MQDDK‑060111‑2

ディジタルメータ
ＭＳ４６０３
仕様書‑ 1 ‑MQDDK‑060111‑2
１．形名 ＭＳ４６０３ −□−□−□−□−□
ＭＳ４６０３Ｒ−□−□−□−□−□−□Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

（ＤＰＭ）
（ＤＭＲ）

測定入力
供給電源
センサ電源
データ出力１
データ出力２
比較出力
Ⅰ 測定入力
記号
測定範囲
入力抵抗
確度
*１
入力過負荷
端子No.
‑01±19.999 mV
5ＭΩ
±（0.05% of rdg + 5digit）
DC± 50V
1‑4‑V1±100.00 mV
5ＭΩ
±（0.05% of rdg + 5digit）
DC± 50V
1‑4‑02±199.99 mV
120ｋΩ
±（0.05% of rdg + 3digit）
DC± 50V
1‑4±1.9999 V
1ＭΩ
±（0.1 % of rdg + 1digit）
DC±250V
1‑4‑04±19.999 V
10ＭΩ
±（0.1 % of rdg + 1digit）
DC±250V
2‑4±399.9 V
10ＭΩ±（0.1 % of rdg + 3digit）
DC±750V
3‑4‑06±699.9 V
10ＭΩ±（0.1 % of rdg + 3digit）
DC±750V
3‑4±1.9999 mA
100 Ω±（0.1 % of rdg + 1digit）
DC± 50mA
1‑4‑14±19.999 mA
11 Ω±（0.1 % of rdg + 1digit）
DC±150mA
2‑4±199.99 mA
1 Ω±（0.1 % of rdg + 1digit）
DC±500mA
3‑4DC1〜 5V
1ＭΩ±（0.1 % of rdg + 1digit）
DC±250V1‑4‑49DC0〜 5V
1ＭΩ
±（0.1 % of rdg + 1digit）
DC±250V
2‑4DC4〜 20mA
12.4Ω±（0.1 % of rdg + 1digit）
DC±150mA
3‑4‑49R DC4〜 20mA
250Ω±（0.1 % of rdg + 3digit）
DC±40mA
1‑4*1 確度：２３℃±５℃，４５〜７５％ ＲＨの状態で規定+ □digitは、1/19999分解能以内の規定*2 温度係数 ：使用温度範囲０〜５０℃で規定
01,V1・・±100ppm/℃、02,04,06､11〜14・・±160ppm/℃
49,49R・・±150ppm/℃
Ⅱ 供給電源番号電 源 電 圧Ａ
AC100〜240V
Ｂ
DC 12〜 24VＣ
DC 110V
Ⅲ センサ電源（フローティング出力）
番号
電 源 電 圧出力電流ﾌﾞﾗﾝｸ センサ電源なし２
ＤＣ＋ ５Ｖ±１０％
100mA
３
ＤＣ＋１２Ｖ± ５％
150mA *3５
ＤＣ＋２４Ｖ± ５％
100mA *4*3：電源コード*4：電源コード‑ 2 ‑−Ｂ−Ｂ

は100mAは50mA

MQDDK‑060111‑2
Ⅳ ,Ⅴデータ出力番号仕様ﾌﾞﾗﾝｸ
出力なし
アナログ出力 ＤＣ０〜 １０Ｖ
09
設定にて、ＤＣ０〜１Ｖ又はＤＣ０〜５Ｖ、 ＤＣ１〜 ５Ｖも可能
出荷時： ＤＣ１〜 ５Ｖ
アナログ出力 ＤＣ０〜２０ｍＡ
29
設定にて、ＤＣ０〜５ｍＡ、ＤＣ４〜２０ｍＡも可能
出荷時： ＤＣ４〜 ２０ｍＡ
BP
ＢＣＤ出力（TTLﾚﾍﾞﾙ・正論理）
BN
ＢＣＤ出力（TTLﾚﾍﾞﾙ・負論理）
DP
ＢＣＤ出力（ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ出力・ｿｰｽﾀｲﾌﾟ）
DN
ＢＣＤ出力（ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ出力・ｼﾝｸﾀｲﾌﾟ）E0
ＲＳ−２３２Ｃ出力
E1
ＲＳ−４８５出力
EC
小数点外部制御
注：マイナス出力は規定外

