磁気応用機器・測定器のパイオニア

NDKMAG. SOLUTION

身近な製品にも利用される磁力を可視化し、あらゆる磁気や磁束の測定・解析にお応えします！

磁気測定器カタログ

着磁装置
着磁ヨーク
着磁コイル

磁気測定器

MAGNETISM MEASURING INSTRUMENTS

磁粉探傷装置
磁気関連機器

脱磁装置

超音波厚さ計■ テスラメータ・テスラメータ・ホールプローブ・アナライザ■ フラックスメータ■ 標準マグネット■ 磁気特性測定装置

・BHカーブトレーサ
・振動試料型磁力計■ サポートユニット

・パルス電流計
・フラックスセパレータ
・まぐけんちゃん
・磁気シート・電磁石・ヘルムホルツコイル■ 管理システム・トレーサビリティ管理システム

テスラメータ

テスラメータ［磁束密度計］
テスラメータ

DC、AC、パルスの磁界強度を高精度で測定

テスラメータに使用されるセンサは、ホール素子を用いるタイプとサーチコイルを用いるタイプがあり、磁石の着磁量や鋼材の残留磁気の測定にはホール素子を使用し、着磁時のパルス磁界の測定にはサーチコイルを使用します。

TGX-1000

ワイドレンジ、高性能型、USB通信標準装備

フラックスメータ■ DC、AC（波高値/実効値）の測定が可能■ 微小磁界0.01mTから測定可能■ ピークホールド機能・コンパレータ機能内蔵■ プローブ交換時自動校正■ USB通信用デモソフト（CD-ROM）付属

GV-400

ハンディタイプ■ カラー液晶表示標準マグネット■ プローブ交換時自動校正■ 単四ニッケル水素充電池（充電器付属）■ 連続6時間使用

GV-400A

GV-400T■ オートパワーオフ機能

GP-300パルス磁界測定■ 着磁時のパルス磁界を直読■ 9.999Tまで測定可能

磁気特性測定装置■ オシロスコープを接続して波形観測が可能■ サーチコイル式センサを使用（垂直/水平）仕様一覧［テスラメータ］
型式

サポートユニット

TGX-1000

GV-400GP-300

測定項目

DC,AC（RMS/PEAK）

DC, AC
（RMS）

PLS

表示範囲

0.01mT〜9.999T

0.01mT〜1.999T

0.001T〜9.999T

測定レンジ

99.99mT,999.9mT,9.999T

DC：3レンジ AC：2レンジ

0.001T〜9.999T

周波数範囲

DC、AC:50/60Hz

DC、AC:50〜300Hz

----

能

0.01mT（0.1 Gauss）

0.01mT（0.1 Gauss）

0.001T（10Gauss）

度

DC:（読み値の±1％）＋（レンジの±0.5％）
AC:（読み値の±2％）＋（レンジの±0.5％）

DC:レンジの±3％AC:レンジの±5％レンジの±2％

能ピークホールド機能
コンパレータ機能

ピークホールド機能
プローブ自動校正機能
極性判別 電池残量表示
オートパワーオフ

オシロスコープ接続にて波形観察

使用プローブ

水平型：50102T,50103T,50105T
垂直型：50112T,50113T

水平型：PA-400T
垂直型：PA-400A

水平型：BT-1
垂直型：BA-1

使用温度範囲(℃)

0〜50

アナログ出力±4（V）/フルスケール

分解精機

----

5（V）
/フルスケール

通信インターフェース

USB

----

----

電源入力

AC85〜250（V）0.3（A）

単四ニッケル水素充電池（1.2V×2本）

AC100±10（V）1（A）

W210×D230×H60

W65×D20×H115

W254×D276×H80

約3約0.11

約2.2

外形寸法
(mm)

本体質量 (kg)20〜40測定磁場の形状や方向、また測定器に対応したプローブをご提案

テスラメータホールプローブ
TGX-1000用■ 水平型（TRANSVERSE）

適用・型式

仕様形状

WT(max)

