No. 99MAH052J3

ユーザーズマニュアル

ABSデジマチックインジケータ
ID-N/ID-B

ja

1. 各部の名称と寸法■ 表示部（LCD)
液晶表示反転機能が無効時■ID-N1012, ID-N112

④

単位：mm

本商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。
それ以外でご使用になりますと、安全性を損なうおそれがあります。

35

⑩7.6

21.7

③④
⑤⑥6.2
15.2
40.6

⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑤

⑪①

⑨13.3

7.3

53.9

⑩③

②

⑫M2.5x0.45① 符号表示② 逆カウント表示③ ホールド表示④ 電源電圧警告表示⑤ INC 表示
⑥ 公差判定表示（-NG）⑩⑪■ID-B1005, ID-B105⑦ 公差判定表示（OK）⑧ 公差判定表示（+NG）⑨ プリセット表示⑩ 単位表示⑪ 測定値表示（公差判定拡大表示）

21.65

単位：mm

③44.3356.2⑦15.2⑧0ø8 -0.008

7.3

40.7

46.3

5.6

7.6

①④⑤⑥②

4目次
1． 各部の名称と寸法 ..................................................................................................1ページ
2． 電池のセット（交換）...............................................................................................2ページ
3． セットアップ ...........................................................................................................2ページ
4． 電源のON/OFF ......................................................................................................3ページ
5． 操作モード .............................................................................................................3ページ
6． 測定系の切り替え...................................................................................................3ページ
7． 測定方法 ................................................................................................................3ページ
8． パラメーターの設定 ...............................................................................................4ページ
9． 使用後の注意 .........................................................................................................5ページ
10．ゴムブーツ（オプション）の交換..............................................................................5ページ
11． エラー表示と対策 ...................................................................................................5ページ
12． 入出力機能 .............................................................................................................6ページ
13． 仕様 ........................................................................................................................6ページ
14．アクセサリー（オプション）......................................................................................6ページ
15． 引き取り修理について（有償）................................................................................6ページ④⑧0ø8 -0.008

66.2>2s

液晶表示反転機能が有効時⑦

キー操作のアイコンについて

=

⑪

①①②

電池は充電式ではないので、充電しないでください。＋－を正しく入れてください。液漏れや破裂のおそれがあり、機器の故障、けがなどの原因となります。

• 分解、改造をしないでください。
• 温度変動が大きい場所では、構成部品や固定治具類の熱膨張により誤差が大きく生じます。極力温度変動の少ないところでご使用ください。また、本商品を異なる温度の場所に移動して使用する際は、十分室温になじませてからご使用ください。
• 湿気やほこりの多い場所での保管は避けてください。
• クーラントの飛沫が直接かかる場所で使用される場合は、電池ぶたのねじをしっかり締めてください。
• 出力ケーブルを取り付ける場合は、隙間ができないように取り付けねじをしっかり締めてください。
• 落下などの急激なショックを与えたり、過度の力を加えないでください。
• 測定前には必ず測定原点を設定してください。
• 使用前後にはゴミ、切り粉などを取り除いてください。
• 電気ペンで番号などを記入しないでください。
• 尖ったもの（ドライバ－・ボ－ルペンの先など）でキ－操作をしないでください。
• スピンドルに対し垂直な方向の荷重や、ねじれがかかるような使用は避けてください。
• 本商品は電池をセットしない状態で出荷されます。電池をセットしてからお使いください。
• 付属の電池は、機能や性能を確認するためのものです。所定の寿命を満たさない場合があります。
• 電池を破棄する際は、各地方自治体の条例や規制等に従ってください。
• 電池などの消耗による故障または損傷は、保証の対象外となります。

②2566.2• 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
• 電池はショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
• 万一、電池のアルカリ性溶液が漏れて皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、もし目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

<1s⑥ ⑦ ⑧ ⑨③

安全に関するご注意=⑤⑫ M2.5x0.45① キャップ② 出力コネクター（キャップ付き）③ 表示部（LCD）④ [MODE] キー⑤ [SET] キー⑥ [DATA ON/OFF] キー⑨⑩⑪⑦ 電池ぶた⑧ ステム⑨ ゴムブーツ⑩ スピンドル⑪ 測定子⑫ 測定子結合部ねじ

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.

