TransPort® PT900

ポータブル超⾳波液体流量計

TransPort PT900 の紹介

TransPort PT900 は、Panametrics Panametrics超⾳波測定器の最新型ポータブルクランプオン形流量計 計です。
これまでの TransPort
PT878 の堅牢性と優れた性能はそのままに、最新の技術により、直感的で誰にでも使いやすい機能を全く新しいレベルで実現しています。

TransPort PT900 の特⻑• ほぼあらゆる⽤途に適したセンサの幅広い選択• Bluetooth®通信ワイヤレスタブレットに対応したトランス ミッタ• タブレットのタッチスクリーンと⽇本語を含む多⾔語ユーザ ーインター
フェースで容易にプログラミングが可能• 緑／⾚⾊ランプによる異常有無の表⽰と8GB のデータ記録容量を備えた⾼速応答、⾼精度のトランスミッタ• 流速、体積流量、質量流量、積算流量、熱量流量の測定• 設置が容易なクランプオン式取付治具

TransPort PT900 の⽤途• ライニング管を含む、ほとんどの配管⼝径および配管材質に対応• ⼀時的、または、特定箇所の流量測定が必要な事実上あらゆる産業に対応• 上⽔、下⽔、冷却⽔と温⽔、超純⽔、その他、グリコー• ル ⽔溶液、原油、ハイドロカーボン液、化学液、飲料など、多くの流体に対応TransPort PT900 により作業がより簡単に

これまで、流量計を使⽤するには、たとえ Panametrics の製品であってもそれなりの⼿間がかかりました。
そのため、PT900 の設計にはユーザが流量測定を⾏う際のポータブル流量計の使い⽅、ポータブル流量計に対してユーザが希望あるいは必要とするものについてPanametricsが数年の期間をかけて学んだことが反映されています。
さらに、 Panametricsは、初期のコンセプトと早い段階の試作品をユーザと共有することで、学んだことの妥当性を確認し、設計のアプローチを修正しました。
その結果、汎⽤性があり、設置が容易で、直感的に使うことができ、過酷な⽤途でも信頼性のある測定を⾏うことのできるポータブル流量計こそが最良であることがわかりました。

TransPort PT900 の新機能

PT900 では、PT878 と同様の⾼い性能を維持しつつ、流量トランスミッタ、クランプオン式取付治具、および、ユーザーインターフェースを全体的に再設計しています。
主な改良点は、新設計の固定治具、および、Android タブレット端末の合理的なユーザーインターフ ェースです。
PT900 はユーザーエクスペリエンスを向上し、ユーザが信頼性の⾼い測定を実現できるように設計されています。
流量計の使⽤経験に関わらず、すべてのユーザは次のことが可能です。
• クランプオン式取付治具をやり直すことなく迷わず設置• トランスミッタとセンサのケーブルの正しい接続• タブレット端末の電源を⼊れて、Bluetooth®でトランスミッタとペアリング• 数分で測定開始

製品の詳細

TransPort PT900 システムには以下が含まれています。
• 取付治具とセンサ• 流量トランスミッタ（変換器）• ワイヤレスタブレット端末（オプション）• 携帯⽤ケース• アクセサリ

次のオプションが可能です。

• 充電式バッテリーパックまたは予備バッテリ• Panametrics厚さ計• 熱量測定キット

TransPort PT900 製品仕様
操作と性能

流体の種類液体：ほぼあらゆる清浄な液体、少量の固形物または気泡を含む多くの液体などの超⾳波が伝搬する液体。
流量測定
特許取得の Correlation Transit-TimeTM（相関伝搬時間差法）⽅式
配管⼝径• 標準：15 〜 600 mm• オプション：ご要望により最⼤ 7500 mm まで
配管⾁厚
最⼤ 76.2 mm

配管材質
ほとんどの⾦属および樹脂
コンクリート、複合材、腐⾷が進んだ配管、および、ライニング配管に関しては、Panametricsにご相談ください。
精度• ±1% 読み値（配管内径 50 mm 以上）• ±2% 読み値（配管内径 15 mm〜50 mm 未満）

