TransPort® PT878GC

Panametrics tragbarer Ultraschall-Durchflussmesser für Gase
Applikationen

Eigenschaften

Das Clamp-On Durchflussmessgerät für Gase derSerie TransPort PT878GC ist ein komplettes UltraschallDurchflussmesssystem für die meisten Gase, einschließlich:• Clamp-On Installation• Erdgas• Druckluft• Gasförmige Brennstoffe• Erosive Gase
• Korrosive Gase
• Giftige Gase
• Hochreine Gase
• Luftzerlegergase• Keine medienberührten Teile• Keine beweglichen oder bewegten Teile• Kein Druckabfall• Schallgeschwindigkeitsausgang• Normvolumendurchflussmessung• Klein, leicht und bedienerfreundlich• Großes LDC-Display mit Hintergrundbeleuchtung• Aufladbarer Akkusatz• Protokollierung von mehr als 100.000
Strömungsdatenpunkten• Gehäuse für Tauchbetrieb geeignet• 32 Programmdatensätze• Optionaler Dickenmesskopf

Tragbare Durchflussmessung, wie es besser
nicht möglich ist
Der Durchflussmesser TransPort PT878GC ist ein vielseitiges,
unabhängiges, tragbares Laufzeitmess-system mit
Optionen und Zubehör, das alle Ihre Messanforderungen fürverschiedenste Gasströme erfüllt. Dieser Durchflussmesser
kann dank seiner kompakten Abmessungen, seinem
leichten Gewicht, seines aufladbaren Akku und seines
Universalnetzteil-Ladegeräts überall eingesetzt werden.
Bislang konnte die Clamp-On Durchflussmessung nur mit
Flüssigkeiten durchgeführt werden, da die vorhandenen
Verfahren nicht mit Metallrohren, die Gase enthalten,
funktionierten. GE hat eine neue Technologie entwickelt,
die alle Vorzüge der Clamp-On Durchfluss-messung auf
die Messung von Gasen ausweitet. Diese bemerkenswerte
Ultraschall-Technologie funktioniert mit Gasen undeinementsprechenden Druck in Rohren aus Metall und denmeisten anderen Werkstoffen.
Der Durchflussmesser TransPort PT878GC kann verwendet
werden, um den Durchfluss beliebiger Gase zu messen. Er ist
besonders zum Messen von erosiven, korrosiven, toxischen,hochreinen, Gasen oder für Anwendungen geeignet, bei
denen eine medienberührte Messung unerwünscht ist. Da
kein Eingriff in die Rohrleitung erforderlich ist, werden die
Kosten für eine dauerhafte Installation erheblich gesenkt.
Der Durchflussmesser verfügt über keine medienberührte
oder bewegliche Teile, verursacht keinen Druckverlust undzeichnet sich durch einen großen Messbereich aus.
Das Durchflussmessgerät PT878GC wurde eingehend an
Metallrohren mit Rohrweiten von 20 mm (0.75 in) bis 600 mm(24 in). getestet. Dieses Durchflussmessgerät ist geeignet fürdie Messung von Luft-, Wasserstoff- und Erdgas sowie vieler
anderer Gase.

Kein Druckabfall, wartungsarm
Da die Messköpfe von außen an das Rohr angebracht
werden, beeinflussen sie nicht die Strömung im
Rohr. Hierdurch wird ein Druckverlust vermieden, dernormalerweise durch andere Durchflussmesser verursacht
wird. Der TransPort PT878GC hat keine Komponenten, dieverschmutzen oder an denen sich Fremdkörper ansammeln
sowie keine beweglichen Teile, die verschleißen können.
Daher erfordert diese Art der Durchflussmessung nur wenigoder keine routinemäßige Wartungsarbeiten.

