総合治療用電気刺激装置

ジーテス

取扱説明書

株式会社ホーマーイオン研究所
東京都 渋谷区 神泉町17番2号
オハヨーニサンキュウ

お客様相談室0120 - 084239※商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。

HI - d24 -15

安全上の注意
目次
ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いくだ
さい。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の
人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、
「危険」
「警告」
「注意」の3つに区分しています。

危険
植込み型電子機器（例えば、ペースメーカ）を装着した患者に、最初に専門医の医学的検知が得られない場合には、適用してはならない。
【電気刺激が植込み型電子機器に影響を及ぼす可能性があるため】
その他、医師が不適当と診断した患者。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
「危険」：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

「警告」：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
「注意」：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う
可能性及び物質的損害のみの発生が想定される内容。

警告
刺激を、頭部を交差させたり通過させたり、直接目に当てたり、口に当てたり、けい（頸）部の前面に[ 特に、けい（頸）動脈洞] に当てたり、もしくは胸郭と背中上部に、又は心臓を横切るように電極を配置した電極間に適用しないこと。
【頭部または心臓をまたぐ電気刺激の影響は、解明されていないので、使用を控えること。】
弊社及び弊社指定の修理業者以外は本器の分解、修理及び改造は行わないこと。
【分解や改造は、感電等の事故を誘発する可能性があるため行わないこと。
】

絵表示の例
記号は、
警告･注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。

電気メス（電気手術器）との同時接続は、刺激装置の電極位置で人体にやけど（火傷）をひ（惹）き起こし、かつ、刺激装置を故障させるおそれがある。
【他の機器との併用は誤作動を起こす恐れがあるため使用禁止。】

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

超短波治療器、短波治療器又はマイクロ波治療器との接近した操作（たとえば、1m）は、刺激装置の出力を不安定にするおそれがある。
【電磁波機器との近接は機器の誤作動を起こす恐れがあるため使用禁止。】

記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

胸部近辺での電極の装着は、心細動の危険を増大させることがある。
【電気刺激が心細動に影響する可能性が否定できないため。】※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

電撃の危険を回避するために、この機器は保護接地を備えた電源（商用）だけに接続すること。
【医用電源を使用し、感電等を防止するため。】
ESD警告マークで識別したコネクタは、静電気の影響を受ける。該当コネク
タに触る前には人体に帯電している静電気を接地された金属などに触れて放電すること。
ESD警告マーク及び放電方法は、関係者全員に説明すること。
【静電気による機器への影響を回避するため。】

目次
目次●機器本体および付属品名称 ……………………………………………………… 3

2.確認画面 ……………………………………………………………………… 23●本体各部の名称 ……………………………………………………………………… 5

3.出力調整 ……………………………………………………………………… 24●ベルト電極・接続コード・パッド導子各部の名称 ………………………………… 6

4.設定変更（通電中） …………………………………………………………… 25●B-SESベルト電極使用時の操作方法 …………………………………………… 7

5.治療終了 ……………………………………………………………………… 25

・使用目的 ………………………………………………………………………… 7

6.パッド導子（部位症状）の治療例 …………………………………………… 26

1.機器の準備 ………………………………………………………………… 7

7.省電力機能 …………………………………………………………………… 26

2.B-SESベルト電極の準備 ………………………………………………… 7●「自由選択」の設定方法 …………………………………………………………… 27

3.B-SESベルト電極の装着 ………………………………………………… 9

1.治療方法の選択 ……………………………………………………………… 27

4.電源スイッチ ……………………………………………………………… 10

2.出力調整 ……………………………………………………………………… 28

・B-SESベルト電極のご使用方法 ……………………………………………… 11

3.設定変更（通電中）…………………………………………………………… 29

1.B-SES治療方法の選択 ………………………………………………… 11

4.治療終了 ……………………………………………………………………… 30

2.モード選択について ……………………………………………………… 11

5.省電力機能 …………………………………………………………………… 30

3.患者設定および確認 …………………………………………………… 12●基本設定 …………………………………………………………………………… 31

4.出力調整 ………………………………………………………………… 12

1.B-SES基本設定 ……………………………………………………………… 31

5.設定変更（通電中） ……………………………………………………… 14

2.パッド導子基本設定 ………………………………………………………… 31

6.治療終了 ………………………………………………………………… 15

3.日時設定 ……………………………………………………………………… 32

7.省電力機能 ……………………………………………………………… 15

4.SDカードフォーマット ……………………………………………………… 33

・使用後のベルト電極のお手入れ方法 ………………………………………… 16●患者情報 …………………………………………………………………………… 34…………………………………………… 16

・患者情報の機能 ……………………………………………………………… 34

2.ベルト電極シートのお手入れ方法 ……………………………………… 16

1.患者IDの登録方法 ……………………………………………………… 34●クイック通電の操作方法 ………………………………………………………… 17

2.患者情報の選択 ………………………………………………………… 36●パッド導子使用時の操作方法 …………………………………………………… 19

3.患者情報の削除 ………………………………………………………… 39

・使用目的 ………………………………………………………………………… 19

4.患者IDの削除 …………………………………………………………… 41

1.機器の準備 ……………………………………………………………… 19

メッセージ、エラー表示 ……………………………………………………………… 42

2.パッド導子の準備 ……………………………………………………… 19●メンテナンス画面について ……………………………………………………… 43

3.パッド導子の固定 ……………………………………………………… 20

1.メンテナンス画面 ……………………………………………………… 43

4.電源スイッチ……………………………………………………………… 20

2.ベルト電極チェックについて …………………………………………… 43●「部位症状」の設定方法 …………………………………………………………… 21

3.パッド導子チェックについて …………………………………………… 45

1.パッド導子治療方法の選択 ………………………………………………… 21

修理を依頼される前に ……………………………………………………………… 47

1.ベルト電極のお手入れ方法

保証規定 ……………………………………………………………………………… 47
12

機器本体および付属品名称

8

9

11

12

10

1

2

3
13

4

1 機器本体5

6

付属品●ベルト電極2 ベルト電極 小2本 （周経：約45cmまで推奨）
3 ベルト電極 中2本 （周径：約70cmまで推奨）
4 ベルト電極 大１本（周径：約１00cmまで推奨）
5 中継ケーブル 4本
腰2本（紫）、膝上（オレンジ）、足首（グレー）6 ベルト電極用接続ケーブル 2本
膝上（オレンジ）、足首（グレー）7 ベルト電極シート
小 20枚 中 20枚 大 10枚
8 抗菌通電液「クリーンパワー」

7
小

1台

中

●パッド導子
9 パッド導子 ＋導子（大） 1個
10 パッド導子 −導子（小） 2個
11 パッド導子固定用バンド
大 １本 小 ２本

大

3

4

●その他
12 専用SDカード １枚
13 ・電源コード ※・添付文書
・取扱説明書・保証書
・専用カート・中継ケーブル膝上（クイックモード用オレンジ） 1本※専用カートとセットで購入の場合は、カートに電源コードが組み込まれていますので、付属されていません。
※商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。