1

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

2024 年2月1日 発行
Printed in Japan

3. セットアップ■ID-N1012, ID-N1121）
スタンド、治具等への取り付け

10.5• 止めねじなどでステムを直接締め付けて固定する方法はできるだけ避けてください。
• 300 cN・m以上の締め付けトルクでねじを締め付けると、スピンドルが動かなくなることがあります。

5.5

ø6.5

588.05

80.45

49.35

・電池は必ずSR44（ボタン型酸化銀電池 パーツNo. 938882）をご使用ください。
・取り付けねじの取り付けおよび取り外しには、付属の 0 サイズドライバー（パーツNo. 05CZA619）を使用し、5 cN・m～10 cN・m程度のトルクで締め付けてください。

単位：mm2010.5ø6• 電池ぶたが正しく取り付けられていない場合、異常表示や故障の原因となります。
• 3 か月以上本商品をご使用にならない場合、電池の液漏れによる機器の破損のおそれがありますので、電池を取り外し別々に保管してください。

■ID-B1005, ID-B105

2049.35

2. 電池のセット
（交換）

SR44

ø8 +0.02/+0.005 mm

1 23）
リフティングノブ（オプション：パーツNo. 21EZA105）の取り付け

453Tips
本商品をスタンドや治具に取り付ける場合は、ステムや耳金（オプション）をご使用ください。ステムを使用する際は、ø8 G7（+0.005～+0.02）mm 穴を持つすり割付のホルダーをご使用ください。

1 付属のプラスドライバーで取り付けねじを外す
2 電池ぶたを取り外す

1 本商品のキャップを反時計方向に回して取り外す

2）耳金（オプション）の取り付け

2 スピンドルが回らないように、ウエスなどを介してプ本商品を固定する場合、耳金（オプション）を利用できます。

電池交換の場合は、古い電池を取り出す

3 新しい電池を“＋” 表示が外側になるようにセットする
4 電池ぶたを取り付け、取り付けねじで締め付ける• リフティングノブが緩んだ状態で使用すると、内部部品や測定ワークを損傷するおそれがあります。
• リフティングノブを取り付けない場合は、必ず元のねじをスピンドル上端に取り付けてください。内部部品や測定ワークを損傷するおそれがあります。
• キャップを取り外すと、スピンドルと本体の隙間から埃、ミストなどが侵入し、作動不良や故障の要因となる場合があります。塵埃、ミストなどの多い環境での使用は避けてください。

取り付けの際に、裏ぶた用の取り付けねじを外さないでください。防水性が損なわれるおそれがあります。

⇨[------] 表示が点灯

ライヤーで固定し、スピンドル上端のねじ（M2.5）を取り外す
ねじ
この 時、スピンドルは上に押し上げる

3 リフティングノブをスピンドル上端に取り付ける

5 [SET]キーを押す

耳金に付属の取り付けねじ4本（M2 x 4、パーツNo. 21ESA047）で取り付けてください。
取り付け用の穴にはねじ加工がされていませんが、取り付けねじはタッピンねじのためそのまま取り付けることができます。

⇨[P] が点滅し、測定原点の設定（プリセット）に入る

Tips• [SET] キーを押しても測定原点の設定（プリセット）に入らない場合は、電池をセットし直してください。
• 電池を外すと、全ての設定がクリアされます。全ての設定をやり直してください。

裏ぶた用の取り付けねじ（4 本）

Tips

キャップ

1リフティングノブ

2
3

取り外したキャップやねじは紛失しないように保管してください。

4）測定子の交換

測定子の交換時には、スピンドルを固定して測定子を回してください。本商品が破損するおそれがあります。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
耳金用の取り付けねじ
（4 本）

