フォトメトリック・ラジオメトリックセンサー

Model２１１
フォトメトリックセンサー
Model3２１１
フォトメトリックセンサー
Model２21
ラジオメトリックセンサー
Model２22
UV強化ラジオメトリックセンサー
Model２153V-12.5 フォトメトリックセンサー
Model２47
フラットレスポンスラジオメトリックセンサー
ModelS2575
小型積分球
ModelS2575GE
ゲルマニウム小型積分球
ModelS2575R
フラットレスポンス小型積分球
Model260
ミニチュアラジオメトリックセンサー
Model261
ゲルマニウムラジオメトリックセンサー
Model262
ミニチュアフラットレスポンスシリコンセンサー
Model263
ミニチュア フォトメトリックセンサー
Model264
レーザーラジオメトリックシリコンセンサー
Model265 & 265M ディスプレイ輝度センサー
Model268P
ロープロファイル フォトメトリックセンサー
Model268LP
ロープロファイルラジオメトリックセンサー
Model268R
フラットレスポンス ラジオメトリックセンサー
Model268UVC
ラジオメトリックセンサー
Model268UVA
ラジオメトリックセンサー
Model268Blue
ラジオメトリックセンサー
Model271
ゲルマニウム ラジオメトリックセンサー
Model280 InGaAs ラジオメトリックセンサー
Model288
フォトメトリックセンサー

照度 Lux
照度 Lux放射束 W
放射束 W
輝度 cd/m2
450 - 950 nm

放射束 W
放射束 W
450 - 950 nm

放射束 W
放射束 W
放射束 W
照度 Lux放射束 W
輝度 cd/m2
照度 Lux
パワー W
パワー W
放射照度 W/ｃｍ２
放射照度 W/ｃｍ２
放射照度 W/ｃｍ２
パワー W
放射束 W
照度 Luxフォトメトリック・ラジオメトリックセンサー
TM

Model２１１ フォトメトリックセンサー●

光束の測定値（lm）●

照度測定(lux)●

光度測定値 (cd)●

コサインリセプター（着脱式)Model211は、シリコンディテクターとスペクトルマッチングされたフォトメトリックフィルターを組み合わせ、標準比視感度に一致するスペクトル応答性を持つように設計されています。
コサインフィルタを内蔵することにより、指向性感度を大幅に低減し、使いやすさを追求しました。

仕様

Model211

CIEV(λ）標準比視感度f1' ≤ 3 % (標準)f1' ≤ 1.5% (特注)

受光部

シリコン 1.0 cm2３ μ秒

立上り時間
ダイナミックレンジ
レスポンス時間
校正
ケーブル

1×10-2〜5×105 lux
3.2 x 10-9 A/lux
ISO 17025、 NIST準拠
2mケーブル付属

37.1¼ - 20 UNC – 2B

11.7(mm)

Model3２１１ フォトメトリックセンサー●

光束の測定値（lm）●

照度測定(lux)●

光度測定値 (cd)Model3211は、シリコンディテクターとフォトメトリックフィルターを組み合わせ、人間の標準比視感度にマッチしたスペクトル応答性を持つよう設計されています。特に青と紫のスペクトル部分において、スペクトルマッチングの誤差を低減させています。 コサインフィルターが内蔵されているため、指向性感度が大幅に低減され、使いやすさが向上しています。

仕様

46.055.7

Model3211

CIEV(λ）標準比視感度f1' ≤ 2.5 % (標準)

受光部

シリコン 1.0 cm2
３ μ秒

立上り時間
ダイナミックレンジ
レスポンス時間
校正
ケーブル

1×10-2〜5×105 lux
3.2 x 10-9 A/lux
ISO 17025、 NIST準拠
2mケーブル付属

S400オプティカルメーター、積分球と互換性があります。
(1)コサインリセプター付単体。積分球を使用した場合、またはコサインリセプターを取り外した場合は数値が異なる場合があります。

Rev 08.30.24

フォトメトリック・ラジオメトリックセンサー
TM

Model２21 ラジオメトリックセンサー

Model221ラジオメトリックセンサーは、標準的なシリコンセンサーです。 光学フィルター、拡散板、積分球、スペーサーなど、さまざまなアクセサリーと組み合わせることができます。

