全自動散剤分包機

CS-P020J1R CS-P030J1R
シリーズ最高峰モデル。散剤分包のフルオートメーション化を実現

NSIPS とは、日本薬剤師会が提案する薬局向けコンピュータシステム間の連携システムです。NSIPS は公益社団法人日本薬剤師会の登録商標です。
（商標登録 第５２１４６１０号）【純正分包紙の芯管 取扱上のご注意】
芯管は、当社が所有権を有し、使用後にご返却頂くことを条件に分包紙を使い切るまでの間、お客様に使用を許諾するものです。芯管を譲渡、貸与等することを禁じます。なお、芯管を第三者が再利用する場合、知的財産権等に基づく法的措置を講じることがあります。
【分包紙 使用上のご注意】
非純正分包紙を使用すると、分包品質に悪影響が生じる場合があります。純正分包紙を使用されることを推奨します。
【インクリボン 使用上のご注意】
非純正インクリボンを使用すると、印刷品質に悪影響が生じる場合があります。純正インクリボンを使用されることを推奨します。

積極的な障がい者雇用

ピンクリボン運動バイオマスマーク

エコ活動

特 例 子 会 社（ 株 ）タカゾノ

オフィシャルサポーターとし環境負荷低減の取り組みと地 球 温 暖 化 防止のために

インド の 子 ど も や 女 性 をリーブスを設立し、障がい者て、日本乳がんピンクリボン

して、一部の分包紙にバイオ

電 気使 用量 の削 減やエコ支 援するNPO法人の活動の雇用を推進しています。

運動を支援しています。

マス原料を使用しています。

運転等に取り組んでいます。に協賛しています。

かものはしプロジェクト※紙を主原料とする包装材料（分包紙）とプラスチックを主原料とする包装材料（分包フィルム）を総称して「分包紙」と表記します。 ※「TEX ダイヤマット」・「ドライマット」
は株式会社タカゾノの登録商標です。
※ご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。 ※機能向上のため予告なく仕様を変更することがあります。
カタログ掲載の製品については印刷の関係で製品カラーが異なる場合がありますのでご了承ください。

・東 京 本 社
・大 阪 本 社
・富 田 林 工 場
・枚 方 工 場
・研究開発センター・C S セ ン タ ー●お買い求め・お問い合わせは・・・・・・
営 業 本 部 東京都中央区勝どき3丁目12番1号 FOREFRONT TOWER 6階 〒104-0054 ☎03（ 3533）2130 Fax 03（ 3533）2136
札幌営業所
函 館 S S
旭川営業所
釧 路 S O青 森 S O
盛岡営業所
仙台営業所
秋 田 S O
郡山営業所
北関東営業所
宇都宮SO
前 橋 S O
さいたま営業所
千葉営業所
東京営業所
多摩営業所

☎ 011（788）1570☎ 0138（52）0560☎ 0166（34）8820☎ 0154（31）8102☎ 017（721）6678☎ 019（634）1434☎ 022（246）5860☎ 018（825）9670☎ 024（938）5255☎ 029（304）0170☎ 028（651）1551☎ 027（256）7330☎ 048（710）7770☎ 047（403）4881☎ 03（5917）5531☎ 0426（35）1620

横浜営業所
新潟営業所
金沢営業所
長野営業所
静岡営業所
名古屋営業所
京都営業所
大阪営業所
大阪南営業所
神戸営業所
山 陰 S S
岡山営業所
広島営業所
山 口 S S
高松営業所
松山営業所

☎ 045（914）7100☎ 025（234）3671☎ 076（238）9751☎ 0263（39）7012☎ 054（654）3351☎ 052（528）3777☎ 075（641）5805☎ 06（6903）5300☎ 06（6903）0140☎ 078（579）8810☎ 0852(53)2030☎ 086（246）2200☎ 082（850）0333☎ 083（972）8900☎ 087(865)3911☎ 089（905）2644

東 京 本 社 東京都中央区勝どき3丁目12番1号 FOREFRONT TOWER 6階 〒104-0054
大 阪 本 社 大阪府門真市柳田町4番17号〒571-0038

