地震感知器

端子台タイプ

防水タイプ（Pタイプのみ）特徴◆高感度静電容量型加速度センサ採用。
(PAT、3766190）◆大手エレベーターメーカーご採用。
◆マイコンによる地震判定で誤動作が少ない。
◆内蔵電池で停電時も対応。
（オプション）◆設定加速度を任意で設定可能。

P波用地震感知器
P波（本震が来る前の初期微動）を検出できる地震感知器です。
検出部は、当社製高感度静電容量式加速度センサを使用しています。
型式
作動方式
構造
（１） 外形寸法（２） 重量（３） カバー色（４） 取付（５） 取付ネジ（６） 電気配線接続端子（７） 電気配線接続口径（８） 防水性能機能（１） 検出方向（２） 作動表示（３） リセット方法（４） 作動点検（５） 停電保持振動特性（１） 設定加速度（２） 周波数特性
電気特性（１） 供給電源（２） 検出接点（３） 接点容量（４） 接点材質（５） 絶縁抵抗（６） 絶縁耐力
周囲温度

Ｐ
静電容量電子式
150(W)×200(H)×60(D)㎜
白屋内設置、堅固な柱又は壁面及び床面取付
Ｍ８−４個、ピッチ130(W)×130(H)
10Ｐ−Ｍ3.5 ※防水タイプはリード線出しVCTF0.75㎜2 4芯ケーブル3m
18φ
I P31相当（防水タイプ I P67相当）
垂直方向
ＬＥＤ
出力は作動後45Ｓで自動リセット ※作動時間は任意に設定可
本体スイッチおよび遠隔操作（有電圧入力・供給電源電圧と同一）※防水タイプは遠隔操作不可
内蔵電池により停電時にも対応（オプション機能）※端子台タイプのみ
２.５／５或いは５／10〔単位：ガル〕
１〜５Hzの範囲でフラット特性、５Hzを超える範囲では感度は下降特性
ＡＣ100Ｖ，ＤＣ24Ｖ
消費電力 約４W
１ａ
ＤＣ110Ｖ 0.3Ａ／ＡＣ125Ｖ 0.5Ａ
金合金
AC仕様 ＤＣ500Ｖ 100ＭΩ以上
DC仕様 DC500V 50MΩ以上
AC仕様 ＡＣ1000Ｖ １分間
DC仕様 規定なし−10℃〜＋50℃（仕様温度外、高湿、腐食性ガス環境での使用を除く）■外形寸法図■型式選定
Ｐ−イ ロ ハ ニ ホ へ
イ は供給電源を表す
Ａ：ＡＣ100Ｖ，Ｃ：ＤＣ24Ｖ
ロ は取付方向を表す
無表示：壁面取付 ， Ｓ：床面取付
ハ は端子台或いは防水リード線だしの選択
無表示：端子台， Ｗ：防水リード線出し
ニ は電池の有無
無表示：電池無し ， Ｘ：電池有り
ホ は設定加速度を表す ２.５／５或いは５／10
へ は出力の時間を表す ３秒以上
例 Ｔ＝10
例 Ｐ−ＡＸ 5／10 Ｔ＝10
Ｐ波用地震感知器、供給電源AC100V、壁面取付、電池有り、設定加速度5gal，10gal、出力時間10秒

S波用地震感知器

PS波用地震感知器

S波（破壊力のある二次波：本震）を３段階で検出できる地震感知器です。
検出部は、当社製三軸静電容量式加速度センサを使用しています。
水平方向二軸をベクトル合成して加速度を演算しています。

P波（本震が来る前の初期微動）とS波（破壊力のある二次波：本震）を検出できる地震感知器です。
検出部は、当社製三軸静電容量式加速度センサを使用しています。
S波は、水平方向二軸をベクトル合成して加速度を演算しています。

型式
作動方式
構造
（１） 外形寸法（２） 重量（３） カバー色（４） 取付（５） 取付ネジ（６） 電気配線接続端子（７） 電気配線接続口径（８） 防水性能
機能（１） 検出方向（２） 作動表示（３） リセット方法

S
静電容量電子式PS

150(W)×200(H)×60(D)㎜
白屋内設置、堅固な柱又は壁面及び床面取付
Ｍ８−４個、ピッチ130(W)×130(H)
14Ｐ−Ｍ３.５
18φ
I P31相当
S
水平全方向
ＬＥＤ

PS
「特低」垂直方向，「低」「高」水平全方向
ＬＥＤ

本体スイッチで「特低」「低」「高」のリセット
遠隔操作では「特低」又は「特低+低」のリセット「高」のリセットは不可（有電圧入力・供給電源電圧と同一）

本体スイッチで「特低」「低」「高」のリセット「特低」出力は作動後45Ｓで自動リセット ※作動時間は任意に設定可
遠隔操作では「低」のリセット「高」のリセットは不可（有電圧入力・供給電源電圧と同一）（４） 作動点検（５） 停電保持振動特性（１） 設定加速度

