水質総量規制/排水規制対応

指定計測法
指定計測法 TNP セット
水質総量規制/排水規制対応

環境省告示の総量規制における「特定排出水の窒素及び燐に関する汚染状態の計測方法」に定められた指定計測法による測定ができる紫外・可視分光光度計と分解装置で構成されたセット品です。併せて、濃度規制における排水基準での全窒素・全りんの測定を公定法により行うものです。セット品には測定に必要な試薬類が標準付属されています。

簡易型全窒素・全りん計

セット構成●吸光度式多項目水質測定器
photoLab 7600型

1台●N・P用分解装置
オートクレーブ

1台●試薬・器具
分解びん
TN分解剤
TP分解剤
全窒素・全りん測定用試薬

10本
1組
1本
1式

photoLab 7600 型

吸光度式多項目水質測定器
photoLab 7600 型
可視 / 紫外の波長領域を使用し、最大約 150 種類以上の水質測定項目の分析ソフトが事前にプログラムされているため、誰でも迅速に高精度の測定ができます。窒素・りん以外の各測定項目の試薬は別売。

◆仕様測定方式
測定原理
全窒素

吸光度法

：紫外吸光光度法
（JIS K0102 45.2）
全りん ：ペルオキソ二硫酸カリウム分解法（JIS K0102 46.3.1）
定量範囲 全窒素：5 ～ 50㎍ -N
全りん：1.25 ～ 25㎍ -P

測定波長 190 ～ 1100nm
測定モード 濃度、吸光度、透過率
電源 ユニバーサル電源対応
寸法 404 × 314 × 197mm（W × D × H）
質量 約 4.5kg※「定量範囲」は公定法の表記です。

◆ 関連機器自動全窒素・全リン測定装置
TPNA-300 型

自動 COD 測定装置
CODA-500 型

有機汚濁濃度計（UV 計）
OPSA-150 型※記載の製品に関しては、改良のため予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承下さい。

販売店

WTW社輸入総代理店

本社 〒113‐0033 東京都文京区本郷3-23-14ショウエイビル ＴＥＬ．03（3812）9186（代）ＦＡＸ．03（3814）7538

大 阪 支 店 〒532‐0003 大阪市淀川区宮原4-4-63新大阪千代田ビル別館 ＴＥＬ．06（6392）1978（代）
名 古 屋 支 店 〒460‐0007 名古屋市中区新栄2-1-9雲竜フレックスビル西館 ＴＥＬ．052（265）9370（代）
九 州 営 業 所 〒812‐0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル ＴＥＬ．092（475）4621（代）URL http://www.aqua-ckc.jp

P-B10199

161100TM

水質総量規制/排水規制対応

水質総量規制/排水規制対応

1 日の排水量が 50m3以上～ 400m3未満の工場・事業所の排水中の全窒素・全りんを簡易・迅速に分解・測定できる N・P 用分解装置と吸光度方式の水質測定器で構成された水質総量規制対応のセット機器です。N・P 用分
解剤と専用試薬が標準付属されています。

一度に 24 検体を分解できるリアクターと吸光光度方式の水質測定器で構成されたセット品です。N・P 用分解剤と専用試薬が標準付属されています。

簡易型全窒素・全りん計
簡易型全窒素・全りん計 TNP-7100 型

特簡易型全窒素・全りん計
簡易型全窒素・全りん計 TNP-A 型

特測定に必要な「窒素・りん」の分析ソフト（検量線）がプログラム済み。
測定用試薬が用意されています。
検 量線の作成、試薬の調製は不要のため、測定作業が大幅にスピードアップ。
窒 素・りんの他に約 130 種類以上の水質測定が可能。

長

測定に必要な「窒素・りん」の分析ソフト（検量線）がプログラム済み。
測定試薬が用意されています。
検 量線の作成、試薬の調製は不要のため、測定作業が大幅にスピードアップ。
窒 素・りんの他に約 150 種類の項目の測定が可能。
データメモリー機能付
廉 価な TNP-A 型に比べ、検出限界、測定精度ともにすぐれた高精度の機器です。

吸光度式多項目水質測定器
photoLab 7100 型
水質分析に必要な最大約 150 種類の分析ソフトが事前にプログラム済の分光光度計です。検量線の作成不要、校正のための標準液不要、試薬の調製不要、自動波長選択機能、USB 出力付。
窒素・りん以外の各測定項目の試薬は別売。

N・P 用分解装置
リアクター CR3200 型
コンパクトなリアクターは、全窒素、全りんの分解はもとより、COD 測定にも利用できます。一度に 24 検体の分解ができるので作業効率が上がります。