高 知 S S
北九州SS
福岡営業所
長崎営業所
熊本営業所
大分営業所
宮 崎 S S
鹿児島営業所
沖縄営業所☎ 088(880)3171☎ 093（923）5454☎ 092（513）5115☎ 0957（49）9191☎ 096（312）2505☎ 097（503）9535☎ 0985(63)4741☎ 099（281）8775☎ 098（884）6336※【SS】
はサービスステーション、【SO】
はサテライトオフィスの略称です。

☎03（ 3533）2110（代） Fax 03（ 3533）2116☎06（ 6903）2000（代）Fax 06（ 6903）2225[ホームページ アドレス]

https://www.takazono.co.jp
CTL-185A 2022.12.055.T

調 剤 現 場 の 業 務 が 変 わ る 。

最 適 な 調 剤 環 境 は 、創、創 り だ せ る 。

フルオートメーションが調剤現場にもたらすもの
クレステージタカゾノの散剤分包機C restageシリーズに、テクノロジーを結集した最高峰モデルのクレステージプレミア

C restage-P remierが誕生しました。今までの散剤分包業務では、薬剤の取り揃え・秤量は薬剤師の方が行なわなければならず、工程が煩雑で作業に時間もかかっていました。
これからは、取り揃え・秤量も含め分包業務の全工程を、Crestage-Premierにまかせることができます。
また、調剤業務全体の効率化だけではなく、患者さまへの応対や丁寧な服薬指導など、薬剤師の方が求められている『患者さまと向き合う時間』の創出にも貢献します。

※導入前に打ち合わせさせていただき、調剤現場ごとに最適な運用方法をご提案いたします。

02

Crestage - Premier Catalog

03

フルオートで！

選ぶ量る“ 人 の 手 い ら ず ”の 散 剤 分 包 へ 。
フ ル オ ー ト で 調 剤 現 場 の 効 率 化 を 実 現

散剤
カセッター

散剤
カセッター

3020個

調剤現場に応じて選べる２タイプ
高速・高精度で分包を完結

個「Crestage-Premier」は散剤カセッター30個タイプと20個タイプ、2種類フルオートで！

分 け るのタイプをご用意しています。散剤カセッター30個タイプは多岐にわたる散剤を速やかに分包したいという現場に適しており、散剤カセッター20個タイ
プは採用散剤が固定されている現場に適しています。お客さまの応需内容に応じた、最適な「フルオート」を導入いただけます。
CS-P030J1 R包 む

CS-P020J1 R

薬剤師の調剤作業をフルオートに変え、時間や負担を軽減
薬剤投入

処方内容確認

処方選択量分包機へ秤薬剤チェ ッ ク

処方内容
確認

程を薬剤師の方が行わなければならず、処方選択確認

ら分包機への薬剤投入までの全ての工

これまでの作業工程

散剤監査

これまでの散剤分包では、散剤監査か調剤時間が長くなる要因となっていました。
これからは散剤監査から薬剤投入などのフルオートで！

清掃印

字Crestage-Premier 導入後作業に、薬剤師の方の手を煩わせることはありません。

薬剤師の方が行なう作業はたった3つだけ

処方選択

処方内容確認

奥行600㎜で調剤台と共通。
調剤室の動線確保やデッドスペースをなくすことが可能に多彩な機能を搭載しながら、サイズは幅1,050×奥行600×高さ2,300（ ㎜）とコンパクト。調剤台と並べて配置する場合も通路側にほぼ飛び出さないので動線確保に貢献します。

確

奥行600mm
CrestagePremier

定

奥行は調剤台の奥行と同じ600㎜。並べて配 置 する際 、通 路に向いた面をフラットにできます。

上段から「秤量ユニット」「円盤ユニット」「分包ユニット」の３つのユニットで構成。

04

Crestage - Premier Catalog05フルオートで！

選ぶ量る

96 %

散剤秤量の対応率※

約※30薬剤で対応可能な散剤秤量。20薬剤で約91％に対応可能です。CS-P30J1を使用しての当社規定の測定方法により算出。

多種類の散剤に対応可能な「散剤カセッター」

Specification 01

先入先出構造を採用

散剤を処方通り「選び」「量る」
一歩先を行く“フルオート”
散剤カセッターを最大30個搭載可能※。
手作業による秤量の負担を大幅に軽減

薬剤の充填口は上部、排出口が 下 部にあるので、先に入れた散剤から排出されます。

先入先出構造▼散剤カセッター

オールフリーカセッターで、同一散剤の複数搭載が可能に『RFIDチップ』を内蔵、どの位置に装着しても薬剤名を認識します。同一散剤は最大10カセッターまで装着可能です。

