超音波テスター（タイプＮＡ） 抜粋

SSP-2012
仕様書
超音波洗浄機の音圧管理から 部品の音響特性を確認して最適な超音波洗浄「管理」・「検討」が可能なセット
内容
超音波洗浄機の音圧測定専用プローブ １本
超音波測定汎用プローブ １本
オシロスコープセット １式
解析ソフト・説明書・各種インストールセット １式（ＵＳＢメモリー）

超音波テスター（タイプ B）の場合
超音波洗浄機の音圧測定専用プローブ
あるいは超音波測定汎用プローブ

１本
１本

超音波システム研究所
1

Ver 4.0超音波テスター

ＮＡ

一式

超音波プローブ（２０１８．９ プローブコードの変更）

2

超音波テスター（タイプB）
Ｂ－１型：超音波洗浄機の音圧測定専用プローブ

Ｂ－２型：超音波測定汎用プローブ

3１本

１本

参考（使用例）

注：上記写真は旧タイプの製品です4

仕様
ＵＳＢオシロスコープ Ｐｉｃｏｓｃｏｐｅ２２０４Ａ
数量 １台
分解能 ８ｂｉｔチャンネル数２ｃｈ

帯域幅 １０ＭＨｚ
サンプリング周波数
寸法１ｃｈ時２ｃｈ時

１００Ｍｓ／ｓ
５０Ｍｓ／ｓ９２ｘ１４２ｘ１９ｍｍ（ＢＮＣコネクタは除く）

重量２００ｇ以下

詳細な仕様
http://akizukidenshi.com/download/ds/picotechnology/PicoScope2200A_DS.pdf
http://akizukidenshi.com/download/ds/picotechnology/PicoScope2200A_UG.pdf

オシロスコープについて
ＰｉｃｏＳｃｏｐｅ２２０５の製造終了（2015.8）に伴い代替え製品、Ｐｉｃｏｓｃｏｐｅ２２０４Ａを採用しています

超音波テスターの操作・仕様への影響はありません
ＰＣ接続コネクタ ＵＳＢ
プローブ接続コネクタ ＢＮＣ
電源 ＡＣ１００Ｖ
周波数 ５０／６０Ｈｚ
メーカー Pico Technology Limited
メーカーホームページ http://www.picotech.com/
ソフトウェアダウンロード http://www.picotech.com/download.html （無料）

購入（株式会社秋月電子通商）
http://akizukidenshi.com/catalog/c/cpcscope/
帯域幅 ２５ＭＨｚ
サンプリング周波数 １ｃｈ時

２００Ｍｓ／ｓ ２ｃｈ時

１００Ｍｓ／ｓ

を希望される場合は「Ｐｉｃｏｓｃｏｐｅ２２０５Ａ」を購入してください

5

主な仕様
・帯域幅：１０ＭＨｚ・チャンネル数：２チャンネル・入力インピーダンス：１ＭΩ||１４ｐＦ
・ビット数：８ビット・バッファ：８キロサンプル
・波形発生器機能：ＤＣ～１００ｋＨｚ

6

オリジナル超音波プローブ（標準タイプ）

超音波洗浄機の音圧測定専用プローブ
数量１本

品番 １２０Ａ１６：タイプＡ
コード長さ １０００ｍｍ
先端部（ステンレス） １３０ｍｍ
重量 ７６ｇ
コード太さ 直径３ｍｍ（参考規格 ICE-61010 CATII）

注意
プローブの先端部（ステンレスの部分）を水槽内の液に入れる場合
プローブは、洗濯バサミの圧力程度で固定する（強すぎたり、弱すぎたりすると、ノイズの原因になります
強すぎ：レンズ効果により特定の周波数のノイズ
弱すぎ：低周波の揺れによるノイズ ）注意
プローブの先端部は振動の検出部です
取り扱いに注意してください注意：２０１８．９より プローブコードが変更になりました
性能に違いはありません（旧タイプのプローブによる説明写真があります）

7

オリジナル超音波プローブ（汎用タイプ）

超音波測定汎用プローブ
数量１本

品番 １２０Ｂ２５：タイプＣ
コード長さ １０００ｍｍ
先端部（圧電素子） 直径２２ｍｍ
重量 ４０ｇ
接続プラグ ＢＮＣ
コード太さ 直径３ｍｍ（参考規格 ICE-61010 CATII）

上記２種類のプローブについて、基本性能は全く同様です
超音波素子のシリコーン塗布について超音波のダイナミック特性に対応するためのノウハウとして複数の異なる（種類・色・・）シリコーンを複雑な形状で塗布しています
製品として、表面のきれいさには問題があると思いますが性能を優先させるためこのような状態で販売しています8注意
プローブの先端部（ステンレスの部分）を水槽内の液に入れる場合
プローブは、洗濯バサミの圧力程度で固定する
あるいは、下写真のようにガイドを利用してください（強すぎたり、弱すぎたりすると、ノイズの原因になります
強すぎ：レンズ効果により特定の周波数のノイズが発生
弱すぎ：低周波の揺れによるノイズが発生 ）注意
プローブの先端部は振動の検出部です
取り扱いに注意してください

汎用プローブを液中に入れる場合には表面を伝搬する周波数（高調波）と、音響毛管現象によりシリコーンの隙間から液体が入り込み、通電して測定できなくなることがあります（数日間放置して、乾燥させると問題なく測定できます）
対策については、テフロンテープを巻き付ける・シリコーン塗布・・で対応可能です
あるいは、超音波システム研究所へお問い合わせください9性能（超音波プローブ検査成績書）

