高信頼性直流電源
PAN-Aシリーズカタログ

PA

N

D C-A

S

P OWE RERIE

SU PPLY

高信頼性直流電源PAN-Aシリーズ
DC 0〜600V・0〜50A、28モデル
シリーズレギュレート方式によるローノイズ・高安定な電源
汎用性に優れたベーシック電源

S

PA N -A シリーズは、研究開発・品質管理から生産現場までのあらゆる分野でご利用いただ
ける、高性能・高信頼性の可変直流安定化電源です。
本シリーズは、F E T によるプリレギュレータとパワートランジスタによるシリーズレギュレータにより構成されています。そのため直列制御形の特長である高品位な出力特性と、チョー経験に培われた信頼性と安全性を備えた、直流安定化電源ＰＡＮ Ａ- シリーズ！
350Wタイプ

2

ク・インプット形位相制御の特長である電源高調波ひずみの少ない高効率な入力特性を兼ね備えています。
一方、電源装置で重要な信頼性と安全性については、十分なディレーティングを持った部品を採用するとともに、長年培ってきた実装技術が随所に活かされています。更に全モデルに過電圧保護装置をはじめとする各種のセーフティ機能を装備する等、十分な配慮がなされています。

ラインアップ
175W タイプ

350W タイプ

700W タイプ

1000W タイプ

16V 系

PAN 16-10A

PAN 16-18A

PAN 16-30A

PAN 16-50A

35V 系

PAN 35-5A

PAN 35-10A

PAN 35-20A

PAN 35-30A

60V 系

PAN 60-3A

PAN 60-6A

PAN 60-10A

PAN 60-20A

70V 系

PAN 70-2.5A

PAN 70-5A

PAN 70-8A

PAN 70-15A

110V 系

PAN 110-1.5A

PAN 110-3A

PAN 110-5A

PAN 110-10A

160V 系

PAN 160-1A

PAN 160-2A

PAN 160-3.5A

PAN 160-7A

PAN 250-2.5A

PAN 250-4.5A

250V 系350V 系

PAN 350-3.5A ※600V 系

PAN 600-2A ※※生産終了 / 在庫限り

低温度ドリフト

速い過渡応答アプリケーション

使用部品の選定、回路の改良、広帯域な誤差増幅器は安定なアナログ信号またはコンピュータ強制空冷による放熱設計によ

周波数−利得・位相特で高い（GPIB）によるリモートコントロー

1 2 3

り100ppm/℃（定電圧特性）、周波数までループゲインをル、リモートセンシング、ワンコント300ppm/℃（定電流特性）の持っているため、出力インピーロール直列および並列運転など、低温度ドリフトを実現していま

ダンスが低く急激な変化にも十システムアップに対応できる各す。

（標準値：50μs）
分応答できます。

（PAN350-3.5A/
種機能を装備。

PAN600-2A は直列運転はできません。）

175Wタイプ

700Wタイプ

1000Wタイプ

パネル説明フロントパネル

電圧計・電流計

アラーム表示

リミットスイッチ

視認性のよい高輝度 LED を

過電 圧保護回路 のスイッチを押すと電圧計に電採用しています。電圧・電流作動時に ALM の文圧制限値を、電流計に電流制の出力値及び出力制限値を表字が点灯します。

限値を表示します。

示します。

プリセット OVP スイッチ
スイッチを押 すと電 圧 計 にOVP（過電圧保護）の設定値

アウトプット ON/OFFスイッチを表示します。

外部信号で ON/OFF をコント

OVP 可変抵抗器ロールすることができます。

OVP（過電圧保護）電圧設定可変抵抗器。過電圧保護の作動点の設定に使用します。

電源スイッチサブパネルカバー

175W お よ び 350W タ イ プ

パネルを開けると中にリモート（T YPE0,Ⅰ 2） は OVP 動 作

コントロールの設定スイッチや時に整流回路を遮 断。 また

電圧及び電流設定ツマミ

前面出力端子各種校正（オフセット、フルス

サーキットプロテクタ（NFB）

耐振性に優れた 10 回転へリカル（PAN16-50A には装備さケール調整）用の可変抵抗器を 使 用 し た 700W お よ び
1000W タイプ（TYPEⅠ 3, Ⅱ）