◆仕様測定方式
測定原理

吸光度法
全窒素：アルカリ性ペルオキソ二硫酸カリウム分解−ク
ロモトロプ酸法
全りん：ペルオキソ二硫酸カリウム分解−モリブデン青法◆仕photoLab 7100 型

pHotoFlex STD 型
リアクター

リアクター

携帯用水質測定器
pHotoFlex STD 型

測定範囲

 窒素：0 ～ 25.0mg /L N
全全りん：0.05 ～ 5.00mg /L P
測定精度 全 窒 素： ± 0.50 mg /L
全りん：± 0.04mg /L
電源 ユニバーサル電源対応
寸法 404 × 314 × 197mm（W × D × H）
質量 約 4.5kg

様

温度調節範囲 25 ～ 170℃
分 解 検 体 数 24 検体（標準）タ イ マ ー 0 ～ 180 分

長

電 源 AC100 ～ 240V 50/60Hz
寸 法 2
 45 × 292 × 180mm（W × D × H）
質 量 約 3.6kg

セット構成●吸光度式多項目水質測定器
photoLab 7100型

1台●N・P用分解装置
リアクター CR3200型

1台●試薬・器具全窒素用試薬全りん用試薬ポリエチレンロート
試験管立（SUS）

1組1組1個1個※リアクターは、上記以外に次の種類からもお選びいただけます。
リアクターCR2200型

分解サンプル数約 130 種類の水質測定項目分析ソフトが事前にプログラムされており、現場に持ち運び、簡単に高精度の測定ができます。窒素・りん以外の各測定項目の試薬は別売。

N・P 用分解装置
リアクター CR3200 型
コンパクトなリアクターは、全窒素、全りんの分解はもとより、COD 測定にも利用できます。一度に 24 検体の分解ができるので作業効率が上がります。

◆仕様測定方式
測定原理

吸光度法
全窒素：アルカリ性ペル
オキソ二硫酸カリウム分解ｰク
ロモトロプ酸法
全りん：ペ ルオキソ二硫酸カリウム分解ｰ
モリブデン青法◆仕

測定範囲

 窒素：0.5 ～ 25.0mg /L N
全
全りん：0.05 ～ 3.00mg /L P
測定精度 全窒素：± 0.50mg /L
全りん：± 0.04mg /L
電源 単三アルカリ電池× 4 本
寸法 86 × 236 × 117mm（W × D × H）
質量 約 0.6kg

様

温度調節範囲 25 ～ 170℃
分 解 検 体 数 24 検体（標準）タ イ マ ー 0 ～ 180 分

電 源 AC100 ～ 240V 50/60Hz
寸 法 2
 45 × 292 × 180mm（W × D × H）
質 量 約 3.6kg

セット構成●携帯用水質測定器
pHotoFlex STD型

1台

●N・P用分解装置
リアクター CR3200型

1台●試薬・器具全窒素用試薬全りん用試薬ポリエチレンロート
試験管立（SUS）

1組1組1個1個※リアクターは、上記以外に次の種類からもお選びいただけます。
リアクターCR2200型

分解サンプル数

１２検体

リアクターCR4200型

分解サンプル数

24検体(12サンプルずつの個別分解可能)

１２検体

リアクターCR4200型 分解サンプル数 24検体
(12サンプルずつの個別分解可能)

窒素含有量及びりん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法と測定頻度

簡易型全窒素・全りん計 測定フロー
■ 全窒素

■ 全りん
バイアル

バイアル

ペルオキソニ硫酸カリウム（P-1K 試薬）
サンプル 5mL

ペルオキソニ硫酸カリウム
サンプル 2mL

120℃ 30 分間加熱

水質の計測法

測定の頻度

400以上

※別記1（1）
または
（2）

毎日

120℃ 30 分間加熱
P-2K 試薬
P-3K 試薬

TN 試薬 A

3 分間 放置
TN 試薬 B

5 分間 放置

2mL 分取（TN 試薬バイアル）

200以上～400未満
100以上～200未満

2 分間 放置5 分間 放置

排水量の区分（㎥/日）

吸光度測定

50以上～100未満

※別記1
（1）
～
（4）のいずれかの方法

1回以上/14日
1回以上/30日

別記１（汚染状態の計測方法）（1） 自動計測器により計測する方法

吸光度測定

1回以上/7日（3） 指定計測法により計測する方法（（2）の方法を除く。）（2） コンポジットサンプラーにより採水し、指定計測法で計測する方法 （4） 簡易な計測方法（（1）の方法を除く。）