Web版

バリオサージ3

パ ワ ーア ップ 。

患 者 さん のために 。

for the patient

インプラント治 療 に使 用 可 能 な 超 音 波 ボ ーン サ ー ジェリー システム 。
そ の 代 名 詞ともいえる バリオ サ ー ジ が 更 なる 進 化 を 遂 げ“バリオ サ ー ジ３”として 新 登 場 。

グ リップ 性と バ ランス 性 、そして 術 野 を 確 保 で きる 、ハ ンドピースを そ の まま に 、従 来 比５０％ の パ ワ ーアップ を 実 現 。

1

2

バリオサージ3

インプラント治 療 には か か せ な い 、“インプランター N e o P l u s ”と“バリオ サ ー ジ３” を１台 のフット ペダルで 操 作 出 来 るリンク 機 能 を 搭 載 。

3

4Hand Piece
最 大 パ ワ ー15 0 ％ へ 。

幅広い用途【口腔外科手術】● 骨切削 / 骨整形 / 骨採取● 側方アプローチによる上顎洞底挙上術 / 粘膜剥離
● 歯槽頂アプローチによる上顎洞底挙上術（ソケットリフト）● 抜歯 / インプラント除去● インプラント窩の形成● 逆根管充填窩洞形成【ペリオ】● スケーリング / メンテナンス

LED ライトは正確な施術をサポート
自然光に近いナカニシのＬＥＤライトは、術野を的確に照射し、正確な施術と施術時間の短縮をサポート。長時間の連続使用においても安全性と、長寿命による経済性を併せ持ちます。
また、独自のツインLEDライトは術野に影をつくりにくく、クリアな視野であらゆる施術をバックアップします。
ツイン LED ライト

5最大パワー 150% アップ
従来比50%のパワーアップ（Surgモード）を実現した最大出力は、フィードバック機能とオートチューニング機能により正確に制御され、切れ味の良いバリオサージチップとの相乗効果により、効率的な施術とチェアタイムの短縮をサポート。
100％以上のパワーでご使用の際は対応専用チップをお使いください。

(%)

150%

150

1000

VarioSurg

VarioSurg3

更に進化した “スーパースリムデザイン” ハンドピース“スーパースリムデザイン”のLEDハンドピースは、アクセス性と視認性を実現。人間工学に基づく適正なバランスにより、正確な施術をバックアップ。手指への負担を軽減するデザインです。

切れ味を追求した骨切削用 TiN コーティングチップ（骨切り用 / 骨切除・骨整形用 / 抜歯用 )チップの刃先を目立て処理することで切削力を高め鋭い切れ味を実現。
先端の目詰まりも軽減します。

オートクレーブ滅菌と、熱水洗浄にも対応し、安全性も実現しています。

6

Control Unit
最大パワー150％を支えるコントロールユニット“バリオサージ３”のコントロールユニットは、術者の好みや使用状況に合わせてパーソナライズできるプログラム機能など、ドクターのニーズに応える様々な機能を搭載。
視認性の高いバックライト付き大型LCDパネルと直感的な操作ができるアイコン
ボタンにより、安全で確実な施術をサポート。

主な特長● 3つのモード切替が可能（Surg，Endo，Perio）● 切替可能バーストモード● プログラムメモリー機能（9プログラム）● LEDライト光量調整機能● オートクリーニングモード搭載● フィードバック機能● オートチューニング機能● インプラントモーターとのリンク機能

7

更に進化したバーストモード
施術中でも切り替え可能なバーストモードは、一定の振動に対して周期的に小さな振動を与えることで、振動に変化を加え硬い皮質骨を切削する際に適した「ハンマー効果」を生み出します。3段階のバーストモード設定により、術式や骨の状況に応じたパワー選択が可能です。

バースト機能一定振動機能

常に安定した切削を実現するフィードバック＆オートチューニング機能【フィードバック機能】術部の状況を自動的に感知することで適正なパワーをチップに供給。常に安定したパワーにより施術の効率を高めます。
【オートチューニング機能】設定した出力値を常にチップの先端で発揮するために発振周波数を自動的にコントロール。設定した出力をチップ先端で再現し、振動状態を維持します。

