2024年版

HANNA RENTAL
水質測定器
ハンナ インスツルメンツ・ジャパン

×

レンタル

ハンナ インスツルメンツ・ジャパン株式会社〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-6
エム・ベイポイント幕張14F
TEL：043-216-2601 FAX：043-216-2602
E-mail：sales@hanna.co.jp「ハンナジャパン」で検索
本カタログの表示価格はすべて税抜です。

2024.6

ハンナレンタルサイトはこちら

レンタルカタログ

- ハンナ インスツルメンツ・ジャパン アメリカに本社を置く水質測定器の専門メーカー、「ハンナ インスツルメンツ・ジャパン」のレンタル総合カ
タログです。
pH、導電率、残留塩素、自動滴定装置などの水質測定器および各種電極、試薬などをすべて自社で製造し、販売とレンタルを行っています。
「最先端の技術」を、「使いやすい商品」にして、「お求めやすい価格」で提供することはハンナ インスツル
メンツの基本理念の1つです。
ハンナ製品は大学/ ラボ/ 教育機関、食品/ 飲料、農業/ 水耕栽培、工場/ 排水、養殖/ アクアリウム、プール/
温泉、環境調査など世界中の様々な分野でご使用いただいています。
ハンナ・ジャパンは国内の水質測定器メーカーの中でサービスNo.1を目指しています。
お客様が安心してご使用いただけるサポート体制に取り組んでおり、レンタル期間中の保証サービスやテクニカ
ルスタッフによる現地サポートなど独自のサービスに努めております。

- メーカー直営レンタルサービス -メーカー直営レンタルサービスメーカーならではのサービス
安心
・測定に関する不明点や、トラブルにも早急に対応。
ご利用中にいつでもテクニカルスタッフへ問い合わせが可能です。
・出張現場訪問による設置・測定サポートやオンラインでのサポートもご利用頂けます。
・補償サービスをご用意しているので、万が一利用中に故障してしまっても安心です。

早い・点検済み製品が届くので、お手元に届き次第すぐにご利用頂けます。
・豊富な決済方法をご用意しており、問い合わせから発送までがスムーズです。
・国内で製品を管理しているので、急を要する案件にも早急に対応致します。

正確・豊富な製品の中から、お客様に合った製品選定をサポート。
業界、用途別の測定器や電極もご用意があり、お客様に合った製品をご提案致します。
・標準液（校正用バリデーター）のレンタルも可能。長期間のご利用の方にオススメです。
・トレサビリティの発行も可能です。（一部校正証明書のみの製品あり）

レンタル利用のメリット
固定資産税が不要

一貫した品質管理
ルーマニアにあるメインの製造工場はISO 9001:2015を認証取得した先進の施設で、100エーカー（40万平方メートル：東京ドーム約8.5個分）という広大さを誇ります。
ここでは製品の研究／開発からガラス電極の製造、電子部品組立て、最終品質検査まですべてを行い、全製品がCEマーキング（ヨーロッパ地域での法的適合マーク）の認証を受けています。
1つの施設で一貫した品質管理を行うことで最終的に高品質の製品を世界中のお客様にお届けしています。
日本国内において、点検・修理は本社を構える千葉・幕張のオフィスで実施。国内で取り扱うすべての商品に精通したテクニカルサポート専門のスタッフが、お客様の大切な測定器を検査させて頂きます。
弊社ではレンタル機発送前に点検を行いますが、製品の不具合等のご連絡はレンタル機の引き渡し後2日以内であれば、交換等の対応を致します。

・固定資産税の申告・納付が不要になります。
・長期間利用の場合でも資産所有はハンナジャパン（メーカー）のため固定資産にはなりません。

状態良好な製品を使用できる・測定器や電極は、使用期間や頻度によって定期的なメンテナンスが必要ですが、レンタル利用では常にメンテナンスされた状態の製品や電極を使用することができ、標準液や内部液などのランニングコストが抑えられます。

経費として計上可能
・多くの場合レンタル料は経費として処理され、税金の控除対象となることがあり、税負担を軽減することができます。
・申請に時間がかかってしまうケースでも経費で処理できるのでスムーズに利用開始できます。

最新機種がお手軽に・毎年リリースされる新製品をお手軽に使用可能。世界基準の最先端の技術をいつでもご利用頂けます。

レンタルお問い合わせ先
TEL：043-216-2601
FAX：043-216-2602
E-mail：sales@hanna.co.jp
2

長期間利用も可能
・ご利用期間が3ヶ月以上になるとリース対象となり、月額払いの選択が可能になります。長期になれば割安でご利用できる仕組みとなっております。
また、長期間のご利用でも、固定資産にはなりません。
※企業が採用する会計基準により異なる場合があります。

3

- レンタルサービス -- 目次 -

レンタルの流れ

カールフィッシャー水分計

商品選定

お見積り

ご注文

測定器の選定でお悩みの方は、
お気軽にご相談下さい。
担当スタッフがお手伝い致します。

レンタルサイトのフォーム、又はお電話かメールにてお問
い合わせください。

【お支払い方法】
・代引き・クレジット決済・お振込（前払い）

製品チェック・発送

レンタル開始レンタル機の校正・点検付属品などを準備し、ご指定の場所へ発送します。

製品到着後、付属品や製品の確認をし、取扱説明書に沿ってご使用下さい。

容量滴定装置8

電量滴定装置9

自動滴定装置

電位差自動滴定装置

10

吸光光度計/分光光度計

単項目チェッカー/ポータブル

12

多項目ポータブル

14

分光光度計

15

吸光度計測定項目一覧

16

投げ込み式測定器

多項目ポータブル

18

pH/ORP計

卓上型

20

ポータブル

22

テスター

23

ポータブル

22,25

利用実績
明成化学工業株式会社 様
製品：ポータブルアルミニウムイオン測定器／HI 97712
レンタル期間：３ヶ月間
目的：樹脂の研究開発でアルミニウムイオンを測定

EC/TDS計

溶存酸素計

レンタルを知ったきっかけ、理由は？
樹脂開発のプロジェクトにおいて、開発段階ということもあり、まずはレンタル利用で研究を進めていこうと考えました。
以前は外注に依頼していましたが、時間とコストがかかるため自社で持ちたいと思い調べていたところ、簡単に測定可能な
ハンナの測定器を見つけました。
分光光度計は所持していますが、試薬の選定や校正曲線を描くのに手間がかかるので、簡単に測定が出来る所に惹かれ問い
合わせしました。
単項目のポータブル測定器は他メーカーでは少なく、使用感やプロジェクトの進捗次第でレンタル後の購入を検討しています。

中島工業株式会社 様
製品：「高濃度リン酸塩/HI 717」「超低濃度リン酸塩/HI 774」「EC/TDS/℃テスター/HI 98311」「pHテスター/HI 98100」
レンタル期間：1ヶ月間
目的：井戸の排水管理
レンタルを知ったきっかけ、理由は？
井戸の排水における水質検査で測定器が必要だったため利用しました。
普段は他社製品で測定していますが、現場の数が増えて一時的に測定器が必要になりレンタルできるものを探していました。
リン酸塩に関しては濃度域が不明だったので2つの濃度で注文しました。

