標準仕様書 型式：MS3771
MS3700
型式：MS3771
薄型プラグイン 絶縁１出力／２出力 プログラマブル熱電対温度変換器(仕様プログラム設定型)仕様プログラム設定型)
概29

要熱電対入力信号を各種直流信号に変換し、ＰＣからプログラムで入出力の仕様変更が可能な仕様プログラム設定型 薄型プラグイン構造の絶縁２出力型プラグイン構造の絶縁２出力 熱電対温度変換器です。

(#+.

470

%1/86型 式 コ ー ド

ＭＳ３７７１ -□-□□＿
型式
供給電源
Ａ:
AC 100～100～ 240V (50～(50～ 60Hz)Ｄ:DC 24V
Ｐ: DC 100～100～ 240V
入力信号…(入力信号…(測定温度範囲)
測定温度範囲)Ｋ: Ｋ熱電対…(-200～200～1200℃1200℃)
Ｅ: Ｅ熱電対…(-200～200～ 800℃800℃)
0～Ｊ: Ｊ熱電対…(0～ 750℃750℃)
Ｔ: Ｔ熱電対…(-200～00～ 350℃350℃)
Ｂ: Ｂ熱電対…(-600～600～1700℃1700℃)
0～0～1600℃1600℃)
Ｒ: Ｒ熱電対…(0～Ｓ: Ｓ熱電対…(0～1600℃1600℃)
Ｎ: Ｎ熱電対…(-200～200～1200℃1200℃)
Ｗ９７:
W97Re3-W75Re25(ASTM E988)…
E988)…(0～(0～2000℃2000℃)
Ｗ９７: W97Re3Ｗ９５:
W95Re5-W74Re26(ASTM E988)…
E988)…(0～(0～2000℃2000℃)
Ｗ９５: W95Re5*上記以外の特殊仕様は別途ご相談下さい。

出力信号
1 出力型
Ａ : 4 ～ 20mA DC
DC ※1
４ : 0 ～ 10V DC
DC ※2
５ : 0 ～ 5V DC
DC ※2
６ : 1 ～ 5V DC
DC ※22 出力型
Ａ１:
Ａ１: 4 ～ 20mA DC
DC ／ 1 ～ 5V DC※1
Ａ２:
Ａ２: 4 ～ 20mA DC
DC ／ 4 ～ 20mA DC※1４Ｗ:
DC ／ 0 ～ 10V DC※2
４Ｗ: 0 ～ 10V DC
５Ｗ:
DC ／ 0 ～ 5V DC※2
５Ｗ: 0 ～ 5V DC
６Ｗ:
６Ｗ: 1 ～ 5V DC
DC ／ 1 ～ 5V DC※2
※1 固定出力のため出力モード設定ができません。
※2 出力モード設定可能

オプション
未記入:
未記入: なし(
し(ご指定のない場合はバーンアウト上昇となります。)
す。)／Ｕ : バーンアウト上昇
バーンアウト上昇／Ｄ : バーンアウト下降／Ｌ : 電流２出力高出力負荷型(OUT(OUT-1:750Ω
1:750Ω/OUT/OUT-2:550Ω
2:550Ω)／Ｘ : 特注*特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

125(mm)

ご 発 注 時 指 定 事 項・型式コード（測定温度範囲）（例）MS3（例）MS3771
MS3771771-A-K4W（K4W（0～500℃）
500℃）*下記の測定範囲内で、℃にてご指定下さい。
入力信号コード
測定温度範囲ソフト表示固有名称
K-200 ～ 1200 ℃「K」
E-200 ～ 800 ℃「E」
J
0 ～ 750 ℃「J」
T-200 ～ 350 ℃「T」
B
600 ～ 1700 ℃「B」
R
0 ～ 1600 ℃「R」
S
0 ～ 1600 ℃「S」
N-200 ～ 1200 ℃「N」
W97
0 ～ 2000 ℃「W3Re/W25Re」
W3Re/W25Re」
W95
0 ～ 2000 ℃「W5Re/W26Re」
W5Re/W26Re」*最小入力スパン 3mV 以上の測定温度範囲

