<< KPD-101

1 / 20 >>2011.04.25

仕様書（兼 取扱説明書）

パルス分周器
型式：KPD-101

株式会社 金門製作所

<< KPD-101

2 / 20 >>安全のために必ずお守り下さい
１．安全の心得
この項に書いてある内容は、取扱上の安全のために必ずお守り下さい。
この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷危険を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

警告

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷注意を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

１－１．絵表示について
この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

１－２．絵表示の例

この記号は、注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。
この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
この記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

<< KPD-101

3 / 20 >>

電源線の太さはφ0.8mm 以上のものを使用すること。
（過熱・発火・火災の原因）集合住宅で避難経路となる場所に設置しないこと。

警告 不特定多数の人が出入りする場所に設置しないこと。
電源線をスイッチ等で切られる恐れのあるところから配線しないこと。
雨水・水しぶき・蒸気など水や風の影響を受ける場所に設置しないこと。
痛んだコードを使用しないこと。（感電・ショート・発火の原因）
交流 100V 以外では使用しないこと。
電源投入のまま配線工事を行わないこと。
電源コードは排気口や温度の高い部分に近付けないこと。
（火災・感電の原因）
電源コードを傷つけたり、破損したり、無理に曲げたり、引張たり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、はさんだりしないこと。
（コードが破損し、火災・感電の原因）
サービスマン以外の人は、分解・修理を絶対に行わないこと。

注意

不特定多数の人が出入りする場所に設置しないこと。
電源線をスイッチ等で切られる恐れのあるところから配線しないこと。
雨水・水しぶき・蒸気など水や風の影響を受ける場所に設置しないこと。
動力・車両等により振動を受ける場所に設置しないこと。
腐食性ガス・腐食性溶液の影響を受ける場所に設置しないこと。
石油類など危険物を貯蔵する場所に設置しないこと。
ガスが残留する恐れのある場所に設置しないこと。
交流 100V 電源工事は「電気工事士」の有資格者が行う。無資格者は行わないこと。

<< KPD-101

4 / 20 >>２．免責事項について・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

３．保証について・保証期間は納入日より１年間とします。正常に使用している状態で、保証期間内に製造上の責任による故障が生じた場合には無償で修理します。

４．設置工事について
・本製品を設置する方は、この説明書を熟読し内容を理解した上で作業を行って下さい。

<< KPD-101

概5 / 20 >>要
このパルス分周器は、流量計より発信される流量信号（接点信号、または電圧信号）を受信して、内部のデジタルスイッチの設定により任意の分周比に分周を行ない、接点信号及び電圧信号を出力するものです。
入力インターフェース回路にはフォトカプラを使用しているため、外部信号と完全にアイソレートされています。また、外部結線で分周動作、または定量動作を任意に選択することが出来ます。
なお、このパルス分周器には、直流１２Ｖの安定化電源が必要です。当社製品の直流安定化電源ＫＶＲ－１２０５型を御使用下さい。

仕様
名

称

パルス分周器型

式

ＫＰＤ－１０１型

分周比設定

内部のデジタルスイッチにより「０００２」～「９９９９」まで任意設定

動作

分周動作または定量動作（外部結線で選択）

力

フォトカプラ入力（接点信号、電圧信号いずれも可）入 力 周 波 数 ・・・ 最大１００Ｈｚ
入力デューティ比 ・・・ ２０～８０％
入 力 電 圧 レ ベ ル ・・・ Ｖｐ－ｐ＝３～１２Ｖ

入

接点出力

出力・・・

電圧出力

出力パルス幅出力構成
接点容量１ａおよび１ｂ接点
ＡＣ１００Ｖ ０．５Ａ
ＤＣ３０Ｖ １Ａ
機械的寿命 １億回以上
電気的寿命 １００万回以上（1A 30V DC 抵抗負荷にて）・・・ 出力電圧レベル “Ｈ”＝１１Ｖ以上“Ｌ”＝０．４Ｖ以下

約２００ｍｓ標準（５０ｍｓ～２５０ｍｓ可変可能）

供 給 電 源ＤＣ１２Ｖ±１０％

消 費 電 力１．０Ｗ

周 囲 温 度

－１０～＋４０℃

外観

外観図参照

重量

約２５０ｇ

備考

供給電源として弊社直流安定化電源 ＫＶＲ－１２０５型があります。

<< KPD-101

構6 / 20 >>

成結線・設置１）結線方法
入力信号は、接続されるメーターの種類により異なります。従って、メーターからの信号線の結線も、接続されるメーターの種類により異なります。
結線に際しては、結線図を参照して下さい。
２）設置場所
ご使用に際しては、以下のような場所には設置をしないようにして下さい。
①高温・高湿な場所②雨水などのかかる場所③塵・埃の多い場所④可熱性有害ガスの発生する恐れのある場所⑤ノイズ源などのある場所⑥保守点検のできない場所

