TX8000
取扱説明書

Z = 50Ω VoP= 6720m%Vc RANGE = 1TH

11.75mCONTCUR
C1 2GAIN
X1?
20.65mC1 2:

Version 1.1

ALKA
8.90

Contents
セクション 1お知らせ
1.1
開封時の確認 ................................................................... 3
1.2
安全上の注意 .................................................................. 3
1.3
規格 ................................................................................... 4セクション 2

TX8000の紹介
2.1
各部名称 ........................................................................... 5
2.2
仕様 ................................................................................... 6
2.3
精度 ................................................................................... 7セクション 3TX8000の初期準備
3.1
電池の取り付け/交換................................................... 8
3.2
キーパッド機能............................................................ 8
3.3
オン/オフ機能 ................................................................. 93.4
キーパッドのバックライト ......................................... 9セクション 4

TX8000を使用するための準備
4.1
画面表示とメニュー .................................................. 104.2
伝播速度と単位の設定 .............................................. 114.3
長さの単位を設定する ................................................. 11
4.4
画面の明るさを設定する .......................................... 114.5
自動シャットダウンを設定する ............................... 114.6
言語を設定する.......................................................... 11セクション 5

TX8000の使用方法5.1
測定表示 ......................................................................... 125.2
ケーブルパラメーターの設定 ................................... 135.3
測長範囲の選択.......................................................... 135.4
スキャンモードの選択、比較、トーン発信 ............ 135.5
カーソルの使い方 ......................................................... 135.6
ゲイン調整 .................................................................... 145.7
テストするケーブルへの接続 ................................... 145.8
不明なVoP値の特定方法............................................... 145.9
典型的な障害表示 ...................................................... 15

セクション 6

メンテナンス
6.1
電池の取り付けと交換方法 ....................................... 166.2
クリーニングについて ................................................. 166.3
保管方法 ............................................................................ 17

セクション 7

修理と保証について
7.1
お問い合わせ ............................................................... 17

2

TX8000 Operating Instructions

セクション 1 - お知らせ
1.1

TX8000

開封時の確認

TX8000の開封時に、内容物が全て入っていることを確認し、不足している場合は、品目を販売代理店もしくは（株）グッドマンにまでご連絡下さい。
機器が損傷しているように見える場合は、すぐに運送業者・販売代理店もしくは（株）グッドマンに、損傷の具体的な内容をご連絡頂き、損傷した機器の現状を記録しておいてください。
TX8000には、0.5 mのテストリード、ショルダー/ネックストラップ、プラスドライバー、単三電池4本、保護ケース、クイックスタートマ
ニュアルが含まれています。
1.2

安全上の注意WARNING••この機器は、IEC61010-1：1995の安全要件を満たしています。
•TX8000は、非通電回路でのみ使用するように設計されています。
•電源電圧への接続は機器を損傷し、作業者に危険を及ぼす可能性があります•この機器は、EN61326-1に従って、通信ネットワーク電圧への接続から保護されています。
•安全管理は作業者の責任です

国際電気記号
この記号は、機器が二重または強化絶縁によって保護されていることを示します。 機器を保守するときは、指定された交換部品のみを使用してください。
機器のこの記号は警告を示します。作業者は、機器を操作する前に取扱説明書を参照して手順を確認する必要があります。 このマニュアルでは、指示の前の記号は、指示に従わない場合、怪我、設置/サンプル、および製品の損傷が発生する可能性があることを示しています.
感電の危険があります。 この記号が付いている説明箇所の電圧は危険な場合があります。
TX8000 Operating Instructions

31.3
規格
TX8000は、BI Communications ISO 9001-2015品質システムに準拠して製造されており、次の国際規格に適合しています:
Safety IEC 61010-1EN 60950
EMCBS/EN 61326-1
防塵/防水適合 IP67