残留塩素計

テスター

22

多項目ポータブル

18

単項目ポータブル

22,24

ポータブル

26

チェッカー

27

デジタル屈折計

ポータブル

28

温度計

テスター/ポータブル

28

濁度計

卓上型/ポータブル

29

コントローラー/モニター

pH,ECコントローラー

30

pH,EC,温度モニター

31

モニタリングコントローラー

31

次の現場も決まっているので、延長して利用したいと思います。

45

- 測定項目一覧 測定項目

吸光光度計
分光光度計

pH計

EC計

自動滴定装置カールフィッシャー水分計

残留塩素計

コントロー
ラー/指示計

投げ込み式

濁度/屈折計ページ

P12/P15

P20

P22/P25

P10

P8

P26

P30

P18

P28/P29

測定項目

吸光光度計

pH計

EC計

自動滴定装置カールフィッシャー水分計

残留塩素計

コントロー
ラー/指示計

投げ込み式

濁度/屈折計ページ

P12/P15

P20

P22/P25

P10

P8

P26

P30/P31

P18

P28/P29

●

●

亜鉛

●

全硬度

●

亜硝酸態窒素●全リン●

アニオン界面活性剤

●

第二銅

亜硫酸

濁度

●

アルカリ度

●

アルミニウム●アンモニア（淡水,海水）●アンモニア態窒素

●

●
●

滴定酸度

●

鉄

●
●

●

中和滴定

●

●

銅

陽イオン界面活性剤●

糖分

陰イオン界面活性剤

●

ナトリウム

非イオン界面活性剤

●

二酸化塩素

塩化物

●

●

●

●

エチレングリコール

●
●

●

オゾン

●

過酸化物価

●

カドミウム

●
●

●
●
●
●

二酸化炭素

●
●

ORP

●

超純水
●

塩分

●

●

●

ニッケル

●

蜂蜜色度

●

ヒトラジン

●

フッ化物

●

pH

●

ホルモール窒素
マグネシウム（淡水,海水）

●

カリウム

●

●

マグネシウム硬度●

カルシウム（淡水,海水）

●

●

マンガン

●

カルシウム硬度

●

モリブデン

●

還元糖

●

ヨウ素

●

銀

●

●

ヨウ化物

揮発酸

●

クエン酸

●

酸度

●

溶存酸素

残留塩素
（全塩素,遊離塩素）

●

シアヌル酸

●

シアン化物

●

臭素

●

色度

●

硝酸塩

●

硝酸態窒素

●

COD

●

シリカ

●

臭化物

●

●

●

●

●
●

硫化物

●

リン（淡水,海水）

●

リン酸塩

●

六価クロム

●

●

リンゴ酸
●

●

●

●

硫酸塩

●

●
●

●

●

●

水分量

6

●

TDS
●

EC

全窒素

●

●
●

7

- 水分計（カールフィッシャー）人気★利用事例★

HI 933 / HI 934 -カールフィッシャー水分計工業

食品

・樹脂（有機溶剤）の水分量測定でHI 934/電量滴定装置を使用
・食品の油に水を混ぜ、濾過したときの水分量測定でHI 933/容量滴定装置を使用
・インキの水分量の測定にHI 934 /電量滴定装置を使用

研究

100ppm～100%の容量滴定装置

1ppm～5%の電量滴定装置

HI 933は高い精度・信頼性を備えた水分計で、高水分量のサンプル測定に向いています。

HI 934は高い精度・信頼性を備えた水分計で、低水分量のサンプル測定に適しています。

★安心サポート体制★
設置方法や測定方法のサポートを行います。
現場でのサポートをご希望の方はご相談下さい（有償）

ヨウ素添加方法★試薬の選定★

HI 933はポンプとバレットがあり、ヨウ素を含む試薬がサンプルセルに滴下されます。

サンプルに適切な試薬の選定もサポート致します。
お持ちの試薬をご使用いただくことも可能です。
お気軽にご相談下さい。

HI 934は発生電極を使用し、セル内でヨウ素を発生させます。

密閉された溶媒システム
周囲の湿気にさらされることを最小限に抑え、滴定液の消費と時間を節約します。また、滴定セルに入る周囲湿度の影響を考慮し、滴定計算を自動調整します。これにより、実際のサンプルに存在しない水分を補正でき、より正確な結果が得られます。

カスタマイズ可能なメソッド
HI 933、934ともに100メソッドまで対応できます。標準メソッドはISO、ASTM、AOAC、AOCS、EPAなどに基づいて開発されています。
各メソッドは用途やユーザー条件によってカスタマイズし利用できます。

終点の選択
終点検出用に双白金電極を採用。ユーザーはmVの安定時間もしくはドリフト率に基づいて終点を選ぶことができます。
1週間￥136,000（税抜）～
HI 933/容量滴定装置
滴定ドージングポンプ
データ保存

滴定およびドリフト率レポートを100データまで保存

周辺機器

VGAディスプレイ、PCキーボード、プリンター、USBフラッシュドライブ、RS232

サイズ、重さ

390×350×380mm、約10kg
本体、双白金電極(HI 76320)、ドージングポンプ、ビュレットアセンブリ(ビュレットは25mL)、
エアポンプ/スターラーアッセンブリ、ビーカー/ボトルトップアッセンブリ、乾燥剤カートリッジ、
攪拌子、廃液ボトル、校正キー、USBケーブル、電源ケーブル、USBフラッシュドライブ、
ISO8655ビュレット適合報告書(英語)、日本語取扱説明書等

付属品

8

測定範囲：100ppm～100%
分解能：1ppm(0.0001%)
検体の種類：液体または固体
単位：%、ppm、mg/g、μg/g、mg、μg、mg/mL、μg/mL、mg/pc、μg/pc
分解能：ビュレット容量の1/40000 (5mLビュレットで1回当り0.125μL)
精度：ビュレット全容量の±0.1%

HI 934/電量滴定装置
データ保存

測定範囲：1ppm～5%
分解能：0.1ppm(0.0001%)
検体の種類：液体または固体
単位：%、ppm、mg/g、μg/g、mg、μg、mg/mL、ppt、mg/Br/100、gBr/100g、mgBr、gBr
滴定およびドリフト率レポートを100データまで保存

滴定

周辺機器

PC接続、PCキーボード、プリンター、電子天秤、USBフラッシュドライブ

サイズ、重さ

315×205×375mm、約4.3kg

付属品

本体、双白金電極(HI 76330)、滴定管アッセンブリ、エアポンプ/スターラーアッセンブリ、
試薬ボトルアッセンブリ、試薬交換アダプター、廃液ボトル、校正キー、USBケーブル
電源ケーブル、USBフラッシュドライブ、日本語取扱説明書等

