3軸振動計 VM-54

VX-54WS

VX-54WB

VX-54WH

Habitability on Ships

Whole-Body Vibration

Hand-Arm Vibration

3軸振動計

VM-54

3軸振動計VM-54+

船舶振動測定カード

VX-54WS
客 船 及び 商 船の居 住 性に関する振 動 計 測システム
乗客や乗組員が常時滞在する区域の居住性に関する振動の計測・記録および評価基準について、
ISO 6954、JIS F 0907に規定されています。
船舶振動の測定装置は、3方向加速度ピックアップPV-83CW（床用）、3軸振動計VM-54、船舶振動測定カードで構成され、規格に規定された測定と評価が可能です。

3軸振動計

VM-54
ISO 6954：2000、
JIS F 0907：2003
機械振動−客船及び商船の居住性に関する振動計測・記録及び評価基準■【床用】
加速度ピックアップ（3方向）
PV-83CWを標準付属。
【壁用】
加速度ピックアップ（1方向）
PV-57A オプション を用意。

【床用】
加速度ピックアップ（3方向）

PV-83CW

2■ ＣＦカードへ測定結果の記録が可能。
■ 3方向の出力を装備。
周波数分析器、データレコーダなどに波形記録が可能。
■ 報告書作成用エクセルマクロを標準付属。
■ 測定現場を考慮し、水や油から本体を保護する肩掛けソフトケースを標準付属。

システム構成（ピックアップ入力／3方向出力／プログラムカード）OP

ピックアップ入力

3方向出力

EC-04

VM-54PV-83Cコード

OP

付属シリーズで延長可能

EC-54（1.5 m）【床用】
加速度ピックアップ（3方向）
付属

PV-83CW

データレコーダ

周波数分析器

OP

OP

DA-21

メイン画面

SAシリーズACアダプタOP

ピックアップコード
OP＝オプション

NC-98E

プログラムカード

VP-51K【壁用】
加速度ピックアップ（1方向）
OP

PV-57A

サブ画面（マグネット OP VP-53S 取付可能）

船舶振動測定カード

3軸振動計

FFT分析カード

VX-54WS

VM-54

OP

VX-54FT

表示画面例 サブ画面

グラフィック画面■ ソフトケース CF-26 装着例

ニューメリック画面

FFT画面（VX-54FT使用時）■ エクセルマクロ■ 基本補正係数 Wm（VX-54WSのみ付属）
10補正係数

10.1

0.01

0.001
0.125

0.25

0.5

12481631.563125

250500振動数（Hz）

仕 様JIS F 0907：2003
適 合 規 格： ISO 6954：2000、（3方向）PV-83CW または入力： 圧電式加速度ピックアップ

測： 30、100、300、1 000、3 000、10 000【PV-83CW使用時】 加速度（ｍｍ/ｓ2）
速 度（ｍｍ/ｓ）： 1、3、10、30、100、300

90 %RH以下
使用温湿度範囲：−10 ℃〜＋50 ℃、
電源：単2形乾電池4本、連続16時間使用可（アルカリ乾電池）： 0.3、1、3、10、30、100、300、
1 000【PV-57A使用時】 加速度（ｍ/ｓ2）
速 度（ｍｍ/ｓ）： 10、30、100、300、1 000、3 000max（MTVV）、min
演 算 機 能： RMS、

大 き さ・ 重 さ：約56（H） 200（W） 175（Ｄ）mm・約1 kg（電池含む）
VM-54
360,000円（税別）
希 望 小 売 価 格：3軸振動計
船舶振動測定カード VX-54WS 320,000円
（税別）

定時

1 min、2 min、10 min
間：10 sec、

表
示：液晶画面 2（メイン・サブ）
圧電式加速度ピックアップ（1方向）PV-57A（オプション） データストア機能：マニュアルストア（256 MB CFカード使用時：800 000データの保存可能）
周 波 数 範 囲： 1 Hz〜80 Hz（PV-57AでFLAT特性の場合上限1kHzまで）、
帯域制限特性
周波数重み特性： Wm（ISO 2631-2：2003）
記 録 媒 体：CFメモリカード（専用プリンタにデータを印字）
測 定 モ ー ド： 加速度、速度
インタフェ ース：プリンタ専用（交流）
測 定 レ ン ジ：
出 力 端 子：3方向独立出力

