鉄測EM-01
らくらく操作マニュアル

2024年3月版
1目次★使用前の準備★探査の目的★鉄筋位置出し★かぶり厚測定★鉄筋径の推定★データ保存、表示★鉄測データリンカー

P3～7P8P9～14
P15～22P23P25～26P272

使用前の準備★装置右側の電池蓋を開けて極性（プラス、マイナス）に注意して電池を装着＋
単三電池は合計6本必要です（充電電池も使用できます）
アルカリ単三形乾電池(１本 1.5v)で約９時間使用できます3信号ケーブルの接続★信号ケーブルを装置本体、プローブとそれぞれ接続する。
本体側との接続

プローブ（センサー）との接続

接続の際は印の向きを合わせて「カチッ」と音がするまで差し込んで下さい。
信号ケーブルのコネクタは本体、プローブのどちらでも接続できるようになっています。

4

電源を入れる★電源ボタンを2秒以上長押しして電源を入れて下さい。

5電源スイッチを押した後の画面表示

電源ボタンを2秒以上長押し「ピッ」と音が鳴り
機種名とバージョン情報が表示されます

設定画面が表示されます6バックライトの点灯

設定画面にてF4ボタンを押します。

7

探査の目的

鉄筋の位置出しP9～14

かぶり厚測定P15～22鉄筋径の推定P238

鉄筋の位置出し方法
鉄筋の位置出しは、設定鉄筋径がどの鉄筋径であっても、位置出しをする事ができます。浅い鉄筋の位置出しをするときは、「浅モード」。「浅モード」で検出できない深い鉄筋の位置出しをするときは、「深モード」に切り替えてください。
ご注意：「深モード」設定で、鉄筋位置出しをするとき、鉄筋間隔が狭い鉄筋の位置出しができない場合があります。 鉄筋間隔が狭いため、1本ずつの分離、識別ができず、複数本の鉄筋を１本と誤認してしまいます。

※ 一般的な方法 P10～13※ 簡易的な方法 P149鉄筋の位置出し方法※一般的な方法＜例：鉄筋１本の位置出し方法＞① まずは探査ラインを2本ひきます（2本以上の探査ラインが必要です）
探査ライン

②

赤○破線部分を探査ラインと平行になるように探査します10鉄筋の位置出し方法※一般的な方法
ピッ

探査方向

③ 右から左に探査をして「ピッ」と鳴ったらプローブを止めてセンターラインの位置でマーキングをします④ 同じように左から右（反対方向）に探査しマーキングします
探査方向

11

鉄筋の位置出し方法※一般的な方法⑤ マーキングした中心に印をつけます⑥ もうひとつの探査ラインでも①～⑤の手順を行います12

鉄筋の位置出し方法※一般的な方法

A⑦ マーキングした中心の印が探査ラインと垂直に交差する箇所に印（A、B）をつけますB⑧ AとBを結ぶと鉄筋の位置と方向がわかります13鉄筋の位置出し方法※簡易的な方法
ピッ
探査方向「ピッ」と鳴ったらプローブを止める

プローブから鉄筋までの距離戻す

プローブをゆっくり戻す「対象距離」と「かぶり厚」が同じ数値なった時、プローブは鉄筋のほぼ真上の位置になります14

かぶり厚の測定 設定画面の表示★設定ボタンを押すと設定画面が表示されます。

15

かぶり厚の測定 鉄筋径の設定① F1、F2（▲、▼）ボタンを押して■を設定鉄筋径の項目に合わせます② F3ボタンを押してD○○にカーソルを合わせます③ F1、F2（▲、▼）ボタンを押して鉄筋径を設定します★鉄筋径を設定することにより、精度の高いかぶり厚測定ができます。
（鉄筋径が不明の場合は、極力近い値を予測して設定して下さい）★鉄筋の位置出しのみで使用する場合は鉄筋径をどの鉄筋径に設定して頂いても鉄筋の位置出しはできます。
★鉄筋径の推定を行う場合、設定鉄筋径は推定値に影響しません。
★鉄筋径を設定しない自動モードもあります。
(鉄筋の間隔が狭い場合、自動モードの方が高精度になる場合があります)16かぶり厚の測定 許容かぶり厚機能
設定した値よりかぶり厚が浅い鉄筋だけを検出できます★許容かぶり厚を設定することにより設定した値よりかぶり厚が浅い場合「ピピピピッ」と音が鳴ります。
★最許容かぶり厚機能を使用しない場合は「00」に設定して下さい

