校正証明書
Calibration certificate
証明書番号
Certificate No.
質量 電子式非自動はかり
Electronic non-automatic weighing instrument

製造者名
Manufacturer

Sartorius

型式TypeMCA224S-2S01-I

器物番号 | 管理番号
Serial | QM Ident. no.

12345678 | ---顧客名
Customer

ザルトリウス・ジャパン株式会社

Sam

新宿区市谷砂土原町1-2-34 KSKビル B1階
162-0842 東京都

注文番号
Order no.

JCSS Sample（単目量）

証明書のページ数
Number of pages
校正実施年月日
Date of calibration

この証明書は計量法第144条1項に基 づくものであり、特定標準器（国家標準） にトレーサブルな標準器により校正した結 果を示すものです。認定シンボル
は、校 正した結果の国家標準へのトレーサビリ ティの証拠です。発行機関の書面による 承認なしにこの証明書の一部分のみを 複製して用いることは禁じられております。 この証明書を発行した当校正室は、JISQ 17025(ISO/IEC17025：2017) に適合しています。 この証明書は、ILAC(国際試験所認定 協力機構)及びAPAC(アジア太平洋認 定協力機構)のMRA(相互承認)に加 盟しているIAJapanに認定された校正 機関によって発行されています。 この校正結果はILAC/APACのMRAを 通じて、国際的に受入れ可能です。

ple

項目
ObjectSXXXXXX

4 （JCSS認定範囲外を含む場合がある）

2024年03月18日
18 Mar 2024

This certificate is based on article 144 of theMeasurement Law and indicates the Result of
calibration in accordance with measurement
standards traceable to Primary Measurement
Standards (National Standards) which
realizes the physical units of measurement
according to the international system of units(SI). The accreditation symbol is attestationof which the result of calibration is traceable
to primary Measurement standards (nationalstandards). The certificate shall not be
reproduced except in full, without the priorwritten approval of the issuing laboratory. The
calibration laboratory who issued thiscalibration certificate conforms to ISO/IEC
17025:2017.This calibration certificate wasissued by the calibration laboratory
accredited by IAJapan who is a signatory tothe Mutual Recognition Arrangement (MRA) ofInternational laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC) and Asia PacificAccreditation Cooperation (APAC). These
calibration results may be acceptedinternationally through ILAC/APAC MRA.

ユーザーは、適切な周期ではかりを再校正する必要があります。
The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

発行年月日
Date

2024年03月18日
18 Mar 2024

東京都新宿区市谷砂土原町一丁目2番地34
KSKビル B1階
ザルトリウス・ジャパン株式会社
ラボプロダクツアンドサービシーズ
技術部 JCSS校正室

校正証明書発行責任者
The issuing authority

校正実施者
Person in charge

松渕 広一 / Hiroichi Matsubuchi

五味 淳 Jun Gomi

Sartorius Japan K.K.
Lab Products & Services JCSS Calibration Service
B1F., KSK Bldg.
2-34, Ichigaya Sadohara-cho1-chome Shinjuku-ku,Tokyo, 162-0842 Japan

Verical®
Version 6.4

ページ
Page

1|4

証明書番号 SXXXXXX
校正証明書

校正対象はかり
単目量はかり型式

MCA224S-2S01-I

器物番号12345678

管理番号 | 資産番号--- | ---

最大ひょう量(最大負荷）

220.0000 g

測定レンジ220.0000 g

目量0.0001 g

ple

校正実施場所住所

1ページ目のとおり

部署

LPS 技術部

建屋名及び階数

KSKビル | B1F

部屋名

Sam

JCSS校正室

校正実施場所の最大温度変動幅

校正方法

5K

EURAMET cg-18, V4.0 - 電子式非自動はかり校正のガイドライン｜ Sar JCSS-MSEU校正

校正に用いた標準｜機器
標準｜機器の種類

ID番 号

有効期限

温度計

HMI41/HMP45｜W4420150

2026年06月30日

セット分銅 OIML R111 E2

JCW-01

2025年05月31日

東京都新宿区市谷砂土原町一丁目2番地34
KSKビル B1階
ザルトリウス・ジャパン株式会社
ラボプロダクツアンドサービシーズ
技術部 JCSS校正室

Sartorius Japan K.K.
Lab Products & Services JCSS Calibration Service
B1F., KSK Bldg.
2-34, Ichigaya Sadohara-cho1-chome Shinjuku-ku,
Tokyo, 162-0842 Japan