「アーム」が素早く搬送※CS-P30J1 のみ。

▼電子天秤

Crestage-Premierは対応する作業ごとに「秤量ユニット」「円盤秤量は、最上部に位置する「秤量ユニット」で行ないます。薬剤を充剤を搭載することで散剤秤量の約96％をフルオートで行なえます。
さら後は、分包作業に多くの時間と手間をかける必要がなくなります。

こんな作業をしています

60300g秒

Process 1

Process 2

Process 3

Process 4

データ入力

処方チェック選ぶ

量る検定付き「電子天秤」を搭載
検定に合格しているので、秤量の安全を担保します。
精確性で調剤現場を支えます。
※フィーダーシュートや秤量カップの重量を含みます。
また、薬剤により一度に量れる量は異なります。

最大※※薬剤により最大秤量値は変動します。

4300g

※

44 4

散剤の秤量のみも可能

秤量可能

秤量カップを使用して「秤量のみ」の実施が可能。他の分包機での分包時に便利です。

容量300g最大秤量ユニットの中でかかる時間

フィーダーシュート▼96%

1 薬剤の秤量に容量

搭載散剤の秤量・分包に使用。
散剤がこぼれないようゲートが設置されています。に未搭載の薬剤をオートで分包することも可能です。本製品の導入に対応秤量情報パネルを搭載。秤量内容が自動で書き込まれ、停電時などに機器が停止しても患者と薬剤の判別が可能です。
最大填する散剤カセッターは最大30個まで同時搭載可能で、30種類の薬搭載のない散剤は、「手差しフィーダー」を使うことで振り撒きが可能になります。

秤量情報の表示も可能な「フィーダーシュート」

フィーダーシュートや秤量カップは、アームによって計量・取り出し口などの 各 位 置に搬 送されます。

ユニット」「分包ユニット」の３つに分かれています。散剤の取り揃えと秤量の約未搭載散剤も手差しで対応※※薬剤により最大秤量値は変動します。

06

Crestage - Premier Catalog07フルオートで！

分ける包む3分包スタートから払い出しまで

約※45包、0.5g/包（薬剤名：重曹）、カメラ撮影なしで分包の場合。当社調べ。条件によって分包時間は変化します。

製品の中段にあたる「円盤ユニット」には、45包小Specification 02分半※

４薬剤までの振り撒きが一度で完了。連続分包などにも柔軟に対応

型円盤２枚と、フィーダーが各円盤に２つずつの計高速で回転する小型円盤によって、高精度の分割が可能。円盤２枚とフィーダー４つで、４薬剤までの振り撒きが一度で行なえます。
２薬剤までの分包なら、円盤の交互連続分包ができるなど、柔軟な対応で作業時間短縮に貢献します。

４つ搭 載されています 。散 剤を振り撒く際 、小 型円高速・高精度で「分ける」正確に「払い出す」。
45包小型円盤２枚とフィーダー４つを搭載。
多彩な分包に柔軟に対応

盤 が 高 速 で 回 転 することにより高 い 分 包 精 度を実現。
フィーダーには、円盤への散剤振り撒きの際、フィーダーシュートが装着されます ※1 。
２枚の円盤で交互連続分包を行なったり、４つのフィーダーで一度に４種の振り撒き※2 ができたりと、さまざまな分包に対応が可能です。
※ 1 非搭載散剤分包時は、手差しフィーダーを装着します。
※ 2 ５薬剤以上の振り撒き時は重ね撒きとなります。