本体各部の名称
1 タッチパネル式液晶
2 治療出力表示ランプ

3 イルミネーションランプ
4 メインボリューム

ベルト電極・接続コード・パッド導子 各部の名称
5 治療出力端子

9 電源ヒューズボックスカバー

6 SDカード差込口
7 電源スイッチ
8 電源コードコネクタ

10 カート用ネジ穴

3 面ファスナー

1

3

前面

4

6

背面

L

腰

パッド導子

＋

R

膝上

足首

ベルト電極

メモリー

大、中、小

1 ベルト電極プラグ
2 電極（導電性シリコンゴム）

2

5

ベルト電極

7

入

切

電源電圧
電源入力
定格周波数

100 -240V
2.0 -1.5A
50 - 60Hz

1
3

2

中継ケーブル（腰、膝上、足首）
1 中継ケーブル プラグ
2 中継ケーブル ソケット2

1

1

ベルト電極用接続ケーブル（膝上、足首）
1 接続ケーブル プラグ
2 接続ケーブル ソケット

8
2

パッド導子
裏面

10

大、小

1 パッド導子 プラグ

1

9

5

6

B-SESベルト電極使用時の操作方法
使用目的

注・廃用性筋萎縮の予防
・筋緊張の抑制効果
・筋力強化
・有酸素運動の代用
・筋収縮と弛緩による代謝、循環の促進

タッチパネル液晶画面の取扱いについては、以下の点に注意してください。故障の原因となります。

・指以外のもので操作しないでください。硬いもので押したり、ひっかいたりしないでください。
・画面を強く押したり、強い衝撃を与えたりしないでください。
・表面が汚れた場合は、脱脂綿またはやわらかい布で拭き取ってください。

背面部

1 機器の準備

紫1-1 機器本体を平らな安定した場所に置いてください。

L

1-2 付属の専用SDカードを本体 背面のメモリー（SD
カード差込口）に挿入します。

腰

オレンジ
パッド導子

＋

R

膝上

足首

ベルト電極

グレー

メモリー

1-3 電源コードを本体背面の電源コードコネクタに接続し、電源プラグをコンセント（AC100V）に差し込みます。
1-4 中継ケーブルを本体 背面の治療 用端 子に接続します。治療出力端子部の表示に合わせて接続してください。

1-2

ベルト電極用
接続ケーブルの腰を接続します※）SDカードの抜き差しは、必ず電源スイッチをOFFにした状態で行なってください。

紫※）静電気は人体や衣類に帯電しています。機器の準備を行う前に金属物に触れるなどして、必ず静電気を逃がしてください。

入切ベルト電極用
接続ケーブルの膝上を接続します

オレンジ

電源電圧
電源入力
定格周波数

100 -240V
2.0 -1.5A
50 - 60Hz

1-3ベルト電極用
接続ケーブルの足首を接続しますグレー

1-4

2 B-SES ベルト電極の準備
2-1 ベルト電極にベルト電極シートをセットして、抗菌通電液「クリーンパワー」または、ぬるま湯や水を充分に浸透させ、余った水分をタオルで拭き取ってください。
2-2 電源スイッチを「入」にすると、液晶画面が表示され、使用準備の完了です。
SDカード未挿入時は、「SDカードエラー」画面が表示されます。
背面部

電源スイッチ7意8B-SESベルト電極使用時の操作方法
3 B-SES ベルト電極の装着

注

3-1 ベルト電極を下図のように巻きます。

・適用サイズを超えて無理に使用したり、●ベルト電極の適用サイズ表

ベルトをきつく締めすぎないでください。
虚血及び、ベルト破損の恐れがあります。

3-2 通電部分を必ず素肌に密着させてください。
3-3 ベルト電極用接続ケーブルとベルト電極の接続は、ベルト電極用接続ケーブルの表示に合わせて
Lに左側（緑）、Rに右側（青）のベルト電極を接続してください。腰に左右はありません。

背面部

紫

オレンジ

L

ベルト電極

腰

パッド導子

＋

R

膝上

足首

ベルト電極

メモリー

切

電源電圧
電源入力
定格周波数

100 -240V
2.0 -1.5A
50 - 60Hz

ベルト電極
中 または 小くなるようにセットしてください。電極部分が直接肌に触れると、やけどなどの原因となる場合があります。
ベルト電極シートは、かるく伸ばしながらベルト電極にセットしてください。巻いた時にベルト電極シートのたわみが大きくなり、素肌への密着不良の原因となる場合があります。

右： 青

意

面ファスナー・9

周径：約70cmまで

小周径：約45cmまで

L※）ベルト電極の接続ケーブルのコネクタ部は上向きでも下向きでも、どちらでもご使用いただけます。

・ベルト電極シートは、面ファスナーが見えな

中背面部※）正しく接続してください。治療効果が正しく得られない場合があります。

注

周径：約100cmまで

下肢全体に安定した出力を得るために、基本的に治療は臥位にて実施してください。筋収縮は筋が短縮していると強く、伸張していると弱くなります。目的の筋を収縮させたい場合は、それぞれに合う姿勢にて、実施してください。

電源スイッチを「入」にすると、液晶画面が表示され、使用準備の完了です。SDカード未挿入時
は、「SDカードエラー」画面が表示されます。

小適用推奨サイズ大

治療時の姿勢の特徴

入4 電源スイッチ

ベルト電極

ベルト電極の種類

グレー

大 または 中

左： 緑

意

10

腰

電源スイッチ

パッド導子

＋

R

膝上

足首

ベルト電極

メモリー

入

切

電源電圧
電源入力
定格周波数

100 -240V
2.0 -1.5A
50 - 60Hz

B-SESベルト電極のご使用方法
3 患者設定および確認

1 B-SES治療方法の選択「メイン」
画面でB-SES治療モードの
「筋ト
レ」
「代謝」
「筋トレソフト」を目的に応じて選択します。

3-1 「確認」タブで「治療時間」
「 音量」

2

「クイック通電」の設定を確認します。基本設定画面で設定された内容が表示されます。

1※）「基本設定」
については、
P. 31参照。

12

3-2 メインボリュームを押して治療を開
始します。

3

4
5
6

番号

ボタン/ 表示1

B-SESモード選択

2

基本設定

説

メインボリューム

明

「筋トレ」
「代謝」
「筋トレソフト」から選択します。
「基本設定」画面が表示され、音量などの初期設定が行えます。

注意

タッチパネル液晶画面の取扱いについては、以下の点に注意してください。故障の原因となります。
指以外のもので操作しないでください。硬いもので押したり、ひっかいたりしないでください。
画面を強く押したり、強い衝撃を与えたりしないでください。
表面が汚れた場合は、脱脂綿またはやわらかい布で拭き取ってください。