セクション 2- TX8000の紹介
TX8000は6 Km範囲の時間領域反射測長機で、頑丈なオーバーモールドケースに収納されており、IP67に準拠した防水性と耐落下性を備えています。 3.5インチQVGAカラー画面は、測長した情報が明確に表示されます。 照光式キーパッドにより、TX8000は暗い場所での使用に最適です。
11個に分かれた距離範囲があり、最初の範囲である7メートルでは近距離の末端障害をはっきりと確認できます。 検査保持機能を使用すると、詳細な調査のため、画面上に障害が保持されます。 検査保持および比較機能を使用することにより、現在の検査を表示して、新しい検査と比較できます。
可変ゲイン機能により、波形上の小さなイベントを拡大して、より明確に識別できます。
デュアルカーソルを使用すると、各カーソルは長さの測定値を提供し、カーソル間の距離の違いにより、障害の長さを特定できます。
障害の識別を支援するために、表示された障害の上にいくつかの障害タイプを重ね合わせることができます。

4TX8000 Operating Instructions

2.1 各部名称
2 x 4mmセーフティソケッ
トから出力落下防止、防水/防塵IP67

デュアルカーソル

Z= 75 . VoP+ 76 %Vc RANGE= 30m CONTCUR
C1 2GAIN
X1カーソル間の距離

3.5” カラー
液晶画面

?
ALKA

障害表示
オーバーレイ

照光式キー
パッド

保護カバー

TX8000 Operating Instructions5

2.2 仕様7, 15, 30, 60, 120, 250, 500, 1km, 2km, 3km, 6km
23, 49, 98, 197, 394, 820, 1640, 3280, 6560, 9850, 19000
範囲選択
手動操作
カーソル
カーソル間の距離を測定するデュアルカーソル
精度
選択範囲に対して1% *解像度
選択範囲に対して約1%
最小 3 ピクセルリターン 4km on 0,6mm Æ ,感度PE , TP 速度係数
10% ～ 99%で調整可能
パルス電圧
開放回路に印可時 5 v peak to peak
インピーダンス出力 25, 50, 75, 100 & 120 ohms
パルス出力
3 ns ～3 us, 範囲に対し自動
スキャンレート
2 scans / second or scan held
トーン信号
810 – 1100Hz
動作時間
通常7 時間電池
6 v, 単三型アルカリ電池×4個/ 単三型NMH充電池×4個
自動電源オフ1, 2, 3, 5, 10 and 15 minutes or disabled
画面
328mm x256mm QVGA
耐電圧
250 VAC
動作温度-10º / 50ºC
保管温度
-20º / 70ºC
寸法
220 x 98 x 58 mm
重量0.5 Kg
安全規格
IEC 61010-1 EN 60950
EMC
BS/EN 61326-1
防塵/防滴適合IP67
範囲メートルフィート* +/- 1％の測定精度は、テスト対象のケーブルのVoPに対し機器設定が正確に設定されていること、ケーブル長に沿ったVoPの均一性、および正確なカーソル位置を想定しています。

6TX8000 Operating Instructions

2.3 精度
TX8000は、ケーブル長の障害までの距離を+/- 1％の精度で測定できます。
この精度は、選択されている正しい値VoPとケーブル長に沿ったVoPの均一性に基づいています。 VoPが変動すると、エラーが発生し、測定精度に影響を与える可能性があります。
注：-VoPは、電源ケーブルを含むシールドなしのマルチコアケーブル
ではあまり明確に定義されておらず、ケーブルがドラムにしっかりと巻かれている場合は、取り付けられている場合よりも低くなります。

TX8000 Operating Instructions

7

セクション 3 TX8000の初期準備
3.1 電池の取り付け/交換
TX8000には、4個の単三形1.5V電池が付属しています。 電池は取り付ける必要があります。取り付け手順についてはセクション6.1を参照してください。 TX8000は、単三形のアルカリ電池または充電式NMH電池で作動するよう設計されています。 アルカリ電池とNMH電池は異なる速度で放電するため、電池状態表示は各種類に対応するように、取り付ける電池の種類を選択する必要があります。 装着されている電池の種類は測定画面の（9）に、電池の状態は（10）に表示されます。5.1節を参照してください。
セクション 3.2 キーパッド機能

91.
2.
3.
4.
5.

