オージオメータ AA-K1A / AA-K1B
仕様 （AA-K1A）

仕検査機能
気導純音聴力検査

検査機能
気導純音聴力検査

気周波数（Hz）
最大（dB）
導最小（dB）

25075−10

検査周波数および検査音レベル（単位:dBHL） 基準等価閾値音圧レベル（単位:dBSPL）

500
90−10100090−10200090−10300090−10400090−10600090−108000
85−101000
6.0

2000
4.5

3000
2.0

4000
5.0

6000
16.0

8000
23.0

基準等価閾値音圧レベル（単位：dBSPL）
周波数（Hz）
音圧レベル

250
21.5

50012.5※基準等価閾値音圧レベルの値は、ISO389-8、ISO389-9に基づいた弊社の測定データによる。
周波数誤差：各周波数とも±2％以内
出力レベル誤差：250Hz〜4000Hz±3dB以内、6000、8000Hz±5dB以内
聴力レベル目盛り：−10〜90dB
聴力レベルの変更：検査レベルアップ／ダウンボタン（上昇：5dBステップ、下降：20dBステップ）
全高調波ひずみ：2.5％以下
自動断続：断続／連続切替可、断続周波数2.2Hz固定
断続器：正または逆切替可
その他の音源ウェイトノイズ：OFF／40dB／60dB 切替可
自動閾値検査検査周波数：250、500、1000、2000、3000、4000、6000、8000Hzの中から任意の周波数の設定が可能
検査音レベル範囲：−10〜60dB、または−10〜各周波数の最大レベルの切替可
1000Hzの再確認：ON／OFF切替可
判定結果：操作部の7セグメントLEDに閾値レベルを表示

選別聴力検査選別項目：気導のみ
検査順序：右1000Hz → 右4000Hz → 左1000Hz → 左4000Hz
判定結果：操作部に2色ランプ表示（緑：所見なし、橙：所見あり）
選別レベル：1000Hz：30dB、4000Hz：30dBまたは40dB
自動選別検査：標準／簡易 切替可 一人のみ測定可
データ入力機能：「所見あり」「、所見なし」RS-232-C出力

別売のプリンタを接続することで、検査結果の印字が可能。または設定の変更によりコンピュータ等へのデータ出力が可能。

環境騒音モニタ

測定可能（緑色表示）1000Hz：30dBSPL未満、4000Hz：40dBSPL未満
測定注意（黄色表示）1000Hz：30dBSPL以上37dBSPL未満、4000Hz：40dBSPL以上50dBSPL未満
測定不可（赤色表示）1000Hz：37dBSPL以上、4000Hz：50dBSPL以上
それぞれ外耳道入口部の臨界帯域音圧レベル相当

受話器

耳覆い形イヤホン：AD-W1

電源

電撃に対する保護の形式による分類：クラスⅡ機器、内部電源機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類：B形装着部
電源
操作部：電池使用時 6Vまたは4.8V（単三電池4本）
ACアダプタ接続時 AC100V 50/60Hz 10VA
受話器：3Vまたは2.4V（単三電池2本）
応答ボタン：3Vまたは2.4V（単三電池2本）（単三電池はニッケル水素電池又はアルカリ乾電池）

気周波数（Hz）
100080最大（dB）
導25最小（dB）

周波数 920MHz帯テレコントロール用及びデータ伝送用無線設備
適合規格 ARIB STD-T108 920MHz帯テレメータ用、大きさ・重さ

操作部：外形寸法 250（幅）× 150（奥行）× 50（高）mm 質量 約600g
受話器：外形寸法 230（幅）× 230（奥行）× 105（高）mm 質量 約560g
応答ボタン：外形寸法 37（幅）× 143.5（奥行）× 28（高）mm 質量 約60g
上記の質量は、電池を除いた全ての部品を含んだ質量

1000
6.0

40005.0※基準等価閾値音圧レベルの値は、ISO389-8、ISO389-9に基づいた弊社の測定データによる。

周波数誤差：各周波数とも±3％以内
出力レベル誤差：1000、4000Hz±3dB以内
聴力レベル目盛り：25〜80dB
聴力レベルの変更：検査レベルアップ／ダウンボタン（上昇：5dBステップ、下降：20dBステップ）
全高調波ひずみ：2.5％以下
自動断続：断続／連続切替可、断続周波数2.2Hz固定
断続器：正または逆切替可

