IQ/OQ）

医薬品の品質保証は極めて重要で、品質の試験方法は破壊試験であることから、最終製品からの抜取試験でしか保証はできません。

そのため、最終製品に着目するのではなく、製造工程に着目し目的とする品質の医薬品が再現性よく製造できる手法であれば、品質の信頼性と再現性を両立できます。バリデー

ションは出荷される医薬品の品質を保証するために不可欠となります。
■■

無菌試験（ステリザルト・ユニバーサルポンプ）IQ/OQ

無菌環境モニタリング装置（MD8エアースキャン）IQ/OQ

定期点検

定期点検の実施により設備の損耗を最小限に抑えて設備故障を防ぐことで、設備の許容誤差内での運転を保証するために不可欠となります。
■■

無菌試験（ステリザルト・ユニバーサルポンプ）定期点検

無菌環境モニタリング装置（MD8エアースキャン）定期点検

218

サービス 修理サービス

修理サービス

技術サービスセンターにおいて、天びんやピペットをはじめとしたザルトリウス製品の修理を行っています。なお、修理に関しては、依頼品をお送りいただいた後、事前に見積書を提示させていただいています。

熟練した技術者が高水準のサービスで対応

認定技術者が、質の高いサービスで大切な製品を修理いたします。
修理サービスに関する情報を常に最新化

さまざまな状況を踏まえ、修理サービスに関する情報を常に蓄積し、最新のノウハウで対応いたします。
品質向上

お預かりした製品を少しでも早く修理し、返却できるように業務を効率化し、納期短縮に努めています。

特定計量器にも対応

技術サービスセンターは、特定計量器の修理事業者に登録されています。

219

Bio Analytics 製品／サービスメニュー

Bio Analytics
定量解析システム■

Incucyte® 生細胞解析システム

サンプルをセットするだけで画像の取得と解析が同時にできる

221 Incucyte®

生細胞解析システム

222 Incucyte® System Line Up
Incucyte® SX5
223 Incucyte® S3Incucyte® SX1

224 Incucyte® の豊富なアプリケーション■

iQue3 超高速フローサイトメーター

225 iQue3 超高速フローサイト
メーター※ 詳細・価格・納期についてはお気軽にお問い合わせください。
※ 製品仕様は予告なく変更されることがあります。

220■

Octet 生体分子間相互作用解析システム

227 Octetシリーズの概要
228 Octetの原理

229 アプリケーション一覧
Octet® N1 System

230 バイオ医薬品の研究開発におけるソリューション

Bio Analytics Incucyte® 生細胞解析システム

Incucyte® 生細胞解析システム
培養細胞アッセイの常識を覆す

これまで画像取得後に多くの時間を要していた解析作業をIncucyte ® は画像取得と同 時に自 動でリアルタイム解析を行う画期的な培養細胞アッセイシステムです。しかもCO2インキュベーター内の安定した環境下で、ハンズフリーで実験を行うことができます。

Incucyte®システムを使 用すれ ば、セルヘルス、形 態 変 化、細 胞 運 動および機 能 等、

ダイナミックな洞察を簡単に、そしてスピーディーに得ることができ、次のアクションのための意思決定を迅速に行うことができます。
累積3,930報を超える論文数（2021年2月現在）

シンプルなワークフロー
Incucyte®は培養実験中、画像取得から定量解析まで自動で行います。

1. シンプルなサンプル調整■■

2. 画像取得スケジュールの作成

検証済のプロトコルを使用可能、トラブルシューティング時間を大幅に短縮

細胞に影響を及ぼさない生細胞実験用試薬でアーチファクトを低減

自動ガイダンスに従って設定していくため、初めてのユーザーでも即座に実験のセットアップが可能

01 02
04 03

4．リアルタイムで定量解析■■

設定後は操作不要■

IncucyteⓇのライブセル実験専用試薬ラインナップ（検証済みプロトコル付き）■

Wizardに従うだけで簡単にスケジュール作成■

3．タイムラプス画像の取得と表示

効率的で再現性の高い画像解析■

動的な評価結果（IC50など）を視覚化■

遠隔ソフトウエアアクセス機能でどこからでも実験も最大3種類の蛍光チャンネルとHD位相差増を同時表示
全体の画像を一目でチェックできるVessel View機能

モニタリング可能

オレンジ色 5-フルオロウラシル

100 µM
50 µM
25 µM

80%
60

12.5 µM
6.25 µM
3.125 µM40

1.65 µM
Vehicle200

各ウェルのレスポンスが一目で分かるMicroplate Graph表示

0

4

8

12

16

20

0d 0h 0m

Vessel View

0d 12h 0m
1d 0h 0m

24Time (Hr)

