エンジンに関する計測器のご紹介

アトセンス株式会社営業部
1内容
1.回転角度信号と生成
1-1. 逓倍器 CPM-100A/CPM-300
1-2. 回転計測における便利な計測器①
エンジンタコメータ
1-3. 回転計測における便利な計測器②
1次線ピックアップ、4ch波形整形器
2.液体混合・流量計測
2-1. 燃料ブレンダ
2-2. エア駆動式圧送装置
2-3. 燃料流量・密度計
2-4. 気泡除去器
2回転角度信号の生成と計測

エンジンタコメータ ET-100
・パルス、アナログ出力
・波形整形機能

1次線ピックアップ CLP-10
・点火・噴射信号の取り出し・非接触（クランプ）で検出

4ch波形整形器 PS-100
・CLP-10の信号を0-5Vの矩形波へ高速変換
・1台で最大4ch同時に波形整形

イグニッション信号
波形整形前
電圧信号
波形整形後
電圧信号

パルス逓倍器 CPM-300
クランクポジションパルス逓倍器
CPM-100A
・クランクポジションセンサで検出した信号を720・360・180P/rに逓倍・1回転1個のパルス信号を逓倍し角度信号を生成

シグナルプレート・回転センサ、クランクポジションセンサの信号を2～9000P/rに逓倍・任意波形出力・オフラインで逓倍、任意波形出力・タイミング計測

クランクポジションセンサ

3

逓倍器 CPM-100A/CPM-300
ロータリエンコーダを取り付けずにリアルタイムにアングルパルスを生成

パルス逓倍器

CPM-300

燃焼解析
制御評価
RDE
他社ベンチマーククランクポジションパルス逓倍器
CPM-100A

4

エンジンと車両開発における角度計測の要望
・ロータリエンコーダを取り付ける手間を省きたい→（CPM-100A/CPM-300）
・噴射、点火等の制御信号を生成して高速度カメラ、ロガーのトリガ信号にしたい→（CPM-300）
・外部制御信号を角度で計測し他社ベンチマークに使いたい→（CPM-300）
・モデル開発に角度基準のパルス、アナログ信号を活用したい→（CPM-300）

逓倍器を導入すると
5

CPM-100A 逓倍機能
逓倍出力 180、360、720pulse/rev》専用センサ・エンコーダ不要

・TDC出力オフセット（0.5°単位）
・F/V変換出力（回転速度を0-10Vで出力）エンジンについているシグナルプレートとクランクポジションセンサを活用し角度信号を生成
6

CPM-300 逓倍機能
逓倍出力 2～9000 pulse/rev》専用センサ・エンコーダ不要》実車走行試験環境でも使用可能

例えば、自動車部品・既設クランクセンサのパルス信号から高分解能角度情報を生成

0720

CA（deg）

・0.1deg刻みで調整可能（TDC補正）
7

CPM-300 角度基準の任意波形出力
回転角 区間0～720deg / 0.1degの分解能で任意ユーザ波形を出力可能》点火等の制御信号、カメラやストロボのトリガ信号に好適》燃料噴射等の擬似的な制御信号》角度基準のファンクションジェネレータとして活用
クランクポジション
センサ信号

任意ユーザ波形 出力例
アナログ波

0Wave-Editor（標準添付）

720 C.A.(deg)

疑似制御パルス波

擬似制御パルス設定画面

720 C.A.(deg)8CPM-300 角度基準の タイミング計測
各種 外部制御信号を角度で計測》点火・燃料噴射・VVT等の他社ベンチマークに好適》計測結果のモニタ、CAN出力が可能
タイミング計測表示例
パルス形状

クランクポジション
センサ信号

0C.A.(deg)720

燃料噴射などの信号

立上角

立下角

幅(時間)

9

回転計測における便利な計測器①
エンジン回転計測を強力にサポート
主な機能
・回転表示と0-10VのF/V出力・有電圧信号やオープンコレクタ信号等各種センサに対応
・1度に複数回トリガかかる信号でも波形整形機能より使用でき
波形整形したパルスを出力
主な用途
・イグニッションパルスからエンジンの回転速度計測→波形整形機能で1度で複数トリガすることなく計測可能→パルス応答遅延機能でエンジン始動時の安定しない不要なパルス・アナログ出力付
エンジンタコメータ
ET-100

信号を除去

・歯車回転検出→移動平均機能で欠け歯の影響を無くして回転速度計測

・シャフト回転検出→移動平均機能で反射テープのつなぎ目でピッチが不等間隔になる影響を軽減

10

回転計測における便利な計測器②
点火・噴射信号の取り出し、イベント計測に点火・噴射信号の取出しが簡単 1次線ピック CLP-10・ケーブル加工不要、クランプするだけで簡単に設置
・イグニッションコイルの点火信号、インジェクションの駆動信号を非接触（クランプ）で検出

点火・噴射イベントの計測に 4ch波形整形器 PS-100
・1次線ピックアップの信号を0-5V矩形波へ高速変換・点火、噴射の通電期間を容易に計測
・1台で4ch同時に波形整形・トリガレベルの設定で不要信号をカット

