取扱説明書
音源可視化システム

可音[かのん]
MODEL

EPS-02S

株式会社 ノイズ研究所

第 1.00 版

AEA00077-001-0A

お断り
•
•
•

•

•

•

•

本書の内容は予告なく変更されることがあります。
株式会社ノイズ研究所の許可なしに、いかなる方法においても本書の複写、転載を禁じます。
本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、当社までご連絡ください。
本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、ノイズ研究所およびノイズ研究所指定の者以外の第三者によって修理、改造されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
本製品を運用した試験結果および、供試機器に与える影響につきましては、上記に関わらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
本書内に記載されている商標や会社名は、各社の登録商標または商標です。本文中に TM、®は明記しておりません。
安全保障輸出管理制度 ～当社製品の輸出についてのお願い～
本製品は、輸出貿易管理令別表第一第 1～15 項までに該当しておりませんが、第 16 項のキャッチ・オール
規制対象貨物には該当します。よって、当社製品を海外へ輸出、または一時的に持ち出す場合には最終需要者・最終用途等の確認審査をおこなう為、事前に当社へ輸出連絡書の提出をお願いしております。記載
内容につきましては、お客様を信頼し、輸出連絡書に記載の最終仕向け国・最終需要者･最終用途等をもって、輸出貿易管理令別表第一第 16 項規制の確認をさせていただきます。
輸出規制の法律を厳守する為、輸出連絡書の提出を必ずお願い致します。また、国内外の取引先に転売する場合は、転売先に上記内容についてご通知をお願い致します。

※上記内容は法令に基づいておりますので、法令の改正等により変更される場合があります。法令の規制内容・輸出手続等についての詳細は政府機関の窓口（経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易管理課等）へお問い合わせください。

1. 重要安全事項「重要安全事項」では、音源可視化システム EPS-02S をご使用になる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために、厳守する必要がある事項を記載してあります。

 本システムは
システムは訓練を受けた技術者（電気技術者）が使用すること
 本 システムは本取扱説明書で説明される試験用途以外に使システムは本取扱説明書で説明される試験用途以外に使用し試験用途以外に使 用しないこと
 火気禁止区域、誘爆区域では使用しないこと

後述の「本システムを安全にお使い頂くための基本的安全事項」に、安全に関する勧告が列記されていますので、試験環境設定、接続および試験の開始前に必ずお読みください。

12. ご確認ください
本製品をお使いになる前に、同梱の添付品をお確かめください。
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

A：音圧センサ(マイク)＋センサカバー(黄、青、赤) ················· 1
B：マイク用電源 ······························································· 1
C：Web カメラ ·································································· 1
D：USB プロテクトキー ····················································· 1
E：BNC 同軸ケーブル(3m)·················································· 1
F：BNC-N 同軸ケーブル(1.5m) ············································ 1
G：LAN ケーブル(2m)························································ 1
H：USB 延長ケーブル(2m) ················································· 1
I：カメラ三脚 ··································································· 1
J：インストール DVD ························································ 1
K：取扱説明書（本書） ······················································ 123. 取扱説明書 購入申込書
購入元経由 株式会社ノイズ研究所

行

取扱説明書の購入を申し込みます。

EPS-02S

モデル名は

切
り
取
り
線

で、

申込者：住所； 〒

会社名；
部署名；
担当者名；
電話番号；
FAX 番号；

この取扱説明書
取扱説明書 購入申込書は、万一の紛失に備えて購入申込書切り離し、別途 大切に保管してください。
大切に保管
取扱説明書が御必要の折には、この取扱説明書購入申込書をご購入元まで、郵送または FAX で御送りください。

切
り
取
り
線

3

メモ

4

4. まえがき

このたびは空間電磁界可視化システム EPS-02S をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。EPS-02S をお使いになる前に本書をよく読んでいただき、充分ご活用ください
ますようお願い申し上げます。
 この取扱説明書は、操作方法と注意事項を遵守できる方々が、EPS-02S を安全に取り扱い、かつ充分にご活用頂くために書かれています。
 この取扱説明書は、EPS-02S を取り扱う時いつでも取り出せる所に置いてください。
4－1. 特徴

空間における音圧
空間における音圧の可視化ができます
音圧の可視化ができます 音圧センサを利用して、スペクトラムアナライザで周波数分析を行い、実画像の放射位置にマップ化します。
 放射位置は、Web カメラを用いて認識したセンサ位置の相対的な場所にマップ化されます。
 測定区画は最大 64 マス×48 マスまで測定できます。
 測定強度分布図と Web カメラ画像の合成表示をおこない、放射源の特定が容易におこなえます。強度分布の濃さや、周波数範囲の指定も可能です。
 測定した結果はファイルに保存することが可能で、測定結果とファイルの内容を見比べることにより、対策効果の見える化ができます。
 測定センサの位置検出をポジショナを用いず手で行う事により、狭い場所や屋外などでも、手軽に測定が可能です。