HI 933とHI 934の共通項目
・滴定前調整：自動・ドリフト修正点：自動またはユーザー選択可能な値
・結果の統計：中間、標準偏差・マグネチックデジタルスターラー：回転数：200～2000rpm、分解能：100RPM
・使用環境： 10～40℃、相対湿度95%以下(保管環境は-20～70℃、相対湿度95%以下)
・電源： 100-240VAC、50/60Hz

QRコードを読み取ると・・
製品の詳細ページをご覧いただけます。

9- 自動滴定装置 （酸度、塩分など）人気

HI 931 -電位差自動滴定装置食品

工業

研究★利用事例★
・pH電極を使用した高精度な中和滴定分析
・ORP電極を使用したエポキシ樹脂の測定やISEイオン電極での測定
・ワイナリーにてSO2、TA/YANの測定

ワイン

上記の他にも自動滴定装置で測定できる項目は数多くございますので、お気軽にご相談ください。

高精度かつコンパクトな自動滴定装置

ビュレットの交換はわずか数秒

酸度・塩分が同時に滴定できます！

HI 931は高い精度・信頼性を備えた自動滴定装置で、電位差滴定のほかpH、mV、ORP、ISE(イオン選択電極)の測定に対応。

・独自のビュレットシステム(クリップロック)に
より滴定剤と試薬の交換は数秒で行えます。
・通常の25mlビュレットのほか5ml、10ml、50mlビュレットも装着できます。

基本メソッド操作性に優れた電極ホルダー

酸度/アルカリ度/食用油の酸価／過酸化物価、アスコル
ビン酸、カルシウム、塩化物、クエン酸、リンゴ酸、
ホルモール、遊離脂肪酸、遊離／総亜硫酸、滴定酸度、
全硬度、揮発性有機酸、揮発性脂肪酸ほか

電極ホルダーには最大で電極3本、チューブ4本、温度センサー1本をセットできます。
角度の付いたホルダー、取り外し可能なスター
ラー、調節可能なアームにより、コンパクト設計でありながら操作性に優れています。
オーバーヘッドスターラーには、より安定した攪拌のための速度制御が組み込まれています。

用途別pH電極をご用意
レンタルには汎用のpH電極が付属します。
用途別電極やISEイオン電極をご希望の方は別途、お問合せください。

1週間￥124,800（税抜）～

pH
電極

品名、品番
mV
pH
ISE
温度

HI 1043B

強酸強塩基用HI 1053B

土壌/半固形物用HI 1131B

汎用

HI 1413B

皮膚/皮革/紙/乳剤

HI 1330B

試験管用

電位差自動滴定器

HI 931

測定範囲：-2000.0～2000.0mV
分解能：0.1mV
精度：±0.1mV
オフセットで1点
測定範囲：-2.000～20.000pH
分解能：0.1, 0.01, 0.001pH
精度：±0.001pH
5点校正まで可能(使用可能な標準液はスタンダード8種、カスタム5種)
測定範囲：1×10-6～9.99×1010
分解能：1, 0.1, 0.01
精度：±0.5%(一価イオン), ±1%(二価イオン)
5点校正まで可能(使用可能な標準液はスタンダード7種、カスタム5種)
測定範囲：-5.0～105.0℃

分解能：0.1℃

精度：±0.1℃

滴定の種類
メソッド数

酸塩基滴定(pHまたはmVモード)、酸化還元滴定、沈殿滴定、錯滴定、イオン選択性、非水、銀滴定

スターラー
データ保存

プロペラ式、回転数：200～2500rpm
分解能：100RPM
滴定およびpH/mV/ISEを100データまで保存

サイズ、重さ

315×205×375mm、約4.3kg(ポンプおよびスターラー1組を含む)100種類まで（標準メソッドおよびユーザーメソッド）

ISEイオン項目一覧
・アンモニア・臭化物・カドミウム・カルシウム・二酸化炭素・塩化物・第二銅・シアン化物・フッ化
物・ヨウ化物・鉛/硫酸塩・硝酸塩・カリウム・銀/硫化物・ナトリウム10

QRコードを読み取ると・・
製品の詳細ページをご覧いただけます。

11

- 単項目吸光光度計 問い合わせ数

人気№1

HI 97xxx型 -単項目ポータブルシリーズ食品

工業

研究

排水

養殖

アクア

個人

農業

環境

HI 7xx型 -単項目チェッカーシリーズ食品

工業

排水

アクア

水溶液中のイオン濃度を1機種につき1項目を測定。
ポケットサイズなので、現場への持ち込みも容易です。

自動で50データまで保存可能。
いつでも測定結果を振り返ることができます。

ボタン一つの簡単操作

防水機能付き初めての方でも簡単に測定が可能。
デジタルなので誰が測定しても同じ結果が得られる信
頼性の高い一台。

IP67レベルの防水なので、安心してご利用頂けます。
ガラスセルの挿入部にもプラスチックホルダーを採用。

有償にてトレサビリティ証明書の発行が可能です。
お気軽にお問い合わせください。

環境

手のひらサイズのデジタル吸光光度計

データ保存機能

トレサビリティ証明書

個人★初回分の試薬付き★

※別途試薬のご購入が必要です

ご利用期間問わず、試薬が25回分付属します。
測定項目によっては初回試薬分の入り数が変動します。
※25回分以上必要な場合は別途お問い合わせください。

校正機能付きハンナ専用のバリデーターを使用し、いつでも校正を行えます。長期間のご利用でも高精度の測定を維持。
校正済みの製品をお届けいたしますが、ご希望であればお貸出しも可能で、現場ですぐに校正を行うことも可能になります。（有償）
お気軽にお問い合わせください。

★付属品★
ポータブルタイプ、チェッカータイプともに、測定に必要なガラスセル、また、必要に応じて投薬に必要なシリンジ付き！
※ポータブルタイプは、試薬は別売りです。
標準液（バリーデーター）

1週間 初回試薬込

1週間 本体

￥3,200（税抜）～￥17,000（税抜）～★利用事例★

★利用事例★

・樹脂の研究においてアルミニウムイオン濃度の測定にHI 97712/ポータブルアルミニウムイオン
測定器を使用！
・建設現場でHI 97734/ポータブル残留塩素計（高濃度遊離塩素/全塩素）を使用し10ppm付近の遊離塩素濃度を測定！
・海洋研究で全9項目の測定が可能なHI 97115/マリンマスターを使用！
14ページに複数項目測定可能な測定器をご紹介します。

・保育園でのプール塩素濃度の測定に、HI 701/遊離塩素チェッカーが大人気！
給食室の塩素濃度測定でも活躍しています。
・水のおいしさの指標の一つとされる、全硬度の測定でHI 735/全硬度チェッカーを使用！
おいしいコーヒーを作るために測定されています。
・アクアリウムの水質管理でリン酸塩、硝酸塩、アルカリ度などの海水用チェッカーが大人気！
個人のユーザー様でもお気軽にレンタルサービスをご利用頂けます。