出力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ0.1Ω以下5ＭΩ以上

許容負荷抵

抗

ＤＣ０〜１Ｖのとき、100Ω以上
ＤＣ０〜５Ｖのとき、500Ω以上
ＤＣ１〜５Ｖのとき、500Ω以上
ＤＣ０〜 １０Ｖのとき、1kΩ以上
ＤＣ０〜５ｍＡのとき、 0〜 2.4kΩ
ＤＣ０〜２０ｍＡのとき、0〜600 Ω
ＤＣ４〜２０ｍＡのとき、0〜600 Ω

第１出力がアナログ出力のときのみ、第２出力として付加できます。
形名項目Ⅴ に記入

Ⅵ 比較出力（ＤＭＲ）
記号
出 力 形 式
ﾌﾞﾗﾝｸ
ﾘﾚｰ接点出力TN
ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ出力(NPN)
２．一般仕様
・メイン表示：０〜９９９９９ ２色発光 赤色または緑色ＬＥＤ（文字高さ１５．４ｍｍ）
負極性入力時（−）表示、ゼロサプレス機能付き
表示色の任意選択可能
比較出力
設定できる切替え表示色
DMRのときＯＦＦ緑緑赤赤ＯＮ赤緑赤緑
DPMのとき−−−緑 または 赤・サブ表示

０〜９９９９９ 赤色ＬＥＤ（文字高さ７．７ｍｍ）
負極性入力時（−）表示、ゼロサプレス機能付き・小数点表示
設定操作にて選択設定
・オーバ表示１３０％表示で点滅
ただし９９９９９を超えると０００００で点滅表示−０６は、６９９．９Ｖを越えるとフルスケール値で点滅表示
・表示切替：表示項目選択可能。
メイン表示
現在値／ﾋﾟｰｸﾒﾓﾘｰ値／ﾎﾞﾄﾑﾒﾓﾘｰ値／振れ幅 のいずれかを表示
現在値表示の時
ＰＭ消灯 ＢＭ消灯
ピークメモリー表示の時
ＰＭ点灯 ＢＭ消灯
ボトムメモリー表示の時
ＰＭ消灯 ＢＭ点灯
振れ幅表示の時
ＰＭ点灯 ＢＭ点灯
サブ表示（ＤＭＲ）
現在値／ﾋﾟｰｸﾒﾓﾘｰ値／ﾎﾞﾄﾑﾒﾓﾘｰ値／振れ幅／比較設定値(AL1〜4) のいずれかを表示
・消灯機能
設定モード中、キー操作終了後から設定時間後にデータ表示を消灯します。
・表示ｽｹｰﾘﾝｸﾞ：フルスケール表示 −９９９９９〜＋９９９９９
オフセット表示−９９９９９〜＋９９９９９・分解能：１／１０００００
・ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期 ：１５回／秒
・表示周期：６７ｍｓ、４００ｍｓ、１ｓ、２ｓ、４ｓ、５ｓ・入力形式：シングルエンデッド、フローティング入力
・Ａ／Ｄ変換部 ：⊿−∑変換方式‑ 3 ‑MQDDK‑060111‑2
３．基準性能・応答：応答条件 （ＤＰＭは表示応答、ＤＭＲはオープンコレクタの比較出力）
２サンプリング以内または１表示周期以内のいずれか長い方・ノイズ除去率 ：ノーマルモード
５０ｄＢ以上コモンモード １１０ｄＢ以上
電源ライン混入ノイズ １０００Ｖ （ＡＣフリー電源のとき）・絶縁抵抗：入力端子／外 箱 間
ＤＣ５００Ｖ
１００ＭΩ 以上
電源端子／外 箱 間
ＤＣ５００Ｖ
１００ＭΩ 以上
電源端子／入出力端子間 ＤＣ５００Ｖ
１００ＭΩ 以上
入力端子／出力端子間
ＤＣ５００Ｖ
１００ＭΩ 以上
・耐電圧（ＡＣ電源、ＤＣ電源共通 ）入力端子／外 箱 間
ＡＣ１５００Ｖ １分間
電源端子／外 箱 間
ＡＣ１５００Ｖ １分間
電源端子／入出力端子間 ＡＣ１５００Ｖ １分間
入力端子／出力端子間ＡＣ ５００Ｖ １分間
・動作周囲温湿度：０〜５０℃、２０〜８０％ＲＨ（結露なきこと）
・保存温湿度：−２０〜７０℃、９０％ＲＨ以下（結露なきこと）
・保護構造：前面操作部 IP65
リアケース IP20
端子部IP00

