ハンディサーチ NJJ-105(K)らくらく操作マニュアル

2021年3月版

1

目 次


まずは確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3



電源を入れる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4 ～ P.5



探査を始める前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.6



探査を始める ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.7



１．探査する場所に直接墨出しする ・・・・・・・・・・・・P.8 ～ P.11



２．範囲を決めてから探査する ・・・・・・・・・・・・・・P.12 ～ P.14



探査結果の解析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.15 ～ P.22



探査結果の解析２ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.23 ～ P.25

 探査結果の解析３ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.26 ～ P.29


深度校正（比誘電率）設定 ・・・ ・・・・・・・・・・・・ P.30



探査データをCFカードに保存 ・・・ ・・・・・・・・・・・ P.31



CFカードから保存データの呼び出し ・・・・・・・・・・・・P.32



おすすめ設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.33



ハンディサーチ（電磁波レーダ法）の原理 ・・・・・・・・・ P.34 ～ P.36



お問合せ先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.37

2

まずは確認 バッテリーとコンパクトフラッシュを入れましょう
満充電ﾊﾞｯﾃﾘｰで約3時間駆動、充電時間は約2.5時間※バッテリ－の劣化状態によっては、3時間使用できない場合があります

コンパクトフラッシュは、しっかり奥まで差し込む※ＣＦカードの取付、取り外しは電源OFFで行います※探査データ保存数はメモリ容量1GB使用時,約200本(15m探査データをバイナリ形式で保存時)
キャメロンシノ製バッテリ※旧式(黒色)のバッテリーは満充電で約1.5時間の使用、充電時間は約2時間となります。
(劣化状態によっては連続使用時間が少なくなります)3

電源を入れる
 本体の後部にある電源スイッチを入れましょう

スイッチ上部を押し、電源を入れます。

4

電源を入れる
 電源スイッチを押した後の画面表示

1.液晶のバックライトがつく

2.機種名とバージョン情報を表示

3.待機画面5

探査を始める前に どこに何がありそうか予測して探査する
例 . 配線されていそうな場所

上か下に配線されている可能性が高いことをイメージしながら探査します。

6

探査を始める 探査するには、２つの法方があります

1.探査する場所に直接墨出し（マーキング）する。
2.探査する範囲をあらかじめ決めて、その範囲を探査する。

7

１.探査する場所に直接墨出しする スタートボタンを押す

このボタンを押すと、『ピッ』と音が鳴り、画面上に破線が表示されます。

破線(固定カーソル)

この状態でタイヤが回ると探査が始まります。

8

１.探査する場所に直接墨出しする
 墨出しする

見つけたい対象物に対して直行するように走行させます。
※ただし、鉄筋の真上を並行して走行（横測鉄筋の真上）すると画像がみだれますので注意が必要です。

9

１.探査する場所に直接墨出しする
 墨出しする 破線（固定カーソル）の位置で墨出し破線が山形の中心に位置する時にハンディサーチ『後面部の中央』の真下に配線がある。

10

１.探査する場所に直接墨出しする
 墨出しする

ハンディサーチの特徴して、探査をしながら鉄筋位置を素早く墨出しできます。
破線(固定カーソル)位置と山形画像頂点が重なったとき、後面部中央下に墨出しします。
ご注意：NJJ-105(K)は前輪車軸に距離計が実装されています。前進探査時,バック(後進)すると距離計が加算(探査画像は戻りません)されます。バック機能はありませんので、墨出し時は注意が必要です。

11

2.探査する範囲を決めてから探査 探査する範囲を決め、探査開始位置と終了位置を決める

12

2.探査する範囲を決めてから探査 ハンディサーチの探査開始位置と終了位置

132.探査する範囲を決めてから探査
 範囲内を探査する
１.ハンディサーチの側面中心の▼マークを探査開始位置に合わせます。
２.STARTボタンを押すと『ピッ』と音が鳴り、画面上に破線が表示されます。
３.ハンディサーチを前進させ、側面▼マークが探査終了位置を通過したら、再度STARTボタンを押して『ピピッ』と音が鳴り、探査を終了します。
※探査終了後、STARTボタンを押すと、探査した画像が消えてしまいます。
CFボタンを押して、探査データの保存をお勧めいたします。
探査データの保存はP31参照