プレートマップに基づいた
リプリケート平均化表示

Time lapse View

221

Bio Analytics Incucyte® 生細胞解析システム

Incucyte® System Line Up
様々なニーズやご予算に対応した幅広い製品ラインナップ
Incucyte® シリーズ共通の利点

新しいアイデアをサポート■■

柔軟性の高いシステムはルーチンの実験から新しい 実 験 デ ザイン
まで幅広くサポートします。

最 大 5 種 類 の 蛍 光 チャンネル とH D 位 相 差 の 幅 広 いコンビネーションは、新しい実 験デザインを強力にサポートします。

Incucyte® SX5

大切なサンプルを保護■■

Incucyte の光学系駆動撮影機
能は解析中の細胞にアーチファクトの元となる振動を与えません。
Ⓡ

ラベルフリーでの解析機能や生細胞解析専用の試薬ラインナップは実験のアーチファクトを低減します。

フルオート・自動撮影■■

リアルタイム で の 連 続 撮 影そして解 析 で 得ら れ た 多くのデ ータ
ポイントは 大 切 な 瞬 間 を逃しません。

細 胞 の 特 性 による変 化 、そして経 時 的 変 化も全て可 視化します。

研究効率を飛躍的に向上■■

複数プレートセット可能なIncucyteⓇは複数種類の解析を同時に走らせることが可能です。

Incucyte Ⓡのリアルタイム解析機

能 は 、画 像 取 得 後 のデータ解 析
作業から完全に解放されます。

新製品

待望の3カラーイメージングで、より情報量の豊富なアッセイデザインを実現したハイエンドモデル
3種類の交換可能な光学モジュールは従来のアプリケーションのみならず神経動態解析やメタボリズム解析等、新しいアプリケーションにも対応
主な利点
■
■

新アプリケーションとしてATPアッセイを追加

最大5つの異なる蛍光チャネルを使用可能で、最大で3つの蛍光を同時に取得■

アッセイごとに対物レンズ（4倍、10倍、20倍）と■6枚のマイクロプレートを同時に使用可能

タイムインターバルを設定可能

222

Bio Analytics Incucyte® 生細胞解析システム

Incucyte® S3
全世界で最も多く使用されているフラッグシップモデル
様々な研究領域のアプリケーションに使用でき、ハイスループット、マルチユーザーにも対応可能なプラットフォーム
主な利点
■
■
■

Green／RedまたはOrange／ NIRの2色蛍光とHD位相差イメージングを併用したマルチ画像取得

アッセイごとに対物レンズ（4倍、10倍、20倍）とタイムインターバルを設定可能

6枚のマイクロプレートを同時に使用可能

培養細胞のQCから、薬剤評価、より高度な共培養時、細胞同士の相互作用など幅広いアプリケーションに対応。

スフェロイド解析モジュールを使用した3Dスフェロイドの解析

Select Science「研究者に選ばれる高品質な製品」受賞

カスタマイズが可能な柔軟性の高いツールにより、動態傾向および結果の論文用グラフを瞬時に生成

Incucyte® SX1
パーソナルユースに対応したエントリーモデル
スタートアップモデルでありながら、フラッグシップモデルのIncucyteⓇ S3と同じパワフルなソフトウエアを搭載しています。