・・・

2 モード選択について

番号

表

説

示

1

治療状態表示「メイン」画面で選択したモード名が表示されます。

2

患者 情 報 入 力「患者情報」画面が表示され、患者情報の「登録」、「選択」、「削除」ができます。

3

患者ID表示「患者情報」から呼び出された患者IDが表示されます。

4

治療時間設定基本設定画面で初期設定を変更できます。
「ー」「＋」ボタンで変更します。5〜50分までの5分単位での変更が可能です。

5

音量設定

基本設定画面で初期設定を変更できます。
音量は無音の「OFF」および「LOW」「HIGH」があります。

6

クイック通電左右2本のベルトのみで簡単に通電が行えるモードです。

治療時間は5分単位で調整できます。

モード/ ボタンリハビリ内容筋トレ

筋力トレーニング

説

代謝

有酸素運動

4Hzの筋の単収縮を行います。エネルギー代謝や糖代謝の促進を目的とした運動の代用モード。

筋トレソフト筋力トレーニング

20Hzの連収縮で筋の強縮を3秒間行い、2秒間休止する
パターンを繰り返します。
廃用モードで呼吸を止めてしまう
患者にも対応可能な筋力トレーニングのモード。

11※）「基本設定」
については、
P. 31参照。

明

20Hzの連収縮で筋の強縮を５秒間行い、2秒間休止する
パターンを繰り返します。

明

4 出力調整4-1 出力調整（全体）
メインボリュームを筋肉運動がおきるくらいまで上げてください。
通電を開始すると治療表示ランプが黄色に点灯します。

12

治療出力表示ランプ

メインボリューム

B-SESベルト電極のご使用方法（個別）
4-2 出力調整「大腿 左」「大腿 右」の出力調整を、「−」「＋」
ボタンで行います。
次に「下腿 左」
「下腿 右」の出力と同様に調整します。

※）筋トレと筋トレソフトでは、周波数が20Hzになった段階で最終的な出力強度を調整してください。

10

記録

1
2

3

4

8

記録中

ブルー点滅

記録中は「記録中」が点滅します。

記録

オレンジ

記録後は、
「記録」のボタンがオレンジに変化します。
再記録は可能ですが、電流値は上書きされます。

オレンジ

出力ロック状態です。
メインボリュームや出力調節ボタンを操作しても出力は上がりません。
下げることは可能です。

5

6
7

8

※）治療中は右の画面が表示されます。
出力強度は基本的に患者の耐えられる最大の強さに合わせます。
過去出力値を記録した場合はその値を参考に出力強度を調整してください。
※）通電中の出力値を記録したい場合は「記録」ボタンを押します。

漸増的強度
出力強度は出力値を確認し、治療開始時 → 治療2日目 → 3日目と前回の値以上に出力を徐々に上げ、漸増的に患者の耐えられる最大限の強さに運動負荷強度を上げるようにしてください。
筋萎縮の著しい方、
電気刺激に慣れていない方は、代謝モードから慣らすと導入しやすいこともあります。

9

9

押してから14秒間の電流値を記録します。
記録した電流値は、患者情報から呼び出しができます。

出力ロック解除です。

10

設定変更

「設定変更」画面が表示され、音量の設定変更ができます。

5 設定変更（通電中）

4

通電中画面で、「 設 定変 更」のボタンにタッチすると右の画面が表示され、音量の設定変更が可能です。

1
2
3

番号

ボタン/ 表示1

治療状態表示設定されたモード名、治療時間、周波数が表示されます。

2

通電部位名称「大腿 左」「大腿 右」「下腿 左」「下腿 右」。

3

出力値表示

現在治療中の電流値が表示されます。

最大/選択

患者情報から呼び出された電流値が表示されます。
最大(mA)：各部位毎の過去最大電流値を表示します。
選択(mA)：選択した過去の電流値を表示します。

4

説

明

5

出力レベル表示

現在の出力をレベル表示します。
「−」「＋」で部位別の出力調節が可能です。

6

本体出力強度本体からの出力を%で表示します。

7

最大 / 選択番号

ボタン/ 表示1

治療状態表示設定されたモード名、治療時間が表示されます。

2

治療時間設定治療時間の設定変更はできません。

3

音量設定

音量は無音の「OFF」及び「LOW」「HIGH」があります。

4

設定終了

設定変更の終了時にタッチしてください。
「通電中」画面に戻ります。

機※）この画面で5秒間、何も操作がない場合、自動的に「通電中」画面に戻ります。

④の表示を「過去最大値」と「過去選択値」で順に切り替えます。

13

能

14

B-SESベルト電極のご使用方法

使用後のベルト電極のお手入れ方法

6 治療終了1 ベルト電極のお手入れ方法
ベルト電極シートを取り外して、滅菌・洗浄する事ができます。
ガス滅菌および、
使用毎のエタノールでの拭き取りによる洗浄を実施することを推奨します。

6-1 治療終了画面
治療が終了すると右の画面が表示されます。
「OK」ボタンをタッチすると「メイン」画面に戻ります。

注

意・ベルト電極コネクタ内に水分を入れないようにしてください。万一入った場合は、十分に乾燥させて6-2 ベルト電極の取り外し
ベルト電極とベルト電極用接続ケー
ブルを外し、
ベルト電極接続ケーブ
ルを本体から外してください。

から使用してください。

2 ベルト電極シートのお手入れ方法

6-3 本体とベルト電極の保管
本体は、電源コード及びベルト電極を外して保管してください。
ベルト電極の取り扱いについては、
P.16「使用後のベルト電極のお手入
れ方法」
を参照してください。

患者の衛生管理に応じて以下を実施することを推奨します。
① 交換

消耗での交換目安は電極シートが起毛したりヨレるなどして面ファスナーとの接着が弱まった場合や、一部破れが生じ使用に支障をきたす場合、水分を充分に含まない場合。

② 衛生対策種類

注

意・ベルト電極やベルト電極用接続ケーブルを外す時は、ケーブルを持たずに必ず先端のコネクタを持って取り外してください。破損や断線の原因となります。
・電源プラグを引き抜く時は、電源コードを持たずに必ず電源コードコネクタや、電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。

・・・ガス滅菌を推奨。
「滅菌」
・・・抗菌通電液「クリーンパワー」の塗布、若くは次亜塩素酸による洗浄。
「除菌」
・・・アルカリ洗剤での手洗いまたは洗濯機での実施を推奨。
「洗浄」③使用毎の衛生対策