2

図のように 2 本のプライヤー（1 本はスピンドル固定用）とウエスを使って測定子の取り外し、取り付けを行ってください。

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

2024 年2月1日 発行Printed in Japan

2 測定原点の設定（プリセット）を開始する

6. 測定系の切り替え

スピンドルを固定する際には、ゴムブーツの外側を固定して損傷を防止してください。ゴムブーツが損傷すると、防塵・防水性が損なわれるおそれがあります。

測定モードには、以下の2つの測定系があります。
• 絶対値測定（ABS）： 設定（プリセット）した測定原点からの距離を測定します。測定原点は任意の値に設定できるので、多様な測定ワークに対応できます。
• 比較測定（INC）：基準となるマスターで表示値をゼロセットし、その位置と測定ワークとの差を測定します。

ABSINCTips• 測定子の変更に伴い、外観寸法・測定力の変化、測定方向の制限が生じる場合があります。
• 測定精度は、測定子の器差（フラット測定子の直角度、ローラ測定子の芯振れなど）が累積したものになります。
• オプションとして、各種測定子を揃えております。詳細は、ミツトヨ精密測定機器・総合カタログをご覧ください。

4. 電源のON/OFF
1）電源をONにする
1 [DATA ON/OFF]キーを押す⇨電源ONとなる

2）電源をOFFにする[SET] キーを押す⇨ [P] が点滅し、前回設定したプリセット値を表示⇨プリセット値を変更しない場合は手順 4 -3に進む
3 プリセット値を設定する
1 [SET] キーを長く押す⇨符号が点滅し、プリセット値が設定可能
2 [MODE] キーを押して符号を変更する⇨[MODE]キーを押すたびに「＋⇆－」が切り替わる
3 [SET] キーを押す⇨符号が確定し、隣の桁が点滅
4 [MODE] キーを押し、数値を変更する⇨ [MODE] キーを押すたびに「0→1→2...→9→0」の順で切り替わる
5 [SET] キーを押す⇨数値が確定し、隣の桁が点滅する⇨桁を飛ばす場合は、[SET] キーを押す
上記の手順4、5を繰り返し、すべての桁の数値を確定する⇨最下位 の 桁 の 数値 を 確定 すると、[P] が 点滅する

2

3 -1
3 -2

3 -3

3 -4

3 -5Tips

1 [DATA ON/OFF]キーを長く押す⇨電源OFFとなる

0・プリセット値が間違っていた場合は、[SET] キーを長く押して、手順 3 を最初からやり直してください。
・表示値ホールドした値をプリセット値に置き換えることができます。
（「3）表示値のホールド（外部機器と接続していない場合）」をご覧ください。
）

4 測定原点（原点位置）を設定する
1 [SET]キーを長く押す⇨測定系が切り替わる

Tips
測定系をABS からINCへ切り替えた場合は、表示値も同時にゼロセットされます。

1 基準となるマスターをセットする
2 [SET] キーを押す⇨登録したプリセッ卜値が表示される（例：30.000 mm）
3 プリセット値を確認し、[SET] キーを押す⇨プリセット値が測定原点に設定され、絶対値測定モードに戻る
5 マスターを測定ワークに取り換えて絶対値測定を行う

7. 測定方法

Tips• 電源をONにすると必ず測定モードで立ち上がります。
• 電源 ON 時の測定系は、電源 OFF 時の測定系となります。
（測定系については「6. 測定系の切り替え」をご覧ください。）• [DATA ON/OFF] キーを押しても電源 ON とならない場合は、電池が消耗しています。電池を交換してください。
• 各種設定の途中で電源を OFF にすると、設定中の内容は全てキャンセルされ、設定前の状態に戻ります。

・温度変動の大きい環境では、部品や固定治具の熱膨張により測定誤差が大きく生じます。できるだけ温度変動の少ないところでご使用ください。また、この商品を異なる温度環境に移動した場合は、十分に温度に慣らしてからご使用ください。
・原点設定や指定の値へプリセットを行う場合は、スピンドルを下死点から0.2 mm以上持ち上げた位置で行ってください。

4 -2

5. 操作モード
本商品は、以下の2 つの操作モードがあります。
• 測定モード：
通常測定、公差判定、表示値のホールド、表示値の外部出力などを行います。
• パラメーター設定モード：
各種パラメーターの設定を行うモードです。
パラメーターの設定方法については「8. パラメーターの設定」をご覧ください。

=<1s4 -1=>2s

30.00030.000

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.

