MQDDK-060111-5

クイックマニュアル●同期信号出力(SYNC)
ピンに表示周期に同期した10msの“Ｌ”パルスを出力します。このSYNCの立ち上がりのタイミングでデータを読みとってください。複数台データバスへの継ぎ込みする場合、ワイヤードOR接続が可能です。

ディジタルパネルメータ／メータリレー
ＭＳ４６０３／ＭＳ４６０３Ｒ
ＢＣＤ出力●データイネーブル入力(OUTPUT ENABLE)
ピンを開放(“H”)すると、データ(POL､OVER含む)を出力します。
DATA COM(ピン、)と短絡(“L”)すると、データ(POL､OVER含む）は“ハイ・インピーダンス”状態となり、SYNCは出力が禁止されシステムのデータバスへの継ぎ込みが容易です。

１．形名追番記号
仕 様
BP BCD出力(TTLレベル正論理)
BN BCD出力(TTLレベル負論理)
DP BCD出力(トランジスタ出力･ソースタイプ)
DN BCD出力(トランジスタ出力･シンクタイプ)●ラッチ入力(LATCH)
ピンとDATA COM（ピン、）を短絡又は“L”にすると、BCDデー
タを保持します。（表示は保持しません。）●ピークメモリー(PEAK MEMORY)、ボトムメモリー(BOTTOM MEMORY)
ピン、とDATA COM(ピン、)の操作で出力データを現在値、ピークメモリー値、ボトムメモリー値、振れ幅に切り替えできます。

２．コネクタ配列と説明



警

告

信号名
ﾋﾟｰｸﾒﾓﾘｰ(ﾋﾟﾝ)
ﾎﾞﾄﾑﾒﾓﾘｰ(ﾋﾟﾝ)・配線作業をする場合は、電源を切った状態で行ってください。
感電の危険があります。
・配線作業は湿度の多い場所、濡れた手などで行わないでください。感電の危険があります。
・通電中は電源端子に触れないでください。感電の危険があります。

注34

133

振れ幅
短絡“L”
短絡“L”

●メモリーリセット(MEMORY RESET)
ピンとDATA COM(ピン、)を短絡“L”すると、ピークメモリー値とボトムメモリー値を現在値に書き替えます。
●データコモン(DATA COM)
ピン、は、測定データ出力、POL、OVER、SYNC、LATCH、OUTPUT ENABLE、PEAK MEMORY、BOTTOM MEMORY、MEMORY RESET用のコモンです。

意・間違った配線で使用しないでください。機器破損の原因となります。

2現在値
ﾋﾟｰｸﾒﾓﾘｰ値 ﾎﾞﾄﾑﾒﾓﾘｰ値
開放“H” 短絡“L” 開放“H”
開放“H” 開放“H” 短絡“L”●NC
NCは空きピンですが、中継用に使用しないでください。
※データ出力及び制御信号はTTLレベルに統一していますのでDC5V以上の電圧を印加しないでください。データ出力及び制御入出力信号ラインは入力ラインと同様、電源ラインや大容量のリレー、マグネット・スイッチ等の回路から離して配線してください。

BCD出力コネクタ

２．３ トランジスタ出力
２．１ コネクタ配列
MEMORY RESET
10121124320102104

数台のBCD出力を1台のPCと接続する場合は、測定データ（POL,OVER含む）、SYNCはワイヤードOR接続が可能です。
●入出力定格入出力信号
項 目
TYPE -DP
TYPE -DN
出 ×10０～×10４ 出力タイプ ソースタイプ
シンクタイプPOL
力 OVER
出力容量
DC30V 30mA MAX 飽和電圧 1.6V以下
SYNC
LATCH
入 ENABLE
入力電流＝ 1mA以下
MEMORY RESET 信号レベル OFF(H)=3.5～5V、ON(L)=0～1.5V
力 PEAK MEMORY
BOTTOM MEMORYOUTPUT ENABLE
LATCH
PEAK MEMORYDATA COM