仕様

Model221特長
受光器

高リニアリティ、低ノイズ
シリコン 1.0 cm2

立上り時間

３ μ秒

ダイナミックレンジ

5×10-11〜2.4×10-3 W

レスポンス

5.1 x 10-1 A/W@980nm

校正範囲350～1100nm 10nmステップ

ケーブル

2mケーブル付属

S400オプティカルメーターと積分球に対応します。

Model２22 UV強化ラジオメトリックセンサー

Model222UV強化ラジオメトリックセンサーは、スペクトルのUV部分で校正された標準的なシリコンセンサーです。高い直線性と低ノイズ性能を持つラジオメトリックセンサーです。

仕様

Model222

特長
受光器

高リニアリティ、低ノイズ
シリコン 1.0 cm2

立上り時間

３ μ秒

ダイナミックレンジ

5×10-10〜7.0×10-3 W

レスポンス

1.765 x 10-1 A/W@400nm

校正範囲

200～400nm 10nmステップ

ケーブル

2m BNCケーブル付属

S400オプティカルメーターと積分球に対応します。

Rev 08.30.24

フォトメトリック・ラジオメトリックセンサー
TM

Model２153V-12.5 フォトメトリックセンサー

仕様

Modelモデル2153V-12.5は、12.5°の固定視野（FOV）*を提供するレンズ内蔵の輝度センサーです。ディスプレイの輝度など、拡散面や均一光源の輝度測定に最適です。

Model2153V-12.5測定単位

nit(cd/m2)

CIEV(λ）標準比視感度f1' ≤ 3 %受光部

シリコン 1.0 cm2

立上り時間

３ μ秒

ダイナミックレンジ

1.0×10-2〜1.0×106 cd/m2

レスポンス時間

1.483 x 10-9 cd/m2

校正

ISO 17025、 NIST準拠

ケーブル

2m BNCケーブル付属* ご要望に応じてその他の FOV （1°、2°、3°、4°、7°、8.5°、10°）もご利用可能です。S400オプティカルメーターと互換性があります。

37.1¼ - 20 UNC – 2B

11.786.6(mm)Model２47フラットレスポンス ラジオメトリックセンサー

仕様

Model247特長

スペクトル平坦度 > 93%
450 - 950 nm

受光器

シリコン 1.0 cm2

立上り時間

３ μ秒

ダイナミックレンジ 1.3×10-10〜6.4×10-3 W
Model247ラジオメトリックセンサーは、青色から近赤外までフラットな応答性を実現する精密ラジオメトリックフィルターを搭載しています。このセンサーアは、高い直線性と低ノイズ性能を持ちます。

レスポンス

1.9 x 10-1 A/W@630nm

校正範囲

350～1100nm 10nmステップ

ケーブル

2m BNCケーブル付属

S400オプティカルメーターと積分球に対応します。

1-187-24 UNS-2B-BP

PD 1.1680/1.1624
0.07 Thread Relief

37.1

17.5

¼ - 20 UNC – 2B

11.7(mm)

46.0

Rev 08.30.24

フォトメトリック・ラジオメトリックセンサー
TM

ModelS2575
小型積分球

S2575積分球は、Model260センサーと2575積分球（直径50mm）で構成されています。
このユニットは、WまたはmWでの測定が可能です。

仕様

Model S2575

測定単位W または mW

受光部

シリコン 0.34 cm2

立上り時間

1 μ秒

アパーチャー径φ5mm

ダイナミックレンジ

3.0×10-8〜9.5×10-1 W

レスポンス時間

1.7 x 10-3 A/W@940nm

校正@633nm

オプション校正範囲

350～1100nm

ケーブル

2mケーブル付属

S400オプティカルメーターに対応します。

ModelS2575GE
ゲルマニウム小型積分球

S2575GEは、Model261ゲルマニウムセンサーと2575積分球（直径50mm）で構成されています。このユニットの測定単位は、WまたはmWです。近赤外1300～1550nmの波長に最適化されています。

仕様

Model S2575GE

測定単位

W または mW

受光部

ゲルマニウム 0.50 cm2

立上り時間

4 μ秒

アパーチャー径φ5mm

ダイナミックレンジ

3.0×10-9〜1.6 W

レスポンス時間

1.9 x 10-3 A/W@1300nm

校正

800～1750nm 10nmステップ

ケーブル

2mケーブル付属

S400オプティカルメーターに対応します。

Rev 08.30.24

フォトメトリック・ラジオメトリックセンサー
TM

ModelS2575R
フラットレスポンス
小型積分球S2575R積分球は、Model262シリコンセンサーと2575積分球（直径50mm）で構成されています。このユニットには放 射性フィ ルターが内 蔵されて おり、 青色か ら近赤外までフラットな応答で、WまたはmWの測定に対応します。

