TPM
パルス励磁型 J‐H カーブトレーサ
製品資料

東 英 工 業 株 式 会 社© TOEI INDUSTRY CO., LTD.

装置概要
TPM
パルス励磁型 J‐H カーブトレーサ
希土類磁石の Js、Jr、Hcb、Hcj、(BH)max、Hk および SR 等の磁気特性の評価が行えます。

室温測定型

試料温度可変測定型
高保持力磁石の熱磁気特性の測定が可能。

© TOEI INDUSTRY CO., LTD.

1

機種別性能一覧
モデル名

測定磁界（T）

試料室径（mm）

試料温度（℃）

TPM-1-15s10RT

1510

室温

TPM-2-10s70RT

1070

室温

TPM-2-10s10RT

1010

室温

TPM-2-08s25RT

825

室温

825

室温

810

室温～2001525

室温

1510

室温～200

TPM-2-08s25VT

TPM-2-15s25VT© TOEI INDUSTRY CO., LTD.

2

試料の室温測定での長所
・ 測定磁界 150kOe,磁界発生コイル重量 20kg
・ J 検出信号の異常減衰なし
・ 測定磁束密度約 20kG 以下の制約なし。試料の圧壊なし。
・ 測定試料最大φ70mm(100KOe)L50mm を 100kOe で可能
・ 着磁率測定が容易に可能
・ Ni 薄板積層試料による J 軸校正が可能。測定磁界 80kOe, 試料温度可変；室温～200℃

試料の温度可変測定での特長
・ 測定磁界 80kOe,試料温度可変；室温～200℃
試料温度可変時でも J コイル& H コイル温度は室温を保持できるため、高温各温度でのバックグラウンド測定が不要で完全な自動測定が可能。
・ 温度可変測定での試料寸法：7.0mm 立方体
・ 電磁石型 J-H トレーサのように各温度測定毎の外部着磁必要なし
・ 複数任意温度を選択し、自動温度可変して自動磁気特性測定可能
・ 電磁石型 J-H トレーサのように第二象限減磁曲線のみでなく、第 1・2・3・4 象限の全磁化履歴曲線測定が可能
・ 第 1 象限 2MA/m(25kOe)以上の飽和磁化曲線の温度依存性測定等が可能© TOEI INDUSTRY CO., LTD.

3

測定解析での注意点
・ パルス磁界波形によっては試料渦電流による表皮効果の影響があるため、補正が必要(実測試料自体の飽和磁気特性曲線から補正量を策定する単純明解な補正方法は IEC/TC68 ; WG2 に報告済み）
・ 反磁界補正が必要(既に VSM で実績は豊富)・ J 軸は試料の体積で Gain 決定(特に直方体 3 辺長さが微妙に異なる試料は検量線による補正パターンも膨大となるため、ISO-9000 による校正済み DC JH トレーサで測定したBr 値でパルス JH トレーサの J 軸を校正する方法が多く用いられています。)(DC JH トレーサの J 軸 Gain は試料断面積で決定するので試料体積を用いるパルス JH トレーサより簡単）

パルス励磁型 J-H カーブトレーサ(TPM-2-08&10)の世界的な規格化作業とその動向
社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）及び IEC/TC68 国内委員会では、2007 年 10 月上海及び 2008 年 9 月イギリス カーデフで開催された
IEC/TC68 会議に日立金属(株) 山本日登志／徳永雅亮、東英工業(株) 有泉豊徳らを WG2（磁気測定法）及び WG5（永久磁石材料）会議に出席させ、
パルス J-H 磁気測定と直流磁気測定の回送試験を中国・日本・イギリス・ドイツ・ベルギー・イタリアで実施済みです。
日本での回送試料測定は 2008 年 1 月に、日立金属(株)と東英工業(株)にて実施終了済みです。
結果は IEC/TC68 会議で精査検討された後、パルス励磁型 J-H カーブトレーサ（IEC では PFM と呼称されています）は将来規格化される予定です。
国内では IEC での規格化に呼応して JIS-C2501 の更新改定時に規格化検討が予定されています。

© TOEI INDUSTRY CO., LTD.