光量調整機能付きライト
術者の好みや施術環境により、シンプルなボタン操作でLEDハンドピースの光量を3段階に調整することができます。

HIGHLOWOFF

選択可能な注水量
チップを効果的に冷却する最大75ｍL/min の豊富な注水量を、チップの種類や口腔内の状況に合わせて5段階に選択可能。
効果的な注水はチップ先端の発熱を押さえ、骨細胞の熱的損傷を防ぎます。

メモリー機能
施術内容や使用するチップに応じた設定をプログラムごとにメモリー可能。設定したプログラムはプログラムボタンで簡単に呼び出せ、煩わしい操作は不要です。

8バリオサージ3

Control Unit
■ コントロールユニット

Foot Pedal■ フットペダル ハンドル有※フットペダルは別売りになります
商品コード

BCDM03519

Hand Piece
ライト付き

バリオサージ3
販売名：バリオサージ39

一般的名称：電動式骨手術器械

標 準セット

ライト付き

認証番号：225ABBZX00144000号

商品コード■ バリオサージ3 専用ハンドピース

ADC00003

管理医療機器：特定保守管理医療機器

VarioSurg3

IMPLANTOR Neo Plus

インプランター Neo Plus

“インプランターNeo Plus”と“バリオサージ３”の2つのシステムを１台のフットペダルで操作することが可能なリンク機能。多様な術式に対応し、シンプルかつストレスのない操作を実現します。

１台のフットコントロールで操作可能

安全操作

リンク機能はインプランターNeo Plusとバリオサージ３をリンクケーブルでつなぐだけの簡単設定。
専用リンクスタンドを使用する事で最小限のスペースで2つの機器を設置する事ができます。

どのシステムを使用しているかひと目で分かるインジケーターは、確実で安全な操作をサポートします。

インプランター Neo Plus 使用時のバリオサージ 3 パネル表示

リンクケーブル装着時
バリオサージ 3 使用時 ： バースト機能選択
インプランター Neo Plus 使用時 ： FWD / REV の切替▲
セレクトキーの長押しで使用する機器を切替