最速

55包
分

さまざまな分割方法に対応

4左 右

連続分包

999分包

※

※一度に振り撒き可能な包数は最大45包です。
それを超える分はシステムにより自動で分割されます。

薬剤を搬送してきたフィーダーシュートが、フィーダー上に装着され、円盤へ振り撒きします。

少量分包

01

可能

薬剤

一度に最大高速分包

最大以上

g

分包中に別処方を秤量し、待機も可能

高い分包精度を支える各種内蔵センサーと制御方法

秤量ユニットと円盤ユニットは個別に作動。分包動作中でも、別の処方分の薬剤の秤量が可能です。

秤量ユニット秤量

円盤ユニット
時間（分）

秤量分包0

秤量

分包
4分包
812

高精度パルス発生器と独自の制御方法（FAR方式）により、誤差の少ない高精度な分割を実現します。

※グラフはイメージです。

分包まで、「人の手いらず」
小型円盤によって振り撒かれた散剤は、「分包ユニット」で分包紙に包まれます。印字などを施された分包済の薬剤が、次々と払い出されます。
カッターユニットが標準装備されているので、カットまですべてが自動で完了します。

08

振り撒かれる薬剤を検知するセンサーなどが分割を監視。分
包数によってオートで補正も行ないます。
「顆粒モード」により、分包しづらい顆粒も確実に分包可能です。

Crestage - Premier Catalog

09フルオートで！

清掃
印字

残薬の99 %※

清掃効率

※酸化マグネシウム細粒83％使用時。当社規定の測定方法により算出。残薬の清掃効率は使用薬剤及び清掃状況などにより変動します。

散剤の取り揃え、秤量から分包まで行なう過程

Specification 03

で、残 薬やコンタミが生じにくいよう、散 剤 経 路を散剤経路を自分で「清掃」。
コンタミと残薬の排除へ。万全な安全対策
イオンの力で除電。散剤経路の残薬付着を軽減する

め、オートの印字機能も装備。印字により、服薬の分包時にコンタミ・残薬が生じなかったことを記録タイミングや患者さまの氏名などがひと目で判別でするため、カメラを3台装備しています。散剤の通過前後に散剤経路をオート撮影し、画像で保存できます。撮影した画像は、後日、分包ごと、薬剤ごとに確認することが可能です。

最も残薬が心配なパーツは、圧縮空気で強力清掃

3台のカメラで「残薬なし」を記録
1

2

フィーダーシュート残薬撮影3秤量情報パネル撮影

メンテナンス

10MPa

集塵能力持続時間約50%向上

15回

最も残薬の付着が心配されるのがSHホッパー、フィーダーシュート（写真）と、かきとり板。
これらの清掃には、コンプレッサーで圧縮した空気を吹き付け、残薬を集塵する方法を採用しています。通常の分包機より強力な清掃が行なえます。

分包ごとに作動するオートクリーニング

誤飲や服薬忘れの防止へ

分包紙に文字やイラストの印字ができます。視認性を高めることで誤飲や服薬忘れを防止すると同時に、服薬指導が行ないやすくなります。モノクロはもちろんカラーの印字 ※も可能。服薬メッセージを簡単に作成でき、分包紙の印字もスピーディーです。
※カラー印字には、カラーインクリボンが必要です。
カラーの印字範囲は固定になります。

オプション

きます。患者さまだけでなく、ケアに携わる方々にも役立ち、誤飲や服薬忘れの防止にもつながります。
印 字する文 字やイラストの細かい設 定は、タッチパネルPCの画面上で簡単に行なえます。

使いやすく工夫が施された分包紙

よく使う基本的印字パターンは、プリインストール済み。

カラー印字で服薬タイミングを直感的に判別できます。

分包紙には、細かい切り込みが入ったTEXダイヤマット®とドライマット®
を採用。薬剤ごとに適した分包紙をご使用いただくことも可能です。

自動線引き装置の導入でローコストでカラーラインを実現

分包と同時に分包紙にラインを引く『自動線引き装置』が取り付け可能。分包終了後に用法を手作業で色分けしていた業務が省略できるようになります。
ご購入後の後付け対応も可能です。