ポテンショメータを使用しています

れていません）（理論分解能 0.018% ガードキャッは OVP 動作時に自動的にスプで固定・半固定ツマミに変更可イッチを遮断します。

能）。温度係数の小さい巻線形でがあります。

摺動面の酸化防止対策品です。

リアパネル

コントロール端子
リモートコントロールなどの応用操作を行うときに使用するヒューズホルダ端子です。

（175W および 1000W タイプ

注：PAN350-3.5A/PAN600-

は機器の内部に配置されてい2A は、センシング端子の配ます。）

置が他と異なり、１番端子が欠番となっています。

センシング

AC 入力端子センシング機能を使用するとき（175W および 350W タイプはにこのスイッチを ON にします。

AC インレットコネクタです。）

押し込んだ状態が ON です。

出力端子台

シャーシグランド端子

強制空冷用排気口

3

アプリケーション
PAN-A シリーズはアナログ信 号またはコン● 直列に接続して出力電圧の増大を計る方法

パワーサプライ・コントローラ

ピュータ（GPIB）によるリモートコントロール、です。コントロールは上側（プラス側）のモ

PIA4800 シリーズ接続概念図

リモートセンシング、ワンコントロール直列およデルが主機（マスター）となり、1台のみの●例 1

び並列運転など、システムアップに対応できる操作で従機（スレーブ）の出力もコントロー

各種機能を装備しております。

ルできます。
● 上図の例はプラス・マイナスを同時に可変さ■ 外部電圧によるリモート・コントロール
制御対象

制御電圧※

入力インピーダンス

出力電圧0 〜約 10V

約 10k Ω出力電流

0 〜約 10V

約 25k Ω※ 制御電圧はプラス電圧にコモンが接続されるためフローティング（絶縁）の必要があります。

■ 外部抵抗によるリモート・コントロール
制御対象

制御抵抗※

抵抗に流れる電流

出力電圧

0 〜約 10k Ω

約 1mA

出力電流

0 〜約 10k Ω

約 0.4mA

OP01-PIA付属フラットケーブル

OP01-PIAせることができるデュアル・トラッキング電TU02-PIA※

GPIB
SLOT IN
又はRS232C

源の例です。

出力PAN-Aシリーズ

PIA4810※ 直列接続できる従機の台数は、直列接続する電源の定格出力電圧と対接地電圧に依ります。    例：PAN35-10A（定格出力電圧：35V）を直列接続する場合、その対接地電圧は± 250V、つまり 250(V)÷ 35(V) ≒ 7.1となり直列接続できる最大台数は主機を含めて 7 台となります。
注：PAN350-3.5A/PAN600-2A はワンコントロール、直列運転の機能はありません。

※注：TU02-PIA は PAN-A のリアに取付けます。

コントロール内容● 出力電圧の設定●Ｃ.Ｖモード監視※● 出力電流の設定●Ｃ.Ｃモード監視※● 出力電圧のリードバック ●アラーム監視※● 出力のＯＮ／ＯＦＦ※条件付きで制御可能です。
注：PAN600-2A を除く■ リモートセンシング※ 制御抵抗器は、温度係数が小さく経時安定性の良い1/2W 以上の金属被膜抵抗器や巻線抵抗器をお使い●例 2下さい。

ユーザ作成ケーブル

OP01-PIA■ 出力のオン・オフコントロール

GPIB
SLOT IN又はRS232C● 外部からの接点信号で出力のオン・オフを制御することができます。
※ 外部接点には定格が DC10V、10mA 以上のものをご使用下さい。