LINK 機能専用パーツ

リンクケーブル(単品)
商品コード ADC00027

SGリンクスタンド(単品)商品コード ADC00026※インプランター Neo Plusとバリオサージ3を1つのフットペダルで操作する際に必要なパーツです。

インプランター Neo Plus LEDインプランター Neo Plus

L E D 標 準セット

ライト付き

商品コードADC00001

標 準セット

ライト無し

商品コードADC00002

認 証 番 号：223ALBZ X00027A01号

10VarioSurg Tip Line Up
Ultrasonic Tips 多様な術式に対応する豊富なチップラインナップ

11

骨 切り用

骨 切 除・骨 整 形 用

抜歯用（歯根抜歯時骨切除用）

骨 切 り 用 （MAXI REACH）

ソケットリフト用

骨 切り用（ 骨 窓 の 開 窓など）

粘膜剥離用

骨切削用（インプラント窩の前処置）

スケーリング用

ペリオ用（ルートプレーニング）

逆根管充填窩洞形成用

ペリオ用（補綴物のメンテナンス）

骨 切り用パワーレベルSURG 80%

製品名 バリオサージチップ SG1 商品コード CDM03410

14.7• チタンコーティング • 刃数 ： 3, 厚さ 0.6mm• チップ先端から 3mm, 6ｍｍ, 9ｍｍごとにマーク入31.0

パワーレベル150%

SURG 150%

製品名 バリオサージチップ H-SG1 商品コード ADC00011

14.7• チタンコーティング • 刃数 ： 5, 厚さ 0.6mm• チップ先端から 3mm, 6ｍｍ, 9ｍｍごとにマーク入

31.0

パワーレベルSURG 80%

製品名 バリオサージチップ SG1A 商品コード CDM03476

19.2• チタンコーティング • 刃数 ： 5, 厚さ 0.6mm• チップ先端から 3mm, 6ｍｍ, 9ｍｍ, 12ｍｍ, 15ｍｍごとにマーク入

33.6

パワーレベルSURG 80%

製品名 バリオサージチップ SG2R 商品コード CDM03411

13.56.2• チタンコーティング • 右湾曲＊ • 刃数 ： 3, 厚さ 0.6mm

30.0

パワーレベル

13.5

SURG 80%

製品名 バリオサージチップ SG2L 商品コード CDM03412

6.2• チタンコーティング • 左湾曲＊ • 刃数：3, 厚さ 0.6mm

30.0

パワーレベル

14.4

SURG 80%

製品名 バリオサージチップ SG8 商品コード CDM03413• チタンコーティング • 刃数 ： 3, 厚さ 0.6mm

30.4• チップ先端から 3mm, 6ｍｍ, 9ｍｍごとにマーク入

150%

14.4

パワーレベルSURG 150%

製品名 バリオサージチップ H-SG8 商品コード ADC00012• チタンコーティング • 刃数 ： 3, 厚さ 0.6mm• チップ先端から 3mm, 6ｍｍ, 9ｍｍごとにマーク入

30.4

パワーレベルSURG 80%

製品名 バリオサージチップ SG8A 商品コード CDM03477

18.8• チタンコーティング • 刃数 ： 3, 厚さ 0.6mm

32.9

熱水洗浄可能• チップ先端から 3mm, 6ｍｍ, 9ｍｍ, 12ｍｍ, 15ｍｍごとにマーク入

135℃までの温度でオートクレーブ可能（150％）
対応チップ
150% ハイパワー出力＊チップのＬＲ（左右）表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。

12骨 切り用
パワーレベルSURG 150%

製品名 バリオサージチップ H-SG8R 商品コード CDM03483

11.430.18.2• チタンコーティング • 右湾曲＊ • 刃数： 3, 厚さ 0.6mm＊• チップ先端から 2 mm, 4 ｍｍにマーク入（片面のみ）

パワーレベルSURG 150%

製品名 バリオサージチップ H-SG8L 商品コード CDM03484

11.48.230.1• チタンコーティング • 左湾曲＊ • 刃数 ： 3, 厚さ 0.6mm＊• チップ先端から 2 mm, 4 ｍｍにマーク入（片面のみ）

パワーレベルSURG 80%

製品名 バリオサージチップ SG14R 商品コード CDM03414

13.828.68.8• チタンコーティング • 右湾曲＊ • 刃数： 5, 厚さ 0.6mm

パワーレベルSURG 80%

製品名 バリオサージチップ SG14L 商品コード CDM03415

13.828.68.8• チタンコーティング • 左湾曲＊ • 刃数 ： 5, 厚さ 0.6mm

パワーレベル

10.2

SURG 80%

製品名 バリオサージチップ SG19 商品コード CDM03416

31.0• チタンコーティング • 刃数：5, 厚さ 0.8mm

パワーレベルSURG 50%

製品名 バリオサージチップ SG30 商品コード CDM03478

12.927.8• チタンコーティング • シャープエッジ• 最厚部 0.5mm, 最薄部 0.15mm

パワーレベルSURG 80%

製品名 バリオサージチップ SG58 商品コード ADC00013

7.536.3• チタンコーティング • 刃数 ： 3, 厚さ 0.6mm• チップ先端から 3mm, 6ｍｍ, 9ｍｍごとにマーク入パワーレベルSURG 80%

製品名 バリオサージチップ SG68 商品コード CDM03482

7.833.7• チタンコーティング • 刃数 ： 3, 厚さ 0.6mm• チップ先端から 2 mm, 4 ｍｍにマーク入（片面のみ）＊チップ先端の目盛りを目安に、深さを確認することができます。

13骨切除・骨整形用
パワーレベルSURG 80%

12.0
製品名 バリオサージチップ SG3 商品コード CDM03417

28.0• チタンコーティング • 先端と両サイドがシャープな片刃

パワーレベルSURG 80%

11.4
製品名 バリオサージチップ SG4 商品コード CDM03418

30.4• チタンコーティング • 先端がシャープな両刃

パワーレベル

11.2

SURG 80%

製品名 バリオサージチップ SG5 商品コード CDM03419

31.6

熱水洗浄可能• チタンコーティング • 先端円周部がシャープな片刃

135℃までの温度でオートクレーブ可能＊チップのＬＲ（左右）表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。