Erweiterte Ultraschall-Clamp-OnMesskopftechnologie
Eine der größten Herausforderungen bei der Entwicklung vonClamp-On Ultraschall-Messköpfen für Gasanwendungenist die Übertragung eines kodierten Ultraschallsignals
durch die Rohrwand, durch das Gas und dann zurück durch
die Rohrwand zu dem zweiten Messkopf, der das Signal
empfängt. Bei Gasan-wenmdungen werden nur 4,9 x10–7
Prozent der übertragenen Schallenergie von herkömmlichen
Ultraschallmessköpfen empfangen. Das reicht natürlich nichtaus, um zuverlässige Messungen zu erzielen.
Die neue Reihe der Clamp-On Gas-Messköpfe erzeugt
Signale, die fünf bis zehn Mal stärker sind als dieherkömmlicher Ultraschall-Messköpfe. Die neuen Messköpfe
erzeugen sauber kodierte Signale mit äußerst geringem
Grundrauschen. Daraus ergibt sich die hervorragende
Leistung des TransPort PT878GC Durchflussmessersystems
selbst in Gasen mit niedriger Dichte.

Die technologisch verbesserten Clamp-On Ultraschall-Messköpfe für Gasevon GE

Tragbarer Durchflussmesser TransPort PT878GC und Zubehör

Sensing
Schnell und Schnell
einfach zu
verwendenundeinfach zu verwenden

Messkopf

Eine Durchflussmessung mit dem ―TransPort PT878GC kannbereits innerhalb von Minuten vorgenommen werden - soEine Durchflussmessung mit dem ―TransPort PT878GC
einfach ist die Bedienung. Die Rohrparameter eingeben, diekann bereits innerhalb von Minuten vorgenommen
Messaufnehmer an das Rohr anbringen und den Abstandwerden - so einfach ist die Bedienung. Die Rohrparameter
einstellen. Es sindkeine zusätzlichen
Geräteanerforderlich,undeingeben,die Messaufnehmer
das Rohr anbringen
unddie Rohrleitung den
muss
nicht
angebohrt
werden.
Einerfahrener
Abstand einstellen. Es sind keine zusätzlichen Geräte
Benutzer kann aneinem Tag
unterschiedliche
erforderlich,undzahlreiche
die Rohrleitungmuss nicht angebohrt
Messungen durchführen.
Das
Durchflussmessgerät
werden. Ein erfahrener Benutzer kann an einem Tag
TransPort PT878GC
eignetsich ideal für alle
Arten vonzahlreiche
unterschiedliche
Messungendurchführen. Das
Durchflussmessaufgaben.
Durchflussmessgerät TransPort PT878GC eignet sich ideal

für alle Arten von Durchflussmessaufgaben.

Gasströmung

Messkopf

UltraschallSignalpfad

Wirtschaftlich in der Anschaffung und im Betrieb

Laufzeit-Differenz-Verfahren

Um von echtem Wert zu sein, muss ein tragbarer
Durchflussmesser wirtschaftlich in der Anschaffung
und im Betrieb sein, sowie die erforderlichen Funktionen
erfüllen. Der Durchflussmesser TransPort PT878GC ist für
Um vonechtem Wert
zu sein, muss
tragbarer
jahrelangen Betrieb
ausgelegt.
Die Bauweise
deseinMessgeräts
Durchflussmesser
wirtschaftlichinderAnschaffung
stützt sich vollständig auf Halbleitertechnologie, die nicht
und im Betrieb sein, sowie die erforderlichen
verschleisst und nur äußerst selten Wartungsaufwand
Funktionen erfüllen. Der Durchflussmesser TransPort
erfordert; das bedeutet wenig Stillstandszeiten und geringe
PT878GC ist für jahrelangen Betrieb ausgelegt. Die
Wartungskosten.

Das Durchflussmessgerät PT878GC verwendet
das Laufzeit-Differenz-Verfahren

Durchflussmessungen verwendet wird. Die Option desWanddickenmesskopf ermöglicht exake Messungen der
Wandstärke von der Außenseite der Rohrleitung.

