SUB

www.tacmina.jp

に買わない選 択 肢
これ から は ラボ 用 ポンプ も サブスク
発売以来研究開発用途で広くご採用いただいてきたＱポンプに買わずに使うという新しい価値「ポンプのサブスクサービス」誕生
必要な時に必要な期間だけ利用する
スムーズフローポンプのタクミナから開発プロセスにイノベーションのご提案

3 POINTS

3 つの ポイント

研究・実験の期間だけ利用し、終われば返却（ 1ヶ月から設定可能です ）契約期間は月単位、予算が付かなくても安価で手軽に利用可能

ポンプメーカーのサービスなので安心性能

MERIT

サブスクのメリット01

販売

サブスクリプション

支払い方法

購入時に一括払い

利用期間月払いコスト

初期費用が高い（イニシャル）

初期費用が安い（ランニング）管理

使用しない期間も所持（資産管理）

必要な期間のみ利用（経理処理）

ライフリサイクル

廃棄するので環境負荷が高い

廃棄せず返却するので環境にやさしい特徴
幅広 い 薬液 に 対応

ポンプヘッドバリエーション
ミリリットルクラス (QI10〜100)酸、アルカリ、有機溶剤など、使用する液の性質に応じて耐食性の高い接液部材質を選ぶことができます。

PTFE

SUS316

すぐれた定量性・応答性
0.01mL/min単位で細かく流量を設定できます。
応答性にすぐれ、運転開始、停止、流量変更の操作にすばやく追従します。

長期間変わらない送液精度

連続運転時の流量推移

流量（mL/min）

SUB-QI-100

100

摺動部がないため、接液部にかかる負荷が小さく、長期間の使用でも部品の摩耗や流量低下がありません。
部品寿命が長く、ランニングコストが低廉です。

90

105000 時間以上経過しても流量低下なし［ 試験条件 ］清水、常温［ 吐出圧力 ］QI-100：0.3MPa

0

脈動のない連続一定流

1000

20003000

従来ポンプ

4000

5000

運転時間（h）

SUB-QI 型式

独自の送液機構（特許取得）
により、ダイヤフラムポンプながら脈動のない連続一定流を実現しています。
均一注入ムラ

液を漏らさず、変質させない摺動部を持たないため、局所的な圧力変化や摩擦熱で液を変質させたり、凝固させたりすることがありません。完全密閉構造のため、液漏れや外気接触の心配がありません。
禁水性物質 ※2など、空気に触れると変質するようなデリケートな液も、液性を保って移送できます。

従来ポンプ
エア混入

バルブの開け忘れや詰まり等による閉塞運転時でも、ポンプに負荷がかからないため、故障の心配はありません。
摺動部がないため、空運転状態になっても、カジリや焼きつき、摩耗、破損などの心配はありません。

液漏れ

エア混入なしSUB-QI 型式
完全密閉※2) 条件があります。詳しくはお問い合わせください。

配管閉塞・空運転でも壊れないor

圧力上昇時

送液を止めてポンプを保護

スケールアップが容易
同じ送液方式で大容量・高圧・高粘度・スラリー移送・防爆仕様等に対応できる『スムーズフローポンプ』のラインアップが揃っています。
研究・開発と実生産ラインで同方式のポンプを使えるので、商業化にかかる時間を短縮できます。

02ユ ーザー志向 の シンプル 設 計 だから使 いやすい
流量設定・校正がカンタン
希望の流量を入力するだけで、簡単に流量を変更できます。
ポンプの校正（キャリブレーション）も、実際の吐出量を計測して入力するだけ。簡単に正確な流量制御ができます。

分解・組み立てがカンタン
ボルトを取り外すだけで接液部が分解できます。
初めてでも迷わず組み立てることができ、誰が組み立てても元どおりの性能を発揮します。

制 御 機能紹介
信号出力機能外部機器に対して信号を出力できます。

一定量を吐出するごとにパルス信号を出力

警報出力

エラー発生時に信号を出力

動作出力

ポンプ運転中に信号を出力

パルス入力比例運転

アナログ入力比例運転

外 部からのパルス信 号 入力によって自動 的にポンプを運転することができます。

外部からのアナログ信号入力（4−20 mA）に比例して流量を自動的に変化させることができます。

例1
1回のパルス信号に対して100mLの液を50mL/min の流量で吐出する

例2
1回のパルス信号に対して100mLの液を25mL/min の流量で吐出する

例14〜20mAの信号に対して0〜50mL/minの流量制御
流量(mL/min)

流量(mL/min)

パルス信号
ONOFF

パルス信号
ONOFF

100

100流量(mL/min)
50流量(mL/min)
5050

50

2525002分

03

単位パルス出力

2分04分

4分

412アナログ信号(mA)

例24〜12ｍＡの信号に対して100〜0mL/minの流量制御

200412アナログ信号(mA)

20

ア プリケ ーション例
長期連続運転耐久試験等の目的で、長期間の連続運転を行えます。
摺動部を持たない送液構造のため、長期間使用しても摩耗等による流量低下が起こりません。
■ 使用機能：マニュアル運転

流量比例注入主配管の流量を流量計で計測し、信号をポンプに入力して、注入する薬液の量を自動的に変化させることができます。

流量計■ 使用機能：パルス入力比例運転 または アナログ入力比例運転

信号線

[ヒント]
薬液濃度やpH値、液温などに比例した制御も可能です。

複数液の連動送液
一定の吐出量ごとに単位パルスを出力し、それを別のポンプに入力することで、複数台のポンプの送液量を連動させることができます。
たとえば、A液を10mL注入するごとにB液を5mL注入する、といった制御が可能です。
■ 使用機能：単位パルス信号出力 および パルス入力比例運転