L1L2

素子有効面積 使用温度範囲

50102T

FLEX

30.4

30

188

約0.11×0.11

0〜40℃

50103T

RIGID

30.940198↑↑

50105T

RIGID

1.50.940198↑↑■ 垂直型（AXLE）

適用・型式仕様φ

素子有効面積 使用温度範囲

RIGID

2約0.11×0.11

0〜40℃

RIGID

2.5↑

↑垂直型

形

50112T
50113T

状

W

〔垂直型〕

L285201519585φφ207520φ2053

T

L1【ケーブル長 2.0ｍ】

標準マグネット〔水平型〕

フラックスメータ

水平型（単位：mm）

GV-400用
用

仕形

プローブ型式

様状

素子有効面積温度係数

使用温度

GV-400T

PA-400T

水平型

RIGID

約0.05×0.05−0.05%/℃以下

0〜40℃

GV-400A

PA-400A

垂直型

RIGID

↑↑

↑

〔PA-400T〕

磁気特性測定装置

適型式〔PA-400A〕
87
43

3

φ14

φ81.253【ケーブル長 1.0ｍ】（単位：mm）

GP-300用型式

仕ＢＴ-1

水平型

RIGID

BA-1

垂直型

RIGID様サポートユニット

30φ1475

サーチコイル型磁気センサ〔BA-1〕

50φ125100φ1010〔BT-1〕【ケーブル長 1.8ｍ】

150（単位：mm）

3テスラメータ

アナライザ［磁束密度計］
回転測定、平面測定、または両方を測定。磁石表面の磁束密度または磁束量分布を測定し、2次元、3次元表示。着磁特性のデータも解析

アナライザ
UHS-1DS

UHS-3DS
UHS-3DS R-X-Y-Z

UHS-3DS X-Y

フラックスメータ
標準マグネット■ USBでパソコンとの接続が簡単■ 測定装置内にテスラメータ、通信インターフェース全てを内蔵した省スペース設計■ 弊社オリジナルソフトによりユーザニーズに合わせたソフトウェアの変更が可能■ 大型ロータ用等の特殊仕様品にも対応可能■ 温度可変測定可能 最大200℃（オプション）
仕様一覧［アナライザ］
型式

UHS-1DS

UHS-3DS（3D表示）

R

R-Z

R-X-Z

R-X-Y-Z

X-Y リニア

測 定 項目

回転回転、Z直線回転、X,Z直線回転、X,Y,Z直線

X,Y直線

自動測定距離〔X:±30〕〔X:150〕

X:150

X:80

X:280

〔手動範囲〕〔Y:±30〕〔Y:±5〕〔Y:±5〕

Y:100

Y:120(mm)〔Z:150〕

Z：165

Z：160

Z：100

〔Z：100〕測 定 範 囲0.01mT〜3.000T

測定レンジ

30mT、50mT、100mT、300mT、500mT、1T、3T、5T

磁気特性測定装置

分

解

精

能

18,000P/R

36,000P/R
直流磁界度

機

能

グラフ表示、
データ表
拡大表示
CSVデータ変換

UHS-1DS +3D表示、ゼロクロス位相角計算、擬似波形比較、3D→2D変換
水平型：50102U,50103U,50105U

使用プローブ

USBポート付き

使用パソコン
電 源 入 力AC85〜240（V）2（A）※外形寸法(mm)W350×D380×H550

質UHS-1DS +3D表示

垂直型：50112U,50113U

Windoｗs10
AC100±10（V）5（A）

W380×D400×H830 W450×D430×H830

約10量 (kg)

0.2（mm）
以上±2％（測定レンジのフルスケール）

約10

W600×D650×H1400 W530×D493×H690

約15約30約25※参考寸法

サポートユニット

UHS用■ 水平型（TRANSVERSE）
適用・型式

仕様水平型

形状

WT(max)

L1

L2

素子有効面積使用温度範囲50102U

FLEX

30.4

30173

約0.11×0.11

0〜40℃

50103U

RIGID

30.940183↑↑

50105U

RIGID

1.50.940183↑↑φ

素子有効面積使用温度範囲■ 垂直型（AXLE）
適用・型式

仕様垂直型

形状

50112U

RIGID

2約0.11×0.110〜40℃

50113U

RIGID

2.5↑

↑
〔垂直型〕

W〔水平型〕

2075
φ70φ20T53【ケーブル長 1.8ｍ】

4180
157020φ20L2L1（単位：mm）※参考寸法高性能デジタル積分器を搭載し、安定した測定が可能
各種サーチコイルの設計製作もご提供

フラックスメータ

NF-200テスラメータフラックスメータ［総磁束計］

コンパレータ機能付き■ コンパレータ機能搭載。オンラインで自動測定判別が可能■ 通過測定対応

NFX-1000A

マルチ測定対応の高機能フラックスメータ■ 不感帯レス、ドリフトレスを実現

フラックスメータ■ 測定範囲／1〜19.99×105μWb・T■ マルチ測定(引抜、絶対値、通過、P/H)可能■ RS-232C,USB通信機能を標準装備■ USB通信デモソフト（CD-ROM）付属