<< KPD-101

取扱説明１）入力信号
接点、または電圧信号が入力されると、「入力表示」ランプが点滅します。

注）メーターからの結線は、結線図を参照して下さい。

２）動作選択本器上面に表示された端子接続銘板に従って、結線を確実に行って下さい。

7 / 20 >><< KPD-101

8 / 20 >>①分周動作の場合
分周動作で使用する場合は、「分周動作」端子（７番端子－８番端子間）を短絡します。この状態で、「スタート」端子（１７番端子－１８番端子間）を常時短絡させると、内部のデジタルスイッチで設定された分周比で、分周動作が開始されます。
この時、入力信号周波数に応じて「出力表示」ランプが点滅します。
②定量動作の場合
定量動作で使用する場合は、「定量動作」端子（９番端子－１０番端子間）を短絡します。
この状態で、「スタート」端子（１７番端子－１８番端子間）を一時短絡させることにより、定量動作が開始されます。定量動作が開始されると、「Ａ接点出力」端子（１番端子－２番端子間）は「閉状態」に、「Ｂ接点出力」端子（３番端子－４番端子間）は「開状態」に、また「電圧出力」端子（５番端子－６番端子間）は「Ｈレベル」となりなります。
入力信号のパルス数が、内部のデジタルスイッチで設定したパルス数に到達すると、定量動作はリセットされて、各出力端子は定量動作の開始前の状態に戻ります。以後、「スタート」端子を一時短絡させる度に、上記の動作を繰返します。
この時、「出力表示」ランプは定量動作中にのみ点灯します。

３）分周比の設定
分周比は、お客様の仕様に従って設定して出荷をしております（設定値は銘板をご覧下さい）
ので、ご使用に際してお客様が分周比の設定を行う必要はございません。
分周比の設定の変更が必要になった場合は、「分周比の設定方法」を参照して下さい。

４）ヒューズの交換
過電流等の理由でヒューズが切断した場合は、装置内部のヒューズを交換して下さい。
交換するヒューズは、「０．５Ａ、ミゼットガラス管ヒューズ」を用いて下さい。

<< KPD-101

9 / 20 >>結線図（代表例）
１）概要
入力信号は、接続されるメーターの種類により異なります。従って、メーターからの信号線の結線も、接続されるメーターの種類により異なります。
以下のメーターについては、結線図が準備されておりますので、メーターからの信号線の結線に際しては、ご採用のメーターの機種をご確認の上、該当するメーターの結線図をご覧になって下さい。
① 電子式８ｂｉｔ水道メーター使用時② ＳＷ型水道メーター使用時

・・・・・・・・

結線図（１）参照

・・・・・・・・・・・・

結線図（２）参照③ ＱＺ型カントガスメーター使用時

・・・・・・・・・

結線図（３）参照

<< KPD-101
２）結線図（１）電子式８ｂｉｔ水道メーター使用時

注）・信号ライン、電源ラインには、それぞれ「アレスタ」を入れることを奨励します。
・空き端子を中継用端子として使用することはできません。

10 / 20 >><< KPD-101
３）結線図（２）ＳＷ型水道メーター使用時

注）・信号ライン、電源ラインには、それぞれ「アレスタ」を入れることを奨励します。
・空き端子を中継用端子として使用することはできません。

11 / 20 >><< KPD-101
４）結線図（３）ＱＺ型カントガスメーター使用時

注）・信号ライン、電源ラインには、それぞれ「アレスタ」を入れることを奨励します。
・空き端子を中継用端子として使用することはできません。

12 / 20 >><< KPD-101

13 / 20 >>

分周比の設定方法
１）概要
通常の場合は、お客様の仕様に従って「分周比」を設定して出荷をしております（設定値は銘板をご覧下さい）ので、ご使用に際してお客様が分周比の設定を行う必要はございません。この項目は、分周比の設定の変更が必要になった場合にお読み下さい。
分周比の設定値は、接続されるメーターの種類、及び積算単位の設定により異なります。以下のメーターについては、設定値表が準備されておりますので、ご採用のメーターの機種・口径をご確認の上、該当するメーターの設定値表をご覧になって下さい。
① 電子式８ｂｉｔ水道メーター用(新 JIS 対応品) *注② 電子式８ｂｉｔ水道メーター用*注③ ＳＷ型水道メーター用④ ＱＺ型カントガスメーター用
注）：電子式８ｂｉｔ水道メーター用は機種・口径を確認して設定してください。
２）デジタルスイッチの設定
分周比の設定は、装置内部のデジタルスイッチにて行います。装置上面の四隅にあるネジを外し、端子台部の蓋を取り外します。蓋を外し、内部の回路基板を取り出します。
この回路基板上に、デジタルスイッチ「ＳＷ１」、「ＳＷ２」、「ＳＷ３」、「ＳＷ４」（スイッチの番号は白文字で銘記）があります。
ここで、「ＳＷ１」は分周比の「１の位」に、「ＳＷ２」は「１０の位」に、「ＳＷ３」は「１００の位」に、「ＳＷ４」は「１０００の位」にそれぞれ対応しており、デジタルスイッチの「矢印」が指示している数字が設定値となります。小型のマイナスドライバーを用いて、「矢印」を廻して設定値を変更して下さい。