12

SHホッパー残薬確認（表示）・撮影
散剤経路に3台のカメラを設置。3 のカ
メラは散剤がSHホッパーを通過する際の様子をリアルタイムで表示も可能です。

0.4

視認性を上げる「印字」。

多彩な印字とひと目でわかる
メッセージで服薬忘れを防止

残薬を除去する際回数

4 4

メッセージなど、患者さまの服薬をお手伝いするたフルオート清掃する安全対策を施しています。
また、

風圧散剤は、摩擦などによる静電気が原 因とされる帯 電により、散剤 経 路に付 着します 。本 製 品
では除電装置を電子天秤秤量部に装備し、イオンを発生させて帯電を中和することで、フィーダーシュートやホッパーへの散剤付着を軽減させます。

分 包 紙 への多 彩な印 字やカスタマイズできる

Specification 04

3分包が終わるごとに、円盤などのパーツをオートで清掃する安心の機能です。
メンテナンスの際、清掃ブラシはカバーを外すだけで簡 単にお手 入れができます。

集塵した残薬やゴミの廃棄、散剤経路以外の清掃など、薬剤師の方による日頃のメンテナンスは必要です。

後付け可能

ライン見本

細かい切り込みが入っています。

60㎜幅の分包紙

TEX ダイヤマット ®

70㎜幅の分包紙1色単位で交換が可能なのでインク代の節約にも。
インクは全12色。

80㎜幅の分包紙4色対応※「TEX ダイヤマット」「ドライマット」は株式会社タカゾノの登録商標です。

90㎜幅の分包紙

印字空白が少なくコストダウンに貢献
最新のGP05印字ユニットを搭載。印字分包時の印字空白を減らすことができるので、ランニングコストに優れています。

Crestage - Premier Catalog

11

運用

総合サービスOperation

To t a l S e r v i c eCrestage-Premierを最大限に有効活用し、効率のよい調剤現場へ

お客さまごとのニーズをひとつひとつ解決するための充実したサポート

調剤現場ごとのさまざまな処方内容やニーズに、シリーズ最高峰の性能で対応することが可能です。

当社営業担当が、さまざまな角度からお客さまをサポートします。

本製品を最大限に有効活用することで、散剤分包業務の負担を最小限まで軽減できます。

導入前の検証はもちろん、導入後も稼動状況の分析を行ない、業務改善のご提案を続けます。

Ty p e

調剤現場ごとのさまざまな処方内容やニーズに対応可能

調剤現場の立地や規模などの違いから、分包機に求められる機能、運用方法などは千差万別です。本製品なら、調剤小児科や耳鼻科などの門前薬局

Proposal

病院
クリニック

調剤薬局さまごとの業務状況に合わせてご提案

導入前に行なうタカゾノ独自の処方分析

薬局（チェーン）

では、効果的な薬剤の選出とそれによる稼動率を算出することで、根拠をもったご提案

現場ごとのさまざまな処方内容に応じて、を行います。
また、職場の規模を考慮した、ご満足いただける機能と運用方法のご無駄のない最適な環境を構築します。導入

提供が可能です。
２タイプから、処方事情などに合う製品をお選びいただけます。

Case

散剤の処方が多い現場では、本製品での分包と秤量のみを行った薬剤を別の分包機で並行して分包する運用が可能です。

ピッキング作業も多い現場なら、フルオート分包で空いた時 間 や 人 手をその作 業に回すことが可能です。

患者さまの待ち時間削減や業 務の効 率 化 、ヒューマンエラーによる調剤過誤の防止を実現します。

本製品の分包性能を最大限に活かす運用パターン= Crestage-Premierで行なえる処理= 薬剤師の方の手作業が必要な処理後も、薬剤の使用量や稼動状況などを検証し、より使いやすい環境をお客さまにご提案していきます。

Showroom

導入前
ご提案

導入後

アフターケア

最善の業務環境をご提案
例）処方内容に合わせ、最適な搭載薬剤の選出と配置をご提案します。

業務の変化に柔軟に対応例）使用する薬剤の種類や量の変化に応じて、搭載する薬剤構成などの更新をご提案します。

最新の薬科・医療機器を実際にご体験いただけます

主な処理は本製品だけで行ない、一部処方のみに薬剤師のショールームでは、当社の最新機種を展示し方の手作業や外部の分包機、調剤監査システムを活用します。ており、実際の動線や機器の動作などをご体

