【MR 研究会】

MR 装置の安全性に関する規格は、国際的には

平成 25 年度 MR 研究会報告

IEC（International Electro technical

本研究会の今年度の活動内容は、夏季学術大会

Commission：国際電気標準会議医用電気機器での研究会の開催と、12 月に MRI セミナーをに関する個別規格 IEC 60601-2-33）にまとめ

広島で、12 月 14 日（土）日本磁気共鳴認定機られている。国内では IEC 規格を翻訳する形

構MR 医療安全セミナーを、岡山大学鹿田キで日本工業規格（JIS Z4951）にまとめられ、ャンパス マスカットキューブ 3F と第１MRI

薬事法による承認・認証の安全に関する規定は室で開催予定である。詳細は後日 HP にて報告

JIS 規格に基づいて審査され安全性の確認がします．本報告書では、学術大会について、そ行なわれる。のプログラムを記載した。また、学術大会での講演の抄録も記載した。

インプラント機器については、ISO（国際標準化機構）によって安全性に関する規定がなさ

代表世話人 岡山大学病院 大野 誠一郎

れている。しかし、国内において MR 適合性評価について明確な試験規格がなく、電子回路「夏季学術大会」を含まない受動インプラントについては FDA

日時 平成 25 年 7 月 7 日（日）10:00～15:00のガイドラインとして引用されている ASTM

会場 岡山大学病院 臨床第 2 講義室（10:00（American Society for Testing and～15:00）

Materials：米国材料試験協会）による MR 適

午前の部 10:00～12:00

合性試験に基づいて評価されることが多い。受司会 香川大学医学部附属病院 石森隆司
「MR 検査に対する医療材料と安全性」
東芝メディカルシステムズ㈱ 山本貴雄
「条件付き MR 対応 PM の現状」

動インプラントの場合は ASTM 試験規格のように変位力、回転力、発熱など比較的単純なメカニズムを用いて MR 適合性が判断されるが、心臓ペースメーカのように電子回路を含む能日本メドトロニック㈱ 鎌倉 亨
午後の部 13:15～15:00

動インプラントの場合には、MR 装置の傾斜磁場誘導電圧による回路の誤動作、高周波磁場に

司会 山口大学医学部附属病院 中村敬子

起因するケーブルによる加温・火傷などの影響「マルチショット EPI DWI『RESOLVE』などメカニズムが複雑であるため、明確な試験～歪にない Diffusion を目指して～」規格、MR 適合性の判断基準がこれまでなかっイメージング＆セラピー事業部 MR ビジネ

た。

スマネージメント部 境 龍二
「RESOLVE DWI の臨床例」

そのため IEC と ISO が合同で、MR 適合性に関する規格化の検討を進めている。2012 年

山口大学医学部附属病院 山根正聡
「知っているつもりのレベルを上げよう！に、心臓ペースメーカなどの能動インプラント（植込み型デバイス）、受動インプラントの両MRI の基礎編」

者を含む、IEC/ISO のテストスペックが発行

国立スポーツ科学センター メディカルセンされた。このテストスペックは“条件付き MRI

ター 先任研究員 俵 紀行対応”機器の標準化には欠かせないものとなる。
現在、電子回路等を含む心臓ペースメーカなMR 検査に対する医療材料と安全性

ど能動インプラントの MR 装置に対する安全

東芝メディカルシステムズ株式会社

対策が進みつつあり、「MR 適合」、「MR 条件山本貴雄付き適合」、「MR 非適合」といった分類を正しく認識することがこれまで以上に重要になる。

心室頻拍/細動を引き起こす。⑤電気作用でリ「MR 条件付き適合」に分類される品目は、セットが発生、心室のオーバーセンシングとペMR 環境における特定の使用条件下では危険ーシングの抑制など、様々な健康被害の可能性とされていない品目であり、その取扱説明書・がある。

添付文書に安全性及び MR 撮像中に考慮すべ

条件付き MRI 対応ペースメーカとはき条件（危険とされない MR 装置の使用条件）① 埋込み後 6 週間以上が経過していること。

が明記されている。

②胸部植込み型であること。③Advisa MRI（本体）＋MRI 対応リード×2 本のシステムである・「MR 適合」：すべての MR 環境下においてこと。④５V でツィッチングが無いこと。⑤リ危険とされない品目

