HIGH PERFORMANCELC PURIFICATION
AIS製品カタログ
分取HPLC & フラッシュ精製

2ULTRA HIGH PERFORMANCE PURIFICATION

puriFlash® XS 520 Plus

低分子合成
不純物解析
天然物抽出
ペプチド＆オリゴヌクレオチド精製
タンパク質＆バイオ医薬

基本仕様

流速
耐圧
利用カラムサイズ（順相）
利用シリカ粒径

代謝物精製
微量濃縮

300 ml/min
20 bar4 g - 800 g
15 um〜

小型なのにパワフル凝縮されたテクノロジーで比類なきパフォーマンスを実現。
ルーチンフラッシュ精製用としてデザインされたポンプの技術は、精製を飛躍的に進化させます。

ユニットコントロール
15”タッチパネル
リモートコントロール
USB x 4

Inter Soft X
Genius AI ソフトウェア
直観的なデザイン
クリック＆ドラッググラジエント編集
インテリジェントアイソクラティックモード
カラム平衡化後の“自動” 液体/固体サンプルロード
4ポートバルブ
Load & GO オプション

フラクションコレクター
2 x 試験管ラック112本 試験管 18 x 150 mm廃液システム
ヒュームエンクロージャー

全製品共通
超精密グラジエント
0.1 % STEP
±0.5 %@1 %混合時
±0.2 ％＠5 ％混合時

Pack Ultra オプション

利用カラムサイズ：4 g ‒ 800 g

UV検出
UV:200 - 400 nm
6 波長可変検出

業界最小フットプリントΛ All 及び、スペクトル表示

前方設置のカラムホルダー

P/N: PFXS50 (220v)
P/N: PFXS51 (110v)

www.advion-interchim.com

ULTRA HIGH PERFORMANCE PURIFICATION
低分子合成

puriFlash® 5.050

不純物解析
天然物抽出
ペプチド＆オリゴヌクレオチド精製
タンパク質＆バイオ医薬

基本仕様

流速
耐圧
利用カラムサイズ（順相）
利用カラムサイズ（逆相）

代謝物精製

250 ml/min
50 bar4 g - 800 g
2 mm - 80 mmID

微量濃縮

クロスオーバーFlash/Prep LC

一台で、Flashの全てのサイズとSemi Prep & Prep HPLCを両立させたクロスオーバー分取精製装置です。
フルインテグレートされた内蔵ELSD（オプション）やRFIDなど、上位機種ならではの充実した機能が利用可能です。
Inter Soft X
Genius AI ソフトウェア
直観的なデザイン
クリック＆ドラッググラジエント編集
インテリジェントアイソクラティックモード

ユニットコントロール
15”タッチパネル
リモートコントロール
USB x 8 - RJ45

プレカラムホルダー

全製品共通
超精密グラジエント
0.1 % STEP
±0.5 %@1 %混合時
±0.2 ％＠5 ％混合時

フラクションコレクター
3 x 試験管ラック132本 試験管 18 x 150 mm
廃液システムヒュームエンクロージャー

カラム平衡化後の“自動” 液体/固体サンプルロード
6ポートバルブ
Load & GO

利用カラムサイズ：2 mm - 80 mmID
UV検出

前方設置のカラムホルダー

UV:200 - 400 nm
UV-Vis:200 - 800 nm (Optional)
6 波長可変検出Λ All 及び、スペクトル表示

P/N: PFG5C0 (220v)
P/N: PFG5C1 (110v)

www.advion-interchim.com

3

4

ULTRA HIGH PERFORMANCE PURIFICATION
Flash Purification
XS 520 Plus

PF5.050

流速

300 ml/min

250 ml/min

耐圧

20 bar

50 bar

四液同時混合Yes

Yes

エアーパージ

Yes

Yes

洗浄ディスク

No

Yes

ポンプ仕様

検出器
検出波長 200 - 400 nm + 波長スキャン (λ All & スペクトル表示)

Yes

Yes

検出波長 200 - 800 nm + 波長スキャン (λ All & スペクトル表示)

Yes (Optional̲UV Extended)

Yes (Optional̲UV Extended)No

Yes (Optional̲pack-iELSD)