仕様一覧［フラックスメータ］
型式表示

単位測定

範

囲

NF-200

NFX-1000AμWｂ・T（10μWｂ=1K Maxwell）

１〜19.99×10 5

１〜99.99×10 4

４レンジ×10 2,×10 3,×10 4,×10 5

3レンジ×10 2,×10 3,×10 4

能１μWｂ

精度

レンジの±1%±1Digit

機

能解

コンパレータ、通過測定、絶対値表示、P/H測定、オートドリフト機能、補正値入力

通信インターフェース----

RS-232C.USB

アナログ出力±1.999V/FS±2.5V/FS

AC100±10（V） 50/60（Hz） 1（A）

AC85〜250（V）50/60（Hz）0.5（A）

W254×D258×H101

W210×D230×H66

約4.5

約2.3

電源

入力

外 形 寸 法 (mm)
質量 (ｋｇ)標準マグネット■ テスラメータ用

経時変化の少ない永久磁石を使用した簡易校正器

ST-1ST-2■ フラックスメータ用サポートユニット

コンパレータ、通過測定

磁気特性測定装置

測 定 レ ン ジ分

標準マグネット■ 各レンジごとに補正値入力可能

永久磁石とサーチコイルを組み合わせた簡易校正器

SF-1【水平プローブ用】【垂直プローブ用】【サーチコイルセット】

指示値：50〜150mT

指示値：
10〜80mT

指示値：
100〜200μWb・T

5テスラメータ

磁気特性測定装置［BHカーブトレーサ／振動試料型磁力計］
磁石材料（ハード材）専用の磁化特性測定装置

直流式 6700BH

測定項目：最大エネルギー積（BH MAX）、残留磁束密度（Br）、保磁力（HcB,HcJ）、飽和磁化（Js）、最大飽和磁束密度（Bs）、その他（Br/Bs、Hk、Hk/HcJ）

コンパクト・簡単操作で高いコストパフォーマンスを実現■ ポールコイル方式で被測定物の形状制限が少ない■ 従来型ジャケット（サーチ）コイル式の使用可能■ パソコンとの対話方式で測定条件やデータのファイリングが可能

フラックスメータ■ 測定データはCSV変換し、エクセル等のアプリケーションソフトで活用可能

パルス式 PBH-1000

パルス磁化方式。高保磁力磁石を高精度・短時間に測定可能■ 高磁場の発生可能：最大12T（特殊空芯コイルを使用）高磁界で完全飽和■ 測定磁石に合わせた磁界強度の仕様が選択可能：フェライト系磁石から希土類焼結磁石まで対応可能■ 高速測定：1分間に1回の測定が可能■ 高 性 能：繰り返し精度±1％以下

標準マグネット■ 試料寸法に併せた設計製造が可能：標準試料寸法

φ10 L=7■ 基本操作は6700BH同等の簡単操作■ 温度可変式測定モデルをラインナップに追加：200℃までの温度設定可能

超電導コイル式 SBH-1000

超電導コイルを利用し高保磁力磁石の磁化特性を自動測定■ 超電導コイル使用により静磁場で高磁力の印加が最大6T迄可能■ 静磁場測定のため渦電流の影響が少なく、大型磁石の測定が可能■ 超電導コイル式で磁極飽和がなく、高保磁力材の測定が可能■ 試料温度印加用ヒーターを搭載し、高温下における磁石特性が測定可能

磁気特性測定装置

振動型磁力計 VSM-1000

高感度・高精度の測定を簡単操作で実現■ 試料を一定振幅・周波数で振動させることで、小試料・高感度測定が可能■ 積分ドリフトによる誤差がなく、高精度測定が可能■ ロッドを電磁石外へ引き出せる、簡易な試料セット方式を採用■ 多量・ロット測定向けの同条件設定スキップ機能対応
個別測定データだけでなく、特性値比較・波形比較画像等を自動で保存