● 電源と負荷間の配線やその接触抵抗による（同一モデルの並列接続のみ可能です）

出力
PAN-Aシリーズ

PIA4810電圧降下を補償する方法です。電圧降下は大電流になるほど問題になりますが、センシ■ ワンコントロール並列運転

OP01-PIA付属コネクタ

コントロール内容

ングスイッチを ON にし電圧センス点を負荷● 出力電圧の設定

端に移すことにより片側で 0.6V 程度までの

注１：PAN600-2A を除くドロップを防ぐことができます。
注：16V 系機種のセンシングについて本シリーズ最大出力電● 出力電流の設定

注２：ユーザ作成ケーブルの電源側の接続は被覆をむいて       差し込む。

圧は定格電圧の105％となっております。16V 系機種の最大出力電圧は16.8V の為、補償電圧いっぱいの1.2V（片道 0.6V × 2）を補償しようとすると、定格電圧が出力できなくなります。その場合、電圧降下の少ない断面積の●例 3OP02-PIA

ユーザ作成のケーブル大きな線材を使用して、電圧降下が片道 0.4V 以下になる様にして下さい。

● 負荷端には数千〜数万μ F 以上の電解コン

GPIB
SLOT IN又はRS232C

デンサを極性に注意して最短距離に接続し● 同一機種を並列に接続して、電流容量を増て下さい。特に高周波で電流を断続するイ加させることができます。出力のコントロー

ンバータなどの負荷には数千μ F 以 上のコ

ルは主機（マスター）1台で行えます。

ンデンサを短く接続して下さい。

PAN-Aシリーズ

コントロール内容● 出力電圧の設定● 出力のＯＮ／ＯＦＦ● 出力電流の設定● リモートセンシング、リモートコントロール、アウトプットオン・オフなどを行う場合には、■ コンピュータ・コントロール

注：ユーザ作成ケーブルの電源側の接続は被覆をむいて主機 1台だけで行って下さい。

● PAN-A シリーズにパワーサプライ・コントロー      差し込む。

※ 並列接続できる台数は一台の主機に対して従機 2 台までです。

ラ PIA4800 シリーズを接続することにより、GPIB または RS232C によるコンピュータコントロールをすることができます。

■ ワンコントロール直列運転（同一モデルの直列接続のみ可能です）※ PIA4800 シリーズは、パワーサプライ・コントローラ
PIA4810 とコントロールボード OP01-PIA または、OP02PIA の組合せにより 2ch のアナログ制御ができます。コン
トローラ PIA4810 は、4 枚のコントロールボードを実装できますので 8ch まで制御可能です。
▼パワーサプライ・コントローラ
PIA4800 シリーズと組み合わせれば、システム電源に拡張・・・

4PIA4810

出力セーフティ機能■ 過電圧保護装置（OVP）■ 過熱保護回路誤 操 作や事 故により過電 圧 が 発 生した場 合、機器内部の主要部品の温度が規定 以 上に電源スイッチ用サーキットプロテクタを瞬時（動なると、電 源 スイッチを遮断します。また作時間 50ms 以内）に遮断し、負荷を保護し主トランス又はサブトランスには温度ヒューます（175W タイプ、350W タイプ（TYPE 0、I2）はゲートブロック方式で整流回路を遮断）。
特に本シリーズの OV P はプリセットタイプでズも内蔵しさらに安全性を高めています。
■ 電圧検出回路
パネル内のリモート切換えスイッチの誤操■ サージ・アブソーバ
雷などにより電源ラインに発生するサージ電圧から本体を保護します。
■ 逆接続防止回路
出力端に逆極性の電圧を印加されても本機を保護します。
■ 過電流検出回路

すので、動作電圧の設定は、プリセットボタン

作や整流回路の故障により、平滑用電解コ

比 較増幅器により出力電 流を常時監 視し、リを押すことによりパネル面から電圧計を見ながンデンサの電圧が定格電圧以上になると、モート・コントロール時の過入力による定格オーら行え、また動作電圧のチェックはエージング