Tips1）絶対値測定（ABS）の場合

絶対値測定では、下記の手順で測定原点を設定（プリセット）して測定を行います。

1 絶対値測定であることを確認する⇨比較測定の場合は、絶対値測定に測定系を切り替える（「6. 測定系の切り替え」をご覧ください。）

3

530.000

0.2 mm

キー操作のアイコンについて

4 -3• 設定したプリセット値と測定原点は、電源を OFF にしても保持されます。ただし、電池を交換したときにはプリセット値がクリアされますので、再設定してください。
• プリセット値は、最小表示量の切り替えに合わせて自動的に換算されますが、換算誤差が発生することがあります。最小表示量を切り替えた場合は、プリセット値の確認をお勧めします。
• 途中で設定を中止・取り消す場合は、[MODE] キーを長く押してください。

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

2024 年2月1日 発行
Printed in Japan

2）比較測定（INC）の場合

4）表示値の外部出力（外部機器と接続している場合）

1）公差判定機能の設定

比較測定では、基準となるマスターと測定ワークとの寸法差を測ります。

接続している外部機器へ表示値を出力します。この機能は、外部機器と接続している場合にのみ有効です。
接続ケーブル1 測定モード中に[DATA ON/OFF]キーを押す⇨表示値が接続している外部機器へ出力公差値を設定し、測定値に対して合否判定を行うことができます。公差値は、ABS 測定系／INC 測定系それぞれに設定することができます。

1 比較測定であることを確認する⇨絶対値測定の場合は、比較測定に測定系を切り替える（「6. 測定系の切り替え」をご覧ください。）
2 基準となるマスターをセットする
3 [SET] キーを押す⇨表示値がゼロにセット
4 マスターを測定ワークに取り換えて比較測定を行う

通常表示（測定値と判定結果）

10.015 mmを出力-NG

1OK+NG2

3 -1

拡大表示（判定結果のみ）

A-NG

OK+NG

1 公差判定機能を使いたい測定モードであること
を確認する

2 パラメーター設定モードに入る

3Tips
2

• 接続ケーブルの取り付け、ピンアサイン、出力データフォーマット、タイミングチャートについては「12. 入出力機能」をご覧ください。
• 外部出力機能を利用する際は、接続するデータ処理装置の取扱説明書を良くお読みいただき、正しくご利用ください。
• 外部機器より出力要求（REQ）を入力する場合は、スピンドルが停止した状態で行ってください。
スピンドル作動時に出力要求（REQ）を受けると、間違った値を出力することやデータ出力ができないことがあります。
• インターバルの短い出力要求（REQ）を受けた場合、データ出力ができないことがあります。