本体スイッチおよび遠隔操作（有電圧入力・供給電源電圧と同一）
内蔵電池により停電時にも対応（オプション機能）S
20gal〜400galの範囲で任意の３段階（２） 周波数特性
電気特性（１） 供給電源（２） 検出接点（３） 接点容量（４） 接点材質（５） 絶縁抵抗（６） 絶縁耐力
周囲温度

ＡＣ100Ｖ，ＤＣ24Ｖ
消費電力 約４W
１ａ×３（キープリレー接点）
１ａ×３（低高キープリレー接点）
ＤＣ110Ｖ 0.3Ａ／ＡＣ125Ｖ 0.5Ａ
金合金
AC仕様 ＤＣ500Ｖ 100ＭΩ以上
DC仕様 DC500V 50MΩ以上
AC仕様 ＡＣ1000Ｖ １分間
DC仕様 規定なし−10℃〜＋50℃（仕様温度外、高湿、腐食性ガス環境での使用を除く）

本体スイッチおよび遠隔操作（有電圧入力・供給電源電圧と同一）
内蔵電池により停電時にも対応（オプション機能）PS「特低」２.５、５、10いずれか〔単位：ガル〕「低」「高」20gal〜400galの範囲で２点１〜５Hzの範囲でフラット特性、５Hzを超える範囲では感度は下降特性■外形寸法図
S/PS

S/PS

■型式選定
Ｓ− イ ロ ハ ニ
Ａ：ＡＣ100Ｖ ， Ｃ：ＤＣ24Ｖ
イ は供給電源を表す
ロ は取付方向を表す 無表示：壁面取付 ， Ｓ：床面取付
ハ は電池の有無
無表示：電池無し ， Ｘ：電池有り
ニ は設定加速度を表す ３点選択 例 30-60-80
例 Ｓ−ＡＸ 30-60-80
Ｓ波用地震感知器、供給電源AC100V、壁面取付、電池有り、設定加速度30gal，60gal，80gal

ＰＳ− イ ロ ハ ニ ホ
Ａ：ＡＣ100Ｖ ， Ｃ：ＤＣ24Ｖ
イ は供給電源を表す
ロ は取付方向を表す 無表示：壁面取付 ， Ｓ：床面取付
ハ は電池の有無
無表示：電池無し ， Ｘ：電池有り
ニ は設定加速度を表す ３点選択 垂直方向１点，水平方向２点 例 5-60-80
例 Ｔ＝10
ホ は「特低」出力の時間を表す ３秒以上
例 ＰＳ−ＡＸ 5-60-80 Ｔ＝10
ＰＳ波用地震感知器、供給電源AC100V、壁面取付、電池有り、設定加速度5gal，60gal，80gal、「特低」出力時間10秒

ご使用例
・エレベーター・立体駐車場・ガスプラント・緊急地震速報対応 P波 地震感知器
・その他

各種・地震感知

気象庁震度階と相当加速度（新震度階級は1996年２月15日気象庁告示第４号より）

旧震度階級
震度階

呼び方

ゆれかた
人体に感じないで、地震計に記録される程度静止している人や，特に地震に注意深い人だけに感ずる程
度の地震

０

無感

１

微震

２

軽震

３

新震度階級
相当加速度
【ガル】
0.8以下

震度階

計測震度

０0.5未満

0.8〜2.5

１

0.5以上1.5未満

大勢の人に感ずる程度のもので、戸障子がわずかに動くのがわかるぐらいの地震

2.5〜8.0

２1.5以上2.5未満

弱震

家屋が揺れ、戸障子がガタガタと鳴動し電灯のようなつり下げは相当揺れ、器内の水面の動くのがわかる程度の地震

8.0〜25３2.5以上3.5未満

４

中震

家屋の動揺が激しく、座りの悪い花瓶などは倒れ、器内の水はあふれでる。また歩いている人にも感じられ、多くの人々は戸外に飛び出す程度の地震

25〜80

４

3.5以上4.5未満

５

強震

壁に割れ目が入り、墓石、石灯籠が倒れたり、煙突、石垣などが破損する程度の地震

80〜250６

烈震

家屋の倒壊は30％以下で、山崩れが起き地割れを生じ、多くの人々は立っていることができない程度の地震

250〜400

５弱
５強
６弱
６強

4.5以上5.0未満
5.0以上5.5未満
5.5以上6.0未満
6.0以上6.5未満

激震

家屋の倒壊が30％以上におよび、山くずれ、地割れ断層などを生じる。

400以上

７6.5以上７・仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承をお願いします。
内外ゴム株式会社 センサ事業部
NAIGAI RUBBER CO , LTD
兵庫県明石市魚住町西岡 2050
TEL：078-944-0716
FAX：078-944-0734
E ma il：sensor@naigai-rubber.co.jp
お問い合わせ先
東京都港区新橋４丁目５-15新橋新和ビル４F
TEL：03-3459-6868
FAX：03-3459-6869
E ma il：sensor@naigai-rubber.co.jp