Drehmomentmesser

Spezifikationen
Abmessungen

Digitaler Drehmomentenmesser

20 - 140

TME3-G

35H
B
20 - 154

Entwickelt für die Messung des Drehmoments von Präzisionsteilen
Ideal für die VerschlussprüfungΦDL’

Genauigkeit: ±0.3 % Full Scale (Messbereichsende) +1 StellecN mModellNmBereich 1 Stelle

TME20CN3-G
TME200CN3-G
TME500CN3-G
TME1000CN3-G
TME2000CN3-G

gf cm

Bereich1 Stelle

kgf cmozf inlbf inBereich 1 Stelle Bereich 1 Stelle

Bereich 1 Stelle

Bereich1 Stelle

2-20

0,02--200-2000

20.2-20,002

2.84-28

0,02 0.178-1.77 0,002

20-2000,20.2-20,002-

-

2-20

0,02

28.4-280

0,2

1.78-17.6 0,0250-5000,50.5-50,005

-

-

5-50

0,05

71-7000,54.4-44

0,05

100-1000

1

1-10

0,01

-

-

10-1000,1142-1400

18.8-88

0,1200-2000

22-20

0,02-

-

20-2000,2284-2800

217.8-177

0,2L’B

H

ΦD

273,5

217

116,57-190

Gewicht[kg]

3,5Standardzubehör: Netzadapter (BA-7), USB-Netzkabel, Stange x 4, Halteplatte (nur TME500NN3-G bis 2000CN3-G)Allgemeine Spezifikationen
4-stellig

ZählerAnzeige

6-stellig

Wert: RUN-Modus

Beleuchtete Anzeige ▼: PEAK-Modus: Erster und zweiter PEAK (Doppel Peak-Modus): Datenabfrage / Parametereinstellung

EinheitcNm, Nm, gfcm, kgfcm, ozfin, lbfin

Ausgang

USB-Anschluss (Typ C) * Für serielle Kommunikation geeignet

Stromversorgung
Netzadapter
Stromverbrauch
Betriebstemperatur

DC 5V 1A
AC 100 - 240V +/-10% 50/60Hz
5W oder weniger

Abbildung des Kalibrierkits
TMTCL2 mit TME3-G

Optionales Zubehör
Verbindungskabel
Modell586587TME200CN3-G

0 - 40℃ (keine Kondensation)

Kalibrierkit

Beschreibung
USB Typ C- Typ C
USB Typ C- Typ A

ModellTMTCL2Passende Modelle
TME3-G"Doppel-Peak"-Modus für die Messung von FlaschenverschlüssenTOHNICHI MFG. CO., LTD.
URL http://www.global-tohnichi.com
E-mail overseas@tohnichi.co.jp

Der tropfenförmige Sattelgummi ermöglicht das Einspannen von Gegenständen ab Φ 7mm

TOHNICHI AMERICA CORP.
URL
http://www.tohnichi.com
E-mail inquiry@tohnichi.com

Mehrere Drehmomenteinheiten, cN m, N m, gf cm, kgf cm, ozf in, lbf inGenauigkeit: ±0,3 % Full Scale (Messbereichsende) +1 Stelle

TOHNICHI SHANGHAI MFG. CO., LTD.
URL
http://www.tohnichi-sh.com
E-mail sales@tohnichi-sh.com

Fünf Modelle decken den Bereich von 20 bis 2000cN m ab

TOHNICHI EUROPE TECHNICAL SUPPORT OFFICE (TETSO)
E-mail europe@tohnichi.com
TOHNICHI ASIA TECHNICAL SUPPORT OFFICE (TATSO)
E-mail tatso@tohnichi.com
Änderungen des Aussehens und der technischen Daten im Rahmen vonVerbesserungen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten. Keine Reproduktion oder Wiederveröffentlichung ohne schriftliche Genehmigung.

@TOHNICHI Mfg. CO., LTD. Alle Rechte vorbehalten.

2000.03.24.DE.DRoHS

Digitaler Drehmomentenmesser

TME3-G

Belastungsrichtung

Merkmal✓ Leichte Bedienung mit Hilfe intuitiver Symboltasten

PEAK

RUN

✓Die spezielle Tropfenform ermöglicht das Einspannen von Objekten
mit einem Mindestdurchmesser von 7 mm bis maximal 190 mm.