33軸振動計VM-54+

全身振動測定カード

VX-54WB
全身振 動に対する暴 露の評 価
乗り物による振動は、足や臀部、背もたれに寄りかかっているときは背中から人体に伝達されます。
このような振動の人体応答に関する評価方法が、ISO 2631シリー
ズやJIS B 7760シリーズに規定されています。
これらの規格には、振動知覚、快適性、健康障害との関連で、周期的そして不規則および過渡的な全身振動の定量化を目的として、振動伝達部位と3軸方向のそれぞれに対応した周波数重み特性が規定されています。
全 身 振 動 測 定 装 置 は 、座 席 用ピックアップ P V - 6 2 、3 軸 振 動 計
VM-54、全身振動測定カードで構成され、規格に規定された測定と評価が可能です。

3軸振動計

VM-54

ISO 2631-1：1997
機械振動及び衝撃−全身振動に暴露される人体の評価−
第1部：一般要求事項

ISO 2631-2：2003
機械振動及び衝撃−人体の全身振動暴露の評価−
第2部：建物内の振動（1 Hz〜 80 Hz）

ISO 8041：2005
振動に対する人間の応答−測定装置

JIS B 7760-1：2004
全身振動−第1部：測定装置

JIS B 7760-2：2004
全身振動−第2部：測定方法及び評価に関する基本的要求■ CFカードへ測定結果の記録が可能。
■ 3方向の出力を装備。
周波数分析器やデータレコーダなどに波形収録が可能。
4【座席用】
加速度ピックアップ
（3方向）

PV-62

オプション

システム構成（ピックアップ入力／3方向出力／プログラムカード）
ピックアップ入力

VP-80

OP

EC-04

シリーズで延長可能

メイン画面【座席用】振動ピックアップ
（3方向）
OP

データレコーダ

周波数分析器

OP

OP

PV-62

DA-21

NC-98EOP

VM-54PV-83Cコード

プログラムカード

EC-54（1.5 m）【床用】
加速度ピックアップ（3方向）
OP

SAシリーズACアダプタ（ケーブルの長さ3 ｍ）

OP＝オプション

3方向出力

3ch振動入力
プリアンプ
付属OP

PV-83CW

サブ画面

全身振動測定カード

3軸振動計

FFT分析カード

VX-54WB

VM-54

OP

VX-54FT

表示画面例 サブ画面

グラフィック画面■ 移動加速度実効値

ニューメリック画面■ 人体の支持面座標系
（座位）

1t0

ここにa w(t) ：周波数補正を行った振動加速度の瞬時値
τ：移動平均の積分時間（s）
t ：時間（積分変数）t 0 ：観察時点（瞬時時間）

10

MTVV =max[a w(t 0)]

1z0.1

y0.01

座席面

■ 最大過渡振動値( MTVV )

xz

0.001
0.125

y0.5

1

補正係数

14z

1631.563125

250500x

基本補正係数
（例）
Wd

Wk
座席面

x,y 軸

座席面

快 適 性z軸
z軸x,y 軸x,y 軸

上下方向x,y,z 軸

座席面
立位
仰が（臥）
位
足支持面

座席面
立位
仰が（臥）
位
背もたれ面

z軸
z軸
上下方向

座席面
立位
仰が（臥）
位

x,y 軸
x,y 軸

振動知覚

ここにa w(t)：周波数補正を行った並進又は回転振動加速度の瞬時値
T：測定の継続時間（s）

8z軸

y

足支持面

4

康

健

a w 4(t )dt2

■ 補正係数の一般的指針

x

00.25

振動数（Hz）■ 振動暴露量値( VDV )VDV ＝WkWd

補正係数

a w 2(t )dt
τ t 0-τT■ 基本補正係数（例）

2

背もたれ面

a w(t 0)＝

1

FFT画面（VX-54FT使用時）

水平方向
y,z 軸

水平方向

座席面
立位
仰が（臥）
位

仕 様
ISO 2631-2：2003、
適 合 規 格： ISO 2631-1：1997、
ISO 8041：2005、
JIS B 7760-1：2004、
JIS B 7760-2：2004（3方向）PV-62 または入力： 座席用振動ピックアップ
圧電式加速度ピックアップ（3方向）PV-83ＣＷ
周 波 数 範 囲： 0.5 Hz〜80 Hz
Wd、Wb、Wc、Wj、Wm、Wg※、帯域制限特性
周波数重み特性： Wk、※
速度（Wmのみ）
測 定 モ ー ド： 加速度、
測 定 レ ン ジ：
： 0.3、1、3、10、30、100、300、1000【PV-62使用時】 加速度（ｍ/ｓ2）： 0.03、0.1、0.3、1、3、10【PV-83CW使用時】 加速度（ｍ/ｓ2）（ｍm/ｓ）： 1、3、10、30、100、300【PV-83CW使用時】 速 度※
クレストファクタ
演 算 機 能： RMS、MTVV、VDV、振動合成値、PEAK、