14抜歯用（歯根抜歯時骨切除用）
パワーレベル

製品名 バリオサージチップ SG17 商品コード CDM03420

13.027.8• チタンコーティング • 厚さ：0.7mm• 3 方向がシャープな両刃

パワーレベルSURG 50%

製品名 バリオサージチップ SG18R 商品コード CDM03472

12.927.7• チタンコーティング • 厚さ：0.7mm• 3 方向がシャープな両刃

パワーレベルSURG 50%

製品名 バリオサージチップ SG18L 商品コード CDM03473

12.927.715SURG 80%• チタンコーティング • 厚さ：0.7mm• 3 方向がシャープな両刃骨切り用（MAXI REACH）

4.5

パワーレベルSURG 80%37.2
製品名 バリオサージチップ M-RE2 商品コード BCDM03485• チタンコーティング • 刃数：11 • 厚さ：0.6 mm

6.6
パワーレベルSURG 80%62.2
製品名 バリオサージチップ M-ST1 商品コード BCDM03486• チタンコーティング • 刃数：3 • 厚さ：0.6 mm

6.6
パワーレベルSURG 80%57.5
製品名 バリオサージチップ M-OC1R 商品コード BCDM03487• チタンコーティング • 右湾曲＊ • 刃数：3 • 厚さ：0.6 mm• チップ先端から 2 mm にマーク入＊

6.6
パワーレベルSURG 80%57.5
製品名 バリオサージチップ M-OC1L 商品コード BCDM03488• チタンコーティング • 左湾曲＊ • 刃数：3 • 厚さ：0.6 mm• チップ先端から 2 mm にマーク入＊＊チップ先端の目盛りを目安に、深さを確認することができます。

熱水洗浄可能135℃までの温度でオートクレーブ可能＊チップのＬＲ（左右）表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。

16

歯槽頂アプローチによる上顎洞底挙上術（ソケットリフト用）
外科的侵襲が少なく、短い施術時間でサイナスリフトを行うことが出来るソケットリフト法を、より安全に行えるソケットリフトチップ。超音波振動による骨切削はシュナイダー膜への損傷リスクを軽減。オステオトームによる槌打がないため、患者さんの不快感を和らげ、めまいなどのリスクを抑えます。

上顎洞粘膜拳上術 手順例

埋入インプラントサイズ ： ワイドサイズφ5.0mm

バリオサージチップを用いる場合
ユニット設定値 ： Sモード、パワー50%、注水量1

ユニット設定値 ： Sモード、パワー50%、注水量1

ユニット設定値 ： Sモード、パワー50%、注水量1

上顎洞底皮質骨まで5mm前後、骨質タイプⅢ・骨質良好の症例を説明します。
CT画像で確実なる診断の上、垂直的骨幅を十分に術前診断し、上顎洞底部までの形成を行います。

SG15Aチップを用いて、上顎洞底1mm手前まで形成します。チップを押し込みすぎないように注意します。

SG15Bチップを用いて形成します。チップを押し込みすぎないように注意します。

SG16Aチップを用いて形成します。深度ゲー
ジを使うときと同じように、インプラント窩を探りながら形成します。

ユニット設定値 ： Sモード、パワー50%、注水量1

ユニット設定値：Sモード、パワー80%、注水量3

ユニット設定値：Sモード、パワー80%、注水量3

ユニット設定値：Sモード、パワー80%、注水量3

SG16Bチップを用いて、上顎洞底骨がほとんどない状態まで形成します。深度ゲージを使う
ときと同じように、インプラント窩を探りながら形成します。

SCL12Dチップを用い、十分な注水下で形成します。注水量は3に設定します。チップを押し込みすぎますと、上顎洞粘膜に水圧がかかりますので、注意が必要です。チップ先端を円運動させるように小刻みに動かします。

