CAT.No.CBB115-3

高精度・汎用形容積流量計

ULTRA OVAL Type S
精度・耐久性で定評のウルトラオーバルがまた一歩進化しました！

● バーグラフ表示で瞬時流量も直感的に表現！
● 単位表示も大きく見やすい！
● 高感度タッチセンサを採用！ 雨の日でも手袋で操作可能！
● 流量計本体部の経年劣化を推測し、メンテ時期をお知らせ！
● センサの断線を検知し、センサ故障をお知らせ！

「実測式」
だから高信頼・高精度［オーバル流量計の計測原理］
オーバル流量計は、本体と2枚のオーバル歯車によって構成されています。「升」を使って流体を一杯、二杯、三杯・・・「升」
オーバル歯車（楕円形歯車）と量る動作を連続的に行う「自動連続升」とでも呼ぶべき原理で体積流量を計測します。
「流れ 」と相関性のある物理現象を検出し流量を「推測」する「升」
で実測のではなく、「升」を使って流量を実測していることから「実歯車の回転数＝体積流量測式」と呼ばれます。

1杯、2杯、3杯・・・ウルトラオーバルの心臓部には、精度・耐久性で定評のオーバル歯車を使用。小流量から大流量まで17形式をラインナップ。
流量計本体

MODEスイッチ

本体と回転子はステンレス（39〜57形）、軸受には特殊カーボンを標準採用。

タッチ操作により、表示モードが変化。

RESETスイッチ
リセット可能積算表示モードのとき、積算値をクリアします。

フランジ
接続はJIS、ASME、JPIフランジタイプ。

回転子
定評のあるオーバル歯車により高精度に流量を計測。

計数部
防爆耐圧規格に対応する堅牢なアルミダイキャスト製。

表示部の大型化！ 見易い表示！

（旧モデル）（新モデル）

より使いやすく様々な機能を追加！
新開発のタッチスイッチ

手袋越しでも違和感なく操作！

自己診断機能による各種アラーム
本体部の摩耗状況を推測しメンテナンス時期をアナウンス

センサ断線時アラーム

無線プリンタシステム仕様
付属のスマートフォンとモバイルプリンタにより、積算流量の履歴管理と伝票出力を可能としたパッケージシステムです。
ローリー車による配送用途に最適です。

（注1）

ULTRA OVAL Type S（無線プリンタシステム仕様）

モバイルプリンタ

操作ロック機能と解除方法／LCD表示例●

無操作状態が約1分間続くと誤操作を防止する「操作ロック」が掛かります。

「操作ロック解除」
は、下図の矢印のようにMODE側からRESET側に向かってゆっくり指をスライドさせることで解除できます。

●④ リセット可能積算表示
LCD表示の左端にCと表示されたときは、リセット可能積算積算モードであることを示しています。"RESET"に指を近づけると積算値がリセットされ0から積算を始めます。ただし累積積算値はこのモードでの操作とは無関係に保持されています。図はリセット後の積算流量が45678Lであることを示しています。
流量が45678Lであることを示し① 累積積算表示
図は累積積算値が12345678Lで78Lであることを示しています。

② 瞬時流量（b1）1）表示
示③ 瞬時流量（b2）表示

LCD表示の左端にb1と表示されたときは、と表 示されたされたときはときは、毎時毎LCD表示の左端にb2と表示されたときは、毎分当たりの流量を示しています。
図 は 毎 分 当 たりの 流 量 が 20.00L/minであることを示しています。

当たりの流量を示しています。
図は毎時当たりいます 図は毎時当たりの流量が1200L/hであることを示しています。
す。

受信器との結合ULTRA OVAL Type Sには、外部電源不要のバッテリー駆動タイプ（出力なし）および外部電源供給タイプ（パルス出力、アナログ出力）をラインアップしています。
受信器
ULTRA OVAL Type S
外部電源
パルスアナログ（4〜20mA）

記録計

バッチカウンタ（EL1812）

積算計（EL0122、EL0123）

パルス分割器（SU1508）

その他計器

パルス入力仕様
無線子機ユニット

本体部仕様
項目
容量形式

呼び径（mm）

3941525355565725

表わす量の±0.5％・±0.2％40500.03 〜20.08 〜

3.80.15 〜

6.4

0.26 〜

140.6 〜

24

1.2 〜

44

2〜50

2980

4〜90

60

100

5〜 150

10〜 230

333465

軸 受

100
150
150200

接 続最高使用圧力※2特殊カーボン

表わす量の±0.5％・±0.2％

150
200
250
300
350

※1. 精度±0.5％以内、5mPa・s以上の場合。
※2. フランジ規格により異なります。

15〜 320

20〜 45030〜 700

50〜 1000

ステンレス

一体形：
ステンレス
別体形：
鋳鉄・鋳鋼

鋳鋼

ステンレス

一体形：
ステンレス
別体形：
鋳鉄
・
ステンレス

鋳鉄・
ステンレス

使用温度範囲標準：−10〜＋120℃

5 〜 420L/h
2050

32

回転子

1 〜 60L/h

2831

材 料
本 体

0.2〜 12L/h
104550

流量範囲（m3/h）※1精度

特殊カーボン・セラミックス

JISおよびASME/JPI
フランジタイプ

一体形：
カーボン・セラミックス
別体形：カーボンカーボン

2.94MPa

一体形：
1.96MPa
JISおよびASME/JPI
フランジタイプ

別体形：
9.51MPa

4.51MPa
1.96MPa

低温：−60〜＋60℃
標準：−10〜＋120℃
高温・ジャケット：
120〜260℃

一体形−10〜＋120℃
別体形
標準：−5〜＋120℃
高温・ジャケット：
120〜200℃

標準仕様
項L

C

D

表力

示器

し現場表示のみ

電 流 ア ナ ロ グ 出 力

4〜20mADC

仕電力

補正または未補正

OFF：4mA/ON：20mA様 電流

オープンコレクタパルス出力補正または未補正

ON電圧：1.5VDC以下

電力

補正または未補正

OFF：１V以下/ON：7V以上
寿命：約8年

圧パ

無パ

ルルス

出ス

出容

①累積積算：8桁②毎時瞬時流量：5桁③毎分瞬時流量：5桁④リセット可能積算 ：7桁・流量表示：7セグメント8桁
・単位表示：16セグメント×3桁付
・バッテリーマーク表示
・フローインジケータ（10分割）表示
・インフォメーションマーク表示
・背面色：オレンジ