A液

B液

C液

信号線

信号線

プログラム制御市販のシステム開発ソフトウェアを使用すれば、目的に応じた複雑な流量制御も可能です。
■ 使用機能：アナログ入力比例運転

D/Aコンバータ04

ユー ザー様の声
case

01 大手化学メーカー 様

シリンジポンプで苦労していた微量滴下が簡単・正確に！
お客様の課題・要望

Solution！

ウレタンの合成実験で、アルコールにイソシアネートを滴下する。

設定量を正確に滴下できる

従来はシリンジポンプを使用

準備や流量設定が簡単

ポンプの準備に時間がかかる

長時間連続運転でも流量が一定時間が経つと流量が変わる

case

02 国立大学 様

禁水性物質のブチルリチウムで連続的に合成ができた！
お客様の課題・要望

Solution！

有機合成の実験でマイクロリアクターに薬液（BuLi）を供給する。

脈動のない連続流で精密送液

反応を厳密に制御したい密閉構造で液が漏れない液を空気に触れさせたくない

結晶化を起こさずに移送できた液を結晶化させずに送りたい

case

03 国立研究機関 様

サンプル液を安定的に流してきれいな観測データが取れた！
お客様の課題・要望

Solution！

光触媒含有液を流し、Ｘ線を照射して原子レベルの反応を観測する。

有機溶媒対応の接液部材質

有機溶媒を送液したい

脈動のない連続一定流脈動があるとデータの質が低下

少量の液で実験可能貴重なサンプル液を使用

case

04 私立大学 様

シリンジポンプではできなかった長時間の分光測定が実現！
お客様の課題・要望

Solution！

医薬品材料を含む有機溶媒をポンプで流し、分光法による測定を行う。

送液量の制限がない

シリンジポンプは容量が限られる調整にかかる時間も短縮できた

ポンプ調整の手間を減らしたい

05

長時間安定的に送液が可能

長時間連続して測定したい

型式選定ガイド＆仕様
型式コード

SUB-QI − ❶ − ❷ − P − Sシリーズ

機種
（流量）

接液部材質電源コード

全般仕様

ポンプ型式 SUB-QI
機種

100

本体サイズ（参考）mm

最大流量※1mL/min

流量制御範囲mL/min

最高吐出圧力Mpa

603010W110×D173×H129
100

6030

100.1〜最大流量まで0.30.6TT

6T

ポンプヘッドPTFESUS316

ダイヤフラムPTFE/CR

PTFE/CR

シート弁・パッキン

特殊フッ素ゴム（パーフロ）

特殊フッ素ゴム（パーフロ）PTFE

SUS316

接液部名称

1.0

2.0

6T

6T

形
TT

接液部名称
周囲温度※2℃

移送液温度℃

6T

TT

0〜40
TT
6T

移送液粘度※4

6T

mPa･s

0〜40（凍結なきこと）※3
条件により 0〜60
（凍結なきこと）

200以下

対環境性

継100以下

IEC規格6：IP65相当（防塵・防水）手接続口径チューブ径※（チューブ継手ねじ径）AC100V専用プラグ付き（ケーブル2m）

電源状※1）
条件：清水、室温。
※2）
輸送・保管時は−10℃〜50℃。
※3）
詳しくはお問い合わせください。
※4）
詳しくはお問い合わせください。

吐出1/8×吸込1/4
吐出1/4-28UNF
吸込1/2-20UNF

吐出G1/8
吸込G1/8※チューブは付属しません。

入出力信号仕様
信アナログ号

仕様

入力

1ポート
DC4-20mA
入力抵抗：約110Ω

入力

2ポート
無電圧接点
オープンコレクタ※1
最大パルス数：6000pulse/min
最小パルス幅：5ｍsec（ON時間）
以下から選択して割り付け：パルス入力、停止/運転入力、レベル入力、MAX運転入力

出力

2ポート
DC25V 10mA
以下から選択して割り付け：単位パルス出力、警報出力、動作出力

デジタル※1）オープンコレクタの残留電圧は1V以下となるようにしてください。
＊デジタル信号はシンクロジック（NPN）です。

06

｢Ｑシリーズ｣の仕様を超える用途にワンランク上のスムーズフローポンプ

量産プロセス用ポンプ

ラボ用ポンプ［流量］

スムーズフローポンプの詳細についてはこちら

5μL〜5mL/min〜100mL/min〜30L/min〜300L/min

あらゆるプロセスニーズに、多彩なラインナップでお応えします。
高粘度タイプ

高圧タイプ●300,000mPaを超える高粘度液にも対応。
●接液部に摺動部がないため移送液を変質させず、また異物混入リスクを低減します。

●高圧・連続一定流で液を供給。
●完全密閉構造で液漏れなし。

最大吐出量： 1.6〜10L/min
最高吐出圧力： 0.5MPa

最大吐出量： 0.8〜5L/min
最高吐出圧力： 50MPa

HPL

大流量タイプユニット／システム●5,000ｍPa・sの高粘度液にも対応。
●摺動部がないため、空運転による焼き付きの心配なし。

●お客様のご要望に応じ、設計・製作いたします。

最大吐出量： 300L/min
最高吐出圧力： 0.3MPa

GPL

サブスクリプションサービス詳細
会員登録・価格についてはこちらからhttps://www.tacmina.jp

C-455 (2) −2024/4/I_ _サブスク窓口TEL 06-7178-4508
Email tac̲subsc@tacmina.co.jp

証券コード 6322

・本サービスは日本国内での利用に限らせていただきます。
・サービス/製品改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。