403）表示値のホールド（外部機器と接続していない場合）

8. パラメーターの設定

表示値をホールド（固定）できます。

パラメーター設定には、4 種類のパラメーター項目があります。

1 [DATA ON/OFF]キーを押す⇨[H]が点灯し、表示値がホールド（測定ワークを取り除いても表示値を維持）

2 表示値ホールド中に[DATA ON/OFF] キーを押す

2)カウント方向⇨[H]が消灯し、ホールドが解除

1) 公差判定機能

13) 最小表示量

24) 液晶表示反転機能

B[MODE] キーを押す
3 -2⇨公差判定機能が設定可能になる
3 判定結果の表示方法を設定する
C
1 [MODE] キーを押し、表示方法を選択する⇨[MODE] キーを押すたびに表示方法が「A→ B→C →測定モード」の順で切り替わる
A：通常表示B：拡大表示C：表示オフ2 [SET] キーを押す⇨選択が確定する「通常表示」または「拡大表示」を選択した場合：[ ▶] が点滅し、上限値が設定可能になる
上限値の設定を飛ばす場合は、更に[SET] キーを押す（手順 5 に進む）
[oFF] を選択した場合：
公差判定結果が非表示になり、測定モードに戻る
4 上限値を設定する
1 [SET] キーを長く押す⇨符号が点滅し、設定可能になる⇨符号を変更しない場合は、手順 3 に進む
2 [MODE] キーを押して符号を変更する⇨[MODE]キーを押すたびに「＋⇆－」が切り替わる
3 [SET] キーを押す⇨符号が確定し、隣の桁が点滅する
4 [MODE] キーを押し、数値を変更する⇨[MODE] キーを押すたびに「0→1→2...→9→0」の順で切り替わる
5 [SET] キーを押す⇨数値が確定し、隣の桁が点滅する⇨桁を飛ばす場合は、[SET] キーを押す
上記の手順1、2を繰り返し、すべての桁の数値を確定する⇨最下位の桁の数値を確定すると、[►]が点滅する
6 [SET] キーを押す⇨上限値の設定が確定し、[◄] が点滅し、下限値が設定可能になる

5 下限値を設定する

1 上限値と同様に設定する（手順 4 ）
2 [SET] キーを押す⇨ 設定が確定し、測定モードに戻る

Tips• 途中でパラメーターの設定を中止する場合は、[MODE] キーを長く押してください。ただし、確定前の設定は反映されません。
• パラメーターの設定は、電源をOFFにしてもすべて保持されます。ただし、電池を交換したときはすべてクリアされますので、再設定してください。

Tips

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.

表示値ホールド中に[SET]キーを押すと、ホールドした表示値をプリセット値に置き換えることができます。

4

キー操作のアイコンについて=株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1<1s=>2s

2024 年2月1日 発行
Printed in JapanTips

3）最小表示量の切り替え（0.001 mm 機種のみ）• 上限値＜下限値 に設定した 場合 は [E--SE]とエラー表示され、設定値はクリアされます。[SET]
キーを押してエラー表示を解除し、上限値から設定し直してください。
（「11. エラー表示と対策」をご覧ください。）• 「通常表示」、「 拡大表示」に別々の公差値を設定することはできません。
• 公差値は、最小表示量の切り替えに合わせて自動的に換算されますが、換算誤差が発生することがあります。最小表示量を切り替えた場合は、公差値の確認をお勧めします。
• 途中で設定を中止・取り消す場合は、[MODE]キーを長く押してください。ただし、確定前の設定は反映されません。
• すべての設定は、電源を OFF にしても保持されます。ただし、電池を交換したときはすべてクリアされますので、再設定してください。

10. ゴムブーツ（オプション）の交換

0.001 mm機種のみ最小表示量の設定が変更できます。

1 パラメーター設定モードに入る
4 -1
4 -2

4 -3

4 -4

4 -5

[MODE] キーを長く押す⇨パラメーター設定モードになる
2 設定するパラメーター項目を選択する
1 [rES.] が表示するまで [MODE] キーを押す
2 [SET] キーを押す⇨最小表示量が切り替え可能になる
3 最小表示量を設定する
1 [MODE] キーを押し、最小表示量を選択する⇨キーを押すたびに「0.001 mm→0.01 mm」の順で切り替
わる
2 [SET] キーを押す⇨ 設定が確定し、次のパラメーター項目に移る（「4）液晶表示反転機能の設定 手順 2 」に移る）

ステム

1(A)

2 -1

3 -1

ゴムブーツ

2 -2(B)

測定子とスピンドルの溝部（B）、およびスピンドルのゴ
1 古いゴムブーツを取り外し、ステムの溝部（A）
ミや油をアルコールなどできれいに拭き取る

3 -2

2 ゴムブーツの内径の大きい方がステム側になるように、ゴムブーツをスピンドルに嵌め、ステムと測定子の間にセットする

3 スピンドル摺動部にシリコン接着剤が付かないように注意しながら、溝部（A）および（B）に、少量の常温硬化型のシリコン接着剤を薄く塗布する

4 ゴムブーツの上端を平先ピンセットなどでつまみ、ステムの溝部（A）に嵌める5 ゴムブーツ下端をスピンドルの溝部（B）へ手で押し込むように取り付ける
6 はみ出した接着剤をきれいな布で拭き取る

