導入事例
B-SESを導入されている施設での、導入事例をご紹介します

導入施設
日本全国 約1000 施設の導入※2024年2月現在■ G-TES2000セット 仕 様
類別：機械器具 12 理学診療用器具管理医療機器（クラスⅡ）特定保守管理医療機器

一般的名称：低周波治療器

認証番号228AGBZX00036000

電気的仕様

型番

G-TES 2000GC

定格電源電圧

100-240[V]定格周波数50-60[Hz]

幅365ｘ奥行222ｘ高さ103[mm]電源入力2.0-1.5[A]

本体寸法・質量・付属品

約2.2[kg]〈本体〉

電撃に対する保護の形式

ベルト電極〈小2本、中2本、大1本〉

電撃に対する保護の程度による装着部の分類

ベルト電極用接続ケーブル〈グレー1本、オレンジ1本〉

最大出力電圧138[V]±10%（500Ω負荷接続時）

中継ケーブル〈グレー1本、オレンジ2本、紫2本〉

最大出力電流48[mA]±10%（500Ω負荷接続時）

パッド導子〈マイナス側2個、プラス側1個〉

出力波形

指数関数的漸増波パッド導子固定用バンド〈大1本、小2本〉

パルス幅56-260μsec±10%

抗菌通電液クリーンパワー
〈1本〉

タイマー

最長50分±5%

専用SDカード
〈1枚〉

導子温度

最高41℃

JMDNコード35372000

クラスⅠ
BF形装着部

General Therapeutic Electrical Stimulator

ジーテス※冷感緩和機能付導子

カート寸法・質量
幅490±50ｘ奥行490±50ｘ高さ860±50[mm]（ケーブルガイドアーム除く）
約24[kg]（ケーブルガイドアーム含む）※ 商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますので、ご了承ください。

危険次の患者には使用しないこと。

・ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器を装着した患者・その他、医師が不適当と診断された方0120 - 0842 - 39
株式会社ホーマーイオン研究所〒150 - 0045 東京都渋谷区神泉町17番2号
https://www.homerion.co.jp/

資料ご請求
お問い合わせ
私たちは誰でも運動できる未来を目指します。

［受付／10：00〜16：00

土・日・祝日・弊社休業日を除く］※携帯電話からもご利用頂けます。
※都合によりお休みを頂く場合もあります。ご了承ください。

B-SESの様々な情報を定期的にメール配信

B-SESメールマガジン
会員募集＊ISO 13485…家庭用低周波治療器、低周波治療器、家庭用低周波治療器向け導子の設計・開発、製造及び付帯サービス（修理）

1325 - 2407

できなかったリハビリを可能にするB-SES「運動できない」「運動しない」人ほど運動が 必要
高齢

運動習慣がない

運動弱者の問題点

疼痛

整形疾患

呼吸器疾患

循環器疾患

筋力低下など加齢や運動習慣が無いことや、整形外科疾患や呼吸循環器障害などの疾患により運動を行え運動を行えない

悪循環

原疾患悪化

ないと廃用性筋萎縮を引き起こすことがあります。運動弱者は運動が行えないことにより、筋力が低下し、原疾患が悪化して疼痛が起きたり、運動することが苦しくなり、運動の意欲も運動意欲の低下低下します。
更にそのことが運動量を低下させ悪循環を繰り返してしまいます。

B-SESは「随意運動を代用する」治療法
広範囲の筋肉を動かし、目的に応じて筋力トレーニングや有酸素運動を行い、運動代用することができます。
運動弱者に対し、できなかったリハビリを可能にします。

