位置情報計測機器
インバー精密標尺

水準測量

LD-13(S)●ニュースーパーインバー素材使用により膨張係数を極小化●従来のLD-13に比べ格段の⾼精度●タマヤオリジナルの精密標尺
LD-13（S）仕 様
目盛 レーザー干渉計制御レーザー刻線

有効

⻑ ３ｍ

最 小 目 盛 幅 １ｍｍ
目盛誤

差 0.02ｍｍ以下

気 泡 管 精 度 １２′/２ｍｍ
膨張精形寸

張⼒ 30N/±10N

外重デジタルレベル度 0.2±0.03ppm／℃以下
法 L3038×W95×H50mm
量 5.3kg

DiNi0.3●水準データコレクター LC-5000とBluetooth接続● 1km往復標準偏差 0.3mmの⾼精度
DiNi0.3 仕精様

度 標準偏差（１km往復) 0.3mm

距

離精度 20mm

測定

範

囲 1.5m〜100m

平 均 測 定 時 間 3秒倍率 32×

コン ペン セー ター 作動範囲±15mm
通信 Bluetooth

設定精度±0.2″

データコレクターLCシリーズへ出⼒

バ ッ ク デ ー タ 時間または温度を記録
電源 内部バッテリー
用時

間 連続測定10時間（内部照明除く）

外形

寸

法 W155×H235×D300mm

重水準データコレクター

リチウムイオン電池

使7.4/2.4Ah

量 3.5Kg

LC-5000●ニコントリンブル社をはじめ各社のデジタルレベル記録●ケ－ブルと無線(Bluetooth)の接続が可能●⼀・⼆等、１〜４級水準測量の計測⽅法に準拠●急速充電3時間（当社LC-3000比1/4）●テンキーボードから数値のダイレクト⼊⼒可能
LC-5000仕様

表 示 サ イ ズ 4.7インチVGAカラーTFT液晶（480×854 ピクセル）
表 示 タ イ プ 静電容量⽅式タッチパネル
⼊⼒ タッチパネルおよび数字キーパッド

通信 RS-232︓PCまたはプリンターへ⼿簿データ出⼒RS-232CまたはBluetooth:デジタルレベルからデータ⼊⼒
USB︓PCへ⼿簿データ出⼒
メ モ リ ー 容量時

