データアクイジション装置

オムニエースⅢ
RA2300 / RA2800

誰でも・現場で・すぐ測定！！
新世代オムニエース

● 簡単操作でデータ記録！！
● 内蔵HDへの長時間レコーディング！！

RA2300…102万円（税別）RA2800…218万円（税別）※2CH高分解能アンプ×4ユニット（8ch）実装時※2CH高分解能アンプ×16ユニット（32ch）実装時

オムニエースⅢ RA2300、RA2800は、簡単操作でデータ記録や収録が行えるデータアクイジション装置です。
アンプ設定画面のビジュアル化およびタッチパネル、大型LCDへのダイナミック波形表示により条件設定に要していた時間を短縮し、容易な計測を可能にしました。40GBのハードディスク（HD）への長時間収録や高速現象を逃さず捉えることができるメモリ収録など様々な測定モードを準備しています。
使用するシーンに合わせた2モデルは、生産ライン、品質管理、研究・開発などの様々な測定シーンで威力を発揮します。
RA2800は最大32ch（16スロット）まで入力可能。さらに、各種タイミング信号の計測用にロジック信号を16入力標準装備。

特長■ 簡単ペンレコモード搭載■ 入力波形の大画面表示

アンプ設定画面のビジュアル化およびタッチパネルにより ペン

12.1型LCDの採用により大画面に波形をダイナミックに表示

書き記録計 の操作性を実現しました。複雑な設定を行うことなします。

く ペン書き記録計 と同様な簡単計測が行えます。

RA2800は横波形スクロールと縦波形スクロールに切替えられますので、記録データとの比較が容易に行えます。

■ 豊富な機能（再生モード）
長時間収録した大容量データ内のポイントを簡単に検索するた■ 長時間HD収録

めに様々な検索機能を準備しています。任意1chの全データを縮小表示するサムネイルバー、最大・最小、時刻検索などのジャ本体内蔵のHD（40GB※）に長時間の高速データ収録が可能です。
（※収録速度10ms、入力チャネル数16ch時120日分の収録容

ンプ検索など必要な条件で短時間にポイント検索が行えます。

量を確保しています。）■ センサからのダイレクト入力■ Ethernet，USBポート標準装備

様々な信号（電圧、ひずみ、温度、振動、圧力、回転パルス）に対応した11種類のアンプより、センサからの信号をダイレクトに入力

Ethernet（100BASE-T）をデータ通信用，USBをストレージ
デバイス用（USBメモリ）として装備しています。

できます。

1

Data Acquisition System

現場での計測をサポート（操作性、表示機能）■ ダイナミックな波形表示
12.1型の大型LCDを搭載し、ダイナミックな波形を表示します。数値表示や波形分割も任意に設定でき、用途に応じた波形表示ができます。

RA2300

数値表示＋アンプ設定画面

RA2800波形分割 縦スクロール画面■ 充実した操作性
入力アンプの設定が一目で把握できるように設定画面にメカニカルスイッチやダイヤルなどのビジュアル画面を採用しました。12.1型の大型LCDタッチパネルを併用することにより、大画面で波形をモニタしながら測定条件の変更ができます。また、操作パネル上の「オート」ボタンにより、入力アンプの感度を自動的に調整することもできます。
オートボタン
ダイヤル

メカニカルスイッチ

アンプ設定画面（2CH高分解能DCアンプ）

タッチパネル

操作パネル■ センサのダイレクト入力

電圧、温度、ひずみ、振動、周波数（パルス）などの各種信号を直接入力可能な11種類のAPアンプシリーズを取り揃えています。

APアンプシリーズ品 名
2ch 高分解能DCアンプ
2ch 高速DCアンプ
2ch ゼロサプレッションアンプ
2ch FFTアンプ
イベントアンプ
2ch TC・DCアンプ
TC・DCアンプ
2ch ACストレンアンプ
2ch DCストレンアンプ
2ch 振動・RMSアンプ
F／Vコンバータ

形 式
サンプリング速度
AP11-10110μs
AP11-103 1μs RA2300/2μs RA2800
AP11-11110μs
AP11-10210μs
AP11-105 1μs RA2300/2μs RA2800
AP11-106A
10μs
AP11-10710μs
AP11-104A
10μs
AP11-11010μs
AP11-10910μs
AP11-108
10μs

分解能
16bit
12bit
16bit
16bit
―
15bit
14bit
16bit
16bit
16bit
16bit

用
途
高分解能測定時に使用するDCアンプ
高速測定時に使用するDCアンプ
入力信号のオフセット成分をキャンセルし、信号の変化分を取り出すDCアンプ
高周波数成分の折り返しを防ぐDC＆振動アンプ
電圧のH、Lまたは接点のオープン、クローズを記録するアンプ
熱電対（R･T･J･K･W）、電圧入力用アンプ
熱電対（R･T･J･K）、電圧入力1CHアンプ
外来ノイズに強いひずみアンプ（ACブリッジ方式）
DCブリッジ方式のひずみアンプ
信号の実効値を測定できるDC＆振動アンプ
周波数（パルス）を電圧に変換するアンプ

Data Acquisition System

2

用途に応じた測定モードの選択
ペン書き記録計の操作性を実現した ペンレコーダ 、HDへ長時間収録する HDレコーダ 、高速現像を収録する メモリレ
コーダ 、2信号の相関をX-Yで表示・記録する X-Yレコーダ など5種類の測定モードを用途に応じ選択できます。

測定モード

ペンレコーダHDレコーダ

メモリレコーダ

マルチレコーダ

X-Yレコーダ■ 簡単ペンレコ−ダ
ペンレコーダは、ペン書き記録計の操作性を実現した測定モードで、ペンが画面上に波形を記録するイメージで表示されます。また、タッチ
パネル上でペン書き記録計同様のアンプおよび紙送り速度※の設定を行うことができます。
※RA2300の紙送り速度：100mm/s〜1mm/min

RA2300RA2800の紙送り速度：50mm/s〜1mm/min

画面表示例

RA2800 縦画面表示例■ HDレコーダ：長時間収録

特許取得済：特許番号3586801号

標準装備のHD（40GB※1）に長時間のデータ収録が行えます。収録したデータはデジタルデータとして保存されるため、記録紙では行えない
記録後のデータ解析や長時間のデータ管理が行えます。RA2300は1ch使用時最高1μs、16ch使用時最高10μs。RA2800は1ch使用
時最高2μs、32ch使用時最高20μsの高速で収録できます。
収録にはサンプル形式とピーク形式を選択できます。ピーク形式では収録間隔より早いサンプリングの最大ー最小値がデータに反映されているので遅い収録間隔でもその間にうもれたデータを漏れ無く収録できます。
※1 40GBはシステム領域5GBを含んでいます。

ハードディスクへの収録容量※2
サンプル速度
※3

1μs
2μs
5μs
10μs
20μs
50μs
100μs
200μs
500μs
1ms
2ms
5ms
10ms
※2
※3
※4
※5

3

1ch使用時
16.7分
33.3分
1.39時間2.78時間5.56時間13.9時間
1.16日
2.32日
5.79日
11.6日
23.1日
57.9日
116日

容量2GB※516ch使用時
―
―
―
10.4分
20.8分
52.1分
1.74時間3.47時間8.68時間17.4時間
1.45日
3.62日
7.23日

32ch使用時※4
―
―
―
―
10.4分
26.0分
52.1分
1.74時間4.34時間8.68時間17.4時間
1.81日
3.62日

1ch使用時
4.86時間9.72時間24.3時間
2.03日
4.05日
10.1日
20.3日
40.5日
101日
203日
405日
1013日
2026日

整数によるサンプルファイリング時の計算値です。ピークファイリング時は収録可能時間は半分になります。
サンプル速度1μsはRA2300のみ。
32chはRA2800のみ。
ファイル保護のため、収録データは2GBごとに格納されます。
（収録データ設定を2GB以上に設定した場合）

Data Acquisition System

容量35GB
16ch使用時―――
3.04時間6.08時間15.2時間
1.27日
2.53日
6.33日
12.7日
25.3日
63.3日
127日

32ch使用時※4――――
3.04時間7.59時間15.2時間
1.27日
3.17日
6.33日
12.7日
31.7日
63.3日

■ メモリレコーダ：高速現象の収録
本体内蔵のメモリ※1に高速でデータ収録するモードです。未使用チャネルのメモリも有効に活用できるため、1チャネルで使用する場合、最大32MWのメモリ収録が可能です。また、豊富なトリガ機能により、様々な条件で計測ができます。
※1 RA2300のメモリ：2MW/CHで最速1μs

RA2800のメモリ：1MW/CHで最速2μs●トリガモード
OR …………設定した何れかのチャネルがトリガ条件に達したときに発生。
AND ………設定した全てのチャネルがトリガ条件に達したときに発生。
WINDOW …設定したチャネルの信号レベルが設定範囲に入ったとき（IN）、範囲から外れたとき（OUT）にトリガを発生。