55. 目次1. 重要安全事項 ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
...................................................................................
................................................... 1
2. ご確認ください................................
ご確認ください................................................................
................................................................................................
................................................................................................
...................................................................................
................................................... 2
3. 取扱説明書 購入申込書................................................................
................................................................................................
..............................................................................................
.............................................................. 3
4. まえがき ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
..............................................................................................
.............................................................. 5
4－1.特徴 ············································································································································································································· 5

5. 目次 ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
......................................................................
...................................... 6
6. 本システムを安全にお使い頂くための基本的注意事項
本システムを安全にお使い頂くための基本的注意事項................................
にお使い頂くための基本的注意事項................................................................
...................................................................
................................... 86－1.警告表示の説明 ····················································································································································································· 8
6－2.絵表示の説明·························································································································································································· 8

7. はじめに ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
............................................................................................
............................................................127－1.本書の読みかた ·················································································································································································· 12
7－2.EPS-02S のできること ······································································································································································ 12
7－3.測定原理 ································································································································································································ 13

8. システム構成図 ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
..............................................................................
..............................................148－1.システム構成図 ··················································································································································································· 14
8－2.各機器の役割······················································································································································································· 15

9. 準備 ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
....................................................................
....................................16
9－1.システムのバックアップ ···································································································································································· 16
9－2.システムの接続 ··················································································································································································· 16

10. 操作方法................................................................
................................................................................................
................................................................................................
...........................................................................................
...........................................................17
11. セットアップ ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
.......................................................................................
.......................................................25
11－1.セットアップに関する注意事項 ···················································································································································· 25
11－2.カメラドライバのインストール ······················································································································································· 25
11－3.ネットワークアドレス設定 ······························································································································································· 25
11－4.ソフトウェアのインストール ··························································································································································· 26

12. 仕様 ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
....................................................................
....................................27
12－1.仕様 ········································································································································································································ 27
12－2.動作環境 ······························································································································································································ 27
12－3.対応スペクトラムアナライザ ························································································································································· 27

6

5.

目次

13. 保証................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
....................................................................
.................................... 28
14. 保守・保全................................................................
................................................................................................
................................................................................................
........................................................................................
........................................................ 30
15. 故障したときの連絡先................................................................
................................................................................................
................................................................................................
.................................................................
................................. 31

7

6. 本システムを安全にお使い頂くための基本的注意事項
「基本的注意事項」では、本システムをご使用になる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために、守って頂きたい事項を記載してあります。



記載内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下のように説明しています。意味をよく理解してから本文をお読みください。

6－1. 警告表示の説明 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危険や損害の程度を説明しています。

危険
この表示は、取扱を誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

警告
この表示は、取扱を誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意
この表示は、取扱を誤った場合、「損害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。
6－2. 絵表示の説明 次の表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

注意（注意していただくこと）を示します。
禁止（してはいけないこと）を示します。
強制（必ず実行していただくこと）を示し
ます。
8

禁止

強制

分解禁止

6.

本システムを安全にお使い頂くための基本的注意事項

危険
分解や改造をしないことカバーを外さないこと

死亡または重傷を負う危険および、火災や感電の原因となります。内部の点検や修理は分解禁止 購入元または弊社カスタマサービスセンターにご依頼ください。

警告
本取扱説明書の内容を理解してから使用すること死亡または重症を負う危険があります。無責任な操作や、誤った操作による人身事故や器物の損壊、また、それらによって生じるいかなる損害に対して一切の責任を負いません。

万一、次のような異常が発生したときはすぐに使用をやめること

 煙が出ている、焦げ臭いにおいがするとき
 内部に水や異物が入ってしまったとき
 落としたり、破損したとき
 コードが傷んだとき（芯線の露出や断線など）異常が発生したまま使用していると、火災や感電の原因となります。
すぐに電源を切り、必ず プラグをコンセントから抜く。
煙が出なくなるのを確認してから購入元または弊社カスタマサービスセンターに修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
ACAC

強制 コネクタ・ケーブル類の接続は確実におこなうこと接続は確実に行い、破損したコネクタ、ケーブル類は使用しないでください。
感電や機器を破損する危険があります。

AC プラグは根本まで確実に差込むこと

発熱やほこりが付着して火災や感電の原因となります。
差込みが不十分および、たこ足配線もコードが熱を持ち火災や感電の原因となります。

本システムは安定した場所に設置すること不安定な場所に設置すると、落下や転倒によりけがの恐れがあります。

9

6.

