DSC1206

精密音響測深機データ収録表示器
DSC１２０６
音響掃海機 PDR8000SD型用データロガー＆データビュワー
千本電機株式会社製
4方向精密音響測深器PDR8000SDから得られるアナログ記録相当信号を取り込み、表示するとともに、最小単位1cmのデジタルデータとしてデータを取得します。

取得したデータは専用DSPによりデジタルデータとして格納します。
キーボード、マウスまたは遠隔コントローラーからPDR8000SDを制御します

PDR-8000SD用専用コネクタを搭載しデータ送受信、通信を行っています。

DSC1206●送受波器より測深記録データおよび測得水深データをデジタルデータとしてハードディスクに総て収録するともにリアルタイムでディスプレイに表示します。
●収録したデータは、電子媒体に保存でき、陸上のパソコンで再表示ができます。
●測深記録データと測得水深データを重ねてディスプレイに表示可能なので、測得水深データ中の異常データに対して、突起物か、浮遊物か、機器的雑音であるかの判断を行う労力を軽減するこができます。
●航跡図を表示することにより収録位置を同時に把握することができます。
●測深記録データと測得水深データを１つのファイルに記録するとともに、重ねて表示することができます。
●プリンター印刷することも可能です。
深度切換部分における比較

同一測線で収録時の比較

PDR-601 ch1デー
タを記録紙に出力
PDR-601

DCS1206 ch4デー
タを画面に表示

DCS1206 ch4デー
タをプリンタで印刷

DCS1206

測量作業
PDR8000SD＋
DSC1206

再表示
電子媒体

陸上作業

印刷

編集作業

オプション
水深図作成

株式会社海洋先端技術研究所

DSC1206

DSC1206のおもな機能●データ収録●バーチェック・送受波器から測深記録データと測得水深データをデジタルデータとして収録します。

・バーチェックを実施した場合、バーチェック収録データより水中音速を解析し音速値を求めることが可能である。

・データを重ねてディスプレイ上に右から左にスクロール表示 します。
・受信信号の強度を波形として表示します。
・測位データを同時に収録し、リアルタイムに航跡図として表示できます。
・直下水深と斜測水深とを比較し、浅い部分をわかり易く表示します 。

・バーチェックデータを読み取り、読み取り水深値をグラフに展開し水中音速度の解析を行う。
・水中音速度の解析は、最小二乗法による一次式または二次式を選択し係数を決定する。

・音速値入力によりリアルタイムで音速は補正が可能です。

●データ印刷・ディスプレイ上に表示した測深記録データを、印刷できます。

●データ表示・収録したデータをディスプレイ上に再表示できます。
・右側に航跡図を表示し、測深記録デー
タ表示部分の位置を把握できます。
株式会社海洋先端技術研究所

DSC1206

主な仕様
表示部

収録部
Microsoft(R) Windows®

OS

キャッシュメモリ
チップセットシステムバス

1次

500GB（Serial ATA / 300, 8MB cache, 7200rpm） ×２
最大１２倍速（DVD-R)

内蔵HDD
内蔵DVD-RAM
グラフィックスLAN

セキュリティ

セキュリティチップ

あり（TCG Ver 1.2準拠）
高密度D サブ・コネクタ（メス）パラレルインターフェース
キーボード/マウス
USB
LAN

電源
定格電流
消費電力

ATI Radeon HD 2600 PRO (PCIExp 256MB)
1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

P D R - 8 0 0 0 通信制御
シリアル拡張スロット

16MB
G33
HyperTransport 2000MT/s
2GB（1GB×2 DDR2 SDRAM / PC2-5300 / Registered）ECCあり

メインメモリ

通信機能

XP Professional（SP2）Intelプロセッサ Core 2 Duo E8400 以上（3.0GHz）

CPU
CPU数

グラフィックス用PCI（空き）PCI Express（空き）
キーボード
マウス
入力電圧/ 周波数動作時
電源「OFF」時
動作時
電磁妨害波規格
質量温湿度条件