●プリトリガ機能
トリガ点を境にし、トリガ点前のデータをメモリ収録することが可能です。メモリ収録の容量を100％としてトリガ点前後のデータを設定できます。

メモリ収録可能時間
サンプル速度
※2

1μs
2μs
5μs
10μs
20μs
50μs
100μs
200μs
500μs
1ms
2ms
5ms
10ms
100ms

1ch使用時
33.6秒
1.12分
2.80分
5.59分
11.2分
28.0分
55.9分
1.86時間4.66時間9.32時間18.6時間
1.94日
3.88日
38.8日

16ch使用時
2.10秒
4.19秒
10.5秒
21.0秒
41.9秒
1.75分
3.50分
6.99分
17.5分
35.0分
1.12時間2.91時間5.83時間58.3時間32ch使用時※3
―
2.10秒
5.24秒
10.5秒
21.0秒
52.4秒
1.75分
3.50分
8.74分
17.5分
35.0分
1.46時間2.91時間29.1時間※2 サンプル速度1μsはRA2300のみ。
※3 32chはRA2800のみ。

〈プリトリガ25%時の設定例〉●メモリブロック
メモリブロックを分割することにより、収録時間を細分化し、複数回の収録動作を繰り返し行うことができます。
全メモリ容量

メモリブロック数は（1,2,4,8,16,32,64,128）に分割できます。

‥‥‥■ マルチレコーダ：定常現象＋突発現象の同時収録
記録紙出力、ＨＤ収録、メモリ収録を同時に動作させることができるのがマルチレコーダです。定常現象を記録紙またはＨＤで記録・収録しながら、突発現象をメモリ収録することが可能です。

■ X−Yレコーダ：2つの物理量の相関を表示
任意のチャネル（X軸：1CH、Y軸：3CH）の入力信号をX−Y記録
することが可能です。また、記録紙に高分解能（1600ドット×
1600ドット）で出力します。

Data Acquisition System

4

高速・高密度記録
高速記録※、高記録密度（80ドット/mm：25mm/s時）での記録ができます。波形記録の分割、記録エリアの幅などを自由に変更できます。また、イベント信号は、8ch毎に位置変更、振幅変更ができます。 特許取得済：特許番号3605738号※RA2300の紙送り速度は最高100mm/s。RA2800の紙送り速度は最高50mm/sです。

●オートスケール
記録後にスケールの印字が行えます。
チャネルマーク

測定情報

●記録分割
イベント信号
1/1〜1/16で記録を分割することができます。

●分割エリアのユーザ設定
任意に設定した幅（10mm〜200mm）で記録することができます。

5

Data Acquisition System

豊富な再生モニタ機能■ 大容量データの簡単検索
長時間収録した大容量データを簡単に検索するための様々な機能を装備しています。

●サムネイルバー
収録したデータの波形イメージ（任意の1ch）をサムネイルバーとして表示します。
測定データのイメージが一目でわかるため、サムネイルバー上の詳しく見たいポイ
ントを触れるだけで、その前後のデータを拡大表示します。

タッチ!!
●ジャンプ検索

データの検索は、以下の４つの方法が行えます。

■イベント
収録中に付けたマークへジャンプ■アドレス（時間）測定開始からの経過時間へジャンプ■最大・最少測定されたデータの最大・最小へジャンプ■時刻
測定した時刻へジャンプ

便利な機能■ レベルカーソル機能 RA2300専用■ 解析をサポート ファイル変換

波形モニタ上に電圧軸上を移動するレベルカーソルを2本表示、その位置の測定レベ
ルを表示します。またカーソル間レベルの差を⊿Yとして表示することができます。

●表計算ソフトや解析ソフト
で測定データを扱うために、本体でCSVファイルに変換することができます。測定データを間引いて変換する機能
や複数の測定データを一括で変換する機能などを準備しています。

デジタル値表示部分をタッチすることにより該当するチャネルのレベルカーソルを表示■ カーソル間簡易演算機能 RA2300専用
再生モニタの時間軸カーソル間で指定する領域の最大値、最小値、平均値などを表示します。カーソル移動によりダイナミックに演算結果を更新することができます。

●解析ソフト※1（MATLAB,FAMOS,DIAdem）への直接変換が可能です。
1.再生画面からの変換『再生』画面の「出力設定」画

カーソル位置情報表示部

面で変換方式を指定することができます。基波形を見ながら範X1とX2の
時間軸カーソル間

囲を指定しての変換が可能です。

カーソル：X1
カーソル：X2

2.ファイル操作画面からの変換『システム』キーの「ファイル操作」■ タイマー機能

画面でも変換を行うことができます。複数のファイルを一括して指定した時刻と間隔で自動計測が行えます。

変換することも可能です。

測定時間

解析ソフトへの変換機能は、「オムニエースⅢ用ファイルコンバータ」プログラムを本体に組み込むことでご使用可能です。プログラムは弊社ホームページよりご請求いただけます。

測定間隔
測定開始時刻測定終了時刻Data Acquisition System6豊富なオプションとユーティリティ■ ユニファイザNS3000シリーズ（PCアプリケーションソフト）
機器の設定・データ収録のリモートコントロール、演算・解析処理が行えます。
◆制御機能
Ethernet接続によりRAシリーズの遠隔操作が可能です。
また、各種インタフェースにより、当社計測器（データアクイジショ
ン装置・アンプ・赤外線熱画像装置）や当社指定のADボード・
DirectX対応の可視カメラを制御できます。
◆各種演算・FFT解析機能
リアルタイム収録時および収録後のデータに対して四則演算や各種関
数演算およびFFT解析が行えます。
◆カスタム画面
表示エリアにデジタルデータ、Y-Tグラフ、X-Yグラフとカメラ画像などを自由にレイアウトできます。
◆レポート作成／簡単プリント機能
表示画面にコメントや矢印を自由に記入でき、表示イメージのままレポートと印刷できます。

パソコン1台でネットワーク上の8台のRAシリーズをコントロールできます。RAシリーズをフロントエンドとしてパソコン収録および各測定モードの遠隔コントロールを行えます。

最大値・最小値やX軸およびY軸変化量を検出し、その値を表示
グラフ上に書き込んだり、コメント入力、線描画が行えます。その作成したグラフを印刷し報告書の作成に活用できます。

■ 拡張機能オプション（演算・FFTユニット：RA23-751）

メモリ内データ、ファイリングデータ

本体内蔵のメモリまたはHDへ収録したデータに対して、演算処理（区間統計演算、関数演算、FFT解析）を行い、その結果を表形式・時間軸波
形・周波数波形で表示します。演算処理したデータはファイル保存できます。

7

区間統計演算

関数演算

FFT解析

各チャネルのデータから最大値、最小値、P-P
値などのデータを検出し表形式で出力します。

チャネル間の四則演算や微分・積分などを実行し演算後の時間軸波形を出力します。

指定チャネルに対し、2種類の関数を指定し、FFT結果を出力します。

統計演算結果の表形式出力

関数演算後の時間軸波形出力

FFT解析後の周波数軸波形出力

CSV形式

バイナリ、CSV形式

バイナリ、CSV形式

Data Acquisition System

■ 拡張機能オプション（同期ユニット：RA28-111）

高速・多チャネルメモリ収録：RA2800専用

本ユニットは複数台のRA2800を使用し、多チャネル計測する場合にサンプリングクロックを同期させた高速メモリ収録を行うユニットです。
1台のRA2800をマスタに設定し、その他をスレーブにしてデイジーチェーン接続することで、マスタのサンプリングクロックを基準にスレーブのサンプリングクロックが同期します。

最大200m
最大10台
OUT

IN

マスタ

OUT

スレーブ

トリガ点

IN

OUT

IN

スレーブ

トリガ点

OUT

IN

スレーブ

スレーブ

マスタ／スレーブいずれの本体でもトリガ設定が可能で、トリガ検出により全ての本体でメモリ収録を開始します。
※コントロールソフトウェアはユニファイザNS3000シリー
ズを推奨

マスタのメモリデータ例

スレーブのメモリデータ例■ 拡張機能オプション（感度DIVユニット：RA28-112） 電力測定専用アプリケーション：RA2800専用
LCD画面や記録紙に表示/記録する感度を、AC電圧の実効値換算でできるため視認性が高まり、従来の電磁オシログラフ同様の感覚でお使いいただ
けます。
AC200V/cm、AC100V/cm、AC63.5V/cmのレンジ設定では、AC電圧（sin波）の実効値が振幅1cmになる様に感度が設定されます。
※AC電圧が正確な正弦波でない場合、記録振幅と実効値は一致しません。