測定時表間：1〜30secの1秒刻み設定可能
1 min、10 min、30 min、1 hour、4 hour、8 hour、12 hour（Max 12 hour）（メイン・サブ）
示：液晶画面 2※オートストア2 、マニュアルストア
データストア機 能：オートストア1、記録

媒

体：CFメモリカード（専用プリンタにデータを印字）
イ ン タ フ ェ ース：プリンタ専用
出力

端（交流）
子：3方向独立出力

使 用 温 湿 度 範 囲：−10 ℃〜＋50 ℃、90 %RH以下
電

連続16時間使用可（アルカリ乾電池）
源：単2形乾電池4本、（電池含む）
大 き さ ・ 重 さ：約56（H） 200（W） 175（Ｄ）mm・約1 kg
希 望 小 売 価 格：3軸振動計

VM-54

360,000円（税別）

全身振動測定カード

VX-54WB

320,000円（税別）

全身振動測定カード

VX-54WB1370,000円（税別）※ 赤字はVX-54WB1のみの機能

53軸振動計VM-54+手腕振動測定カード

VX-54WH

手 腕 振 動に対する暴 露の評 価
手持ち工具による振動は、作業者の手および腕あるいは肩に伝達されます。
このような手腕系に伝達される振動暴露の評価について、ISO 5349-1、
ISO 5349-2、JIS B 7761-1、JIS B 7761-2に規定されています。
これらの規格には、周波数重み特性や振動暴露の評価値のほかに、加速度センサの取り付け方法が詳細に記述されています。
手腕振動の測定装置は、圧電式加速度ピックアップPV-97C、3軸振動計VM-54、手腕振動測定カードで構成され、規格に規定された測定と評価が可能です。

ISO 5349-1：2001

3軸振動計

機械振動−手腕系振動への人体暴露の測定及び評価−
第1部：一般要求事項

VM-54

ISO 5349-2：2001
機械振動−手腕系振動への人体暴露の測定及び評価−
第2部：作業現場における測定の実施の指針

JIS B 7761-1：2004
手腕系振動−第1部：測定装置

JIS B 7761-2：2004
手腕系振動−第2部：作業場における実務的測定方法■ CFカードへ測定結果の記録が可能。

加速度ピックアップ（3方向）

PV-97Cオプション■ 3方向の出力を装備。
周波数分析器やデータレコーダなどに波形収録が可能。
6システム構成（ピックアップ入力／3方向出力／プログラムカード）OP

ピックアップ入力

3方向出力

加速度ピックアップ（3方向）

3ch振動入力
プリアンプ

OP

OP

付属

シリーズで延長可能

PV-97C

VP-80

EC-04

データレコーダ

周波数分析器OPOP

加速度ピックアップ（1方向）
OP＝オプション

PV-90B

DA-21

メイン画面

SAシリーズACアダプタOP

NC-98E

プログラムカード

加速度ピックアップ（1方向）
OP

PV-91C

サブ画面

アンプ内蔵

手腕振動測定カード

3軸振動計

FFT分析カード

VX-54WH

VM-54

OP

VX-54FT

表示画面例 サブ画面

グラフィック画面■ 移動加速度実効値

ニューメリック画面■ 手腕系周波数補正係数 Wh1t0

102

a w 2(t )dt
τ t 0-τ

補正係数a w(t 0)＝1

FFT画面（VX-54FT使用時）

ここに
a w(t) ：周波数補正を行った振動加速度の瞬時値
τ：移動平均の積分時間（s）
t ：時間（積分変数）t 0 ：観察時点（瞬時時間）

10.1

0.010.001
1■ 最大過渡振動値( MTVV )MTVV =max[a w(t 0)]■ 振動暴露量値( VDV )481631.5

63125

250

500

1 000

2 000 4 000

振動数（Hz）■ 手の支持面座標系b）手掌位置a）ハンドグリップ位置

1zn

4T

2znzh

a w (t )dt

VDV ＝40

ここにa w(t)：周波数補正を行った並進又は回転振動加速度の瞬時値
T：測定の継続時間（s）

yhxhxh

仕 様ISO 5349-2：2001、
適 合 規 格： ISO 5349-1：2001、
JIS B 7761-1：2004、
JIS B 7761-2：2004（3方向）PV-97Cなど
入力： 圧電式加速度ピックアップ
周 波 数 範 囲： 8 Hz〜1 000 Hz