Alphanummerisches und grafisches LCDDisplay bietet ein vollständiges Bild

Wirtschaftlich in der Anschaffung
und im Betrieb

Bauweise des Messgeräts stützt sich vollständig
auf Halbleitertechnologie, die nicht verschleisst und
Optionaler Wandstärkemesskopf
nur äußerst selten Wartungsaufwand erfordert;das bedeutet
wenig Stillstandszeiten
undgeringe
Die Rohrwandstärke
ist ein kritischer
Parameter, dervom
Wartungskosten.
TransPort PT878GC
Durchflussmesser für Clamp-On

Optionaler Wandstärkemesskopf

Bei dem Laufzeit-Differenz-Verfahren wird ein
Messkopfpaar eingesetzt; dabei sendet und empfängt
jeder Messaufnehmer codierte Ultraschallsignale
durch das Medium. Bei strömenden Medium ist die
Signallaufzeit stromabwärts kürzer als stromaufwärts.
Der Laufzeitunterschied zwischen den beiden Signalen ist
proportional zur Strömungsgeschwindigkeit Das Modell
TransPort PT878GC misst diesen Zeitunterschied unter
Verwendung der programmierten Rohrleitungsparameter zur
Bestimmung der Durchflussmenge und der Richtung.

Ein großes LCD-Multifunktionsdisplay stellt Daten in

Die Rohrwandstärke ist ein kritischer Parameter, der vomalphanumerischem und grafischem Format dar. Es
TransPort PT878GC Durchflussmesser für Clamp-On erleichtert die Programmierung durch ein SoftwareDurchflussmessungen verwendet wird. Die Option desMenü, das den Bediener durch die Dateneingabe und
Wanddickenmesskopf ermöglicht exake MessungenFunktionsauswahl führt.
der Wandstärke von der Außenseite der Rohrleitung.

Standardmäßige alphanumerische Funktionen umfassen
die Durchflussgeschwindigkeit, Volumen- oder Massenstromsowie den summierten Durchfluss in US- oder metrischen
Einheiten.
Im Grafikmodus zeigt das LCD-Display Echtzeitdaten
und aufgezeichnete Daten. Daraus resultiert eine
Diagrammaufzeichnung direkt auf dem Display, die zur
Prüfung von Daten und Beobachtung von Trends am Messortäußerst hilfreich ist.

Optionaler Wanstärkemesskopf
Optionaler Wanstärkemesskopf

1

14 13

2

11

12
3

7
8

4
9

5

10

6

PT878GC Zubehör
1 TransPort PT878GC

PT878GC Zubehör

2 TransPort PT878GC AC Ladegerät

1. TransPort PT878GC

3 Clamp-On
Messköpfe für Gase
2. TransPort PT878GC
AC Ladegerät
3. Clamp-On Messköpfe für Gase

4 LEMO BNC Messkopfverbindungskabel

4. LEMO BNC Messkopfverbindungskabel

5 Eingang-/Ausgangskabel

5. Eingang-/Ausgangskabel

6. RS232 zum Infrarotschnittstelle
6 RS232 zum Infrarotschnittstelle
7. Dickenmesskopf
8. Drucker

7 Dickenmesskopf

8 Drucker
9. Drucker AC Ladegerät
10. CFG-V1/V4/V8/V12
Messkopfhalterung
9 Drucker
AC Ladegerät
11. CFG-PI Messkopfhalterung mit Kette und Ausrichtblöcken

10 CFG-V1/V4/V8/V12 Messkopfhalterung

12. Vorverstärker

11 CFG-PI Messkopfhalterung mit Kette
13. Ausrichtband
14. Koppelmittel

und Ausrichtblöcken

Robustes Elektronikgehäuse, kann in
Wasser eingetaucht werden
Dieser Duchflussmesser ist vor den täglichen

Robustes
Elektronikgehäuse,kann
in Wasser
Einflüssen
und Belastungen industrieller
Anwendungengeschützt. Das
Modell TransPort PT878GC ist mit
eingetaucht
werdeneiner Gummimanschette ausgestattet, die Schutz

