TransPort®

PT900 Tragbares UltraschallDurchflussmessgerät für Flüssigkeiten
Vorstellung des TransPort
Das TransPort PT900 ist die neueste Generation dertragbaren Aufspann-Durchfl ussmessgeräte aus derPanametrics Produktlinie der Ultraschall-Messgeräte
von Panametrics. Es basiert auf der Stabilität und dererstklassigen Leistung seines Vorgängers, dem PT878,
zeichnet sich darüber hinaus aber durch einen neuen Gradan intuitiver Benutzerfreundlichkeit aus, die dem aktuellenStand der Technik entspricht.

Vorteile des TransPort PT900• Eine große Auswahl an Messköpfen,die für die meisten Anwendungen geeignet sind
• Drahtloses Tablet für Bluetooth®
Kommunikation mit dem PT900• Einfache Programmierung mit hellem Touchscreen
und mehrsprachiger Benutzeroberfl äche• Hochpräziser Elektronik mit kurzer Ansprechzeit,
grüner/roter Statusanzeige und 8 GB Speicherplatz
zur Datenprotokollierung• Messungen von Geschwindigkeit, Volumen, Masse, Energie
sowie Summenfunktion, Durchfl ussmengen und Energie• Einfach zu montierende Messkopfhalterung

Anwendungen des TransPort PT900• Geeignet für alle Rohrgrößen und Materialiensowie mit und ohne Ummantelung• Praktisch für jeden Einsatz geeignet, die eine temporäreoder punktuelle Durchfl ussmessung benötigt
• Für viele Flüssigkeiten geeignet, wie zum Beispiel
Trinkwasser, Abwasser, Kühl- und Heizwasser, hochreines
Wasser sowie weitere Flüssigkeiten beispielsweise Wasser/
Glykol-Gemische, Rohöl, raffinierte Kohlenwasserstoff e,
Chemikalien und Getränke

TransPort PT900 erleichtert
Ihnen Ihre tägliche Arbeit
Beim PT900 wurden die Anwender, im Vergleich zu anderen
Durchfl ussprodukten, besonders intensiv in die Entwicklung
einbezogen. In die Konstruktion des PT900 ist die Erfahrung
vieler Jahre eingefl ossen: Denn inzwischen können wir genau
sagen, wie tragbare Durchfl ussmesser eingesetzt werden
und welche Erwartungen die Benutzer an Instrumente zur
Messung von Durchfl ussmengen haben. Panametrics hat
diese Erkenntnisse genutzt und die Konstruktion entsprechendmodifi ziert, indem die Anwender an den Konzepten undPrototypen von Anfang an beteiligt wurden. Das Ergebnis?
Das optimale tragbare Durchfl ussmessgerät muss vielseitig,
leicht zu installieren und intuitiv zu benutzen sein und darüber
hinaus selbst bei besonders anspruchsvollen Anwendungenzuverlässige Messergebnisse liefern.

Was ist neu am TransPort PT900?

TransPort PT900 Spezifikationen

Das PT900 ist genauso leistungsstark wie das PT878;
allerdings wurden das Durchfl ussmessgerät, die
Messkopfhalterung und die Benutzerschnittstelle komplettüberarbeitet. Zu den wichtigsten Verbesserungen gehört
neben einer überarbeiteten Befestigung auch eineverbesserte Benutzerschnittstelle für Android Tablets.

Betrieb und Wartung

Das PT900 wird die Nutzererfahrung verbessern undden Benutzer durch seine Messleistung überzeugen. AlleAnwender sind unabhängig von ihren Erfahrungen mit dem
Messgerät in der Lage:

Art der Flüssigkeiten
Flüssigkeiten: akustisch leitende Flüssigkeiten
einschließlich der meisten reinen Flüssigkeiten undvielen Flüssigkeiten mit geringen Mengen an
mitgeführten Feststoff en oder Gasblasen
Durchflussmessung
Patentierter Korrelation-LaufzeitTM Modus
Rohrgrößen• Die Aufspannbefestigung mit minimalem Aufwandoder einer Positionsänderung zu montieren• Standard: 15 bis 600 mm (0,5 bis 24 Zoll)• Die Kabel von Geber und Wandler korrekt anzuschließen

Rohr-Wandstärke
Bis zu 3 Zoll (76,2 mm)• Das Tablet einzuschalten und über Bluetooth®
mit der Elektronik zu kommunizieren• Optional: 7500 mm (bis zu 300 Zoll) auf Anfrage erhältlich• Innerhalb weniger Minuten können
Sie mit den Messungen beginnen

Rohrmaterial
Alle Metalle und die meisten Kunststoffe Erkundigen Sie sichbei Panametrics nach Rohren aus Beton. Verbundmaterialiensowie stark korrodierten oder ummantelten Rohren.

