MSGM-10シリーズ

磁歪式開度計NETIS登録番号：KT-120101-A
ゲート動作に伴い移動する検知器にて直接開度を検出
ワイヤーロープの継時的な伸びや開閉装置の回転ロス等の影響を受けない検知器に電気部品が無いため、故障が少なく信頼性が高い
従来の磁気スケール開度計更新に際しては、検知器の形状を共通化することにより、開度測定板（アルミフレーム）の再利用が可能

様システム構成図（例）■ 磁歪式センサー
能ＭＳＧＭ−１０Ｎ−□□□□※□□□□：測定範囲

測 定 方 式

磁歪式（磁歪線とマグネットによる直接検出）

測 定 範 囲０〜最大１５ｍ

測定分解能

１ｍｍ

磁 歪 線 長測 定 精 度信 号 出 力避 雷 回 路動作電源電圧消 費 電 流磁歪式センサーＭＳＧＭ-10Ｎ

上限測定不能エリア

・データ変換部
磁歪式センサー管理事務所等・磁歪線部

開度計コーダー
GLCW-Mシリーズ

発注時指定（１〜１５ｍ：０．
２５ｍ毎、不感帯除く）
検知器

ゲート
扉体等

±１ｃｍ

中継ボックス
・避雷器

検知器マグネット

AC100V/200V
or DC12V

シリアル信号（ＳＳＩ） 移動量を出力
電源用・信号出力用避雷器内蔵

下限測定
不能エリア

ＤＣ２４Ｖ
（ＤＣ２０．
５〜２８．
５Ｖ）

０．
１４Ａ以下

新設用アルミフレームまたは磁気スケール開度計チャンネルフレーム取り付け

周囲温度 −3０〜５０℃
環 境 条 件 （ただし、凍結の可能性がある場合はヒーターを使用のこと）
周囲湿度 ３０〜９０％ＲＨ（ただし結露しないこと）
屋外ボックス型（防滴・防塵構造）

外形図

２．
５ｋｇ以下（磁歪線を除く）■ 磁歪式センサー

■ 検知器
機

名
能

ＭＳＫ−１０（既設流用型）

検 知 部

マグネット×２（ネオジム型）

構

造

屋外移動型

材

質

寸法

環 境 条 件質量

ＭＳＫ−１０Ｎ（新設型）

周囲温度 −３０〜 ５０℃（ただし凍結なきこと）
本体部 ＳＵＳ３０４

ローラー部 ＰＯＭ

ジョイント部 ＰＯＭ

ＧＬＣＷ−Ｍ −□表示

ＶＦＤ（蛍光表示管）１６文字×２行

マグネット間距離

環 境 条 件周囲温度 −１０〜５０℃
周囲湿度 ３０〜９０％ＲＨ（ただし結露しないこと）

質量本

法

ラックマウント型

180
マグネット部

東 京 支 店
札 幌 支 店
仙 台 支 店新 潟 営 業 所
名 古 屋 支 店
大 阪 支 店
広 島 支 店四 国 営 業 所
九 州 支 店
新技術開発センター〒120-0043〒060-0008〒980-0021〒950-0916〒451-0042〒530-0047〒732-0057〒761-8075〒812-0014〒302-0104

ジョイント部（材質：POM)
吊り下げハンドル

マグネット部×２

ローラー部×882
2550

垂直ローラー部×4（ゴムモールドベアリング）■ 開度計コーダー6※金具組み替えにより壁掛け取り付け可東京都千代田区内神田1-4-15 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
営 業 統 括 本 部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本 社 営 業 課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東京都足立区千住宮元町13-13千住MKビル 5F ・・・・・・・・・・・・
札幌市中央区北八条西18-35-100エアリービル2F ・・・・・・・・・・
仙台市青葉区中央3-10-19仙台KYビル 5F ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
新潟市中央区米山4-1-23米山Nビルディング4F ・・・・・・・・・・・・・・
名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館216号 ・・・・・・
大阪市北区西天満3-1-6辰野西天満ビル4F ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
広島市東区二葉の里1-4-18日宝二葉ビル6F ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高松市多肥下町1511-1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
福岡市博多区比恵町10-28 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
茨城県守谷市久保ヶ丘1-1-1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