瞬時に整流回路を遮断します。

バーを防止したり、パネル内のリモート切換え中でも OVP 動作を中断することなく行えます。

スイッチの誤操作による過電流から保護します。

補足説明
負荷について● 誘導性負荷から発生するパルスノイズが電● PAN-Aシリーズの代表的な突入電流値（最大値）

PAN -A シリーズは幅広い用途に対応しますの源と同一の極性で印加される場合には、ダ（電流波形の半値幅約 5ms）

で、ご使用いただく負荷も様々なものが考えら

イオード D2 を直列に入れて電源を保護し、タイプれます。負荷によっては、そのまま使用しますとスイッチの両端にはノイズ防止 用の CR ア

電源電圧 100V

100V

100V

100 Ｖ

トラブルや誤作動の原因になるものもあり、対ブソーバを挿入して下さい。

ピーク電流 100A

200A

350A

450A

175W（0） 350W（Ⅰ2） 700W（Ⅰ3） 1000W（Ⅱ）

策を講じなければなりません。
■ 電池及び大容量性負荷等、エネルギーの蓄積された負荷の場合
PAN -A シリーズの出力に電池などのエネルギーの蓄積された負荷を接続する場合、負■ 機械的スイッチで出力をオン、オフする場合

荷から内部の出力制御回路の保護ダイオード●100V 以上の直流出力をスイッチで開閉すを通して内部コンデンサへ大電流が流れ、場るとアーク放電などでスイッチの接点が著合によっては内部を破損したり、負荷の寿命しく消耗してノイズを発 生する様になりまを劣化させる可能性があります。

す。このノイズは負荷線を通って電源の誤差

負電圧についてこの場合の対 策として電 源本体と負荷の間増幅器にとびこんで出力を不安定にするこ

OUTPUT スイッチ OFF 時、および電流設定に逆電流防止用のダイオードを直列に接続しとがあります。誘導性負荷の場合と同様にツマミを反時計方向一杯にまわした状態では、て下さい。

CR アブソーバを接点の近くに入れてノイズ出力に 0.6V 程 度の負電 圧が生じます。この対策をして下さい。

電圧のため10mA 程度の逆方向電流が負荷に● リモートセンシングしている時には、必ずセ流れますので、この電流が問題となるような負ンシンラインも同時にオンオフして下さい。

荷については本シリーズの使用が適さない場合があります。
前面出力端子について■ 負荷電流がピークを持つ場合やパルス状の場合前面の出力端子は補助出力端子です。この端

デジタル回路やモータ駆動回路で負荷電流子部を使用した場合、仕様を満足しない場合波形が、メータ指示（平均値）では定格内であってもピーク値が定格値を越えると、瞬時があります。また、出力定格電圧 60V 以上の突入電流についてモデルについては付属の端子カバーを必ずごに定電流領域に入るため、出力電圧が低下

電源投入時に投入タイミングにより突入電流使用下さい。

し不安定に見えます。対策は出力電流の増加が流れます。インラッシュ・カレントとも呼ばれ※ PAN16-50A には装備されていません。

（電流設定値または電流容量の増加）が基本

るこの突入電流は、トランスのコア材の 磁 気ですが、パルス幅が狭い時やピーク値が小さ飽和が原因で、理論的には電圧波形の位相角

出力用の配線材についてい時には負荷端に大容量のコンデンサを取90°（π /2）付近で電 源スイッチを投 入する配線材の断面積と電流容量、抵抗値との関係です。

付けるという方法も有効な場合があります。と、過渡現象としての突入電流は流れませんが、位相角 0°（ゼロクロス）のタイミングでスイッ

公称断面積

直流出力の線と 導体許容温度 60℃ 標準直流抵抗しての推奨電流 （周囲温度 30℃）

チを投入すると表に示す最大電流が流れます。

20℃

実際にはコア材 B ｰ H 曲線のヒステリシス特性

2〔mm2〕

10〔A〕

27〔A〕

や、スイッチを切ったタイミングによる残留磁5.520493                  ■ 誘導性負荷束の方向、あるいは接続されている AC ライン

830612.2       ● 電源のオン、オフあるいは電圧設定の変化にのインピーダンスによっても突入電流は異なりよる逆起電力は出力端に並列に入っている保ます。PAN -A シリーズを複数台使用するシス