8

測長開始 / 測長保持
TDRモードを終了
上カーソル
右カーソル/オプション
電源とキーパッドバックライトのオン/オフ

6.
7.
8.
9.

下カーソル
左カーソル/オプション
設定を保存/カーソルの選択
オプション画面の設定と選択

TX8000 Operating Instructions

3.3 オン/オフ 機能
3.1の項目を完了すると、キー（5）を押して離すと、起動画面が一瞬表示され、その後に以下のバッテリー選択画面が表示されます。

Please Select Battery Type1. ALKALINE
2. NIMH
Please Use UP/DOWN Arrow Keys
To Select Battery TypePress ENTER to complete Selections

この表示は、電池を取り外したり交換したりした場合にのみ表示されます。 画面の指示に従って電池の種類を選択します。
オフにするには、画面が閉じるまでキー（5）を押し続けます。
3.4 キーパッドのバックライト
TX8000をオンにすると、キーパッドのバックライトが20秒間オンになり、任意のキーを押すと、照明が20秒間再起動します。 キー（5）を瞬間的に押すと、照明がオンまたはオフになります。 手動でオフにすると、キーを押しても自動的に開始されません。 TX8000の電源をオフにして再起動すると、機能は自動に戻ります。

TX8000 Operating Instructions

9

セクション 4 使用前の準備
4.1 画面表示とメニュー
スタートアップ画面

TX 8000
V1

電池の選択
Please Select Battery Type1. ALKALINE
2. NIMH
Please Use UP/DOWN Arrow Keys
To Select Battery Type

メイン画面

Press ENTER to complete Selections

MEASUREMENTS
SETTINGS
HELP

測長画面

設定画面

11.75m20.6 m
C1 2

1 VOP UNIT

VP%

2 LENGTH UNIT

METERS

3 BRIGHTNESSHIGH

4 AUTO SHUTDOWN

2mins

5 LANGUAGEENGLISH

8.90m

ヘルプ

LIST of VoP AND
IMPEDANCEVALUES

10

TX8000 Operating Instructions

セクション3.2に示すようにキーパッドを使用して、次のパラメータを設定し、キーを使用します（9）パラメータを強調表示し、キー（3）および（6）で値を変更します
4.2 伝播速度の単位を設定
VoPは、光速の％またはマイクロ秒あたりのフィートまたはメートル単位の速度として設定できます。距離の単位は、下の4.3で選択したものになります。
4.3 長さの単位を設定する
長さの測定単位はフィートまたはメートルで設定できます。 長さの単位を選択すると、これは上記の4.2の設定に自動的に変更されます.
4.4 画面の明るさを設定する
高、中、低から選択できます。 電池寿命を維持するために、可能な限り周囲の照度に適した最低の設定を使用する必要があります。
4.5 自動シャットダウンを設定する
TX8000には、電池寿命を維持するための自動シャットダウン機能が備わっています。シャットダウン時間は、1、3、5、10、15分のいずれかを選択するか、無効にすることができます。 TX8000がトーンモード（セクション5.4を参照）に設定されている場合、ケーブル探索の時間を確保するために、機能は無効になります。
4.6 言語を設定する
TX8000は、英語、ドイツ語、スペイン語、日本語、ポーランド語に設定できます。

TX8000 Operating Instructions

11

セクション 5 TX8000の使用方法
セクション4のセットアップ手順が完了したら、キー（2）を押してメインメニューに戻り、（8）を押して測定を選択します。次の画面が表示されます。
5.1 測定表示1243