Produktdetails

Genauigkeit

Lieferumfang des TransPort PT900• ±1 % des Anzeigewertes ab Rohrgrößen 50 mm (2 Zoll)• Messkopfhalterung mit Ultraschallmessköpfen

• ±2 % des Anzeigewertes (Rohrgrößen zwischen• Durchfl ussmessgerät (Elektronik)• 15 mm/ 0,5 Zoll bis < 50 mm/2 Zoll)• Transporttasche, optional Hartschalenkoff er

Die Installation setzt ein voll entwickeltes, symmetrisches
Durchfl ussprofi l (in der Regel das 10-fache desRohrdurchmessers vor und das 5-fache des Rohrdurchmessers
nach dem geraden Rohrverlauf) voraus. Die endgültige
Genauigkeit der Installation ist eine Funktion aus mehreren
Faktoren, zu denen unter anderem die Art der Flüssigkeit,
Temperaturbereich, Rohr-Zentriertheit etc. gehören.

• Zubehör
Weitere erhältliche Optionen:• WLAN-fähiges Tablet• Aufl adbarer Akkusatz oder Ersatzbatterie• Panametrics PocketMike Wandstärkenmesser• Set zur Energiemessung

Wiederholbarkeit±0,2 % des Anzeigewertes
Bereich (bidirektional)
0,03 bis 12,19 m/s, (0,1 bis 40 ft/s)
Reaktionszeit
Bis zu 2 HzMessparameter• Geschwindigkeit, Volumen, Masse, Energie,• Summenfunktion für Durchfl uss und Energie
Messkanäle• Standard: Ein Messkanal• Optional: Zwei Messkanäle

Durchflussgeber

Messkopfhalterung, Ultraschallmessköpfe
und PT900 werden am Rohr befestigt

GehäuseSchutzart IP65
Technische Daten• Gewicht: 1,4 kg (3 Pfund)• Größe (H x B x T): 200 x 109 x 38 mm (7,9 x 4,3 x 1,5 Zoll)• Befestigung: Weicher Riemen um das Rohr odermagnetische KlemmeAnalogeingänge
Zwei 4-20 mA Analogeingänge
Analogausgang
Ein 4-20 mA Analogausgang
Digitalausgang• Ein Impuls/Frequenzausgang,TransPort PT900 Spezifikationen
Benutzeroberfläche
Display
Tablet mit Android-Betriebssystem (ab Version 4.4)
erforderlich, kapazitiver LCD-Touchscreen, Auflösung
800 x 1280

• Ein Alarmkontakt

Abmessungen

Digitale Kommunikation• 7-Zoll-Tablet:
196 x 120 x 19 mm (7,75 x 4,75 x 0,75 Zoll) typisch• Modbus über RS485-Anschluss• Bluetooth® Wireless• Micro-USB-Anschluss
Akku• Art: Lithium-Ionen (hohe Energie, wiederaufl adbar)• Nutzungsdauer (kontinuierlicher Betrieb): 18-20 Stunden• Nutzungsdauer (Stromsparmodus): >4 Tage
• Ladegerät: 100 bis 240 V GS (50/60/Hz)• Ladezeit: In drei Stunden (von 0 % auf 100 %)Betriebstemperatur• 8-Zoll-Tablet:
222 x 152 x 19 mm (8,75 x 6,00 x 0,75 Zoll) typischAkku-Laufzeiten>12 Stunden bei kontinuierlicher Nutzung
Batterie-Ladegerät
100 bis 250 V WS (50/60 Hz)
Betriebstemperatur
0 bis 50°C (32 bis 122°F)
Kommunikation mit dem Durchfl ussmessgerät
Bluetooth®