ELSD

サンプルロード
4 ポートバルブ

Yes (Optional̲Ultra）

No

6 ポートバルブ

No

Yes

6 ポートバルブ + 10 ポートサンプルループバルブ

NoNo

固体サンプルロード

YesYes

14 ポート/6 ポジションバルブ

NoNo

6 ポートバルブ

NoNo

ポンプ二次側チュービング

1/8“ x 1.6 mm ID

1/8“ x 1.6 mm ID

フローセル光路長

0.3 mm/40 uL

0.3 mm/40 uL

一体型 インテグレート

Yes

Yes

プレカラムホルダーNo

Yes

カラム切り替えバルブ

流路内径

カラムホルダー

フラクションコレクター
ラック数

23

試験管数

112 Tubes 18 x 150 mm

132 Tubes 18 x 150 mm

Yes

Yes

コントロール
タッチパネルスクリーン 15”
USB

48

RJ45

Yes

Yes

Yes

Yes

リークディテクター(ポンプ、FC、ELSD、溶媒トレー）

No

Yes

溶媒トレイ
（廃液機構付き）

Yes

Yes

コレクター
（廃液機構付き）Yes

Yes

溶媒液面センサー

No

Yes

RFID

No

Yes

ヒュームエンクロージャー

Yes

Yes

W: 35.5 x D: 47 x H: 77 cmW: 40 x D: 51 x H:75 cm

ソフトウェアIntersoft X (AI Soft) TLC から自動グラジエント作成機能

安全性

寸法
外寸 W x D x H

www.advion-interchim.com

ULTRA HIGH PERFORMANCE PURIFICATION

puriFlash® 5.250

低分子合成
不純物解析
天然物抽出
ペプチド＆オリゴヌクレオチド精製
タンパク質＆バイオ医薬

基本仕様

流速
耐圧
利用カラムサイズ（順相）
利用カラムサイズ（逆相）

代謝物精製
微量濃縮

250 ml/min
250 bar
4 g - 800 g
2 mm - 80 mmID

リミットレスのスーパーオールラウンダー

Flash も Prep も、低分子、ペプチドや核酸まで、全てのアプリケーションをこなすオールマイティープレーヤー。
最大限の汎用性と柔軟性を備えています。
あらゆる状況下で最高のパフォーマンスを発揮します。
ルーチン精製から分離困難なミックス、不純物の分離、微量濃縮まで、多様なニーズに対応します。

Inter Soft X
Genius AI ソフトウェア
直観的なデザイン
クリック＆ドラッググラジエント編集
インテリジェントアイソクラティックモード

ユニットコントロール
15”タッチパネル
リモートコントロール
USB x 8 - RJ45

プレカラムホルダー
全製品共通
超精密グラジエント
0.1 % STEP
±0.5 %@1 %混合時
±0.2 ％＠5 ％混合時

フラクションコレクター
3 x 試験管ラック132本 試験管 18 x 150 mm
廃液システムヒュームエンクロージャー

カラム平衡化後の“自動” 液体/固体サンプルロード
6ポートバルブ
Load & GO

UV検出
UV:200 - 400 nm
UV-Vis:200 - 800 nm (Optional)
6 波長可変検出

利用カラムサイズ：2 mm - 80 mmID

Λ All 及び、スペクトル表示
前方設置のカラムホルダー

P/N: PFG5E0 (220v)
P/N: PFG5E1 (110v)

www.advion-interchim.com

56ULTRA HIGH PERFORMANCE PURIFICATION

puriFlash® 5.400

低分子合成
不純物解析天然物抽出
ペプチド＆オリゴヌクレオチド精製
タンパク質＆バイオ医薬

基本仕様

流速
耐圧
利用カラムサイズ（逆相）
利用シリカ粒径（逆相）

代謝物精製
微量濃縮

125 ml/min
400 bar
2 mm - 60 mmID
Sub 2um Core Shell

UHPLC-PREP -2um 以下の粒径で分取HPLCを実現-

希少価値・高付加価値化合物のメソッド開発と精製を1台で行う事が可能です。
柔軟性が高く、時間を短縮することができます。
400 barの耐圧ポンプは、サブ2ミクロンのカラムにも対応し、最高の分離能力を発揮します。

Inter Soft X
Genius AI ソフトウェア
直観的なデザイン
クリック＆ドラッググラジエント編集
インテリジェントアイソクラティックモード

溶媒トレイ&廃液システム

ユニットコントロール
15”タッチパネル
リモートコントロール
USB x 8 - RJ45

プレカラムホルダー
全製品共通
超精密グラジエント
0.1 % STEP
±0.5 %@1 %混合時
±0.2 ％＠5 ％混合時

カラム平衡化後の“自動” 液体/固体サンプルロード6ポートバルブ
Load & GO

フラクションコレクター
3 x 試験管ラック132本 試験管 18 x 150 mm
廃液システムヒュームエンクロージャー

UV検出
UV:200 - 400 nm
UV-Vis:200 - 800 nm (Optional)
6 波長可変検出Λ All 及び、スペクトル表示
前方設置のカラムホルダー

