汎用振動計 VM-82A

加速度、速度、変位の モーードに対応
応
最大個のデータタを保存

汎用振動計
VM-82A

汎用振動計
VM-82A
汎用振動計VM-82Aは、主として回転機械を中心とした産業用機械の保守管理、点検に用いられる振動計です。
加速度、速度、変位を適切な周波数範囲で測定し、機械の振動状態を評価します。

■ 操作パネルは測定モードや設定の切り替えがしやすいボタン配置■ 使用する加速度ピックアップを変更することで、広範囲の測定が可能■ バックアップ機能により、電源をホールド入れると前回設定した条件で測定 スイッチを開始■ USBインタフェースを搭載。コンピュータに保存データの転送可能■ アルカリ乾電池による24時間の連続測定。環境に配慮したニッケ
ル水素電池にも対応■ 重さは270 gのコンパクト設計（電池含む）

右側面パネル❶ ACアダプタ❷ 直流出力端子❸ 交流出力端子❹ USBコネクタ

ストアスイッチ

幅広い測定に対応

測定モード

標準付属品のPV-57ｴ使用時には表ので表示された所が設定可能な範囲です。ピックアップを変更することで幅広い測定に対応できます。測定モードごとにピックアップ感度、測定レンジ、周波数範囲は右表の関係で設定が可能です。

ACC（m/s2）
加速度

ピックアップ感度mV/(m/s2) (pC/(m/s2))

0.1〜0.99

10〜10 000

1.0〜9.9

1〜100010〜99

0.1〜100

0.1〜0.99
VEL（mm/s）
1.0〜9.9
速 度
10〜99

DISP（mm）
変 位

測定レンジ

周波数範囲

3 Hz〜1 kHz、3 Hz〜5 kHz、
3 Hz〜20 kHz、1 Hz〜100 Hz

100〜10 000
3 Hz〜1 kHz

10〜1000※10 Hz〜1 kHz

1〜100

0.1〜0.99

1〜10001.0〜9.9

0.1〜100

10〜99

0.01〜10

3 Hz〜500 Hz、10 Hz〜500 Hz※速度10 Hz〜1 kHzの電気特性は、JIS B 0907「回転機械及び往復動機械の振動−振動シビアリティに関する要求事項」に示される周波数範囲を満足します。

データメモリ機能
VM-82Aは最大1 000個のデータを内部メモリに保存します。保存したデータはリコールモードでアドレスを指定すると表示可能です。
コンピュータに保存したデータの転送も可能です。※バーグラフと電池残量を除く（転送ソフトはホームページからダウンロード）

見やすい液晶画面
液晶画面にはバーグラフと数値が同時に表示され、変動の様子を容易に把握。設定した周波数範囲などの情報も表示し、バックライト機能により暗所でも内容を確認できます。オーバーロードの状態になると、OVERが表示され、液晶全体が赤色に変わります。

