MQDDK-060111-3

取扱説明書■ 一般仕様デ ー タ 表 示：4桁 文字高さ5.5mm
表示範囲-9999～9999
オーバ表示 定格入力の130%を越える、又は9999表示を越えるとで点灯表示
小数点表示 前面スイッチより設定
ゼロサプレス機能付
機能番号表示：2桁 文字高さ5.5mm
表示スケーリング機能：フルスケール表示 -9999～9999
オフセット表示 -9999～9999
応 答 時 間：0.15秒以下(90％応答、ただし移動平均機能OFF時)
Ａ／Ｄ変換部：⊿－∑変換方式
ノイズ除去率：ノーマルモード(NMR)
50dB以上コモンモード (CMR)
110dB以上
電源ライン混入ノイズ 1000V
比 較 範 囲：-9999～9999 表示に対して比較します。
比 較 方 式：2点／4点独立設定、上下限、比較出力OFF任意設定可
CPU比較判定方式
比 較 条 件：イコールNG、イコールGO設定可能
ヒステリシス幅：1～999 2点／4点独立設定
警 報 表 示：警報出力時点灯
出 力 デ レ ー：オンデレー、0～99秒(2点／4点共通)
パワーオンデレー：2～99秒(2点／4点共通)
電源投入後約2秒間は警報出力を出しません。
警報時励磁方式：励磁・非励磁設定可能(2点／4点独立設定)
テストモード：スイッチの操作で、各警報出力のON／OFFをチェックできます。
絶 縁 抵 抗：入力－出力間 DC500V 100MΩ以上
入 出 力－電源間 DC500V 100MΩ以上
端子一括－外箱間 DC500V 100MΩ以上
耐電圧：入力－出力間 AC2000V 1分間
入 出 力－電源間 AC2000V 1分間
端子一括－外箱間 AC2000V 1分間

ディテクトリレー
ＭＯＤＥＬ：ＭＳ４５０３
この取扱説明書は、本製品をお使いになる担当者のお手元に確実に届くようお取り計らいください。
本製品を安全にご使用いただくため次の事項をお守りください。
また、ご使用前は必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

 注意

感電の恐れがありますので、下記の事項をお守りください。
・電源端子へ接続時は、活線状態で行わないでください。
・端子への接続は緩みのないようにしっかりと締め付けてください。
・通電中は端子に触れないでください。
・次のような場所では使用しないでください。故障、誤動作等のトラブルの原因になります。
・雨、水滴、日光が直接当たる場所。
・高温、多湿やほこり、腐食性ガスの多い場所。
・外来ノイズ、電波、静電気の発生の多い場所。

●点検

製品がお手元に届きましたら、仕様の違いがないか、また輸送上での破損がないか点検してください。本器は品質管理プログラムによるテストを行って出荷しています。品質や仕様面での不備がありましたら形名・製品番号をお買い求め又は当社営業所までご連絡ください。

●使用上の注意①精密機器のため、運搬、取付け、その他取扱いには十分ご注意ください。
②本器には電源スイッチが付いていませんので、電源に接続すると直ちに動作状態になります。
③電源回路にノイズ・サージ等が混入し誤動作、故障が発生する恐れのある場合はノイズ対策が必要です。
④本器の仕様・規格に適する範囲でご使用ください。

■形■ 機器仕様名ＭＳ４５０３－□－□－□
１ ２ ３構
造：プラグイン構造
接 続 方 式：M3ねじ端子接続
アイソレーション：3ポート絶縁(入力・出力・電源の各間を絶縁)
設
定：前面スイッチによるプログラム方式

