オシロスコープ用

絶縁型プローブ

INSULATEDPROBE◆ 絶縁型プローブとは What is an insulated probe?
電気自動車や自家発電など、近年益々パワーエレクトロニクス製品が私たちの生活の一部となってきています。
それに伴い、これらパワーエレクトロニクス製品の制御回路の動作観測の必要性が増大しています。しかしながら、電気自動車の計測にはタイヤ、自家発電の計測には家屋と言った具合に、高電圧且つ大地アースに対して絶縁状態におかれている測定対象が多々存在しています。
絶縁型オシロスコープは、こうした大地から切り離された絶縁状態の測定対象物の電圧測定においても、大地と観測者との絶縁状態が保てるように配慮され、正確且つ安全に計測が可能となっています。
一方、測定物とオシロスコープを接続するプローブも、そうした環境下での使用を考慮する必要があります。
万が一、大地に対して絶縁状態で活電部が露出したプローブなどで観測を行うと、大地に立つ観測者が感電する危険が生じてしまうからです。
当社の絶縁型プローブは、こうした危険な環境下でも安全に作業出来るようにプローブ全体が絶縁体で覆われ、耐湿度、耐高温、耐電圧に優れた設計となっています。
In recent years, electronic products such as electric vehicles (EV) and private power generation havebecome more and more a part of our lives. Accordingly, the need to measure the state of control circuits forthese electronic products is on the rise for situations where objects are insulated against high voltage andgrounding (i.e., roofs/tires).
The insulated oscilloscope designed to insulate between the ground and users can yield safe and accurate
measurements. Under these circumstances, it is necessary to also consider the use of insulated oscilloscopeprobes.
In the worst case scenario, if an insulated object is measured by a probe which has live electrical parts on
its surface, the user who stands on the ground is at risk of electric shock.
For these dangerous situations, our new insulated probe covered with insulated materials is designed withexcellent humidity resistance, high temperature tolerance and is able to withstand high voltage.
Stack Insulated Probe

Object to bemeasuredHandheldOscilloscope※プローブ黄色線は絶縁部分。被測定物及び測定機器が大地から離れている場合、絶縁型プローブを使用しないと測定者の体を電流が流れ感電する恐れがあります。また、被測定物のアースが取れていない状態で、接地型の測定器を使うと、絶縁型プローブを使用していても、感電や計測機器等を破損してしまう可能性があるので絶対に避けてください。
※The yellow-line around the probe illustrates the insulation. In the case that both the object to be measured and measuring equipment
are off the ground, measuring the voltage using a normal probe can result in the risk of electric shock for user.

http://www.stack-elec.co.jp

◆ 製品特長◆ Product Characteristics

優れた堅牢性：

最高使用温度 +85℃、使用温湿度 40℃90%RHと過酷な環境下での使用に耐え、ケーブル取り付け部引っ張り強度 60Nと断線・接触不良にも強いタフなプローブです。

Excellent durability：

Operating maximum temperature: +85 degrees ℃. Operating temperature &humidity: 90% RH. Available for use under harsh conditions. Tensile strength atcable mounting section: 60N
This is tough probe that also protects against disconnection/bad connection.

Made In Japan品質：

当社は国内唯一のオシロスコープ用電圧プローブメーカーとして、国内オシロスコープメーカーを始め、世界各国の計測器メーカーへ30年以上に渡りOEM供給してきました。
本製品にも当社の信頼の実績とMade in Japanのものづくりの伝統が息づいています。

Made In Japan quality：

We have been providing OEM production probes to oscilloscope manufacturers inJapan and around the world for more than 30 years. Our excellent quality andappropriately priced insulated probe is based on our long track record of probe
design and production experience, and the tradition of craftsmanship of the Madein Japan mark.

驚きのサイズ：

同クラスの他社絶縁型プローブに比べ、プローブ本体が約2/3程度と非常に小さく、細かな作業でも使い易い設計となっております。

Surprising size：

Compared with other manufacturer's insulated probes, our probe body size isextremely small, at almost two-thirds the size of regular-sized probes. Its simple
compact design allows for detailed measurements.

脅威の使い易さ：

BNCコネクタのカップリング部が回転する為、オシロスコープ本体に取り付けたままでもケーブルのよじれが起こらず使い易い設計となっています。

Simply easy to use：

Coupling parts of the BNC connector can be rotated which means that even if
used in connection with oscilloscope, the cable will not twist.