• Aufl aden: 0 bis 45 °C (32 bis 113 °F)• Entladen: -20 bis 55 °C (-4 bis 131 °F)
Lagertemperatur-20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
Elektronik-Klassifi kationen• CE (EMV-Richtlinie) IEC 61326-1:2013, IEC 61326-2-3:2013,
LVD 2006/95/EC, EN 61010-1 2010
• ANSI/UL STD. 61010-1, CAN/CSA STD. C22.2 NO. 61010-1• WEEE-Kennzeichnung (Richtlinie 2012/19 / EU)• RoHS-Kennzeichnung (Richtlinie 2002/95 / EC)

Elektrische Anschlüsse des Gebers

PT900 APP Tablet-Display

SprachenEnglisch, Arabisch, Chinesisch (Vereinfacht), Niederländisch,Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch,Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, TürkischInstallation der PT900 APP
Beschaff ung der PT900 APP:
• Datei ist auf SD-Karte vorhanden• Kostenloser Download auf Google Play• Kostenloser Download von derPanametrics-Webseite (QR-Codeauf der rechten Seite verwenden)

Messköpfe
Temperaturbereich*• Standard: -40 bis 150°C (-40 bis 302°F)• Optional: -200 bis 400°C (-328 bis 752°F)*Der exakte Temperaturbereich muss den Spezifi kationen
des jeweiligen Messkopf-Modells entnommen werden
Befestigung• Neue PT-Aufspannbefestigung für Rohre ≥ 50 mm (2 Zoll)• CF-LP-Aufspannbefestigung für 15 mm (1/2 Zoll) bis 50 mm(2 Zoll) Rohre
PT9 Messkopfkabel• Standardlänge: 8 m (25 Fuß) RG316 Koaxialkabel• Maximale Länge: 30 m (100 Fuß) RG316 Koaxialkabel• Temperaturbereich: -40° bis 150°C ( -40° bis 302°F)

Messbildschirme

Software Anwendung (PT900 APP)
Intuitive Wischbildschirm-Schnittstelle• Farbiges, symbolgesteuertes Design• Programmierung im Tutorial-Stil• Voreingestellte Standortparameter• Mehrfachdisplay-Optionen• Umfangreiche Onlinehilfe

Aufspannbefestigung mit CRR-Messköpfe

TransPort PT900 Spezifikationen
Zubehör

Optionen

TransporttascheTablet• Tragebeutel aus weichem Nylon mit Tragriemen undspezieller Geräte-Aufteilung (Standard)• Android-Betriebssystem (ab Version 4.4)

• Hartschalengehäuse mit Rädern und spezieller
Geräte-Aufteilung (optional)• SchutzkofferKabel• Ein- und Ausgangskabel: Analog und Digital• Kabeladapter: TNC zu BNC oder UTDR Stecker

Set zur EnergiemessungDas optionale Set zur Energiemessung berechnet die
Energie-Durchfl ussrate und die gesamte Energiemenge.
• Temperaturgeber: Schleifengespeist , 4-adrig PT1000
aufspannbare RTDs, NIST-zertifi ziert• Genauigkeit: ± 0,12°C ( ± 0,22°F) des Anzeigewertes• Bereich: 0 bis 150°C (32 bis 300°F) Standard
Waygate Technologies DM5E Dickenmessgerät• Messbereich von1 bis 200 mm (0.040 bis 8”)• Hochauflösendes grafisches LCD• wettergeschützt, IP54
PT900 System im Softshell-Transporttasche• 5MHz Sensor, -20 bis 70°C
• Standard zwei AA Batterien
Ersatz-Batterie• Batteriemodul: Lithium-Ionen, hohe Energie, wiederaufladbar• Batterie-Ladegerät: 100 bis 240 VAC GS (50/60/Hz)
Kabeladapter
TNC zu BNC oder UTXDR Stecker