４．電源部
・供給電源

：ＡＣ１００〜２４０Ｖ ５０／６０Ｈｚ
ＤＣ１２〜２４Ｖ
ＤＣ１１０Ｖ・電源電圧許容範囲：ＡＣ９０〜２５０Ｖ
ＤＣ ９〜３２Ｖ
ＤＣ９０〜１７０Ｖ・ヒューズ：２５０Ｖ １Ａ
・消費電力
：本体
ＡＣ１００Ｖ入力時 約９ＶＡ、ＡＣ２００Ｖ入力時 約１１．５ＶＡ
ＤＣ１２Ｖ入力時
約４００ｍＡ、ＤＣ２４Ｖ入力時 約２００ｍＡ
ＤＣ１１０Ｖ時
約 ４０ｍＡ
センサ電源ユニット
ＡＣ１００Ｖ入力時 約 ７ＶＡ、ＡＣ２００Ｖ入力時 約 ９ＶＡ
ＤＣ１２Ｖ入力時
約２００ｍＡ、ＤＣ２４Ｖ入力時 約１００ｍＡ
ＤＣ１１０Ｖ時約 ３０ｍＡ５．取付・形状・実装方法
・配線方法

・外形寸法
・質量

６．材質
・ケース
・端子台・基板：専用取付ブラケットでパネル裏面より締付け：Ｍ３ねじ端子接続
ＢＣＤ出力は、ＭＩＬコネクタ３４Ｐ
その他のオプション出力は、スクリューレスコネクタ：Ｗ９６×Ｈ４８×Ｄ１０５
Ｗ９６×Ｈ４８×Ｄ１３６（センサ電源付）：本体 約３００ｇ
センサ電源 約６０ｇ