仕様

Model S2575R

特長

スペクトル平坦度 > 93%
450 - 950 nm

受光器

シリコン 0.34 cm2

立上り時間

1 μ秒

アパーチャー径φ5mm

ダイナミックレンジ

6.0×10-8〜1.8 W

レスポンス

9.0 x 10-4 A/W@740nm

校正範囲

350～1100nm 10nmステップ

ケーブル

2mケーブル付属

S400オプティカルメーターに対応します。

Model260 ミニチュア ラジオメトリックセンサー

仕様

Model 260特長

高リニアリティ、低ノイズ、コンパクトなパッケージデザイン

受光器

シリコン 0.34 cm2

立上り時間

1 μ秒

ダイナミックレンジ 5.0×10-11〜1.5×10-3 W
Model260は、ミニチュアシリコンセンサーです。ミニチュアシリーズの積分球や他のアクセサリとの併用が可能です。

レスポンス

5.1 × 10-1 A/W@980nm

校正範囲

350～1100nm 10nmステップ

ケーブル

2mケーブル付属

S400オプティカルメーターに対応します。

Rev 08.30.24

フォトメトリック・ラジオメトリックセンサー
TM

Model261ゲルマニウム ラジオメトリックセンサー

仕様

Model 261特長

通信用波長に最適

受光器

ゲルマニウム 0.50 cm2

立上り時間

4 μ秒

ダイナミックレンジ 5.0×10-10〜6.0×10-3 W
Model261ラジオメトリックセンサーは、ミニチュアシリーズのゲルマニウムセンサーです。 ミニチュアシリーズの積分球や他のアクセサリとの併用が可能です。

レスポンス

7.6 × 10-1 A/W@1300nm

校正範囲

800～1750nm 10nmステップ

ケーブル

2mケーブル付属

S400オプティカルメーター、積分球(1718アダプター)に対応します。

Model262 ミニチュア フラットレスポンス シリコンセンサー

仕様

Model262

特長

スペクトル平坦度 > 93%
450 - 950 nm

受光器

シリコン 0.34 cm2立上り時間

1 μ秒

ダイナミックレンジ 1.3×10-10〜4.0×10-3 W
Model262は、青色から近赤外までフラットな応答性を持つ、ミニチュアシリーズのシリコンセンサーです。ミニチュアシリーズ
積分球や他のアクセサリとの併用が可能です。

レスポンス

1.9 x 10-1 A/W@630nm

校正範囲

350～1100nm 10nmステップ

ケーブル

2mケーブル付属

S400オプティカルメーターと積分球に対応します。

10.941.7

Rev 08.30.24

フォトメトリック・ラジオメトリックセンサー
TM

Model263 ミニチュア フォトメトリックセンサー

仕様

Model263

CIEV(λ）標準比視感度

立上り時間
ダイナミックレンジ

f1' ≤ 3 % (標準)f1' ≤ 1.5% (特注)シリコン 0.34 cm2
1 μ秒
5×10-1〜5×105 lux

レスポンス時間
校正ケーブル

7.3 x 10-10 A/lux
ISO 17025、 NIST準拠
2m BNCケーブル付属

受光部

Model263は、シリコンとフォトメトリックフィルターを組み合わせ、標準比視感度にマッチした分光感度特性を持つように設計されています。コサインフィルタを内蔵することにより、指向性感度や使いやすさが大幅に向上しています。

462220(mm)Model264 レーザー ラジオメトリックシリコンセンサー

Model264は、レーザーパワー測定用に特別に設計されたミニチュアシリーズのシリコンセンサーです。光パワーを減衰させるためのディフューザーと小口径アパーチャーが内蔵されています。

仕様

Model 264特長

ディフューザー、レーザーアッテネーター内蔵

受光器

シリコン 0.34 cm2

立上り時間

1 μ秒

アパーチャー径φ7mm

ダイナミックレンジ

3.5×10-8〜4.0×10-2 W

レスポンス

2.4 x 10-3 A/W@630nm

校正範囲

350～1100nm ユーザー指定のステップ

ケーブル

2mケーブル付属

S400オプティカルメーター、積分球に対応します。

Rev 08.30.24

フォトメトリック・ラジオメトリックセンサー
TM

Model265 & 265M ディスプレイ輝度センサー

仕様

Model263

視野角CIEV(λ）標準比視感度

Model265は、ディスプレイの輝度を測定するために特別に設計された輝度ヘッドです。レンズ一体型で13°の固定視野を持ち、ソフトラバー製のライトシェードが外光による誤差をなくし、測定中にディスプレイを傷つけません。