Dieser Duchflussmesser ist vor den täglichen Einflüssen
vor Vibrationen und Stößen bietet. Das vollständig
und Belastungen industrieller Anwendungen geschützt. Das
abgedichtete Gehäuse und die Anschlüsse erfüllen die
Modell TransPort PT878GC ist mit einer Gummimanschette
Anforderungen der Schutzklasse IP67; der Durchflussausgestattet,
diedemnach
Schutz vor
undmesser kannaufVibrationen
begrenzte Zeit
bisStößen
zu 1 m bietet.
Das vollständig
abgedichtete
GehäuseunddieAnschlüsse(3 ft) tief in Wasser eingetaucht werden. Auch wenn
erfüllendieAnforderungenderSchutzklasse
IP67;
das Messgerät ungwünscht ins Wasser fällt, wirdderes
Durchfluss-messer
demnach auf begrenzte Zeit bis zu
weiterhin sicherkann
funktionieren.
1 m (3 ft) tief in Wasser eingetaucht werden. Auch wenn das
Messgerät ungwünscht ins Wasser fällt, wird es weiterhinsicher funktionieren.

Grosse Vielfalt an
Messkopfhalterungen lieferbar

Grosse Vielfalt an Messkopfhalterungen lieferbar
Die Ausrichtung des Messkopfes ist äußerst wichtig,

Die Ausrichtung des Messkopfes ist äußerst wichtig, um eineum eine genaue Messung in Clamp-On Ausführung
genaue Messung in Clamp-On Ausführung zu realisieren.
zu realisieren. GE bietet eine breite Palette an
GE bietet eine breite Palette an Messkopfhalterungen, um
Messkopfhalterungen, um die ordnungsgemäße
die ordnungsgemäße
Ausrichtung
derminimalem
Messköpfe mit nur
Ausrichtung der Messköpfe
mit nurminimalem
Aufwandsicherzustellen.
Aufwandsicherzustellen.

12 Vorverstärker

Messkopf
Messkopf,
halterung stromabwärts

13 Ausrichtband

Vorverstärker

14 Koppelmittel

PT878GC

Vorverstärker

Messkopf,
stromaufwärts

Typischer Messgeräteaufbau einer mobilen Gas-Clamp-On
DurchflussmessungTypischer Messgeräteaufbau einer mobilen

Gas-Clamp-On DurchflussmessungPT878GC Tabelle der Installationsanforderungen

Die folgende Tabelle zeigt die Mindestdruck- sowie Anforderungen an Rohrnenweiten und Wandstärken für Gas-Clamp-on
Anwendungen. Außerdem wird die maximal messbare Strömungsgeschwindigkeit für den entsprechenden Anwendungsfall
angegeben. Weitere Einzelheiten können Sie den Installations- und Betriebshandbüchern des TransPort PT878GC entnehmen.
NominaleRohrnennweite
in (mm)Rohrwandstärkein (mm)Mindestdruck
psig (bar)Maximale Strömungsgeschwindigkeit
ft/s (m/s)

LuftErdgas

Dampf

Luft

ErdgasDampf

3/4 (20)≤0.07 (1.8)

60 (5.1)--

90 (27.4)--

1 (25)≤0.14 (3.6)

60 (5.1)--

90 (27.4)--

1-1/2 (40)≤0.15 (3.8)

60 (5.1)--

90 (27.4)--

2 (50)≤0.16 (4.1)

60 (5.1)

200 (14.8)-

90 (27.4)

110 (33.5)-

3 (75)≤0.22 (5.6)

60 (5.1)

200 (14.8)-

120 (36.6)

120 (36.6)-

4 (100)4 (100)4 (100)≤0.24 (6.1)≤0.34 (8.6)≤0.68 (17.3)

60 (5.1)
180 (13.4)
300 (21.7)

150 (11.4)
400 (28.6)
800 (56.2)