リアルタイム解析機能でスピーディーなライブセルアッセイをご体感いただけます。

IncucyteⓇ SX1はS3へのアップグレードが可能です。
主な利点

■

■

■

Green／Redの2色 蛍 光とHD位 相 差イメージングを併用したマルチチャンネル画像取得

目的に応じて対物レンズ（4倍、10倍、20倍）を選択（一度に使用できるのは一つ）

単一のタイムインターバルで画像取得
SX1

S3

223

Bio Analytics Incucyte® 生細胞解析システム

Incucyte®の豊富なアプリケーション
Cell Health
細胞増殖

リアルタイムでラベルフリーの細胞の増殖測定やNucLightTM蛍光タンパク質発現試薬を使った生細胞の計測を自動的に実行

Cell Monitoring &Other Workflows
生細胞免疫染色

ネトーシス

表面タンパク質発現とその動態
を、免疫染色の新たなアプローチ
を用いて観察リアルタイムで好中球 NETs を定量化

アポトーシス

幹細胞モニタリング・
リプログラミング

免疫細胞のクラスター形成と増殖

細胞毒性

細胞培養のQC

培地に添加するだけのシンプルな試薬を使ってのアポトーシスをリ
アルタイムで検出

細 胞をインキュベ ータに入 れたまま、幹細胞のリプログラミングや分化課程をモニタリング

培養細胞をインキュベータから取り出さずに増殖とクラスター形成を可視化・定量化

スクリーニングに適した培地に添加するだけのシンプルなプロトコ
ルで、細胞の生存をリアルタイムで測定

細 胞 の形 態および、増 殖 のモニタリング。
ラベルフリーで、細胞をインキュベータに入れたまま観察

抗 体スクリーニングや治 療プロ
ファイリングに適した迅速でカイ
ネティックなハイスループットアッ
セイを実現

スフェロイドの形成、培養、および健康状態をリアルタイムで追跡、定量化

Wh o l e w e l l 画 像 取 得 によりクローンの成育を観察し、単クローン性を検証

アポトーシス検出試薬を使用して免疫細胞による標的細胞の傷害を検出

細胞周期解析

トランスフェクション効率

ファゴサイトーシス

ATPアッセイ ■レポーター遺伝子

神経細胞内Ca²＋動態解析 ■ミトコンドリア膜電位

細胞数計測・集団分布解析（Cell by Cell）■

3Dスフェロイド ■細胞周期の変化を連続的に定量。
周期の移り変わりに伴う形態の変化を同時に確認できます

細胞内のATP量の変化を測定。内部標準により、正確な経時的定量を実現しますミトコンドリアの膜電位依存的に取り込まれる蛍光試薬により、
ミト
コンドリアの機能性・健康性を経時的に評価■ オプションソフトウェア

シングルセルクローニング

GFP/RFPコンストラクトを使って遺伝子導入の効率及び時間経過のモニタリングと定量化

プロモーターにより誘導された遺伝子組換えGFP/RFPレポーター遺伝子の発現の活性をリアルタイ
ムに測定

位相差像より細胞数を計測。
また、細胞の大きさや、歪度、さらには蛍
光輝度により分布解析が可能

オルガノイド ■ゲルに包埋されたオルガノイドの生育を経時的に観察・定量。高度細胞モデルの構築に対応

詳細はこちら：www.sartorius.com/incucyte

文献集はこちらよりご覧いただけます：

www.essenbioscience.com/en/resources/publications
その他詳細・お見積り・デモのご相談については、お問い合わせください。
224

Cell Function

抗体のインターナリゼーション

免疫細胞による傷害性評価

pHrodo®標識生体粒子
またはターゲット細胞を貧食する
ファゴサイトを経時的に解析し、動画を作成
神経細胞の活動性を定量します。
活動的になるタイミングや活動性がどのように変化していくかを経時的に評価できます。

神経突起伸長解析 ■単培養やアストロサイトを添加した共培養の中で神経突起動態を
リアルタイムで自動測定

スクラッチアッセイ ■細胞の遊走能、あるいはゲルマト
リックスにおける浸潤能を観察及び定量

ケモタキシス ■ClearViewTM 96wellプレートで走化性因子に向かう走化性遊走や浸潤を直接確認Bio Analytics iQue3 超高速フローサイトメーター

iQue3 超高速フローサイトメーター
必要なサンプルボリュームの多さや、測定時間に悩みを抱える研究者に最適

多くの欧米製薬企業への導入実績「iQue3」は、従来の多種類の実験法を統合した細胞解析ができるハイスループットフローサイトメーターです。
サンプルをセットするだけで、浮遊細胞の特性解析と培養上清中の分泌タンパク質を同じWell中で同時に解析し最終的に知りたいデータを算出（EC50/IC50のグラフ等）します。
測定に必要なサンプル量はわずか10 μLなので、貴重なサンプルや試薬を大幅に節約可能。