サポートユニット

仕様一覧［BHカーブトレーサ／振動試料型磁力計］
型式

6700BH（電磁石式）

電源入力
最大印加磁界磁界掃引速度※1

PBH-1000（パルス式） SBH-1000（超電導式） VSM-1000（電磁石式VSM）

AC100±10V 50/60Hz 30A

単相AC200±20V 50/60Hz 60A

三相AC200±20V 50/60Hz 80A

1.59MA/m（20kOe）at Gap 7mm

9.57MA/m（120kOe）

4.78MA/m（60kOe）

1.59MA/m（20kOe）

795kA/m/sec（1kOe/sec）

1.196MA/m/sec（15MOe/sec）

159kA/m/sec（2kOe/sec）

795kA/m/sec（1kOe/sec）
三角波 速度可変

三角波 速度可変

パルスゼロ〜最大迄 8m sec

三角波励磁電源

直流20A, 60V

パルス10kA（2500V, 1500μF）

直流270A, 30V

直流50A, 100V

測定時間※1

約1分以上 可変

約1〜3分

約8分

約1分以上 可変測定磁石形状※2

円柱

直径, 高さ 各5〜30mm程度

直径 3〜10mm, 高さ 3〜20mm程度

直径, 高さ 各2〜30mm程度

直径, 高さ 各1〜4mm程度

角柱

幅, 奥行, 高さ 各5〜3mm程度

幅,奥行 各3〜10mm, 高さ 3〜20mm程度

幅, 奥行, 高さ 各2〜30mm程度

幅, 奥行, 高さ 各1〜4mm程度

J：±1％, H：1％

繰り返し精度※3なし

温度印加なし室温〜200℃

残留磁束密度：Br, 飽和磁気分極：Js, 保磁力：HcB, HcJ, 最大エネルギー積：BHmax, 配向度：Br/Js, 角型比：Hk/HcJ

主な測定項目
外形寸法（mm）

W750×D750×H1500

W1000×D1650×H1650

W600×D1000×H2000

W1000×D800×H1500

質量（kg）

約600

約1200

約1100約900※1 全象限測定・最大磁界設定時

6三相AC200±20V 50/60Hz 30A※2 標準形状：直径10mm高さ7mm円柱※3 同試料・同測定条件にて、Br, HcJで算出。
試料寸法・特性により異なります。

パルス電流計

コンデンサ式着磁器等のパルス電流を測定
ピーク電流値の表示と電流波形観測出力付き

PM-200※コンパレータ機能付き

測 定 範 囲0.01〜50（kA）

波形観測出力1（V）/10（kA）

精

読み値の±3％PM-200

電 源 入 力AC100±10V 50/60Hz 0.5A付カレントトランス、電源ケーブル

品

外形寸法（mm）/質量（ｋｇ） W273×D276×H80 / 2.5

フラックスセパレータ

着磁ヨークの巻線から発生する誘起電圧を仲介し、フラックスメータへ接続
着磁ヨークから磁石を取り出すと同時に磁束量の全数測定が可能

FSY-8801

DC12（V）, 80（mA） DC24（V）, 40（mA）

駆動電圧

W216×D310×H82

外形寸法（mm）

入力・出力ケーブル、制御コネクタ

付 属 品
質

約6.0量（ｋｇ）

小型・軽量・半導体センサー内蔵・ボールペンタイプ
現場での着磁極性チェックに不可欠！

PC-100N/Sチェッカー

極性判別能力N/S
約3mT（30G）
以上
FS-606
FS-8800

表示

電源

使用時間

LED

アルカリボタン電池
連続使用

LR44

3個

磁気特性測定装置

まぐけんちゃんFSY-8802

5000（V）
以下

着磁電圧

標準マグネット

FSY-8801 / FSY-8802

フラックスメータ度属テスラメータ

サポートユニット

約7時間

外形寸法（mm） φ15×150（突起部は含まない）
質

300×300 mm

ブラック

A4サイズ

サポートユニット

＜使用例＞

約50

着磁パターンの観察に最適なシート
グリーン、ブラックの2種類

磁気シート
グリーン

量（ｇ）

＜使用例＞

7サポートユニット

サポートユニット
あらゆる形状に対応可能 ＜ワイス型・サイクロトロン型・ビッター型・ヘルムホルツ型＞
磁場発生用AC・DC電源を設計・製作

磁場発生装置
MD-102直流電磁石

MA-101交流電磁石

MH-101

ヘルムホルツコイル

写真はB-102A

管理システムトレーサビリティ
管理システム

ものづくりにおける生産記録は品質管理の基本

着磁工程における履歴管理はNDKのトレーサビリティ管理システムにお任せください

バーコードリーダ

製番読取り

ユーザ管理PC

着 磁 器

着磁電圧

着磁電流

温 度 計

着磁ヨーク温度

雰囲気温度

RS-232C

フラックスメータ

フラックス値NFX-1000A

技術の標準はグローバルスタンダード
私たちは製品に関するノウハウや知識を営業・技術社員全員が共有し、 JQA-QMA13475
本社・工場お客様のご要望に確実にお応えできる体制で臨んでいます。
日本電磁測器は、世界に通用する技術で、社会に広く貢献することを目指しています。

安全にお使いいただくためにご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、表示された電源電圧で正しくお使いください。

JQA-EM6005
本社・工場

URL：https://www.j-ndk.co.jp
E-Mail：info@j-ndk.co.jp

本社（営業部）・本社工場〒190-0031 東京都立川市砂川町8-59-2

TEL：042-537-3511 FAX：042-535-7567
TEL：042-537-9321（営業直通）

関西営業所〒660-0071 兵庫県尼崎市崇徳院1丁目16

TEL：06-6416-8551 FAX：06-6416-8552

東海営業所〒446-0056 愛知県安城市三河安城町1-10-3 マックビル2F

TEL：0566-93-2020 FAX：0566-93-2021

NDK ASIA CO., LTD.（日本電磁測器タイランド株式会社）
TEL：+ 66-2742-8193

FAX：+ 66-2742-8382

中国合弁企業 上海瑞穂磁気有限公司／上海笠原電装有限公司※本カタログの仕様および外観等は、改良のため予告無しに変更する場合がございます。
2210C10-16