護ダイオード D1により転流され電源を損なテムに、同時に電 源を投入する場合は AC 電うことはありません。

源または配電盤の容量にご注意下さい。

約 9〔Ω /km〕

5仕様（ラインアップ）
仕様

出力形名

リップル

電源変動

負荷変動

寸法

CV

CCCV

CCCV

CCCV

CCVA

mVrms

mArms

mVmA

mVmA

質量タイプ

入力
（AC）

（約）

電圧

電力kg

V

約kVA（全負荷時）

PAN16-10A

0〜100.5

20.005%＋2

10.005%＋2

30

110.4

PAN16-18A

0〜180.5

50.005%＋1

10.005%＋13Ⅰ2

170.8

0〜30

0.5

50.005%＋1

30.005%＋23Ⅰ3

23

1.1

PAN16-50A

0〜500.5

100.005%＋1

30.005%＋25Ⅱ36

1.6

PAN35-5A

0〜50.510.005%＋1

10.005%＋120110.4

0〜100.5

20.005%＋110.005%＋13Ⅰ2

170.8

0〜200.5

30.005%＋130.005%＋23Ⅰ3231.4

PAN35-30A

0〜30

0.5

50.005%＋130.005%＋15Ⅱ36

1.8

PAN60-3A

0〜30.510.005%＋110.005%＋120

110.35

PAN16-30A

PAN35-10A
PAN35-20A

0 〜 160 〜 35

0〜60.520.005%＋1

10.005%＋13Ⅰ2

170.7

0〜100.5

30.005%＋130.005%＋13Ⅰ3

22

1.1

PAN60-20A

0〜200.5

20.005%＋110.005%＋12Ⅱ362.1

PAN70-2.5A

0〜2.50.5

10.005%＋110.005%＋110110.35

0〜50.520.005%＋110.005%＋12Ⅰ2170〜8120.005%＋110.005%＋13Ⅰ322PAN70-15A

0〜15

150.005%＋110.005%＋13Ⅱ35

1.9

PAN110-1.5A

0〜1.50.5

10.005%＋110.005%＋110110.4

0〜30.510.005%＋110.005%＋12Ⅰ2170.70〜5

110.005%＋110.005%＋12Ⅰ3221.0PAN110-10A

0〜10

120.005%＋110.005%＋13Ⅱ35

2.0PAN160-1A

0〜11

10.005%＋110.005%＋110110.33

PAN60-6A
PAN60-10A

PAN70-5A
PAN70-8A

PAN110-3A
PAN110-5A

0 〜 600 〜 700 〜 1101000.8
1.10〜2

1

10.005%＋110.005%＋12Ⅰ2

170.7

0〜3.5

110.005%＋110.005%＋22Ⅰ3

221.0PAN160-7A

0〜7120.005%＋1

10.005%＋22Ⅱ36

1.9

PAN250-2.5A

0〜2.5

520.005%＋210.005%＋31Ⅰ3

23

1.10〜4.5

520.005%＋210.005%＋32Ⅱ351.8

PAN160-2A
PAN160-3.5A

PAN250-4.5A

0 〜 160

0 〜 250

PAN350-3.5A※

0 〜 3500〜3.5

120.005%＋110.005%＋12Ⅱ362.1

PAN600-2A※

0 〜 600

0〜2

10.5

0.002%＋10.5

0.002%＋11Ⅱ372.0

注：PAN16-50A には前面出力端子が付いておりません※生産終了 / 在庫限り

共通仕様
定電圧温度係数 ��������100p.p.m./℃（標準値）

出力−シャーシ間：DC500V 20MΩ以上

過渡応答時間 ������������50μs（標準値）：出力電流の5%〜100%の変動に対し（PAN350-3.5A／PAN600-2AはDC1000V 20MΩ以上）て出力電圧が定格値の0.05%＋10mV以内に復帰する