本システムを安全にお使い頂くための基本的注意事項

警告
駆動電源は各々の機器の取り扱い説明書を参照してください

表示された電源電圧以外では、火災、感電の原因となります。
標準的に添付されている コードは
～ 用です。
～ でご使用の場合は使用する国の安全規格に適合した保護接地端子付きの
芯 コードをご用意の上ご使用ください。
AC

AC220

強制

3

AC100

120V

240V

AC

AC コードの保護アースを接続して使用すること

保護アースを接続しないで使用すると感電の原因となります。
コネクタに物を入れないこと

通風孔やコネクタ部などから、金属物や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。

AC コードは
コードは転用をしないこと
転用をしないこと火災や感電の原因となります。

AC コードを傷つけないこと

禁止

コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
特に次のことに注意してください。
 コードを加工しない
 コードを無理に曲げない コードをねじらない コードを引っ張らない コードを熱器具に近づけない
 コードに重い物をのせない

AC

AC
AC
AC
AC
AC
AC

注意
寒い場所から暖かい場所に移し、露がついた場合は、自然乾燥してから使用してください

そのまま使用すると、感電、故障、火災の原因となります。

使用環境を守ること

強制 低温または高温、高湿の場所では使用しないでください。

本システムの使用環境は室温 ～ ℃、湿度 ～ ％となっています。使用環境以外で使用すると故障の原因となります。
15

35

25

10

75

6.

本システムを安全にお使い頂くための基本的注意事項

AC プラグは定期的に清掃してください
プラグは定期的に清掃してください

プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となります。定期的に プラグをコンセントから抜きゴミやほこりを乾いた布で取り除いてください。
ACAC

汚れた場合は、乾拭きをしてください

ベンジン、シンナーなどの溶液を使用すると外装や印刷が変質します。絶対に使用しないでください。外装やパネル操作面が汚れたら柔らかい布で乾ぶきしてください。
強制 汚れがひどいときは、水で布をしめらせるか、中性洗剤を少し布に付けてふき、あとで乾
ぶきしてください。
危険告知ラベルはいつでも見えるようにしてください

危険告知ラベルが、汚れたり、剥がれたりしたときは、安全のために再度貼り直してください。紛失の際は、ご購入元または弊社カスタマサービスセンターにご依頼ください。

次のような所に設置しないでください

次のような所に設置をすると、火災や感電の原因となることがあります。
 湿気やほこりの多いところ
 直射日光の当る所や、熱器具の近くなど高温になるところ
 窓際など水滴の発生しやすいところ
通風孔をふさいだり、風通しの悪い場所で使用しないでください
通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。特に次のことに注意してください。
 あお向けや横倒し、逆さまにしない 風通しの悪い狭いところに押し込まない 設置するときは、壁などから
以上離す
10cm

禁止 ぬれた手で AC プラグを操作しないでください

感電、故障の原因となります。

落としたり強い衝撃を与えないでください

故障の原因となります。

硬いものに当てたり、こすりつけたりしないでください

塗装を損傷することがあります。

11

7. はじめに7－1. 本書の読みかた

本書内で表記しているマークの表記と説明を下記に示します。
補足説明をします。
参照する箇所を示します。
設定の制限があることを示しています。
使用前に必ず確認して頂くことを示しています。
【 】 本試験器のパネルに表記されている内容を示します。
7－2. EPS-02S のできること＊ 画像から測定センサを検出して測定位置を認識します
被測定物と測定センサをカメラで捕らえ、その中から測定センサを割り出して測定位置を特定します。認識された測定位置はカメラ画像の中の相対的な位置となります。
測定センサは任意の色指定が可能です。ただし、背景色と同系の色にしてしまうと認識率の低下や、誤認識が発生する場合があります。
測定可能範囲はカメラに写る領域となりますが、測定センサの認識が可能な範囲に制限されます。
＊ ソフトウェアで自動制御
カメラ画像からの測定センサ認識や、スペクトラムアナライザの制御は自動的に行われます。
測定結果を CSV ファイルで出力する事や、画像イメージを BMP 形式で出力する事も出来ます。
また、ソフトウェアは Microsoft Windows 日本語版のアプリケーションですので、画面を見ながらのマウス操作による使いやすいインターフェースを実現しています。
＊ 測定結果を視覚的に表示
コンピュータの画面に測定強度分布とカメラの画像を重ねて表示します。また、画像中のマウスポインタで任意の位置の測定結果を確認する事が出来ます。
さらに、周囲の強度との補間表示により、発生ポイントの把握がしやすくなります。
＊ 測定ポイントの全エミッション分析機能
1 回の測定で被測定物から発生する測定周波数全域のデータ蓄積が可能です。周波数帯ごとのマップも周波数帯を指定するだけで表示されます。

12

7.