仕●電源様部

許 容 電 圧 範 囲 AC100
AC100～～240V : AC85～
AC85～264V（264V（47～47～63Hz）
63Hz）
DC24V : DC24V±
DC24V±10%
DC100～
DC100～240V : DC85～
DC85～264V
電 源 感 度 各電源電圧に対してスパンの±0.1%
各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
0.1%以内電 源 ヒ ュ ー ズ 160mA ヒューズ
最大消費電力電源
AC100～
DC100～
AC100～240V DC24V
DC100～240V
1 出力型
5.0VA 以下/
以下/ 1.1W 以下/以下/ 4.8W 以下
2 出力型
5.0VA 以下/
以下/ 1.5W 以下/以下/ 6.0W 以下●入入力力部

抵

抗 1M
1MΩ
Ω以上
（停電時 1MΩ
1MΩ以上＠定格入力）
バ ー ン ア ウ ト 上昇、下降、指定なしを設定可能（検出電流 約 25nA）
25nA）
バーンアウト時間 20s 以下
入 力 許 容 電 圧 25V DC 連続
冷 接 点 補 償 方 式 冷接点補償専用センサーにて、専用ソケットの入力端子に密着取付
冷 接 点 補 償 精 度 ±0.5℃以内（0.5℃以内（25℃以内（25℃±25℃±15℃±15℃）15℃）
工 場 出 荷 時 指 定 特にご指定がない場合の工場出荷時設定は入力信号コード：K
入力信号コード：K，測定温度範囲 ：0～1200℃、バーンアウト
1200℃、バーンアウト UP になります。

MS3771 仕様書 Rev.2.3(MQDDK-110729-42).doc

Page:

1/3

標準仕様書●出力

型式：MS3771 薄型プラグイン 絶縁１出力／２出力 プログラマブル熱電対温度変換器 (仕様プログラム設定型)

部

最大出力負荷電圧出力（DC電圧出力（DC）
DC） 2mA 以下
電流出力（DC750ΩΩ以下電流出力（DC）DC） 4～20mA 1 出力 750
4～20mA 2 出力 第１出力 550Ω
550Ω以下第２出力 350Ω
350Ω以下ゼロ点 調整 範囲 スパンの約±4%スパンの約±4%(RS(RS-232232-C を介して、パソコンより調整)を介して、パソコンより調整)
ス パ ン 調 整 範 囲 スパンの約±4%スパンの約±4%(RS(RS-23232-C を介して、パソコンより調整)を介して、パソコンより調整)
工場出荷時指定 電圧出力ﾀｲﾌﾟで特にご指定がない場合の工場出荷時設定は､
1 出力型
出力コード：6(
出力コード：6(16(1～5V DC)
2 出力型
出力コード：6
出力コード：6Ｗ(1～5V DC/1
DC/1～5V DC)となります｡となります｡

信号

絶縁 入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間

絶縁抵

抗 100MΩ
100MΩ以上（@500V以上（@500V DC）
DC）絶縁入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間

耐●取 付 ・ 形 状取
配ｿ ﾌ ﾄ 設 定 可 能 項 ・熱電対種別
・ADC レンジ(レンジ(入力レンジ)入力レンジ)
・測定温度範囲
・バーンアウト・出力信号レンジ
・ゼロ点・スパン調整（スパンの約±4%・ゼロ点・スパン調整（スパンの約±4%）4%）・PAUSE 状態●材(いずれも RSRS-232C
232C を介して、ﾊﾟｿｺﾝより設定)を介して、ﾊﾟｿｺﾝより設定)●基 準 性 能変換

精度答
M

特速R

付線

方
方

法 壁取付、壁取付、DIN
DIN レール取付共用
法 M3.5 ネジ端子接続（電源端子カバー付き/（電源端子カバー付き/脱落防止機構）
ﾈｼﾞ締め付けﾄﾙｸ 0.8～0.8～1[N・1[N・m] *推奨値
*推奨値
外 形 寸 法 W29×
W29×H86×
H86×D125mm（取付ネジ、ソケット端子台含む）
質量 本体 120g 以下、ｿｹｯﾄ端子台 80g 以下