P/N: PFG5F0 (220v)
P/N: PFG5F1 (110v)

www.advion-interchim.com

ULTRA HIGH PERFORMANCE PURIFICATION
Preparative LC

UPHLC Prep

PF5.250

PF5.400

流速

250 ml/min

125 ml/min

耐圧250 bar

400 bar

四液同時混合Yes

Yes

エアーパージYes

No洗浄ディスク

Yes

Yes

ポンプ仕様

検出器
検出波長 200 - 400 nm + 波長スキャン (λ All & スペクトル表示)

Yes

Yes

検出波長 200 - 800 nm + 波長スキャン (λ All & スペクトル表示)

Yes (Optional̲UV Extended)

Yes（Optional̲UV Extended)

ELSD

Yes (Optional̲pack-iELSD)

Yes (Optional̲pack-iELSD)

4 ポートバルブ

NoNo

6 ポートバルブ

NoNo

6 ポートバルブ + 10 ポートサンプルループバルブ

Yes

Yes (1/16" & 0.75 mm)

固体サンプルロード

Yes

No

サンプルロード

カラム切り替えバルブ
14 ポート/6 ポジションバルブNoNo

Yes (Optional Pack̲Multi)

No

ポンプ二次側チュービング

1/8“ x 1.6 mm ID

1/16“ x 0.50 mm ID

フローセル光路長

0.3 mm/40 uL

1.0 mm/20 uL

一体型 インテグレート

Yes

Yes

プレカラムホルダー

YesNo

6 ポートバルブ

流路内径

カラムホルダー

フラクションコレクター
ラック数

33

試験管数

132 Tubes 18 x 150 mm

132 Tubes 18 x 150 mm

Yes

Yes

コントロール
タッチパネルスクリーン 15”
USB88

RJ45

Yes

Yes

Yes

Yes

リークディテクター(ポンプ、FC、ELSD、溶媒トレー）

Yes

Yes

溶媒トレイ（廃液機構付き）

Yes

Yes

コレクター（廃液機構付き）

Yes

Yes

溶媒液面センサー

Yes

Yes

RFID

Yes

Yes

ヒュームエンクロージャー

Yes

Yes

W: 40 x D: 51 x H: 75 cm

W: 40 x D: 51 x H:75 cm

ソフトウェアIntersoft X (AI Soft) 分析カラム から自動グラジエント作成機能

安全性寸法
外寸 W x D x H

www.advion-interchim.com

7

8

PREPARATIVE INTEGRATED ESLD
ユニバーサルな検出器で分取トリガーを確実に● UV吸収のない化合物でも検出できます● MS検出の補完ディテクターとして威力を発揮します●フルコントロールされたスプリット比とインレットフロー● 特別にデザインされたネブライザーはサンプルの詰まりが起こりません● 5段階のダイナミックレンジはサチュレーションしません● メンテナンスフリー (IPA効果による）低温最適化技術(Optimized Low Temperature Technology)

最適なサイズの液滴を選別するネブライザーと、効率的な光電子増倍管の組み合わせにより高感度検出します。この特許取得の技術であるネブライザーは、低温でも液滴のエバポレーションが速く、半揮発性の化合物でも感度良く検出します。この技術では、熱に弱い化合物を劣化させる可能性のある加熱装置付きのネブライザ（スプレーチャンバー）や蒸発管（ペルチェ冷却）などの機構を必要としません

ダイナミックゲイン(SAGA technology)

本技術は、ゲインを自動調整する事により、低濃度と高濃度の化合物が混在している状態でも最適な検出強度に自動調整しますので、サチュレーションを起こすことがありません。

サチュレーション- Detection: high sensitivity photodiode- Source: LED (470 nm)- Ambient temperature to 100 °C- Dynamic Split: 40 µL / min sample
in DEDL- Gas: 1-1.5L/min - 1bar

www.advion-interchim.com

PROCESS PURIFICATION
低分子合成

puriFlash® XS 535-XL

不純物解析
天然物抽出
ペプチド＆オリゴヌクレオチド精製
タンパク質＆バイオ医薬

基本仕様

流速
耐圧
利用カラムサイズ（順相）
利用シリカ粒径(順相)

代謝物精製

400 ml/min
35 bar4 g - 1600 g
15 um〜

微量濃縮

プロセス/キロラボ用Flash精製

信頼性と堅牢性を備え、大量サンプルにも対応します。数百グラムのサンプル精製を可能にします。
400 ml/min で35 barの耐圧を持つ本製品はキロラボでのベストツールです。