14

探査結果の解析
 探査し、表示された画像から鉄筋の位置を読み取る
１. 設定を変更し、Ａモード波形（反射波形）を表示させる。

＜操作ボタン＞

赤丸内のＳＥＴボタンを押し、設定画面を表示する。

＜設定画面＞

選択されている設定項目は青矢印が示す項目のようにブルーバックになります。

15

探査結果の解析
 探査し、表示された画像から鉄筋の位置を読み取る
１. 設定を変更し、Ａモード波形（反射波形）を表示させる。

＜設定画面＞＜操作ボタン＞

ハンディサーチの矢印ボタンの下を押し、設定の選択項目を『表示モード』に移動させる。

16

探査結果の解析
 探査し、表示された画像から鉄筋の位置を読み取る
１. 設定を変更し、Ａモード波形（反射波形）を表示させる。

＜設定画面＞＜操作ボタン＞

３

２
１
２

矢印ボタンの右を押し、設定内容の項目へブルーバックを移動させ、上か下を押し『Ｂ』から『ＢＡ』へ設定を変更します。最後にＳＥＴボタンを押し画面を戻します。

17

探査結果の解析
 探査後、画面上に表示された画像から鉄筋の位置を読み取る
１. 設定を変更し、Ａモード波形（反射波形）を表示する。

設定画面の表示モードを『 B 』から『 BA 』に設定変更すると、Ａモード波形(反射波形)が表示されます。
Ｂモード：垂直断面図
Ａモード：反射波形
ＢＡモード：垂直断面図と波形表示の同時表示

18探査結果の解析
 探査し、表示された画像から鉄筋の位置を読み取る
２. Ａモード波形（反射波形）を用いて、かぶり厚を確認します。

＜操作ボタン＞

右の矢印ボタンを押し続けると縦カーソルがあらわれます。
そのとき、Ａモード波形は縦カーソルの位置の波形を表示しています。

19

探査結果の解析
 探査し、表示された画像から鉄筋の位置を読み取る
２. Ａモード波形（反射波形）を用いて、かぶり厚を確認する。

縦カーソルを山の中心に合わせます。
※縦カーソル位置はスタート位置からの距離(X)を表します。

下矢印ボタンを押し続けると、上から下に横カーソルが移動します。
※横カーソル位置は深さ(Y)を表します。

20

探査結果の解析


探査後、画面上に表示された画像から鉄筋の位置を読み取る
２.Ａモード波形(反射波形)を用いて、深さを確認する。

横カーソルを反射波形の右側ピークに合わせます。
※鉄筋の場合、反射波形は右側に振れます

縦カーソルと横カーソルの交点位置情報は
画面上部の「Ｘ：距離」 と「 Ｙ：深さ」で確認できます。
※左画面の縦,横カーソルについて・縦カーソル(距離:X)は鉄筋の中心位置です。
・横カーソル(深さ:Y)はコンクリートと鉄筋の境界面です。
(鉄筋の中心ではありません)

21探査結果の解析
 探査後、画面上に表示された画像から鉄筋の位置を読み取る
３. 鉄筋の位置にマークする。

右画面のように、縦カーソル(距離)と横カーソル(深さ)を合わせた状態で、MARKボタンを押すと、カーソルマーカ座標１に交点座標の位置情報が記録されます。本体でのカーソルマーカ座標は42個まで記録できます。
※ε = 8.0の時の深さを表示しています※打設から３年以上経過しているコンクリートでは『５．０～８．０』を目安にして下さい。

カーソルマーカ

座標位置22

探査結果の解析２
 探査した画像解析する
４.壁がボード貼りで、空間での反射が強く、鉄筋や配線の山形が見えない場合空間の反射が強く、山が読み取れない

NJJ-105(K)は便利な画像処理機能があります。
次ページより平均波処理の画像処理方法を説明します。

23

探査結果の解析２
 探査した画像解析する
４.壁がボード貼りで、空間での反射が強く、鉄筋や配線の山形が見えない場合等の横縞が表示されている時は『平均波処理』を使ってみましょう！