AC100V/cmレンジでAC100V入力時●電圧変動プローブ1540/1543
商用電源ラインの電圧変動を容易に計測できるユ
ニットもオプションとして、準備しています。

1cm
約283Vp-p■ ユーティリティプログラム（RA Viewer：RA23-701）
RA1000シリーズ/RA2000シリーズで収録したデータをPC上で表示するユーティ
リティです。

●収録データ表示
サムネイルバーによる全体表示、時間軸の拡大・縮小×100〜1/100、データ検索（ジャンプ機能：時刻、アドレス、イベント、特異点）、カーソルによるデータの読み取りなどがPC上から行えます。

●ファイル変換「バイナリ」または「CSV」にファイル変換できます。
ユーザ登録により弊社ホームページよりダウンロードしてご使用いただけます。

Data Acquisition System

8

入力ユニットセレクションガイド
入力現象
電
圧

大電流

電
圧
検
出
温
度

AC/DCクランプアダプタ
8113（共立電気計器製）
200A/20A/2A
DC〜1kHz

小電流

クランプアダプタ
8112（共立電気計器製）
20A/2A/0.2A
40〜10kHz

2CH高速DＣアンプ（AP11-103）
高速測定時に使用するDCアンプ
・A/D：12bit
・1MS/s（1μs）
・±100mV〜±500V
2CHゼロサプレッションアンプ（AP11-111）
入力信号のオフセット成分をキャンセルし、信号の変化分を取り出すDCアンプ
・A/D：16bit
・100KS/s（10μs）
・±100mV〜±500V
・サプレッション電圧範囲
測定レンジ±100mV〜2V時 ±13V
測定レンジ±5V〜500V時 ±110V
2CH TC・DCアンプ（AP11-106A）
熱電対（R･T･J･K･W）、
電圧入力用アンプ・A/D：15bit
・100KS/s（10μs）
・±100mV〜±50V

100V系、200V系 商用電源ラインの変動レベルをの±10%、±20% 検出するユニット。
100V系、200V系ラインの±10%，変動±20%の変動を検出。
AC50V〜250V
DC20V〜250V

熱電対
R･T･J･K･W※1

振動（衝撃加速度）1540/1543

AC50V〜150V時：Lowレベル
AC100V〜250V時：Highレベル
DC20V〜150V時：Lowレベル
DC80V〜250時：Highレベル

被覆熱電対、シース熱電対

2Ch振動・RMSアンプ（AP11-109）
信号の実効値を測定できるDC＆振動アンプ
・A/D：16bit
・100KS/s（10μs）
・センサ用電源付
・±100mV〜±500V

センサ
アンプ内蔵型圧電式
加速度変換器（SV2000シリーズ）

ひずみゲージ

チャージコンバータ
圧電式加速度変換器を使用する際、必要なユニット

ブリッジボックス

ICクリップ用コード（0311-5008）

接点入力時ｵｰﾌﾟﾝ：2kΩ以上
ｼｮｰﾄ：250Ω以下

ミノムシクリップ用コード
電圧入力（0-5V）（0311-5009）
H：2.0V以上
ICクリップコード（0311-5008）
L：0.8V以下
絶縁BNCケーブル（0311-5175）

回転パルス※1 ＷはAP11-106Aで使用可能

Data Acquisition System

ロジック用ケーブル（0311-5007）

ロジック用ケーブル（0311-5007）

BNCアダプタ（0243-3021）

2CHACストレンアンプ（AP11-104A）
外来ノイズに強いひずみアンプ（ACブリッジ方式）
・A/D：16bit
・ブリッジ電源：5kHz
・周波数特性：2kHz・オートバランス・±1kμε〜±20kμε
2CH DCストレンアンプ（AP11-110）
DCブリッジ方式のひずみアンプ
・A/D：16bit
・ブリッジ電源(BV)：2V,5V
・周波数特性：50kHz
・測定レンジ800με〜20kμε(BV=5V時)・測定レンジ2kμε〜50kμε(BV=2V時)
イベントアンプ（AP11-105）
電圧のH,Lまたは接点のオープン、クローズを入力するアンプ
・入力数：8ロジック
・入力 ：電圧または接点

ミノムシクリップ用コード（0311-5009）

H：約2.5V以上
L：約0.5V以下

9

AP11-903

プローブ・ケーブル

電圧入力時

・0.3V〜30Vp-p
・1Hz〜10kHz

AP11-902

ひずみゲージ式変換器
・荷重変換器 ・
トルク変換器・圧力変換器 ・スリップリング
・変位変換器 ・加速度変換器

入力現象

電圧入力時

2CH FFTアンプ（AP11-102）
高周波数成分の折り返しを防ぐDC＆振動アンプ
・A/D：16bit
・100KS/s（10μs）
・センサ用電源付
・アンチエリアシングフィルタ（-72dB/OCT）・±100mV〜±500V

1539

AP11-901

回転信号

ＴＣ・ＤＣアンプ（AP11-107）
熱電対（R･T･J･K）、電圧入力用の1CHアンプ
・A/D：14bit
・100KS/s（10μs）
・±10mV〜±50V

4ﾁｬﾈﾙのAC電圧/DC電圧の高低を検出し、High,Lowで出力するユニット。

圧電式加速度変換器（SV1000、9F、9Gシリーズ）

応力
荷重
変位
加速度
トルク

2CH高分解能DCアンプ（AP11-101）
高分解能測定時に使用するDCアンプ
・A/D：16bit
・100KS/s（10μs）
・±100mV〜±500V

AC/DCデジタルクランプメータ
2003A（共立電気計器製）
2,000A/400A
DC,40〜1kHz

入力現象

ロ
ジ
ッ
ク

入力ユニット

BNCアダプタ（0243-3021）

中電流

電
流

電
圧
変
動

プローブ・ケーブル±500V
絶縁BNCケーブル（DC or ACpeak）（0311-5175）

イベントユニット用
中継ケーブル（RA23-127）

イベントBOXセット（RA23-129）
電圧のH,Lまたは接点のオープン、クローズを入力するユニットのセット
・入力数：16ロジック
・入力 ：電圧または接点
F/Vコンバータ（AP11-108）周波数（パルス）を電圧に変換するアンプ・A/D：16bit
・0.3V〜30Vp-p
・1Hz〜10kHz
イベントユニット（RA23-113）・イベントユニットA（RA23-113A）
電圧のH,LをRA2300本体に直接入力するユニット
・入力数：16ロジック
・入力 ：電圧本体仕様■測定モード（収録・記録）仕様
X-Yレコーダ

■基本仕様
表示部
チャネル数

12.1型

TFTカラー液晶ディスプレイ
（1024×768ピクセル）

RA2300：16ch（8スロット）＋本体イベント16点（オプション）

機能

RA2800：32ch（16スロット）＋本体イベント16点（内蔵（ケーブル別売））

記録部

1ms〜1sサーマルヘッドによる感熱記録

収録速度

紙幅

219.5mm

データ収録

有効記録幅

1分割（200mm・FS）〜16分割（10mm・FS）、記録の分割数・幅を変更可能

グリッドパターン

標準（10mm、5mm）、10mm、5mm、グリッドなし

記憶装置
インタフェース
適合規格

入力信号モニタ、フリーズ、コピーおよびデータ収録中のX−Y表示・記録可能
X軸：1CH、Y軸：3CH

記録方式

バッテリバックアップ

軌跡のON／OFF可能（ペンアップ、ダウン）

軸設定

機能

入力されている全信号（アンプ設定画面のINPUTボタンがONのチャネル）のデータをHD収録

波形記録（プリントアウト）

RA2300：時計、設定値：約3〜5年（一次電池使用）

機能

モニタに表示（X軸：1ch、Y軸：3ch）
している波形をA4サイズに記録紙出力

RA2800：時計、設定値：約3年（一次電池使用）

分解能

1600×1600ドット（記録紙出力）、650×650ドット（画面表示）

40GBハードディスクドライブ（HDD）、USBメモリ
Ethernet（10/100BASE−T）、USB：標準 ※EthernetケーブルはCAT5以上（シールド処理）■収録データ表示（再生モニタ）仕様

RS−232C、リモート端子：オプション

機能

EMC：EN61326 A1／A2／A3

Y−T表示

操作パネル上の 再生 ボタンにて収録済データをY−T、X−Yで表示

表示分割

1〜16分割使用環境

温度：5〜40℃、湿度：35〜80％RH（結露しないこと）、（ただし30℃以上の湿度は45％以下）

表示倍率（時間軸）

×1/10,000〜×100（ピーク形式時拡大不可）

電

AC90〜264V、周波数

サムネイル機能

任意の1CHの収録データ全体をサムネイルバーに表示可能

数値表示

数値、カーソル値、数値＋カーソル値が可能（切替えによる）検索機能

カーソル、時刻、アドレス、最大・最小、イベントにより検索

安全性：EN61010-1
源

消費電力
外形寸法
質

量

50〜60Hz

RA2300：100VA（typ.）AP11-101×8ユニット実装、最大約300VA
RA2800：170VA（typ.）AP11-103×16ユニット実装、最大約350VA