サンプリング時間 0.00015625μs
スペクトル解析結果（ＡＲモデルによるフィードバック解析）

測定データ

10

図５－１

標準的な設置例１

図５－２

標準的な設置例２＜超音波プローブの設置＞
屋内で水のかからない、粉塵の少ない場所に設置して下さい。
洗浄槽にプローブのステンレス部分を液中に入れる場合はプローブのシリコ－ン部分が液に接触しないように設置してください。

禁止

超音波プローブは、完全防水構造ではありません。
屋外や水のかかる場所で使用しないで下さい。

行動 接続する配線はノイズを小さくするために、可能な範囲で短くしてください。
正しい性能が得られません。

11

接続：

下記の写真のように超音波プローブを装置（デジタルオシロスコープ）に接続する

１：オシロスコープとパソコンの接続（赤い丸の部分）
２：オシロスコープと超音波プローブの接続（オレンジの丸の部分）

12

アフターサービスについて■保証期間お求めの日から6ヶ月間とします。
特殊な使い方をされる場合は 保償期間内でも有償修理となることがあります。
■保証期間中、修理を依頼されるとき
保証期間内でも次のような場合は、保証が適用されませんのでご了承ください。
●注意事項を怠ったためによる損傷または故障●移動または保管管理面不備のために生じた損傷または故障●お客様による不当な修理や改造がされた場合の損傷または故障●火災・地震・浸水・その他天災などによる損傷または故障■保証期間経過後、修理を依頼されるとき修理により製品の機能が維持できると判断された場合は、ご希望により有償で修理いたします。
■修理用性能部品の最低保有期間
修理用性能部品（機能維持のために必要な部品）は、最低３年間保有しています。
■この保証についてこの保証は日本国内のみ有効です。
This Warranty is valid only in Japan.
■その他不明な点は保証期間中の修理などアフターサービスについて、不明な点は超音波システム研究所へお問い合わせ下さい。
ご連絡いただきたい内容
・ご住所、ご氏名（会社名、職場）、電話番号（内線番号）
・製品名、型式（ＴＹＰＥ）、製品番号（Ｎｏ．）、ご購入日
・故障または異常の内容（症状）便利メモ・おぼえのため記入されると便利です。
ご購入店名 超音波システム研究所
SSP-2012型
info@ultrasonic-labo.com
ご購入年月日

20xx年Ｘ月xx日

品番
製品名テスターＮＡ

13

超音波プローブ
１２０Ａ１６：タイプＡ
１２０Ｂ２５：タイプＣ

参考（超音波計測・解析）＜音圧測定＞＜表面検査＞＜音圧解析＞

14

流れる水に伝搬する超音波の測定状態です

注意：参考事例です
直接振動子に接触させないでください
高い音圧により故障の原因になります
原則として水中にすべて入れた状態での測定は５分以内としてください
水中から出した時には、コード部等の水分を拭き取ってください（長時間の水中計測を行いたい場合には、メールでお問い合わせください）15

＜音圧解析結果＞

解析結果の評価方法・・・については、個別対応しています
注：下記別途資料を参照してください

音圧解析の初歩、非線形解析操作、超音波技術（Ｒ言語）16

事例：音圧データ17注意：参考データとして提示しています
ダイナミック特性（連続したデータの各種解析結果）により洗浄効果の高い原因を確認した事例データです（洗浄対象や洗浄目的が異なるため評価ポイントは変わります）

18

ノウハウ資料

マイクロバブル・ナノバブルを効果的に利用するための測定解析に基づいた、ノウハウ技術

19

20

21

22

23

参考：音圧データと解析結果

24

解析結果グラフ１：音圧測定データのグラフ

25解析結果グラフ２：自己相関26

解析結果グラフ３：バイスペクトル27解析結果グラフ４：パワースペクトル28解析の詳細・解析結果の解釈・・・については以下の参考書籍・・・の専門書を読んでください
参考書籍
１：統計数理
１）叩いて超音波で見る―非線形効果を利用した計測佐藤 拓宋 (著) 出版社: コロナ社 (1995/06)２）電気系の確率と統計
佐藤 拓宋 (著) 出版社: 森北出版 (1971/01)
３）不規則信号論と動特性推定
宮川 洋 (著), 佐藤拓宋 (著), 茅 陽一 (著)
出版社: コロナ社 (1969)
４）赤池情報量規準 AIC―モデリング・予測・知識発見
赤池 弘次 (著), 室田 一雄 (編さん), 土谷 隆 (編さん)
出版社: 共立出版 (2007/07)
５）ダイナミックシステムの統計的解析と制御
赤池 弘次 (著), 中川 東一郎 (著)
出版社: サイエンス社(1972)
参考資料
音圧解析の初歩
http://ultrasonic-labo.com/wpcontent/uploads/f98bae783ad048328016cdd7293e365a.pdf

超音波技術（R 言語）
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/4e8bd13014b40d79f1ccb1f5bad9a249.pdf

非線形解析（バイスペクトル解析） 操作手順書
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/e6c5ed91e8b9414fe04c7d2f49126d5a.pdf

音圧計見積もり資料 20190930
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/1d3ed28f158a77e2811b41c99bc8c7f6.pdf

統計的な考え方を利用した超音波
http://ultrasonic-labo.com/?p=12202
超音波技術：多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析
http://ultrasonic-labo.com/?p=15785
音圧測定解析に基づいた、超音波システムの開発技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=15767

29