なお、本製品以外の分包機で分包する際にも、本製品で秤量を験いただけます。
また、お客さまの環境に合わ行なった薬剤を使用すれば更なる効率化が実現できます。

せた運用やレイアウトのご紹介など、さまざまなソリューションをご用意しています。
ショールーム

調剤監査システム

分包不可

分包可能かどうかオートでチェック

調剤監査システム

非搭載の薬剤を薬剤師の方が個別に秤量する必要があります。

非搭載散剤あり

調剤監査システムで秤量を分包前監査し、本製品で分包します。

12

搭載カセット＋
手差しフィーダーで分包分包可能

は東京本社・大阪本社・仙台・名古屋・福岡にございます。
（事前予約制）薬剤の総量が条件に満たないとエラーが出ます。

秤量不可東京ショールーム

手動で秤量搭載している薬剤だけでフルオート分包が完結できます。

非搭載散剤なし

搭載カセットのみで分包秤量可能
自動で秤量してカップ出し

分包機で分包処方分析サービス※1

3Dレイアウトサービス※1

セミナールーム（大阪本社）

ご来場前にお客さまのレセプトデータを分析し、業務内容を数値化し、その分析結果に基づき、展示機器を使った運用例をご紹介しています。

3D映像シミュレーションで、お客さまの間取りに合わせたレイアウトをご提案いたします。機器を設置した際の動線やスペースなどをご確認いただけます。

大阪本社のショールームにはセミナールームを併設。当社主催の各種セミナーを随時開催しています。お客さまや企業さまに研修等の場としてお使いいただけます。

※ 1 ショールームご予約の際にお申し付けください。 事前準備に２週間程度頂戴いたします。 ※ご見学のご要望は当社営業担当までお気軽にお問い合わせください。

Crestage - Premier Catalog13

カメラ（残薬撮影用）

シグナルタワー

P.10

機能一覧

動作中・エラー発生時に点滅します。

秤量カップコントローラー（タッチパネルPC）

P.07

処方入力や分包設定を人の手で行なうときに使用します。
指先で触れるだけで入力可能な、使いやすい設計です。

他の分包機での分包を想定し、乳鉢連携用のバーコードを表示。
４個まで収納可能です。最大容量300g。

フィーダーシュート

P.07

散剤を、取り揃え→秤量→円盤への振り撒きの順に搬 送 。
８個まで収 納できます。最大容量300g。
P.10

フィーダーシュート清掃ユニット

P.10

ECOモード本体の使用状況により、自動で「ECOモード（ヒーター停止モード）」に。電源パネルのLEDが点灯して知らせます。

待機状態が一定時間続くと自動で切り替わり、電力消費を抑えます。

ジャーナルプリンター
処方内容や秤量結果などを印字することができます。

ロック機能

P.07

縦置きの先入れ先出し構造で、排出口が下部であるため、継ぎ足しで充填しても先に入れた散剤から排出されます。最大容量300mL。

盗難予防のロック機能を標準で装備。

除電装置

P.10

電子天秤

P.07

カメラ（SHホッパー残薬確認・残薬表示用）

クリーナー
集塵力の高いサイクロン式クリーナーを搭載。ヘッドが可動するので細かい箇所の清掃・メンテナンスに便利です（紙パック不要）。

P.10

分包紙・インクリボン●カラー印字機能

P.09

分包紙に文字やイラストの印字が可能です。モノクロはもちろん、カラーの印字 ※も選択できます。

高 速・高 精 度で定 評のある4 5 包小型円盤を２枚搭載。
２枚円盤の分包機として奥行600mmというコンパクトさを実 現しました。
４つ装着されたフィーダーと連携し、さまざまな分包に柔軟に対応します。

