真空コントローラー＋電磁弁（沸点自動検知機能搭載）

VACUU•SELECT コンプリート コントローラーは、耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製圧力センサーを搭載した電子式真空コントローラーと電磁弁の一体型です。実験台上に置いて使用する Benchtop モデルと実験台上のスタンドに固定する Stand モデルから設置場所に応じて選択できます。

【特長】●直感的な操作が可能なガラス製タッチスクリーンディスプレイとあらかじめ定義された一般的な真空プロセスを提供します。
●沸点自動検知機能は、エバポレーターでの濃縮時に溶媒の最初の蒸気圧を圧力センサーにより自動検知、自動設定します。（※ 1）●制御部、圧力センサー、電磁弁一体型でご使用の真空ポンプとエバポレーターなどの間に簡単に設置できます。
●内蔵の逆止弁により１台の真空ポンプに複数台のコントローラーの接続も可能です。（※２）●耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製圧力センサーを搭載しています。
●常に真空度を監視し、設定された２ポイントの間に真空度を保ちます。
●正確な読み取りを可能とするデジタル表示と減圧傾向を明確にするアナログ表示で、明るく見やすい液晶画面です。
●アプリケーションエディタにより、プロセスステップを編集、保存、USB メモリ経由でのインポート / エクスポートができます。
●データロガー機能により保存されたプロセスデータを CSV ファイルで USB メモリへ出力できます。
※ 1 沸点自動検知機能をご使用の際は、真空ポンプとエバポレーターを一対一でご使用ください。
※２複数台のコントローラーを接続する場合する場合は、接続機器の減圧に十分な真空ポンプ能力が必要です。

圧力時間

沸点自動検知と２ポイント圧力制御

VACUU·SELECT
コンプリートコントローラー(Benchtop)

モデル
圧力センサー
表示方式
制御範囲
圧力表示範囲測定精度

VACUU·SELECT
コンプリートコントローラー(Stand)VACUU•SELECT コンプリート コントローラー
アルミナセラミックス製・静電容量式
デジタル・アナログ LCD 表示
１０００〜１ｈＰａ( ７５０〜 1Torr)
１０８０〜０．
１ｈＰａ(810 〜 0.1Torr)
圧力表示範囲内において±１ｈＰａ，±１digit（温度係数 <0.15hPa/K）（調整後、温度一定において）

圧力表示単位
使用温度範囲
保管温度範囲ガスの最高温度

hPa, mbar, Torr
+10 〜 +40℃
-10 〜 +60℃

連続：40℃ ／ 短時間：80℃
適合チューブ径 4 〜 5mm

VENT 用ガス取り入れ口
真空接続
電 源 (AC アダプタ )
外形寸法 W x D x H

重量Cat.No.
16（ソレノイド操作型／内蔵）

真空ホース：ノズル外径８/12mm
AC100 〜 240V 50/60Hz
127 x 191 x 187 (mm)189 x 152 x 127 (mm)2kg
2kg
20700070
20700080(Benchtop)(Stand)真空コントローラー＋電磁弁（高真空制御）VACUU•SELECT 高真空制御パッケージは、耐薬品性に優れた高真空用圧力センサーと電子式真空コントローラーと電磁弁を組み合わせたシステムです。設定された２つの圧力値内に真空度を保つよう電磁弁をコントロールします。接続は、真空ポンプの仕様に応じてフランジ NW16, NW25 のタイプからお選びいただけます。

【特長】●直感的な操作が可能なガラス製タッチスクリーンディスプレイとあらかじめ定義された一般的な真空プロセスを提供します。
●凍結乾燥、シュレンクライン、分子蒸留など、1hPa 〜 10-3hPa の真空プロセスに最適です。
●圧力センサーは耐薬品性に優れた静電容量式とピラニー式センサーを内蔵した VACUU•VIEW extended を採用しています。
●常に真空度を監視し、設定された２ポイントの間に真空度を保ちます。
●正確な読み取りを可能とするデジタル表示と減圧傾向を明確にするアナログ表示で、明るく見やすい液晶画面です。
●アプリケーションエディタにより、プロセスステップを編集、保存、USB メモリ経由でのインポート / エクスポートができます。
●データロガー機能により保存されたプロセスデータを CSV ファイルで USB メモリへ出力できます。

モデル
圧力センサー
表示方式
制御範囲
圧力表示範囲
測定精度
圧力表示単位
使用温度範囲
保管温度範囲ガスの最高温度
真空接続（ホースノズル）
電 源 (AC アダプタ )
外形寸法 W x D x H

重 量Cat.No.