4

パルス励磁型 J-H カーブトレーサ TPM-2-08s25VT 温度可変型
高保磁力磁石 HcJ≧2MA/m（25kOe）の熱磁気特性の測定が可能。
試料は従来同様に上部から挿入した後、室温～200℃まで自動測定します。

従来の標準仕様装置に温度可変制御部が増設されます。

N2 ガス発生装置
室内の空気から N2 ガスを造ります。

試料温度可変ユニット N2 ガスにより試料温度を室温～200℃まで可変© TOEI INDUSTRY CO., LTD.

5

TPM-2-08s25VT による Nd-Fe-B7mmCube 温度可変 Data

この試料は室温近傍でのHcJ 温度係数が大である事がグラフから容易に解る© TOEI INDUSTRY CO., LTD.

6

飽和磁界の温度特性

容易軸方向飽和磁界の温度特性© TOEI INDUSTRY CO., LTD.

7

TPM-2-08s25VT による Nd-Fe-B(sint.)7mm Cube 温度可変 Data
23.4～100.7℃範囲での
Br 温度係数= －0.098% / ℃
Hcj 温度係数= －0.51% / ℃
室温での保磁力2.55MA/m (32kOe)© TOEI INDUSTRY CO., LTD.

8

TPM 装置 B-1 試料測定例

TPM 装置と従来装置の測定範囲比較
パルス J-H トレーサ
Nd-Fe-B(sint)7x7x7mm 試料
空芯コイルで磁界を発生するので、J 検出信号の異常減衰は発生しない。
150kOe 程度の磁界発生可能。
開磁路なので、反磁界の補正を必要とするのは VSM 装置と同様。

電磁石型BHトレーサの測定範囲±25～30kOe

iHc=24.8kOe

従来の電磁石式閉磁路型BHトレーサとの比較

PULSE 磁界では60kOe～100kOe も可能© TOEI INDUSTRY CO., LTD.

9

TPM 磁界波形TPM‐1‐15s10 & 2‐08s25 & 10s10 で使用試料に発生する渦電流による表皮効果を少なくする為にロングパルス磁界を使用© TOEI INDUSTRY CO., LTD.

10

Hext 18kOe 初磁化曲線

Hext 18kOe 初磁化曲線
試料 A HTOG-5-3
Nd-Fe-B(sint.)7x7x7mm
初磁化特性
減磁特性
飽和磁化特性© TOEI INDUSTRY CO., LTD.

11

Hext 18kOe 着磁率測定Hext 18kOe での着磁率測定
試料 A HTOG-5-3
Nd-Fe-B(sint.)7x7x7mm
初磁化特性
減磁特性
飽和磁化特性
全磁化特性
着磁率= 99.31(%)© TOEI INDUSTRY CO., LTD.

12

Hext 16.8kOe 脱磁曲線脱磁処理再現性測定
Hext.-16.8kOe 脱磁曲線
脱磁処理再現性測定
試料 A HTOG-5-3
Nd-Fe-B(sint.)7x7x7mm
脱磁化特性：飽和着磁後の脱磁処理は再現性あり。
脱磁磁界-16.8kOe で J=約 0kG-16.9kOe では J=-0.5kG-17.2kOe では J=-1.0kG-17.4kOe では J=-2.0kG© TOEI INDUSTRY CO., LTD.

13

脱磁後の Hext 60kOe 再着磁&減磁曲線
脱磁後の Hext.60kOe
再着磁＆減磁曲線
試料 A HTOG-5-3
Nd-Fe-B(sint.)7x7x7mm
脱磁後の Hext.60kOe の再着磁特性
減磁特性
飽和磁化特性
全磁化特性
再着磁率= 100 (%)© TOEI INDUSTRY CO., LTD.

14

脱磁後の Hext 18kOe 再着磁&減磁曲線
脱磁後の Hext.18kOe
再着磁＆減磁曲線
試料 A HTOG-5-3
Nd-Fe-B(sint.)7x7x7mm
脱磁後の初磁化特性
減磁特性
飽和磁化特性
全磁化特性
再着磁率= 60.96(%)© TOEI INDUSTRY CO., LTD.

15