4 -62）
カウント方向の設定

5 -1

スピンドル移動方向に対するカウント方向が設定できます。

5 -2

プラスカウント

1 パラメーター設定モードに入る

1

1

3 -1

エラー表示
ABS合成エラー

2 -1
2 -2

電池が消耗しています。
新しい電池に交換してください。
表示オーバーフロー

測定値が表示可能桁数を超えています。
• ABS系では、[SET] キーを押して測定原点の設定に入り、プリセット値を設定し直してください。
• INC系では、適切な位置で[SET] キーを押してゼロセットしてください。
• [MODE] キーを長く押してパラメーター設定モードに入り、最小表示量を適切な値に切り替えてください。
（0.001 mm機種のみ）

センサー汚染検出エラー

急激な温度変化により、検出部が結露したか、それ以外の原因で検出部が汚染されています。
• 電源をOFF にし、2時間ほど温度慣らしを行ってください。
• 温度慣らしを行っても復帰しない場合は修理が必要ですので、お求めの販売店、または弊社営業の窓口へご連絡ください。

プリセット値設定
エラー（通常測定）

通常測定のプリセット値が表示可能桁数を超えています。
• [SET] キーを長く押して、プリセット値設定に戻り、適切な値に設定し直してください。
• [SET] キーを押して一旦測定モードに戻り、パラメーター設定モードにて適切な最小表示量に切り替えてください。
（0.001 mm機種のみ）

2 -2
3 -2

9. 使用後の注意

ID-N1012
ID-B1005• 本商品の汚れは、繊維の出ない柔らかい布で軽く拭き取ってください。洗剤、シンナーやベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
• 本商品を 3 か月以上使用しない場合は、本商品から電池を取り外して保管してください。電池の液漏れで本商品を破損するおそれがあります。
• 高温や高湿になる場所、ほこり、オイルミストの多い場所を避けて保管してください。

=>2s

原因と対策
スピンドル移動中に表示される（すぐに消える）場合がありますが、内部処理によるもので異常ではありません。静止状態で発生する場合は、内部センサーが故障しています。
修理が必要ですので、お求めの販売店、または弊社営業の窓口へご連絡ください。

電源電圧低下

3 -1

公差値設定エラー

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.

上限値設定エラー

キー操作のアイコンについて

5

11. エラー表示と対策

液晶表示反転機能は、パラメーター設定モードを終了し、測定モードに戻ったときから実行されます。

3 -2

<1s

1 パラメーター設定モードに入る

Tips
2 -1

ID-N112
ID-B105=

水や油が頻繁にかかる環境で使用される場合には、ゴムブーツの早めの交換をお勧めします。
（破損防止のため）液晶の測定値表示を180°反転させることができます。
[MODE] キーを長く押す⇨パラメーター設定モードになる
2 設定するパラメーター項目を選択する
1 [Lcd] が表示するまで [MODE] キーを押す
2 [SET] キーを押す⇨液晶表示反転機能が設定可能になる
3 液晶表示方法を設定する
1 [MODE] キーを押し、表示方法を選択する⇨ [MODE] キーを押すたびに表示方法が「反転しない→反転する」の順で切り替わる
2 [SET] キーを押す⇨ 設定が確定し、次のパラメーター項目に移る
カウント方向の設定 手順 2 」に移る）（「2）