受光部
ダイナミックレンジ
レスポンス時間
校正ケーブル13°
f1' ≤ 3 % (標準)f1' ≤ 1.5% (特注)シリコン 0.34 cm2
1×10-3〜1×105 cd/m2
1.1 x 10-9 A/cd/m2@555nm

ISO 17025、 NIST準拠
2m BNCケーブル付属

S400オプティカルメーター、積分球に対応します。
63.582.622.1(mm)Model268P ロープロファイル フォトメトリックセンサー

仕様
CIEV(λ）標準比視感度
受光部
立上り時間
ダイナミックレンジ(1)Model268Pは、機械的スペースが限られたアプリケーション用に設計された薄型の照度センサです。この照度センサは、標準比視感度に適合した分光感度特性を持っており、シリコンと分光感度特性の一致したフォトメトリックフィルターを組み合わせて設計されています。
コサインフィルタを内蔵しているため、指向性感度や使い勝手が大幅に改善されています。

レスポンス時間(1)
校正ケーブル

Model3211
f1' ≤ 3 % (標準)f1' ≤ 1.5% (特注)シリコン 1.0 cm2３ μ秒
1×10-3〜2×104 lux
7.3 x 10-10 A/lux@555nm

ISO 17025、 NIST準拠
1.5mケーブル付属

S400オプティカルメーター、積分球と互換性があります。
(1)コサインリセプター付単体。積分球を使用した場合、またはコサインリセプターを取り外した場合は数値が異なる場合があります。

2037.1(mm)Rev 08.30.24

フォトメトリック・ラジオメトリックセンサー
TM

Model268LP
ロープロファイル
ラジオメトリックセンサー

Model268LPは、機械的なクリアランスが限られたアプリケーション向けに設計された薄型のセンサーです。
ワットまたはmWの単位で放射束を測定できます。

仕様Model268LP

受光部

限られたスペースでの測定に適したロープロファイル型
シリコン 1.0 cm2

立上り時間

３ μ秒

ダイナミックレンジ

7×10-10〜6×10-2 W

レスポンス時間

2.7 x 10-2 A/W@630nm

校正範囲

350～1100nm 10nmステップ

ケーブル

2mケーブル付属

特長

S400オプティカルメーターと互換があります。
1237.117.8(mm)

Model268R
フラットレスポンス
ラジオメトリックセンサー

仕様

Model268R

特長

スペクトル平坦度 > 93%
450 - 950 nm

受光器

シリコン 1.0 cm2

立上り時間

３ μ秒

ダイナミックレンジ 1.3×10-10〜6.0×10-3 W
Model268Rは、機械的なクリアランスが限られたアプリケーションのために設計された薄型のセンサーです。フラットフィルター/ディフューザーを内蔵しており、青色から近赤外までフラットな応答が得られます。

レスポンス

2.0 x 10-1 A/W@633nm

校正範囲

350～1100nm 10nmステップケーブル

1.5mケーブル付属

S400オプティカルメーターと積分球に対応します。

Rev 08.30.24

フォトメトリック・ラジオメトリックセンサー
TM

Model268UVC ラジオメトリックセンサー

Model268UVCは、メカニカルクリアランスが制限されるアプリケーション用に設計された薄型のセンサーで す 。 こ の ユニッ トは 、 内 蔵 フィ ル タを 介 し て ス ペ ク トル のUVC部分（200～290 nm）の254nmでの測定用に最 適 化 さ れ て お り 、 W / c m 2単 位 で 放 射 照 度 を 測 定 す るためのディフューザが含まれています。

仕様

Model268UVC

特長

放射照度測定 W/cm2

受光器

シリコン 1 cm2

立上り時間

3 μ秒

アパーチャー径

φ11.2 mm

ダイナミックレンジ

5.0×10-8〜5.0×10-1 W/cm2

レスポンス

2.4 x 10-3 A/W/cm2@254nmケーブル

1.5m BNCケーブル付属

S400オプティカルメーターに対応します。

Model268UVA ラジオメトリックセンサー

M o d el 268UV Aは 、 機 械 的 な ク リア ラ ン ス が 限 られ た
アプリケーション向けに設計された薄型のセンサーです。
このユニットは、内蔵フィルタを介してスペクトルのUVA部分（320〜400 nm）の365nm測定用に最適化されており、W/cm2単位で放射照度を測定します。