質

本体ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
端子台
端 子 台 ｶ ﾊ ﾞ ｰ
DIN ﾚｰﾙｽﾄｯﾊﾟｰ
端 子 ネ ジﾌﾟﾗｸﾞ･ｿｹｯﾄ
端子表面処理基板
防 湿 処 理ABS 樹脂（UL
樹脂（ULUL-94V94V-0）
PBT 樹脂（UL
樹脂（ULUL-94V94V-0）
PC 樹脂（UL
樹脂（UL94V-2）
UL-94VPP 樹脂（UL
樹脂（ULUL-94HB）
94HB）
鉄/ニッケルメッキ
0.2μ0.2μm/金メッキ
m/金メッキガラスエポキシ（FRガラスエポキシ（FRFR-4：ULUL-94V94V-0）
ヒューミシールコーティング：HumiSeal 1A27NS（ポリウレタン樹脂）
1A27NS（ポリウレタン樹脂）

度 （入力精度+（入力精度+出力精度）

熱電対
入力精度
出力精度
Ｋ
1400℃(固定1400℃(固定)÷
固定)÷入力ｽﾊﾟﾝ)÷入力ｽﾊﾟﾝ(入力ｽﾊﾟﾝ(測定温度)×±0.02測定温度)×±0.02 % ±0.04 %以下
Ｅ
1000℃(固定1000℃(固定)÷
固定)÷入力ｽﾊﾟﾝ)÷入力ｽﾊﾟﾝ(入力ｽﾊﾟﾝ(測定温度)×±0.02測定温度)×±0.02 % ±0.04 %以下
Ｊ
750℃(固定750℃(固定)÷
固定)÷入力ｽﾊﾟﾝ)÷入力ｽﾊﾟﾝ(入力ｽﾊﾟﾝ(測定温度)×±0.02測定温度)×±0.02 % ±0.04 %以下
Ｔ
550℃(固定550℃(固定)÷
固定)÷入力ｽﾊﾟﾝ)÷入力ｽﾊﾟﾝ(入力ｽﾊﾟﾝ(測定温度)×±0.03
測定温度)×±0.03 % ±0.04 %以下
Ｒ
1600℃(固定1600℃(固定)÷
固定)÷入力ｽﾊﾟﾝ)÷入力ｽﾊﾟﾝ(
入力ｽﾊﾟﾝ(測定温度)×±0.04
測定温度)×±0.04 % ±0.04 %以下
Ｓ
1600℃(固定1600℃(固定)÷
固定)÷入力ｽﾊﾟﾝ)÷入力ｽﾊﾟﾝ(入力ｽﾊﾟﾝ(測定温度)×±0.04
測定温度)×±0.04 % ±0.04 %以下
Ｂ
1100℃(固定1100℃(固定)÷
固定)÷入力ｽﾊﾟﾝ)÷入力ｽﾊﾟﾝ(入力ｽﾊﾟﾝ(測定温度)×±0.06
測定温度)×±0.06 % ±0.04 %以下
Ｎ
1400℃(固定1400℃(固定)÷
固定)÷入)÷入力ｽﾊﾟﾝ(力ｽﾊﾟﾝ(測定温度)×±0.02測定温度)×±0.02 % ±0.04 %以下
W97Re3
W97Re3-W75Re25 2000℃(固定2000℃(固定)÷
固定)÷入力ｽﾊﾟﾝ)÷入力ｽﾊﾟﾝ(入力ｽﾊﾟﾝ(測定温度)×±0.03
測定温度)×±0.03 % ±0.04 %以下
W95Re5
95Re5Re5-W74Re26
W74Re26 2000℃(固定2000℃(固定)÷
固定)÷入力ｽﾊﾟﾝ)÷入力ｽﾊﾟﾝ(入力ｽﾊﾟﾝ(測定温度)×±0.03
測定温度)×±0.03 % ±0.04 %以下☞最小入力スパンは、3mV
最小入力スパンは、3mV 以上の温度範囲。

温応C[第１出力、第２出力]
第１出力、第２出力]－[電源、大地]
電源、大地]各間：2000V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
電源－電源－大地間：2000V AC 遮断電流 5mA 1 分間
第 1 出力－出力－第 2 出力 間：500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
入力－入力－設定用 RSRS-232C ポート間
：50V DC 遮断電流 1.0mA 1 分間