注）分周比の設定を変更した場合は、変更後に一旦電源を切って、再投入して下さい。

<< KPD-101
３）例ＥＫＤＷ５０ｍｍで積算単位が１ｍ３14 / 20 >>の場合の分周比「ＥＫＤＷ５０ｍｍ」は電子式８ｂｉｔ水道メーター（新 JIS 対応品）ですので、電子式８ｂｉｔ水道メーター（新 JIS 対応品）の設定値表をご覧になって下さい。

機

口種

径

パルスの重み積算単位（ｍｍ）（Ｌ／パルス）（ｍ３ ）

０．２０８２０１．０ＥＫＤＷ

５０

分周比

４８０３

この設定値表では、「ＥＫＤＷ５０ｍｍ」に対する分周比の設定値については、積算単位が「１．０ｍ３ 」の場合について書いてあります。
従って、求める分周比は設定値表より「４８０３」となりますので、内部のデジタルスイッチの設定を「４８０３」とします。

→

ＳＷ４ＳＷ３ＳＷ２ＳＷ１４８０３※スイッチの順番に注意して下さい。
４）例ＥＫＤＷ５０ｍｍで積算単位が０．１ｍ３ の場合の分周比

上記のように、「ＥＫＤＷ５０ｍｍ」に対する分周比の設定値については、設定値表では積算単位が「１ｍ３ 」の場合の設定値については書かれておりますが、この例のような積算単位が「０．１ｍ３ 」の場合の設定値については書かれておりません。このような場合には、分周比の設定値は計算して求めることになります。
分周比の算出は、以下の式に従います。
分周比＝希望する積算単位（ ｍ３）× 1000
パルスの重み（Ｌ／パ ルス）

この例の場合は、希望する積算単位は「０．１ｍ ３ 」、またパルスの重みは設定値表より「０．２０８２０Ｌ／パルス」となりますので、求める分周比は、分周比＝０．１ × １００００．２０８２０＝ ４８０となります。
このように、メーターが「ＥＫＤＷ５０ｍｍ」で積算単位が「０．１ｍ３ 」の場合の分周比は計算により「４８０」となりますので、内部のデジタルスイッチの設定を「０４８０」とします。