１ 測定入力●直流入力
形 名
測定範囲 入力抵抗 過負荷4503-02 ±99.99mV
10kΩ DC± 10 V
4503-03 ±999.9mV 100kΩ DC±100 V
4503-04
0～ 5 V 500kΩ DC±250 V
4503-05 ±9.999 V
1MΩ DC±250 V
4503-06 ±99.99 V
1MΩ DC±250 V
4503-09
1～ 5 V
1MΩ DC±250 V
上記以外の直流電流入力
4503-00(100mV以上 100V以下)
4503-22 ±99.99μA
1kΩ DC± 20mA
4503-23 ±999.9μA 100 Ω DC± 50mA
4503-24 ±5.000mA
20 Ω DC±100mA
4503-25 ±9.999mA
10 Ω DC±150mA
4503-26 ±99.99mA
1 Ω DC±500mA
4503-27 ±999.9mA 0.1 Ω DC± 2 A
4503-29
4～20 mA 12.5Ω DC±150mA
上記以外の直流電流入力
4503-20(100μA以上 100mA以下)
精度：±(0.1% of FS +1digit)
23℃±5℃の状態で規定
温度係数：±150ppm/℃
使用温度範囲0～50℃で規定■ 警報出力仕様
リレー接点出力：2点 各1c接点出力又は4点 各1a接点出力
警報出力時、各リレーを励磁、非励磁に設定可（前面スイッチで設定）
出力接点容量：AC250V 1A（抵抗負荷）
DC 30V 2A（抵抗負荷）
電気的寿命： 10万回(定格負荷 開閉頻度1,800回/h）
機械的寿命：5000万回(定格負荷 開閉頻度18,000回/h）
最小適用負荷：DC5V10mA
オープンコレクタ出力：NPNタイプ(入力回路と絶縁)
出力容量 DC50V 100mA■ 設置仕様
供 給 電 源：AC100～240V 50/60Hz
DC12～24V
DC110V
電源電圧許容範囲：AC90～250V
DC9～32V
DC90～170V
消 費 電 力：交流電源の場合 AC100V 約 3VA
AC200V 約4.5VA
直流電源の場合 DC12V 約100mA
DC24V 約 50mA
DC110V 約 12mA
使用温度範囲：0～50℃
使用湿度範囲：30～90%RH(結露しないこと)
質
量：約180g（専用ソケット約40g含む）
付属
品：専用ソケット(DINレール取付可能)

２ 出力信号記号
仕様
1 2点リレー接点出力
2 4点リレー接点出力
3 2点オープンコレクタ出力
4 4点オープンコレクタ出力

３ 供給電源記号
電源電圧
A AC100～240V
B DC12～24V
C DC110V-1-ＭＳ４５０３シリーズ■ 取付寸法■ 本体の取付方法
付属ソケットを３５ｍｍ幅のＤＩＮレールに取り付けるか又はＭ４ねじで固定してください。配線作業の終了後、本器をソケットに取付け、本体固定ねじを手でまわしてソケットに固定してください。
本器をソケットからはずす場合、固定ねじをゆるめ、軽くなった後に本器をソケットから引き抜いてください。

適正締付けトルク
ソケット固定ねじ：1.1～1.5N･m
本体固定ねじ：0.1～0.14N･m■ 配線
本器の測定入力端子、警報出力端子及び電源端子はＭ３ねじです。圧着端子などで正確、確実に配線してください。
端子ねじの適正締付けトルク：0.46～0.62N･m●測定入力端子（ＩＮＰＵＴ）⑪、⑫
極性を間違えないように接続してください。
測定入力ラインと電源ライン、出力ラインはできるだけ離して配線してください。
測定入力ラインと電源ライン、出力ラインが平行に配線されますと誤動作の原因となります。
●警報出力端子(OUTPUT)①②③④⑤⑧⑬⑭①リレー接点出力仕様
接点容量に合った電線を用いて配線してください。
接点容量より大きなリレー制御が必要な場合には、外部に補助リレーを設けてください。
②オープンコレクタ出力仕様
出力容量に合った電線を用いて配線してください。
警報出力時トランジスタが動作し、C-E間がONします。
入力回路と絶縁されています。
ソケット端子番号(端子配列は本体の取付方法の項目をご覧ください。)●電源端子(POWER SUPPLY)⑥、⑦①交流電源仕様
電源端子に、配線してください。
②直流電源仕様
電源端子に極性を間違えないように配線してください。

-2-

ＭＳ４５０３シリーズ●機能説明○設定モード
機能番号01：設定の読み出し／書き込み設定モードの設定内容を確認するときは0を選択します。
設定内容を変更する時は、1を選択します。

■ 各機能説明と設定方法●各部の名称

Detect Relay
警報出力表示AL1 AL2 AL3 AL4

データ表示

機能番号02：ステータス表示
内部回路の故障診断を表示します。
エラー表示する場合は故障が考えられますので、お買い求め先、又は当社営業へご連絡ください。

機能番号表示上矢印スイッチ

MODEDATA

機能番号03：表示スケーリング・オフセット
入力がオフセット値に対する表示を-9999～+9999の範囲で任意に設定できます。
オフセット値･･･測定入力が±入力の場合0mV(mA)
測定入力が1～5V入力の場合1V
測定入力が4～20mA入力の場合 4mA