力

出出

内目源

出力

無

し内蔵リチウム電池

出力有り

・外部電源：12〜45VDC
・消費電流：Max.30mA・内蔵リチウム電池 寿命：約1年（外部電源供給時、電池は消耗しません。）

周

囲

温度

−20〜＋60℃（結露なきこと）

防爆

構

造

耐圧防爆構造：JPEx防爆（日本防爆）、ATEX、NEPSI、KCs、CSA、ITRI

容器

保護等

級

IP66

正逆判

別機

能あり
（逆流減算機能付きタイプ選択時）

モード切替、リセット操作

タッチセンサ（指による直接操作が可能）

用途に合わせて開発された関連製品です
スマートタイプ計数部●『通信』でより高度なプロセス運用を実現 !

現場では積算または瞬時流量（0〜100％または実流量）を表示。

スマートタイプ計数部では計測情報の読み取りに加え、スマートコミュニケーションユニット（EL2310）
により、瞬時流量・スパン・メータ係数などの各種パラメータの呼出し／設定・自己診断などが、メンテナンスを容易にすると同時に、フィールドから離れた計器室内でおこなえます。
また、オプションのマル
チドロップ機能を使用して、2線ケーブルを使い最大15台のトランスミッタをホストコンピュータに結EL2310

合、ワイヤリングの簡素化を実現します。

スマートコミュニケーションユニット

ノートパソコン

定量機能付ウルトラ計数部
LW74E● 容積流量計の最高峰 ウルトラオーバル に定量機能をドッキング。自動ON/OFFバルブと組合せて、高性能の現場形バッバルブ制御方式

チシステムを簡易に構築。

設定方

積 算 値（累積） LCDカウンタ8桁● 目的により、バルブ1段開閉（LW74E）と、より精密なバッチ

アー

空気2段開2段閉（設定により、1段開に変更可能）

式 押しボタン式（LCDカウンタ6桁）● 全空気式（定量計は内蔵電池で作動します）。

ラLW76E

空気1段開1段閉

ム 電池能力低下、定量オーバー、パルス未到来（LCD表示）

バ ッ ク ア ッ プ 積算値、設定量など（EEPROMに保持）機能を実現する2段開閉（LW76E）が選択可能。

造 本質安全防爆（Exia ⅡB T3）防噴流構造（IP65）

構
周

囲

温

電度 −10〜＋60℃
源

専用リチウム電池（寿命約4年 但し、使用条件により異なります）

自動温度補正機能付ウルトラ計数部
適 用 流 量 計 ウルトラオーバル 39〜65形● 基準温度の容積流量に自動換算！

石油類の取引など、定められた基準温度下における流量計量が必要な用途に対応するウルトラ計数部で、

温 度 入 力 白金抵抗体（Pt 100Ω）
補 正 温 度 範 囲 −10〜＋150℃
表示 8桁LCD

プロセス温度における流量を、基準温度での流量に換

出力 各種パルス信号／アナログ信号から2出力選択算する機能を持ち、全てのウルトラオーバルに搭載で演算 JIS K 2249基準、 JIS K 2240基準、 3α補正きます。

換 算 精 度 ±0.1％以内（注1）Bluetooth ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG. Inc.が所有権を有します。
株式会社オーバルは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
● 当カタログの仕様は令和5年4月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
● 本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。

製品の詳細については、web よりカタログ・一般仕様書をご参照ください。
■ 本社・東京営業

TEL.（03）3360-5141、5151 FAX.（03）3365-8601
代理店/販売店■ 北海道営業所 TEL.（011）555-3713■ 東 北 営 業 所 TEL.（022）263-0773■ 新 潟 営 業 所 TEL.（025）245-6912■ 北 陸 営 業 所 TEL.（076）456-2690■ 鹿 島 営 業 所 TEL.（0299）75-4490■ 北関東営業所 TEL.（027）333-1144■ 千 葉 営 業 所 TEL.（0436）62-6096■ 神奈川営業所 TEL.（045）785-7392■ 静 岡 営 業 所 TEL.（054）280-6270

FAX.（011）555-3714
FAX.（022）262-0469
FAX.（025）243-5634
FAX.（076）456-2695
FAX.（0299）75-4489
FAX.（027）333-1145
FAX.（0436）62-6079
FAX.（045）785-7393
FAX.（054）282-2230■ 中 部 営 業 所 TEL.（0566）63-5655■ 四日市営業所 TEL.（059）356-8161■ 大 阪 営 業 所 TEL.（06）6190-6960■ 加古川営業所 TEL.（079）453-5115■ 岡 山 営 業 所 TEL.（086）456-2818■ 山 口 営 業 所 TEL.（0834）64-6221■ 九 州 営 業 所 TEL.（092）607-8855■ 大 分 営 業 所 TEL.（097）551-0500

FAX.（0566）63-5657
FAX.（059）355-3123
FAX.（06）6190-6963
FAX.（079）453-5116
FAX.（086）456-2029
FAX.（0834）61-2205
FAX.（092）607-8900
FAX.（097）552-0435

2007 2304 2008S (1000)