設置は、均⼀な流速分布（通常、上流側に配管⼝径の 10 倍以上、下流側に配管⼝径の 5 倍の直管⻑の確保）を前提としています。
設置後の最終的な精度は、流体、温度範囲、配管のジオメトリを含む複数の要因の関数です。
繰り返し性±0.2% 読み値

測定範囲（双⽅向）
0.03〜12.19 m/s
応答時間
最⼤ 2 Hz測定パラメータ• 流速、体積流量、質量流量、熱量流量、および、積算流量

チャンネル

1または 2チャンネル

流量トランスミッタ

ケース
保護等級 IP65
仕様• 重量：1.4 kg• ⼨法（⾼さ x 幅 x 奥⾏き）
：200 x 109 x 38 mm• 取付治具：配管周囲に取り付けるソフトストラップ、または、
マグ• ネットクランプオン取付治具

配管に取り付けられた取付治具、センサ、および、トランスミッタ

アナログ⼊⼒4〜20 mA（2 点）
アナログ出⼒4〜20 mA（1 点）
デジタル出⼒• 積算パルス、周波数、アラーム（1 点）デジタル通信• RS485 ポート経由Modbus 通信• Bluetooth®ワイヤレス通信• マイクロUSB ポート

バッテリ

タイプ：リチウムイオン（⼤容量、充電式）使
⽤時間（連続）：18〜20 時間
使⽤時間（省電⼒モード）：4 ⽇以上

充電器：100〜240 VAC（50/60 Hz）

充電時間：3 時間以内（0%から 100%まで）
動作温度

TransPort PT900 製品仕様

ユーザーインターフェース（オプション）

ディスプレイAndroid OS（4.4 以降）搭載のタブレット端末、LCD 静電容量式タッチス
クリーン、解像度 800 x 1280
⼨法

• 7 インチタブレット端末：196 x 120 x 19 mm（代表値）• 8 インチタブレット端末：222 x 152 x 19 mm（代表値）

バッテリ使⽤時間
連続使⽤で 12 時間以上バッテリ充電器
100〜250 VAC（50/60 Hz）
動作温度
0〜50℃

• -20〜55℃

変換器の分類-20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
変換器の分類

流量トランスミッタとの通信⽅式
Bluetooth®

• CE（EMC 指令）IEC 61326-1:2013、IEC 61326-2- 3:2013、低電圧指令
2006/95/EC、EN 61010-1:2010• ANSI/UL 規格 61010-1、カナダ/CSA 規格 C22.2 NO. 61010-1• WEEE 適合（指令 2012/19/EU）• RoHS 適合（指令 2002/95/EC）トランスミッタの電気接続部

PT900 APP タブレット表⽰画⾯

⾔語

英語、⽇本語、アラビア語、中国語（簡体字）、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェー
デン語、トルコ語
PT900 APP のインストール

PT900 APP は、次から⼊⼿できます。
• SD カードで⽀給されるファイル• Google Play から無料ダウンロード• Panametricsのウェブサイトから無料ダウンロード（右の QR コードを使⽤）

クランプオン型センサ
温度範囲*• 標準：-40〜150℃• オプション：-200〜400℃*正確な温度範囲については各モデルの仕様をご参照ください。
取付治具• 新 PT クランプオン式取付治具（配管⼝径 50 mm 以上）• CF-LP クランプオン式取付治具（配管⼝径 15 mm〜50 mm 未満）
PT9 センサケーブル• 標準：RG316 同軸ケーブル 8 m• 最⼤：RG316 同軸ケーブル 30 m
• 温度範囲：-40〜150℃

測定画⾯ソフトウェアアプリケーション（PT900 APP）

直感的に操作できるスワイプスクリーンインターフェース• カラフルなアイコン式の設計• チュートリアル⽅式のプログラミング• サイトパラメータの事前設定• 複数の表⽰オプション• 豊富なオンラインヘルプ