→

ＳＷ４ＳＷ３ＳＷ２ＳＷ１０４８０※スイッチの順番に注意して下さい。

<< KPD-101

15 / 20 >>分周比設定値表１）電子式８ｂｉｔ水道メーター(新 JIS 対応品)
径

パルスの重み積算単位（ｍｍ）（Ｌ／パルス）

（ｍ３ ）

１３（Ｓ）

０．０１６８８

０．１

５９２４２０，２５

０．０２９８４

０．１

３３５１

３０，４０

０．０６６００

０．１

１５１５１３（Ｌ）

０．０１６５２

０．１

６０５３２５（Ｌ）

０．０２９８４

０．１

３３５１

ＥＫＤＳ

４０，５０

０．０９７４６

０．１

１０２６ＥＫＤＷ

５０

０．２０８２０

１．０

４８０３

７５

０．３３３８０

１．０２９９６

１００

０．６３６００

１．０

１５７２

５０

０．２０８２０

１．０

４８０３

６５，７５

０．３３３８０

１．０２９９６

１００

０．６３６００

１．０

１５７２５００．２０８２０

１．０

４８０３

６５，７５

０．３３３８０

１．０

２９９６

１００

０．６３６００

１．０

１５７２機

種

ＥＫＤＡ

ＥＫＤＬ

ＥＦＤＷ

ＥＦＤＴ

口分周比

- 2011.04.25 注）：電子式８ｂｉｔ水道メーター用は機種・口径を確認して設定してください。

<< KPD-101２）電子式８ｂｉｔ水道メーター径

パルスの重み積算単位（ｍｍ）（Ｌ／パルス）

（ｍ３ ）

ＥＰＢ

１３，１３Ｌ

０．０１６８８

０．１

５９２４ＥＫＢ

２０，２５

０．０２５４０

０．１

３９３７

３０，４０Ⅱ

０．０６６６０

０．１

１５０２４００．０８３３６０．１

１２００

５０，５０ＡⅡ

０．１４９００

１．０６７１１５０Ⅰ０．３４６６０

１．０２８８５７５

０．７７３００

１．０

１２９４

７５ＡⅡ

０．３６６２０

１．０

２７３１

１００

１．３６５００

１０．０

７３２６

１００ＡⅡ

０．７１２２０

１．０

１４０４

４０

０．０９５２６

０．１

１０５０５００．２０１８０

１．０

４９５５

Ｓ５０

０．０９５２０

０．１

１０５０

６５，７５

０．５８０００

１．０

１７２４

１００，１２５

１．１９８００

１．０

０８３５

１５０

４．５６６００

１０．０

２１９０

２００ １１．３２０００

１０．０

０８８３

機

種

ＥＫＡ

ＥＷＳ

ＥＷＰ
ＥＷＸ

ＥＷ

口

分周比

４０

０．０９６３００．１

１０３８

Ｓ５０

０．０９６４００．１１０３７１５０

２．６１４００

１０．０

３８２６２００

７．３７０００１０．０

１３５７

２５０ １４．７４０００

１０．００６７８５００．１４１４０

１．０７０７２

７５０．５３０００

１．０

１８８７

１００

１．０７５００

１．０

０９３０

１５０

２．６８４００

１０．０

３７２６２００

６．１００００

１０．０

１６３９

２５０ １５．５６０００

１０．００６４３- 1999.07.15 -注）：電子式８ｂｉｔ水道メーター用は機種・口径を確認して設定してください。

16 / 20 >><< KPD-101３）ＳＷ型水道メーター

機種

口径

パルスの重み積算単位（ｍｍ）（Ｌ／パルス）（ｍ３ ）５０

０．３１２５００．１０３２０６５０．３１２５００．１

０３２０７５０．４１６６７

０．１０２４０１０００．４４６４３

０．１０２２４

１２５０．８３３３３

０．１０１２０１５００．８９２８６

０．１

０１１２２００２．０８３３３

１．００４８０２５０２．２３２１４

１．００４４８

３００

３．５７１４３

１．００２８０３５０４．４６４２９

１．００２２４４００

６．２５０００

１．０

０１６０４５０８．３３３３３

１．０

０１２０５００８．９２８５７

１．０

０１１２６００ １５．６２５００

１０．０

０６４０７００ ２０．８３３３３

１０．０

０４８０８００ ２２．３２１４３

１０．０

０４４８

９００ ３１．２５０００

１０．０

０３２０ＳＷ

分周比- 1992.08.25 ４）ＱＺ型カントガスメーター

機

種

ＱＺ

パルスの重み積算単位（Ｌ／パルス）（ｍ３ ）１００１０．０

１．００１００２５０

１０．０

１．００１００４００

１００．０

１．０００１０型

式

分周比- 1992.08.25 -17 / 20 >><< KPD-10118 / 20 >>パルス幅変更について
パルス分周器 KPD-101 のパルス幅は標準で約 200msec ですが、用途によりパルス幅を変更する
際は下記の手順で行って下さい。なお、パルス幅は約 50～250msec で可変可能です。
【用意するもの】
・精密マイナスドライバー・オシロスコープ（正確にパルス幅を設定したい場合）① 電源をＯＦＦの状態で、正面ケース蓋の４つのネジを外し、基板を取り出します。
② 基板中央部にボリューム（ＶＲ１）があります。

拡大

パルス幅：短パルス幅：長③ 精密ドライバーでボリュームを回し、パルス幅を変更します。パルス幅は現在値より反時計回りが短くなり、時計回りが長くなります。
④ なお、ボリュームはどちらの方向も目一杯回さないようにして下さい。
⑤ 電源をＯＮにし、パルス幅を確認して下さい。

<< KPD-101

19 / 20 >>ご注意
パルス分周器 KPD-101 で無単位パルスを単位パルスに分周する場合、分周誤差が生じます。
例えば、電子式水道メーター（新 JIS 対応品）EKDA13 の場合、無単位パルスは０．０１６８８［Ｌ／パルス］ですが、このパルスを分周して０．１［ｍ３］にする場合、分周比＝希望する積算単位（ ｍ３）×１０００
パルスの重み（Ｌ／パ ルス）

分周比＝

０．１ × １０００
０．０１６８８＝ ５９２４

分周比は５９２４となりますが、実際の積算量は、
５９２４×０．０１６８８［Ｌ］＝９９．９９７１２［L］＝０．０９９９９７１２［ｍ３］となり、０．１［ｍ３］あたり、０．００２８８［Ｌ］の誤差が生じます。
上記により、隔測表示器等を利用したシステムでは、メーター本体と隔測表示器の指針値に誤差が生じる場合がありますので、ご注意下さい。

<< KPD-101

外観図20 / 20 >>