X−Y表示

RA2300：W369.5（±2.0）×H164（±2.0）×D301（±2.0）㎜
RA2800：W400（±3.0）×H270（±2.0）×D380（±3.0）㎜

表示チャネル数

突起部含まず

任意に選択した収録データをX軸：1CH、Y軸：3CHで表示可能

RA2300：8.0kg以下（本体のみ）、8.7kg以下（本体＋AP11-103×4ユニット実装時）

データ出力先ファイル、記録紙出力

RA2800：16.4kg以下（本体のみ）、18.8kg以下（本体＋AP11-103×16ユニット実装時）

ファイル出力形式

バイナリデータおよびCSVデータ■通信・記憶装置仕様■その他仕様

HD

Y-T表示

機能

本体の設定条件と測定データの保存・読み出し

容量40GB（システム領域：5GB、データ保存領域：35GB）

データ情報

Ethernet機能

通信コマンドによる制御、Windows

規格

10／100BASE−T

PCによるファイル共有

USB

測定モード、年月日、測定開始時期、データNo、トリガ条件（トリガ点、トリガ年月日、トリガ時刻）
サンプリング速度、紙送り速度、時間軸などを波形記録と同時に印字する ON／OFF機能あり

チャネル情報入力ユニットの設定内容を記録と同時に印字

マーク印字

ペンレコーダ、HDレコーダで記録紙上にマーク（日付・時刻）印字を行う

画面コピー機能

ディスプレイに表示された内容を記録紙にコピー

記録ライン幅

チャネル毎に基線の太さを設定（1、2、3、4ドット）

ON／OFF機能あり

機能

USB接続によるストレージデバイス（記憶媒体）へのデータ保存用

オート機能

規格

1.1

機能

操作パネルの オート ボタンを押すと、現在の入力信号に合わせてサンプリング速度・入力レンジを自動設定

使用可能な記憶媒体

USBメモリオートサンプル

モニタ表示速度・紙送り速度・メモリサンプル速度・ファイル収録速度を自動設定

オートレンジ

入力アンプのレンジを自動設定（イベントアンプ：AP11-105を除く）■トリガ部仕様

タイマー機能開始時刻、終了時刻、測定間隔を設定可能

検出モード

OR、AND、WINDOW、OFF

CSV変換

可能（複数のメモリ又またはファイルを一括変換可能）、ヘッダ部（環境データ）出力のON／OFF可能

トリガソース

入力信号、マニュアルトリガ、外部トリガ

画面イメージの保存

画面イメージをBMP形式（カラー）
でHDに保存トリガ設定

イベントアンプ以外の設定

モニタ出力

RA2800：LCD表示器と同じ画面をXGA（1024×768ドット）モニタ出力※RA2300にはありません

トリガスロープ：OR、ANDの↑または↓、WINDOWのOUTまたはIN

設定内容保存・読み出し

入力ユニットおよび本体設定条件を本体HD内に4個まで保存、読み出しが可能

レベル設定：物理値（電圧値）により設定

キーロック機能

誤操作防止用としてキー入力を無効（パスワード機能付）

物理量換算

入力信号の物理換算、表示のフルスケール変更、単位文字の登録

イベント入力の波形表示

ピッチを設定）RA2800にイベントアンプ（AP11-105）実装した場合、一度に表示・記録できるのはイベントアンプ AP11−105、本体イベント（RA2300はオプション）
ステート設定：入力毎にH、L、OFF設定可能（OFFはトリガ条件からはずれる）

イベントアンプ、本体イベント（RA2300はオプション）の表示位置を移動可能（8ch毎に基準位置、トリガ設定：入力1〜8のステート設定条件のANDまたはOR

8ユニットまでです。
（データ収録は16ユニットを収録できます。）

トリガ付随機能
トリガ出力

トリガ条件成立時に信号を出力（TTL負論理 H：2V以上、L：0.8V以下：パルス幅

プリトリガ

0〜100％（1％ステップ）

約10ms）

トリガマーク

トリガ点をアローマーク（↓）にて記録すると共にトリガ発生年月日・時刻を印字■オプションユニット
ACブリッジ電源ユニット（RA23-116）

トリガフィルタ

1〜65534サンプル

機能

2CH

電源電圧・搬送波

2Vrms、正弦波、5kHz

同期

他のACブリッジ電源ユニット内蔵のRA2000シリーズとの同期可能

質量

60g以下

■測定モード（収録・記録）仕様
ペンレコーダACストレンアンプ用ブリッジ電源

波形記録
機能

入力信号のデータを記録紙に出力（波形記録）

RS-232Cユニット（RA23-114）

測定開始動作

スタートキー、設定時刻で開始、インターバル記録あり

規格

JIS

RA2300：100mm／s〜1mm／min（速度のユーザ設定、外部同期可能）

速度38400、19200、9600、4800、2400bps
Dサブコネクタ

紙送り速度

RA2800：50mm／s〜1mm／min（速度のユーザ設定、外部同期可能）

コネクタ

周波数特性

DC〜100kHz（サンプリング数

機能

記録密度

振幅軸：8ドット／mm、時間軸：80ドット／mm（25mm／s時）

10ポイント/周期）入力ユニットにより異なる

HDレコーダX5101（旧C6361）準拠
9ピン

シャットダウン処理

無停電電源使用時にシャットダウン処理を行う

リモート制御RS−232Cケーブルを介し、PCから本体をコントロール可能

質量

50g以下

データ収録
機能

HDへ測定データのリアルタイム収録（サンプル形式とピーク形式を選択可）

データ収録容量

最大35GB

測定開始動作

スタートキー、トリガ検出、設定時刻で開始

サンプリング速度
収録方式

リモートユニット（RA23-112）
機能

外部信号によるスタート／ストップ、マーク印字、紙送りが可能、同期パルス入力、
エラー出力、無停電電源プロテクト入力

RA2300：1μs〜（1CH使用時）、5μs〜（8CH使用時）、10μs〜（16CH使用時）、ユーザ設定可能

付属ケーブル

長さ1.5m I/0コネクタ28ピン

RA2800：2μs〜（1CH使用時）、10μs〜（16CH使用時）、20μs〜（32CH使用時）、ユーザ設定可能

質量

65g以下

片方切放し

通常またはリング（設定した時間の繰り返し収録）選択：RA2300専用
イベントユニット（RA23-113）※1、イベントユニットA（RA23-113A）

波形記録（ペンレコーダに準じる）
機能

入力信号のデータを記録紙に出力（波形記録）

機能

アンプとは別に直接本体にロジック信号を入力する

測定開始動作

HDデータ収録中に記録紙出力のON／OFF可能

信号数

16点

入力電圧

0−5V 電圧入力（但し接点はなし）

検出レベル

H：2.0V以上、L：0.8V以下

メモリレコーダ
データ収録
機能

本体メモリへデータを収録

測定動作

1回、繰り返し、エンドレス

メモリ容量
メモリ分割
サンプリング速度

付属ケーブル
質量RA23-113：イベント用ケーブル・切放し（0311-5252）
RA23-113A：イベント用中継ケーブル（RA23-127）
60g以下

RA2300：2MW／ch（16ch使用時）、32MW／ch（1ch使用時）
RA2800：1MW／ch（32ch使用時）、32MW／ch（1ch使用時）（RA23-129）：RA2300専用
イベントBOXセット

1、2、4、8、16、32、64、128分割機能

アンプとは別にロジック信号を入力するユニットのセット

RA2300：1μs〜100s、ユーザ設定可能

信号数

16点／ユニット

RA2800：2μs〜100s、ユーザ設定可能、同期ユニットRA28-111によるサンプリング同期可能

入力形式

ユニット内共通コモン、ケース間絶縁

波形記録

電圧／接点入力をチャネル毎に設定機能

メモリデータを記録紙へ出力（波形記録）

記録密度

振幅軸：8ドット／mm、時間軸：10ドット／mm

コピー倍率×100〜×1/10,000

入力信号

電圧入力：入力電圧範囲
検出レベル：Hレベル
接点入力：OPEN

0〜24V

約2.5V以上、Lレベル

約2ｋΩ以上、CLOSE

約0.5V以上

250Ω以下メモリファイリング

メモリデータを収録する毎に、バイナリまたはCSV形式で記憶媒体へ保存

応答時間

1μs以内（但し、入力 H はレベルは+5V以上）

データバックアップ

終了処理時にHDの特定領域にメモリデータを保存

入力コネクタ丸DINコネクタ8P×4、イベントアンプユニット側：XT2B−0800（DIN45326に準拠）

保存・コピー範囲

トリガを中心にコピー：1〜100％まで（1％ステップ）、カーソル間をコピー※1

マルチレコーダ
機能

記録紙出力、HD収録、メモリ収録の組み合わせにより、定常現象と、突発現象の同時収録

イベントユニット（RA23-113、RA23-113A）について
ユニット形式での違いは、付属するケーブル（0311-5252又はRA23-127）のみです。ユニット本体の仕様は同等です。尚、形式に関わらずユニット本体には、「RA23-113」と刻印されています。