110 (8.6)
200 (14.8)-

120 (36.6)
120 (36.6)
72 (21.9)

120 (36.6)
120 (36.6)
72 (21.9)

120 (36.6)
120 (36.6)-

6 (150)6 (150)6 (150)≤0.28 (7.2)≤0.44 (11.2)≤0.87 (22.1)

60 (5.1)
180 (13.4)
300 (21.7)

150 (11.4)
400 (28.6)
800 (56.2)

110 (8.6)
200 (14.8)-

90 (27.4)
90 (27.4)
55 (16.8)

120 (36.6)
120 (36.6)
72 (21.9)

120 (36.6)
120 (36.6)-

8 (200)8 (200)8 (200)≤0.33 (8.4)≤0.5 (12.7)≤0.88 (22.4)

60 (5.1)
180 (13.4)
300 (21.7)

175 (13.1)
400 (28.6)
800 (56.2)

120 (9.3)
200 (14.8)-

80 (24.4)
80 (24.4)
80 (24.4)

100 (30.5)
100 (30.5)
100 (30.5)

100 (30.5)
100 (30.5)-

10 (250)
10 (250)
10 (250)≤0.37 (9.4)≤0.5 (12.7)≤1.0 (25.4)

60 (5.1)
180 (13.4)
300 (21.7)

200 (14.8)500 (35.5)
800 (56.2)

130 (10.0)
200 (14.8)-

70 (21.3)
70 (21.3)
70 (21.3)

85 (25.9)
85 (25.9)
85 (25.9)

85 (25.9)
85 (25.9)-

12 (300)
12 (300)
12 (300)≤0.38 (9.7)≤0.5 (12.7)≤1.0 (25.4)

60 (5.1)
180 (13.4)
300 (21.7)

250 (18.3)
500 (35.5)
800 (56.2)

140 (10.7)
200 (14.8)-

55 (16.8)
55 (16.8)
55 (16.8)

70 (21.3)
70 (21.3)
70 (21.3)

70 (21.3)
70 (21.3)-

14 (350)
14 (350)≤0.38 (9.7)≤0.5 (12.7)

90 (7.2)
270 (19.6)

300 (21.7)
800 (56.2)-

50 (15.2)
50 (15.2)

60 (18.3)
60 (18.3)-

16 (400)
16 (400)≤0.38 (9.7)≤0.5 (12.7)

90 (7.2)
270 (19.6)

300 (21.7)
800 (56.2)-

40 (12.2)
40 (12.2)

54 (16.5)
54 (16.5)-

18 (450)
18 (450)≤0.38 (9.7)≤0.5 (12.7)

90 (7.2)
270 (19.6)

300 (21.7)
800 (56.2)-

35 (10.7)
35 (10.7)50 (15.2)
50 (15.2)-

20 (500)
20 (500)≤0.38 (9.7)≤0.5 (12.7)

90 (7.2)
270 (19.6)

300 (21.7)
800 (56.2)-

35 (10.7)
35 (10.7)

43 (13.1)
43 (13.1)-

24 (600)
24 (600)≤0.38 (9.7)≤0.5 (12.7)

90 (7.2)
270 (19.6)

300 (21.7)
800 (56.2)-

30 (9.1)
30 (9.1)

36 (11.0)
36 (11.0)-

Verwendung dieser Tabelle:
1. Die Rohrnennweite Ihrer Anwendung suchen.
2. Die Rohrwandstärke Ihrer Anwendung suchen.
2A. Bestimmen Sie, ob Ihre Anwendung die Mindestdruckanforderungen für die gegebene Rohrnennweite und Rohrwandstärke erfüllt.
2B. Die maximal mögliche Strömungsgeschwindigkeit bestimmen.
3. Bei Erdgas mit Schwefel- oder hohem Kohlenstoffdioxidgehalt das Werk kontaktieren.
4. Bei Anwendungen, die nicht oben aufgeführt sind, das Werk kontaktieren.