シフト・スイッチ

下矢印スイッチ

アップ・スイッチ●各スイッチの機能

機能番号04：表示スケーリング・フルスケール
測定入力の最大値に対する表示を-9999～9999の範囲で任意に設定できます。

スイッチ名称

測定モード
設定モード 調整モード テストモード
3秒間押し続ける 項目の選択↑上矢印スイッチ
ＭＡＸ調整と、設定モード（正順）
3秒間押し続ける 項目の選択↓下矢印スイッチ
ＺＥＲＯ調整と、テストモード （逆順）
設定変更
ダウン・＞シフトスイッチ
出力の選択
桁変更
カウント
アップ・
出力のON/OFF
アップスイッチ
値の変更
カウント
切り替え

機能番号05：小数点任意の位置に点灯できます。

＜

機能番号06：消灯機能
測定モード中、スイッチ操作終了後から設定時間後にデータ表示を消灯します。
01～99分を設定している場合、電源投入時から消灯します。スイッチ操作をすると表示は点灯します。
消灯中に警報出力がONした場合は、表示は点灯します。
その後警報出力がOFFされると、設定時間後に表示は消灯します。

●モードの流れ

機能番号11：移動平均
移動平均の回数を4,8,16,32回又は機能なしの選択ができます｡
機能番号12：オフセット固定
オフセット値以下入力の表示をオフセット表示(機能番号03)に固定できます。
機能番号21,22,23,24：警報1,2,3,4警報値
警報出力を行う比較値を設定します。
●機能一覧
機能番号 設定機能
設定モード

表示設定
演算設定
警報設定

01

読み出し／書き込み

02

ステータス表示

03
04

オフセット
フルスケール

05

小数点06

消灯機能

11

移動平均

12オフセット固定

2122232425
262728

警報1
警報2
警報3
警報4
警報1
警報2
警報3
警報4

3132333435
3637

警報1 ヒステリシス
警報2 ヒステリシス
警報3 ヒステリシス
警報4 ヒステリシス
出力デレー
パワーオンデレー
比較条件

41424344

警報1
警報2
警報3警報4警報値
警報値
警報値
警報値
比較方式
比較方式
比較方式
比較方式

励磁方式
励磁方式
励磁方式
励磁方式

テストモード91
テストモード
調整モード
A0
A1

設定範囲
0:読み出し1:変更・書き込み可
00:正常
E1:A/Dエラー
E2:EEPROMエラー-9999～9999-9999～9999
00.0
0.00
0.000
0:常時点灯
1～99分
oFF,4回,8回,16回,32回
oFF,on

±9999
Hi:上限
Lo:下限
oFF:比較しない

機能番号25,26,27,28：警報1,2,3,4比較方式
各警報出力毎に“上限比較、下限比較、比較なし”を選択します。

出荷時の設定機能番号31,32,33,34：ヒステリシス
各警報出力毎に、ヒステリシス幅を設定できます。

00000
9999
010分
oFF
oFF
2000
8000
－－Lo
Hi－－

機能番号35：出力デレー
出力デレーはONデレーで上限判定又は下限判定の出力がデレー時間遅れて出力します。出力デレー時間は警報1～4に対して共通です。

2000
3000
7000
8000
Lo
Lo
Hi
Hi

1～999

10

0～99秒
2～99秒
イコールnG/Go

0002
イコールnG

on:励磁
oFF:非励磁

on

機能番号36：パワーオンデレー
電源投入から設定時間内は警報１～4を出力しません。
電源投入から2秒間は、内部回路の初期化動作時間のため、警報は出力されません。
機能番号37：比較条件
警報1～4の比較条件をイコールNG又はイコールGOに切り替えできます。
イコールNGの場合
表示値≧上限設定値･････HI
表示値≦下限設定値･････LO
イコールGOの場合
表示値＞上限設定値･････HI
表示値＜下限設定値･････LO
機能番号41,42,43,44：警報1,2,3,4励磁方式
on(励磁)･････警報時リレー出力のa接点がON又は、オープンコレクタ出力がONします。
oFF(非励磁)･･警報時リレー出力のa接点がOFF又は、オープンコレクタ出力がOFFします。

AL1-4を任意にON/OFF注）2点警報出力の場合は、機能番号23,24,27,28,33,34,43,44の設定はありません。

ZERO調整MAX調整-3-ＭＳ４５０３シリーズ○設定方法
・測定モードから↑ スイッチを3秒間押し続けると設定モードに切り替わります。
・機能番号の切り替えは↑ スイッチ(昇順)と↓ スイッチ（降順）で行います。
↑↑
↑↑
↑
↑
→→→→→01 →← 02 ← 03 ← 04 ← 05 ← 06 ← ････↓
↓
↓
↓
↓
↓