一回のサンプル測定で飛躍的に多くの情報が得られます。

iQue3の利点
■

■

■

■

■

■

96 wellプレートの処理が5分/枚測定に必要なサンプル量はわずか10 μL
簡単なアッセイセットアップ

データ取得と解析を瞬時に完了

完全自動化された高速サンプリング

解析結果を可視化（グラフ・ヒートマップ自動作成）

225

Bio Analytics iQue3 超高速フローサイトメーター

スピード

Non-Washデザインのマル

チプレックスアッセイ、業界最速のサンプリングレート、そしてデータエクスポートのいらないBuilt-in 統合解析
ソフトウェアは Sample to
Result の時間を飛躍的に早めます。

サンプルの節約

少量のアッセイボリュームから採取するサンプル量はわずか 1 μ L 。貴重なサンプ
ルや試薬を節約できます。

多項目解析

浮遊細胞の特性解析と培養
上清中の分泌タンパク質を同じウェル中で同 時 解 析 。
1 回 の サンプル 測 定で多くの生 物 学 的 関 連 性 の 高 い
データを得ることができます。

iQue3のアプリケーション例■

抗体医薬品開発

■
■
■
■

■

がん免疫研究■■■■

低分子化合物スクリーニングシリーズ

iQue3 BR

本体のサイズ（W）x（D）x（H）mm

990 x 630 x 660

電源AC100 V 3 A 50/60 Hz

最短測定時間96プレート/5分 384プレート/20分

重さ

93 kg

測定

96ウェルプレート 384ウェルプレート

最少サンプル量

フローサイトメトリー

励起光学系（レーザー）488 nm（Blue）
640 nm（Red）

光学検出系

散乱光（前方、側方）、蛍光（6カラー）

感度

自動化

■

迅速な意思決定システム内蔵の統合解析ソ
フトウェアにより、数千サン
プルからでも簡単かつ視覚的に最適ヒットを見つけることができるため、これまでに比べより速く次のアクションを決めることができます。

標的抗原高発現クローンのスクリーニング

マウス血清の評価

エピトープマッピング■■

ハイブリドーマスクリーニング

ADCCアッセイ

抗体のインターナライゼーション

セルライン開発

フェノタイプ及びサイトカインプロファイリング
細胞死アッセイ

エフェクターT細胞による傷害アッセイ

T細胞活性化に関与する低分子化合物のスクリーニング
T細胞疲弊の評価

浮遊細胞を使った薬剤スクリーニング
浮遊細胞の細胞傷害アッセイ

iQue3 VBR

iQue3 VYB

405 nm（Violet）
488 nm（Blue）
640 nm（Red）

405 nm（Violet）
488 nm（Blue）
561 nm（Yellow）

35,000/sec

7 decades

散乱光（前方、側方）、蛍光（13カラー）

可能※ その他詳細・お見積り・デモのご相談については、お問い合わせください。
226

自動撹拌システム、ロボット接続可能なハードウェアは多検体をフルオートで測定してくれます。システム内蔵の統合解析ソフトウェアは
データ転送が不要でとても
簡単です。

10 μL

検出

イベント検出数■

操作性

Bio Analytics Octet 生体分子間相互作用解析システム

Octet 生体分子間相互作用解析システム
Octetシリーズの概要
独立したバイオセンサーの多数同時測定によるハイスループット解析
カイネティクス解析、定量、特性分析における研究を加速させます。

Octet Systemsは、バイオレイヤー干渉法（Bio-Layer Interferometry：BLI）とDip and Readアッセイによって、生体分子間の相互作用をラベルフリー、リアルタイムに測定・解析が可能なオートメーションアッセイシステムです。従来のSPR法のボトルネックを解消

し、ハイスループット、多様なサンプルへの対応、Easy to useを実現します。Octetシステムは5機種がラインアップされており、サンプ
ル数・アプリケーション・ご予算等に応じて最適なシステムの選択が可能です。

ハイスループット

クルードサンプルの測定

いアッセイフローを備えています。また、複数の測定条件を同時に測定する

レクトに測定することが可能です。サンプルの精製・希釈のステップをカット

多数のバイオセンサーを使用して同時測定することで、高いスループット、速細胞ライセート、ハイブリドーマ上清、血清などのクルードなサンプルをダイことが可能なため、実験条件の最適化が容易です。