仕様

Model268UVA

特長

放射照度測定 W/cm2

受光器

シリコン 1 cm2

立上り時間

3 μ秒

アパーチャー径

φ17.8 mm

ダイナミックレンジ

5.0×10-10〜1.0×10-1 W/cm2

レスポンス

2.0 x 10-2 A/W/cm2@365nm

ケーブル一体型1.5m BNCケーブル付属

S400オプティカルメーターに対応します。

Rev 08.30.24

フォトメトリック・ラジオメトリックセンサー
TM

Model268Blue ラジオメトリックセンサー

Model268Blueは、機械的なクリアランスが限られたアプリケーション用に設計された薄型のセンサーです。
このユニットは、内蔵フィルタを介して450 nmを中心としたスペクトルの青色部分の測定用に最適化されており、W/cm2またはmW/cm2単位で放射照度を測定します。

特長

放射照度測定 W/cm2

受光器

シリコン 1.0 cm2

立上り時間

3 μ秒

アパーチャー径

φ18mm

ダイナミックレンジ

5.0×10-10〜5.0×10-2 W/cm2

レスポンス

3.1 x 10-2 A/W/cm2@450nm

校正範囲

400～500nm

ケーブル

1.5mケーブル付属

S400オプティカルメーターに対応します。

Model271 ゲルマニウム ラジオメトリックセンサー

Mo d el 271は ゲ ル マニウムデ ィ テク ターを内蔵し 、
光学 フィ ル ター 、 デ ィ フュー ザー、 積分球、 ス ペーサーなど 幅広 い ア ク セ サリー と組み 合わ せ るこ とができる
放射 線測 定 用 セ ン サー で す 。

特長

反射防止コーティングを施したサファイアウインドウを搭載

受光器

ゲルマニウム 1.0 cm2

立上り時間

11 μ秒

ダイナミックレンジ

5.0×10-10〜6.0×10-3 W

レスポンス

6.5 x 10-1 A/W@1300nm
7.5 x 10-1 A/W@1550nm

校正範囲

800～1750nm 10nmステップ

ケーブル

2mBNCケーブル付属

S400オプティカルメーターと積分球に対応します。

Rev 08.30.24

フォトメトリック・ラジオメトリックセンサー
TM

Model280 InGaAs ラジオメトリックセンサー

Model280ラジオメトリックセンサーは、ミニチュアシリーズのインジウム-ガリウム-ヒ素センサーで、特に1550nmでの測定に適しています。ミニチュアシリーズの積分球や他のアクセサリとの併用が可能です。

仕様

Model280 InGaAs

特長

ダイナミックレンジは-8.5～+3.5dBm、非常に低ノイズです。

受光器

InGaAs 3mm2

立上り時間

100ナノ秒

ダイナミックレンジ

1.4×10-4〜2.2×10-3 W

レスポンス

9.5 x 10-1 A/W@1550nm

校正範囲

800～1750nm 10nmステップ

ケーブル2mケーブル付属

S400オプティカルメーターと積分球(1718アダプターが必要）に対応します。

Model288 フォトメトリックセンサー●

光束の測定値（lm）●

照度測定(lux)●

光度測定値 (cd)Mo del 288は 、 標準比視感度のス ペク トル反応に 一致
す るよう に 、 高度なフォ トメトリッ ク フィ ルターを使用し て設計 さ れて います 。 Mo del 288は 、 手頃な価格で最高 の精度 を 提供し ます 。

仕様
CIEV(λ）標準比視感度
受光部
立上り時間
ダイナミックレンジ
レスポンス時間
校正パッケージ

Model288
f1' ≤ 3 % (標準)f1' ≤ 1.5% (特注)シリコン 1.0 cm2３ μ秒
0.5×10-3〜4.7×104 lux
2.67 x 10-9 A/lux
1.35 x 10-1 A/lux
ISO 17025、 NIST準拠
フィルター/センサー一体型、2mBNCケーブル付き

S400オプティカルメーターに対応します。

Rev 08.30.24