測

定

時

間：1〜30 secの1秒刻み設定可能
1 min、10 min、30 min、1hour、4 hour、
8 hour、12 hour（Max 12 hour）（メイン・サブ）
示：液晶画面 2

周波数重み特性： Wh
測 定 モ ー ド： 加速度
測 定 レ ン ジ：
： 30、100、300、1 000、3 000、10 000【PV-97C使用時】加速度（ｍ/ｓ2）（VP-80のチャージアンプゲインを 0.1にした時）表マニュアルストア
データストア機能：オートストア、
記 録 媒 体：CFメモリカード（専用プリンタにデータを印字）
インタフェ ース：プリンタ専用（交流）
出 力 端 子：3方向独立出力
90 %RH以下
使 用 温 湿 度 範 囲：−10 ℃〜＋50 ℃、加速度（ｍ/ｓ2）： 3、10、30、100、300、1 000、3 000、10 000（VP-80のチャージアンプゲインを 1にした時）MTVV、VDV、振動合成値、PEAK、
演 算 機 能： RMS、
クレストファクタ

電源：単2形乾電池4本、連続16時間使用可（アルカリ乾電池）
大 き さ ・ 重 さ：約56（H） 200（W） 175（Ｄ）mm・約1 kg（電池含む）
VM-54
360,000円（税別）
希 望 小 売 価 格：3軸振動計
手腕振動測定カード VX-54WH 320,000円（税別）

7

3軸振動計システム構成（ピックアップ入力／3方向出力）

VM-54

OP ＝オプション

3方向出力

ピックアップ入力

加速度ピックアップ（各種）

OP

3軸振動計VM-54は、さまざまな加速度ピックアップを接続し、3軸加速度計としても使用できます。

3ch振動入力プリアンプ
OPVP-80

OPEC-04シリーズで延長可能

メイン画面

データレコーダ

加速度ピックアップ（3方向）
OP

PV-83CW

OP

DA-21

VM-54PV-83Cコード
OP

ピックアップコード● 3方向の出力を装備。
周波数分析器、データレコーダなどに波形記録が可能● マイクロホン延長コード（ＥＣ-04シリーズ）
でピックアップコードの延長が可能OP

0.03、0.1、0.3、1、3、10
0.3、1、3、10、30、100、300、1 000

FFT分析カード

VX-54FTオプション

VX-54FTはメモリカードとして機能し、FFT結果データをCSV形式で保存することが可能です。付属のエクセルマクロにより、記録データからグラフ表示にすることが可能です。
表 示 項 目： 1.FFT処理したスペクトル表示
2.時間領域で算出される実効値（O.A.）
3.周波数領域で（FFTの結果から）算出されるO.A.値※※周波数範囲を指定したパーシャルオーバーオール値の算出可能
表 示 機 能： 各プログラムカードによる測定チャンネル： X、Y、Zの3チャンネル同時分析
100 Hz、200 Hz、
500 Hz、1 kHz
周 波 数レンジ： 50 Hz、
周波数スパン サンプル周波数 サンプル周期 フレームタイム 周波数分解能
50 Hz
128 Hz7.8125 ms
8s
0.125 Hz
100 Hz256 Hz 3.90625 ms
4s
0.25 Hz
200 Hz512 Hz 1.953125 ms
2s
0.5 Hz500 Hz
1 kHz

OP

1.28 kHz

3軸振動計

VM-54

周波数分析器
サブ画面

OP

SA シリーズ

PV-57AOP

PＶ-57A使用時
加速度（ｍ/ｓ2）

VP-51K

ACアダプタ0.1〜0.999 3、10、30、100、300、1 000、3 000、10 000
0.3、1、3、10、30、100、300、1 000
1.00〜9.99
0.03、0.1、0.3、1、3、10、30、100
10〜99.9

PV-83CW使用時
加速度OP

加速度ピックアップ（1方向）（3ch振動入力プリアンプ使用）
入力 ：3ch
周 波 数 範 囲 ：0.5 Hz〜5 000 Hz
測 定 モ ー ド：加速度実効値の瞬時値または最大値ホールド
測 定 レ ン ジ ：圧電式加速度ピックアップ使用時
感度設定