QRコードを読み取ると・・
吸光度計の一覧ページをご覧いただけます。

1213

- 多項目吸光光度計 -- 分光光度計 - iris

HI 83300 -多項目吸光光度計-

注目

HI 801 -分光光度計- iris

主な特長
1台で60項目以上を測定可能★メソッド作成可能★

試薬をご購入頂ければ、最大60項目以上のイオン測定が可能。
一度の測定で複数項目測定される方はこちらがオススメです。

iris”は予め96以上のメソッドを内蔵していますが、ユーザーメソッドも最大100まで作成可能。
メソッド作成は簡単で名前や波長、反応時間のタイ
マー、そして校正ポイントを登録できます。

データ保存機能
手動で1000データ保存でき、USBメモリーやPCへの転送も可能。
(PCではCSV形式)

驚きのコンパクトサイズ
設置スペースはA5サイズに納まるので、持ち運ぶことも可能。

1週間 本体￥170,000（税抜）～

1週間 本体￥33,000（税抜）～
QRコードを読み取ると・・
製品の詳細ページをご覧いただけます。

スプリットビーム方式を採用。ビームスプリッターとリファレンス検出器は迷光を最小に抑え、吸光度測定の誤差を減少。温度変化の影響を受けにくい凹面回析格子を採用。

HI 97115 -海水用多項目 吸光光度計-

電源ON時に自動で光源や波長の確認を行い、追加で波長精度の検証を行う必要性を低減。
ウォームアップの必要もありません。

9項目に対応【アンモニア】【亜硝酸態窒素】【硝酸塩 (LR,HR)】【リン酸塩】【カルシウム】【マグネシウム】【pH】【アルカリ度】をこの1台で測定できます。

主な特長

1週間 本体￥23,000（税抜）

エネルギー効率の高いタングステンハロゲンランプは測定時のみ作動するため点灯時間を抑え長寿命。
交換の頻度とコスト低減はもちろん、光源ランプはお客様自身で交換できるため時間や手間も省けます。
専用のセルアダプターを使用し5種類のセルに対応。

HI 83325 -農業・水耕栽培用 吸光光度計9項目に対応【ライシメーター使用事例】【アンモニア態窒素 (LR,MR,HR)】【カリウム】【カルシウム】【硝酸態窒素】【マグネシウム】【硫酸塩】【リン酸塩 (HR)】をこの1台で測定できます。
※土壌の分析にはライシメーターが必要です＋￥3,500（税抜）

1週間 本体￥23,000（税抜）HI 83399 -排水項目対応 吸光光度計-※CODは水銀フリー試薬のご用意があります

14

波長レンジ

340 – 900nm

吸光度レンジ

0.000 – 3.000Abs

測定モード

透過率(%T)、吸光度(abs)、以下の単位での濃度（ppm、mg/L、ppt、°f、°e、ppb、meq/L、
μg/L、PCU、Pfund、pH、dKH、°dH、meq/kg）および測定単位なし

スペクトルバンド幅 5nm【COD (LR,HR,UHR)】【全窒素 (LR,HR)】※全窒素、全リン、CODを測定する場合は別途ヒーターが必要です
加熱時間は従来2時間だったところ15分で完了します

本体には9,999の測定データを保存できデータ転送もシンプル。直接USBメモリーに、またはUSB
ケーブルでPC転送可能でCSVとPDF形式に対応しています。

分解能：1nm波長精度：±1.5nm

吸光度精度：5mAbs（0.000 – 0.500Abs）、1%（0.500 – 3.000Abs）

光学システム、光源 スプリットビーム方式、タングステンハロゲンランプ

COD,全窒素,全リンを含む80項目以上に対応【全リン (LR,HR)】【アンモニア態窒素 (LR,MR,HR)】【フッ化物】【六価クロム】【オゾン】を含む80項目以上の測定が可能です。