マイナスカウント[MODE] キーを長く押す⇨パラメーター設定モードになる
2 設定するパラメーター項目を選択する
1 [dir.] が点滅していることを確認する
2 [SET] キーを押す⇨カウント方向が切り替え可能になる
3 カウント方向を設定する
1 [MODE] キーを押し、カウント方向を選択する[▼ ] 消灯：スピンドル上昇時にプラスカウント[▼] 点滅：スピンドル上昇時にマイナスカウント⇨[MODE] キーを押すたびに交互に切り替わる
2 [SET] キーを押す⇨ 設定が確定し、次のパラメーター項目に移る
0.001 mm機種の場合：
3)最小表示量の切り替え 手順 3 に移る
0.01 mm機種の場合：4)液晶表示反転機能の設定 手順 3 に移る

Tips

4）液晶表示反転機能の設定

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

上限値＜下限値に設定されています。
• [SET] キーを押して、公差値設定に戻り、上限値＞下限値となるように設定し直してください。
上限値が表示可能桁数を超えています。
• [SET] キーを長く押して、上限値設定に戻り、適切な値に設定し直してください。
• [SET] キーを 2 回押して最小表示量の設定に入り、適切な最小表示量に切り替えてください。
（0.001 mm機種のみ）

2024 年2月1日 発行
Printed in Japan

エラー表示
下限値設定エラー

2）入出力コネクター

原因と対策
下限値が表示可能桁数を超えています。
• [SET] キーを長く押して、下限値設定に戻り、適切な値に設定し直してください。
• [SET] キーを押して最小表示量の設定に入り、適切な最小表示量に切り替えてください。
（0.001 mm機種のみ）

13. 仕様（8）（1）

ピン番号信号

I/O(1)
(2)*1

GND
DATA
CKOO(5)*3(6)*1(7)

REQ
ORIG
RDN.C.

I
I
O-(8)

F.G.

-

(3)*1
(4)*2

12. 入出力機能
1）表示値の外部出力
本商品と外部機器を接続ケーブル（オプション）で接続すると、表示値をデジマチック出力対応機器に外部出力できます。オプションの外部表示器や外部プリンター、PC などに接続可能です。

1 [ON/OFF]キーを押し、電源をOFFにする
2 付属のプラスドライバーで出力コネクターのキャップの取り付けねじを外す
3 出力コネクターのキャップとパッキンを外す
4 接続ケーブルにコネクターのパッキンを付けて差し込む
5 手順 2 で外した取り付けねじで締め付ける
6 接続ケーブルのもう片方のコネクターを外部機器に接続する■ ID-N1012, ID-N112

4出力コネクターのキャップID-N1012543-570

測定範囲12.7 mm

最小表示量0.01 mm

指示誤差 MPE
部分測定範囲行き PMPE *2
全測定範囲行き EMPE *2
戻り誤差 HMPE *2
繰返し精密度 RMPE *2
ステム径0.02 mm

0.003 mm0.02 mm

0.003 mm0.02 mm0.02 mm
0.01 mm
ø8 mm

0.003 mm0.002 mm0.002 mm0.02 mm0.02 mm
0.01 mm

0.003 mm0.002 mm0.002 mm33）出力データフォーマット
(1)

(5)

MSD
(2)

■ ID-B1005, ID-B105
接続ケーブル(3)+: 0 (0000)–: 8 (0001)

2 (0100)
3 (1100)

LSD
(4)

(6)
mm：0 (0000)(1) 出力順(2) すべて「F」(3) 符号(4) 測定値(5) 小数点(6) 単位

ID-N112543-575

ID-B1005
575-580

ID-B105
543-585

5.08 mm0.001 mm/0.01 mm

0.01 mm0.001 mm/0.01 mm

測定子

超硬（結合部ねじ M2.5 ×0.45）、
パーツNo. 901312（標準付属）

測定力MPL

2.5 N以下

測定方向
質量

全方向
130 g

保護等級*2
CE マーキング／UKCA マーキング

電源
電池寿命 *4

IP66 相当*3
EMC指令／電磁両立性規制：EN IEC 61326-1
Immunity test requirement: Clause 6.2 Table 2Emission limit: Class B
RoHS指令／電気電子機器における特定有害物質の制限規制：
EN IEC 63000
酸化銀電池 SR44 ×1個（パーツNo. 938882）
連続使用 約7,000 時間、通常使用 約 1年

位置検出方法
応答速度

静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ無制限（ただし、倣い測定には適応不可）

データ出力
温度範囲

デジマチック出力
使用温度範囲：0 °C〜40 °
C、C
保存温度範囲：−10 °C〜60 °
SR44（機能確認用、1 個）、取扱説明書・保証書、0 サイズドライバー（パーツNo. 05CZA619）

接続ケーブル

52

型番
コードNo.