し、短時間で高精度なアッセイを実現します。また、高濃度のDMSO溶液、

Easy to useの測定も可能です。

バイオセンサーをサンプルに浸して結合変化を測定するDip and Readアッセイにより、Octet本体にはサンプルが直接触れないため、面倒なメンテナン

スおよび煩雑なセットアップ・シャットダウン作業が不要です。

低ランニングコスト

グリセロールを含むバッファーなどを用いることができ、低溶解性のサンプル

サンプルの回収

サンプルは送液されることなくマイクロプレート上で測定されるため、測定後のサンプルを回収・再利用することも可能です。

ラベルフリーアッセイのため、ラベリングに必要な試薬と時間を抑えることが豊富なラインアップ

ランニングコストを抑えることが可能です。再生が難しいサンプルには、センション・ご予算等に応じて最適なシステムの選択が可能です。また、バイオ可能です。再生可能なバイオセンサーはガラスファイバー製で低価格なため、サーをシングルユースで使用することも可能です。

Octetシステムは5機種がラインアップされており、サンプル数・アプリケー

センサーは18種類ラインアップされており、サンプルに応じて最適なセンサーの選択が可能です。

227

Bio Analytics Octet 生体分子間相互作用解析システム

Octetの原理

バイオレイヤー干渉法（Bio-Layer Interferometry：BLI）
カイネティクス解析において従来採用されていたSPR法とは異なる、新しい検出テクノロジーです。

2

Reflected
Reflected beam
beam

反射光
オプティカルレイヤー
センサー表面修飾分子

リガンド（固相化分子）

アナライト（相互作用分子）

バイオセンサー先端の光学的厚みの変化によるスペクトルの波長シフト

0.8
0.8

干渉波の相対強度
RelativeIntensity
Intensity
Relative

Incident
Incident
白色光
white
white
light
light

1.0
1.0

非結合分子、夾雑物

3

レスポンス
（⊿ λ）
Response

1

0.6
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2

Loading

Baseline

Association

Dissociation

リガンドの
固相化

ベース
ライン

アナライトの結合

アナライトの解離

Regenration

再生

時間（秒）

Time (sec)

センサーグラム

Wavelength(nm)
Wavelength
波長 (nm)

1. バイオセンサー上部から白色光を照射し、オプティカルレイヤーからの反射光と、分子が固相化されたレイヤーからの反射光による干渉パターンを各反応ステップで検出します。
2. 先端部分に分子が結合/解離した場合、分子が固相化されたレイヤーの光学的な厚みが変化することで、干渉パターンの波長シフト（⊿λ）が生じます。
3. 波長シフトを分子の結合/解離（縦軸：レスポンス）としてリアルタイムで計測し、センサーグラムを作成します。

Dip and Read アッセイ

カイネティクス解析において従来採用されていたマイクロ流路アッセイとは異なる、新しい測定方式です。

マイクロプレートの各ウェルにバイオセンサーを直接浸すだけのシンプルなアッセイにより、クルードなサンプルの測定、Easy to use、サンプルの回収が可能になります。パラレルに同時測定が可能なバイオセンサーの数はOctetシステムの機種により異なり、サンプル数・アプリケーション・ご予算等に応じて最適なシステムの選択が可能です。

Octet 本体

バイオセンサートレイ（左）とサンプルプレート（右）を並べて設置します。Octetシステムの機種により、設置可能なサンプルプレートのフォーマットと枚数が異なります。

■■

Octet R2, R4, R8：1枚（96well マイクロプレート）
Octet RH16, RH96：2枚（96well or 384well マイクロプレート）

Octetソフトウェアで設定したプロトコールに従い、センサーヘッドがバイオセンサートレイの指定された

バイオセンサーを持ち上げ、サンプルプレートの指定されたウェルに移動して測定します。サンプルプレー

トステージには温度制御が可能なシェーカーが搭載されており、測定中はサンプルの温度制御とシェイキングが行われます。

センサーヘッド

バイオセンサートレイ

サンプルプレート

温度コントロール
シェーカー

Octet R8 本体内部

Octet ソフトウェア

グラフィカルなステップワイズ式のインターフェース機能を備えており、マイクロプレートのサンプル情報

および使用するバイオセンサーの設定をはじめ、プロトコールの入力など、直感的に操作することが可能です。測定データはリアルタイムに表示され、効果的なカーブフィッティング機能により、数回のマウスク