SCL14Dチップを用い、十分な注水下で形成します。注水量は3に設定します。チップを押し込みすぎますと、上顎洞粘膜に水圧がかかりますので、注意が必要です。チップ先端を円運動させるように小刻みに動かします。

SCL11DチップまたはSCL13Dチップを用い、十分な注水下で形成します。注水量は3に設定します。チップ先端部のエッジ部分を使って、インプラント窩の窩底のエッジを切削します。チップを押し込みすぎますと、上顎洞粘膜に水圧がかかりますので、注意が必要です。
チップ先端を円運動させるように小刻みに動かします。

粘膜挙上辺縁部

ユニット設定値 ： Sモード、パワー50%、注水量1

上顎洞中心部
ハンドインスツルメント先端部を骨壁に沿わせながら、インプラント窩内部に入れます。ハンド
インスツルメント先端部を回転させながら、粘膜を皮質骨からゆっくりと剥離します。
その後、マ
イクロスコープやエンドスコープなどを用いて、上顎洞粘膜の状態を確認することが望ましいです。

上顎洞側から見たときの拳上された粘膜のイメージ図です。マイクロスコープやエンドスコー
プなどを用いて、上顎洞粘膜が確実に拳上されているか、孔があいていないかを確認することが望ましいです。

SCL1チップまたはSCL3チップを用いて、十分な注水下で、確実に粘膜を拳上します。
注水量は1に設定します。

SCL11Dチップを用いた場合に形成されるインプラント窩の形状はこのようになります。

SCL13Dチップを用いた場合に形成されるインプラント窩の形状はこのようになります。

17ソケットリフト用
パワーレベル

18.9

SURG 50%

製品名 バリオサージチップ SCL1 商品コード ADC00019

ø2.4• 内部注水28.7

パワーレベル

19.0

SURG 50%

製品名 バリオサージチップ SCL3 商品コード ADC00020

ø3.0• 内部注水29.8

パワーレベル

20.4

SURG 50%

製品名 バリオサージチップ SCL5 商品コード ADC00021

ø4.0• 内部注水28.2

パワーレベル

18.3
ø2.9.
ø2.1

製品名 バリオサージチップ SCL12D 商品コード ADC00014• 外部注水 • ダイヤモンドコーティング

31.4

パワーレベル

18.0
ø3.5
ø2.4

SURG 80%

SURG 80%

製品名 バリオサージチップ SCL14D 商品コード ADC00015• 外部注水 • ダイヤモンドコーティング

31.9

パワーレベル

19.0

SURG 80%

製品名 バリオサージチップ SCL11D 商品コード ADC00016

ø2.7• 外部注水 • ダイヤモンドコーティング

28.7

パワーレベル

18.8

SURG 80%

製品名 バリオサージチップ SCL13D 商品コード ADC00017

ø3.4• 外部注水 • ダイヤモンドコーティング

29.8

パワーレベル

19.9

SURG 80%

製品名 バリオサージチップ SCL15D 商品コード ADC00018

ø4.328.1• 外部注水 • ダイヤモンドコーティング

2mm
3mm
2mm

熱水洗浄可能135℃までの温度でオートクレーブ可能＊チップのＬＲ（左右）表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。

インプラント窩の深さはチップの目盛りで測ることができます。

3mm5mm18販売名 ： ソケットリフト ハンドインスツルメント 一般的名称 ： 歯科用起子及び剥離子
届出番号： 09B2X00016000141 号 一般医療機器