Z = 50Ω VoP= 67

567%Vc RANGE = 120mTH11.75m

CONT

CUR
C1 2GAIN
X1?
20.65m
C1 2: 8.90m

15

1 -選択されたインピーダンス値
2 - 距離カーソル赤3 - VoP 値
4 -アクティブカーソル
5 - VoP 単位
6 - 選択された範囲
7 - 測長保持8 - 測長モードまたはトーン発信

ALKA

8910111213

14

9 - 選択されたカーソルオプション
10 -選択されたゲイン値
11 -障害表示オーバーレイ
12 - 電池種類
13 - 電池残量表示
14 - カーソル間の距離
15- 距離カーソル緑セクション5.2から5.6で設定を変更するには、キー（9）を押してパラメーターを強調表示し、キー（3）または（6）を押して必要な値を選択します。

12TX8000 Operating Instructions

セクション 5.2 ケーブルパラメーターの設定
インピーダンス設定は、25、50、75、100、120オームから選択できます。 VoP値は10〜99％、またはマイクロ秒あたりのフィートまたはメートル単位の同等の値から選択できます。 選択した値は、画面の（1）、（2）、（3）に表示されます。インピーダンスとVoPの両方の値は、ヘルプメニューに表示されます。 必要なケーブルが示されていない場合は、ケーブルの製造元に詳細を問い合わせるか、テストするケーブルのサンプル長からVoPを確立することができます（セクション5.8を参照）。
セクション 5.3 測長範囲の選択
TX8000には、7メートルから6キロメートルまでの11のレンジスケール、またはフィートと同等の値があります。 選択した範囲が画面に表示されます（4）セクション 5.4 スキャンモードの選択、比較、トーン発信
TX8000には、シングルスキャンと連続スキャンさらにトーン発信の3つのスキャンモードがあります。 シングルスキャンにより、使用者は測長を詳細に検査するために保持し、測長を表示したままテスト中のケーブルから切り離して、測長キー1で開始できます。連続スキャンは、テス
ト中のケーブルに連続パルスを発射し、断続的な障害を識別できるようにします。 。 連続スキャンモードで、表示された測長がSTART（キー1）を押すことによって保持される場合、画面の右上にTHと表示され、測長を保持して新しい測長と比較されできます。 START（キー1）。 TX8000
をオフにすると、保留された測長は自動的に削除されます。
トーン発信機能：この機能はケーブル内の個々のペアを測長するために使用されます。 TX8000は測長されるケーブルペアに接続され、810〜1100Hzの周波数範囲に対応したトーンプローブを使用してペアを識別し、測長されるペアに近くなるとトーンプローブの音量が増加します。 この機能が使用されている間、自動シャットダウンは無効になります。選択
した機能は画面に表示されます（5）セクション 5.5 カーソルの使い方
TX8000には、カーソル1が赤とカーソル2が緑の2つのカーソルがあり、カーソル（8）を押すとカーソルが切り替わります。選択されたカーソルは、画面の（14）に示すように、カーソル上部の矢印で識別されます。 カーソルを移動するには、キー7と4を使用します。長さの測定値は、画面に表示されているように、カーソルに付いているフラグに表示されます（12）および（13）。 カーソル間の距離が画面に表示されます（11）TX8000 Operating Instructions

13セクション 5.6 ゲイン調整
TX8000は、11の各レンジスケールに対して事前設定されたゲインを備えています。さらに、8つの使用者が選択可能な値があり、小さなインピーダンス不整合の識別に役立ちます。 選択したゲイン値が画面に表示されます（7）5.7 テストするケーブルへの接続機器の上部にある2つの安全ソケットを介してTX8000にテストリードセットを取り付けます。
1.テストするケーブルに電源または機器が接続されていないことを確認します
2.テスト中のケーブルの遠端が開いているか、または短絡していることを確認します（抵抗終端が取り付けられていない）。
3.テストするケーブルの一端にTX8000を接続します
同軸ケーブル