4GBの本体フラッシュメモリー
点検および全等級︓200万測点以上

計 RTC︓GPSにより補正

GP付

S u-blox® autonomo

属機

能 バックライト、⾳量の調節、バッテリー残量表示

充電時

間 約4時間使用時

間 連続約10時間以上 （バックライト明るさ50％使用時）

外形

寸法 W79.7×D190×H34mm

電源 3.7V 5200mAh 充電式リチウムイオンバッテリー

重量 490g
適応電子水準儀

1 、 2 、 3 、 4 級 ツァイスDiNi11、12、 トリンブルDiNi0.3
点

検 ツァイスDiNi21、22、 トリンブルDiNi0.7

2 、3 、4 級、 点検

8トプコンDL -103R、DL -502、DL -503
ソキアSDL30、SDL50、ライカSPRINTER

位置情報計測機器

水準測量

標尺
LD-13(s)《 外業 》

標尺
LD-13(s)デジタルレベル
DiNi0.3データコレクター
LC-5000
データ移動
Bluetooth

または接続ケーブル

観測成果表作成プログラム《 内業⽀援LC-3000PRO

取込編集ソフト LC-5000対応 》

RS-232C

USBメモリー《接続可能機種》

観測成果表作成プログラム
LC-3000PRO
⼿簿印刷
観測比⾼データファイル作成
観測成果書作成

or RS-232C

LC-5000と各社デジタルレベルとの組合せで基本測量、公共測量を⽀援《レベル》《データコレクター》
オンライン

ツァイス

DiNi 11,12
DiNi 21,21

LC-2000
Ver.1.2

アフターサービス終了

LD-13

Wing NEO〔水準測量一連計算〕

ファイル作成プログラム
LC-3000PROselectＶer.6.１

LC-3000
Ver.1.2

DiNi 0.3
DiNi 0.7《データ処理ソフト》

観測成果表作成プログラム
LC-3000PRO

アフターサービス終了

トリンブル《取込編集ソフト》

アイサンテクノロジー㈱福井コンピュータ㈱Mercury-Evoluto〔水準網平均計算オプション〕

他社
デジタルレベル

LC-3000
Ver.2.0、2.1、2.2

NA3003NA3002

福井コンピュータ㈱BLUETREND V
BLUETREND ＸA〔厳密水準網〕

SPRINTER
LC-4000
Ver.1.１

DL-103R㈱ニコン・トリンブル

TOWISE〔水準測量〕

DL-502DL-503LC-5000
Ver.1.0

SDL30
SDL50

その他レベルN3
N3（新型）
Nl002
Nl002A

キー入力

９

位置情報計測機器

プラニメーター

図面、絵、写真、地図等のあらゆる平面上の閉曲線で囲まれた図形の面積を正確かつ迅速に読み取る
機械式デジタル計算機です。

PLANIX5 ７
PLANIXPLAIX 7PLANIX 6

縮尺設定機能を備えたベストモデル●ストリームモード●線をなぞるだけの簡単操作（ストリームモード）●単位や縮尺のわずらわしい計算が不要

⻘線の上をなぞるだけ●計測結果の累積・平均計算が可能●オートパワー・オフ機能搭載

PLANIX7仕様測定機

能 面積測定単位 cm²、m²、km²、in²、ft²、acre

測定

範囲 300mm×10m分

解能 0.1cm²

精度 ±0.2%

電源 ニッケル水素充電池

充電時

間 約15時間

使用時

間 約30時間外形

寸

法 W241×D150×H40mm

重量 0.65kg

PLANIX 10S
PLANIX 10S
PLANIX7を進化させた⾼機能、ポイントモード機能付モデル●ポイントモード●PLANIX７の機能に加え、ポイントモード機能搭載

赤点の上でプロットスイッチを押す●ストリーム（S）モードとポイント（P）モードの切替スイッチ付

C

B

A〜B間の曲線を含んだ図形はストリームモードで、直線で構成された図形はポイントモードに切り替えてD

B、C、D、E、A点でプロットするだけの簡単操作●ストリームモード
⻘線の上をなぞるE
A
PLANIX10S 仕定機

能 面積、辺⻑、線⻑測定

単位 mm,cm,m,km,in,ft,acre /yd,ユーザー設定

測定

範囲 300mm×10ｍ

分

解能 0.05ｍｍ

精度 ±0.1％

電源 ニッケル水素電池

充電時

間 約15時間

使用時

間 約20時間外形

寸

法 W250×D110×H40ｍｍ

重10様

測量 0.63kg

位置情報計測機器

レーザー機器建設・土木現場で確実にターゲットを照射します。
レーザーセオドライト

FET402K-LA●軽量・コンパクト4.5kg

ドイツGeoFENNEL社製●レーザー到達距離200ｍ●多彩な電源システム●保護等級IP 54●絞り機能付2mmΦ合焦時
FET402K-LA 仕対物

有効倍
最様

径 45ｍｍ
率 30×

短合焦距

離 1.8m測角

精度 10″※アブソリュートエンコーダー

最小表

示 1″/５″/10″可変（出荷時５″）自動補正機

構 ⼀軸補正（±３″）

レ ー ザ ー 安 全 規 格 3R
レ ー ザ ー ス ポ ッ ト 径 Φ2ｍｍ合焦時/平⾏光出射時Φ10ｍｍ
レ ー ザ ー 最 大 到 達 距 離 200ｍ
防塵

防水電
使性 IP54
源 アルカリ乾電池5本、オプションAC電源装置

用温度

範

重囲 －20〜+45℃
量 4.5kg

レーザー鉛直器 FG-LL30+/32+
ドイツFPM社製●レーザークラス2で200ｍの実⼒● 100ｍで5ｍｍ精度●スポット径15ｍｍ/100ｍ●本体を上下に設置するためのオプション装置を用意●内蔵バッテリー(Li-ion)で60時間連続使用●自動補正機構による誤動作防止●保護等級IP67
FG-LL30+/32+ 仕様