ードインピーダンスは 200Ω～1500Ω以内。⑥・「MR 条件付き適合」：MR 環境における特定ペーシング閾値は 2V@0.4ms 以下であること。の使用条件下では危険とされていない品目⑦事前にチエックを受け、モード変更に対応が・「MR 非適合」：すべての MR 環境下におい可能である。MRI 検査では、①1.5T のトンネルて危険が生じると報告されている品目型である。②傾斜磁場≦200T/m/s(1 軸)の範囲③標準操作モード（ノーマルオペレーティング

以上、MR 装置の安全性に関する IEC、JISモードで、全身 SAR≦2.0W/kg、頭部 SAR≦

規格、受動/能動インプラントの安全性に関す3.2W/kg。④受信コイルの制限は無し。⑤送受る IEC/ISO による動向について述べたが、安信コイルは制限あり。投影像にペースメーカシ

全性に関する基準や規格は更新される可能性ステムがかかってはいけない。⑥撮影は側臥位がある。最新の情報を積極的に入手し、その情禁止⑦連続的な血行動態のモニターリング⑧報を共有することをお願いしたい。

一般的な注意事項である。
施設基準

条件付き MR 対応 PM の現状「MRI 対応埋込み型デバイス患者の MRI 検査の施設基準」の基準管理は施設基準（循環器科

ペースメーカ概要/放射線科を標榜、1.5T 円筒ボア MRI 装置、オ経静脈電極による埋め込み型ペースメーカ

ンラインによる研修の受講、その他、様々な条は左胸部皮下にペースメーカを埋込み左鎖骨件を満たすことが必要となる。

下静脈から電極を右心室内へ挿入している状

現在、日本メドトロニックの MRI 撮像可能施態を示す。ペースメーカの構造は、リード（電設は 450 施設となったが、問題事象は起こって極）、外装をチタンで覆い IC 回路と電池、コネいない。（2013 年 7 月現在）

クター部となっている。
従来のペースメーカで MR 撮像するリスク
MRI は静磁場、傾斜磁場、RF 磁場の３つの巨「マルチショット EPI DWI『RESOVE』～歪みのない画像を目指して～」大な磁場環境にある。①RF 磁場による誘導電流がリード先端より流れることで温度上昇がシーメンス・ジャパン株式会社

おき、閾値の上昇、ペーシング不良、心筋壊死

イメージング＆セラピー事業本部の可能性がある。②不適切な電気刺激（UCS）、

MR ビジネスマネージメント部 境 龍二

③心室のオーバーセンシングによるペーシング抑制が起こる。④自己脈との競合によって、RESOLVE とは、REadout Segmentation

Of Long Echo-trains のことである。

「RESOLVE の臨床例」

今まで使用してきた single shot EPI は、局所的な位相分散が誤った位相エンコードとなり山口大学医学部附属病院

放射線部
山根 正聡

画像に歪みを生じる。
画像歪みの程度を現在、DWI は頭部領域のみならず、全身へBW′=1/T′の応用が一般的になってきている。急性期脳梗BW′: 位相方向のバンド幅塞、腫瘍の質的診断、組織分化どの推定、多発T′：EPI の全読み取り時間性骨転移(DWIBS 法)などの診断に用いられてで表す。

いる。

つまり、局所的な共鳴周波数のずれの評価で表

しかし、DWI の問題点として、副鼻腔や消化す。

管、横隔膜付近の空気に接する部分で画像に歪この歪み軽減のためパラレルイメージングをみが生じ画質劣化につながる磁化率アーチフ

使用すると T′が PAT で 1/2 になると BW′

ァクト、呼吸運動などの影響で画質劣化につなは倍になる。局所的な共鳴周波数のずれはがるモーションアーチファクトがある。また、

sequence で変わらないので、歪は 1/2 となる。

高い空間分解能の画像を得ることが困難なた

別の方法で、readout 方向のマルチショット

め、小病変の検出や評価、広がり診断が困難と化で T′を短縮する方法が RESOLVE である。
RESOLVE の特徴としてなる場合がある。
今回、新しく撮像できるようになった・各 readout segment で少しオーバーラップ