ユニットコントロール
15”タッチパネル
リモートコントロール
USB x 4

Inter Soft X
Genius AI ソフトウェア
直観的なデザイン
クリック＆ドラッググラジエント編集
インテリジェントアイソクラティックモード

液体/固体サンプルロード

フラクションコレクター
2 x 試験管ラック112本 試験管 18 x 150 mm廃液システム
ヒュームエンクロージャー

全製品共通
超精密グラジエント
0.1 % STEP
±0.5 %@1 %混合時
±0.2 ％＠5 ％混合時

UV検出
UV:200 - 400 nm
6 波長可変検出

利用カラムサイズ：4 g ‒ 1600 g

Λ All 及び、スペクトル表示
業界最小フットプリント
前方設置のカラムホルダー

www.advion-interchim.com

P/N: PFXL00 (220v)
P/N: PFXL01 (110v)

910

PROCESS PURIFICATION
低分子合成

puriFlash® 5.015-XL

不純物解析
天然物抽出
ペプチド＆オリゴヌクレオチド精製
タンパク質＆バイオ医薬

流速耐圧
利用カラムサイズ(順相)利用シリカ粒径(順相)

基本仕様

代謝物精製
微量濃縮

825 ml/min
15 bar4 g - 3500 g
25 um〜

プロセス/キロラボ用 Flash精製装置

825 ml/min の大容量ポンプにより、キロラボで求められる大量精製を可能にするパワフルな精製装置です。
3.5 ㎏のカートリッジを使って、㎏スケールの精製を行う事ができます。
ファンネルラックを組み合わせる事で、大量のフラクションでも対応いたします。

Inter Soft X
Genius AI ソフトウェア
直観的なデザイン
クリック＆ドラッググラジエント編集
インテリジェントアイソクラティックモード

溶媒トレイ&廃液システム
プレカラムホルダー

ユニットコントロール
15” タッチパネル
リモートコントロール
USB x 8 ‒ RJ45

全製品共通
超精密グラジエント
0.1 % STEP
±0.5 %@1 %混合時
±0.2 ％＠5 ％混合時

フラクションコレクター
3 x 試験管ラック
42本 試験管 29.5 x 200 mm
廃液システムヒュームエンクロージャー

UV検出
UV:200 - 400 nm
6 波長可変検出Λ All 及び、スペクトル表示

Pack Process
別途外付けのカラムホルダー(Optional)

www.advion-interchim.com

P/N: PFG5L0 (220v)
P/N: PFG5L1 (110v)

ULTRA HIGH PERFORMANCE PURIFICATION
Flash Purification Process

Flash Purification Process

XS 535-XL

PF5.015-XL

流速400 ml/min

825 ml/min

耐圧35 bar

15 bar

四液同時混合Yes

Yes

エアーパージYes

No洗浄ディスク

No

Yes

ポンプ仕様

検出器
検出波長 200 - 400 nm + 波長スキャン (λ All & スペクトル表示)

Yes

Yes

検出波長 200 - 800 nm + 波長スキャン (λ All & スペクトル表示)

Yes (Optional̲UV Extended)

Yes（Optional̲UV Extended)

NoNo

4 ポートバルブ

NoNo

6 ポートバルブ

No

No

ELSD

サンプルロード

6 ポートバルブ + 10 ポートサンプルループバルブ

NoNo

固体サンプルロード

Yes

Yes

14 ポート/6 ポジションバルブ

NoNo

6 ポートバルブ

NoNo

ポンプ二次側チュービング

1/8“ x 1.6 mm ID1/8” x 2.4 mm IDフローセル光路長

0.3 mm/40 uL

0.3 mm/80 uL

一体型 インテグレート

Pack Process

Pack Process

プレカラムホルダー

No

Pack Process

カラム切り替えバルブ

流路内径

カラムホルダー

フラクションコレクター
ラック数

23

試験管数

112 Tubes 18 x 150 mm

42 Tubes 29.5 x 200 mm

Yes

Yes

コントロール
タッチパネルスクリーン 15”
USB

48

RJ45

Yes

Yes

Yes

Yes

リークディテクター(ポンプ、FC、ELSD、溶媒トレー）

No

Yes

溶媒トレイ
（廃液機構付き）

Yes

Yes

コレクター（廃液機構付き）

Yes

Yes

溶媒液面センサー

No

Yes

RFID

No

Yes

ヒュームエンクロージャー

Yes

Yes

W: 35.5 x D: 47 x H: 77 cm

W: 40 x D: 51 x H:75 cm

ソフトウェアIntersoft X (AI Soft) TLC から自動グラジエント作成機能

安全性寸法外寸 W x D x H

www.advion-interchim.com

11

〒136-0071

東京都江東区亀戸6-1-8 亀戸トーセイビル2 8F

TEL 03-5875-4145
info.japan@advion-interchim.com【 Global Site 】

www.advion-interchim.com
www.advion-interchim.net【 日本語 】