46548 1 2 4 8 1 2 4 8
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
8 1 2 4 813DATA COMNC
1010BOTTOM MEMORY
適合コネクタ（付属）
POL
SYNC
OVER
XG4M-3430-T：OMROM

ケーブル2m付●測定データ出力(×10０～×10４)
並列BCD(1-2-4-8)コード、ラッチ出力。
測定データ“1”でトランジスタON
測定データ“0”でトランジスタOFF

２．２ TTL出力●入出力定格
入出力信号
TYPE -BP
TYPE -BN
定 格
出 ×10０～×10４ 正論理
負論理
POL+=“H”､-=“L” +=“L”､-=“H” TTLﾚﾍﾞﾙ FＯ=2
力 OVER
ｵｰﾊﾞ時“H”
ｵｰﾊﾞ時“L”
CMOSｺﾝﾊﾟﾁﾌﾞﾙ
SYNC
10msの“L”ﾊﾟﾙｽ
LATCH
短絡(“L”)で保持入開放(“H”)で許可、IＩＬ≦-1mA
ENABLE
短絡(“L”)で禁止“L”=0～1.5V,
力 MEMORY RESET 短絡(“L”)でﾘｾｯﾄ“H”=3.5～5V
PEAK/BOTTOM
各項目参照
MEMORY●極性出力(POL)ピンに測定データの極性を出力します。
表示値が（＋）の時トランジスタON
表示値が（－）の時トランジスタOFF●オーバ出力(OVER)ピンにオーバ表示のとき出力します。
オーバ表示のときトランジスタON。
入力が130％を越えた時の測定データ出力は、130％の表示データとOVERデータを出力します。表示が99999を越えた時は、データは0を出力し、OVERデータを出力します。

●測定データ出力（×10０～×10４）
並列BCD(1-2-4-8)コード、ラッチ出力。出力はトライステート出力を採用していますので、システムのデータバスへの継ぎ込みが容易です。

●同期信号出力(SYNC)
ピンに表示周期に同期した10msの“ON”パルスを出力します。
このSYNCの立ち上がり(ON→OFF)タイミングでデータを読み取ってください。

●極性出力(POL)ピンに測定データの極性を出力します。

●データイネーブル入力(OUTPUT ENABLE)
ピンを開放(OFF)すると、データ(POL､OVER含む)を出力します。
DATA COM(ピン、)と短絡(ON)すると、データ(POL､OVER含む)はOFF状態となり、SYNCは出力が禁止されシステムのデータバスへの継ぎ込みが容易です。

●オーバ出力(OVER)ピンにオーバ表示のとき出力します。
入力が130％を越えた時の測定データ出力は、130％の表示データとOVERデータを出力します。表示が99999を越えた時は、データは0を出力し、OVERデータを出力します。
-1-

ＭＯＤＥＬ ＭＳ４６０３，４６０３Ｒ●ラッチ入力(LATCH)
ピン? とDATA COM（ピン? 、? ）を短絡すると、BCDデータを保持します。（表示は保持しません。）

４．タイミングチャート

現在値
開放
開放

ﾋﾟｰｸﾒﾓﾘｰ値 ﾎﾞﾄﾑﾒﾓﾘｰ値
短絡
開放
開放
短絡

S5

S6

P,B,PB

D5

S7

S810msDATA OUT

D0

D3

D1

D6 High Impedance

LATCHtt

PEAK MEMORY
BOTTOM MEMORY●データコモン(DATA COM)
ピン? 、? は、測定データ出力、POL、OVER、SYNC、LATCH、
OUTPUT ENABLE、PEAK MEMORY、BOTTOM MEMORY、MEMORY RESET用のコモンです。

OUTPUT ENABLE

PorB：ピークメモリー値、ボトムメモリー値又は振れ幅
t：内部処理時間 約15ms
T：表示周期又はサンプリング周期(67ms)●NC
NCは空きピンですが、中継用に使用しないでください。