抗菌通電液「クリーンパワー」の塗布、もしくは消毒用エタノールでの拭き取り。

注

7 省電力機能「通電中」以外の画面で、操作しない状態が10分間経過した場合は、液晶画面の表示が消え省電力モードに入ります。この時、治療出力ランプが紫色に点滅します。復帰させるには、メインボリュームを押します。
「メイン」画面が表示されますので、操作を開始してください。

15

意・鋭角に折り曲げないでください。内部の基板や配線が断線する恐れがあります。
・ベルト電極に使用しているシリコンゴムは裂けやすいので、キズをつけないように注意ください。
破損の原因となります。
・ベルト電極の本体及びコードを強く引っ張らないでください。破損の原因となります。
・分解しないでください。

16

クイック通電の操作方法
クイック通電モードは、左右2本のベルトのみで行えるモードです。

4※B-SES 治療モードと同等の効果が得られるモードではありません。
※左右の筋収縮に差異が生じても調整する事はできません。
1

ベルト電極を下図のように巻きます。

2

通電部分を必ず肌に密着させてください

3

ケーブルは腰用中継ケーブル（紫）、膝上用中継ケーブル（オレンジ）を使用してください。
中継ケーブルは ベルト電極の左右どちらに接続しても結構です。

5

接続例

背面部

紫

L

腰

オレンジ

クイック通電を実 施するB - SES
治療モードを選択してください。

4

クイック通電をONにする。

オレンジ
パッド導子

＋

R

膝上

足首

ベルト電極

メモリー

入

切

電源電圧
電源入力
定格周波数

100 -240V
2.0 -1.5A
50 - 60Hz

5

紫

ベルト電極
中 または 小1718

パッド導子使用時の操作方法
使用目的

・筋緊張の緩和・神経因性疼痛

2-4 電源スイッチを「入」にすると、・痙性抑制・選択的筋力強化
・侵害受容性疼痛 ・麻痺（促通法）

1 機器の準備
1-1 機器本体を平らな安定した場所に置いてください。

紫1-2 付属の専用SDカードを本体背面のメモリー（SDカー
ド差込口）に挿入します。

L

1-3 電源コードを本体背面の電源コードコネクタに接続し、電源プラグをコンセント（AC100V）に差し込みます。

腰

オレンジ
パッド導子

＋

R

膝上

足首

ベルト電極

※）静電気は人体や衣類に帯電しています。機器の準備を行う前に金属物に触れるなどして、必ず静電気を逃がしてください。

腰

膝上

足首

電源スイッチ

ベルト電極

メモリー

入

切

電源電圧
電源入力
定格周波数

100 -240V
2.0 -1.5A
50 - 60Hz

ター」の設定をします。

入

メモリー

切

電源電圧
電源入力
定格周波数

100 -240V
2.0 -1.5A
50 - 60Hz1
1-2

パッド導子の
L（紫）を
接続します

紫

パッド導子の
オレンジを
接続します

オレンジ

1-3

パッド導子のR（グレー）を接続しますグレー※）パッド導子を3本接続し、2本のみ治療に使用した場合、使用していない電極に触れますと通電しますのでご注意ください。
また、
パッド導子を2本のみ本体に接続した場合はパッドヒーターは作動しません。

2 パッド導子の準備
2-1 導子布面にぬるま湯または水を充分に中まで浸透させ、柔らかくなってから、しずくが落ちない程度に水分をしぼります。

注

R

2-5 「メイン」画面で「パッドヒー

グレー

1-4 パッド導子治療出力端子接続用コネクタを本体背面の治療出力端子に接続します。治療出力端子部の表示に合わせて接続してください。

※）SDカードの抜き差しは、必ず電源スイッチをOFFにした状態で行なってください。

＋

パッド導子

L

液晶画面が表示され、使用準備の完了です。SDカード未挿
入時は、「 SDカードエラー」画面が表示されます。

背面部

背面部

意

・導子に水分がないと通電しません。
・使用する全ての導子に水分を充分浸透させてください。
・導子コネクタ内に水分を入れないようにしてください。

万一入った場合は、十分に乾燥させてから使用してください。

● パッドヒーターの使用準備

番号

ボタン/ 表示1

パッドヒーター説

明

現在のパッドヒーターの状態を表示します。
ボタンを押す毎に「OFF」「ON」
が切り替ります。
パッドヒーターを使用
する場合は
「ON」
にしてください。
再度、
押すと
「OFF」
になります。
「ON」に切り替った後、10分経過すると自動的に「OFF」に切り替ります。

※）パッドヒーター「ON」設定時に「基本設定」ボタン（P.31参照）をタッチして初期設定をして「メイン」画面に戻ると、パッドヒーターは自動的に「OFF」になります。

3 パッド導子の固定
3-1 パッド導子固定用バンドは固定する部位に応じて使いわけてください。
3-2 パッド導子の布面を治療部位（肩・腰など）に直接固定します。
3-3 付属のパッド導子固定用バンドは使用部位にあらかじめ巻いて、その隙間にパッド導子を挟み込みます。
肩など固定しにくいところは、バンドをタスキかけにして密着させるか、
衣類と肌の間に挿入して密着させます。

注

意

パッド導子を使用する際には、必ず素肌に密着させてご使用ください。

2-2 パッド導子のパッドヒーターを使用する事で、治療前にベルトを温める事ができます。パッド
導子の治療では、「ON」“
してから約10分後”、“通電開始時”に自動でパッドヒーターが止まります。
2-3 パッド導子治療出力端子接続用コネクタを本体背面の治療出力端子に接続します。治療出力端子部の表示に合わせて接続してください。
19

4 電源スイッチ

背面部（パッドヒーターを使用していない場合）

L

電源スイッチを「入」にすると、液晶画面が表示され、使用準備の完了です。SDカード未挿入時
は、「SDカードエラー」画面が表示されます。
20

腰電源スイッチ

パッド導子

＋

R

膝上

足首

ベルト電極

メモリー

入

切

電源電圧
電源入力
定格周波数

100 -240V
2.0 -1.5A
50 - 60Hz

「部位症状」の設定方法
1 パッド導子治療方法の選択

注3

1-1 「メイン」画面でパッド導子治療モードの「部位症状」を選択します。
※）「基本設定」については、P.31参照。

注ボタン/ 表示

1

部位症状

2

パッドヒーター3

基本設定「部位症状」では、治療中に組み合わせパターンの変更はできません。

1-4 部位症状パターン一覧

意部位

通電中のパッドヒーターの連続使用はしないでください。
高温になりやすいため低温やけどの可能性があります。
番号

意

1
2

首筋・肩

症状

時間

筋緊張

10分

たたく速さを変えながら気持ちよくもみほぐします。

侵害受容性疼痛

10分

筋肉運動を抑えて、すばやく痛みをやわらげます。

神経因性疼痛12分

交感神経を抑制し、すばやく痛みをやわらげます。

特徴

筋緊張

12分

筋肉運動を適度に与えてもみほぐします。

侵害受容性疼痛

15分

痛みをすばやくやわらげ、その効果を持続させます。

「部位症状」
を選択します。

神経因性疼痛15分

交感神経を抑制し、すばやく痛みをやわらげます。

現在のパッドヒーターの状態を表示します。
ボタンを押す毎に「OFF」「ON」
が切り替ります。
パッドヒーターを使用
する場合は
「ON」
にしてください。
再度、
押すと
「OFF」
になります。
「ON」に切り替った後、10分経過すると自動的に「OFF」に切り替ります。