選別聴力検査選別項目：気導のみ
検査順序：右1000Hz → 右4000Hz → 左1000Hz → 左4000Hz
判定結果：操作部に2色ランプ表示（緑：所見なし、橙：所見あり）
選別レベル：1000Hz：30dB、4000Hz：30dBまたは40dB
自動選別モード：標準／簡易 切替可 一人のみ測定可

環境騒音モニタ

AA-K1Aと同一

AA-K1Bの操作パネル

受話器

AA-K1Aと同一

電源

AA-K1Aと同一

通信方式

AA-K1Aと同一

大きさ・重さAA-K1Aと同一

キャリングケース（別売品）
持ち運びにも便利なキャリングケースをご用意しています。
AA-K1A/AA-K1B共通です。
追加用イヤホンセットに付属するケースを接合して、保管、持ち運びもできます。

本体構成品

操作部、受話器、応答ボタン

付属品

通信方式

周波数（Hz）
音圧レベル

40008025

ストラップ
マイナスドライバー
ACアダプタ
単3ニッケル水素電池
（4個）
付き充電器
オージオグラム用紙※
RP-64B※AA-K1Aのみ

主な別売品
11111

イヤーパッドキャリングケース
追加用イヤホンセット
PC接続ケーブル
モバイルプリンタセット
プリンタ接続ケーブル

AD-W1-S32
A A - K 1-S30
A A - K 1-S32
A A - K 1-102
A A - K 1-S33
A A - K 1-103

医療機器認証番号 ＡＡ-K1A：301AABZX00027000
ＡＡ-K1B：301AABZX00028000＊本仕様は改良のためお断りなく変更することがあります。

AA-K1A/K1B

販売名：オージオメータ AA-K1B
類別：機械器具23 聴力検査用器具
一般的名称：コンピュータ制御オージオメータ
JMDNコード：41187000
医療機器分類：管理医療機器 クラスⅡ
特定保守管理医療機器：非該当
修理区分：非特定保守管理医療機器/第2区分
適用規格：JIS T 1201-1：2011 タイプ5、
JIS T 0601-1:2017、
JIS T 0601-1-2:2012、
JIS T 2304:2017、
JIS T 14971:2012

純音聴力測定範囲（単位:dBHL）

オージオメータAA -K1A / AA-K1B

様 （AA-K1B）

販売名：オージオメータ AA-K1A
類別：機械器具23 聴力検査用器具
一般的名称：コンピュータ制御オージオメータ
JMDNコード：41187000
医療機器分類：管理医療機器 クラスⅡ
特定保守管理医療機器：非該当
修理区分：非特定保守管理医療機器/第2区分
適用規格：JIS T 1201-1：2011 タイプ4、
JIS T 0601-1:2017、
JIS T 0601-1-2:2012、
JIS T 2304:2017、JIS T 14971:2012

健診機関や企業内診療所での一般健康診断の選別聴力検査、騒音作業従事者の聴力管理に最適なコンパクトタイプのオージオメータ

世界初※1

フルコードレス
オージオメータ

www.rion.co.jp
本 社・営 業 部

〒185-8533 東京都国分寺市東元町3-20-41
TEL :042-359-7880 FAX:042-359-7441

東 京 営 業 所

〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-8（ユニゾ本郷二丁目ビル）
TEL :03-3818-4133 FAX:03-3818-4140

仙 台 営 業 所

〒982-0015 仙台市太白区南大野田25-13
TEL :022-249-5533 FAX:022-249-5535

西日本営業所〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-5（横山ビル）TEL :06-6363-4133 FAX:06-4797-0111「雇入時健診・定期健診 ※2」対応

お問い合わせ・ご相談は・・・

FAX:048-824-8885（自動判定機能付）（スカイオアシス栄ビル）
東 海リオン（株） 〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-9
TEL :052-954-1733

FAX:052-954-1734

九 州リオン（株） 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5-18
TEL :092-281-5361

FAX:092-291-2847

この製品は当社基準の有害化学物質を含有していない環境にやさしい製品です。
本紙は、環境に配慮した植物油インキを使用しています。

※1 操作部、受話器、応答ボタンのそれぞれが中継器を用いずにワイヤレス接続するオージオメータ。
2020年2月現在（当社調べ）※2 労働安全衛生規則第43条、同規則第44条