絶縁耐圧 �������������������AC1500V時間

使用温度範囲 ������������0℃〜40℃

リップル・ノイズ�������5Hz〜1MHz、±3dBの帯域をもつ、平均値指示、実効1分間異常のないこと。

使用湿度範囲 ������������10%rh〜90% rh

値表示のAC電圧計で正または負出力のいずれかを接冷却方式 �������������������ファンによる強制空冷

地して測定

定電圧動作表示色 �����緑色LEDにて表示

指示計器 �������������������電圧計表示誤差：±（0.5%rdg＋2digits）at 23℃±5℃
電圧計最大表示：

定電流動作表示色 �����赤色LEDにて表示
保護装置 �������������������・定電圧・定電流オートマチック・クロスオーバー方式
・過電圧保護装置［OVP］

199.9（但し、PAN16-10A／PAN16-18A／PAN16-30A（出力定格電圧の10%〜110%）／PAN16-50Aは19.99、PAN250-2.5A／PAN250-4.5A

・過電流保護回路／PAN350-3.5A／PAN600-2Aは1999）（出力定格電流の約110%）電流計表示誤差：・過電圧保護回路±（1%rdg＋5digits）at 23℃±5℃（整流回路の平滑用電解コンデンサ部）

電流計最大表示：・過熱保護回路（OHP）

19.99（但し、PAN110-1.5A／PAN160-1Aは1.999、（半導体冷却用ヒートシンク部（100℃））

PAN16-30A／PAN16-50A／PAN35-20A／PAN35-30A・温度ヒューズ／PAN60-20Aは199.9）
接地 ��������������������������正または負端子を接地可能
対接地電圧����������������±250V DC（但し、PAN110-1.5A／PAN110-3A／
PAN110-5A／PAN110-10A／PAN160-1A／（メイントランス又はサブトランス）・入出力ヒューズ
・入力サージアブソーバ
入力電圧について �����出荷は全て表記の100V仕様になります。

PAN160-2A／PAN160-3.5A／PAN160-7A／

100V以外の電源電圧をご希望の場合はお問い合わせ

PAN250-2.5A／PAN250-4.5Aは±500V DC、ください。
（工場オプション）

PAN350-3.5A／PAN600-2Aは±1000V DC）

6

絶縁抵抗 �������������������入力−シャーシ間：DC500V 30MΩ以上

定電流温度係数 ��������300p.p.m./℃（標準値）

外形寸法図（ラックマウント）

175W タイプ（TYPE 0）

出力 （後）端子 M4（前）バインディングポスト M6（補助出力端子）
入力 AC インレット
付属電源ケーブル、SVT3 × 18AWG、3P プラグ付、約 3m

単位：mm※実装上の注意事項
本体に強制空冷用の吸気孔を持つため、ラックに実装する場合、最低1 枚巾以上のブランクパネルを取り付ける必要があります。

350W タイプ（TYPE Ⅰ2）/700W タイプ（TYPE Ⅰ3）

出力 （後）端子 M4（前）バインディングポスト M8（補助出力端子）
入力 350W：AC インレット
700W：端子台 M4
付属電源ケーブル 350W：SVT3 × 18AWG、3P プラグ付、約 3m
700W：公称断面積 2mm2、キャブタイヤケーブル、3P プラグ付、約 3m※実装上の注意事項
本体に強制空冷用の吸気孔を持つため、ラックに実装する場合、最低1 枚巾以上のブランクパネルを取り付ける必要があります。