が可能
ペンレコーダ部

ペンレコーダに準じる

HDレコーダ部

HDレコーダデータ収録に準じる

メモリレコーダ部

メモリレコーダに準じる（ただし、波形記録は無）Data Acquisition System

10■オプションユニット
演算・FFTユニット（RA23-751）
対象データ

感度DIV設定ユニット（RA28-112）：RA2800専用

メモリ内データ、ファイリングデータ（拡張子：DRT、FSD）※ピーク形式（拡張子：FPP、IDX）
は除く

区間統計演算演算内容

最大値、最小値、P-P値、平均値、面積、実効値、標準偏差、立上り時間、立下り時間

データ保存

CSV形式

対応アンプ

高分解能DCアンプ

AP11-101

FFTアンプAP11-102（電圧測定モード）

高速DCアンプ

AP11-103

振動・RMSアンプ

AP11-109（電圧測定モード）

ゼロサプレションアンプ AP11-111

関数演算

AC200V / cm、AC100V / cm、AC63.5 / cm、100V / cm、50V / cm、25V / cm、10V / cm、四則演算（＋、−、×、÷）、絶対値、1階微分、2階微分、1階積分、2階積分、平方根、指数、演算内容

常用対数、移動平均、三角関数（sin、cos、tan、asin、acos、atan）

データ形式

5V / cm、2.5V / cm、1V / cm、0.5V / cm：最大許容入力電圧

アンプ感度表示0.1V / cm、0.05V / cm：最大許容入力電圧

バイナリ形式、CSV形式

FFT解析
1信号解析：リニアスペクトル、パワースペクトル、RMSスペクトル、パワーヒストグラム密度、オ
ファンクション

全レンジで記録振幅の微調整

振幅調整

ACレンジはAC表示のまま微調整
波形分割1 / 1固定（記録紙上で1目盛を1cmとする）

波形記録

クターブ分析（1／1、1／3）
2信号解析：伝達関数、クロスパワースペクトラム、コヒーレンス関数

±500V

±100V

10mm標準、10mm、10mm縦、OFFの切り替え（5mm系グリッドはなし）

グリッド

縦横1cm格子の印字をデフォルト

解析データ長1000（400）、2000（800）、4000（1600）

ウィンドウ関数レクタンギュラ、ハニング、ハミング

スケール印字感度ポジション情報を印字（スケール値の印字なし）

データ保存

バイナリ形式、CSV形式

トリガマークトリガ時刻の印字

速度表示

s / divレンジ表示（ペンレコーダ、メモリレコーダ、HDレコーダ）

ON／OFF機能（アローマークは常時印字します）■ユニファイザNS3000（■オンライン機能、■オフライン機能）
対応OS

Windows2000 / XP / Vista Ultimate

同期ユニット（RA28-111）：RA2800専用

使用可能機器

RA2300 / RA2800 / RA1100 / RA1200/ RA1300 他

最大同期台数

合計10台

RA2000シリーズ：Ethernet

インタフェース

同期コネクタ：RJ45準拠

RA1000シリーズ：RS-232C / Ethernet

コネクタ／ケーブル長

接続ケーブル：撚り線STP（4対シールドツイストペア）、ストレート結線（CAT5eまたはCAT6準拠）

接続可能台数MAX8台

遠隔コントロール

ペンレコーダモード / HDレコーダモード / メモリレコーダモード / マルチレコーダモード（RA2000シリーズ）

設定

メモリモード / リアルタイムモード /トランジェントモード / ファイリングモード（RA1000シリーズ）

遅延時間（接続ケーブルの全長に対する接続台数、トリガ検出遅延時間を含む）

ケーブル長：最大200m
同期モードのマスタ / スレーブ / 外部同期を選択

RAシリーズ：1ms〜1000ms（1msSTEP）、1s〜1000s（1sSTEP）※18μs

200m以内：2台、100m以内：3台、33m以内：4台

リアルタイム転送速度

最大収録長：PCのHD指定ドライブ空き容量の約半分のサイズまで※パソコンのCPU速度

10μs

200m以内：3台、100m以内：5台、33m以内：7台

設定範囲などにより設定速度で転送できない場合があります。

20μs

200m以内：5台、100m以内：7台、33m以内：10台

推奨CPU速度：2GHz以上

50μs

200m以内：10台

推奨メモリ容量：1GB以上
リアルタイムデータ

表示機能

再生データ表示機能
再生データのカーソル読み取り機能

演算機能

※2

Y-T波形、X-Y波形（分割 / 重ね書き表示）、デジタル表示■ユーティリティプログラム
RA Viewer（RA23-701）

RA2000シリーズ / RA1000シリーズの本体収録データ再生可能

対応OSとディスプレイ

Windows2000 / XP、ディスプレイ 1024×768以上

再生可能ファイル拡張子：FSD、FPP、DRT、DAT

使用可能機器

RA2300 / RA2800 / RA1100 / RA1200 / RA1300

カーソル1、2の読み取り値、時間差、振幅差、カーソル間の最大値、最小値

Y-T表示

Y-T波形、X-Y波形（分割 / 重ね書き表示）、デジタル表示

チャネル間演算、べき乗、平方根、絶対値、常用対数、指数、三角関数、移動平均、微分、

表示分割

1〜16分割積分、自由演算式（以下の関数を任意に組み合わせた演算が可能）

表示倍率（時間軸）

×100〜×10,000

正弦、余弦、正接、逆正弦、逆余弦、逆正接、絶対値、指数、

サムネイル機能

任意1chの収録データ全体をサムネイルバーに表示可能

自然対数、常用対数、平方根、立方根、演算CH指定、

数値表示

数値、カーソル値、数値＋カーソル値が可能（切替による）べき乗、1階微分、2階微分、1階積分、2階積分、

検索機能

カーソル、時刻、アドレス、最大・最小、イベントにより検索

収録データ参照1、収録データ参照2、移動平均

X-Y表示

CSVファイルへの変換

ファイル変換表示チャネル数

任意に選択した収録データをX軸：1ch、Y軸：3chで表示可能

以下の条件を指定可能

ファイル出力形式

バイナリデータ及びCSVデータ・変換範囲ポイント指定、時間指定（μs、ms、sec）、時刻指定

ダウンロードユーザ登録により弊社ホームページよりダウンロード

・変換チャネル
・区切り文字

カンマ（、
）、TAB

・間引き処理、単純、最大値、最小値、平均値、ピーク値
・ヘッダ情報付加・保存ファイル名
収録条件ファイルの保存／読み出し

任意のファイルに可能※1：本体の制約およびパソコンのCPU速度などにより、設定速度で転送できない場合があります。
※2：RA1000シリーズ ではリアルタイムモニタ表示はできません。

詳細はユニファイザNS3000シリーズカタログをご覧下さい

入力アンプ仕様
2CH高分解能DCアンプ（AP11-101）、2CH高速DCアンプ（AP11-103）

2CH 振動・RMSアンプ（AP11-109）

入力

2チャネル／ユニット

入力

2チャネル／ユニット

入力結合

AC､DC結合

入力結合

AC､DC結合

入力インピーダンス

1MΩ以上

入力インピーダンス

1MΩ以上

測定レンジ

0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100,200,500V

センサ用電源

測定レンジ確度

AP11-101…±0.3%･FS以内但し、±500V時は±0.8%･FS以内）

測定レンジ

絶縁不平衡入力

絶縁型BNCコネクタ

AP11-103…±0.5%･FS以内（但し、±500V時は±0.8%･FS以内）
オフセット確度
直線性

AP11-101…±0.3%･FS以内（25℃時）

同相許容入力電圧
周波数特性
ローパスフィルタ

2mA､ 18V以上
0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100,200,500V±0.3%･FS以内（±500V時は、±0.8%･FS以内）