はじめに

7－3. 測定原理

EPS-02 システムは、主に 2 つの動作を実行する事で、音源の可視化を実現しています。一つは、撮影画像から測定センサの位置を特定する画像認識です。もう一つは、測定センサで検出した信号を強度として画像上に色分け分布をすることです。
画像認識は、カメラから 640×480 ピクセルの動画をリアルタイムで監視し、指定された“色相”、“明度”、“彩度”のパラメータにより、特定の色だけを抽出します。この特定色のエリアの重心を求める事で、特定の物体（測定センサ）の位置を画像上から割り出します。
もし測定センサ以外に、指定した色と同じ色の物体が画像上に映りこんだ場合、それらの物体全ての重心位置を算出してしまうため、正しく測定センサの位置を認識できません。従って、測定センサを検出する“色相”、“明度”、“彩度”のパラメータ設定や、撮影する場所の照度や光の当て方、照明の選択は重要な要素になります。また、測定対象物の色によっては、測定センサのカバーに工夫を施す事が必要です。
測定器にスペクトラムアナライザを用いる事により、音圧レベルの測定が出来ます。スペクトラムの取り込み回数や周波数範囲については、測定センサや測定器に依存します。画像認識で特定した位置に測定データをマッピングします。同じ位置での取得データは、上書きまたは、ピークホールドで書き込めます。
測定終了後、見たい周波数範囲を絞って画像に合成した強度分布を作成することができます。

13

8. システム構成図
8－1. システム構成図②

USB ｹｰﾌﾞﾙ①
LAN ｹｰﾌﾞﾙ③
ｱﾅﾛｸﾞ信号
BNC-N ｹｰﾌﾞﾙ④
ｱﾅﾛｸﾞ信号BNC ｹｰﾌﾞﾙ⑤① 制御パソコン
各機器を制御して音圧測定をおこないます。
② 添付の Web カメラ
測定対象物を映します。
③ 添付の音圧センサ
音圧を測定し、アナログ信号を出力します。マイク用電源の INPUT 端子から電源供給を受けることにより動作します。パソコンがセンサの位置を認識するために、特定の色にする必要があります。付属のセンサカバーをセンサに取り付けてご使用ください。
④ 添付のマイク用電源
音圧センサを添付の BNC ケーブルで INPUT CH1 に、
スペクトラムアナライザを添付の BNC-N ケーブルで OUTPUT CH1 に接続してください。
INPUT と OUTPUT の接続を決して間違えないようご注意ください。
誤接続をした場合、機器にダメージを与える可能性がありますのでご注意ください。
GAIN 切換えスイッチは 0dB に設定してください(デフォルト 0dB)。GAIN 切換スイッチを 20dBにする場合はスペクトラムアナライザの入力限界を超えないことを確認してください。
⑤ スペクトラムアナライザ
パソコンとは添付の LAN ケーブルで接続します。
別記されているスペクトラムアナライザに対応しています。未対応のスペクトラムアナライザについては、ご相談ください。
14

8.

システム構成図

8－2. 各機器の役割① 制御パソコン
システムコントロールソフトを動作させます。本ソフトは Web カメラより画像を取り込み、画像の中から測定センサを判別し、その位置を割り出します。スペクトラムアナライザにより周波数解析された測定結果を受け取り、その位置にマッピングします。
② Web カメラ
一般的な Web カメラです。測定対象物を映し出し、パソコンに転送します。パソコンとは USB
ケーブルにて接続します。必要により USB 延長ケーブルで延長する事が出来ます。
③ 音圧センサ
音圧を測定するためのマイクロホンを内蔵しています。
センサには認識率を高めるための特殊なカバーを装着して使用します。
カバーは防風スポンジ製ですので、風切音を低減する効果があります。
④ マイク用電源
INPUT 端子に接続された音圧センサに電源を供給して駆動し、OUTPUT 端子からアナログ信号を出力します。
OUTPUT 端子上部にある GAIN 切換えスイッチで信号を 20dB 増幅する機能がありますが、
EPS-02S で使用する場合は 0dB に設定してください(デフォルト 0dB)。
スペクトラムアナライザは感度が高いので、通常は信号を増幅する必要はありません。
GAIN 切換スイッチを 20dB にする場合は、スペクトラムアナライザの入力限界を超えないことを確認してからご使用ください。
AC アダプタ、もしくは乾電池で動作します。
・スイッチ[ON]：INPUT 端子の音圧センサに電源を供給し、
OUTPUT 端子から信号出力を開始します。
BATT LED は消灯したままで正常です。
・スイッチ[OFF]：音圧センサへの電源供給を停止し、OUTPUT 端子からの信号を停止します。
・スイッチ[BATT]：AC アダプタ電圧や電池の電圧が正常かどうかをチェックします。
電圧が正常ならば BATT LED が点灯します。