1次線ピックアップ CLP-10（左）4ch波形整形器 PS-100 （右）11液体混合・流量計測
エンジンテストベンチ 燃料流量計測
気泡除去器 VE-200H
ガソリン・燃料流量ラインに混入したエアを除去

エタノール

燃料ブレンダ FBシリーズ

エア駆動式燃料圧送装置 AFP-100

・2液を0～100％の比率で混合・e-fuel、ガソリン、軽油、アルコール混合・100～500ｋPa任意遠隔設定
・エア駆動で電気不要

実車向き 燃料流量計測
インライン密度密度計 DM-200
・インラインでの燃料密度測定
・容積型流量計と併せて質量流量計測

燃料流量・密度計 FDSシリーズ

エンジン・流量、密度、温度、圧力・質量流量のリアルタイム計測
・インジェクタに追随する燃料流量計測
・防爆タイプもラインナップ
・0.5μLの分解能で微小流量計測

燃料流量計 AT-267/FS-1214S
・実車計測向きの小型タイプ
・流量・温度

12

燃料ブレンダ FBシリーズ
e-fuel、バイオ燃料、ガソリン、軽油等 2液を任意比率で混合
エンジンテストベンチ

本体

操作室

コントローラブレンド比率設定
ブレンド開始/停止
アナログ・パルス出力
接点入力・通信バイオ燃料
e-fuelオクタン価
特殊燃料
排ガス有害性13

燃料混合に対するご要望
・混合比率を自由に変更したい
・燃料の保存劣化を防ぎたい
・燃料費、設備への投資負担を減らしたい
・燃料廃棄費、変更費の負担を減らしたい
・燃料調達納期を短縮したい
・人的作業による燃料ブレンドを無くしたい

燃料ブレンダを導入すると14

燃料ブレンダ導入 レイアウト例
タンク

タンク
燃料ブレンダコントローラ
比率の設定

軽油

アルコール
混合燃料

エンジン

》既設の燃料ラインへの設置可能》容器での供給も可能》耐久試験でも活躍
15

エア駆動式燃料圧送装置 AFP-100
エンジンテストベンチ用電動ポンプに代わる新提案

燃料ラインへ目標圧力で圧送電気を使わずエア駆動
燃料温度に影響を与える熱源なし脱泡機能内蔵

16

燃料圧送に対するご要望
・圧力を任意に設定したい
・燃料温度の上昇とベーパ対策に手間がかかる
・燃料配管をシンプルしたい
・電気を使用したくない
・燃料ポンプの入手性が悪い

エア駆動式燃料圧送装置を導入すると17

燃料圧送における現状とご提案

現状、燃料ラインの加圧には電動ポンプとリリーフ弁が使われています。
しかし、燃料温度の上昇とベーパの発生があり、その対策に脱泡装置と冷却装置の設置が必要になります。
エア駆動圧送装置は燃料温度を上昇させず、シンプルな燃料配管を実現します。

18

燃料流量・密度計測

容積式燃料流量計 FDS/FDM、FS/FMシリーズ

停止、始動の微小流量から大流量までエンジンに追随して計測できる燃料流量計

使用条件に応じた豊富なラインナップ（テストベンチ・実車）
e-fuel、ガソリン、軽油、アルコール対応
体積流量と密度から質量流量をリアルタイム計測

19

燃料流量計測に対するご要望
・アイドリング、低回転の微小流量

・WLTC、WMTC等各試験モード計測

・低負荷時、高負荷時の計測

・ECU制御の検証

・質量流量のリアルタイム計測

・燃料カット・HEV、PHEV車のスタート、ストップ

・急激な流量変動

アトセンスの燃料流量計を導入すると20

微小流量～大流量まで広範囲を精度良く計測

21

気泡除去器 VE-200H
エンジンテストベンチの精度良い燃料流量計測に必須

排気時の急激なライン圧降下が小さい
連続的に気泡を除去し流速への影響が小さい
e-fuel、ガソリン、軽油、アルコールなど幅広い流体に対応

22

燃料ラインにエアが混入する例■管内エアの混入

・段取り替えによりライン内にエアが入る■温度によるエアの発生

・夏場サービスタンクから引き込んだ燃料等がライン圧が低く液温が高い時に発生するエア■配管内圧力変化によるエアの発生・大流量時に継手等によりライン内径が絞られた後に、内径が広がる事で発生するエア・リターンラインのリリーフバルブ後にライン圧開放により発生するエア・ラインポンプを使用する際にキャビテーションで発生するエア気泡除去器を導入すると23

燃料ラインの気泡を簡便に除去
システム系統例

内部構造

主な仕様

弁開閉動作

・フロートの位置に比例して弁の開度が変わるため排気時の急激なライン圧降下が少ない・弁の開閉ヒステリシスが小さい

24ありがとうございました。
一部製品につきましてデモ動画がございます。
弊社HPよりご覧いただけます。
URL： www.atsense.jp

25