：ＡＢＳ樹脂 ＵＬ９４Ｖ−０：本体 ＰＢＴ樹脂 ＵＬ９４Ｖ−０
端子ねじ 鋼／ニッケルメッキ
端子金具 黄銅／スズメッキ：ガラスエポキシ ＵＬ９４Ｖ−０‑ 4 ‑MQDDK‑060111‑2
７．標準機能・ホールド機能：表示データ、データ出力、現在値・ピークメモリー値・ボトムメモリー値・振れ幅、比較出力（ＤＭＲの時）を保持
入力とアイソレーション無し
Active "L" IＩＬ≦‑1mA、"L"=0〜1.5V、"H"=3.5〜5V・ゼロセット：入力初期値を電気的にゼロ（表示スケーリングのｵﾌｾｯﾄ値）にする機能
入力とアイソレーション無し
ゼロセット機能が有効の時 ＺＳ ＬＥＤが点灯
前面キー操作にて機能の有無を設定
有効の時、端子台入力をＯＮすると表示値はｵﾌｾｯﾄ値になる
Active "L" IＩＬ≦‑1mA、"L"=0〜1.5V、"H"=3.5〜5V・オフセット固定：入力がオフセット以下の時の表示をオフセット値で固定する機能（電圧計：０Ｖ以下、電流計：０ｍＡ以下、受信計：４ｍＡ，１Ｖ以下入力）
・１００桁０固定 ：表示の最下位桁を強制的に０表示に固定
・ピーク・ボトムメモリー、振れ幅計測：
電源のＯＮで計測を開始、電源ＯＦＦでメモリー値をリセット
ピークメモリー････スケーリング値の最大値を記憶
ボトムメモリー････スケーリング値の最小値を記憶
振れ幅････････････（ピークメモリー値）−（ボトムメモリー値）
裏面端子よりピークメモリー値、ボトムメモリー値のリセット可能
Active "L" IＩＬ≦‑1mA、"L"=0〜0.8V、"H"=3.5〜5V
前面キー操作よりピークメモリー値、ボトムメモリー値のリセット可能
・平均演算：表示データを表示周期（区間）で平均演算または移動平均する
前面キーで区間平均か移動平均かを設定
区間平均の場合
表示周期 ６７ｍｓの時平均演算しない。
４００ｍｓの時
６回の平均１秒の時
１５回の平均２秒の時
３０回の平均４秒の時
６０回の平均５秒の時
７５回の平均移動平均の場合
２，４、８、１６、３２回の選択
表示周期は67ms固定
・カットオフ機能：設定値以下の入力の表示をスケーリングのオフセット値に固定
設定範囲は入力の％で設定
００．００〜１９．９９％（設定分解能０．０１％）
但し、００．００はカットオフ機能なしを現す
移動平均機能がＯＮしていても、カットオフ領域の表示はオフセット値に固定
・表示の微調整 ：キー操作により、表示の微調整可能
・設定値の初期化：設定値を工場出荷状態に戻す
・マイ設定モード：使用頻度の多い設定項目を最大８項目登録可能‑ 5 ‑MQDDK‑060111‑2
８．比較判定機能（ＤＭＲ）
・比較桁数：数値５桁、極性１桁・出力切替：現在値・ピークメモリー値・ボトムメモリー値・振れ幅のいずれかと比較出力します。
・比較方式：４点独立設定，ＣＰＵ比較判定方式
・設定方式：上下限方式又はゾーン設定の選択が可能
上下比較方式
４点独立設定、上下限任意設定可能（HI､LO､OFF)
イコールＧＯ判定またはイコールＮＧ判定切替機能付
ゾーン設定
４点独立設定値の各区間の比較判定
設定条件 AL4>AL3>AL2>AL1
AL4比較値 HH