自動選別検査機能搭載

東日本リオン（株） 〒330-0062 さいたま市浦和区仲町3-11-2
TEL :048-824-1205

AA-K1A

202002 3K CX

煩わしさと断線の心配がない「フルコードレス」

使いやすさを追求したデザインと機能※1

世界初新開発のワイヤレス受話器※2、ワイヤレス応答ボタンにより、フルコードレスを実現

AA-K1A/AA-K1B
特長

最大3人までの同時検査(手動選別検査時)■ ワイヤレスのため接続コードによる煩わしさがなく、自由受話器と応答ボタンを追加 ※することで、1台の操作部で最大3人度の高い機器配置が可能です。

までの同時検査が可能になります。検査の効率化により検者のもちろん、コードの断線の心配もありません。

負担を軽減できます。

■ 聴力検査室内の被検者に対して、聴力検査室外に設置し※ オプションの購入が必要です。

た操作部から、コードを接続せずに検査が可能 ※3です。
■ 操作部はACアダプタの他、電池でも動作します。受話器や応答ボタンとあわせて「フルコードレス」で使用できる

自動選別検査機能／自動閾値検査機能 ※1

ため、使用場所の自由度が高まります。また、キャリング■「スタートボタン」を押すだけで、自動的に検査が開始されます。

ケース（別売）により、移動や収納も簡単です。

■ 自動選別検査の検査結果（所見あり／所見なし）
は、LED表示に※1 操作部、受話器、応答ボタンのそれぞれが中継器を用いずにワイヤレス接続するオージオメータ。2020 年 2 月現在（当社調べ）

より簡単に確認できます。また、自動閾値検査の検査結果は、※2 耳覆い形イヤホン

ボタン操作により各周波数の閾値を表示できます。

※3 当社製小型聴力検査室において、操作部を聴力検査室の窓を隔てて約５ｍ以内に設置した場合。
ただし、シールド仕様の聴力検査室など環境により使用できない場合があります。

■ 自動選別検査には、検査の正確性を向上させる「練習音提示機能」を搭載しています。
■ 検査音の提示間隔は、被検者の応答速度に応じて自動的に変使いやすさへのこだわり化します。また、被検者の応答方法が適切でない場合は、検者にお知らせする機能を搭載しています。検査効率を高める当社

自動調整
手 早く簡 単 な 装 着 で 正 確 な測定が可能です。

安心・安全
被 検 者・検 者 のためにエッジを取り除きました。

カバーが目隠しに対面の検査時に、検者の手元を被検者から隠します。

高い操作性
操作ボタンとランプは、検査の種類ごとに整理してレイアウトしました。

押しやすい
手の大きさにかかわらず握りやすく、また、机などに置いた際も安定するため、手や指の不自由な方でも安心です。

持ちやすい

ストラップホール
検査時の落下防止のため、付属のストラップを取り付けることができます。

AA-K1A独自の検査機能です。

底面は持ちやすい形状のため、持ち運び時も安心です。また、
当 社 従 来 製 品（ A A - 5 8 ／AA-57）と比べ、体積を40%、重さを60％削減しています。

※1 AA-K1A のみ

その他の機能■ 検査データ出力機能※1※■ 環境にやさしく、低ランニングコスト院内の上位システムへ検査データの送信が可能

充電池と充電器を付属。乾電池使用時と比べ、電です

池の廃棄を大幅に削減するとともに、ランニング※2。なお、当社従来製品（AA-58）を接続しているシステムでは、追加作業は不要※3です。

コストを抑えることが可能です。

※ 1 AA-K1A のみ※ 電池代および電気代（当社算出基準による）※ 2 専用ケーブルおよび処理用プログラムは別途ご用意ください。
※ 3 専用ケーブルは別途ご用意ください。

■ 環境騒音モニタ
環境騒音が検査に与える影響を3段階（3色）のLED ランプで表示します。
■ 快適装着を実現した受話器オージオメータの受話器として「耳覆い形イヤホン」を初めて ※ 採用。当社従来製品（AA-58／AA-57）と比べ、耳への圧迫感が少ない構造のため、快適な装着感を実現しています。
※ 当社製オージオメータ標準付属の受話器として■ 便利な機能を搭載
・「スタンバイ機能」と「オートパワーオフ機能」を搭載。電池の消耗を抑えます。
・ 操作部で、受話器と応答ボタンの通信状態と電池の消耗状態を把握することができます。
・ 定期／雇入は、ワンタッチで切り替えが可能です。
・ 検査条件は、使い方により測定周波数や初期検査モードなどを自由に設定できます。
・ 専用プリンタ（オプション）を接続可能※です。
※ AA-K1Aのみ