⑤ スペクトラムアナライザ
音圧センサからの信号を周波数分析し、パソコンにスペクトラムデータを送信します。

15

9. 準備注意
外来ノイズの極端に多い場所では、装置本来の性能が発揮できない恐れがあります。
室内においても空調、電子機器などの影響を受けることがあります。測定の際は外来の影響を最小限にする工夫をしてお使いください。また使用する PC によっては冷却ファンノイズが大きいものもあり、適さない場合があります。
9－1. システムのバックアップ

EPS-02S プログラムは、ご要望により有償で弊社が PC に組み込んで、お客様にお渡ししています
が、内容を消してしまった場合には添付の DVD よりインストールしてください。万一に備えて DVDの内容をハードディスクまたはリムーバブルディスクなどにコピーして保管してください。
PC にセットする Web カメラに添付されているメディアについてはお客様にお渡しするようにしていますので、これらについても同様にバックアップを作成し、元のディスクとは別々に保管されることをお奨めします。
セットアップについては、11 セットアップ P25 を参照ください。
9－2. システムの接続① Web カメラを USB ケーブルで PC と接続します。USB ケーブルは市販のケーブルも使用可能ですが、USB2.0 規格対応のものに限ります。また、USB2.0 の規格により 5m 以上の距離は制限されているのでご注意ください。
② スペクトラムアナライザと PC を GPIB、または LAN ケーブルで接続します。LAN ケーブルは市販のケーブルも使用可能です。LAN ケーブルは規格によりカテゴリが規定されていますが、カテゴリ 5e 以上の物を使用してください。また、構内 LAN や HUB を介さず、1 対 1 のローカル接続としてください。
③ 音圧センサにセンサカバーを取り付けます。
音圧センサとマイク用電源の INPUT CH1 を添付の BNC ケーブルで接続します。
BNC ケーブルは市販の 50Ω系同軸ケーブルも使用可能です。
④ マイク用電源の OUTPUT CH1 とスペクトラムアナライザを添付の BNC-N ケーブルで接続します。INPUT と OUTPUT を決して間違わないようにご注意ください。BNC-N ケーブルは市販の50Ω系同軸ケーブルも使用可能です。

16

10. 操作方法
1)

コントロールソフトウェアを起動します。

2)

画像認識の設定を行います
設定メニューの画像認識設定(I)をクリックします。

複数のカメラが接続されている場合は、デバイス名のリストから使用するカメラを選択します。
カメラデバイスボタンを押すと画面サイズやフレームレートなど画像に関する設定が出来ます。
また、デバイスフィルターを使用するとホワイトバランスや露出、コントラストなどカメラに関する設定が出来ます。デバイスフィルターの調整は、カラーチャートなどを使用することを推奨
します。

17

操作方法

10.

3) カメラの調整

カメラを測定対象物に合わせます。このとき、次の条件に注意が必要です。
・適度な明るさが有り、測定対象物と測定センサが十分に認識できる事
・測定センサの色と同系色の物体がない事
・必要によりデバイスフィルターの設定変更や、照明の工夫が必要です

4) 測定センサの認識設定

中央下部にある画像処理設定にて測定センサの認識を調整します。
色相では赤･青・黄などの色合いを設定します。
彩度では色の鮮やかさを設定します。
明度では色の明るさを設定します。
センサの認識の状態は、右側の画面に白地で表示されます。理想的には円形に認識させます。
色相、彩度、明度を順番に調整し、これらの調整を何度も繰り返します。

好ましくない状態
円形になっていない
背景に認識領域がある

好ましい認識状態
ほぼ円形に認識されています
背景に認識領域が有りません

背景にセンサと同系色が有り、白い色で認識されてしまう場合は、同系色の部分の背景を隠したり、センサカバーの色を変える必要があります。
円形にセンサが認識されたら“OK”ボタンで調整を終了します。
センサの認識は色相、彩度、明度を何度も繰り返し調整する必要がある場合があります。
背景には絶対にセンサの認識領域が入らないようにする必要があります。

18

操作方法

10.