●BCDデータとHOLD※データ出力及び制御入出力信号ラインは入力ラインと同様、電源ラインや大容量のリレー、マグネット・スイッチ等の回路から離して配線してください。

SAMPLING

S1

T

S2

S3

SYNC

＋24V
ＤＣ電源0V

ソースタイプ

S4

S3

S2

SYNC

振れ幅短絡短絡●メモリーリセット(MEMORY RESET)
ピン? とDATA COM(ピン? 、? )を短絡すると、ピークメモリー値とボ
トムメモリー値を現在値に書き替えます。

３．接続例

S1

SAMPLING●ピークメモリー(PEAK MEMORY)、ボトムメモリー(BOTTOM MEMORY)
ピン? 、? とDATA COM(ピン? 、? )の操作で出力データを現在値、ピークメモリー値、ボトムメモリー値、振れ幅に切り替えできます。
信号名ﾋﾟｰｸﾒﾓﾘｰ(ﾋﾟﾝ? )ﾎﾞﾄﾑﾒﾓﾘｰ(ﾋﾟﾝ? )T●BCDデータとLATCH

10ms

DC24V
OUT

30 LATCHDATA OUT

D0

D2

トランジスタ出力ユニット

28 ENABLE

OUT

HOLD

0V
2700IN

4 2×10 0IN0IN

2 1×1033,34

ＤＣ入力ユニットIN

8 8×10T

t：内部処理時間 約15ms
T：表示周期又はサンプリング周期(67ms)

IN

OVER

6 4×10t

５．BCD出力周期の切替（コードNo.70）
BCDの出力周期はサンプリング周期(67ms)又は表示周期の選択ができます。
設定方法は本体クイックマニュアル（MS4603:MQDDK-060111-4､MS460
3R:MQDDK-060111-8）を参照ください。

0V

DATA COM( ＋24V)(MS4603/4603R側)

保証について
１）保証期間
製品のご購入後又はご指定の場所に納入後１年間と致します。
２）保証範囲上記保証期間中に当社側の責任と明らかに認められる原因により当社製品に故障を生じた場合は、故障品の交換又は無償修理を当社の責任において行います。
ただし、次項に該当する場合は保証の範囲外と致します。
①カタログ、取扱説明書、クイックマニュアル、仕様書などに記載されている環境条件の範囲外での使用②故障の原因が当社製品以外による場合③当社以外による改造・修理による場合④製品本来の使い方以外の使用による場合⑤天災・災害など当社側の責任ではない原因による場合
なお、ここでいう保証は、当社製品単体の保証を意味し、当社製品の故障により誘発された損害についてはご容赦いただきます。
３）製品の適用範囲
当社製品は一般工業向けの汎用品として設計・製造されておりますので、原子力発電、航空、鉄道、医療機器などの人命や財産に多大な影響が予想される用途に使用される場合は、冗長設計による必要な安全性の確保や当社製品に万一故障があっても危険を回避する安全対策を講じてください。
４）サービスの範囲
製品価格には、技術派遣などのサービス費用は含まれておりません。
５）仕様の変更
製品の仕様・外観は改善又はその他の事由により必要に応じて、お断りなく変更する事があります。

（コントローラ側）

シンクタイプ＋24V
ＤＣ電源0V
DC24V＋5V
30 LATCH

OUT

28 ENABLE

OUT

トランジスタ出力ユニット

0V
DC24V

(ﾀﾞｰﾘﾝﾄﾝ)

27OVER

8 8×106 4 ×10
4 2 ×102 1 ×10
33,34

IN
0000

ＤＣ入力ユニット

IN
IN
IN
IN

DATA COM(0V)（コントローラ側）(MS4603/MS4603R側)

以上の内容は、日本国内においてのみ有効です。

●この取扱説明書の仕様は、２００６年１月現在のものです。

-2-