標準付属品

2 N以下

*1： 20 °C、通常測定時。
*2： 保護等級（IP: International Protection）表示は IEC 60529/JIS C 0920 に基づきます。
*3： 工場出荷時状態での数値です。
*4： 電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。上記数値は目安としてお考えください。

4）出力タイミングチャート
514. アクセサリー（オプション）

*44

RD

取り付けねじの取り付けおよび取り外しには、付属の 0 サイズドライバー（パーツ No.
05CZA619）を使用し、5 cN・m～10 cN・m 程度のトルクで締め付けてください。

REQ
DATA
CKTips• 本商品に接続できる接続ケーブル（オプション）は、パーツ No. 21EAA194（1 m）、21EAA190（2m）、21EAA210（1 m、外部ゼロセット端子付き）、21EAA211（2 m、外部ゼロセット端子付き）の4種類です。
• 接続ケーブルを取り付ける際は、コネクターの向きに注意し、しっかりと差し込んでください。
• 取り外した出力コネクターのキャップは、紛失しないように保管してください。
• 接続ケーブルを使用しない場合は、必ず出力コネクターのキャップを取り付けてください。
• 外部ゼロセット端子付き接続ケーブルは、入出力コネクターの GND 端子とORIG 端子を分岐させたケーブルです。このケーブルを使ってそれぞれの端子をショートさせることにより、外部からプリセット値のリコールやゼロセットができます。市販のプッシュスイッチなどと組み合わせてお使いください。

1bit

2bit

52bit

10 ms ≤ t1 < 150 ms
0.1 ms ≤ t2 < 0.13 ms
0.1 ms ≤ t3 < 0.13 ms
0.05 ms ≤ t4 < 0.18 ms
t5 はお使いの機器により異なります。

t5 t1 t2 t3 t4*4 REQ は、CKが出力されるまで Lowを保持してください。
また、最終（52 bit目）の CKの出力が完了する前にHigh に戻してください。

5）入力タイミングチャート

・リフティングノブ：
パーツNo. 21EZA105
・耳金：
パーツNo. 21EZA145
・ゴムブーツ（ID-N用・耐油性（NBR系））： パーツNo. 21EAA423・ゴムブーツ（ID-N用・耐久性（シリコン系））：パーツNo. 238774
・ゴムブーツ（ID-B用・耐油性（NBR系））： パーツNo. 21AAB562
・ゴムブーツ（ID-B用・耐久性（シリコン系））：パーツNo. 21EAA212
・接続ケーブル：
パーツNo. 21EAA194（1 m、平形ストレート防水タイプ）
・接続ケーブル：
パーツNo. 21EAA190（2 m、平形ストレート防水タイプ）
・外部ゼロセット端子付接続ケーブル： パーツNo. 21EAA210（1 m、平形ストレート防水タイプ）
・外部ゼロセット端子付接続ケーブル： パーツNo. 21EAA211（2 m、平形ストレート防水タイプ）* 上記以外のアクセサリー（オプション）は、ミツトヨ精密測定機器・総合カタログをご覧ください。

15. 引き取り修理について（有償）以下のような不具合が発生した場合は、引き取り修理（有償）が必要です。お求めの販売店、または弊社営業の窓口へご連絡ください。
・スピンドルの作動が悪い
・精度不良
・スピンドル静止時、末桁に[E] が表示する
・計数値、液晶表示の異常・[Err C] のまま復帰しない
・電源が入らない* 基本の構成部品の交換や、交換部品が多い場合は、修理を辞退させていただくことがあります。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
6

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

2024 年2月1日 発行
Printed in Japan