ゾーン出力（HH,H,L,LL設定のとき）

入力

AL3比較値 H

高AL2比較値 L
AL1比較値 LL
ON
OFF

出力AL4
出力AL3
出力GO
出力AL2
出力AL1・ﾋｽﾃﾘｼｽ幅設定
・比較表示：１〜９９９９ 比較出力４点独立設定（ゾーン設定時は無効）：ＬＥＤ表示ＡＬ１〜ＡＬ４（赤色）・比較出力：リレー接点出力
ＡＬ１〜ＡＬ４ 各１ａ接点 （コモンはAL1,AL2用とAL3,AL4用）
ＧＯ １ｃ接点
接点容量････ＡＣ２５０Ｖ １Ａ 抵抗負荷
ＤＣ ３０Ｖ １Ａ 抵抗負荷
電気的寿命１０万回以上（開閉頻度 １２００回／ｈ）
機械的寿命２０００万回以上（開閉頻度 １８０００／ｈ）
最小負荷 ＤＣ５Ｖ１００ｍＡ
オープンコレクタ出力（ＮＰＮ）
ＡＬ１〜ＡＬ４、Ｇ
出力定格
ＤＣ３０Ｖ ３０ｍＡ（Ｍａｘ）
出力飽和電圧 ＤＣ１．６Ｖ以下
・出力ディレイ ：ＯＮディレイ ０〜９９秒、前面キーより１秒ステップで任意設定
比較出力４点共通設定（ゾーン設定時は無効）・アラームリセット機能：比較出力をＯＦＦします。ＧＯも含む。
入力とアイソレーション無し
Active "L" IＩＬ≦‑1mA、"L"=0〜1.5V、"H"=3.5〜5V､10ms以上
・パワーオンデｨレイ ：電源投入後指定した時間内は、全ての比較出力をOFFします。ＧＯも含む。
電源投入から約２秒間は、出力しません。
２〜９９秒 前面キーより１秒ステップで任意設定‑ 6 ‑低MQDDK‑060111‑2
９．アナログ出力（オプション機能）
測定入力とアナログ出力間は絶縁されています。
出力データを現在値・ﾋﾟｰｸﾒﾓﾘｰ値・ﾎﾞﾄﾑﾒﾓﾘｰ値・振れ幅のいずれかをキー操作にて設定可能
・変換方式：PWM方式
・許容誤差：表示に対して 0.15% of SPAN at 23℃±2℃
・温度係数：200ppm/℃
・直線性：0.1% of SPAN
・分解能
：１／１００００ 但し、ＳＰＡＮが１０Ｖ、２０ｍＡのとき
・出力周期
：６７ｍｓ
・出力応答：応答条件 0→90%応答
電圧出力時200ms以下
電流出力時300ms以下
・出力ｽｹｰﾘﾝｸﾞ ：オフセット設定（０％出力する表示値を設定する）
フルスケール設定（１００％出力する表示値を設定する）
オフセット、フルスケールの大小関係なし。１３０％表示までの設定も可能です
１０．ＢＣＤ出力（オプション）
測定入力とデータ入出力間は絶縁されています。
出力データを現在値・ピークメモリー値・ボトムメモリー値・振れ幅のいずれかを外部制御可能。
表示と出力データとは独立しています。
前面キー操作で、出力周期とデータを次の様に切り替えられる
１）表示と同じデータを表示周期で出力する。
２）測定データをサンプリング周期で出力する。
・ＴＴＬ出力（ＢＰ：正論理、ＢＮ：負論理）
データ出力 ：並列ＢＣＤ(1‑2‑4‑8)コード、ラッチ出力
ＴＴＬレベル（ＣＭＯＳコンパチブル）、Ｆｏ＝２
制御出力：オーバー(OVER)、極性(POL)、同期信号(SYNC)
ＴＴＬレベル（ＣＭＯＳコンパチブル）、Ｆｏ＝２（オーバー時：論理１、＋極性時：論理１、同期信号：10msの Ｌ パルス）
制御入力
：ラッチ（LATCH）
データ出力、制御出力を保持します。表示は保持しません。
Active "L" IＩＬ≦‑1mA、"L"=0〜1.5V、"H"=3.5〜5V
メモリー機能（PEAK MEMORY、BOTTOM MEMORY、MEMORY RESET）
Active "L" IＩＬ≦‑1mA、"L"=0〜1.5V、"H"=3.5〜5V
ﾃﾞｰﾀｲﾈｰﾌﾞﾙ（OUTPUT ENABLE）
Active "H" IＩＬ≦‑1mA、"L"=0〜1.5V、"H"=3.5〜5V・トランジスタ出力（ＤＰ：ソースタイプ、ＤＮ：シンクタイプ）
出力容量：ＤＣ３０Ｖ ３０ｍＡ ＭＡＸ
データ出力 ：並列ＢＣＤ(1‑2‑4‑8)コード、ラッチ出力
１ でトランジスタＯＮ、
０ でトランジスタＯＦＦ
制御出力：オーバー(OVER)、極性(PO)、同期信号(SYNC)
オーバー表示でトランジスタ ＯＮ＋極性でトランジスタ ＯＮ
同期信号は測定データ変換に同期して10ms間トランジスタ ＯＮ
制御入力：ラッチ（LATCH）
データ出力、制御出力を保持します。表示は保持しません。
メモリー機能（PEAK MEMORY、BOTTOM MEMORY、MEMORY RESET）・・Active"ON"
ﾃﾞｰﾀｲﾈｰﾌﾞﾙ（OUTPUT ENABLE）・・・・・・・・・・・・・・・・ Active"OFF"‑ 7 ‑MQDDK‑060111‑2
１１．ＲＳ−２３２Ｃ出力（オプション）
測定入力とＲＳ−２３２Ｃ間とは絶縁されています。
・伝送方式：調歩同期半二重方式
・伝送速度：４８００，９６００、１９２００，３８４００ｂｐｓ
・データ長：７bit／８bit
・パリティ：なし、偶数、奇数
・ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ
：１bit、2bit
・データ：JIS ８単位符号に準拠
・Ｘパラメータ：なし
・誤り検出：パリティ（BCCの有無選択可能）
ＳＴＸ直後からＥＴＸまで(ＥＴＸを含む)の排他的論理和を演算した結果とする。
・制御文字：STX（02H）
start of text
ETX（03H）
end of text
・機器番号
：００〜９９
各機器に機器番号を設定
機器番号を設定し、機器番号のコマンドと合わせてください。
・最大送受信文字数：３２文字以内
・伝送手順
：無手順
上位コンピュータがコマンドフレームを伝送して、DPM/DMRがコマンドフレーム内容に対応するレスポンスを送信する。
上位コンピュータ
ｺﾏﾝﾄﾞﾌﾚｰﾑｺﾏﾝﾄﾞﾌﾚｰﾑ
DPM/DMR