ハンドインスツルメント

製品名

ハンドインスツルメント SCL 商品コード ADC00024• 全長 168mm

M : 近心用168

D : 遠心用70°

先端部拡大図インプラント窩の深さは、先端の目盛りで測ることができます。

骨切り用（骨窓の開窓など）
パワーレベル

11.1

SURG 80%

製品名 バリオサージチップ SG6D 商品コード CDM03424• ダイヤモンドコーティング

30.1

パワーレベル

12.3

SURG 50%

製品名 バリオサージチップ SG7D 商品コード CDM03425

29.21.75• ダイヤモンドコーティング

粘膜剥離用
パワーレベル

15.7

SURG 50%

製品名 バリオサージチップ SG9 商品コード CDM03421

24.0• 剥離、挙上用 角度 90

3.5
パワーレベル

11.4

製品名 バリオサージチップ SG10 商品コード CDM03422

3.531.9• 剥離、挙上用 角度 135

パワーレベル

10.9

SURG 50%

製品名 バリオサージチップ SG11 商品コード CDM03423

4.019SURG 50%

31.4• 剥離、挙上用

骨切削用（インプラント窩の前処置）
パワーレベル

ø1.611.0

製品名 バリオサージチップ SG15A 商品コード CDM03426

ø1.1528.6• ダイヤモンドコーティング • チップ先端径 ： 0.7mm• チップ先端から 5mm, 10ｍｍごとにマーク入パワーレベル

ø2.028.5• ダイヤモンドコーティング • チップ先端径 ： 0.9mm• チップ先端から 5mm, 10ｍｍ, 12ｍｍごとにマーク入パワーレベル

ø1.9
ø1.8• ダイヤモンドコーティング • チップ先端径：1.3mm• チップ先端から 5mm, 10ｍｍ, 12ｍｍごとにマーク入パワーレベル29.7• ダイヤモンドコーティング • チップ先端径 ： 2.0mm• チップ先端から 5mm, 10ｍｍごとにマーク入パワーレベルSURG 50%

製品名 バリオサージチップ SG16B 商品コード CDM03429

ø2.64.3

熱水洗浄可能SURG 50%

製品名 バリオサージチップ SG16A 商品コード CDM03428

ø2.05.413.1

SURG 50%

製品名 バリオサージチップ SG15D 商品コード CDM03475

ø1.530.212.9

SURG 50%

製品名 バリオサージチップ SG15C 商品コード CDM03474

ø1.230.114.7• ダイヤモンドコーティング • チップ先端径 ： 1.3mm• チップ先端から 5mm, 10ｍｍごとにマーク入パワーレベル

ø1.8
ø1.614.7

SURG 50%

製品名 バリオサージチップ SG15B 商品コード CDM03427

ø1.611.2

SURG 50%29.9• ダイヤモンドコーティング • チップ先端径 ： 2.6mm• チップ先端から 5mm, 10ｍｍごとにマーク入

135℃までの温度でオートクレーブ可能＊チップのＬＲ（左右）表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。

20スケーリング用
4.5

パワーレベル

7.5

SURG 50%

製品名 バリオサージチップ G1-S 商品コード CDM03430 標準価格 ¥13,000

31.3

ペリオ用
（ルートプレーニング）
4.5
パワーレベル

製品名 バリオサージチップ P20-S 商品コード CDM03431

12.3• ストレート

36.4
6.0

（真上）

パワーレベルPERIO 100%

製品名 バリオサージチップ P25R-S 商品コード CDM03432

7.636.5

6.0• 右湾曲 *（真上）パワーレベルPERIO 100%

製品名 バリオサージチップ P25L-S 商品コード CDM03433

7.636.521

PERIO 100%

• 左湾曲 *

逆根管充填窩洞形成用パワーレベル

12.5

ENDO 50%

製品名 バリオサージチップ E30RD-S 商品コード CDM03434• ダイヤモンドコーティング • 臼歯部用（右曲がり）

28.0

パワーレベルENDO 50%

製品名 バリオサージチップ E30LD-S 商品コード CDM03435

12.5• ダイヤモンドコーティング • 臼歯部用（左曲がり）

28.0

パワーレベルENDO 50%

製品名 バリオサージチップ E31D-S 商品コード CDM03436

13.5
27.0

• ダイヤモンドコーティング • 前歯部・臼歯部用（70 ）パワーレベルENDO 50%

製品名 バリオサージチップ E32D-S 商品コード CDM03437

13.4
27.0

熱水洗浄可能• ダイヤモンドコーティング • 前歯部用（90 ）135℃までの温度でオートクレーブ可能＊チップのＬＲ（左右）表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。