リック操作で濃度・アフィニティ・カイネティクス等のデータが自動で算出されます。

Octetシステムのすべての機 種に、制 御 用ソフトウェアOctet BLI Discovery、解 析 用ソフトウェア
Octet BLI Analysis、Octet Analysis Studioが標準インストールされています。

Octet BLI Analysis

228

Bio Analytics Octet 生体分子間相互作用解析システム

Octetのアプリケーション一覧
カイネティクス解析

定量
特性分析

アフィニティ（結合親和性：KD）だけでなく、カイネティク

タンパク質、抗体、核酸、糖鎖、ペプチド、低

能です。

クタライズ

で行うことが可能です。プロトコールの完全自動化によの最適化、精製チェック

最適な抗体の選定、アッセイ系構築のための至適パラ

エピトープビニング、抗体アイソタイピング、ス（結合速度定数：Ka, 解離速度定数：Kd）の測定が可タンパク質の濃度定量を迅速・簡便・低ランニングコスト
り、手技を大幅に減らし、高精度な定量を実現します。
メーターの迅速な検討が可能です。

分子化合物等のスクリーニングおよびキャラ
発現ライブラリーのスクリーニング、培養条件

抗体ペアのスクリーニング

Octet®N1 System
わずか 1 滴でタンパク質・核酸・糖鎖等のカイネティクス解析・定量・検出が迅速に完了

Label-free Assays in a Drop
Octet N1 システムは、バイオレイヤー干渉法（Bio-Layer Interferometry：BLI）とDip and Read アッセイによって、生体分子間の相互作用をラベルフリーかつリアルタイムに測定・解析が可能なパーソナルアッセイシステムです。手軽にカイネティクス解析、タンパク質の検出・定量、アッセイ開発を行うことを可能にします。

少量サンプル

低価格

4 μLのサンプルで測定が可能です。これまで困難であった微量サンプルの解

これまで高額であったカイネティクス解析の初期導入コストを抑えることがメンテナンスフリー

コンパクトサイズ

雑なセットアップ・シャットダウン作業が不要です。

効に活用することが可能です。

析、および高価なサンプルのコスト削減を実現します。

N1 本体にサンプルが触れない測定系のため、面倒なメンテナンスおよび煩クルードサンプルの測定

細胞ライセート、ハイブリドーマ上清、血清などのクルードなサンプルをダイ

レクトに測定可能です。

可能です。

N1 本体はA4 サイズ以下のスペースで設置でき、限られたラボスペースを有低ランニングコスト

ラベルフリーアッセイのため、ラベリングに必要な試薬と時間を抑えることが可能です。また専用のバイオセンサーはガラスファイバー製で低価格なため、ランニングコストを抑えることが可能です。

※ 詳細・価格・納期についてはお気軽にお問い合わせください。

※ 製品仕様は予告なく変更されることがあります。

229

Bio Analytics Octet 生体分子間相互作用解析システム

バイオ医薬品の研究開発におけるOctetソリューション
創薬研究

リード
スクリーニングと選択

リードの最適化と
特性評価

前臨床開発

プロセス開発品質管理と製造

タンパク質の構造機能相関の解明

ハイブリドーマおよびファージディスプレイ
ライブラリー
スクリーニング

ヒット化合物のバリデーション

免疫原性試験

細胞株開発

バイオリアクターのモニタリング

作用機序研究オンレート/
オフレートランキング

アフィニティ
マチュレーション

薬物動態/
薬力学試験

細胞培養の最適化

製品力価アッセイ

エピトープビニング
試験

Fcエンジニアリング/

クロマトグラフィーの最適化

不純物確認試験

ELISAアッセイの開発

ヒト化

カイネティクス解析

動的結合容量の決定

定量

GxP コンプライアンスサポート

Octetシステムは、様々なアッセイで迅速に結果を提供することにより、生物医薬品の探索と開発のステージを加速させます。GxPコンプライアンスを包括するツールと簡便なオペレーションにより、分析開発および品質管理に