ﾚｽﾎﾟﾝｽ

１２．ＲＳ−４８５出力（オプション）
測定入力とＲＳ−４８５出力間とは絶縁されています。
・伝送方式：調歩同期半二重方式
・伝送速度：４８００，９６００、１９２００，３８４００ｂｐｓ
・データ長：７bit／８bit
・パリティ：なし、偶数、奇数・ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ
：１bit、2bit
・データ：JIS ８単位符号に準拠
・誤り検出：パリティ（BCCの有無選択可能）
ＳＴＸ直後からＥＴＸまで(ＥＴＸを含む)の排他的論理和を演算した結果とする。
・伝送手順
：無手順
上位コンピュータがコマンドフレームを伝送して、DPM/DMRがコマンドフレーム内容に対応するレスポンスを送信する。
上位コンピュータ

ｺﾏﾝﾄﾞﾌﾚｰﾑ

DPM/DMR

ｺﾏﾝﾄﾞﾌﾚｰﾑ
ﾚｽﾎﾟﾝｽ・制御文字：STX（02H）
start of text
ETX（03H）
end of text
・接続台数
：上位コンピュータを含め、最大３２台
・線路長：最大５００ｍ
使用ケーブル シールド付きツイストペア（AWG28〜AWG22）
・機器番号：００〜９９
各機器に機器番号を設定（但し、重複しないこと）
・ターミネータ：端子台ジャンパ切替式
２００Ωでターミネート・最大送受信文字数：３２文字以内‑ 8 ‑MQDDK‑060111‑2
１３．小数点外部制御（オプション）
測定入力と小数点外部制御入力は絶縁されています。
Active "L" IＩＬ≦‑1mA、"L"=0〜1.5V、"H"=3.5〜5V
１４．端子配列
上段（ＤＭＲ、リレー接点出力のとき）
端子名
AL1
ALCOM1
AL2
AL3
ALCOM3
AL4Ga
GcGb
111213141516171819
機能a接点
コモンa接点a接点
コモン a接点
a接点
コモン b接点
警 報 出 力ＧＯ接点出力ALCOM1は、AL1,AL2用のコモン、ALCOM3は、AL3,AL4用のコモン。
上段（ＤＭＲ、オープンコレクタ出力のとき）
端子名
AL1
ALCOM1
AL2
AL3
ALCOM3
AL4
GGCOM
1112131415161718
機能
コレクタ コモン コレクタ コレクタ コモン コレクタ コレクタ コモン
警 報 出 力ＧＯ出力
ALCOM1は、AL1,AL2用のコモン、ALCOM3は、AL3,AL4用のコモン。

