コストパフォーマンス徹底追及
各種冷却水装置・半導体チラー装置

W-2000/W-2000N

ミニホイールフローメータ ®
概 要
各種流体に対応した羽根車流量計です。羽根車の回転可視可能な W-2000 シリーズと低高温対応の W-2000N シリーズを取り揃えております。また、本体の精密鋳造によるコンパクト化とコストパフォーマンスに優れ、各種冷却水装置・半導体チラー装置に最適です。

特 長

W-2000 シリーズ

❏ パルス出力または電流出力❏ 羽根車の回転可視が可能❏ 低温から高温（–20 〜 100℃）の広い温度範囲❏ 各材質群にて多くの流体に対応❏ 分解・洗浄、メンテナンスが容易❏ 徹底したコスト管理により低価格❏ RoHS 対応
W-2000N シリーズ

標準仕様
● 測定流体 ： 水、フロリナート、ガルデン、エチレングリコールなどの各種液体（粘度 2mPa・s 以下）● 流体圧力 ： 最大 1.0MPa● 流体温度 ： 形式コードによる● 周囲温度 ： 5 〜 60℃● 取付姿勢 ： 流体の流れが水平または垂直（水平の場合、羽根車の軸を水平とし、流路が羽根車の上部になる姿勢）● 構造： 形式コードによる● 精度： ±5%F.S.（W-20 □ 2 タイプ）
±3%F.S.（W-20 □ 3 〜 20 □ 9 タイプ）

≪ W-2000 シリーズ ≫≪ W-2000N シリーズ（低高温対応）≫【 パルス出力タイプ 】【 パルス出力タイプ 】

● 出

●出力

： オープンコレクタパルス（アンスケールド）力： オープンコレクタパルス（アンスケールド）● デューティ ： H（流量で変化）、L（2ms：参考値）● デューティ● パルス周波数： 最大流量時 約 75 〜 95Hz

● パルス周波数 ： 最大流量時 約 85 〜 105Hz（製品銘板に実測値表示）● 電源： H（流量で変化）、L（2ms：参考値）（製品銘板に実測値表示）： DC5 〜 18V、12mA●電● 負荷定格： 最大 DC18V、15mA● 負荷定格： 最大 DC12V、15mA● 電気接続： 3 芯ケーブル（UL2936）AWG25 相当● 電気接続● 流体温度： 5 〜 80℃

● 流体温度： 3 芯ケーブル（UL2517）AWG24： –20 〜 100℃

● 構： 防滴（IP62 相当）●構： 防水（IP65 相当）

造

源

造

● 付帯仕様： DC5 〜 12V、12mA： 禁油 / 禁水処理、結露防止【 電流出力タイプ 】●出力： DC4 〜 20mA

●電源

： DC24V±10％、50mA● 負荷抵抗： 500Ω 以下● 電気接続： 4 芯ケーブル（UL2941）AWG26 相当● 流体温度： 5 〜 60℃

●構： 防滴（IP62 相当）

造

TG-F1082-2
改訂 2014 05 K
初版 2011 04 K

W-2000/W-2000N

ミニホイールフローメータ ®

形式コード《W-2000シリーズ》
形式コード
W-20出□□ -□ □- □ □ □ □-1力内□パルス出力：オープンコレクタ

3

電流出力：DC4〜20mA
20.5〜 3 L/min（流路ノズル径φ3.0）

30.7〜 5 L/min（流路ノズル径φ4.0）

4

1 〜10 L/min（流路ノズル径φ6.4）

流量レンジ

52 〜20 L/min（流路ノズル径φ10）

接続口径

6

3 〜30 L/min（流路ノズル径φ12）74 〜40 L/min（流路ノズル径φ14）85 〜50 L/min（流路ノズル径φ16）9接続Rc3/8

接続Rc1/2

6 〜60 L/min（流路ノズル径φ16）R

流入方向

左から右 または 下から上［流路に対し羽根車は右側になる］
1

ケーブル長

接続Rc3/4

右から左 または 下から上［流路に対し羽根車は左側になる］【標準】

L1m【標準】22m

Oリング材質

監視窓材質

容N

NBR［ニトリルゴム］

F

FKM［フッ素ゴム］

E

EPDM［エチレンプロピレンゴム］

S

FVMQ［フロロシリコーンゴム］
C

注1）

ポリカーボネイト【標準】

SSCS14（監視不可）
1

羽根車・軸受・軸・ブッシュの材質群

材質群1【標準】

注2） 2

材質群23

材質群30

付属品

付属品なし

A

R3/8×Rc1/4アダプター（全長18mm）

付帯仕様（複数の場合は該当番号を連記）

A

禁油処理【標準】

B

禁水処理《W-2000Nシリーズ》
形式コード
W-20

1

出1

力

□ N-

□

2-S

S

5内0
パルス出力：オープンコレクタ

2N

0.5〜 3 L/min（流路ノズル径φ4.0）

3N

0.7〜 5 L/min（流路ノズル径φ5.7）

4N

1.5〜15 L/min（流路ノズル径φ10）

流量レンジ

5N

2 〜20 L/min（流路ノズル径φ11.5）

接続口径

6N

3 〜30 L/min（流路ノズル径φ14）7N

4 〜40 L/min（流路ノズル径φ16）8N

5 〜50 L/min（流路ノズル径φ18）9N

6 〜60 L/min（流路ノズル径φ18）
R

ケーブル長

接続Rc1/2

接続Rc3/4

左から右 または 下から上［流路に対し羽根車は右側になる］
2Oリング材質
監視窓材質
羽根車・軸受・軸・ブッシュの材質群

2m
FVMQ［フロロシリコーンゴム］

S
S

SCS14
5

材質群50付属品

付属品なし

注1） 高温・高圧の場合、監視窓材質；ポリカーボネイトは使用できません。
詳細は右図を参照して下さい。
注2） 外形図にて各材質群の材質を記載しております。使用する流体に合わせて材質群を選択して下さい。
注3） 特殊対応をご要望の場合は弊社までお問い合わせ下さい。

TOKYO KEISO CO., LTD.