筋力トレーニング

ベルト電極式骨格 筋電気刺激法

有酸素運動

各診療領域のリハビリテーション課題を解決
整形クリニック

透析時運動指導●疼痛･高齢虚弱･麻痺･免荷･転倒リスクが高いなど様々な患者に筋トレの負荷がかけられます。

●リハビリが必要な全ての患者に運動指導が行え、自立歩行での通院に寄与します。

●短いリハビリ時間でも、ウォーミングアップとして筋トレや拘縮予防のための運動や●患者の運動に対するアドヒアランスが良くなり、随意運動へのブリッジになります。

除痛などの運動療法とコンディショニングが同時に行えます。

●ベッド上でも負荷をしっかりかけることができ、充実したリハビリとなります。

●患者の運動に対するアドヒアランスが向上し、運動療法が継続します。

ICU・急性期リハ

General Therapeutic Electrical Stimulator

回復期リハ●重症患者の鎮静や様々なリハビリに難渋するケースでも廃用予防が行えます。

●重症患者やリハビリに難渋する様々なケースで筋トレや拘縮予防などが行えます。

●専門スタッフでなくてもベッド上で効果的にリハビリが行えます。

●意識障害や認知機能の低下がある患者にも筋トレが行えます。

●ICU-AWやPICSへの追加対策に活用できます。

●重症患者の状態に合わせて負荷量を調節し、運動量が確保できます。

下肢全ての筋肉を動かし運動代用を行うB-SES
B - SESベルト電極の特長
パッド式電極ベルト式電極特長1

腰・膝・足首に巻き付けること で 、電 気 を 筒 状 に 流 し 、アプローチの範囲が広い

ベルト電極式骨格筋電気刺激法

大腿・下腿そして殿筋や骨盤周りなど下肢全体の筋収縮が得られます。

接触面積が小さいパッド式の電極

特長2

痛くない
B - SESは、内側すべてを電極にしたベルト電極を腰・膝・「B-SES」使用動画

接触面積が大きいベルト式の電極

パッド式電極ベルト式電極人体

人体

電極の面積が広く、皮膚の接触面積が大きくなり、電位密度が分散されるので、電気刺激特有の痛みを感じません。皮膚の痛みを感じず、高強度での筋収縮が行えます。

足首に巻き付け、電気を筒状に流すことで、下肢全体の筋収縮が得られます。
広範囲の筋肉を一気に動かし、筋力トレーニングや有酸素運動を行い、随意運動を代用することができます。

パッド式電極を使用

ベルト式電極を使用

電極が大きいのでモーターポイ
ントに関係なく、誰が行っても特長3

筋力トレーニングと有酸素運動を目的別に実施
廃用（筋トレモード）

有酸素運動（代謝モード）

20Hzで筋肉を強縮させ強い筋収縮を行い、随意運動に4Hzで単収縮を繰り返し行い、随意運動におけるおける筋力トレーニングを目的とした運動を行います。

有酸素運動を目的とした運動を行います。

治療の再現性があります。
簡易操作性

簡易な装着

パッド

ベルト

モーターポイント探す×○

電極数×（多い）○（少ない）

治療再現性

×

○

※運動代用を目的とした場合の比較

モーターポイントモーターポイント：神経筋接合部の密集場所であり筋肉を動かす通電ポイント。

General Therapeutic Electrical Stimulator疼痛緩和や筋力の維 持向上、多様化するリハビリに対応

G -TESは、ベルト電極を使用しベルト電極式骨格筋電気刺激法ができます。
また、パッド導子を使用することで従来の疼痛緩和治療も行える、多面的な使用方法のある機器です。

左右2本のベルトのみで行えるモードを搭載

クイック通電モード
簡単に治療が行えるので、患者様の体験や、電気刺激に慣れてもらうステップとしてなど、スムーズに運用する為に幅広く利用できます。

独自波形で滑らかな通電感覚に独自のパルス波形で臨床利用における課題を解決。

より快適に安心してお使いいただくためのメンテナンス機能
ベルト電極・パッド導子の消耗度合いなどをチェックできる機能付き。
画面のガイドに合わせて実施するだけで、メンテナンスが必要な箇所を簡単に確認いただけます。

医療機器
国際規格

指数関数的漸増波

一般的な波形の変化

ホーマーイオンの波形の変化

矩形波では通電時にパルス電流が鋭角に体に入るため、皮膚が抵抗となりバックパルスを発生し皮膚に痛みが出ます。

指数関数的漸増波では波形を滑らかにすることで、通電時の皮膚抵抗を抑え皮膚の痛みがありません。

バックパルス

IEC60601-1適合0000

バックパルス

通電通電

General Therapeutic Electrical Stimulator

簡便な操作性と心地よい使用感で、穏やかな治療環境を提供

ヒーター機能を搭載した専用カート

使用感がよく、通電率の高いベルト電極電極部分が一体成型で薄さ3mm。馴染みの良い柔らかな素材で多様な周径サイズにもフィット、ケーブルガイド
アーム

肌に密着するので非常に通電効率が良い特徴的な電極。

トルクヒンジ採用、無段階調節が可能。

究極のブラインドメイト コネクター

庫内ヒーター

クオーツヒーターの採用で立ち上がりが早く、ロールインコネクター接続部にロールインコネクターを採用。

接続する際は方向を合わせる必要がなく、どの向きからもスムーズに挿入可能で使いやすい。

ベルト電極を効率良く温めます。
一度に使用するすべてのベルト電極を温められます。

カールイ・ドライを採用

ボトルウォーマー

自己温度制御ができるPTCヒーターの採用で安全・省エネに保温することができます。

クリーンパワー抗菌の安心、快適な通電感。抗菌通電液がリハビリをサポート。
● 電極・導子の衛生対策「抗菌通電液」。
抗菌成分（ポリアミノプロピルビグアニド）と肌にやさしい成分（パンテノール）を配合。
● 肌にやさしい成分でありながら、衛生対策も安心！
抗菌と通電を兼ね備えた、安心・安全な優れもの。

電極シート
吸汗速乾の機能に優れた「カールイ・ドライ」を採用しており保水性抜群。
水分を保持することで安定した通電が得られます。

密着性の向上・ 一体成型で3mmの厚さで柔軟性が向上したことで、部位への密着性も良くなりました。

・ 腰ベルトはジョイントがない分、肌への密着感が高い。臥床患者様への装着作業がより簡単に。

パッド導子 多彩なリハビリテーションの要求をサポート●神経筋電気刺激（NMES）●各種疼痛治療●筋緊張緩和