PT900 System im Optionaler Hartschalenkoffer

Bestellung des TransPort PT900 Systems
PT9-SYS

Basismodellnummer
Code Kanäle
1C
PT900 mit 1 Kanal
2C
PT900 mit 2 Kanälen
Code Netzkabel
1110/120 VAC WS (NEMA 5-15P - typisch für Nordamerika)
2230 VAC WS (Schuko CEE 7/7 2 Pole und Masse - typisch für Europa)
3230 VAC WS (BS 1363 A, 3-poliger Vierkantstecker - typisch für das Vereinigte Königreich)4230 VAC WS (GB 15934-2008 - typisch in Asien)
Code Messkopf & Befestigungsset #1
0KeineA
Rohrgröße: 50 mm bis 600 mm (2” bis 24”), Temperaturbereich: -40 bis 150°C (-40 bis 302°F)
B
Rohrgröße: 15 mm bis 50 mm (0,5” bis 2”), Temperaturbereich: -40 bis 230°C (-40 bis 446°F)
C
Rohrgröße: 150 mm (6”) oder größer, Temperaturbereich: -40 bis 150°C (-40 bis 302°F)
D
Rohrgröße: 50 mm bis 600 mm (2” bis 24”), Temperaturbereich: -40 bis 210°C (-40 bis 410°F)
E
Kombination aus A und CF
Kombination aus A, B und CG
Kombination aus A und B
CodeMesskopf & Befestigungsset #20KeineA
Rohrgröße: 50 mm bis 600 mm (2” bis 24”), Temperaturbereich: -40 bis 150°C (-40 bis 302°F)
B
Rohrgröße : 15 mm bis 50 mm (0,5” bis 2”), Temperaturbereich: -40 bis 230°C (-40 bis 446°F)
C
Rohrgröße: 150 mm (6”) oder größer, Temperaturbereich: -40 bis 150°C (-40 bis 302°F)
D
Rohrgröße: 50 mm bis 600 mm (2” bis 24”), Temperaturbereich: -40 bis 210°C (-40 bis 410°F)
Code Transporttasche
SCStandard: Softshell-Transporttasche; ideal für die tägliche Anwendung
HCOptional: Hartschalen-Transportkoffer; ideal für Versand und Transport
CodeSystemoptionen)
TG2
Wanddicken-Messgerät (DM5E)
Energie-Set mit einem Paar aufspannbaren RTDs (PT1000) und Umsetzer
EC48
Zusätzliche Befestigungsketten für Rohrgrößen bis 1200 mm (48”)
2C48 Zwei Zusätzliche Befestigungsketten für Rohrgrößen bis 1200 mm (48”)
AIO
Analoges Ein- und Ausgangskabel
DIO
Digitales und unauffälliges Ein- und Ausgangskabel
BATWiederaufladbarer Akku
CHG
Externes Batterieladegerät für Ersatzbatterie
EXTEin Paar 30 Meter (100 Fuß) Verlängerungskabel (C-RR Wandler)
EXT2 Zwei Paar 30 Meter (100 Fuß) Verlängerungskabel (C-RR Wandler)

PT9-SYS - 1C - 2-A-

A-

HC - TG

Allgemeines Zubehör• PT9-TABLET: Android-Tablet• PT9-TG: Wandstärkenmessgerät• PT9-E: Energie-Set (Temperatur)• PT9-C48: Aufspannbefestigung für Rohrebis 1200 mm (48 Zoll)• PT9-AI: Analog-Eingangskabel• PT9-ADO: Analog- und Digital-Ausgangskabel• PT9-BAT: Ersatz-Akku• PT9-CHG: Zusätzliches Akku-Ladegerät• PT9-ExtPlug: Verlängerungskabel (Adapter)(Beispiel Konfigurationszeichenfolge)

Panametrics, ein Unternehmen von Baker Hughes, bietet
Lösungen für die Messung des Feuchte-, Sauerstoff-, Flüssigkeitsund Gasdurchflusses in den härtesten Anwendungenund Umgebungen. Die Panametrics-Technologie ist einExperte für Fackelmanagement und reduziert außerdem die
Fackelemissionen und optimiert die Leistung.
Mit einer globalen Reichweite ermöglichen die kritischen
Messlösungen und das Fackelemissionsmanagement vonPanametrics den Kunden, die Effizienz zu steigern und CO2Reduktionsziele in kritischen Branchen zu erreichen, darunter:Öl & Gas; Energie; Gesundheitswesen; Wasser und Abwasser;
Chemische Verarbeitung; Essen & Trinken und viele andere.
Nehmen Sie an der Unterhaltung teil und folgen Sie uns auf LinkedIN:
linkedin.com/company/panametricscompany

Copyright 2022 Baker Hughes Company. All rights reserved.
BHCS38793-DE(09/2022)

panametrics.com