＜操作ボタン＞
PRCSボタンを押す。

PRCS（画像処理）ボタンを押します。
画面下の処理がブルーバックに切り替わる。

24

探査結果の解析２
 探査した画像解析する
４.壁がボード貼りで、空間での反射が強く、鉄筋や配線の山形が見えない場合等の横縞が表示されている時は『平均波処理』を使ってみましょう！

＜操作ボタン＞
上ボタンを３回押す。

処理がブルーバックになっている状態で上ボタンを３回押して『固定』を『平均』に変更します。その後、再度PRCSボタンを押して、画像処理を終了します。
処理がブルーバックから通常表示に戻ります。

探査画像が『固定』→『平均』に変わり、非常に分かりやすい山形になった。

25

探査結果の解析３ 探査した画像解析する５.深い鉄筋が見にくい場合は、感度を変更してみましょう！
NJJ-105(K)ではGAINボタンを押すことにより、１０段階の表示感度調節ができます。
・０～１２０ｍｍ位までの浅い鉄筋をよく見たい場合に感度を上げる。

＜操作ボタン＞[－２浅] → [－１浅] → [Ａ浅(Auto浅)]→ [＋１浅 ]→ [＋２浅]・１４０～３００ｍｍ位までの深い鉄筋をよく見たい場合に感度を上げる。
[－２深 ] → [－１深 ] → [Ａ深(Auto深)]→ [＋１深 ] → [＋２深]GAIN（感度）ボタン※感度は[A深]または[＋1深]の設定をお勧めします。

設定感度26

探査結果の解析３ 探査した画像解析する
５.深い鉄筋が見にくい場合は、感度を変更してみましょう！

GAINボタンを４回押すと感度が＋１浅になっているので、GAIN（感度）ボタンを押し、A深にしてみる。

深さ約２５０ｍｍ付近に山形がしっかり表示された。

27

探査結果の解析３ 探査した画像解析する
６.更に、画面表示をワイドモードにしてみましょう！

＜設定画面＞

標準BAモードでは、約32㎝の距離データしか表示していない。
(Bモードは約49cmの距離データ表示)SETボタンを押して、設定画面に移行します。

『表示レンジ』の設定を変更します。

＜設定画面＞

上か下ボタンで『標Ｗ』に変更し、ＳＥＴボタンを押す。

28

探査結果の解析３ 探査した画像解析する
６.更に、画面表示をワイドモードにしてみましょう！
表示レンジの設定は下記の６種類変更ができます。

ワイドモードに切り替え

浅（0～200ｍｍ）
標（0～300ｍｍ）
深（0～400ｍｍ）
浅Ｗ
標Ｗ
深Ｗ （Wは各々表示
距離が2倍）

標準BAモードでは、約32㎝の距離データしか表示していない。
(Bモードは約49cmの距離データ表示)

標準BAワイドモードでは、約２倍の距離データが表示され、山形の頂点もわかりやすい！

29

深度校正（比誘電率）設定
 深度校正（比誘電率）の値を変更

マーカ１の深さがε=8.0の時39mmと解析されました。
横カーソル位置をマーカ１に合わせている状態です。
Y=39mmとなっています。
SETボタンを押して設定画面に移行します。

深度校正の右側の値が[ 8.0 ],その右側の数値が[ 39mm ]となっています。
BAモード画面の横カーソル位置の深さを表示しています。

深度校正の右側の値を[ 6.5 ]に変更すると、その右側の数値が[ 45mm ]に変わりました。SETボタンを押してBAモード画面に戻ります。

※深度校正(比誘電率)の値は[2.0]～[20.0]の0.1単位で変更可能です。
※右表(例)のように、比誘電率の値を変更すると深さ表示スケールが変わります。
※打設から３年以上経過しているコンクリートでは 『５．０～８．０』を目安にして下さい。