流体圧力範囲監視窓

1.2
10.8監視窓：SCS14（監視不可）

0.6
監視窓：ポリカーボネイト

0.40.202

接続Rc3/8

右から左 または 下から上［流路に対し羽根車は左側になる］【標準】

L

流体圧力（MPa）

流入方向

容010203040 50 60
流体温度（℃）

70

80

90

100

TG-F1082-2

W-2000/W-2000N

ミニホイールフローメータ ®

外形図、内部構造図
形式

W-2000シリーズ
材質群1
材質群2
名 称符 号（冷却水用）（禁カーボン用）
1
PPS（マグネットモールド） 同左
羽根車
2
ガラス入PTFE
カーボン入PTFE
軸受
3同左
石英ガラス
軸
4同左
PTFE
ブッシュ
5
SCS14
管路本体
6
形式コード参照
監視窓
7
形式コード参照
Oリング
8SUS316押え板
9カバー（ホルダー） ポリカーボネイト
10 ケーブル
PVC被覆《W-2000シリーズ》

W-2000Nシリーズ
材質群3材質群5（フロリナート／ガルデン用）（冷却水、フロリナート／ガルデン対応）
PPS+Fe（プラスチックマグネット）
同左
カーボン入PTFE
カーボン入PTFE
HC-276
同左
PPS
カーボン入PTFE
SCS14
SCS14
形式コード参照
SUS316PBT
PVC被覆（W1）
W2L
H2510MODELFLOW RATEFREQUENCY
SUPPLY VOLT.
MFG.No.
TOKYO KEISO CO.,LTD.

H14921367

FLOW

8《W-2000Nシリーズ》（W1）
W2L
H251092

1367

S/R No.
MODELFLOW RATEFLOWFREQUENCY
SUPPLY VOLT.
TOKYO KEISO CO.,LTD.

H3H148形 式
L
H1接続口径5541
Rc3/87043
Rc1/28049.5
Rc3/4※ 監視窓がポリカーボネイトの場合

W-2000シリーズ
H2W1
W2
1251
1914.55522175722質量※240 g
290 g
380 g

H142.545
51.5

H21214.5
17W-2000Nシリーズ
H3W123.3
4447
23.3
27.3
49質量
330 g
400 g
490 g

W219.3
22.3
24.3

圧力損失
W-2000圧力損失

40

W-2000N圧力損失
30・40L/m

153L/min305L/min

2010L/min

20L/min
30L/min

40・50L/m
60L/min

圧力損失（KPa）

圧力損失（KPa）

3L/min1015L/min

5L/min
20L/min
50・60L/m

510000.1

110流量（L/min）

TG-F1082-2

1000.1110100流量（L/min）TOKYO KEISO CO., LTD.

3

W-2000/W-2000N

ミニホイールフローメータ ®

結線図
流量計ケーブルリード線を下図のように配線します。また、弊社では各種流量表示器も取り揃えております。

《W-2000シリーズ》《W-2000Nシリーズ》【パルス出力タイプ】【パルス出力タイプ】
［赤］

［赤］
［白／黒］

+–+
パルス出力

–

［白］

電源
DC5〜18V+–+
パルス出力

［黒］

［黒］

シールド

シールド（熱収縮［青］）–

電源
DC5〜12V【電流出力タイプ】
［赤］
［白］

［黒］

+–+
DC4〜20mA
出力–

電源
DC24V

［緑］
シールド

注） 電流出力タイプの電源・出力のマイナス側は共通となっております。3線式の場合は、［赤］、［白］、［黒］で配線して下さい。

取付姿勢
下記取付姿勢は流量計内部の気泡抜けや満水状態確保などを考慮した取付姿勢です。
（○；推奨、△；条件により使用可能、×；使用不可）○ 水平（軸水平）× 水平（流路が下側）

× 水平（軸垂直）○ 垂直（下→上）△ 垂直（上→下）

注意事項❏ 信号ケーブルは他の電力・動力線との併設はお避け下さい。
❏ プロセス配管・継手の内径は、流路ノズル径より大きい物を使用して下さい。
❏ 外部磁場は特性に影響を与えますので磁気影響を受けない場所に設置して下さい。
❏ 羽根車近傍に空気溜まりがなく、満水状態で使用して下さい。
❏ エアーブローは羽根車・軸が破損しますのでお避け下さい。
❏ 流れに偏流・旋回流などが予想される場合は、上流側に直管部 10D 以上確保することをお勧めします（D；接続配管の内径）。

※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。

http://www.tokyokeiso.co.jp〒105‒8558 東京都港区芝公園1‒7‒24芝東宝ビル
TEL: 03‒3434‒0441（代） FAX: 03‒3434‒0455
4

製品についてのお問い合せを電子メールでも承ります。

anything@tokyokeiso.co.jp

使用可否、形式選定などなんでも（Anything）
ご遠慮なくどうぞ。

TG-F1082-2