RMS±2%･FS以内（DC及び 40Hz〜20kHzにて）

直線性±0.1%･FS以内

AP11-101…±0.1%･FS以内

クレストファクタ

最大2.8（RMSアンプとして使用時）

10V〜500V・レンジ時±500V以下（DCまたはACピーク値）

0.1V〜5V・レンジ時±100V以下（DCまたはACピーク値）

絶縁型BNCコネクタ

電圧

AP11-103…±0.5%･FS以内
AP11-103…±0.2%･FS以内
許容入力電圧

測定レンジ確度

絶縁不平衡入力

同相許容入力電圧ユニットのみ±42V（DCまたはACピーク値）
絶縁BNCケーブル（オプション）使用時 AC300V

周波数特性

DC結合時

ユニットのみ±42V（DCまたはACピーク値）

ローパスフィルタ

バタワース形（減衰率 -24dB/OCT）…30,100,300,1kHz,OFF

絶縁BNCケーブル（オプション）使用時 AC300V

ハイパスフィルタ

バタワース形（減衰率-24dB/OCT）…10,30,100Hz,OFFAP11-101…DC結合時 DC〜50kHz（+0.5,-3dB）、 AC結合時 0.3〜50kHz（+0.5,-3dB）

A/D変換器

16ビット、MAX 100kHz

AP11-103…DC結合時 DC〜400kHz（+0.5,-3dB）、AC結合時 0.3〜400kHz（+0.5,-3dB）

温度安定度

零点

AP11-101…ベッセル形(減衰率 -12dB/OCT)、30,300,3kHz,OFF(+0.5,-3dB)

質量270g以下DC〜50kHz（+1,-3dB）、AC結合時1〜50kHz（+1,-3dB）±0.02%･FS/℃以内、利得（レンジ） ±0.01%･FS/℃以内

AP11-103…ベッセル形(減衰率 -12dB/OCT)、5,50,500,5k,50kHz,OFF(+0.5,-3dB)
A／D変換器
温度安定度

AP11-101…16ビット､MAX 100kHz（2CH同時サンプル）

2CH FFTアンプ（AP11-102）

AP11-103…12ビット､MAX 1MHz （2CH同時サンプル）

入力

2チャネル／ユニット

AP11-101…零点±0.02%･FS/℃以内

入力結合

AC､DC結合（アンプ内蔵型圧電加速度センサ接続時はAC結合）

AP11-103…零点±0.03%･FS/℃以内

入力インピーダンス

1MΩ以上

絶縁型BNCコネクタ

利得（レンジ）±0.01%･FS/℃以内

センサ用電源

2mA、 +18V以上

質量230g以下（AP11-101）、240g以下（AP11-103）

測定レンジ

0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100,200,500V

測定レンジ確度±0.3%･FS以内（但し、±500V時は±0.8%･FS以内）

直線性±0.1%･FS以内

最大入力電圧500V･FS（DCまたはACピーク値） ※但し、0.1〜5V･FSレンジAC結合時は、±30V

同相許容入力電圧ユニットのみ±42V（DCまたはACピーク値）

F / Vコンバータ（AP11-108）11絶縁不平衡入力

入力

1チャネル／ユニット

入力結合

AC､DC結合

入力インピーダンス

100kΩ以上

入力周波数範囲

1Hz〜10kHz（パルス幅

測定レンジ100,200,500,1k,2k,5k,10kHz･FS

ローパスフィルタ

ベッセル形（減衰率 -12dB/OCT）…30,300,3kHz,OFF（+0.5,-3dB）

測定レンジ確度±0.5%･FS以内

アンチエリアシングフィルタ

20,40,80,200,400,800,2k,4k,8k.,20k,40kHz

直線性±0.3%･FS以内

トリガレベル

約0V､2.5V選択可

オフセット確度±0.3%･FS以内（25℃時）

最大入力電圧±100V（DCまたはACピーク値）

A／D変換器

16ビット､MAX 100kHz

最大許容同相電圧ユニットのみ±42V（DCまたはACピーク値）

温度安定度

零点 ±0.02%･FS/℃以内、利得（レンジ）±0.01%･FS/℃以内

絶縁BNCケーブル（オプション）使用時 AC300V

質量240g以下絶縁不平衡入力

BNCコネクタ

絶縁BNCケーブル（オプション）使用時 AC300V
20μs以上）応答時間

約20ms（測定レンジ10kHz時）

A/D変換器

16ビット、MAX 100kHz

温度安定度

零点 ±0.03%･FS/℃以内、利得（レンジ）±0.02%･FS/℃以内

質量125g以下Data Acquisition System

周波数特性

DC結合時 DC〜50kHz（+0.5,-3dB）、AC結合時 0.3〜50kHz（+0.5,-3dB/OCT）

降下特性

1.5×fcにて-72dB/OCT2CH TC・DCアンプ（AP11-106A）、TC・DCアンプ（AP11-107）
入力

2CH ACストレンアンプ（AP11-104A）、2CH DCストレンアンプ（AP11-110）

AP11-106A…2チャネル／ユニット

絶縁不平衡入力

端子台M4

AP11-107…1チャネル／ユニット

絶縁不平衡入力

2連陸式端子

入力

DC結合

入力インピーダンス

10 MΩ以上（但し、DCアンプ時のレンジ5,10,20,50V･FSは約1MΩ）

AP11-106A

AP11-107

R形熱電対

1760℃・FS（0〜1760℃）

800℃・FS（0〜800℃），1600℃・FS（0〜1600℃）

T形熱電対

400℃・FS（-200〜400℃）

200℃・FS（-200〜200℃），400℃・FS（-200〜400℃）

J形熱電対

1100℃・FS（-200〜1100℃）

200℃・FS（-200〜200℃），1000℃・FS（-200〜1000℃）

K形熱電対

500℃・FS（-200〜500℃），1370℃・FS（-200〜1370℃）

200℃・FS（-200〜200℃），1200℃・FS（-200〜1200℃）

W形熱電対

2300℃・FS（0〜2300℃）

測定レンジ（電圧）測定レンジ確度

NDISひずみ入力コネクタ

AP11-110…DC
AP11-104A…正弦波2Vrms,5kHz（ACブリッジ電源（RA23-116）が必要）

ブリッジ電源AP11-107…R，T，J，K

測定レンジ（温度）

絶縁平衡入力AP11-104A…平衡入力（絶縁：ユニット内CH間、各CH-筐体間）

入力インピーダンス（AP11-110のみ） 10MΩ+10MΩ以上

AP11-106A…R，T，J，K，W

適用熱電対

2チャネル／ユニット

入力結合

入力結合

AP11-110…2V、5V
AP11-104A…120〜1kΩ

適用ゲージ抵抗

AP11-110…120〜2kΩ（BV=2V時）、350〜2kΩ（BV=5V時）

ゲージ率

1.9〜2.2
AP11-104A…抵抗分 ±2%（10000με）以下、容量分 2000pF 以下

平衡調整範囲AP11-110…±3%（15000×10-6με）以下

平衡調整方式―AP11-106A…100,200,500mV 1,2,5,10,20,50V･FS

抵抗分

AP11-104A

AP11-110

オートバランス

オートバランス

AP11-107…10,20,50,100,200,500mV 1,2,5,10,20,50V･FS

容量分

オートバランス（500pF以下 常時除去）

温度±0.5%･FS（但し、0℃以下は±1%･FS以内）

バランス時間1秒以内／1チャネル時

0.5秒以内/1チャネル時

電圧±0.5%･FS

残り電圧±0.5%･FS以内

0.3%・FS以内

基準接点補償内部、外部切換可最大感度（AP11-104）

500μεにて、フルスケール以上（ブリッジ電圧

確度

測定レンジ

AP11-104A±2℃以内 （但し、20℃ 入力端子部の温度平衡時は±1℃以内）

直線性±0.1%･FS以内

最大入力電圧±50V（DCまたはACピーク値）

最大許容同相電圧
周波数特性
ローパスフィルタ
A/D変換器

温度安定度

ひずみ2k,5k,10k,20k,50kμε･FS（BV=2V時）,

1k,2k,5k,10k,20kμε･FS

800,2k,4k,8k,20kμε･FS（BV=5V時）

─

2,5,10,20,50mv・FS

AP11-107…±300V（DCまたはACピーク値）

測定レンジ確度（AP11-110のみ）

DC〜40kHz（+0.5,-3dB）

内部校正器、確度（AP11-104Aのみ） ±500,1k,2k,3k,5kμε、確度：±0.5%･FS以内

ベッセル形（減衰率 -18dB/OCT）±0.3%・FS以内
AP11-104A…±0.2%･FS以内

直線性

1,30,500,5kHz,OFF（+0.5,-3dB）

AP11-110…±0.1%･FS以内

AP11-106A…15ビッﾄ､MAX 100kHz（2CH同時サンプル）

最大許容同相電圧

300VAC

AP11-107…14ビッﾄ､MAX 100kHz

許容入力電圧（AP11-110のみ）±8V（DCまたはACピーク値）

温度アンプとして使用時

利得（レンジ）±0.04%･FS/℃以内

DCアンプとして使用時

零点 ±0.03%･FS/℃以内

AP11-104A…DC〜2kHz（+1,-3dB）

周波数特性

AP11-106A…240g以下、 AP11-107…200g以下

AP11-110…DC〜50kHz（+0.5,-3dB）
AP11-104A…バターワース形（減衰率 -12dB/OCT）、10,30,100,300Hz,OFF（+1,-3dB）