操作性の良いキーパッドはラテックス手袋着用時でも反応。電源も電源アダプターのほか、充電式
バッテリーも内蔵。フル充電で約8時間保ち安心です。

迷光：0.1%T未満@340nm（NaNO2）

サンプルセル10mm(角型)、50ｍｍ(角型)、16mm(丸型)、22mm(丸型)、13mm(丸型)の5種類に対応

メソッド数

メーカー設定：150項目まで（うち96項目はインストール済）、ユーザー設定：100項目まで

データ保存

9999データまで保存可能

データ転送

本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続（csv、PDFファイルでの転送が可能）

サイズ、重さ

幅155×高さ205×奥行322mm

3.0kg

1週間 ヒーター付￥85,000（税抜）※ヒーター、本体のみのレンタルも可能です

QRコードを読み取ると・・
製品の詳細ページをご覧いただけます。

15

- 吸光光度計測定項目 測定項目
亜鉛

測定範囲

チェッカー

0.00～3.00mg/L

単項目ポータブル 多項目ポータブル
●

●

●

●

●

亜硝酸態窒素（海水用）ULR

0～200ppb●

亜硝酸態窒素（海水用）LR

0～999 ppb●

亜硝酸態窒素0～600μg/L

●

●

●

●

0～150ppm

●

●

●

●

亜硝酸塩

LR

HR

アニオン界面活性剤

0.00～3.50 mg/L

アルカリ度（海水用）

0～500mg/L●

アルカリ度（海水用）

0.0～20.0dKH

●

●

●

測定範囲

チェッカー

単項目ポータブル

多項目ポータブル

分光光度計

臭素

0.00～10.00 mg/L

●

●

●

●

色度

0～500 PCU

●

●

●

硝酸塩

LR

0.00～5.00 ppm

●

硝酸塩

HR

0.0～75.0 ppm●

COD

0～60.0g/L

●

●

●

●

シリカ

LR

0.00～2.00 mg/L

●

●

●

シリカ

HR

0～200 mg/L

●

●

●

全窒素

LR

0.0～25.0mg/L

全窒素

HR

10～150mg/L

全硬度

ULR

0.00～4.70 mg/L

全硬度

チェッカー

0～350 ppm

全硬度

LR

0～250mg/L

●

●

●

●

●

●

●

アルカリ度

0～500ppm

アルミニウム

0.00～1.00 mg/L

アンモニア（海水用）

0.00～2.50 ppm

●

全硬度

MR

200～500mg/L●●

アンモニア態窒素

LR0.00～3.00mg/L

●

●

●

●

全硬度

HR

400～750mg/L●●

アンモニア態窒素

MR0.00～10.00 mg/L

●

●

●

●

全リン

LR

0.00～1.60mg/L●●

アンモニア態窒素

HR0.0～100.0 mg/L

●

●

●

●

全リン

HR

0.0～32.6mg/L

●

●

●

●

●

●

陽イオン界面活性剤

0.00～2.50mg/L●●

陰イオン界面活性剤

0.00～3.50mg/L●●

非イオン界面活性剤

0.00～6.00mg/L

塩化物

0.0～20.0 mg/L

オゾン

0.00～2.00mg/L●

0.0～25.0 meq
O₂/kg
0.0～20.0mg/L
10～100mg/L

過酸化物価
カリウム
カルシウム硬度

0.00～2.70 mg/L●

0.00～2.00 mg/L

●

●

●

●

●

0.00～2.50ppm

遊離塩素

LR

0.00～5.00 mg/L

●

●

●

遊離塩素

HR

0.00 - 10.00mg/L

●

●

●

●

全塩素

HR

0.00 - 10.00mg/L

全塩素

UHR

0～500ppm

シアヌル酸0.000～0.200 mg/L
0～80 mg/L

●

●

LR

0.000～1.000 mg/L

●

●

●

ニッケル

HR

0.00～7.00g/L

●

●

●

蜂蜜色度

0～150mm Pfund

●

ヒドラジン

0～400 μg/L

●

●

●

フッ化物

LR

0.00～2.00mg/L

●

●

●

●

フッ化物

HR

0.0～20.0 mg/L

●

●

●

●

6.3～8.6 pH

●

チェッカー

pH

6.5～8.5 pH

マグネシウム

●0.00～3.50ppm

シアン化物

●

●

ニッケル

pH

チェッカー LR

LR

●

二酸化塩素

●

遊離塩素

全塩素

●

0.00～5.00 mg/L

ULR

●

●

HR

●

0～500ppb

●

銅

遊離塩素

チェッカー ULR●

0.000～1.500 mg/L

●

●

●

LR

チェッカー ULR

0.000～0.500mg/L

●

●

銅

遊離塩素

全塩素

0～500ppb

0～999ppb

●

●

●

●

●

●

●

●

0.000～1.000 mg/L

0.00～5.00 mg/L

●

●

チェッカー

●

●

0～999ppb

銅●0.00～50.00g/L

0.00～1.60 mg/L

HR

●

還元糖

●

LR

鉄

●

200～600mg/L

チェッカー LR

鉄

●

●

●

カルシウム（海水用）

鉄

●

●

●

0～400mg/L

0.00～1000NTU

●

●
●

濁度

●

●

●

カルシウム

銀

（海水用）

マグネシウム硬度●●

1000～1800 ppm●

0.00～2.00 mg/L

●

●

●

●
●

●

●

マグネシウム

0～150mg/L

●

●

●

マンガン

LR

0～300 μg/L

●

●

●

マンガン

HR

0.0～20.0mg/L

●

●

●

●

●

●

●

モリブデン

0.0 ～ 40.0 mg/L

●

●

●

●

●

●

ヨウ素

0.0～12.5 mg/L

●

●

●

●

●

●

硫酸塩

0～150 mg/L

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

※測定項目のLR、MRなどは測定レンジを表します。
【UHR：超高濃度域】【HR：高濃度域】【MR：中濃度域】 【LR：低濃度域】 【ULR：超低濃度域】

16

測定項目

分光光度計

リン

（海水用）

リン

HR

0～200ppb●

0.0～15.0ppm

●

●

リン酸塩

ULR

0.00～0.90ppm

●

リン酸塩

LR

0.00～2.50ppm

●

●

●

●

リン酸塩

HR

0.0～30.0 mg/L

●

●

●

●

六価クロム

LR

0～300 μg/L

●

●

●

●

六価クロム

HR

0～1000μg/L

●

●

●

●

17

- 投げ込み式 多項目測定器 -人気pH/ORP/EC/DO/濁度

HI 98494 -投げ込み式多項目測定器工業

研究

排水

養殖

HI 9829-投げ込み式多項目測定器２-

環境★利用事例★
地下水や井水の水質調査、海や河川・湖沼の調査、水産養殖での水質管理、建設現場での電極を投げ込んでの測定

主な特長
pH,ORP,EC,DO,塩分濃度,温度の測定が可能
各項目を同時に測定＆ロギングが可能

主な特長

リチウムイオン電池搭載

pH,ORP,EC,DO,濁度,アンモニア,塩化物,硝酸態窒素,温度の測定が可能

単三アルカリ電池の他、リチウムイオン電池の両方に対応しているため、長時間の測定にも安心各項目を同時に測定＆ロギングが可能

Bluetooth機能搭載

GPS機能搭載

専用アプリをダウンロードしてPCやスマートフォンへ簡単にデータ転送可能

衛星を使って10m以内の精度で位置を追跡
緯度と経度は保存したデータに含まれ、Googleマップなどでも簡単に確認可能

蛍光式DOセンサーを採用
ウォーミングアップなしで、すぐに測定可能！流速が無いところでも測定OK
長さが選べる4種類のケーブル(4m/10m/20m/40m)の中から用途に合わせて選択可能 ※価格は変動します

1週間※GPS機能搭載機種は別品番になりますので価格が変動します

1週間￥98,000（税抜）～

スリムな電極サイズ
電極の幅は僅か43ｍｍ。塩ビ管などに差し込んで利用可能￥145,000（税抜）～
pH
pH-mV
ORP

測定範囲、精度 0.00～14.00pH（検出単位：0.01）、±600.0mV（検出単位：0.1）
校正

EC

TDS
抵抗率
塩分

自動で3点まで（pH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01またはカスタム1点より）測定範囲、精度 ±2000.0mV（検出単位：0.1）
測定範囲、精度

精度：±1.0mV

検出単位

1μS/cm（0～9999μS/cm）、0.01mS/cm（10.00～99.99mS/cm）、0.1mS/cm（100.0～400.0mS/cm）

校正

自動で1点（84µS/cm、1413µS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cmまたはカスタム）

測定範囲0.0～400.0ppt（g/L）

検出単位

1ppm(0～9999mg/L)、0.01ppt(10.00～99.99ppt)、0.1ppt(100.0～400.0ppt)

精度、校正

測定値の±1%または±1ppm

校正：EC校正による測定範囲、校正 0～999999Ω・cm、0～1000.0kΩ・cm、0～1.0000MΩ・cm
測定範囲、精度 0.00～70.00PSU（検出単位：0.01）
校正
測定範囲
精度
校正

温度

18

校正：EC校正による測定値の±2%または0.01PSU（どちらか大きい方）

EC校正による
精度：±1σ

0.00～50.00mg/L（検出単位：0.01）、0.0～500.0%（検出単位：0.1）
0～30mg/L：測定値の±1.5%または±0.10mg/L（どちらか大きい方） 30～50mg/L：測定値の±3%0～300%：測定値の±1.5%または±1.0%（どちらか大きい方） 300～500%：測定値の±3%
自動で1点または2点（0、100%、またはカスタムの1点より）測定範囲、精度 -5.00～55.00℃