オプション 自動線引き装置
分包紙に自動でラインを引きます。
くなり、効率化が図れます。

式

CS-P020J1R

幅1,050mm ×奥行600mm ×高さ2,300mm

外形

寸法

本体

質量

CS-P030J1R※1※1

約425kg（散剤カセッターは含まず）

約460kg（散剤カセッターは含まず）

約0.6kg

使用

電源

AC100V±10V:50/60Hz

消費電力

MAX1,650VA（MAX1,580W）

入力装置

タッチパネルPC・シートキースイッチ

示

タッチパネルPC・LED数

最大入力包数999包 ※1枚の円盤では最大45包までとなります度

低速20～30包/分・標準35～40包/分・高速45～55包/分※2

分 包 サ イ ズ

70×60mm・70×70mm・70×80mm（標準）・70×90mm

分分空包
包包速設

定0・1・3（4）

入 力 処 方 数

2処方

シ ー ル 方 式

圧着シール方式

秤 量 カッ プ 数

4個※1 突起物は含まない

外形寸法図

フィーダーシュート数

8個

入力

装

置

タッチパネルPC

フィー ダ ー 数

2個（合計4個）

入力方式

タッチパネル方式・キーボード方式

円盤数

搭 載 可 能散 剤カセッター 数
印

字

方式

ジャーナルプリンター

2枚20個

印字パターン
30個

用

環

境

温度範囲5～26℃・湿度範囲20～80％（ただし、結露のないこと）

包装材料※3
当社指定各種半折包装紙（グラシン紙・TEXダイヤマット®）※3分包フィルム（ドライマット®）

電子天秤

インクリボン種

内容

調剤日（西暦/和暦）・服用日（西暦/和暦・カウントアップ選択可）
・受付番号・
処方区分・診療科・病棟（医療機関）
・病室・患者コード・患者名（敬称選択可）
・用法・
薬品名（量）
・曜日・コメント・固定コメント・分包連番・分包連番/総包数・画像（※）

印

字形式

文字サイズ
（4～72ポイント）
文字書体（フリーフォント（一部制限あり））
文字装飾（太文字・斜体・下線）
印字レイアウト（紙幅60・70mm/80・90mmで登録パターン数制限なし）

LB-600A2

一包あたりの薬品種

MAX26種GP5印字用インクリボンカセット(N)32mm・60mm

患 者 登 録 数制限なし

GP5印字用カラーインクリボンカセット(N)60mm

予

GP5印字用詰替えインクリボン(N)32mm・60mm

呼 び 出し方 法

患者コード・患者カナ氏名・一覧

常 用 量 チェック

年齢体重別で常用量登録・表示が可能

チ ェッ ク 機 能

常用量・同一処方・長期投与・使用中止薬品・配合禁忌・最大分包数・使用期限・重複調剤・賦形剤・充填

GP5印字用詰替えカセット(N)32mm・60mm
オ プ シ ョ ン字

サーマル感熱式（白黒印字）

使

繰り返し・連続・繰り返し（交互）・連続（交互）印

熱転写（黒1色または4色カラー印字）

自動線引き装置・線引きホルダー・床補強板（リア・フロント）
・敷板鉄板フロント・手動ホースフック・手差しシュートラック・上位接続※2 当社規定の測定方法により算出。分包速度は使用状況および設定などにより変動します。 ※3「TEXダイヤマット」「ドライマット」は株式会社タカゾノの登録商標です。

約件数

ガイドバーに合わせて押し込むだけの簡単な手順で、インクリボンの交換ができます。

上面

前面

側面

1050

2300

型

散剤カセッター質量14

全自動散剤分包機 Crestage-Premier

名●インクリボン交換※当社規定の算出方法による。

コントローラー仕様品

表

給紙モジュールはシンプルな構造なので紙 通しも手 間がかからず、分 包 紙の交換が簡単に行なえます。

が見込めます。

手間のかかるライン引き作業がな

本体仕様●分包紙交換2175

P.10●インクリボン（詰め替えタイプ）
カセットごと交換する通常タイ
プのインクリボンとは別に、インクリボンだけを交 換 する詰め替えタイプもご用意しています。
詰め替えタイプは通常タイプよりも年間33％※もコストの削減

1581

コンプレッサーP.11※カラー印字には、カラーインクリボンが必要です。
カラーの印字範囲は固定になります。

600

45包小型円盤・フィーダー

P.11

168

散剤カセッター

カメラ（秤量情報パネル撮影用）

電源パネル

50

Fu n c t i o n s L i s t

制限なし

単位：mm※ 第三者が所有する著作権並びに商標権、その他知的財産権を無断で複製並びに使用することは法律で禁じられております。印字に使用される画像については十分にご注意ください。

Crestage - Premier Catalog

15