DE |Kalorimeter
Die ganze Welt derBrennwertbestimmung

2 | KALORIMETER PORTFOLIOKALORIMETER PORTFOLIO | 3

Wir brennen darauf, Ihnen die
Arbeit zu erleichternInnovatives Kalorimeter-Portfolio
Sie haben unterschiedliche Automatisierungsgrade; sie eignen
sich für kleine oder große Labore, für zahlreiche Branchen
und für Lehrzwecke. Aber sie alle messen präzise, richtig undliefern exakte Ergebnisse: Vier Kalorimeter in unterschiedlichen
Anwendungspaketen und mit variablem Zubehör in bewährter
Qualität. So sorgt IKA für das zu Ihrem Bedarf passende Gerät zur
Brennwertbestimmung.

Ob flüssig oder fest, ob geringer oder hoher Probendurchsatz,
ob normgebunden oder zur Kontrolle – IKA bietet fürjede Anforderung und jede Laborumgebung das passende
Spitzenkalorimeter zur Bestimmung von Brennwerten. Schnelle
und zuverlässige Analysen, Genauigkeit und Stabilität über einelange Laufzeit machen unsere Kalorimeter zu faszinierenden undzuverlässigen Begleitern im Laboralltag.

Individuelle Applikationsberatung
Im IKA Application Center können Sie alle Kalorimeter selbst
testen. Unsere Experten analysieren Ihre Verbrennungsprozesse
und finden gemeinsam mit Ihnen heraus, wie Sie die Proben in
Ihrem Labor am besten verbrennen.

Selection Guide
Seite 20

C1

C 200

C 6000C 7000Seite 4

Seite 8

Seite 12

Seite 16

AOD
Aufschluß­system

Ergänzende Produkte
Seite 24

Seite 22

Weltweiter Service
Die Entscheidung für ein Kalorimeter von IKA ist auch die
Entscheidung für den exzellenten technischen Service von IKA in
Ihrer Region. Unser Team steht Ihnen weltweit bei Service- undApplikationsfragen zur Verfügung. Ersatzteile für Ihr Kalorimetersind 10 Jahre lang garantiert.
Haben Sie Fragen? Unser Service-Team steht Ihnen persönlich zur
Verfügung: 00 8000 4524357 (00 8000 IKAHELP)

2 JahreGarantie**1+1 Jahre nach Registrierung auf
www.ika.com/register,
Verschleißteile ausgeschlossen

RSD 0,05 % –0,15 %
Messbereichmax. 40.000 J

C 6040 Calwin
Kalorimetersoftware

Zubehör
C1 & C 6000

Zubehör
C 200 / C 7000 / AOD

Seite 27

Seite 28

Verbrauchsmaterial
AllgemeinVon der Probe zum
Brennwert

Branchen

Seite 29

Seite 30

Kalorimeternormen

FAQ

Wartungsverträge

Seite 33

Seite 34

Seite 35

Seite 26

Seite 32

4|C 1C1 |5C1/// Das kleinste Kalorimeter der Welt
Das C 1 ist ein kleiner Riese. Es benötigt kaum Stellfläche imLabor und bietet dennoch einen hohen Automatisierungsgrad.
Wo normenunabhängig, aber mit hoher Genauigkeit Brennwerte
bestimmt oder Prozesse getestet werden sollen, erleichtert dieses
Kalorimeter die Arbeit. Es funktioniert nach dem isoperibolen
Prinzip und verfügt über einen statischen Mantel. Das C1 ist
somit ein starker Partner für Industrie- und Prüflabore.

C1 Funktionen
Die leichte, einfach aufsteckbare Verbrennungskammer­ersetzt das Aufschlussgefäß mit Schraubverschluss.
Alles funktioniert vollautomatisch und ist damit besonders
bedienerfreundlich.

Besonders beliebt in: Abfallindustrie, Lebensmittel- undFuttermittelindustrie, Baustoffbranche.

> Automatische Sauerstoffbefüllung, Entgasung und Spülung> Automatische Zündung mit festem Zünddraht undZündenergiebestimmung> Automatische Wasserbefüllung und -entleerung> Arbeitet mit einem Kühler (RC 2 basic) oder bei vorhandenem
Kaltwasseranschluss mit einer Heizung (C 1.20, Zubehör)> Schnittstellen für PC (USB-B), Drucker (serielle Schnittstelle),
Waage (serielle Schnittstelle)6 | C 1 PACKAGESC 1 TECHNISCHE DATEN | 7

Ihr Labor, unser C1 Package
Wie sieht es in Ihrem Labor aus? Bei uns finden Sie bestimmt daszu Ihnen passende C1 Package. Verfügen Sie beispielsweise nurüber einen Kaltwasseranschluss und sind Ihre Proben sehr halo­gen­haltig, empfehlen wir Ihnen das C1 Package 3/12. Die darin
enthaltene Wasserheizung stellt die für den Betrieb erforderliche
Wassertemperatur sicher und sorgt für reproduzierbare Ergeb­
nisse. Das enthaltene Aufschlussgefäß C 1.12 bietet den erforder­
lichen Korrosionsschutz für chlorhaltige Proben.

TECHNICAL DATABETRIEB MIT RC 2 BASIC

Messbereich max.

40.000 J

Kühlmediumstemperatur min.

18 °C

Sauerstoff Betriebsdruck max.

40 barKühlmediumstemperatur max.

29 °C

Auflösung Temperaturmessung

0.0001 K

Kühlmedium zul. Betriebsdruck

1.5 barAnzeige / Display

TFT

Kühlmedium

Leitungswasser

Multifunktionaler Bedienknopf(drehen / drücken)

Ja

KühlartDurchfluss

Durchflussmenge min.