Verical®
Version 6.4

ページ
Page2|4

証明書番号 SXXXXXX
校正証明書

調整状況
計測器（はかり）は、校正前に内部分銅にて調整されています。

校正時の環境条件
校正実施年月日

2024年03月18日

校正実施場所の温度 | T(分銅)-T(場所)の温度差

21.1 °C | 0.0 K

校正時の状況

校正実施場所は安定していた。 はかりの水準器は調整されていた。 天びんは校正前に最大ひょう量付近まで前負荷を行った。

コメント

N/A

校正結果 | 校正の不確かさ
繰返し性

偏置荷重

試 験 荷 重 （ 公 称 値 ）100 g

試験荷重（公称値）

100 g

中心99.9999 g

99.9999 g

左前99.9999 g

299.9999 g

左後99.9999 g

399.9999 g

右後99.9999 g

499.9999 g

右前99.9999 g

599.9999 g

699.9999 g

799.9999 g

899.9999 g

999.9999 g

1099.9999 g

表示値の誤差試験荷重

中心からの最大誤差|ΔIecc| max = 0.0000 g

Sams = 0.00000 g

ple

100 g
1

指示値

校正値（偏差）包含係数

I0.2000 g

E0.0000 g

k250.0000 g

0.0000 g

99.9999 g

0.0000 g

149.9999 g

149.9999 g

200.0000 g

200.0000 g

L0.2000 g
50.0000 g
99.9999 g

表示値の最大誤差

拡張不確かさU( E)

拡張不確かさ 相 対Urel( E)

0.000082 g

0.041 %

20.000093 g

0.00019 %20.00011 g

0.00011 %0.0000 g

20.00014 g

0.000094 %0.0000 g

20.00016 g

0.000079 %|E|max = 0.0000 g

Urel（E）は、U（E）を試験荷重Lで割ったものです。測定U（E）の不確かさは、校正値（偏差） Eを考慮した場合にのみ有効です。 使用中の測定の不確かさに関する参照ノートは、以下に示すとおりです。校正証明書の参考資料 | 測定結果の解釈。
参照メモ: 報告された拡張不確かさは、ヨーロッパキャリブレーションガイドラインEURAMET cg-18、V4.0に従って決定され、標準不確かさに包含係数 (k=2)を乗じたものとして記載されています。
拡張不確かさの信頼水準は、約95 %です。

以上

東京都新宿区市谷砂土原町一丁目2番地34
KSKビル B1階
ザルトリウス・ジャパン株式会社
ラボプロダクツアンドサービシーズ
技術部 JCSS校正室

Sartorius Japan K.K.
Lab Products & Services JCSS Calibration Service
B1F., KSK Bldg.
2-34, Ichigaya Sadohara-cho1-chome Shinjuku-ku,
Tokyo, 162-0842 Japan

Verical®
Version 6.4

ページ
Page3|4

証明書番号 SXXXXXX
校正証明書の参考資料 | 測定結果の解釈（JCSS認定範囲外）

使用中の測定不確かさ
校正前調整あり

温度変動

1.5 K (isoCAL active)

温度係数1 ꞏ 10⁻⁶/K

計量結果の不確かさ Ugl(W)

Ugl(W) = 0.00008 g + 2.95 ꞏ 10⁻⁶ ꞏ R

参照メモ: この拡張不確かさは、近似式に指示値Rを入力することで計算されます。これに関連して、表示誤差を修正する必要はありません。 報告された拡張不確かさは、ヨーロッパキャリブレーショ
ンガイドラインEURAMET cg-18、V4.0に従って決定され、標準不確かさに包含係数 (k=2)を乗じたものとして記載されています。拡張不確かさの信頼水準は、約95 %です。

指 示 値 （%） 最 大 負 荷 か ら

正味の指示値R

拡張不確かさUg l( W )相対不確かさUg l( W ) rel

2.2000 g

0.000086 g

0.0039 %25 %55.0000 g

0.00024 g

0.00044 %50 %110.0000 g

0.00040 g

0.00037 %75 %165.0000 g

0.00057 g

0.00034 %100 %220.0000 g

0.00073 g

0.00033 %

1%ple

測定における相対拡張不確かさとプロセス精度に基づく最小正味重量のダイアグラム（例を含む）
安全係数
10532Sam1

最小正味重量の例
プロセス精度
安全係数
最小正味重量東京都新宿区市谷砂土原町一丁目2番地34
KSKビル B1階
ザルトリウス・ジャパン株式会社
ラボプロダクツアンドサービシーズ
技術部 JCSS校正室

1.00 %
30.0245 g

Sartorius Japan K.K.
Lab Products & Services JCSS Calibration ServiceB1F., KSK Bldg.
2-34, Ichigaya Sadohara-cho1-chome Shinjuku-ku,
Tokyo, 162-0842 Japan

Verical®
Version 6.4

ページ
Page

4|4