筋緊張

10分

段階的に筋肉マッサージを行いもみほぐします。

侵害受容性疼痛

10分

筋肉運動を抑え、痛みをやわらげます。

神経因性疼痛12分

交感神経を抑制し、すばやく痛みをやわらげます。

廃用

10分

廃用性筋萎縮を改善・予防します。治療時間は変更可能です。

15分

麻痺した神経の回復を促し同時に筋肉の衰えをふせぎます。

筋緊張

10分

段階的に筋肉マッサージを行いもみほぐします。

侵害受容性疼痛

15分

即効的に痛みをやわらげ、その効果が持続させます。

神経因性疼痛13分

交感神経を抑制し、すばやく痛みをやわらげます。

廃用

20分

廃用性筋萎縮を改善・予防します。治療時間は変更可能です。

15分

麻痺した神経の回復を促し、同時に筋肉の衰えをふせぎます。

筋緊張

10分

関節は筋肉組織が少ないので血液等の流れを主にしたパターンです。

侵害受容性疼痛

10分

うずきを抑えて、すばやく痛みをやわらげます。

神経因性疼痛12分

交感神経を抑制し、すばやく痛みをやわらげます。

ソフト

16分

精神的な疲れを癒し、リラックスすることを主としたパターンです。

ハード

15分

神経的な活性を促すパターンです。

説

明

腰

上肢

「基本設定」画面が表示され、音量などの初期設定が行えます。

麻痺

1-2 「部位症状」
画面で部位を選択します。
※）部位を選択後、該当する症状のボタンが表示されます。

下肢

麻痺
肘・膝

1-3 「部位 症状」画面で症状を選択し、自律神経

右上の「次へ」をタッチします。

※1）

※1）

・

※1） 「症状」を「麻痺」に選択した場合、求心性の刺激及び極性に応じた作用（○興奮性）＋を行う目的で治療出力端子の中央が−極性に、左右が＋極性に自動的に切り替わります。

※）部位を選択後、該当する症状のボタンが表示されます。
組み合わせパターンについては、部位症状パターン一覧を参照ください。

・収縮中のパターン時に随意的に動かす合図として音が鳴ります。

「音量」が「OFF」場合や、「音選択」の「治療音」をOFFにした場合(基本設定画面)はこの音は鳴りません。

21

22

「部位症状」の設定方法
2 確認画面

3 出力調整タブで「治療時間」「パッドヒーター」「音量」の設定を確認します。
基本
2-1 「確認」
設定画面で設定された内容が表示されます。

1
2
3
4

治療出力表示ランプ

メインボリュームを回します。
出力は徐々に強くし、気持ちの良い強さにします。
はじめは少し強く感じるところまでメイン
ボリュームを回し、そこから少し戻した強さが適切な強さです。部位によっては筋肉の運動がおこるまでメインボリュームを回してください。
治療中は右の画面が表示されます。
通電を開始すると治療表示ランプが黄色に点灯します。

メインボリューム

6
1

2

2

3
4
7

番号

ボタン/ 表示1

治療状態表示2

治療時間表示3音量設定

4

パッドヒーター

説明

番号ボタン/ 表示「部位症状」画面で選択したモード名が表示されます。

1

治療状態表示「部位症状」画面で選択したモード名が表示されます。

選択したモードで指定された治療時間が表示されます。
※）症状が廃用の場合は、「基本設定」画面で変更が可能です。

2

通電部位名称

「L」
「R」。

3

出力レベル表示

現在の出力をレベルで表示します。
「−」「＋」で部位別の出力調節が可能です。

4

本体出力強度本体からの出力を%で表示します。

基本設定画面で初期設定を変更できます。
音量は無音の「OFF」および「LOW」「HIGH」があります。
現在のパッドヒーターの状態を表示します。
ボタンを押す毎に「OFF」「ON」
が切り替ります。
パッドヒーターを使用する場合は「ON」にしてください。
再度、
押すと
「OFF」
になります。
「ON」に切り替った後、10分経過すると自動的に「OFF」に切り替ります。

※）「基本設定」
については、
P. 31参照。

注

5

オレンジ

出力ロック状態。
メインボリュームや出力調節ボタンを操作しても出力は上がりません。
下げることは可能です。

6

設定変更

7

パッドヒーター「設定変更」画面が表示され、音量の設定変更ができます。
現在のパッドヒーターの状態を表示します。
ボタンを押す毎に「OFF」「ON」
が切り替ります。
パッドヒーターを使用する場合は「ON」にしてください。
再度、
押すと
「OFF」
になります。
「ON」に切り替った後、10分経過すると自動的に「OFF」に切り替ります。

2-2 メインボリュームを押して治療を開始します。

メインボリューム

23

明

出力ロック解除。

意

通電中のパッドの連続使用はしないでください。
高温になりやすいため低温やけどの可能性があります。

説

24

5

「部位症状」の設定方法
4 設定変更（通電中）
通電中画面で、「設定変更」ボタンにタッチすると右の画面が表示され、音量の設定変更が可
能です。

4
1

6 パッド導子（部位症状）の治療例
筋緊張の緩和・侵害受容性疼痛・神経因性疼痛
1 導子の装着

22 部位と症状のモードを選択

状態や疼痛の原因に応じてモードを選択する。

※）同一患者でも実施日の状態に合わせ変更する（イラスト）
左から、

3

首筋・肩

＋を神経根（首・腰） −を疾患部位の直上
番号ボタン/ 表示説

明1

治療状態表示2

治療時間表示 / 設定

3

音量設定

音量は無音の「OFF」及び「LOW」「HIGH」があります。

4

設定終了

設定変更の終了時にタッチしてください。
「通電中」画面に戻ります。

※）アロディニアがある場合は発症していない神経直上筋緊張※）この画面で5秒間操作がない場合、自動的に「通電中」画面に戻ります。

注

意

通電中のパッドヒーターの連続使用はしないでください。
高温になりやすいため低温やけどの可能性があります。

上肢

侵害受容性疼痛

単部位の痙性抑制

1 導子の装着

1 導子の装着を神経根（首・腰）を筋緊張している拮抗筋

筋強化する筋の起始・停止点2 部位と症状のモードを選択
3 出力強度

下腿

神経因性疼痛治療出力は気持ちよく感じるところで実施。
神経因性疼痛の場合は感覚閾値程度の弱めに実施する。

選択的筋力強化（イラスト）

各症状選択3 出力強度

治療中の状態が表示されます。
選択したモードで指定されている治療時間が表示されます。
症状が廃用の場合は左右の「ー」「＋」ボタンで変更します。
5〜50分までの5分単位での変更が可能です。