5)

測定の開始
ファイルメニューの新規作成をクリックします。

測定画面が表示されます

次ページの測定条件の設定を実施します。

19

操作方法

10.

測定条件の設定
区画サイズは、画像のピクセル単位で指定します。
PEAK HOLD にすると、対象エリアで複数回測定された場合は、最大値が保存されます。
SINGLE にした場合は、一度対象エリアで測定された場合、その場所で再測定されても測定値は更新されません。
FREE RUN は常に測定値を更新します。

測定周波数範囲が指定できます。
Z 特性は聴感補正をかけない音圧レベルが測定できます。
A 特性は人間の耳の特性にあわせた聴感補正をかけます。
C 特性も聴感補正をかけますが、A 特性よりもフラットに近いです。

マイク感度には、マイク固有の感度特性を入力します。
音圧センサに付属のデータシート(グラフシート)に書かれた【感度：－xx.x dB】の数字をそのま
ま入力してください。
GAIN には、マイク用電源に設定したゲインの値を入力してください。
スペアナは感度が高いので、基本的に 0dB で問題ありません。

スペクトラムアナライザについての設定は以下の通りです。
必要に応じてスペアナの設定をしてください。

START ボタンで測定を開始します。

20

操作方法

10.

6)

測定の実行と終了
測定を実施します。

音圧センサを認識しない場合や誤認識する場合は、画像認識の設定からやり直してください。
画面の色の変化を確認しながら音圧センサを移動させ、測定します。全ての区画を埋める必要はありません。
測定が完了したら STOP ボタンで測定を終了します。
必要に応じてコメントを記入します。

音圧センサは同じ方向を維持する必要があります。
また、できるだけ測定物との間隔が一定となるように動かしてください。

21

操作方法

10.

7)

8)

測定結果の保存測定が終了したら結果を保存します。
ファイルメニューの名前を付けて保存を選択して測定結果を保存します。

測定結果の見方
マップ表示は必要に応じてカスタマイズできます。
色分けは自動と指定が可能です。
範囲を指定する場合は、自動割り当てのチェックを外し設定ボタンをクリックします。

上限値と下限値を入力します。
マップ補間をチェックすると、周りの区画との境目を補間して滑らかに表示します。
透過度は測定データの透過度を示します。 ％にすると測定データは見えなくなります。
指定周波数をチェックすると、特定の周波数範囲のみが表示対象となります。
対象範囲は色分けされて表示されます。
100

周波数範囲は数値入力または、マップのドラッグアンドドロップでも指定可能です。

22

操作方法

10.

下図は補間した測定データです。

マークで示されているところは、測定ポイントの中で最大値のポイントです。また、下部にあるスペクトラム表示はマークされているポイントの測定スペクトラムです。
マークはマウスのドラッグで移動可能です。マークを移動した場合、スペクトラム表示もそのポイントのものとなります

23

操作方法

10.

9) 測定データのエクスポート
測定結果を CSV ファイルにエクスポートできます。

マップデータは測定した各ポイントの最大値を CSV 出力します。
スペクトラムデータは マークのポイントの全周波数の測定値をCSV 出力します。
全スペクトラムデータは測定した各ポイントの全周波数の測定値をCSV 出力します。

マップデータ、スペクトラムデータでは BMP 形式の出力も選択できます

マップデータでは、カメラ画像と測定情報を表示している画像を BMP 形式で出力します。
スペクトラムデータでは、スペクトラムグラフを BMP 形式で出力します。
10) 測定データの読み込み

ファイルメニューから開くを選択し、保存したデータを読み込みます。

2411. セットアップ
11－1. セットアップに関する注意事項

この項ではソフトウェアおよび周辺機器のセットアップについて解説します。セットアップするに当たっては、管理者権限でのログオンが必要です。
また、イーサネットアドレスなどの意味の理解など、パソコンについてある程度の知識を持った方がセットアップを行う事を推奨いたします。
セットアップの実例は Windows７ 32bit 版を参考例に解説しています。お使いのパソコンの OS バ
ージョンや、パソコンの表示設定などの違いにより、参考例と同一にならない場合があります。予め、ご了承ください。
11－2. カメラドライバのインストール

1) ドライバのインストール
添付の DVD をパソコンにセットし、CAM フォルダから該当のカメラフォルダを選択します。
Setup.exe を実行し、ドライバのインストールを実施します。インストール実施の際はカスタム