横カーソル位置の数値がY=45mmになっています。
(例)比誘電率設定変更値の深さの違い(ε=8.0,Y=39mmの時, ε の値変更)
比誘電率設定値
深さ
ε = 5.5→50mm
ε = 6.5→45mm
ε = 7.5→41mm
ε = 8.0→39mm
ε = 8.5→38mm
ε = 10.0→34mm

30

探査データをCFカードに保存
 探査、解析したデータをCFカードに保存31

CFカードから保存データの呼び出し CFカードに保存したデータを画面上に表示

32

オススメの設定
 高分解能を追求して探査※深い部分の山形の表示 , 解析したい場合 , [感度]は[ A深 ]または[ +1深 ] ,[表示レンジ]は[ 深 ]または[ 深W ]をお勧めいたします。

33

ハンディサーチ（電磁波レーダ法）の原理①『電磁波レーダ法』とはアンテナから電磁波を放射して、コンクリート中の電気的性質（誘電率）の異なる材質（鉄筋等）の境界での電磁波の反射を利用してコンクリート中の埋設物を探査する方法です。距離は車輪に組み込まれている距離計で探査します。

ここでいう比誘電率とは、真空中の電磁波速度の比率を１と定義しています。下記一覧表は、代表的な各媒質中の電磁波速度の比誘電率の値です。
理学的には「媒質の誘電率と真空の誘電率の比ε/ε0=εrのことである」と説明されています。
比誘電率に単位はなく、媒質固有の値です。

装置で設定する際に実測値での補正が困難な場合は、■打設から３年以上経過しているコンクリートでは『５．０～８．０』を目安にして下さい。
※標準コンクリートに於いて、塩分や骨材の影響は考慮していない状態。

34

ハンディサーチ（電磁波レーダ法）の原理②
ハンディサーチの放射する電磁波は、側面から見た場合、左右対称に約 ４０°～ ４５°( 約90°)に広がって放射しています。また、正面から見た場合は、装置の横幅とほぼ同じ幅で、少し膨らみをもって真下へ放射されています。

ハンディサーチは、埋設物の直上位置だけでなく、それよりも手前から埋設物の反射を捉えています。下図[D1]～[D3](装置位置)
は、装置が鉄筋を横切る様子です。装置位置が[D1]のとき、装置と鉄筋間の反射波形を装置の真下に描画します。そのときの電磁波伝搬時間は[T1]です。同様に[D2]は[T2]、[D3]は[T3]の反射波形を装置の真下に描画します。[D1]～[D3]各々の電磁波伝搬時間(T)は異なり、結果、埋設物の位置が山形で表示されます。

35

ハンディサーチ（電磁波レーダ法）の原理③
コンクリートをはじめ、物質（材質）には、ある限られた周波数成分だけを透過させる特性（フィルタ特性）を持っています。
『送信アンテナ→ コンクリート→反射物体→コンクリート→受信アンテナ』の透過経路のように物質（材質）を通過することにより、リンギングが発生し、探査結果画像に表示されます。

レーダ探査機の性能を決める、最も重要な要素の１つがアンテナ周波数です。NJJ-105(K) では2.3GHzのアンテナを搭載しています。
※[かぶり厚さ]と[鉄筋の空き]の水平分解能 ［ １ ： ０.２ ］※探査状況によっては、分解できない場合があります
ハンディサーチ旧機種は、１GHｚのアンテナを搭載し、ピッチ分解能は、 ［ １ ： １ ］
電磁誘導法のピッチ分解能は、 ［ １ ： １．５ ］
地中レーダのピッチ分解能は、 ［ １ ： １ ］
ピッチ分解能とは ・ ・ ・ ［かぶり厚さ ： 鉄筋の空き］※かぶり厚さ200㎜の時、鉄筋の空きが４６mm以上必要です。
(探査条件によっては、分解できない場合があります)36

ー お問合せ先 ー 内容にご不明点が御座いましたら、下記にお問い合わせ下さい。

□ 東京〒112-0004 東京都文京区後楽１丁目２番８号
後楽一丁目ビル８階
TEL 03-6379-0334 FAX 03-6379-0335□ 大阪〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀１丁目６番２０号
新栄ビル２階
TEL 06-6940-6640 FAX 東京本社に統一

37