レ ー ザ ー ク ラ ス ２<１ｍＷ
レーザビー

ムー 赤色ダイオードレーザー
径 13ｍｍ使用

範囲 200ｍ※15ｍｍ（100ｍ到達時）

自 動 補 正 範 囲 ±５％
許容

誤差 ±0.005％

使用時

間 60時間※内臓リチウムイオンバッテリー使用時

使 用 温 度 範 囲 －10〜+50℃
重量 3.4Kg

レーザー照準器 TLA1
●レーザークラス2で400m●保護等級IP67
●純国産品
TLA1

仕様

レ ー ザ ー ク ラ ス 2＜1ｍW
レーザー 赤色ダイオードレーザー

ビー

ム

径 12mm使用

範囲 400m

設

定 ±3%

勾防配塵

防水電※14ｍｍ（100m到達時)

性 IP67
源 AC100〜220V

使用

温度 0℃〜＋50℃

外形

寸法 本体︓W50×L275×H70mm

重11量 3.6Kｇ

位置情報計測機器
2Dレーザー

２Dレーザースキャナー

PSxxx-90●中心から90°の範囲を最大300ｍ以内のスキャニング

ドイツTriple-IN社製●スキャンステップはノーマルモード（0.09°)1000個●スキャンレートはノーマルモード30HZ、ファストモード60HZ● IP67の耐環境性能●ＵＡⅤ搭載用の軽量1.2Kgのモデルを用意● RT360に接続すると３Dデータも取得
PSxxx-90型

番測定範(反 射率100%)

繰りし精

返

精 度

囲仕様

PS300

PS250

PS100

2.1〜300ｍ

1.8〜250ｍ

0.6〜170ｍ

±6mm

±5mm

±4mm

度

( 定 誤 差 ) ±4mm

分

解

能 1mm

センサー近 傍の スポ ット 12 x 16mm

スタンダードモデル

焦軽量モデル

点距

離 45m

プ ロ フ ァ イ ル 角 90°
ビームスキ ャン ステ ップ 0.09°(ノーマル)、0.023°(ファイン)、0,18°(ファスト)ス キ ャ ン レ ー ト 20Hz(ノーマル)、20Hz(ファイン）、0.18(ファスト)

1

１ステップ

2

プロファイル角度90°1スキャン→1000ステップ
1ステップの角度0.09°

スキャン

速度 16.7ms(ノーマル)、16.7ms(ファイン)、8.3ms(ファスト)
⻑ 905mm

波安

全パル

クス

ラス 1Mート 40kHz

レ

イ ン タ ー フ ェ ー ス Ethernet UDP 100 Mb/s

原点

電源

電圧 24 VDC ± 5 VDC

消費

電⼒ 7W

保護等

動作

温度級 IP67
範500

外囲 -30°C 〜 +50°C
体 アルミダイキャスト、 耐海水性

筐形

寸重法 W247 x D121 x H109mm（軽量モデルW124×D100×H254mm）
量 2.6kg（1.2kg軽量モデル）

2Dイメージ999
1000

PSXxx-90

ロータリーテーブル

RT360
ドイツTriple-IN社製● PSxxx-90と組み合わせる事で3Dの点群データを取得● IP67の耐環境性能●水平または垂直設置が可能

3Dイメージ● 360度回転●可変回転速度0.09°/秒〜45°/秒●クレーン標準にて衝撃泳ぎ振動試験済み
RT360仕様

水 平 ⽅ 向 回 転 範 囲 -180°〜+180°
水RT360平解

像度 0.0111°
最低速度0.09°/秒

最⾼速度45°/秒

回

転速度

動作

温度 -30℃〜+50°

電源 24VDC-1A（ヒーターONで2A）

通振耐ハ外信 Ethernet 100M
動衝ウ形

動性 DIN EN 60721-3-2:1998 クラス 2M3 およびDIN EN 60068-2-6:2008に準拠

撃性 DIN EN 60721-3-2:1998 クラス 2M3 およびDIN EN 60068-2-6:2008に準拠

ジン
寸重グ アルミダイキャスト、耐海水性法 W156×D188×H187mm
量 6.5ｋg12

位置情報計測機器

PSxxx-90

RT360 活用例

UAVスキャナーシステム●最大測定距離300ｍのレーザースキャナーを使ったUAV搭載用ユニット●計測から3次元点群データのテキスト出⼒までを網羅したソフトウェア●⾼コストパフォーマンス
描画処理後の点群データ※