PT878GC – Spezifikationen
Betrieb und Leistung

Elektronik

MedienDurchflussmessung

Akustisch leitende Gase mit minimalen Druckanforderungen.
Siehe Tabelle „Installationsanforderungen“.

Patentierter Correlation Transit-Time™ Modus

Rohrnennweiten• 20 mm bis 300 mm (0.75 in bis 12 in) mit TransPort
PT878GC-01 Elektronik• 100 mm bis 610 mm (4 in bis 24 in), größer mit TransPort
PT878GC-02 Elektronik
Rohrwandstärke
Dickwandigere Rohre erfordern eine größere Gasdichte. Siehe
Tabelle „Installationsanforderungen“.
Rohrwerkstoffe
Alle Metalle und Kunststoffe. Keine ausgekleideten Rohre.
Messgenauigkeit (Geschwindigkeit)• Für Rohre bis 150 mm (6 in): ±2 % bis 5 % des Messwerts• Für Rohre über 150 mm (6 in): ±1 % bis 2 % des Messwerts
typischGehäusefür Tauchbetrieb nach IP67 geeignet
Abmessungen
Gewicht 1,36 kg (3 lb), Maße (h x b x t) 238 mm x 138 mm x 38
mm (9,4 in x 5,5 in x 1,5 in)
Display
240 x 200 Pixel, LCD-Grafikdisplay mit
Hintergrundbeleuchtung
Tastenfeld
mit 25 elastischen Membrantasten, gummiert
Interne Batterie
Aufladbarer Akku: 8 Stunden Dauerbetrieb
Eingang des Batterieladegeräts
100 bis 250 VAC, 50/60 Hz, 0,38 A

Die Genauigkeit hängt von der Rohrgröße und anderen
Faktoren ab.

Speicher

Wiederholbarkeit

Betriebstemperatur±0,2 % bis 0,5 % des Messwerts-20 °C bis 55 °C (-4 °F bis 131 °F)

Bereich (bidirektional)

Lagertemperatur

Siehe Tabelle „Installationsanforderungen“.

-40 °C bis 70 °C (–40 °F bis 158 °F)

Dynamischer Bereich (Insgesamt)

Zur Gewährleistung maximaler Akkulebensdauer sollte
das Produkt nicht länger als einen Monat bei eine
Lagertemperatur von 35 °C (95 °F) gelagert werden.

150:1
Technische Daten setzen ein vollständig entwickeltes
Strömungsprofil voraus (gewöhnlich 20 Durchmesser
stromaufwärts und 10 Durchmesser stromabwärts, bei
geradem Rohrverlauf) sowie eine Strömungsgeschwindigkeit
von mehr als 1,5 m/s (5 ft/s). Rohre bis 50 mm (2 in) erfordern
mindestens 3 m (10 ft) eines geraden Rohrverlaufs ohne
Flansche oder Schweißnähte.
Messparameter
Norm und Betriebs- volumenstrom,
Strömungsgeschwindigkeit und Massenstrom

FLASH-Speicher, Upgrade vor Ort möglichStandardeingänge/-ausgänge• Ein 0/4 bis 20 mA Stromausgang• Frei programmierbarer Impulsausgang (Halbleiter, max. 5V) oder eine Frequenzausgang (5 V Rechteckimpuls, 100 bis
10.000 Hz)• Zwei 4 bis 20 mA Analogeingänge mit schaltbarer
Stromversorgung für schleifenversorgte Temperatur- oder
Druckmessumformer
Digitale Schnittstelle
RS232 IR-Schnittstelle für Drucker oder PC-Schnittstelle
Mestellenprogrammierung vor Ort• Menügesteuerte Benutzeroberfläche über Tastenfeld und
belegbare Funktionstasten• Online-Hilfefunktionen einschließlich Rohrleitungstabellen• Speicher zum Speichern von MesstellenparameternPT878GC – Spezifikationen
Datenprotokollierung