RESOLVE により、従来の single shot EPIしている。

DWI と比べ、readout 方向のマルチショット化により、歪が低減され、空間分解能や SN の・GRAPPA および二次元位相補正の導入が容良好な画像を得ることが出来るようになった。

易である。一方で、位相エンコードセグメント

実際の臨床例で比べると、副鼻腔、耳下腺なでは、GRAPPA の導入や、個々のデータを用との頭頚部の腫瘍、乳腺、腕神経叢などの腫瘍いた二次元位相補正が困難である。の描出に REZOLVE が従来の single shot EPI
DWI より有用なことが示唆された。

・Navigator phase correction

今後の RESOLVE の課題としては、脂肪抑Motion 由来の phase error の補正は k-space

制方法、b 値の設定、segment 数、reacquisition

Data の shift となる。各 Segment の Edge でmode 等、撮像部位ごとの適切な撮像条件の確Error となるため、必要な Data+αのデータが立が挙げられる。

必要である。このデータ収集は時間延長となる。

今後は、RESOLVE の特徴を生かした使用方法を検討していきたい。

・Readout segment は動きによるアーチファ
クトや脂肪の化学シフトアーチファクトの消え残りがおきにくい。
以上があげられる。

「知っているつもりのレベルを上げよう!MRI の基礎編」

る。

国立スポーツ科学センター

4.ｋ‐space のデータ
MRI の元となるデータは、時間関数によりメディカルセンター 先任研究員
俵

また、T１値は温度依存性がある。

紀行

得られた FID 信号をフーリエ変換により空間情報を含んだ周波数分解を行うことで得られMR に関わる技師として、これだけ知ってる複素数で表される 2 種類のデータであり、いれば「この人 MR の事解っているな」とReal part と Imaginary part がある。

思われるであろう基礎的なことかつ、重要な項

Real image は M=√Mr2＋Mi2目についての講演であった。

Imaginary image は θ=tan-1(Mi/Mr)
で画像化される。

1.MRI の対象となる原子核について生体を構成している主な成分は水(1H)であるが、高分子を形成する H は T２値が短すぎ
１

MRI で絶対値画像(Magnitude Image)を作成する理由として、
1) SNR(信号対雑音比)の向上て信号が計測できず画像にならない。そのため、 2) 均一性の向上
放射線医学で多用されている MRI でとらえらがある。

れるのは、水と中性脂肪を形成する１H のみである。

5.MRI における確率密度関数
MRI の中の MR 信号分布は、SNR が 3.17

2.MRI の信号源
核磁化の歳差運動が引き起こす電磁誘導で以上であれば、正規分布に従い、SNR が 3.17を下回れば Rice 分布に従う。また、MR 信号ある。磁場（B0）にさらされた多数のμ（を含まない MRI の雑音は Rayleigh 分布とな

１

H 原子核の磁気モーメント）は、Z 軸方向をる。つまり、他のモダリティの CT 画像などが、向く巨視的磁化（M)を形成する。さらに、共正規分布であるのに対し、MRI における MR鳴周波数（2πν０＝ω０＝γB0）をもつ電磁波信号および雑音は正規分布ではない。

B1 を照射すると、μの位相がそろい、M は横磁化成分（Mｘｙ）を持つようになる。共鳴電以上、知っていればレベルが上がる 5 項目の磁波の印加時間をｔとすると、M と Z 軸の角内容であった。

度は、θ＝γB1ｔとなる。

MR を始めたばかりの技師には勿論、MR に長巨視的磁化の運動は Bloch の計算式によって表される。

年携わってきた技師にも今一度確認しておくべき基礎的であるけれどおさえておきたい重要な５項目であった。

3.物質の T1 値と T2 値の関係
T1 値＞T2 値である。
T2 値（横緩和）はスピンの位相分散により決まる値であり、消失は速い。T1 値（縦緩和）はエネルギー準位の変動による定常状態への移動をとらえているため、回復には時間がかか最後に今後 MR の勉強を始めるにあたり、興味ある論文を読むことから始めると良いとのアドバイスを頂いた。