Fc受容体結合
アッセイ

IQOQ

および
プリベンティブ
メンテナンスおけるレギュレーション環境での運用が有効です。アップストリームおよびダウンストリームのプロセス開発、製造における品質のモニタリングの用途で、濃度および不純物の分析として実施されています。

Octetシステムは、据付時適格性評価（IQ）と運転時適格性評価（OQ）サービス、稼働時適格性評価（PQ）サービス、21 CFR Part 11準拠のソフトウェア、バイオセンサーのバリデーションサービスを備えており、規制環境でのOctet CFR

ソフトウェアおよび
バリデーション

使用に最適です。

定量およびカイネティクス
PQ サービスバイオセンサーバリデーション
サービスと
テクニカル
サポート

Fc 受容体相互作用解析

Fcγ 受容体（FcγR）は、免疫系機能に関連する特定の細胞表面に見られる膜糖タンパク質です。イムノグロビンG（IgG）のFc 領域への高い結合特異性により、
Fc 受容体は病原性細胞に提示されるIgG に結合し、抗体依存性細胞障害（ADCC）または食作用を引き起こします。Fc- 受容体相互作用は、関与する受容体のタイプに基づいて幅広い親和性でIgG に結合します。結合特性は、受容体の遺伝子多型、抗体のFc 領域のグリコシル化パターンによって影響を受ける可能性があります。

Fcγ 受容体の特性評価におけるOctetシステムの特徴■■

幅広い親和性（1 mM – 10 pM）にわたる結合相互作用を迅速に測定可能

グリコシル化パターンなどの変動による親和性の変動を検出可能

A■■

リガンド固相化のために幅広いバイオセンサーが利用可能
ハイスループット、消耗品コストの削減

B
0.30

Binding (nm)0.20

FcγRIIIa-ヒトIgGのカイネティクスアッセイ

0.10

0
0

20

40

60

Time (sec)80※ 詳しくはお気軽にお問い合わせください。

※ 製品仕様は予告なく変更されることがあります。

230

100

（A）1：1相互作用モデルを使用して親和性を決定したカイネティクス解析。
（B）Aのデータを使用した平衡値解析。特に、親和性の低い相互作用を示すサンプル、非常に高速なオンレートを示すサンプルに有効です。

ザルトリウス・ジャパン株式会社〒140-0001

東京都品川区北品川1-8-11 Daiwa品川Northビル4階

TEL：03-6478-5200 FAX：03-6478-5494
Email：hp.info@sartorius.com http://www.sartorius.com/

お問い合わせ先各営業所、技術サービスセンター、市ヶ谷オフィスまで

修理依頼品、校正依頼品、返品、返却デモ機は営業所（株）近鉄ロジスティクス・システムズ ザルトリウス担当

ご連絡ください。
東京〒140-0001

東京都品川区北品川1-8-11

大阪〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-39

TEL：03-6478-5200 FAX：03-6478-5494

名古屋 〒461-0002

愛知県名古屋市東区代官町35-16
TEL：03-6478-5204 FAX：03-6478-5497

Bio Analytics 製品
TEL：03-6478-5202

技術サービスセンター（修理・点検）
東京〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町1-2-34

大阪〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-39

TEL：03-4586-0600 FAX：03-4586-0602

JCSS 校正サービス
市ヶ谷オフィス JCSS校正室〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町1-2-34
TEL：03-4586-0580 FAX：03-4586-0581■ 掲載されている価格はおりません）。

202 2 年 6 月現在の希望小売価格です（表示価格には消費税は含まれて■ 希望小売価格は単なる参考価格であり、弊社販売代理店が自主的に設定される販売価格を何ら拘束するものではありません。

■ 掲載されている内容は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。

■ お問い合わせに際してお客さまよりいただいた情報は、お客さまへの回答、弊社サービスの向上、弊社からのご連絡のために利用させていただく場合があります。

■ 本カタログ内容を、弊社の承諾なしに複写・複製することは禁じられています。

カタログNo. LPS 10 JP 22 06 01

下記までお送りください。

東京都品川区八潮 3-2-31 東京ターミナル3F
TEL：03-6386-9549 FAX：03-3790-1330〒140-0003