ローパスフィルタ

AP11-110…ベッセル型（減衰率-12dB/OCT）、10,30,300Hz,1KHz,OFF（+1,-3dB）

A/D変換器イベントアンプ（AP11-105）

16ビット、MAX 100kHz
零点

温度安定度

入力

8チャネル／ユニット

入力形式

ユニット内共通コモン、ケースフリー

2V以上の時）AP11-110

電圧

AP11-106A…±42V （DCまたはACピーク値）

利得（レンジ）±0.01%･FS/℃以内（DCアンプとして使用時）
質量─±0.05%･FS/℃以内（AP11-104A）、±0.1%・FS以内（AP11-110）

利得（レンジ）±0.05%･FS/℃以内（AP11-104A）、±0.01%・FS以内（AP11-110）

質量285g以下（AP11-104A）、240g以下（AP11-110）

電圧／接点入力をチャネル毎に設定
入力信号

電圧入力：入力電圧範囲
検出レベル

0〜+24V

2CHゼロサプレッションアンプ（AP11-111）

Hレベル…約2.5V以上、Lレベル…約0.5V以上

入力

接点入力：オープン…2kΩ以上、クローズ…250Ω以下
応答時間
入力コネクタ付属ケーブル質量1μs以内（但し、入力 H

2チャネル／ユニット

ミノムシクリップ用コード（0311-5009）×2

I Cクリップ用コード（0311-5008）×2
100g以下

入力インピーダンス

1MΩ以上

測定レンジ

0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100,200,500V・FS

測定レンジ確度±0.5%・FS以内（但し、±500V・FS時は±0.8%･FS以内）

オフセット確度±0.5%・FS以内

直線性±0.2%・FS以内※RA2800に実装した場合、一度に表示・記録できるのは8ユニットまでです。データ収録は16ユニットを収録できます。
許容入力電圧

チャージコンバータ（AP11-901、AP11-902、AP11-903）
利得同相許容入力電圧

1.0mV/pC±5%（AP11-901、AP11-902）

最大入力電荷周波数範囲±500V以下（DCまたはACピーク値）±0.1V〜±2V･レンジ±100V以下（DCまたはACピーク値）±42V（DCまたはACピーク値）
絶縁BNCケーブル（オプション）使用時 AC300V

周波数特性

DC結合時 DC〜5kHz（+0.5,-3dB）、AC結合時 0.3〜5kHz（+0.5,-3dB）

5000pC （AP11-901、AP11-902）

ローパスフィルタ

ベッセル形（減衰率 -12dB/OCT）…30,300,3kHz,OFF（+0.5,-3dB）

50000pC（AP11-903）±13V ………………測定レンジ

約1.6Hz〜50Hz±110V ………………測定レンジ±5,10,20,50,100,200,500V

分解能 500μV以下…測定レンジ±0.1,0.2,0.5,1,2V

5Vp-p以下

駆動電圧

DC12V〜25V

駆動電流

0.5〜5mA

規定ノイズ

20μVrms以下

位相

180°

使用温度範囲-20〜80℃（AP11-901）、-20〜110℃（AP11-902、AP11-903）

サプレッション電圧範囲±0.1,0.2,0.5,1,2V

5mv以下 ……測定レンジ ±5,10,20,50,100,200,500V
確度…±0.5%以内（但しサプレッション電圧+13V設定時）
温度安定度…±0.005%/℃（但しサプレッション電圧+13V設定）
現在入力されている電圧を認識し、その電圧を自動で打ち消します。

オートゼロサプレッション

時間…1秒以内
残り電圧…±（サプレッション電圧の分解能×10）V以内

入力：ミニチュアコネクタ

A/D変換器

16ビッﾄ､MAX 100kHz（2CH同時サンプル）

出力：BNC端子オス（AP11-901）

温度安定度

零点

質量

260g以下

BNC端子メス（AP11-902、AP11-903）
質量±5V〜±500V･レンジ

0.1mV/pC±5%（AP11-903）

最大出力電圧コネクタ

絶縁型BNCコネクタ

但し、測定レンジが±0.1〜2V・FSにおけるAC結合時の最大入力電圧は±30V

レベルは+5V以上）

丸DINコネクタ 8P×2個、イベントアンプユニット側： XT2B-0800（DIN45326に準拠）
ロジック用ケーブル（0311-5007）×2

絶縁不平衡入力

AC，DC結合

入力結合±0.03%・FS/℃以内、利得（レンジ） ±0.01%・FS/℃以内

20g以下（AP11-901）、65g以下（AP11-902、AP11-903）

価格
品

※1

本
体

名

オムニエースⅢ
入力ユニット・インタフェースの組込み※2
標準付属品

形

式

標準価格（税別）¥720,000¥980,000
無
0
―
有
1
―
RA2300：AC電源ケーブル（アダプタ付き）×1、記録紙×1、記録紙ホルダ×1組、入力ユニット空パネル一式、取扱説明書×1、ディスプレイカバー×1、タッチパネルシート×1
RA2800：AC電源ケーブル（アダプタ付き）×1、記録紙×1、記録紙ホルダ×1組、入力ユニット空パネル一式、取扱説明書×1
RA2300 ―RA2800 ―オプションコード

0

0

0

□

※1 本体に入力ユニットとインタフェースは含まれません。
※2 本体に入力ユニットとインタフェースの組み込みを指示下さい。
「有」の場合は本体に組み込んで納入いたします。

入
力
ユ
ニ
ッ
ト

品 名
2ch 高分解能DCアンプ
2ch 高速DCアンプ
2ch ゼロサプレッションアンプ
2ch FFTアンプ
イベントアンプ
2ch TC・DCアンプ
TC・DCアンプ
2ch ACストレンアンプ※32ch DCストレンアンプ
2ch 振動・RMSアンプ
F／Vコンバータ

形 式
AP11-101
AP11-103
AP11-111
AP11-102
AP11-105
AP11-106A
AP11-107
AP11-104A
AP11-110
AP11-109
AP11-108

入力：±100mV〜±500V、A/D分解能：16bit、サンプリング：10μs
入力：±100mV〜±500V、A/D分解能：12bit、サンプリング：1μs RA2800では2μs
入力：±100mV〜±500V、A/D分解能：16bit、サンプリング：10μs
アンチエリアジングフィルタ：72dB/OCT、センサ電源付
入力：8ロジック（電圧・接点）
入力：R･T･J･K･W（±100mV〜±500V）、A/D分解能：15bit
入力：R･T･J･K（±10mV〜±50V）、A/D分解能：14bit
周波数特性：2KHz、ブリッジ電源：5KHz
入力：800με〜20Kμε（BV=5V）、2Kμε〜50Kμε（BV=2V）
入力：±100mV〜±500V、サンプリング：10μs、センサ用電源付
入力：1Hz〜10KHz

標準価格（税別）¥75,000¥90,000¥160,000¥150,000¥60,000¥160,000¥80,000¥200,000¥180,000¥180,000¥110,000※3 オプションのACブリッジ電源ユニット（RA23-116）が必要です。

Data Acquisition System

12

品

名

形 式
RA23-751
RA28-112
RA28-111
RA23-112
RA23-114
RA23-116
RA11-121
RA28-114
RA23-125
RA23-126
RA23-131
RA23-113
RA23-113A
RA23-127
0311-5252
RA23-129
RA23-316
0311-5257
RA23-314
RA23-128
RA11-117
RA28-113
RT36-115
RT31-164
RA28-119
RA12-103
RA28-115
RA12-301
7191-5010
RA11-118
RA28-116
RA28-117
RA28-118
AP11-901
AP11-902
AP11-903
1539
1540
1543
0311-5004
0311-5006
0311-5184※2
2003A※28113※38112※3
SUA500JB※4
0311-5256※4演算FFTユニット
感度DIVユニット
同期ユニット
インタフェース

リモートユニット
RS-232Cユニット

ACブリッジ電源ユニット
ダストカバー
タッチパネルシート
ディスプレイカバー
ディスプレイ保護ボード

イベント入力イベントユニット
イベントユニットA
イベントユニット用中継ケーブル
イベントユニット用ケーブル・切放し
イベントBOXセット
イベントBOX
イベントBOX接続ケーブル
イベントBOXインタフェース

手書き台

オ
プ
シ
ョ
ン

専用輸送箱（キャスター付）
キャリングケース
巻取器
折畳紙収納箱
折畳紙用アダプタ
台車
本体ラック取付金具（JIS規格）
本体ラック取付金具（EIJ規格）
チャージコンバータ※1
フローティング電圧プローブ
電圧変動プローブ
電圧出力用ケーブル
電圧出力用延長ケーブル
信号入力用ケーブル
AC/DCデジタルクランプメータ
AC/DCクランプアダプタ
クランプアダプタ
高機能無停電電源装置
UPS接続ケーブル