Ｓ Ｗ Ｃ 対 策 ANSI/IEEE C37.90.1C37.90.1-1989 に準拠
動 作 環 境 温度：温度：-5～55℃
55℃
湿度：5
湿度：5～90%RH（結露のないこと）
90%RH（結露のないこと）
保 存 温 度 -10～
10～60℃
60℃●ソフト設定内容☞ADC レンジ設定(レンジ設定(起電力値×1.1
起電力値×1.1＜レンジ)
1.1＜ADC レンジ)(例)K 熱電対 0～100℃の間
100℃の間41276μ41276μV×1.1=45403μ1.1=45403μV(=約V(=約 46mV)
よって ADC レンジ選択設定は「80mV
レンジ選択設定は「80mV」
80mV」*熱電対の起電力につきましては、JIS熱電対の起電力につきましては、JIS 起電力表をご参照下さい。

RS-232C ポート]
ポート]－
圧 [入力、設定用 RS-

電性 100ppm/100ppm/℃以下℃以下
度 260ms 以下(0以下(0～(0～90%)@100%ｽﾃｯﾌﾟ入力90%)@100%ｽﾃｯﾌﾟ入力
R 100dB 以上（500V以上（500V AC，AC，50/60Hz）
50/60Hz）

端子配置図、信号割付  

①②（P ＋）
POWER
（N －）
GND

④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪＋ OUTPUT 1－ OUTPUT 1
N.C＋ OUTPUT 2－ OUTPUT 2
T.C ＋T.C －N.C

MS3771 仕様書 Rev.2.3(MQDDK-110729-42).doc

Page:

2/3

標準仕様書

型式：MS3771 薄型プラグイン 絶縁１出力／２出力 プログラマブル熱電対温度変換器 (仕様プログラム設定型)

ブ ロ ッ ク 図LED シリアルポート

入力信号＋ ⑨熱電対入力信号－ ⑩デジタル演算回路

絶縁回路

絶縁回路

第 1 出力回路

絶縁回路

第 2 出力回路④ 第 1 出力信号＋⑤ 第 1 出力信号－

センサ

供給電源

P(＋) ①
N(－) ②電源回路⑦ 第 2 出力信号＋⑧ 第 2 出力信号－

GND
コ ネ ク タ、 LED

正 面 図●ＣＯＭ（コンフィグレータ接続用コネクタ）
シリアル通信（シリアル通信（RSアル通信（RSRS-232C）により232C）により PC との接続をする。との接続をする。

⁁ᘒ⴫␜.'&

通信ケーブルは専用ケーブル：MS
通信ケーブルは専用ケーブル：MSCBL01(MTT 製)をMS-CBL01(使用します。（使用します。（PC 側 DSub９ピンDSub９ピン メス）
USB ﾎﾟｰﾄを使用する場合は、MSﾎﾟｰﾄを使用する場合は、MSMS-CBL01 と USB 変換アダ㩄㩧㩖㨲㩂㩨㩤㨺㩊ធ⛯↪㩄㩒㩂㩊

プタ：REX
プタ：REXREX-USB60F（USB60F（ラトックシステム社ラトックシステム社製）をご使用ください。
コネクタ・ピンアサイン
ピン番号
1
2
34
5678

信号名
DVdd
SHDN
N.C.
N.C.
TX
RX
ISOCOMISOCOM

状 態 表 示 LED●表示パターン
モジュール
モジュール

LED

内容ステータス

補足

青（RUN
青（RUN）RUN）

赤（FAIL
赤（FAIL）
FAIL）

INIT 状態●●

RUN 状態●‐PAUSE 状態

全コマンド同様◎‐点滅パターン：●●●●○○○○ERROR 状態

ADC 異常‐◎点滅パターン：●●●●○○○○●○

DA 出力異常‐◎点滅パターン：●●●●○○○○●○●○

HALT 状態

バーンアウト‐◎

点滅パターン：●●●●○○○○●○●○●○

電源異常‐

◎

点滅パターン：●●●●○○○○

WDT‐

●

消灯の場合あり消灯の場合あり

メモリ‐●消灯の場合あり

電源異常‐●消灯の場合あり【注意】
1.消灯：‐または○、点灯：●、点滅：◎
1.消灯：‐または○、点灯：●、点滅：◎
2.補足欄の丸印（○、●）2.補足欄の丸印（○、●）1
補足欄の丸印（○、●）1 個当りの単位は 0.25s

MS3771 仕様書 Rev.2.3(MQDDK-110729-42).doc

Page:

3/3