CRR センサとクランプオン取付治具

TransPort PT900 製品仕様

アクセサリオプション• 標準 : ソフトナイロン製⼿提げ付きケース（専⽤の間仕切り付き）

熱量測定キットは、熱量流量および積算流量を算出します。

携帯⽤ケース• オプション : キャスター付きハードケース（専⽤のコンパートメント付き）

ケーブル• ⼊出⼒ケーブル：アナログおよびデジタル• ケーブルアダプタ：TNC－BNC または TNC－UTXDR 変換アダプタ

熱量測定キット• 温 度トランスミッタ：ループ電源式 4 線 PT1000 表⾯設置型測温抵抗体、NIST 認証• 精度：±0.12℃ 読み値• 測定範囲：0〜149℃（標準）

ウェイゲート・テクノロジーズ DM5E 厚さ計•

範囲1 ～ 200 mm (0.040 ～ 8”)•対候性IP54•••

高解像度グラフィック LCD

5MHz プローブ、-20 ～ 70℃
標準AA（単3形）電池 2本

予備バッテリ••バッテリーパック：リチウムイオン、⼤容量、充電式
充電器：100〜240 VAC（50/60 Hz）

ケーブルアダプタ
TNC－BNC または TNC－UTXDR 変換アダプタ

ソフトシェルケース（標準）TransPort PT900 システムご注⽂情報
PT9-SYS

モデル番号
コード チャンネル
1C
1 チャンネル PT900
2C
2 チャンネル PT900
コード 電源コード1110/120 VAC （NEMA 5-15P－北米）
2230 VAC（Schuko CEE 7/7 2 極アース付き－欧州）
3230 VAC（BS 1363 A、角 3 ピン－英国）
4230 VAC（GB 15934-2008－アジア）
コード センサおよび取付治具キット#10なしA
40～150℃、配管口径 50 mm～600 mm（代表値B-40～230℃、配管口径 15 mm～50 mm
C-40～150℃、配管口径 150 mm 以上
D-40～210℃、配管口径 50 mm～600 mm
E
A と C の組み合わせF
A、B、C の組み合わせ
G
A と B の組み合わせ
コード センサおよび取付治具キット#20なし
A-40～150℃ 、配管口径 50 mm～600 mm（代表値）
B-40～230℃ 、配管口径 15 mm～50 mm
C-40～150℃ 、配管口径 150 mm 以上
D-40～210℃ 、配管口径 50 mm～600 mm
コード 携帯用ケース
SC
ソフトシェルケース（標準）：日常的に使用するユーザに最適HC
ハードケース（オプション）：輸送および運搬に最適
コード アクセサリ（オプション）
配管厚さ計 (DM5E)
TG2E
熱量キット PT1000、RTD x 1 対、トランスミッタ付き
C48
1200 mm 以下の配管用の追加チェーンアセンブリ x 1
2C48 1200 mm 以下の配管用の追加チェーンアセンブリ x 2AIO
アナログ入出力ケーブル
DIO
デジタルおよびディスクリート入出力ケーブル
BAT
予備充電バッテリ
CHG
予備バッテリ用外部充電器
EXT
30 m 延長ケーブル 1 対（C-RR センサ）
EXT2 30 m 延長ケーブル 2 対（C-RR センサ）

PT9-SYS - 1C -共通アクセサリ2 -A -

A-HC -• PT9-E		

熱量測定キット（温度）• PT9-AIO

アナログ⼊⼒ケーブル• PT9-C48• PT9-DIO• PT9-BAT• PT9-CHG

E(ご注文製品コードの例)

1200 mm クランプオン式取付治具（ケース付き）
デジタル出⼒ケーブル
予備バッテリ

予備バッテリ充電器

Panametricsは、Baker Hughesのビジネスであり、水分、酸素、液体およびガス流量の測定を最も過酷な用途と環境においてソリューションを提供します。

また、フレア管理のエキスパートとしてPanametricsテクノロジーは、フレア放出を軽減し最適化します。
世界中を網羅するPanametricsの測定ソリューションとフレア放出管理は、以下の産業を含む顧客の炭素削減目標を達成するための効率化を可能にします。
石油/ガス；エネルギー；医療；水処理；化学プロセス；食品・飲料；その他多数。
LinkedInに参加してご意見とフォローをお願いします。
linkedin.com/company/panametricscompany

Copyright 2022 Baker Hughes Company. All rights reserved.
BHCS38793-JP(04/2023)

panametrics.com