サイズ、重さ項目ごとの投げ込み式測定器

0～200mS/cm（表示は400mS/cmまで。200mS/cm以上は温度補償なし）
精度：測定値の±1%または±1μS/cm（どちらか大きい方）

海水の比重 測定範囲、精度 0.0～50.0σt、σ0、σ15（検出単位：0.1）

DO

精度：±0.02pH、±0.5mV

HI 98196
投げ込み式pH,DO計
pHとDOを測定可能

HI 98199
ポータブル投げ込み式pH計
pHと温度のみ測定

一本の電極にpHと隔膜式DO電極を装着し測定可能。

電極の付け替えが可能で、ECとDOの測定も可能。

ケーブルは4m/10m/20m/40mとご用意がございます。

野外使用に適した防水性と堅牢さに加え、卓上型の性能を備えたプロ仕様の1台です。

1週間 本体1週間 本体￥62,000（税抜）￥40,000（税抜）

精度：±0.15 ℃

本体：185×93×35.2mm 435g（バッテリーを含む）

QRコードを読み取ると・・
製品の詳細ページをご覧いただけます。

QRコードを読み取ると・・
投げ込み式測定器一覧をご覧いただけます。

19

- ハンナ史上最高クラスのpH計 pH計最新

HI 6221 -プロフェッショナル卓上型pH計食品

工業

Wi-Fi接続でデータ転送も可能
インターバルロギングは1秒～3時間の間隔で設定可能。
保存データはUSBケーブルだけでなく、
Wi-Fi 接続してPC転送可能。
USBケーブルを使用してプリンター接続も可能です。

研究

高精度かつ高速！
測定精度は±0.002pH。5点校正まで行え、カスタム校正も5点まで可能。
内蔵のプロセッサにより、従来機種と比べ圧倒的な反応速度と安定性を実現しています。

グラフ表示機能
測定値のデータを時間経過での一覧、グラフ表示の推移を確認できます。
数値変動のタイミングを確認でき便利です。

最大9ユーザーまで作成可能！
この機能により、最大9ユーザーのアカウントの作成が可能になり、 1ユーザー100,000データまで保存可能！

1週間￥51,000（税抜）～

ユーザーの追加画面

pH
電極

pH
pH-mV
ORP

HI 1043B

強酸強塩基用HI 1053B

半固形物用

HI 1083B

微量滴定用

HI 1131B

汎用

HI 1413B

皮膚用

ORP
電極
レンタルにはHI 1131B（汎用）が付属しております。
各用途別電極をご希望の場合はお問合せください。
HI 3131B

汎用

20

HI 3230B

水道水用

アカウント管理画面

0～13pH（付属電極HI 1131Bを使用時）※使用するpH電極によります。
測定範囲 本体表示は-2.0～20.0 pH、-2.00～20.00 pH、-2.000～20.000 pH
pH-mV、ORPともに±2000.0 mV
精度±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±1digit

校正

自動で5点まで(pH 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + カスタム5種

温度

pH-mV、ORPともに±0.2 mV ±1digit

測定範囲は-20.0～120.0 ℃、精度は±0.2 ℃

ユーザー数

最大9ユーザー

データ保存

自動もしくは手動保存
最大で1ユーザー100,000データまで、100ロットまで（1ロット最大50,000データ）
インターバル：1秒～180分(14の既定時間から選択)

サイズ、重さ長さ160×幅205×高さ77mm

付属品

1.2kg

本体、pH電極:HI 1131B、温度センサー:HI 7662W、電極ホルダー、初回分標準液（pH4、7、10、各2袋）、電極洗浄液2袋、電極内部液(30ml)、電極内部液補充用ピペット、電源アダプター、
USB-C -USB-A ケーブル、日本語取扱説明書他

HI 4430B

水道水用
QRコードを読み取ると・・
製品の詳細ページをご覧いただけます。

21

- ポータブルタイプ -- テスタータイプ -pH/EC/TDS/ORP/DO

ヘイロー2/pHテスターシリーズ

HI 991xxD -ポータブルpH/℃計シリーズ食品

工業

研究

排水

養殖

アクア

pH/EC/TDS/ORP

個人

農業

環境

食品

研究

アクア

個人

小中学校の授業や、大学の研究などでも大活躍

農業

主な特長
分析や品質管理の用途でも使える高い精度±0.05pHの精度で0.00～12.00まで測定可能。

主な特長※ラボ向けの機種は精度±0.02pH

ケーブル付で見やすくて便利

自動で1点、2点、3点、または4点校正。

1本の電極にpH,温度センサーを内蔵。測定値は同時に画面表示可能。

Bluetooth機能搭載

防水機能付き専用アプリを使用してスマートフォンやタブレットがpH計に早変わり。
リアルタイムの数値やグラフでの推移も見られ
データのメール送信も簡単。

IP67の防水で電極接続部も防水なので、現場での測定にも向いています。

自動温度補償機能付き
自動で25℃の時のpH値を換算して画面表示。

1週間￥7,100（税抜）～

pH電極の状態を確認可能
校正後のpH電極の状態を画面表示して確認可能★用途別電極をご用意★

1週間￥26,000（税抜）～

土壌/ワイン/ビール/乳製品/半固形食品/牛乳/食肉/
ヨーグルト/チーズ/皮膚・頭皮/紙・皮革/強酸・強塩
基/パン/チョコレート/寿司 ※価格は変動します★用途別電極をご用意★
土壌/ワイン/ビール/乳製品/半固形食品/牛乳/食肉/
ヨーグルト/チーズ/皮膚・頭皮/紙・皮革/飲料水・低導
伝率水 ※価格は変動します