22

ペリオ用
（補綴物のメンテナンス）
パワーレベルPERIO 100%

製品名 バリオサージチップ V10-S 商品コード CDM03438• E チップ用レンチ付属 • プラスチックチップ別売

17.8

製品名 バリオサージチップ V-P10-S 商品コード CDM03439

7.9• 3 本入14.6

製品名 バリオ V-P11R-S 商品コード CDM03550

4.9• 右湾曲＊ • 3 本入 • V10-S ホルダー別売
20.8

製品名 バリオ V-P11L-S 商品コード CDM03551

4.9• 左湾曲＊ • 3 本入 • V10-S ホルダー別売

20.8

製品名 バリオ V-P12-S 商品コード CDM03552

9.6• 3 本入 • V10-S ホルダー別売
18.1■ V-P11R-S、V-P11L-S、V-P12-S は、バリオサージ 3 のみご使用いただけます。

パワーレベルSURG 80%

熱水洗浄可能このパワーガイドの記号と数値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。
チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。

135℃までの温度でオートクレーブ可能＊チップのＬＲ（左右）表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。

23

チップキット
骨切り用
骨切り用（骨窓の開窓など）
骨切除・骨整形用
粘膜剥離用

骨切り用

バリオサージチップ ベーシックHK
商品コード BCDM03460

商品コード CDM03456

セット内容•H-SG1, SG5, SG6D,SG7D, SG11, SG17
•チップホルダー

セット内容•SG1, SG2R, SG4, SG2L, SG6D
•チップホルダー

製品名

粘膜剥離用

製品名

バリオサージチップ サイナスK

製品名

バリオサージチップ コツキリK

逆根管充填窩洞形成用

バリオサージチップ エンドK

製品名

商品コード CDM03457

商品コード CDM03458

セット内容•SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11
•チップホルダー

セット内容•G1-S, E30RD-S, E30LD-S, E31D-S,E32D-S•チップホルダー

ソケットリフト用
骨切削用（インプラント窩の前処置）

バリオサージチップ インプラントK
商品コード CDM03459

バリオチップ

製品名

製品名

セット内容
•SG15A, SG15B, SG16A, SG16B• チップホルダー

セット内容•SCL11D, SCL12D, SCL1
•VSチップレンチ•チップホルダー

ソケットリフトSTD3

商品コード ADC00022

ソケットリフト用

バリオサージ チップホルダー

バリオチップ
ソケットリフトWIDE4
商品コード ADC00023

商品コード CDM03440

標準価格•ケースのみ製品名¥100,000

製品名

セット内容
•SCL12D, SCL13D, SCL14D, SCL3
•VSチップレンチ•チップホルダー

熱水洗浄可能135℃までの温度でオートクレーブ可能24

Optional Parts

オプショナルパーツ

製品名

VS3-LED-HPSC

LEDハンドピース（ハンドピースコード2m付属）

バリオサージ
Eチップレンチ
V10-S用

VSチップレンチ

SG1A、SG8A、ソケットリフト用（CR-40）

ADC00029

CDM03442CDM03479

バリオサージトルクレンチ

CDM03441

モータースタンド

CDM02956

イリゲーション
チューブ

CDM02820（CR-30）（10本入）

25

商品コード製品名

商品コード

バリオサージ
チューブホルダー

CDM03454（7個入）バリオサージ
滅菌ケース

チップ用滅菌ケース（MAXI REACH用）

フットペダル
ハンドル有

バリオサージ3
キャリングケース

寸法：W469 D344 H180mm

CDM03452

BCDM03489

BCDM03519

CDM03446

CDM03444
外形寸法：W360 D420 H800mm

26

バリオサージ3Ver.2.0「VarioSurg」は株 式会 社ナカニシの登 録商標です。
製造販売元 ：

本社・工場 栃木県鹿沼市下日向700 〒322- 8666 Tel：0289-64-3380 Fax：0289-62-5636「IMPLANTOR」は京セラ株 式会 社の登 録商標です。

当パンフレットに記載の情報は2020年1月時点のものです。
当パンフレットについては、無断で複製、転載することを禁じます。

Ⓒ 2020 KYOCERA Corporation
200127M

D-024-5-1

00019