腰2 部位と症状のモードを選択

廃用（イラスト）麻痺

上肢

3 出力強度B-SESベルト電極のご使用方法 2 モード選択について参照。

痙性拮抗筋の収縮が得られる程度の強さ

麻痺（促通法）1 導子の装着

5 治療終了2 部位と症状のモードを選択（イラスト）
左から、

5-1 治療終了画面
治療が終了すると右の画面が表示されます。
「OK」ボタンをタッチすると「メイン」画面に戻ります。

3 出力強度各モーターポイントと筋腹に導子置くをモーターポイントを筋腹5-2 本体と導子の保管
本体は、電源コード、パッド導子コー
ドを抜いて保管してください。

上肢

下肢

麻痺

随意収縮以上の収縮が得られる強さ①電気刺激（他動運動）②自動運動＋電気刺激＋促通法

電気刺激により神経や筋に刺激を入れながら随意的に動かす。

出力極性が反転します。
麻痺モードは、※）パッド導子を3本接続し、2本のみ治療に使用した場合、使用していない電極に触れますと通電しますのでご注意ください。
また、
パッド導子を2本のみ本体に接続した場合はWARM-UPヒーターは作動しません。

7 省電力機能

5-3 パッド導子は軽く水洗いし、風通しの良いところに保管してください。

「通電中」以外の画面で、操作しない状態が10分間経過した場合は、液晶画面の表示が消え省電力モードに入ります。この時、治療出力ランプが紫色に点滅します。復帰させるには、メインボリュームを押します。
「メイン」画面が表示されますので、操作を開始してください。
25

26

「自由選択」の設定方法
1 治療方法の選択

2 出力調整1-1 「メイン」画面でパッド導子治療モー

メインボリュームを回します。
出力は徐々に強くし、気持ちの良い強さにします。はじめは少し強く感じるところまでメインボリュームを回し、そこから少し戻した強さが適切な強さです。
部位によっては筋肉の運 動がおこるまでメインボ
リュームを回してください。
治療中は右の画面が表示されます。

ドの「自由選択」
を選択します。

※）「基本設定」
については、
P.31参照。

注

意

通電中のパッドヒーターの連続使用はしないでください。
高温になりやすいため低温やけどの可能性があります。

1-2 「自由選択」画面で「パターン」「治療

1

1-3 メインボリュームを押して治療を開始
します。

2

7

4

番号

ボタン/ 表示51

治療状態表示「部位症状」画面で選択したモード名が表示されます。

2

通電部位名称

「L」
「R」。

3

出力レベル表示

現在の出力をレベルで表示します。
「−」「＋」で部位別の出力調節が可能です。

4

本体出力強度本体からの出力を%で表示します。

ボタン/ 表示1

パターン設定「連続」「間欠」「ローリング」のうちから選択できます。

2

治療時間設定「−」「＋」ボタンで変更します 1〜15分までの1分単位での変更が可能です。

機

能

5

オレンジ

「−」
「＋」」ボタンで、パターン毎に以下の周波数設定が可能です。

4

音量設定

5

パッド
ヒーター設定

2

3

番号

モード

周波数（Hz）

連続

3 , 7 , 10 , 20 , 30 , 50 , 100 , 250 , 500 , 1000

間欠

7 , 10 , 20 , 30 , 50 , 100 , 250 , 500 , 1000

ローリング

1

3
4

メインボリューム

周波数設定

6

2

時間」
「周波数」
を選択します。

3

メインボリューム

3 , 7 , 10 , 20 , 30 , 50 , 100 , 250 , 500

説

出力ロック状態。
メインボリュームや出力調節ボタンを操作しても出力は上がりません。
下げることは可能です。
出力ロック解除。

6

7

設定変更

パッドヒーター「設定変更」画面が表示され、音量の設定変更ができます。
現在のパッドヒーターの状態を表示します。
ボタンを押す毎に「OFF」「ON」
が切り替ります。
パッドヒーターを使用する場合は「ON」にしてください。
再度、
押すと
「OFF」
になります。
「ON」に切り替った後、10分経過すると自動的に「OFF」に切り替ります。

基本設定画面で初期設定を変更できます。
音量は無音の「OFF」および「LOW」「HIGH」があります。
現在のパッドヒーターの状態を表示します。
ボタンを押す毎に「OFF」「ON」
が切り替ります。
パッドヒーターを使用する場合は「ON」にしてください。
再度、
押すと
「OFF」
になります。

※）「基本設定」
については、
P.31参照。
27

明

28

5

「自由選択」の設定方法
3 設定変更（通電中）

5

通電中画面で、「設定変更」ボタンにタッ
チすると右の画面が表示され、「 自由選択」タグと「設定」タグで各種設定の変更が可能です。

1
2

番号

ボタン/ 表示1

治療状態表示「自由選択」画面での設定内容が表示されます。

2

パターン設定「連続」「間欠」「ローリング」から選択できます。

3

治療時間設定「−」「＋」ボタンで変更します 1〜15分までの1分単位での変更が可能です。

説

明

1
2

音量設定

音量は無音の「OFF」および「LOW」「HIGH」があります。

3

設定終了

設定変更が終了時にタッチしてください。
「通電中」画面に戻ります。

モード

周波数（Hz）

連続

3 , 7 , 10 , 20 , 30 , 50 , 100 , 250 , 500 , 1000

間欠

7 , 10 , 20 , 30 , 50 , 100 , 250 , 500 , 1000

ローリング

4-2 本体と導子の保管
本体は、電源コード、パッド導子コー
ドを抜いて保管してください。
※）パッドヒーター使用時は、“通電終了時”に自動でパッドヒーターが止まります。

「−」「＋」」ボタンで、パターン毎に以下の周波数設定が可能です。

設定終了

明

4-1 治療終了画面
治療が終了すると右の画面が表示されます。
「OK」ボタンをタッチすると「メイン」画面に戻ります。

自由選択変更画面 1

5

説
治療中の状態が表示されます。

4 治療終了

4

周波数設定

ボタン/ 表示
治療状態表示※）この画面で5秒間操作がない場合、自動的に「通電中」画面に戻ります。

3

4

番号

3 , 7 , 10 , 20 , 30 , 50 , 100 , 250 , 500

設定変更が終了時にタッチしてください。
「通電中」画面に戻ります。

3

注

意

・パッド導子を外す時は、コードを持たずに必ず先端のコネクタを持って取り外してください。
破損や断線の原因となります。
・電源プラグを引き抜く時は、電源コードを持たずに必ず電源コードコネクタや、電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する事があります。
・鋭角に折り曲げないでください。内部の基板や配線が断線する恐れがあります。
・パッド導子に使用しているシリコンゴムは裂けやすいので、キズをつけないように注意ください。
破損の原因となります。
・パッド導子の本体及びコードを強く引っ張らないでください。破損の原因となります。
・分解しないでください。
5 省電力機能