端子名機能

下段（ＤＰＭ／ＤＭＲ共通）
IN1IN2IN3123
入力1入力2入力3入力

オプション出力仕様
・アナログ出力：中段
C1＋・ＢＣＤ出力

INLO
4入力COMZS
5ｾﾞﾛｾｯﾄ

MR
6メモリー
リセット

COM
7コモン

HOLD
8ホールド

NC
19P2(+)
9電ALRESET
20アラームリセット

ALRESET
20アラーム
リセット

P1(‑)
10源

スクリューレス端子
C2−：中段MILコネクタ
234

133
機

能名
1248
124810１10３

N

C

POL
OVER
SYNC
BOTTOM MEMORYDATA COM

ピン番号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334

コネクタ ３４Ｐ圧接タイプ
ﾍｯﾀﾞ側 XG4A‑3434（OMRON）ｼｮｰﾄﾚﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ
ｿｹｯﾄ側 XG4M‑3430‑T（OMRON）ﾌﾗｯﾄｹｰﾌﾞﾙ２ｍ付
片側切りっぱなし

機 能 名
1210０481210２481210448MEMORY RESETOUTPUT ENABLE
LATCH
PEAK MEMORYDATA COM‑ 9 ‑MQDDK‑060111‑2・RS‑232C：中段 スクリューレス端子
C3 C4 C5 C6 C7SD RS RD CS SG・RS‑485：中段 スクリューレス端子
C3 C4 C5 C6 C7
ﾀｰﾐﾈｰﾀ NC +‑・小数点外部制御：中段 スクリューレス端子
C3 C4 C5 C6 C7
DP1 DP2 DP3 DP4 DPCOM

・アナログ出力＋RS‑232C、RS‑485または小数点外部制御のとき）
C1 C2C3 C4 C5 C6 C7(RS‑232C)+‑SD RS RD CS SG(RS‑485)+‑
ﾀｰﾐﾈｰﾀ NC+‑(小数点外部制御）
DP1 DP2 DP3 DP4 DPCOM
A. OUT
・センサ
裏面追加ユニット（センサ電源）スクリューレス端子
C11 C12＋ 0V‑ 10 ‑

MQDDK‑060111‑2
１５．タイミングチャート
・表示切替
表示切替

表示現在値ﾋﾟｰｸ

ﾎﾞﾄﾑ振れ幅

現在値

測定ﾃﾞｰﾀ0
ﾋﾟｰｸ/ﾎﾞﾄﾑﾒﾓﾘｰﾘｾｯﾄ
ONＭＲ

OFF

表示値

0・アナログ出力67ms

SAMPLING

S１

S２

S３

S４A２A３∬∬ANALOG OUT

A０∬

HOLD

∬
67ms+tｔ：内部処理時間 約15ms
Ｔ：サンプリング周期(67ms)‑ 11 ‑

MQDDK‑060111‑2
・ＢＣＤ出力とＬＡＴＣＨＴSAMPLING

S１S２

S３S４

SYNC

S５

S6P､B､PB
ﾒﾓﾘｰ値

D5S7S810ms※DATA OUTD0D1

D3LATCHt
PEAK MEMORY
BOTTOM MEMORYt

OUTPUT ENABLE
ｔ：内部処理時間 約15ms
Ｔ：表示周期またはサンプリング周期(67ms)

・ＢＣＤ出力とＨＯＬＤＴSAMPLING

S１S２

S３S４∬∬
SYNC10ms※∬DATA OUT

D０

D２

D3∬HOLD∬ｔＴ＋t

ｔ：内部処理時間 約15ms
Ｔ：表示周期またはサンプリング周期(67ms)‑ 12 ‑

D6 High Impedance