インストールでドライバのみをインストールしてください。
インストールの手順は、セットアップのウイザードに従ってください。
以上でカメラドライバのインストールは完了です。

11－3. ネットワークアドレス設定

1) パソコンの IP アドレスを設定します（LAN ケーブルでスペクトラムアナライザと接続する場合）“コントロールパネル”から“ネットワークと共有センター”を選択して左側のリストから“アダプタの設定変更”をクリックします。
ネットワーク接続できるアダプタが表示されます。スペクトラムアナライザと接続するアダプタ（ローカルエリア接続）をダブルクリックしてプロパティを表示させます。“インターネット プ
ロトコル バージョン 4”を選択してプロパティをクリックします。
IP アドレスを“192.168.99.3”にサブネットマスクを“255.255.255.0”に設定し、OK をクリックします。
以上でパソコンの IP アドレス設定は
完了です。

25

その他機能2) スペクトラムアナライザの IP アドレスを設定します

スペクトラムアナライザの設定については、スペクトラムアナライザの取扱説明書を参照してください。
IP アドレスを“192.168.99.100”にサブネットマスクを“255.255.255.0”に設定します。

11－4. ソフトウェアのインストール

1) NI-VISA のインストール
添付の DVD をセットして、NI-VISA フォルダを開きます。
Setup.exe を実行してインストールを実施してください。インストールする際は、インストール
項目に NI-VISA が含まれていることを確認してください。
2) EPS-02S ソフトウェアのインストール
添付の DVD をセットして、“EPS-02S”フォルダを開きます。
EPS-02S_Jp.msi を実行してインストールを実施してください。インストーラーの指示に従い、

インストールを実行してください。

3) USB プロテクトキーの利用

ビューアとして使用する場合は USB プロテクトキーを使用する必要はありません。周辺機器を制御して測定を行う場合のみ USB プロテクトキーが必要です。
USB プロテクトキーを利用するために、デバイスドライバのインストールが必要です。デバイ
スドライバファイルは、添付の DVD の“JSP USB”フォルダにあります。USB プロテクトキ
ーを PC の USB ポートに挿入した後、デバイスマネージャーから“ほかのデバイス”の“不明なデバイス”または、“HardKey”を選択してインストールを実施します。
新規測定ボタンをクリックする時、USB プロテクトキーが USB ポートに挿入されていないと測定を開始できません。USB プロテクトキーはどの USB ポートに挿入されていてもかまいません。

ご注意 本ソフトウェアは 1 台の PC にのみセットアップ可能です。ただし、ビューにのみセットアップ可能です。ただし、ビューアとして使用として使用する（測定を行わない）場合はその限りではありません。

26

12. 仕様
12－1. 仕様

１）制御ソフトウェア、パソコン、カメラ
項目
仕様
画像・区画サイズ 画面 640×480 pixel 区画サイズ 10～120 pixel
測定データ
Single / Free Run / Peak Hold
カメラ画像表示 静止画 / 動画
補助機能
保存 / 読み込み / エクスポート / コメント入力
対応 OS
Windows Vista / 7
12－2. 動作環境

： Windows7 の動作環境を満たすパソコン： OS の推奨値を満たしていること： OS の推奨値を満たしていること
HDD： OS の推奨値を満たしていること
OS： Microsoft® Windows® 7 Operating System 32/64bit(日本語版)
グラフィック ： WXGA 解像度(1366*768)
WXGA++解像度(1600*900)以上を推奨
また、上記の他に下記の条件があります。
 マウス等のポインティングデバイスがあること。
 DVD ドライブがあること。
 USB ポート(2 ポート占有します)

コンピュータCPU
メインメモリ

12－3. 対応スペクトラムアナライザ

ローデ・シュワルツ社製

FSV シリーズ27

13. 保証保証規定

この保証規定は当社製品について、所定の機能･性能を維持させるための修理サービスを保証するための規定です。
1. 保証機器の範囲

当社の製品および添付品に適用させていただきます。

2.

3.

4.

5.

6.