1「通電中」以外の画面で、操作しない状態が10分間経過した場合は、液晶画面の表示が消え省電力モードに入ります。この時、治療出力ランプが紫色に点滅します。復帰させるには、メインボリュームを押します。
「メイン」画面が表示されますので、操作を開始してください。

2

使用後のパッド導子のお手入れ方法

自由選択変更画面 2

使用後のパッド導子は布枠とスポンジを導子から取り外し、水洗いしてください（洗剤不可）。
スポンジの水分を充分に絞り出してから風通しの良いところで乾燥させ、保管してください。

29

30

基本設定
番号

ボタン/ 表示1

音量

起動時の音量レベルを設定します。

2

音選択

起動時に「治療音」「終了音」「操作音」のうちどれを鳴らすかを選択できます。
「治療音」
・・・治療中の周波数に同期した音。
「終了音」
・・・治療が終了した際のお知らせ音。
「操作音」
・・・タッチパネル液晶画面を操作した際の音。

1

3

治療時間設定2

4

設定完了「メイン」画面の「基本設定」ボタンをタッチすると「基本設定」画面が表示されます。
B-SESとパッド導子の基本設定と日時設定の変更ができます。設定が完了したら「設定完了」
ボタンをタッチします。ここで設定された内容は、電源を「切」にしても記憶されます。

1 B-SES基本設定

4「基本設定」
画面で「B-SES」
タブにタッチします。
B-SES治療で使用する音量などの初期設定ができます。

3

機

能

「部位症状」のモードで、症状に「廃用」を選択した場合に治療時間を設定できます。
「ー」「＋」ボタンで変更します。5〜50分までの5分単位での変更が可能です。
設定内容を保存し、「メイン」画面へ戻ります。

3 日時設定3

3-1 「基本設定」画面の「日時設定」タブ
にタッチします。
現在の日付と時刻の設定ができます。

1
2

番号

ボタン/ 表示1

音量設定

起動時の音量レベルを設定します。

音選択設定

「治療音」
「終了音」
「操作音」のうちどれを鳴らすかを選択できます。
「治療音」
・・・治療中の周波数に同期した音。
「終了音」
・・・治療が終了した際のお知らせ音。
「操作音」
・・・タッチパネル液晶画面を操作した際の音。

番号

ボタン/ 表示機「ー」「＋」ボタンで変更します。5〜50分までの5分単位での変更が可能です。

1

現在日付

「年」、
「月」、
「日」の変更ができます。 ※「年」は、西暦で入力してください。

設定内容を保存し、「メイン」画面へ戻ります。

2

現在時刻

「時」、
「分」、
「秒」の変更ができます。

3

終了

2
3

治療時間設定4

設定完了

機

2 パッド導子基本設定「基本設定」画面で「パッド導子」タブにタッチします。
パッド導子治療で使用する
音量などの初期設定ができます。

能

4
1
2
3

3-2

設定内容を保存し、「メイン」画面へ戻ります。

変更方法
各数字の表示欄をタッチします。
数字入力画面が表示されますので、数値を入力し「Enter」ボタンをタッ
チしてください。

症状に廃用を選択したモードで有効

31

能

32

基本設定

患者情報

4 SDカードフォーマット

治療開始の
「設定」
タブで
「患者情報」
ボタンにタッチすると「患者情報メイン」
画面が表示されます。
※）患者情報入力中は、イルミネーションランプが「黄色」に点灯します。

4-1 「基本設定」画面の「日時設定」タブ

患者情報の機能にタッチします。
「 SDカードフォー
マット」ボタンを長押し（約2秒）します。

機

4-2 「全データを削除してよろしいです
か」のメッセージが表示されます。
「OK」ボタンをタッチすると差し込
み 口 に 入って い る S D カ ード がフォーマットされます。

能説

患者IDの登録患者ID：1〜10000の範囲で登録できます。
1つのIDにつき、1000回までの患者情報を登録可能です。
（付属のSDカードでは、最大で約200万回分の患者情報を登録できます。）

患者情報の選択

検索で選択された患者の電流値を選択して、通電中画面に表示します。
通電中画面では、「過去選択値」または「過去最大値」として表示できます。

患者情報の削除

登録した患者情報を削除します。

1 患者IDの登録方法
1-1

画面の「ID管理」ボタンをタッチします。

1-2 「登 録 I D 一覧」画 面が 表示されますので、「 新 規 登 録」ボタンをタッ
チします。

33

明

34

患者情報
1-3

2 患者情報の選択

患者ID入力画面が表示されますので、登録したい患者ID番号を入力し、「Enter」
ボタンをタッチします。

A IDを入力して選択※）患者IDは「1〜10000」の範囲で登録できます。10001以上の値は入力はできますが登録されません。

1-4

2A-1 画面のID表示欄をタッチします。

入力されたIDがすでに登録されていた場合、「 入力されたIDはすでに登録されています」のメッセージが表示されます。
「OK」ボタンをタッチすると「登録ID一覧」画面に戻ります。新たなIDで登録してください。

2A-2 「患者ID入力」画面が表示されますので、データを選択したい患者
I Dを入 力し 、
「 E n t e r 」ボタンを
タッチします。

2A-3 「患者情報」
ボタンをタッチします。

35

36

患者情報
2A-4 該 当する患 者 I D の 情 報 一 覧 が表示されます。
選択したいデータにタッチすると背景が青に変化します。そのデータで良ければ、「 デー
タ選 択」ボタンをタッチします 。
「 」で上スクロール、「 」で下スクロールができます。

2B-3 患者ID入力画面が表示されます

ので、データを選択したい患者IDを入力し、「Enter」ボタンをタッチします。

※ 1つのIDにつき1000回まで登録できます。

2B-4 該当する登録ID一覧画面が表示されます。
選択したい患者IDにタッチすると背景が青に変化します。
そのデータで良ければ、「決定」
ボタンをタッチします。

B 登録ID一覧画面から選択
2B-1 画面の「ID管理」ボタンをタッチします。

2B-5 該 当する患 者 I D の 情 報 一 覧 が表示されます。
選択したいデータにタッチすると背景が青に変化します。そのデータで良ければ、「 デー
タ選 択 」ボタンをタッチします。
「 」で上スクロール、「 」で下スクロールができます。