Messkopfkabel• Speicher fasst mehr als 100.000 Daten- punkte• Standard: Ein Paar LEMO® auf BNC KoaxialMesskopfkabel
mit 8 m (25 ft) Länge• über Tastenfeld programmierbare: für Maßeinheiten sowie
Aktualisierungszeiten, Start- und Stopp-Zeitpunkte
Display-Funktionen• Grafik-Display zeigt Strömung in numerischem oder
grafischem Format• Zeigt protokollierte Daten• Umfangreiche Diagnoseparameter
Europäische Compliance
Batteriegespeistes System erfüllt die EMV Richtlinie 89/336/
EEC

Clamp-on Ultraschalldurchflussmessköpfe
Temperaturbereich• Standard: -40 °C bis 130 °C (-40 °F bis 266 °F)• Wahlweise (Gesamtbereich): -40 °C bis 230 °C (-40 °F to
446 °F)
Messkopfwerkstoffe

Wandstärkemesskopf-Optional
Messkopf
Doppelelementmesskopf von GE
Wandstärkenbereich
1,3 mm bis 76,2 mm (0,05 in bis 3 in)Rohrwerkstoffe
Die meisten Metall- und Kunststoffrohrwerkstoffe
Genauigkeit±1 % typisch oder ±0,05 mm (±0,002 in)Temperatureinwirkung
Dauerbetrieb bis 37 °C (100 °F); zeitweiliger Betrieb bis 260 °C(500 °F) für 10 Sekunden gefolgt von zwei Minuten Luftkühlung

Weitere Optionen

Edelstahl und Kunststoff

Drucker

BefestigungenTragbare Messkopfhalterung für Gasmessköpfe in
Polycarbonat-Tragekoffern:• PCFG-1 für Rohre bis 300 mm (12 in) Durchmesser• PCFG-2 für Rohre über 300 mm (12 in) Durchmesser
Koppelmittel• Tragbarer Thermodrucker mit IR-Verbindung, Akku sowie
120 bis 240 VAC-Netzteil/Ladegerät• Gewicht 370 g (13 oz), Abmessungen 160 mm x 164,2 mm x
59 mm (6,3 in x 6,5 in x 2,3 in), Druckbreite 104 mm (4 in)
RS232 an IR
Infrarotadapter zum Anschluss an verfügbaren seriellen PCAnschluss.

CPL-16
Bereichsklassifizierungen• Standard: Allzweck• Optional: Witterungsbeständig Typ 4/IP65• Optional: Explosionsgeschützt Klasse I, Division 1, Gruppen
C&D• Optional: Druckfest gekapselt(Zertifikat angemeldet)• Optional: 500 ft (154 m) Verlängerungskabel für die
meisten Messköpfe erhältlich

II 2 G EEx md IIC T6–T3

TransPort PT878GC Elektronik ist für Mehrzweckbereicheausgelegt.

Panametrics, ein Unternehmen von Baker Hughes, bietet
Lösungen für die Messung des Feuchte-, Sauerstoff-,
Flüssigkeits- und Gasdurchflusses in den härtesten
Anwendungen und Umgebungen. Die PanametricsTechnologie ist ein Experte für Fackelmanagement undreduziert außerdem die Fackelemissionen und optimiert die
Leistung.
Mit einer globalen Reichweite ermöglichen die kritischen
Messlösungen und das Fackelemissionsmanagement vonPanametrics den Kunden, die Effizienz zu steigern und CO2Reduktionsziele in kritischen Branchen zu erreichen, darunter:Öl & Gas; Energie; Gesundheitswesen; Wasser und Abwasser;
Chemische Verarbeitung; Essen & Trinken und viele andere.
Nehmen Sie an der Unterhaltung teil und folgen Sie uns auf
LinkedIN: linkedin.com/company/panametricscompany

Copyright 2021 Baker Hughes Company. All rights reserved.
BHCS38744-DE		

(02/2021)

panametrics.com