17

探査前の準備

測定ボタンを押します

画面中に初期化中と表示されます測定画面が表示されます★初期化する（測定ボタン押した）時は、周囲（約30㎝範囲内）に金属がない空中にプローブをおいて行って下さい★鉄筋の位置出しをする時は鉄筋径がどの規格になっていても探査できます18かぶり厚の測定

ピッ
探査方向

プローブをゆっくり動かし（５㎝/秒程度）「ピッ」と鳴ったら止めます

かぶり厚が表示されます（単位㎜）

左図の赤○破線部分が鉄筋と平行になるように測定して下さい19

かぶり厚の測定

赤○破線はかぶり厚測定箇所

かぶり厚を測定する際は赤○破線のように鉄筋の中心を測定して下さい20かぶり厚のデータ保存装置が「ピッ」と鳴った後にF2ボタンを押すとかぶり厚が保存され 保存数が増えていきます。

保存方法の切り替え

保存方法の表示取り消しボタン★データ保存の方法は「手動」と「自動」の２種類あります。
自動の場合：装置が「ピッ」と鳴った際にかぶり厚が自動で保存され保存数が増えていきます 。

取消しボタンは保存した１つ前のデータに適用されます。

21

モード設定鉄筋径を設定すると、深モードと浅モードの２種類が選べます。
測定画面でF4ボタンを押して変更します。

浅モードでかぶり厚を測定します。浅モードで測定ができなかった場合は、深モードに切り替えてください。
*深モードの場合、周辺鉄筋の影響を受け測定かぶり厚さが実際のかぶり厚さより小さい値を表示することがあります。

深モードはかぶり厚約80mmからの鉄筋向けです。
(周辺鉄筋の影響を考慮してください)22鉄筋径の推定測定ボタンを押しますP9～14の鉄筋の位置出しを設定画面の状態で行いプローブを鉄筋の真上にF1ボタンを押し、次に初期化をします。 置きます

推定した鉄筋径が表示されます★鉄筋が密集していたり縦筋、横筋が交差する箇所では鉄筋径が大幅に太く推定されます★実測値が60㎜以内であれば鉄筋径の推定ができます★出来るだけ沢山の場所を測定し、その中での最小値を採用してください23鉄筋径推定のデータ保存装置が「ピッ」と鳴った後にF2ボタンを押すとかぶり厚が保存され 保存数が増えていきます。
保存ボタン

ファイル番号の指定

24

データ表示★測定した順番でかぶり厚の表示が本体でできます★測定した順番で推定鉄筋径の表示が本体でできます ★測定データはデータ番号で管理ができます

推定鉄筋径保存用画面もあります25

データ保存★データ保存の方法は「手動」と「自動」の２種類があります。
手動の場合：装置が「ピッ」と鳴った後にF2ボタンを押すとかぶり厚が保存され 保存数が増えていきます。
自動の場合：装置が「ピッ」と鳴った際にかぶり厚が自動で保存され、保存数が増えていきます。
保存方法の切り替え

保存方法の表示取り消 しボタン26

鉄測データリンカー（専用ソフト）★弊社ホームページより無償でダウンロードができます
最新バージョンをダウンロードの上ご使用下さい★バージョンアップも行っておりますのでお客さまのご意見をお聞かせ下さい！！
URL: http://www.kgs-inc.co.jp/27

ー お問合せ先 ー 内容にご不明点が御座いましたら、下記にお問い合わせ下さい。

■ 東京本社〒112-0004 東京都文京区後楽 1丁目2番8号
後楽１丁目ビル8階
TEL 03-6379-0334
FAX 03-6379-0335□ 大阪事業所 〒550-0001

大阪府大阪市西区土佐堀1丁目6番20号
新栄ビル2階
FAX 東京本社に統一
TEL 06-6940-6640

2017年11月版