例２．警報２の比較方式を上限から下限に変更します。

測定モード

↑↑
↑
→ 43 → 44 → 01
←
←←↓
↓
↓

↑ を約3秒押し続けます。
読み出し／書き込み機能となります。

・機能番号に対する設定内容は機能一覧の項目を参照してください。
・設定モード中も測定は続けています。設定モードに入る直前の設定内容で比較動作し、警報を出力します。設定モードを終了すると、新しい設定内容で比較動作します。
・設定モード中、約5分間スイッチ操作をしないと、自動的に測定モードに戻ります。この時変更した設定内容は記憶されません｡＞＞ を押すと、データ表示0が点滅します
を押してデータ表示を1にします。
データの変更が可能となります。

設定内容を読み出して確認する場合は機能番号01のデータを0にしてください。
設定内容を変更する場合は機能番号01のデータを1にしてください。

↑ を数回押して機能番号26にします。

○設定例 （設定内容を確認する場合）
例 警報１の警報値を確認します。

警報２比較方式がHiに設定されています。

測定モード

＞

＞ を押すと、Hiが点滅します。
押して、Loにします。
警報２比較方式がLoに設定されました。

↑ を約3秒押し続けます。
読み出し／書き込み機能となります。

↑ を約3秒押し続けます。
警報2の比較方式の変更を終了し、測定モードに戻ります。

↑ を数回押して、機能番号を21にします。

警報1の設定値は500です。
↑ を約3秒押し続けます。

●テストモード
入力を印加せずに警報出力の出力状態をテストすることができます。

警報1の警報値の確認を終了し、測定モードに戻ります。

データ表示
１ ２ ３ ４

設定例 （設定内容を変更する場合）
例１．フルスケールを9000から3000に変更します。

測定モード

AL4(警報4)
AL3(警報3)
AL2(警報2)
AL1(警報1)↓ を約3秒押し続けます。

測定モード

テストモードになります。
↑ を約3秒押し続けます。
＞ で警報1～4を選択します。
(選択した桁が点滅表示します。）
で警報出力のON/OFFを切り替えます。
ONの時、警報表示が点灯、OFFの時消灯します。

＞

読み出し／書き込み機能となります。

＞＞ を押すと、データ表示0が点滅します
を押すとデータ表示が1となり設定データの変更が可能となります。

警報２をONした状態です。
↑ を約3秒押し続けます。
テストモードを終了し、測定モードに戻ります。

↑ を3回押して機能番号04にします。
フルスケールが9000に設定されています。

・警報表示が点灯時、警報出力状態です。
・テストモードでは機能番号41～44の励磁方式の設定が反映されます。
・2点警報出力の場合はAL3、AL4の設定はありません。

＞＞を押すとフルスケールの設定の変更が可能になります。
＞ で変更する桁を選択します。(選択した桁が点滅)
で値を変更します。

フルスケールが3000に設定されました。
↑ を約3秒押し続けます。

フルスケールの変更を終了し、測定モードに戻ります。
-4-

ＭＳ４５０３シリーズ●調整モード実入力で校正データのZERO値とMAX値を微調整できます。
例．測定入力1～5V、表示スケーリングが0～9000の場合測定モード↑ を約6秒押し続けます。
（途中機能番号01を表示しますが、そのまま押し続けてください。）↓ でZERO調整になります。
入力に1Vを印加します。

↓ でZERO調整を再確認します。

＞＞ でダウンカウントします。
でアップカウントします。
データ表示を0000にします。

↑ でMAX調整モードになります。
入力に5Vを印加します。

＞＞ でダウンカウントします。
でアップカウントします。
データ表示を9000にします。

↑ を約3秒押し続けます。
調整モードを終了し、測定モードに戻ります。

注）スケーリング幅が狭い場合、アップ・ダウンカウントするのに少し時間がかかります。しばらく押し続けてください。

■ 外形図

ＳＯＣＫＥＴ

単位：ｍｍ-5-ＭＳ４５０３シリーズ■ 保守

規定の保存温度(-20～70℃)範囲内で保存してください。

■ 校正方法長期的な確度保持のため、約1年毎の校正をお勧めします。
校正方法は、調整モードの項目をご覧ください。

●この取扱説明書の仕様は、２００６年１月現在のものです。