⾼さ:低い（⻘）→⾼い（赤）断面計測システム●現場で即断面形状を確認、設計データとの対比も可能●測定範囲は0.6〜300m●PS250と専用タブレトはWifi接続●帳票作成の楽々操作

測定用タブレット

PSxxx-90 + RT360(3D）

イメージ画面トンネル施⼯管理

活用例

クレーンの自動化

建設関連 ・道路出来形（断面計測）
・UAV搭載システム（地形測定・3D）・トンネル施⼯管理（出来形・切⽻観測･3D）
・セーフティーバリアセンサー（断面計測）
⼯業関連 ・位置出し、ヤード体積測定（3D）・⾞両搭載量（体積計測･3D）
・港湾クレーン精度⽀援（3D）
切⽻計測
吹付け出来形計測
13

小さなスポットサイズで計測コンテナのコーナキャスティグ
位置捕捉に

位置情報計測機器
⾳響測深機

深浅測量

TDM-BⅢ

河川河床、ダム・湖沼湖床測量、港湾の竣⼯向け●⾒やすく操作しやすいタッチパネル⽅式●指向角±３°なので深度が大きいところでも測定点が小さい●⾳速度補正で大幅な精度向上を実現●内蔵バッテリーで連続5時間稼働可能な低消費電⼒設計● GPS・自動追尾トータルステーション対応なので、船を測線上に誘導し３次元の座標を取得●必要な情報をリアルタイムで自動印字●オプションでBluetooth,USBによる通信が可能●小型・軽量コンパクト

TDM-BⅢ
測定範囲仕様

アナログ 送受波器下から0.65〜100ｍ（平坦時）
デジタル 送受波器下から1.00〜100ｍ（平坦時）
液晶タッチパネル表

示部 解像度︓480×800 ドット
有効表示領域︓W91.44×H152.4mm
時刻、水深値、レンジ、⾳速補正値、吃水値、感度値

表

示

内容

測定

精度 ±3cm±水深×１/1000

水深値の断面送受 波器 の指 向角 半減全角約6度

角度調整 自動調整（⼿動調整可能）

⾳速補正 1300〜1599ｍ/sに対し1mステップ切替

吃 水 調 整 範 囲 0.00〜9.99ｍ
記 録 紙 上 印 字 時刻・水深値・レンジ・⾳速補正値・縮尺など深浅測量プログラム

使用

電源 DC12V（内蔵または外部バッテリー）

使用時

間 連続5時間外形

寸

法 W391×D147×H257mm

Ｃウォッチャー

GPSや自動追尾トータルステーションと精密⾳響測深機を融合させ、測量船を停止させることなく深度情報と測量位置情報をリアルタイムに測定できるシステムです。
ダム湖や貯水池・港湾において定期的に実施されている堆砂測量業務の作業効率を向上させます。

《観測イメージ》● GPSや自動追尾トータルステーションで測量船を追尾GPSを使用する場合はGPS受信機を、トータルステーションを使用する場
合は360°プリズムを測量船に設置します。船の向きや状態を気にすることなく測量船の座標測定が⾏えるようになります。
●停船せずに深度を測量可能
移動する測量船を常時追尾しながら位置情報(X,Y)を取得するので測量船を⼀時停止させる必要がなく、作業時間が短縮できます。
●測深値の３次元情報を出⼒《深浅測量画面》

観測局側PC内で統合された水深・測量船位置情報は、測点３次元データとして記録され、モニター上での情報閲覧やCSVファイルとして外部へ出⼒することができます。
●制御プログラム内にて測量船位置情報と深度情報の同期処理測定された深度情報（Z）は、無線によりリアルタイムに測量PCに送信されます。受信データはトータルステーションから同時刻に取り込まれる測量船位置情報（X,Y）と直ちに統合され記録されます。

14