1 5 ピン×１

RS232C D-SUB（オス）9pin×1（16550A互換）
セントロニクス準拠 ECP /EPP対応 D-SUB（メス）25ピン×1
PS/2タイプ Mini-DIN（メス）6pin×2（キーボード専用×1,マウス専用×1）
USB 2.0準拠×8（フロント×2、リア×4）
RJ-45×1入力信号
サイズ
液晶パネル方式
画素ピッチ
最大表示色
視野角
輝度 (標準)
コントラスト比
応答速度 (黒→白→黒)
推奨最大解像度
表示面積 (横×縦)
入力信号
入力端子
同期信号
プラグ＆プレイ機能
ドットクロック (最大)水平走査周波数
垂直調光機能ピクチャー・イン・ピクチャー
画面表示モード選択

デジタル入力アナログ入力54cm (21.3) 型 (可視域対角54cm)
IPS方式
0.270mm×0.270mm
約1677万色：8bit対応 (10億6433万色中/10bit-LUT)
水平170゜／垂直170゜
250cd/m 2 (typ.)550:1 (typ.)30ms
1600×1200
432×324mm
DVI Rev.1.0準拠
DVI-I 29ピン×2
セパレート、コンポジット、シンクオングリーン (ActiveRotation II機能使用
VESA DDC 2B
162MHz202.5MHz
31～100kHz
24～100kHz
59～61Hz (VGA Text時:69～71Hz)
49～86Hz (1600×1200:49～76Hz)
起動時の輝度ドリフト、輝度自動補正
ActiveShot
FineContrast (Text、Picture、Movie、Custom、sRGB、External)
Auto FineContrast

自動調整機能PCI Express×16
PCI 32bit/33MHz（300mm）×1（1）OADGキーボード（109Aキー）
PS/2 2ボタンスクロール付マウス
AC100V±10％50/60Hz ＋2％－4％、コンセント変換コネクター付き
最大12.2A（アウトレット最大3Aを含む）
9W以下
通常約132W、最大約1215W、スタンバイ時約11W
VCCIクラスB
約18.5kg
温度10～35℃、湿度20～80％RH（動作時）、温度－10～60℃、湿度20～80％RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと）

画像調整
色調整

ScreenManager調
整機能 (OSD)

省電力設定
その他

電源
消費電力： ( ) 内は節電時
質量：

各種エルゴノミクス・安全規格

スムージング (5段階)

オートアジャスト、オートレンジ調整
クロック、フェーズ、信号フィルタ、ポジション、解像度、スムージング (5段階)

輝度、コントラスト、6色独立調整、ガンマ調整、色温度 (14段階、4000K～10000Kまで500K単位、9300K)、色の濃さ、色合い、ゲイン、リセット
PowerManager (DVI DMPM)
PowerManager (VESA DPMS)
拡大モード (フルスクリーン、拡大、ノーマル)、ボーダー輝度設定、入力信号設
定、入力信号切替、インフォメーション、OSDメニュー設定、調整ロック、言語選
択 (7カ国語)、ビープ音、設置方向、電源ランプ、オフタイマー、リセット
AC100-120V / AC200-240V±10%、50/60Hz
75W： (2W以下：1系統入力、USB非接続時)
モニター部：472×373×69mm
10.2kg
TCO'03 (セレーングレイ)、TCO'99 (ブラック)、PCグリーンラベル (2004年度版)、国際エネルギースタープログラム、TUV/S、cTUVus、CEマーキング、cTick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、RoHS、J-Mossグリーンマー
ク、グリーン購入法
TUV/Ergonomics、TUV/GS、CCC

本仕様および本カタログに記載された商品の機能、性能は予告無く変更されることがあります。

◆オプション
遠隔コントローラー
測深時の作業負担軽減のため遠隔コントローラーを取り付けることができます

遠隔コントローラー※PDR8000SDは千本電機株式会社製音響掃海機です。

お問い合わせ、ご用命は下記にお申し付けください。

株式会社海洋先端技術研究所〒164-0012 東京都中野区本町2丁目29番12号
電話 03-5354-5321 FAX 03-5354-5322
URL: http://www.ohti.co.jp
E-mail: ser_vice_1@ohti.co.jp