測定データの表示画面

バックライトの点灯

オーバーロード画面

システム図（振動計本体とピックアップPV-57ｴ以外はオプション）
BNCコネクタ

加速度ピックアップ

ピックアップ用カールコード（長さ約50〜100 cm）

PV-57 ｴ （付属）VP-51K ｴ（付属）USBケーブルA-mini B

ピックアップ用コード

加速度ピックアップ

VP-51シリーズ

PV-91C/90T

VP-52C

BNC-ピン出力コード

アンプ内蔵

CC-24
ピックアップ用コード

加速度ピックアップ

PV-08A/85/90H など

ピックアップ用コード
加速度ピックアップPV-08A/
85/90H など

コンピュータBNCアダプタ

VP-51シリーズ

VP-51シリーズ

チャージコンバータ

VP-42

チャージコンバータ

VP-40

ピックアップ用コード

VP-51シリーズ

100 mまで延長可能

VM-82A

周波数分析器

データレコーダ

BNCアダプタ

VP-52C

校正用加振器

VE-10

ACアダプタ

NC-98E

仕様
圧電式加速度ピックアップ PV-57ｴ（付属）22
0.10〜0.99、1.0〜9.9、10〜99 mV/m/s（pC/m/s、VP-40/42使用時）

設定範囲

構造

せん断型圧電式加速度ピックアップ（CCLDタイプ）

感度

215 ％） 80 Hz、23℃
5.1 mV/m/s（

周波数範囲

1 Hz〜5 kHz（ 10 ％）

寸法・質量

対辺17（六角） 49（mm）
・45 g

出力
交流出力

レンジフルスケール 1 V

直流出力

レンジフルスケール 1 V

出力インピーダンス 約600 Ω
出力インピーダンス 約600 Ω

測定範囲（PV-57ｴを用いた場合）

出力電圧および表示精度（本体電気特性）

ACC（加速度）0.02〜200 m/s2

EQ PEAK

1 Hz〜5 kHz（80 Hz）
ACC（加速度） レンジフルスケール 2 ％VEL （速0.3〜1 000 mm/s

RMS

3 Hz〜1 kHz

VEL（速（80 Hz）度） レンジフルスケール 3 ％0.1〜1 000 mm/s

RMS

10 Hz〜1 kHz

DISP（変（80 Hz）位） レンジフルスケール 5 ％0.02〜100 mm

EQ PEAK3 Hz〜500 Hz

0.001〜100 mm

EQ PEAK10 Hz〜500 Hz

DISP（変度）位）

総合精度（PV-57ｴと組み合わせた場合）（80 Hz）
ACC（加速度） レンジフルスケール 5 ％

周波数範囲
ACC（加速度）3 Hz〜1 kHz、3 Hz〜5 kHz、1 Hz〜100 Hz、3 Hz〜20 kHz

VEL （速度）10 Hz〜1 kHz、
3 Hz〜1 kHz

DISP（変位）

10 Hz〜500 Hz、
3 Hz〜500 Hz

VEL（速度） レンジフルスケール 8 %（80 Hz）

DISP（変位） レンジフルスケール 10 %（80 Hz）

インタフェース
データ出力と本器のリモートコントロールを行う。データの取りUSB

込みは専用の転送ソフトウェアを使用

数字はハイパスフィルタまたはローパスフィルタにより、FLAT特性より約10 ％の減衰点を示します。
速度10 Hz〜1 kHzの電気的特性は、JIS B 0907「回転機械及び往復動機械の振動­振動

使用温湿度範囲

シビアリティ測定器に関する要求事項」に示される周波数範囲を満足します

測定レンジ
ピックアップPV-57ｴ

­20〜70 ℃ 90 ％RH以下

本体­10〜50 ℃ 90 ％RH以下
単3形乾電池4本（アルカリ／ニッケル水素）
または

電源

2

1.0〜9.9 mV/m/s

およびピックアップ感度

ピックアップACアダプタ（NC-98E、オプション）
約58 mA

ACC（加速度）

1、10、100、1 000 m/s2消費電流

VEL （速度）10、100、1 000 mm/s

電池による連続使用時間

DISP（変位）

ピックアップ感度
ピックアップ感度

0.1、1、10、100 mm

アルカリ電池約30時間（常温、バックライトOFF、各出力・通信OFF）

0.1〜0.99 mV/m/s2 の場合は上記の 10 倍のレンジ
10〜99 mV/m/s2 の場合は上記の 1/10 倍のレンジ

ニッケル水素充電池

約32時間（常温、バックライトOFF、各出力・通信OFF）＊（eneloop proⓇ）

約171.5（H） 74（W） 25.5（D）mm・約270 g（電池含む）

大きさ・重さ指示特性
加速度

RMS、EQ PEAK

速度

RMS、EQ PEAK

変位

RMS、EQ PEAK、
EQ p-p

EQ PEAK＝RMS2、EQ p-p＝EQ PEAK

圧電式加速度ピックアップ PV-57ｴ

付属品

単3形乾電池（アルカリ）
LR62

1、4、

ピックアップ用カールコード VP-51Kｴ

1、マグネットアタッチメント VP-53S

1

希望小売価格（税別） 240,000円

液晶表示器（モノクロセグメント液晶）
バックライト白色LED。
OVER時は赤色LEDにより点灯＊eneloop proⓇの充電は必ず専用の充電器をお使いください。

測定値表示

表示範囲 001〜128＊eneloop proⓇはパナソニックグループの登録商標です。

100 msサンプリング20個の算術平均値を2秒毎の表示
バーグラフ

対数目盛フルスケールの1〜100 ％

指示特性

RMS、
EQ PEAK、EQ p-p

過負荷表示

OVERの文字を表示。
同時に赤色LEDを点灯

オプション品

名型

圧電式加速度ピックアップ※

各種式

希望小売価格（税別）
お問い合わせください

測定モード

加速度、速度、変位

校正用加振器

VE-10

メモリアドレス

000〜999（1 000個）

チャージコンバータ

VP-40

65,000円

電池残量4段階表示〃VP-4265,000円

時計表示

年、月、日、時、分

ピックアップ感度 0.10〜0.99、1.0〜9.9、10〜99 mV/m/s2

450,000円

BNCアダプタ

VP-52C4,000円ACアダプタ

NC-98E

14,000円

データメモリ

最大1 000個（000〜999）のデータを手動で保存可能

BNC-ピン出力コード

CC-24

4,000円増幅度の校正ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った丸形棒状アタッチメント

VP-53E

1,500円増幅度とする

六角平形アタッチメント

VP-53D

1,000円

M6ネジ

VP-53A

500円

ソフトケース

VM820156,000円USBケーブル（A-mini B）

ー市販品※接続方法はP.3のシステム図を参照してください

当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関（IAJapan）
は、アジア太平洋認定協力機構（APAC）
及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。当社の品質保証室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0197は品質保証室の認定番号です。

https://svmeas.rion.co.jp/＊本カタログに掲載されている価格はメーカが希望する小売価格です。＊本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談受付

0120 -26 -1566

当社の休日および土・日・祝日を除く
9：00 〜12：00 / 13：00 〜17：00

本社・営業部〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
TEL.042-359-7887
FAX.042-359-7458

西日本営業所〒530-0001 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル
TEL.06-6346-3671
FAX.06-6346-3673

東海営業所〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル
TEL.052-232-0470
FAX.052-232-0458

九州リオン（株） 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 5 番 18 号
TEL.092-281-5366
FAX.092-291-2847

この印刷物は環境に配慮したUVインキを使用しています。

1408-122403.P.D

上海理音科技有限公司

郵編200233 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業化大楼 C区501室
TEL.021-5423-5082
FAX.021-5423-5266

修理・再校正のお問い合わせ窓口〒192-0918 東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号
TEL.042-359-7898
FAX.042-359-7458