EC-54（1.5 m）

0.78125 ms

0.8 s

1.25 Hz2.56 kHz 0.390625 ms

0.4 s

2.5 HzNC-98E

表示：液晶画面 2（メイン・サブ）
出 力 端 子：3方向独立出力（交流）
電源：単2形乾電池4本、連続16時間使用可能（アルカリ乾電池）
使用 温 湿 度 範 囲：−10 ℃〜＋50 ℃、90 %ＲＨ以下
大 き さ ・ 重 さ：56（Ｈ） 200（Ｗ） 175（Ｄ）mm・約1 kｇ（電池含む）
希 望 小 売 価 格：3軸振動計
VM-54
360,000円（税別）

レクタンギュラ
ウ イ ン ド ウ：ハニング、分 析 ラ イ ン 数： 400ライン
演
算： 瞬時値、RMS方式、最大値
表 示 画 面：メイン画面 ：指定チャンネルの瞬時値（積分時間1秒の実効値）表示
サ ブ 画 面：指定チャンネルのFFT分析結果とO.A.値の同時表示
X
軸：周波数（Hz）
Y軸 ：リニアMenu画面
リコール画面ズ ー ム：【X軸】 1、 2、 4【Y軸】 1、 4、 16、 64、 256
周波 数 補 正 特 性： 各プログラムカードによる
演 算フレ ーム 数： 999（1刻み設定）
オ ー バ ー ラップ： 50 %（1 kHzのときはオーバーラップなし）
レ ベ ル レ ン ジ： 各プログラムカードによる記 録 デ ー タ： VX-54FTカードへのマニュアルストア
3ch分のFFTスペクトルデータをCSV形式で保存
1ファイルへ最大100組データ（3chを1組とする）
記録
最大50ファイル（CFカード）へ記録されたデータをサブ画面にリコール
リ コ ー ル 機 能： VX-54FTカード
レ ジ ュ ー ム：あり
（専用プリンタによるサブ画面のハードコピー）
イ ン タフェ ース：プリンタ印字機能（O.A.）
による交流出力
出力： 選択された周波数補正特性： 連続約16時間（PV-83CW使用、常温、アルカリ乾電池）
電池寿命（VX-54FT使用時）
使用温 湿 度 範 囲：−10 ℃〜＋50 ℃ 90 %RH以下

オプション

品 名
FFT分析カード
3ch振動入力プリアンプ※1※2圧電式加速度ピックアップ（3方向）
圧電式加速度ピックアップ
ピックアップコード（PV-57A用）
マグネットアタッチメント（PV-57A用）
座席用振動ピックアップ
（3ch）

型 式
VX-54FT
VP-80
PV-83CW
PV-57A
PV-51K
VP-53S
PV-62

希望小売価格（税別）
150,000円
140,000円
250,000円
100,000円
7,000円
8,000円
400,000円

品 名
圧電式加速度ピックアップ（3ch）
圧電式加速度ピックアップ
圧電式加速度ピックアップ※2VM-54PV-83Cコード（1.5 m）
マイクロホン用コード（延長用）
ACアダプタ（AC100 V〜240 V）※2ソフトケース（VM-53/54用）

型 式
希望小売価格（税別）
PV-97C
220,000円
PV-90B
80,000円
PV-91C
130,000円
EC-54
9,000円〜
EC-04（2 m〜）
12,000円〜
NC-98E
14,000円
CF-26
11,000円※1 VX-54WB / WHのみ付属 ※2 VX-54WSのみ付属

当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関（IAJapan）
は、アジア太平洋認定協力機構（APAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。当社の品質保証室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0197は品質保証室の認定番号です。

https://svmeas.rion.co.jp/＊本カタログに掲載されている価格はメーカが希望する小売価格です。＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談受付

0120 -26 -1566

当社の休日および土・日・祝日を除く
9：00 〜12：00 / 13：00 〜17：00

本社・営業部〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
TEL.042-359-7887
FAX.042-359-7458

西日本営業所〒530-0001 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル
TEL.06-6346-3671
FAX.06-6346-3673

東海営業所〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル
TEL.052-232-0470
FAX.052-232-0458

九州リオン（株） 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 5 番 18 号
TEL.092-281-5366
FAX.092-291-2847

この印刷物は環境に配慮したUVインキを使用しています。

0703-122403.P.D

上海理音科技有限公司

郵編200233 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業化大楼 C区501室
TEL.021-5423-5082
FAX.021-5423-5266

修理・再校正のお問い合わせ窓口〒192-0918 東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号
TEL.042-359-7898
FAX.042-359-7458