シールドケーブル

ツイストペアマルチコアケーブル

同軸ケーブル: 赤いクリップを中央のワイヤーに接続し、黒いクリップをシールド/スクリーンに接続します。
シールドケーブル: 赤いクリップをシールドに隣接するワイヤーに接続し、黒いクリップをシールドに接続します。
ツイストペア: 1つのペアを分離し、赤と黒のクリップをペアの2本のワイヤに接続します。
マルチコアケーブル: クリップを2本のワイヤーに接続します。

5.8 不明なVoP値の特定方法テストするタイプの約100メートルのケーブルの測定長を使用して、上記の5.8に示すようにTX8000を接続し、サンプルケーブルの長さをカバーする距離範囲を選択し、カーソルを出力パルスの立ち上がり位置に合わせます。 （カーソルの正しい位置は、TX8000の背面にある

14

TX8000 Operating Instructions

一般的な障害測長ラベルに表示されるか、画面に表示されます。 を選択し、VoPを選択し、VoP設定を変更して、カーソルフラグはサンプルの長さと同じです。 表示されているVoPは、サンプルケーブルのVoPです。
5.9 典型的な障害表示
次の図は、典型的な障害測長を示しています。これらの障害は、画面で選択することにより、測定画面に重ね合わせることができます。
OPEN
CONDUCTORWET SPLICE/WATERSHORTEDCONDUCTORFRAYEDCABLESPLICEWATER
INGRESSBRIDGE TAPTAPSPLIT/RESPLIT

SPLITTER

Typical Cable V.P and Impedance Values
TypeVpZ

TypeVpZ

Cat5 STP
Cat5 UTP
Coax Air
Coax Air Space
Coax Foam PE
Coax Solid PE

72
70
98
94
82
67100
100
50/75
50/75
50/75
50/75

T/Pair Jelly PE
T/Pair PE
T/Pair PTFE
T/Pair PVC
T/Pair Paper 72nF
T/Pair Paper 83nF

646771
58
88
72

100
100
100100100100

TX8000 Operating Instructions

15セクション 6 メンテナンス
6.1 電池の取り付けと交換方法
TX8000の電源をオフにして、ケーブルまたはネットワークリンクから切断します。

•黒の4本のネジを緩めて、電池カバーを取り外します。
•極性を確認して、電池を単三型のアルカリ電池またはNMH充電池と交換します。
•電池カバーを取り付け、4本のネジを取り付けます。
•手順の切り替えについては、セクション3.3を参照してください。
6.2 クリーニングについて機器を電源から切り離します•機器をオフにする•石鹸水で軽く湿らせた柔らかい布を使用し、機器を拭き取り、余分な水を絞ってきれいな水で布をすすぎ、機器を拭いて石鹸の残留物を取り除き、乾いた布で機器を乾かします•機器に直接水をかけないでください•アルコール、溶剤、炭化水素は使用しないでください

16

TX8000 Operating Instructions

6.3 保管方法
機器を60日以上使用しない場合は、電池を取り外して個別に保管することをお勧めします（6.1を参照）。

セクション 7 修理と保証について
機器には静電気に敏感な部品が含まれており、使用者が修理することはできません。 機器が故障した場合、または機器が損傷した場合は、使用せず修理のために送り返してください。
新しい機器は、使用者による購入日から24か月間、製造または筐体の欠陥による故障に対して保証されています。
注：不正な事前の修理または機器の調整は、保証を無効にします。
本機の品質管理システムは、国際品質システムISO 9001-2015の厳しい要件を満たしています。
7.1 お問い合わせ株式会社グッドマン
神奈川県横浜市金沢区六浦東2-3-3
TEL:045-701-5680 FAX:045-701-4302
E-mail:info@goodman-inc.co.jp
www.goodman-inc.co.jp

TX8000 Operating Instructions

17