（35-20A のみ公称断面積 3.5mm2、キャブタイヤケーブル、プラグなし、約 3m）

1000W タイプ（TYPE Ⅱ）

出力 （後）端子台 M4（PAN16-50A は M5）（前）バインディングポスト M8（補助出力端子）※
入力 端子台 M4
付属電源ケーブル、公称断面積 3.5mm2、キャブタイヤケーブル、プラグなし、約 3m※ PAN16-50A には前面端子はありません。

※実装上の注意事項
本体に強制空冷用の吸気孔を持つため、ラックに実装する場合、最低1 枚巾以上のブランクパネルを取り付ける必要があります。

7

オーダリングインフォメーション
標準価格

品名

形名

高信頼性直流電源

PAN 16-10A￥139,000￥152,900 出力電圧範囲：0〜16V、出力電流範囲：0〜10A

PAN 16-18A￥188,000￥206,800 出力電圧範囲：0〜16V、出力電流範囲：0〜18A

PAN 16-30A￥242,000￥266,200 出力電圧範囲：0〜16V、出力電流範囲：0〜30A

PAN 16-50A￥414,000￥455,400 出力電圧範囲：0〜16V、出力電流範囲：0〜50A

PAN 35-5A￥139,000￥152,900 出力電圧範囲：0〜35V、出力電流範囲：0〜5A

PAN 35-10A￥184,000￥202,400 出力電圧範囲：0〜35V、出力電流範囲：0〜10A

PAN 35-20A￥219,000￥204,900 出力電圧範囲：0〜35V、出力電流範囲：0〜20A

PAN 35-30A￥380,000￥418,000 出力電圧範囲：0〜35V、出力電流範囲：0〜30A

PAN 60-3A￥144,000￥158,400 出力電圧範囲：0〜60V、出力電流範囲：0〜3A

PAN 60-6A￥184,000￥202,400 出力電圧範囲：0〜60V、出力電流範囲：0〜6A

PAN 60-10A￥219,000￥240,900 出力電圧範囲：0〜60V、出力電流範囲：0〜10A

PAN 60-20A￥380,000￥418,000 出力電圧範囲：0〜60V、出力電流範囲：0〜20A

PAN 70-2.5A￥146,000￥160,600 出力電圧範囲：0〜70V、出力電流範囲：0〜2.5A

PAN 70-5A￥180,000￥198,000 出力電圧範囲：0〜70V、出力電流範囲：0〜5A

PAN 70-8A￥238,000￥261,800 出力電圧範囲：0〜70V、出力電流範囲：0〜8A

PAN 70-15A￥397,000￥436,700 出力電圧範囲：0〜70V、出力電流範囲：0〜15A

PAN 110-1.5A￥138,000￥151,800 出力電圧範囲：0〜110V、出力電流範囲：0〜1.5A

PAN 110-3A￥190,000￥209,000 出力電圧範囲：0〜110V、出力電流範囲：0〜3A

PAN 110-5A￥230,000￥253,000 出力電圧範囲：0〜110V、出力電流範囲：0〜5A

PAN 110-10A￥368,000￥404,800 出力電圧範囲：0〜110V、出力電流範囲：0〜10A

PAN 160-1A￥150,000￥165,000 出力電圧範囲：0〜160V、出力電流範囲：0〜1A

PAN 160-2A￥219,000￥240,900 出力電圧範囲：0〜160V、出力電流範囲：0〜2A

PAN 160-3.5A￥253,000￥278,300 出力電圧範囲：0〜160V、出力電流範囲：0〜3.5A

PAN 160-7A￥403,000￥443,300 出力電圧範囲：0〜160V、出力電流範囲：0〜7A

PAN 250-2.5A￥253,000￥278,300 出力電圧範囲：0〜250V、出力電流範囲：0〜2.5A

PAN 250-4.5A￥414,000￥455,400 出力電圧範囲：0〜250V、出力電流範囲：0〜4.5A

PAN 350-3.5A￥480,000￥528,000 出力電圧範囲：0〜350V、出力電流範囲：0〜3.5A

PAN 600-2A￥480,000￥528,000 出力電圧範囲：0〜600V、出力電流範囲：0〜2A

パワーサプライ・コントローラ

PIA4810￥100,000￥110,000 アナログ及びデジタル制御可