矢形チップ部ダンピング抵抗：

矢形チップ部へダンピング抵抗を挿入する当社独自の設計技術により、周波数帯域を確保しつつ、オーバーシュート特性も優れた波形再現性が可能となりました。

Embedded damping
resistor in hook clip：

With our unique design which is the insertion of a damping resistor into the hookclip, frequency bands can be maintained and overshooting has been greatlyimproved.

◆ 使用用途◆Applications (with Oscilloscope (handheld))

・製造現場等での高温・高湿環境下での電圧測定

・Measuring voltage at manufacturing sites under hightemperatures and high humidity

・屋外での電圧計測

・Measuring voltage outside

・配電盤、電力計等の計測

・Measuring switchboards and power meters

・自動車等の測定

・Measuring voltage on production lines

・自家太陽光発電等の測定

等・Measuring private solar power generator

http://www.stack-elec.co.jp

◆ 他社オーバーシュート データ比較 (Overshoot data comparison)
他社同等品

導体接触(Ideal contact)(Equivalent product of other company)

17%

STACK IP072

15%

アースリード+矢型チップ使用時(Using with Ground lead and Hook Clip)
他社同等品(Equivalent product of other company)

39%

STACK IP072

14%

オーバーシュート データ比較(Overshoot data comparison)
40
35

他社同等品(Equivalent product)

3025STACK IP072

20151050
Unit : %導体接触(Ideal Contact)

アースリード+矢形チップ使用時(Using with Ground lead and Hook Clip)

他社製品に比べ特性の劣化が半減！より正確な波形観測が可能となります。
Stack succeeded the deterioration of the characteristics decreased by half!
Stack insulated probe makes more correct electric wave measurement possible.
http://www.stack-elec.co.jp

◆ 当社製品スペック(3機種) / Specifications (3 Types)

Unit: mm
IP072 (RoHS)(10:1 1.5m ver.)

IP073 (RoHS)(10:1 2.5m ver.)

IP074 (RoHS)(100:1 1.5m ver.)

100MHz60MHz

100MHz10:1

10:1

100:1入力抵抗/入力容量
Input Resistance/Input Capacitance(※2)

10MΩ/14pF

10MΩ/18pF

10MΩ/4.5pF

適 合 入 力 容 量Matching Input
C a p a c i t a n c e

5pF to 25pF

10pF to 25pF

13pF to 25pF

電V ol

圧e

CAT II 1000V
CAT III 600V

CAT II 1000V
CAT III 600V

CAT II 1000V
CAT III 600V

全L長n)
h

1.5m

2.5m

1.5m

コ ネ ク タ 形 式Connector Type

絶縁型BNC形
Insulated BNC

絶縁型BNC形
Insulated BNC

絶縁型BNC形
Insulated BNC

使用
温度
Temperature (※3)-30℃ to +85℃

-30℃ to +85℃

-30℃ to +85℃

使用
湿H u m i d i

度t y

90% RH@+40℃

90% RH@+40℃

90% RH@+40℃

使A ld

度
e

3000m (Max.)

3000m (Max.)

3000m (Max.)

222

周
波数
特性
B a n d w i d t h (※1)
減衰
Dampinge

用t it

比Ratio

ag(gt

高uLt

汚染度
Pollution Degree

付
属品 矢形チップ及びグランドリード 矢形チップ及びグランドリード 矢形チップ及びグランドリード
Hook clip and ground lead
Hook clip and ground leadA t t a c h m e n t s Hook clip and ground lead
矢形チップ
ダンピング抵抗組み込み
H o o kC l i p Embedded damping resistor

ダンピング抵抗組み込み
Embedded damping resistor

ダンピング抵抗組み込み
Embedded damping resistor(※1) オシロスコープの特性を除く/Excluding Oscilloscope features(※2) 入力抵抗1MΩの測定器との組合せにて/In conjunction with a measuring instrument with an input impedance of 1MΩ
(※3) プローブヘッド及びケーブルアッセンブリー部のみ/Probe Head and Cable Assembly only

製品の仕様及びデザインは予告なく変更される場合がございますので、ご了承下さい。
Please note that design and specification might be changed without notice.