HMPR-N200H

ノンフロン
スリム型 薬用保冷庫
218 L
タカゾノのスリム型薬用保冷庫は、ノンフロン冷媒の採用で、環境負荷の低減と、インバーター制御で安定した温度分布を実現
スリムなボディで設置場所を選ばず、設置面積あたりの収納効率においても、大きく進化しました

HMPR-N200H（ガラス扉タイプ）

ノンフロン自然冷媒で省エネ
フロン排出抑制法 対象外

USBポート付き
有機ELコントロールパネル

設置場所を選ばないスリムタイプ

ノンフロン自然冷媒を採用。コンプレッ

幅 460 mm で、218 L の容量、細身の有機ELディスプレイを採用した新しいサーには、インバーター制御を搭載。

サイズは、設置場所を選びません。

コントロールパネルは、視認性に優れ従来モデル（HMPR-N170）との比較でも従来モデル（HMPR-N170）と同等の設置直感的な操作が可能。0.1℃単位まで高い省エネを実現。

スペースで、容量が 53 L アップしました。の温度表示の選択が可能です。

ノンフロン自然冷媒の採用により、またログ機能により、温度・警報・ドア「フロン排出抑制法」対象外です。

開閉の履歴データ保持と、USBメモリーへのデータ出力が可能です。
USBポート●省エネ率50Hz

60Hz

比較品番

12％

20％

HMPR-N170◎JIS C 9801（2006 年度版）年消費電力量測定方法の温度条件での測定（5℃設定、無負荷）◎製造会社の基準で測定しています。
扉の開閉、設置環境など使用条件により省エネ率が変動します。

◎USBメモリーは付属していません。お客様お手持ちのものをお使いください

安定した庫内温度分布
温度(℃)
10

R.庫内上段左奥Air

9有機ELによる様々な表示画面

新プラットホームで容量アップ■容量■MENU画面■温度推移グラフ画面■最高最低温度表示画面■エラーログ画面

R.庫内上段右奥Air

8R.庫内上段左前Air

保冷室内
R.庫内上段右前Air

76

R.庫内1/2H中央Air
Peakto Peak

2〜85

R.庫内下段左奥Air

4℃
R.庫内下段右奥Air

3

容量R.庫内下段右前Air

10510152025時間(min)新サイクルデフロストイメージ

1589mm

庫内1/2中央 銅負荷

0165ℓ

53ℓ

218ℓ

UP1735mm

R.庫内下段左前Air

2◎イメージです。実際の温度分布、運転グラフとは異なります

ノンフロン自然冷媒、インバーター制御の有機ELのコントロールパネルは、温度推移■設置面積の表示や、制御温度の最高点と最低点表示、庫内9点測定でのピークtoピークで、2 ℃〜8 ℃に収まる温度分布を実現しています◎庫内設定温度5 ℃の場合製造会社基準での測定による設置面積0.26㎡470mm

同等

0.27㎡580mmの効果で保冷庫内の温度制御性能が向上

551mm

コンプレッサー、新サイクルデフロストなどエラーのメッセージなど、様々なオペレーションが実行可能です

460mm◎設置面積での比較です。外形寸法とは異なります■ 仕様

1041.67

■ 寸法図

品

名

薬用保冷庫品番HMPR-N200H-PJ

外形寸法

W460 mm×D580 mm×H1735 mm

内形

寸

法

W380 mm×D477 mm×H1333 mm

内320

容

外
内量

218 L

装

カラー鋼板

装ABS樹脂塗装鋼板（左開き）

扉

135°

断３重ガラス窓付き断熱扉 １ 枚

熱材

硬質発泡ポリウレタン
硬鋼線製PEコーティング

材質

780

棚
460
（フレーム幅）580（フレーム奥行）

380（庫内）

477
（庫内）

35

網棚：4 枚／網棚下：1 枚

枚数/耐荷重測定

孔錠

内径30 mm 1ヶ所（背面）前シリンダー錠キ ャ ス タ ー ・ 調 節 脚1008(P84×12)