コントロールボード

OP01-PIA￥40,000￥44,000 フル制御

OP02-PIA￥30,000￥33,000 電圧、電流設定のみ

ターミナル・ユニット

TU02-PIA￥30,000￥33,000 PIA4810とOP01-PIAでPAN-Aシリーズをフルコントロールする場合に使用するアダプタ

ラックマウントフレーム

RMF4M￥22,000￥24,200 JIS規格（ミリサイズ）用、175W、300Ｗおよび700Wタイプに使用

RMF4￥20,000￥22,000 EIA規格（インチサイズ）用、175W、300Ｗおよび700Wタイプに使用

B42￥3,000￥3,300 175WタイプをRMF4MまたはRMF4に取りつける際に使用

B22￥4,000￥4,400 350Wまたは700Wタイプを、RMF4MまたはRMF4に取りつける際に使用

BH4M￥18,000￥19,800 1000Wタイプ用（JIS規格：ミリサイズ）

ブラケット

ブランクパネル

税抜

税込

備考

BH4￥6,500￥7,150 1000Wタイプ用（EIA規格：インチサイズ）

BP2￥3,500￥3,850 RMF4MまたはRMF4に使用、1/2巾

BP4￥4,000￥4,400 RMF4MまたはRMF4に使用、1/4巾

BP1H￥14,000￥15,400 19”標準ラック巾で、高さがミリ1枚巾（50mm）の目隠し用パネル

BP191￥3,000￥3,300 19”標準ラック巾で、高さがインチ1枚巾（44.45mm）の目隠し用パネル【ご注意】■仕様、デザインなどは改善等の理由により、予告なく変更する場合があります。■諸事情により名称や価格の変更、また生産中止となる場合があります。■ご注文、ご契約の際の不明点等については弊社営業までご確認下
さい。また、ご確認のない場合に生じた責任、責務については負いかねることがあります。あらかじめご了承下さい。■当社の製品の多くは、日本国政府の定める輸出許可ならびに関連する規制・法令による輸出規制対象製品です。
国外への持出し、また輸出をされる場合には、監督官庁の定める所定の手続きが必要となりますので、事前に弊社営業所までご相談下さい。■カタログに記載されている会社名、ブランド名は商標または登録商標です。■カタログに記載されている弊社製品は、使用に当たっての十分な知識を持った監督者のもとでの使用を前提とした業務用機器・装置であり、一般家庭・消費者向けに設計、製造された製品ではありません。■印刷の都合上、カタログに記載されている写真と現品に色・質感等での差異がある場合があります。■このカタログの内容について正確な情報を記載する努力はしておりますが、万一誤植、誤記等などのお気付きの点がございましたら、弊社営業所までご一報下さい。

菊水電子工業株式会社
本社 〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 1-1-3

TEL.（045）593-0200

首 都 圏 東 営 業 所 〒 224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央 6-1 サウスウッド 4 階 TEL.（045）482-6458
首 都 圏 南 営 業 所 〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 1-1-3TEL.（045）593-7543

東 北 営 業 所 〒 981-3133 仙台市泉区泉中央 3-19-1リシュルーブル ST

TEL.（022）374-3441

北 関 東 営 業 所 〒 330-0801 さいたま市大宮区土手町 1-49-8 G・M 大宮ビル 5F TEL.（048）644-0601
東 海 営 業 所 〒 465-0097 名古屋市名東区平和が丘 2-143

TEL.（052）774-8600

関 西 営 業 所 〒 564-0063 吹田市江坂町 1-12-38 江坂ソリトンビル 2F

TEL.（06）6339-2203

九 州 出 張 所 〒 812-0039 福岡市博多区冷泉町 7-19  NR ビル 2F

TEL.（092）263-3680● 2023 年 10 月発行● 202310PDF191