冷冻切片机选择指南HM525 NX 冷冻切片机规格
重量尺寸（深 x 宽 x 高）Epredia艾普迪可提供一系列冷冻切片机，满足不同实验室需求。

Cold-D 消毒
紫外线消毒

全封闭切片机

室内温度 < -25 °C
速冻温度快速冷冻位点

自动即时除霜主动刀片制冷HM525 NX
冷冻切片机
可选

样本回缩

切片厚度范围
电动粗进

电动切片功能Cryobar 制冷/（速冻）站
触摸屏

高度可调节

可选






-55 °C-57 °C-60 °C

Peltier 元件

Peltier 元件

Peltier 元件

样本头温度控制样本修块功能可选

CryoStar NX70
冷冻切片机刀片温度可调
真空抽吸功能Cryostar NX50
冷冻切片机






可选





可选

25.19 x 29.9 x 45.3 英寸(64 x 76 x 115 厘米)订购货号基础版，不带紫外线消毒，包含窄刀片刀架HM525 NX，220-230 V

956650AC

HM525 NX UV，220-230 V

956651AC带紫外线消毒功能的装置，包含窄刀片刀架

CryoStar NX50 冷冻切片机规格
重量尺寸（深 x 宽 x 高）订购信息440 磅（200 公斤）39.4 x 29.7 x 32.3-44.0 英寸(100 x 75.5 x 82-112 厘米)

CryoStar NX50 冷冻切片机配置代码：H-高度调节;O-样本头制冷；M-电动切片； V-真空抽吸功能；P-Peltier 速冻台制冷；D-Cold D 冷消毒；

订购货号

CryoStar NX50 OP, 220-230V

957220LC

CryoStar NX50 OPD, 220-230V

957140LC

CryoStar NX50 OVP, 220-230V

957200LC

CryoStar NX50 HOP, 220-230V

957210LC

CryoStar NX50 HOPD, 220-230V

957150LC

CryoStar NX50 OVPD, 220-230V

957160LC

CryoStar NX50 HOVP, 220-230V

957170LC

CryoStar NX50 HOVPD, 220-230V

957240LC

20 μm

20 μm

1 - 500 μm

0.5 - 500 μm

0.5 - 500 μm








27(4)

18(1)

18(1)






重量尺寸（深 x 宽 x 高）订购信息CryoStar NX70 冷冻切片机配置代码：H-高度调节;O-样本头制冷；M-电动切片；V-真空抽吸功能；P-Peltier 速冻台制冷；D-Cold-D 消毒

CryoStar NX70 HOMP, 220-240V

957040L

CryoStar NX70 HOMPD, 220-240V

957050L

CryoStar NX70 HOMVP, 220-240V

957060L

CryoStar NX70 HOMVPD, 220-240V957070L

可选购配件

产品描述

CryoStar NX50 和 NX70 刀片和刀架

705840标准刀架705950

一次性宽刀片刀片架

705940EC70 刀片架

705630

EC 刀片架705470

MX35 超优一次性窄刀片，50 个/包3053835

刀片HP35 超优一次性宽刀片，50 个/包3153735

为速度而生
为精度而造

Epredia艾普迪可提供完整的配件和耗材系列，以改进您对Epredia艾普迪冷冻切片机的使用。

我们的染色试剂套装和封片胶专为冷冻组织切片而设计，能够让实验室快速从准备进行分析的组织样本中产出高质量玻片。

订购货号

一次性窄刀片用刀片架

来自Epredia艾普迪的完整冷冻切片解决方案Epredia艾普迪提供的刀片采用专有的钢硬化技术精制而成，可延长
使用寿命。专用的一次性宽窄刀片刀架及独立刀架提高了切片的稳
定性。

440 磅（200 公斤）39.4 x 29.7 x 32.3-44.0 英寸(100 x 75.5 x 82-112 厘米)HM525 NX 刀片和刀架



20 μm

可选订购信息315 磅（143 公斤）

CryoStar NX70 冷冻切片机规格

Epredia艾普迪 NX 系列冷冻切片机
适用于研究和临床实验室。

如需了解更多信息，请联系 Epredia 艾普迪
病理服务热线：400 101 8068
病理服务邮箱：ep-service.cn@epredia.com
ep-sales.cn@epredia.com
产品名称：冷冻切片机，沪浦械备20220093；产品名称：冷冻切片机，沪浦械备20220094；
产品名称：冷冻切片机，沪浦械备20220095；禁忌内容或者注意事项详见说明书。
沪械广审（文）第250621-55973号© 2020 Epredia 艾普迪。版权所有。除非另有说明，否则所有商标均为 Epredia 艾普迪的财产。
M45043 R1220

POWERED BY

HM525 NX 冷冻切片机

CryoStar NX50 andCryoStar NX70 冷冻切片机

E6C214D3NX70 冷冻切片机具有电动切片功能，易于使用，并且能够减少重复运动的需要迅速 稳定5当涉及到紧急活检时，尽快将准确的病理结果送到手术室对于保持出色的患者护理至关重要。Epredia艾普迪NX系列冷冻切片机旨在帮
助完成这项工作。
Epredia艾普迪 HM525 NX冷冻切片机

HM525 NX 冷冻切片机是一款高性
能常规冷冻切片机，具有直观的软
件和触摸屏，可实现简单高效的操作，从而舒适高效地提供高质量的结果。HM525 NX 冷冻切片机具有
可靠性、先进的人体工程学设计和
直观的界面。

Epredia艾普迪 CryoStar
NX50 冷冻切片机

NX50冷冻切片机的人体工程学设计使其可获得优质的切片质量。NX50冷冻
切片机旨在满足您的常规临床实验室需求。这款手动冷冻切片机具有适体的外形设计，以及可选的高度调节、Cold-D消毒和真空抽吸功能，可令用户自定义切片体验。

Epredia艾普迪 CryoStarNX70 冷冻切片机

CryoStar NX70冷冻切片机专为满足研究和临床实验室的需求而设计，具有适体
的外形设计、内置马达驱动高度调节功
能和电动切片功能。通过稳定性改进和单独控制的温度设置，使样本和刀架区域上进行更有效地冷冻样本和切片。

AB

适用于坐位或站位操作的内置马达驱动高度调节
功能（NX70型号的标准配置，NX50型号的可选配置）A

高效的高通量冷冻室具有27个冷却样本冷冻位点B

可选的紫外线消毒灯可增强杀菌作用

CDE

12

宽敞平坦的储物区域。

轻巧的大手轮只需很小的力即可操作，从而减少了重
复运动的不适感。
人体工程学设计扶手3
可选的NX50和NX70冷冻切片机Cold-D消毒系统

大型开放式冷冻室具有明亮的可调节 LED 照明、18
个组织工作站和一个快速冷冻Peltier元件，可快速高效地进行样品制备可选的Cold-D消毒系统可提供补充清洁过程，能够让冷冻切片机仍处于低温状态时在60分钟内显著降
低微生物感染的风险。

轻巧的大手轮只需很小的力即可操作，从而减少了重
复运动的不适感。电动切片有助于减轻用户疲劳并避免重复性运动伤害。

456符合身体轮廓的弧形环状设计使用户身体更靠近冷冻室，从而保持舒适的姿势内置马达驱动高度调节（32-44英寸/82-112厘米）功能令用户只需按一下按钮即可以以站位或坐位舒适地工作（NX70型号的标准配置，NX50 型号的可选配置）内置触摸屏控件和直观软件易于操作使用。
N X 70冷冻切片机 还 具有J o y s t i c k 万向操
作杆。