技術･作業料金

当社製品に万一障害が発生した場合は、無償保証期間内であれば無償保証規定に基づき無償で修理サービスをさせていただきます。無償保証期間が切れている場合は、修理にかかる技術･作業に関し実費をご負担いただきます。
交換部品の所有権
修理サービスの履行に伴って交換されたすべての不良部品の所有権は、当社に帰属するものといたします。有償修理に関しては、特にお申し出がなければ、交換した不良部品は当社が持ち帰り処理いたします。
責任限度額
万一、お客様が購入された当社製品の故障または修理サービスにより、お客様に損害が生じた場合には、その損害が当社の故意または過失による場合に限り、お客様が当該当
社製品、もしくは当該当社外製品（他社メーカー品）の購入に際してお支払いになった
金額を上限として、当社はお客様に対して、損害賠償責任を負うものとさせていただきます。ただし、いかなる場合にも、当該当社製品の故障または当社が提供させていただ
いた前記修理サービスにより、お客様に生じた損害のうち、直接または間接に発生する可能性のある逸失利益、第三者からお客様に対してなされた賠償責任に基づく損害、および間接損害については、当社は責任を負わないものといたします。
誤品･欠品･破損について
万一、お客様が購入された当社製品に、誤品、欠品、破損が発生した際にその製品が使用できないことについて、お客様に生じた損害のうち逸失利益、営業損害、その他の派
生的損害、特別損害、間接的または懲罰的な損害に対する責任、または第三者からお客様に対してなされた賠償責任に基づく損害について、当社は責任を一切負わないものと致します。
修理辞退について下記の場合は修理を辞退させていただくことがあります。
・ 生産終了後、５年以上を経過した製品
・ 納入後、満 年以上経過した製品
・ 修理に必要な部品に製造中止品があり、代替品もない場合
・ 当社の関与なく機器の変更、修理、または改造がおこなわれた製品
・ 原型を留めていないなど、著しく破損した製品
8

28

保証

14.

無償保証規定無償保証期間内での故障については、無料で修理をするか交換を致します。その場合、機器の修
理内容の決定については当社にお任せください。なお、この無償保証規定は日本国内でのみ適用させていただきます。

適用機器
当社の製品および添付品に適用させていただきます。
無償保証期間・当社製品については納入日から起算して１年間とします。
修理した箇所については、同一箇所･同一不具合の場合の無償保証期間は修理完了から６ヶ月間とします。
・当社外製品ついては、購入先（メーカー）の無償補償規定に準じます。
除外項目
上述にかかわらず、発生した障害が以下のいずれかに該当する場合は無償での修理サービスの対象外とさせていただきます。
 水銀リレー、高電圧リレー、同軸コード、同軸コネクタ、自動切換器、コンタクタなどの消耗品の交換（使用製品の場合）を含む消耗品の交換
 取扱上の不注意により発生した故障、または損傷に起因する当社製品の不良 当社の関与しない改造により生じた故障や損傷に起因する当社製品の不良 当社に認定されていない方が修理をした事により発生した故障または損傷に起因する
当社製品の不良 直接的または間接的に天災、戦争、暴動、内乱、その他不可効力を原因とする故障、または損傷に起因する当社製品の不良
 納品後、輸送や振動、落下、衝撃などを原因とする故障、または損傷に起因する当社製品の不良
 使用環境を原因とする故障、または損傷に起因する当社製品の不良 お客様が国外に持ち出した場合

1.

2.

3.

29

14. 保守・保全

修理や保守作業、内部の調整が必要な場合には、適当な資格を持ったサービス・エンジニアのみがそれを実施します。
2. お客様自身による保守作業は、外面の掃除と機能チェックに限定してください。
3. ヒューズが交換できる製品において、点検、交換の際には本試験器とその接続機器の電源スイッ
チ（ある場合）を OFF にし、電源供給の接続を外してください。
4. 清掃する前には、本試験器とその接続機器の電源スイッチ（ある場合）を OFF にし、電源供給の接続を外してください。
5. 外装の汚れは、柔らかい布に水または中性洗剤を少量ふくませ、固く絞って軽く拭いてください。
6. 指定された以外の本試験器のカバーは開けないでください。
1.

30

15. 故障したときの連絡先

故障と思われる症状が現れた場合は、症状、モデル名、製造番号をお調べ頂き、ご購入
元またはカスタマサービスセンターまでご連絡ください。
 製品をご返送頂く場合は、修理依頼書に故障の状況・症状や依頼内容を詳述した上で、モデル名、製造番号をお調べ頂き、機器全体を元の梱包、または輸送に適した同等の梱
包物にてお送りください。
□

カスタマサービスセンターTEL (0088)25-3939(ﾌﾘｰｺｰﾙ) / (042)712-2021
FAX (042)712-202031発行元 株式会社 ノイズ研究所〒252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田 1-4-4

TEL 042-712-2031 FAX 042-712-2030

落丁・乱丁はお取り替えいたします。
ＰＲＩＮＴＥＤ ＩＮ ＪＡＰＡＮ