Erster und zweiter PEAK

✓ Die 1. und 2. Peak-Haltefunktion,speziell für die Messung von FlaschenverschlüssenKosmetikverschlüsse

Für kleine Objekte

Flaschenverschlusskappe
Geformte "Brücke"Ring
Für Standardobjekte
Flaschenverschlüsse

Erster Peak

Zweiter Peak

Fallbreite

Potentiometer

Peak-Haltepunktoder

Datentransfer

Erkennung des 1. und 2. Peak-Drehmoments
1. Peak: Beginn der Abtrennung der "Brücke"2. Peak: Startpunkt der Verschlussbewegung
Fallbreite: Schwellenwert für den Erhalt des ersten Drehmomentes

2 x USB-Anschluss Typ C
Stromanschluss / Datenanschluss

CSV-Ausgabe

Stromversorgung

Netzadapter

Grafische DarstellungDrehmomentmesserSpezifikationen
Abmessungen

Digitaler Drehmomentenmesser

20 - 140

TME3-G

35H
B
20 - 154

Entwickelt für die Messung des Drehmoments von Präzisionsteilen
Ideal für die Verschlussprüfung

ΦDL’Genauigkeit: ±0.3 % Full Scale (Messbereichsende) +1 StellecN mModell

NmBereich 1 Stelle

TME20CN3-G
TME200CN3-G
TME500CN3-G
TME1000CN3-G
TME2000CN3-G

gf cm

Bereich1 Stelle

kgf cmozf inlbf inBereich 1 Stelle Bereich 1 Stelle

Bereich 1 Stelle

Bereich1 Stelle

2-20

0,02--200-2000

20.2-20,002

2.84-280,02 0.178-1.77 0,002

20-2000,20.2-20,002-

-

2-20

0,02

28.4-280

0,2

1.78-17.6 0,0250-5000,50.5-50,005

-

-

5-50

0,05

71-7000,54.4-44

0,05

100-1000

11-10

0,01-

-

10-1000,1142-1400

18.8-88

0,1200-2000

22-20

0,02-

-

20-2000,2284-2800

217.8-177

0,2L’

B

H

ΦD

273,5

217

116,57-190

Gewicht[kg]

3,5Standardzubehör: Netzadapter (BA-7), USB-Netzkabel, Stange x 4, Halteplatte (nur TME500NN3-G bis 2000CN3-G)

Allgemeine Spezifikationen
4-stellig

ZählerAnzeige

6-stellig

Wert: RUN-Modus

Beleuchtete Anzeige ▼: PEAK-Modus: Erster und zweiter PEAK (Doppel Peak-Modus): Datenabfrage / Parametereinstellung

EinheitcNm, Nm, gfcm, kgfcm, ozfin, lbfin

Ausgang

USB-Anschluss (Typ C) * Für serielle Kommunikation geeignet

Stromversorgung
Netzadapter
Stromverbrauch
Betriebstemperatur

DC 5V 1A
AC 100 - 240V +/-10% 50/60Hz
5W oder weniger

Abbildung des Kalibrierkits
TMTCL2 mit TME3-G

Optionales Zubehör
Verbindungskabel
Modell586
587

TME200CN3-G

0 - 40℃ (keine Kondensation)

Kalibrierkit

Beschreibung
USB Typ C- Typ C
USB Typ C- Typ A

ModellTMTCL2Passende Modelle
TME3-G"Doppel-Peak"-Modus für die Messung von FlaschenverschlüssenTOHNICHI MFG. CO., LTD.
URL http://www.global-tohnichi.com
E-mail overseas@tohnichi.co.jp

Der tropfenförmige Sattelgummi ermöglicht das Einspannen von Gegenständen ab Φ 7mm

TOHNICHI AMERICA CORP.
URL
http://www.tohnichi.com
E-mail inquiry@tohnichi.com

Mehrere Drehmomenteinheiten, cN m, N m, gf cm, kgf cm, ozf in, lbf inGenauigkeit: ±0,3 % Full Scale (Messbereichsende) +1 Stelle

TOHNICHI SHANGHAI MFG. CO., LTD.
URL
http://www.tohnichi-sh.com
E-mail sales@tohnichi-sh.com

Fünf Modelle decken den Bereich von 20 bis 2000cN m ab

TOHNICHI EUROPE TECHNICAL SUPPORT OFFICE (TETSO)
E-mail europe@tohnichi.com
TOHNICHI ASIA TECHNICAL SUPPORT OFFICE (TATSO)
E-mail tatso@tohnichi.com
Änderungen des Aussehens und der technischen Daten im Rahmen vonVerbesserungen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten. Keine Reproduktion oder Wiederveröffentlichung ohne schriftliche Genehmigung.

@TOHNICHI Mfg. CO., LTD. Alle Rechte vorbehalten.

2000.03.24.DE.DRoHS