標準価格（税別）¥50,000¥90,000¥100,000¥35,000¥40,000¥50,000¥5,000¥5,000¥2,000¥20,000¥4,000¥40,000¥50,000¥20,000¥8,000¥120,000¥80,000¥10,000¥30,000¥15,000¥100,000¥120,000¥60,000¥90,000¥90,000¥98,000¥98,000¥35,000¥35,000¥68,000¥70,000¥35,000¥35,000¥24,000¥26,000¥26,000¥35,000¥30,000¥35,000¥1,900¥2,000¥4,800¥38,000¥23,500¥19,500¥52,800¥10,000

RA2800専用
RA2800専用

RA2300専用
RA2800専用
RA2300専用、3枚／組
RA2300専用
RA2300専用
RA2300専用
RA2300専用
RA2300専用
RA2300専用
RA2300専用
RA2300専用
RA2300専用
RA2300専用
RA2300専用
RA2800専用
RA2300専用
RA2300専用
RA2800専用
RA2300専用
RA2800専用
RA2300専用
RA2800専用
RA2300専用
RA2800専用
RA2800専用
RA2800専用

イベントユニット用ケーブル・切放し（0311-5252）付き
イベントユニット用中継ケーブル（RA23-127）付き

折畳紙用アダプタ（RA12-301含む）
折畳紙用アダプタ（7191-5010含む）

4入力
1入力。AC100V／AC120V
1入力。AC220V／AC240V
1.5m、ピンチップ―バナナプラグ
1.4m、ピンチップ―ピンチップジャック
2m、マイク用ミニプラグ―絶縁BNC
大電流用（2000A、400A / DC、40〜1kHz）
中電流用（200A、20A、2A / DC〜1kHz）
小電流用（20A、2A、0.2A / 40〜10kHz）
Smart―UPS500
2.5m※1 圧電式加速度センサを2CH振動・RMSアンプ、2CH FFTアンプで使用する場合に必要なものです。
※2 2003Aの出力をRA2300、RA2800に接続する場合、信号入力用ケーブル（0311-5184）
をご使用ください。
※3 8005、8112、8113の出力をRA2300、RA2800に接続する場合、BNCアダプタ（0243-3021）
をご使用ください。
※4 自動シャットダウン機能を可能にするためには、RS-232Cユニット（RA23-114）、高機能無停電電源装置（SUA500JB）、UPS接続ケーブル（0311-5256）が必要です。

品

名

形 式
0311-5175
0311-5200
0311-5177
0311-5160※50311-5174※50311-2057
0311-5084
47226
0311-5007
0311-5008
0311-5009
0311-5001
0311-5005
0243-3021
0243-2118
47326

信号入力ケーブルケーブルACブリッジ電源分配用ケーブル

ロジックIC用ケーブル
イベントアンプ用入力ケーブル
イベントアンプ用入力延長ケーブル
BNCアダプタ
BNCアダプタ（ACブリッジ電源分配用）
AC電源コード

2m、絶縁BNC―ミノ虫（＋赤、−黒）2m、絶縁BNC―金属BNC
2m、絶縁BNC―切放し
2m、2連バナナ―ミノ虫（＋赤、−黒）2m、2連バナナ―BNC
2m、BNC―ミノ虫（＋赤、−黒）モールド色：黒
2m、BNC―ミノ虫（＋赤、−黒）モールド色：赤
2m、BNC―BNC
ロジックICコード（1本）
ICクリップ用コード（4本/組）
ミノ虫クリップ用コード（4本/組）
1.5m、DIN8P―切放し
1.5m、DIN8Pプラグ―DIN8Pソケット
絶縁BNC―S端子プラグ
T分岐 ジャック―プラグ―ジャック
2.5m、アダプタ付き標準価格（税別）¥3,500¥4,000¥3,300¥2,000¥3,000¥2,000¥2,000¥3,500¥2,000¥2,500¥3,000¥1,800¥2,000¥3,500¥2,500¥3,200220×30mロール紙（5巻/1箱）
220×30mロール紙（5巻/1箱）
220×100mロール紙（1箱） RA2800専用
220×201m折畳紙（1冊/1箱）

標準価格（税別）¥8,000¥10,000¥11,000¥12,000

RA2000シリーズ・リモートコントロール用パッケージ
RAシリーズ・オフラインデータ表示用パッケージ
RA1000シリーズ・リモートコントロール用パッケージ
RA1000 / RA2000シリーズ・リモートコントロール用パッケージ
NS3100-P01＋RA1000用ドライバ増設パッケージ
RA2000シリーズ・リモートコントロール用パッケージ
RAシリーズ・オフラインデータ表示用パッケージ
RA1000シリーズ・リモートコントロール用パッケージ
RA1000 / RA2000シリーズ・リモートコントロール用パッケージ

標準価格（税別）¥198,000¥98,000¥198,000¥218,000¥28,000¥178,000¥78,000¥178,000¥198,000※5 絶縁BNC端子の入力ユニットに接続する場合は、BNCアダプタ（0243-3021）が必要です。

※6

記
録
紙
※6

13

名

形 式
YPS106
YPS108
YPS114
YPS112

記載以外の記録紙を使用した場合の性能は保証いたしかねます。

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

※7

品
記録紙
記録紙（ミシン目入り）
記録紙（100mロール紙）
記録紙（折畳紙）品 名ユニファイザ・オンライン用基本パック
ユニファイザ・オフライン用基本パック
ユニファイザ・オンライン用基本パック2
ユニファイザ・オンライン用基本パック3
ユニファイザ・オンライン用増設パック1
ユニファイザ・オンライン用優待パック※7
ユニファイザ・オフライン用優待パック※7
ユニファイザ・オンライン用優待パック2※7
ユニファイザ・オンライン用優待パック3※7

品 名NS3100-P01
NS3200-P01
NS3100-P02
NS3100-P03
NS3100-P04
NS3100-C01
NS3200-C01
NS3100-C02
NS3100-C03

優待パックはオムニビューア（NS2100）のライセンスをお持ちのお客様向けとなっております。

Data Acquisition System

Windows 2000、Windows XP
Windows Vista Ultimate (32bit)

本体外形図■ RA2300外形図■ RA2800外形図

Data Acquisition System

14オプション外観図
RA2300, RA2800用

RA2300, RA2800用

RA2800専用

リモートユニット（RA23-112）

ACブリッジ電源ユニット（RA23-116）

同期ユニット（RA28-111）

RS-232Cユニット（RA23-114）

RA2300専用

RA2300専用

RA2800専用

イベントユニット（RA23-113）

折畳紙収納箱（RA28-115）

イベントユニットA（RA23-113A）

RA2300専用

折畳紙収納箱（RA12-103）

RA2300専用

RA2800専用

イベントBOXセット（RA23-129）
専用輸送箱（RA11-117）

RA2300専用

専用輸送箱（RA28-113）

RA2300専用

RA2300専用

巻取器（RT31-164）
キャリングケース（RT36-115）

手書き台（RA23-128）★記載の製品は「キャッチオール規制対象品」となります。ホワイト国（26ヵ国 経済産業省：輸出貿易管理令別表第3参照）以外に輸出や非居住者への技術提供の場合には日本国の許可が必要となる場合があります。
★詳しくは弊社販売員よりご説明いたします。 ●記載されている会社名及び商品名は、それぞれ各社の商標または商標登録です。 ●カタログ中の画面はハメコミ合成です。 ●記載の仕様・デザイン・価格等は改善のため予告なしに変更する場合があります。また、写真の色は印刷のため実際の商品の色と多少異なる場合があります。

安全に関するご注意
ご使用の際は、製品に添付されている取扱説明書の「警告・注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。高温、多湿、水、ほこり、腐食性ガスの多い場所に設置しないでください。

〒141−8535 東京都品川区西五反田8丁目1番5号
TEL.03−5436−1611 FAX.03−5436−1619

お問い合わせ、ご用命は下記まで

http://www.nec-avio.co.jp/＜お客様相談窓口＞ フリーダイヤルにより全国から無料でお問い合わせできます
受付時間：平日 AM9:00〜PM5:00

札幌営業所
仙台営業所

011−737−4409
022−265−0521

この印刷物は再生紙を使用しています

横 浜 支 店
本店営業部

045−473−4338
03−5436−1375

大宮営業所
名古屋支店

048−653−9520
052−957−6530

大 阪 支 店
岡山営業所

06−6838−3901
086−225−0904

福 岡 支 店2008年4月1日制作

092−431−9100
024C-011E-0804AA