QRコードを読み取ると・・
pH計の詳細ページをご覧いただけます。

1秒ごとにリアルタイムでのデータ確認できる-人気のポータブルシリーズ農業向け

EC/TDS計

隔膜式DO計

pH/ORP計

超純水テスター

土壌突き刺しEC計

塩分テスター

コンボ１ pH/EC計HI 9814D

HI 99300D

HI 9147N

HI 991003D

HI 98309

HI 98331N

HI 98319

HI 98129N

pH:0.00～13.00
EC:0.00～6.00mS/cm
TDS:EC値から換算
温度:0～50℃

EC:0～3999μS/cm
TDS:EC値から換算
温度:0～60℃を推奨

DO:0.0～50.0ppm
温度:-5.0～50.0℃

pH:0.00～12.00
ORP:±1999mV
温度:0～80℃

EC:0.000～1.999μS/cm
TDS:EC値から換算

EC:0.00～4.00mS/㎝
温度:0.0～50.0℃

塩分濃度:0.0～70.0 ppt
比重:1.000～1.041 S.G.
温度:0.0～50.0℃

pH:0.00～14.00pH
EC:0～3999μS/cm
温度:-5.0～50.0℃

1週間

1週間

1週間

1週間

￥14,000（税抜）～22-人気のテスターシリーズ-￥13,000（税抜）～￥32,000（税抜）～￥31,000（税抜）～

1週間￥4,500（税抜）～

1週間￥5,900（税抜）～

1週間￥2,000（税抜）～

1週間￥10,000（税抜）～23- 蛍光式 溶存酸素計 -- 超純水用EC計 - EC/TDS/抵抗率/塩分/温度
DO

人気HI 98197 -超純水用プロフェッショナルEC計-

HI 98198 -蛍光式溶存酸素計食品

工業

排水

研究

養殖

環境

工業

食品

研究

排水

環境

主な特長

主な特長

ステンレス製フローセル付属

50mg/Lまで測定可能

超純水を測定するためのフローセルとチューブが付属しており、卓上型の精度と性能を兼ね備えています。

溶存酸素は0.00～50.00mg/L(ppm)、酸素飽和度は0.0～500.0%までの広範囲を測定可能です。

野外仕様に適した機能

蛍光式センサーを採用

防水機能に加え、野外使用に便利なバックライト機能付き。
約100時間の連続使用が可能。

電源を入れてすぐに測定が可能でウォームアップが不要です。
また、測定時に酸素を消費しないので流速が無くても測定が可能

長さが選べる4種類のケーブル(4m/10m/20m/40m)の中から用途に合わせて選択可能 ※価格は変動します

1週間

野外で投げ込んで使えるタフさ
頑丈なボディで防水機能により、ドボンと投げ込んで使用可能

測定範囲

1週間

EC

￥96,000（税抜）～

鯉の養殖

溶存酸素

温度

優れた防水機能

0.000～9.999μS/cm、10.00～99.99μS/cm、100.0～999.9μS/cm、1.000～9.999mS/cm、10.00～99.99mS/cm、100.0～400.0mS/cm（表示は1000mS/cmまで可能。ただし400mS/cm以上は温度補償なし）

精度

測定値の±1% ±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方

校正

自動で5点校正まで可能

TDS

測定範囲は0～400.0 ppt（ECからの換算率による）、
精度は測定値の±1%±0.05ppmまたは1digitの大きい方

抵抗率

測定範囲は1.0 Ω・cm～100.0 MΩ・cm、
精度は測定値の±1% ±10Ωまたは1digitの大きい方

測定範囲

0.00～50.00mg/L(ppm)、酸素飽和度：0.0～500.0%

塩分

精度@25℃

溶存酸素：測定値の±1.5% ±0.01mg/L（20mg/L未満）、測定値の±5%（20mg/L以上）
酸素飽和度：測定値の±1.5% ±0.1%（200%未満）、測定値の±5%（200%以上）

測定範囲は0.00～42.00 PSU、0.00～80.00 ppt、0.0～400.0 %、
精度は測定値の±1%

温度

測定範囲は-20.0～120.0 ℃、精度は±0.2 ℃

校正

自動で1点または2点（100%(8.26mg/L)、0%(0mg/L)）、もしくは手動で1点

測定範囲-5.0～50.0 ℃（検出単位：0.1℃）

データ保存

精度：±0.3 ℃

ロギング

手動で4000データまで

PC接続

USB-C（タイプC）※PC接続するためのケーブルは標準付属

使用環境、防水0～50 ℃、100% RH

電源

1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間（バックライト未使用時）

サイズ、重さ

185×93×35.2mm

PC接続
使用環境、防水

本体：IP67、電極：IP68

電源

本体：450g、電極：400g（AISI316ステンレス製保護シールド付）
サイズ、重さ

24￥83,000（税抜）～

フローセル＋チューブ

QRコードを読み取ると・・
製品の詳細ページをご覧いただけます。

手動保存：400データまで、インターバル：5,10,30秒,1,2,5,10,15,30,60,120,180分(最大1000データ)
ソフトウェアを無償でダウンロードしUSBケーブル(別売り)を利用し転送可能
0～50℃、相対湿度100%以下、IP67
1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約100時間（バックライト未使用時）
長さ185×幅93×厚さ35.2mm

400g

QRコードを読み取ると・・
製品の詳細ページをご覧いただけます。

25

- 残留塩素計 ポータブルタイプ -- 残留塩素計 チェッカータイプ -HI 97701 -低濃度遊離塩素計食品

工業

研究

人気

排水

大学

残塩

HI 701 -低濃度遊離塩素計-

個人★利用事例★
・保育園や小学校などのプールの残留塩素濃度の測定に大人気！
・水道水／飲料水、上水／中水、浄水場での水質管理
・厨房／給食施設での衛生管理
・温泉浴場やデイサービスなどの浴槽水の管理（レジオネラ症防止として）・浄化槽の保守点検、ビル管理、工場用水の管理、水道工事での測定

仕様・特徴✓ 測定範囲：0.00～5.00mg/L✓ 精度：±0.03mg/L✓ 自動で50データ保存可能✓ 校正機能付きで高精度な測定が可能

仕様・特徴✓ 測定範囲：0.00～2.50mg/L✓ 精度：±0.03mg/L✓ 公定法で定められた「DPD試薬を使った吸光光度法」に準拠。
✓ 操作ボタンは1つで初めての方でも安心。

測定方法(製品によって使用する試薬や測定方法が多少異なります)
ケース付きなので現場への持ち込みにも便利！
標準液も一緒に管理できます。
※標準液は別途ご注文ください。

-ポータブル残留塩素計-26

1週間 本体1週間 本体￥17,000（税抜）～￥4,000（税抜）～

遊離塩素＆全塩素-残留塩素チェッカー-遊離塩素/全塩素●HI 97771-低濃度遊離塩素/超高濃度全塩素-●HI 97711-低濃度遊離塩素/全塩素-●HI 771-超高濃度全塩素-

食品の洗浄や医療分野で活躍

工場排水や水道水、ビル/施設管理で活躍

食品の洗浄や医療分野で活躍

遊離塩素：0～5.00mg/L
全塩素：0～500mg/L
精度：遊離塩素±0.03mg/L
全塩素±3mg/L

遊離塩素：0.00～5.00mg/L
全塩素：0.00～5.00mg/L
精度：±0.03mg/L

全塩素：0～500mg/L
精度：±3mg/L

全塩素：0.00～3.50mg/L
精度：±0.03mg/L●HI 97734-高濃度遊離塩素/高濃度全塩素-●HI 97762 / HI 97761-超低濃度遊離塩素 / 全塩素-