100
30

吊り下げハンドル115☎03-3291-5870☎03-3291-5873☎03-3291-5873☎03-3870-5301☎011-641-8962☎022-222-1261☎025-241-7110☎052-581-2808☎06-6365-1881☎082-263-3105☎087-814-3922☎092-472-4260☎0297-48-8000

FAX 03-3291-5802
FAX 03-3291-5226
FAX 03-3291-5226
FAX 03-3870-5355
FAX 011-641-8963
FAX 022-222-1262
FAX 025-241-7122
FAX 052-581-5915
FAX 06-6363-0084
FAX 082-263-0259
FAX 087-814-3923
FAX 092-472-6134
FAX 0297-48-8009

（46）

5050

２．
５ｋｇ以下

〒101-0047

カバー部210

ジョイント部（材質：ＰＯＭ）

１１５Ｗ×１９９Ｈ×１８０Ｄｍｍ（突起部は含まない）

社

31150

175190199①ＤＣ１２Ｖ
（１０．
５〜１６．
５Ｖ）
②ＡＣ９０〜２２０Ｖ ５０／６０Ｈz※上記のどちらかを選択

■ 新設型
底面
図

マグネット部
×２

シリアル信号（ＳＳＩ)移動量データ

動作電源電圧造

61

磁歪線保護管固定部

底面
図（ａ）開度演算（演算分解能１ｃｍ）
設定により以下の演算方式より切り替え・直ゲート演算（オフセット・スパン演算）・ラジアルゲート垂直開度演算
処 理 機 能・ラジアルゲート鉛直開度演算（ｂ）レベル加減算 −９９９．
９９ｍ〜＋９９９．
９９ｍ（ｃ）ホールド 上限 ／下限（ｄ）ゼロ点調整 画面操作により設定（ｅ）故障診断機能 信号異常、電圧低下検出

寸データ変換部本体■ 既設流用型※□内は電源選択、
ＡはＡＣ、
ＤはＤＣ

（ａ）センサー動作電源 ＤＣ２４Ｖ（ｂ）ＢＣＤ信号５桁 ２量
各桁奇数パリティ／ＢＵＳＹ／信号異常／電圧低下 付き
出力条件 無電圧Ａ接点（フォトＭＯＳリレー出力）（ｃ）シリアル信号（ RS-232C 無手順）
力
出力内容 現在時刻、演算開度
出力間隔 設定により切り替え
１秒／１分／１０分、及びデータ変化時
伝送仕様 設定により切り替え
伝送速度 9600 ／ 19200 ／ 38400 ／ 57600bps

構

磁歪線ゼロ位置
220

36

電源・信号入出力コネクタ

89

出力

測定範囲

■ 検知器

名

入

本体扉

磁歪線
長さは発注時指定（1 〜 15ｍ）
※別途保護管等で保護する構造が必要です
（要設計）

１．
５ｋｇ以下

型

能94

（22）

78

２１０Ｗ×８９Ｈ×１８０Ｄｍｍ（突起部は含まない） １５０Ｗ×６０．
５Ｈ×１３０Ｄ（突起部は含まない）
４ｋｇ以下

測定不感帯

扉パチン錠

磁歪線全長
（測定範囲+155）

26.5

シリコンゴム■ 開度計コーダー
機

100150型ラックマウント型

130

量

データ変換部

１５０Ｗ×２２０Ｈ×１００Ｄmm（磁歪線、突起部は含まない）

68

質

法

（21）

造

寸

屋外型け型

（89）
（178）

構

開度BCD
（パリティ付き５桁）

中継ボックス
・避雷器←DC24V
SSI信号→

68

機

名（22.5）型

60.5 （90.5）（151）

仕（180）内はコネクタ取り付時の参考寸法

2111-WEB