測定孔
100

1333
（庫内高さ）

却方式

品

質量（背面）

電源スイッチ

強制循環式
64 kg

圧

縮機

120 W（インバーター制御）

冷却器

アルミフィン＆チューブ型

凝縮器

スキンコンデンサ媒

HC冷媒（ノンフロン冷媒）
サイクルデフロスト+冷却器温度感知式

除霜

制御方式

除霜

ヒー

ター

105 W

源

単相100 V（50 Hz／60 Hz）

電 動 機 定 格 消 費 電 力

105 W／105 W（50 Hz／60 Hz）

総力

245 W／245 W（50 Hz／60 Hz）

量882 kJ/h／882 kJ/h

最99
67.5

1個調節脚：2 個 （前キャスター一体）

製

電

電源ケーブル出口キャスター：4 個 （前後キャスター）

冷

冷

123

1735
（フレーム高さ）463

40

20 kg／枚

網棚：W326 mm×D339 mm／網棚下：W300 mm×D300 mm

内寸法

合

最大

大

温度

温度

消費

放電熱調

節

制御方範式

（50 Hz／60 Hz）

マイコン制御式
2 ℃〜14 ℃（周囲温度：−5 ℃〜35 ℃、無負荷）

囲

温度

表示

有機EL液晶高温警

報

庫内温度点滅、庫内温度設定値+2 ℃〜+14℃(初期設定+5 ℃)
温度表示部にエラーコードとエラーメッセージを表示 15分後、ブザー断続音による報知

低温警

報

庫内温度点滅、庫内温度設定値−2 ℃〜−14 ℃(初期設定−5 ℃)
温度表示部にエラーコードとエラーメッセージを表示 15分後、ブザー断続音による報知（但し0 ℃以下の低温警報時は即作動）

報

ALARMランプ点滅およびメッセージ表示とブザー断続音 ブザー遅延時間0 分〜15 分（初期設定：２ 分）

単位：mm

ドア

警

デジタル表示1 ℃単位（0.1 ℃単位設定可能）

遠隔

警

報

接点

警報作動中、停電中：ON 接点容量：DC30 V、2 A

自己診

断機

能ALARMランプ点滅およびメッセージ表示とブザー断続音

メ モ リ ー バ ッ ク ア ッ プ
Ｕロ
庫ＳＢポグー機内

不揮発性メモリート

コントロールパネルに標準装備、ログデータを出力

能

庫内温度、扉開閉、警報の記録 記録間隔設定可能範囲：1 分 〜 15 分
初期設定（工場出荷時）：1 分（約 3 か月分のデータ保存）

灯

LED照明

◎製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。 ◎本製品の各データは、製造会社の基準で測定しています。

■ オプション（別途取付費がかかります。取付費については当社へお問い合わせ下さい。）●自記温度記録計

MTR-0621LH-PJ

・メーカー希望小売価格 55,000円（税別）
・記録範囲：-6 ℃〜+20 ℃（記録制度±2 ℃）
・記録計用紙12巻（1年分）付属●記録計取付金具

MPR-S30W-PW

・メーカー希望小売価格●記録計用紙6,000円（税別）

RP-06-PJ・メーカー希望小売価格
・12巻（1年分）●自記温度記録計7,600円（税別）

MTR-G04A-PJ

・メーカー希望小売価格 180,000円（税別）・記録範囲：-10 ℃〜+40 ℃●記録計取付金具

MPR-S7-PJ

・メーカー希望小売価格●記録計用紙・メーカー希望小売価格
・55枚入り●インクペン

7,000円（税別）

RP-G04-PJ
8,000円（税別）

PG-R-PJ

・メーカー希望小売価格
・2本入り

4,000円（税別）●麻薬金庫（小型）MPR-103S-PJ・メーカー希望小売価格 18,000円（税別）・ダイヤル錠（外）・シリンダ錠（外）の2重ロック
・外形寸法：幅255 mm×奥行183 mm×高さ216 mm
・内形寸法：幅191 mm×奥行118 mm×高さ157 mm●麻薬金庫（大型）MPR-25BP30-PJ

・メーカー希望小売価格 10,000円（税別）・セット内容：遮光板／取付クリップ（黒）MPR-203S-PJ・メーカー希望小売価格 23,000円（税別）・ダイヤル錠（外）・シリンダ錠（外）の2重ロック
・外形寸法：幅305 mm×奥行247 mm×高さ365 mm
・内形寸法：幅241 mm×奥行182 mm×高さ292 mm●麻薬金庫取付金具 MPR-20SFS2-PJ
・メーカー希望小売価格
・MPR-N200H/SH専用●遮光板9,000円（税別）◎麻薬金庫は大小2つ同時に取り付けることはできません

遮光板取付けイメージ

通信オプション
●インターフェースボード
・メーカー希望小売価格
・RS232Cケーブル付属

MTR-480C-PJ

45,000円（税別）●LANインターフェースボード
・メーカー希望小売価格

MTR-L03-PJ

46,000円（税別）◎MTR-480C とMTR-L03 は同時に使用できません●停電警報用バッテリーキット MPR-48B2-PW
・メーカー希望小売価格 16,000円（税別）・セット内容：バッテリー／取付金具／ハーネス
バッテリースイッチ／取付ネジ

リモートモニタリングシステム◎取付は保冷庫本体への内蔵になります・クラウドサーバー使用モニタリングシステム