●HI 762-超低濃度遊離塩素-●HI 761-超低濃度全塩素-

0～10mg/Lの高濃度域の測定にはこの1台

透析用水/医療用水などで活躍

浄水器のフィルター交換の判断として活躍

純水装置/ろ過装置のチェックでも活躍

遊離塩素：0.00～10.00mg/L
全塩素：0～10.00mg/L
精度：共に±0.03mg/L

遊離塩素：0.000～0.500mg/L
全塩素：0.000～0.500mg/L
精度：共に±0.020mg/L

遊離塩素：0～500ppb
精度：±20ppb

全塩素：0～500ppb
精度：±5ppb

QRコードを読み取ると・・
残留塩素計の一覧をご覧いただけます●HI 711-低濃度全塩素工場排水や水道水、ビル/施設管理で活躍

QRコードを読み取ると・・
残留塩素に関するブログをご覧いただけます27

- 屈折計/温度計 -- 濁度計 HI 88713 -卓上型濁度計-

HI 96801 -デジタル屈折計食品

工業

研究

農業

食品

個人

工業

研究

排水

仕様・特長

養殖

環境

農業

仕様・特長

測定範囲：0.0～85.0% Brix

4つの測定単位サンプルサイズは約2滴たらしてREADボタンを押すだけ

FNU（ホルマジン比濁計単位）、レシオモードFAU（ホルマジン減衰単位）
NTU（比濁計濁度単位）、NTU非レシオモード

様々な利用用途

低濃度(0.05NTU以下)の濁度も高精度に測定

切削油、プレス加工油、工業用薬剤の濃度管理【測定範囲】

食塩水、海水の塩分濃度

FNU：0.00～9.99； 10.0～99.9； 100～1000 FNU
FAU：10.0～99.9； 100～4000 FAU
NTU：0.00～9.99； 10.0～99.9； 100～4000 NTU
0.00～9.99； 10.0～99.9； 100～980 EBC
NTU非：0.00～9.99； 10.0～99.9； 100～1000 NTU
0.00～9.99； 10.0～99.9； 100～245 EBC

果物や野菜の糖度
溶解物の濃度

1週間￥12,000（税抜）～
QRコードを読み取ると・・
製品の詳細ページをご覧いただけますISO 7027規格に則った高精度なポータブル濁度計

校正：5点校正まで可能（0.1、15、100、750、2000NTU）
データ保存：200 データまでの保存可能

様々な利用用途
浄水場や下水処理場での濁度測定

1週間￥110,000（税抜）～-温度計-

環境水の測定プール用ろ過装置出口の濁度測定

HI 93414 -ポータブル濁度・残留塩素計温度テスター/HI 98501

残留塩素も測定可能な多機能機種

醸造向け温度計/HI 935012
樽やタンクの深い所の温度の測定に活躍

測定範囲：-50.0～150.0℃（0.1℃）
サイズ：長さ70×幅50×厚さ22mm
使用環境：-30～50℃

1週間￥2,500（税抜）～※1ｍ

測定範囲：-20.0～120.0℃（0.1℃）
サイズ：長さ140×幅57×厚さ28mm
使用環境：-20～50℃

仕様・特長
遊離塩素 (低濃度)、全塩素(低濃度)、濁度の測定が可能【測定範囲】

1週間

遊離塩素＆全塩素：0.00～5.00mg/L
濁度：0.00～9.99、10.0～99.9、100～1000NTU￥11,000（税抜）～

データ保存：200 データまでの保存可能

1週間
QRコードを読み取ると・・
温度計の詳細ページをご覧いただけます。

28￥78,000（税抜）～

QRコードを読み取ると・・
濁度計一覧ページをご覧いただけます。

29

- コントローラー/指示計 -- モニタリング -HI 981413/HI 981412 -pH,ECコントローラー食品

工業

排水

農業

HI 981420 -壁掛け式 pH,EC,温度モニター-

個人

養殖

主な特長

pH

EC

pHとECと温度を常に画面表示
バックライト付きで、暗い場所でも読み取りやすい。

アラーム機能付
pHやECの(上限下限)を設定でき、設定値を外れたら画面と範囲外の測定値が点滅します。

自動でデータを記録＆転送可能
15分ごとに過去30日間のデータを自動で記録。
最大値、最小値、平均値をいつでも確認可能。

1週間￥22,000（税抜）～

1週間￥21,000（税抜）～

品番HI 981413-10

HI 981412-10

測定範囲

EC：0.00～10.00 mS/cm
TDS：0～9900 ppm（EC/TDS換算率による）
温度：-5.0～60.0℃（付属電極HI 30033を使用時）

pH：0.00～12.00 pH（付属電極HI 10063を使用時）
温度：-5.0～70.0℃（付属電極HI 10063を使用時）

精度＠25℃

EC：±0.10 mS/cm（0.00～5.00 mS/cm）、±0.20 mS/cm（5.00～10.00 mS/cm）
TDS：±2% F.S. ±50 ppm（0～2500 ppm）、±2% F.S. ±100 ppm（2500～5000 ppm）
※EC/TDS換算率0.5の場合温度：±0.5℃±0.10 pH、±0.5℃

ポンプ制御

測定範囲
（検出単位）

pH：0.00～14.00pH（0.01）
EC：0.00～10.00mS/㎝（0.01）
温度：0.0～60.0℃（0.1）

精度

pH：±0.05pH
温度：±0.5℃
EC：±0.1mS/cm（0～5mS/cmまで）、±0.2mS/cm（5～10mS/cm）

校正※pH/EC簡易標準液だと6.86pHと5.00mS/cm

オン/オフ
制御

セットポイントは0.10～10.00mS/cm
で調整可能
ヒステリシス幅0.05～0.50mS/cm

セットポイントは4.00～10.00pHで調整可能
ヒステリシス幅は0.10～1.00pH

比例制御

セットポイントは0.10～10.00 mS/cm
で調整可能
比例帯0.05～1.00 mS/cm

セットポイントは4.00～10.00pHで調整可能
比例帯0.10～2.00pH

電源オン時の起動遅延タイマー（0～600秒）
ポンプ流量は0.5～3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧
プライミングポンプの手動制御（設定時）
アラーム

セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能
しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動（HI 981413のみオーバータイム保護機能あり（1～180分またはオフ））

サイズ、重さ

幅90×高さ142×奥行80 mm、908g

付属品

優れたポンプ制御

電極（EC/pH）、吸引フィルター、インジェクター、
Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル

ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。

付属品

本体、電極、電極保護キャップ、pH/EC簡易標準液2袋、電極洗浄液2袋、12VDCアダプター、日本語取扱説明書他

HI 520 -水質モニタリングコントローラーModbus/RS485対応
Modbusデジタル高速通信・遠隔管理
4-20mA アナログ出力も対応。

リレー接点最大5点
4つのアナログ出力も可能で、0-20mA,4-20mAにて最大4点可能です。

見やすく、わかりやすい画面表示

4つのセンサー/電極状態によって、画面の色も緑/黄/赤と変わるため、
アラーム時には、ぱっと見ても異常が分かります。
QRコードを読み取ると・・
製品の詳細ページをご覧いただけます。

30

pH：自動で1点または2点校正（pH7.01と4.01もしくは10.01）
EC：自動で1点（1.41mS/cmもしくは5.00mS/cm）

QRコードを読み取ると・・
製品の詳細ページをご覧いただけます。

pH/ORP/塩分/溶存酸素の電極をご用意。
DO電極は蛍光式を採用しております。
31