2B-2 登録ID一覧画面が表示されます
ので、「 ID検索」ボタンをタッチします。

※ 1つのIDにつき1000回まで登録
できます。

37

38

患者情報
3 患者情報の削除
3-1

3-2

3-4 該当する患者IDの情報一覧が表示されます。削除したいデータにタッ
チすると背景が青に変化します。そのデータで良ければ、「データ削除」
ボタンをタッチします。
「 」で上ス
クロール、「 」で下スクロールができます。

画面のID表示欄をタッチします。

3-5 データ削除確認画面が表示されます。データを確認し、「OK」ボタンまたは「キャンセル」ボタンをタッチしてください。
「 キャンセル」ボタンをタッチした場合は、 3-4「患者情報一覧」
画面に戻ります。

テンキー入力画面が表示されますの で 、削 除 する患 者 I D を 入 力し「Enter」ボタンをタッチします。

3-6 正常に削除された場合、「削除完了」のメッセージが表示されます。
「OK」
ボタンをタッチすると「患者情報一覧」
画面に戻ります。
3-3 「患者情報」ボタンをタッチします。

3-7

39

正常に削除されなかった場合、「削除
失敗」のメッセージが表示されます。
「OK」ボタンをタッチすると「患者情報一覧」画面に戻ります。データが使用中の場合などで、削除できない
場合、一度電源を切り、再度お試しく
ださい。

40

患者情報
4 患者IDの削除
4-1

メッセージ、エラー表示

画面の「ID管理」ボタンをタッチし
ます。

メッセージ

機器の状態

対処方法

取説参照頁

SDカードが挿入されていません

SDカードが挿入されていない状態で電源を入れた。

SDカードを挿入してください。

P.7

ソフトウェアエラー

修理を依頼してください。

P.47

治療出力表示ランプとイルミネーションランプが点滅

4-2 登録IDの一覧が表示されます。
削除したいデータにタッチすると背景が青に変化します。そのデータで良ければ、「ID削除」
ボタンをタッチします。
「 」
で上スクロール、「 」
で下スクロールができます。

4-3 患者ID削除確認画面が表示されます。データを確認し、「OK」ボタンまたは「キャンセル」ボタンをタッチしてください。
「 キャンセル」ボタンをタッチした場合は、 4-2「登録ID一
覧」
画面に戻ります。

41

42

メンテナンス画面について
1 メンテナンス画面
基本設定画面でメンテナンスをタッチす
ると表示されます。
各項目をタッチするとベルト電極・パッド
導子の通電・消耗度のチェックと本体使用情報が確認できます。

2-3 引き続きベルト電極の消耗度合いを確認します。
通電面を向い合せで重ねた状態で「開始」を押してください。

1
2※チェック時間は10秒程度です。

3

OK

番号

ボタン/ 表示1

ベルト電極チェック

ベルト電極の通電の有無・消耗度合の確認ができます。

2

パッド導子チェック

パッド導子の通電の有無・消耗度合の確認ができます。

3

本体使用情報

機

能

OKの場合

引き続き画面の指示に従い通電チェックを行ってください。

NGの場合

NG
ベルト電極が消耗しています。
担当営業へ連絡してください

これまでの通電時間等、本体の使用情報の確認ができます。

2 ベルト電極チェックについて
ベルト電極と接続コードの通電チェックを行います。
2-1 画面の指示通りベルト電極を接続し、通電面を向い合せで重ねた状態で「開始」
を押してください。
2-2 接続したコネクタ部分を軽く振って
ください。

OK

※チェック時間は10秒程度です。
OKの場合引き続き画面の指示に従い消耗度チェックを行ってください。

NGの場合

NG

2-4 引き続き画面の指示に従い、残りのベルト電極の通電・消耗度チェックを行ってください。

断線、接触不良の懸念があります
担当営業へ連絡してください 。

2-5 通電チェックへがチェック終了に変わるとベルト電極のチェッ
ク項目完了です。チェック終了
をタッチするとメンテナンス画
面に戻ります。

P44 2-3 へ
43

44

3 パッド導子チェックについて

3-3 引き続きりパッド導子の消耗度合いを確認します。
通電面を向い合せで重ねた状態で「開始」を押してください。

パッド導子と接続コードの通電チェックを行います。
3-1 画面の指示通りパッド導子を接続し、通電面を向い合せで重ねた状態で「開始」
を押してください。

※チェック時間は10秒程度です。

3-2 接続したコネクタ部分を軽く振って
ください。

OK

※チェック時間は10秒程度です。

OKの場合引き続き画面の指示に従い消耗度チェックを行ってください。

NGの場合

P46 3-3 へNG

断線、接触不良の懸念があります
担当営業へ連絡してください 。

OK

OKの場合

引き続き画面の指示に従い通電チェックを行ってください。

NGの場合

NG

パッド導子が消耗しています。
担当営業へ連絡してください

3-4 引き続き画面の指示に従い、残りのパッド導子の通電・消耗度チェックを行ってください。

3-5 通電チェックへがチェック終了に変わるとパッド導子のチェッ
ク項目完了です。チェック終了
をタッチするとメンテナンス画
面に戻ります。

45

46

修理を依頼される前に工場において厳格なテストを行っていますが、万一故障と思われたときは、① 本機器は、P.7の「機器の準備」
からもう一度ご確認ください。
販売店又はもよりの営業所へ申し付けてください。
② 故障又はご不明と思われる場合は、次のことにご注意ください。
③ 修理を依頼されるときは、a) 故障場所と状況を明記してください。
b) 修理点検後の製品送付先
（住所、
氏名、
電話番号）
を明記してください。
c) 保証書を必ず添付してください。
修理お問い合わせ先：株式会社ホーマーイオン研究所 お客様相談室
0120 - 084239
修理品送付先：株式会社ホーマーイオン研究所

西東京工場

住所：〒191-0024 東京都日野市万願寺4-22-8

電話：042-584-5132※補修部品の保有期間は、製造中止後10年とさせていただきます。

保証規定（1）G-TES（ジーテス）の保証期間は、｢お買い上げ後2年間｣で付属品を除きます。
ご使用中万一故障が発生した場合は、お買い上げ店または製造元へ保証書を添えて修理をご依頼ください。
（2）下記の場合は、保証期間中でも有償になりますのでご注意ください。
イ) 取り扱いの過誤により発生した故障。
ロ) 製品を改造したり、不当な修理により発生した故障。
ハ) 火災･地震･水害等天災地変などの不可抗力による故障及び損傷。
二) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
ホ) 保証書のご提示がない場合。
ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合。
（3）本規定によりお客様の権利を拘束するものではありません。
（4）修理等で生じた送料等の諸経費は、お客様のご負担となります。
（5）本規定は日本国内でのご使用に対して規定するものです。
この製品には、保証書を別途添付しています。
保証書は記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

47