VACUU•SELECT 高真空パッケージ
アルミナセラミックス製・静電容量式＋ピラニー式
デジタル・アナログ LCD 表示
１０００〜０．
００１ｈＰａ( ７５０〜 0.001Torr)
１１００〜０．
００１ｈＰａ(825 〜 0.001Torr)

1100 〜 >5hPa ± 3hPa（静電容量センサー） ／5 〜 0.01hPa ± 15%（ピラニーセンサー）（調整後、温度一定において）

hPa, mbar, Torr
+10 〜 +40℃
-10 〜 +60℃

連続：40℃ ／ 短時間：80℃
外径 12mm
AC100 〜 240V 50/60Hz
152 x 41 x 127 (mm)( コントローラー本体）(コントローラー本体）
0.59kg＋ 0.25kg( 電源アダプタ）＋ 0.19kg（圧力センサー）＋ 1.4kg( 電磁弁）
20700100 (NW16)20700110 (NW25)
17真空コントローラー＋電磁弁（特注セット）

VACUU•SELECT は、耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製圧力センサーを搭載した電子式真空コントローラーです。設定された２つの圧力値内に真空度を保つよう電磁弁をコントロールします。電磁弁は、標準タイプの VV-B 6C と大流タイプの VV-B 15C からお選びいただけます。

【特長】●直感的な操作が可能なガラス製タッチスクリーンディスプレイとあらかじめ定義された一般的な真空プロセスを提供します。
●耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製圧力センサーを搭載しています。
●常に真空度を監視し、設定された２ポイントの間に真空度を保ちます。
●正確な読み取りを可能とするデジタル表示と減圧傾向を明確にするアナログ表示で、明るく見やすい液晶画面です。
●アプリケーションエディタにより、プロセスステップを編集、保存、USB メモリ経由でのインポート / エクスポートができます。
●データロガー機能により保存されたプロセスデータを CSV ファイルで USB メモリへ出力できます。

VACUU•SELECT
真空コントローラーモデル
圧力センサー
表示方式
制御範囲
圧力表示範囲測定精度

VACUU•SELECT
アルミナセラミックス製・静電容量式
デジタル・アナログ LCD 表示
１０００〜１ｈＰａ( ７５０〜 1Torr)
１０８０〜０．１ｈＰａ(810 〜 0.1Torr)
圧力表示範囲内において±１ｈＰａ，±１digit（温度係数 <0.15hPa/K）（調整後、温度一定において）

圧力表示単位
使用温度範囲
保管温度範囲ガスの最高温度
VENT 用ガス取り入れ口
真空接続
電源 (AC アダプタ )

外形寸法 W x D x H

重 量
Cat.No.
18hPa, mbar, Torr
+10 〜 +40℃

VV-B 6C
電磁弁モデル
本体素材
シール素材-10 〜 +60℃

接続部素材

連続：40℃ ／ 短時間：80℃
適合チューブ径 4 〜 5mm

リークレート（ソレノイド操作型／内蔵）

真空ホース：ノズル外径８/12mm
PTFE チューブ：内径 8/ 外径 10mm 適合
フランジ：NW16AC100 〜 240V 50/60Hz
152 x 117 x 127 (mm)
（ホースノズル取付時）

0.75kg20700000

接続

ガスの最高温度

VV-B 6C

VV-B 15C
PVDF
PTFE

ホースノズル：PP
フランジ：ステンレス

フランジ：ステンレス

1x10-2hPa・l/s
フランジ NW16
フランジ NW16/25

ノズル外径 8/12mm

連続：40℃／

短時間：80℃

最高使用温度

40℃

１分間の最高動作回数

50 回

外形寸法 W x D x H
重 量
Cat.No.

80 x 66 x 83 (mm)110 x 96 x 121 (mm)0.35kg1.4kg
20674210(NW16)20674215(NW25)

20674291