50 l/hReproduzierbarkeit static jacket(1g Benzoesäure NBS39i)

0.15 % RSD

Durchflussmenge max.

60 l/hMessungen pro Stunde static jacket

4

Empfohlene Durchflussmenge bei 18 °C

55 l/hPackages mit C 1.10 Verbrennungskammer

Regelung des Mantels

statisch, trocken

C 1 Package 1/10 | Ident-Nr.: 0010002412

Starttemperatur

2 Möglichkeiten:
22 °C oder 30 °C

C 1 Kalorimeter mit RC 2 basic Umwälzkühler

Anzahl möglicher Aufschlussgefäße pro Gerät

Bis zu 2

Schnittstelle PC
Schnittstelle Drucker / Waage

Was brauchen Sie? Sprechen Sie uns an!

C1
Kalorimeter

Technische Daten C 1 KalorimeterC 1 Package 2/10 | Ident-Nr.: 0010002413

SprachenDE, EN, FR, ES,
CN, RU, PO, IT

USB-B

Maße offen (B × H × T)

290 x 400 x 300 mm

9 pin (M) RS 232 serial

Maße geschlossen (B × H × T)

290 x 280 x 300 mm

Gewicht

15 kg

Zulässige Umgebungstemperatur

20 – 25 °C

C 1 KalorimeterC 1 Package 3/10 | Ident-Nr.: 0010002414
C 1 Kalorimeter mit C 1.20 Heizung
RC 2 basic
Umwälzkühler

Packages mit C 1.12 Verbrennungskammer
C 1 Package 1/12 | Ident-Nr.: 0010002415
C 1 Kalorimeter mit RC 2 basic Umwälzkühler, halogenbeständig
C 1 Package 2/12 | Ident-Nr.: 0010002416
C 1 Kalorimeter, halogenbeständig
C 1 Package 3/12 | Ident-Nr.: 0010002417
C 1 Kalorimeter mit C 1.20 Heizung, halogenbeständig

C 1.20
Heizung

C 1.10 / C 1.12
Verbrennungskammer

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATENAUTOMATISCHE FUNKTIONEN
Sauerstoffbefüllung / -entlüftung und -spülung

Ja

Zulässige Relative Feuchte

80 %Wasserbefüllung und -entleerung

Ja

Spannung

100 – 240 V

Zündung und Zündenergiemessung bei jedem
VersuchJa

Frequenz

50 / 60 Hz

Geräteaufnahmeleistung150 W

8 | C 200

C 200 FEATURES | 9

C 200/// Der perfekte Einstieg in die
Kalorimetrie

C 200 Funktionen
Der Studentenmodus ermöglicht ein umfassendes
Verständnis für alle Arbeitsschritte in der Kalorimetrie.
Das C 200 ist besonders platzsparend.

Das C 200 arbeitet normgerecht, ist platzsparend und kostengünstig. Es verfügt über eine robuste Technik und ist dadurchbesonders wartungsarm. Außerdem bietet IKA Schulen, Fachhochschulen, Universitäten und staatlichen Institutionen für dieses
Verbrennungskalorimeter einen „Studentenmodus“ an. So wird
die Anwendung zu Ausbildungszwecken noch anschaulicher undlehrreicher.
Besonders beliebt für: Lern- und Lehrzwecke oder Labore mit
geringerem Probenaufkommen.

> Einfach zu bedienendes Display> Vier verschiedene Versuchsabläufe: isoperibol, manuell,
dynamisch und zeitgesteuert
isoperibol

bis zu 17 min

dynamic

bis zu 8 min

manuell (isoperibol)

bis zu 17 minzeitgesteuert

bis zu 14 min> Überwachung und Visualisierung des Messablaufs sowie
Verwaltung der Messdaten mit der Kalorimetersoftware C 6040
CalWin (Zubehör)> GOST-zertifiziert

10 | C 200 PACKAGES

C 200 TECHNISCHE DATEN | 11

Ihr Labor, unser C 200-Package

C 5010 / C 5012
Aufschlussgefäß

Die Packages C 200 auto und die halogenbeständige Variante
C 200 h auto ermöglichen den Betrieb des C 200 mit komplett
automatisiertem Wasserkreislauf. Das Wasser zirkuliert hier ineinem geschlossenen Kreislauf und wird durch den Umwälzkühler
RC 2 basic auf einer konstanten Temperatur gehalten. Dies
verkürzt die Versuchsvorbereitungszeit für den Anwender imLabor und führt zu reproduzierbareren Ergebnissen.
Was brauchen Sie? Sprechen Sie uns an!

C 248
Sauerstoffstation

C 200.2
Umrüstset

C 200 Packages

TECHNICAL DATA

C 200 Kalorimeter, C 5010 Aufschlussgefäß,C 248 Sauerstoffstation
C 200 h Package | Ident-Nr.: 0008803700
C 200 Kalorimeter, C 200.2 Umrüstset für C 5012,
C 5012 Aufschlussgefäß, halogenbeständig,
C 248 Sauerstoffstation
C 200 auto Packages

C 200
Kalorimeter

40.000 J

Gewicht

21 kg

Auflösung Temperaturmessung

0,0001 K

Abmessungen (B × H × T)

400 × 400 × 400 mm

Zulässige Umgebungstemperatur

20 – 25 °C

Messmodi> isoperibol> manuell(Studentenmodus)> dynamisch> zeitgesteuert

Zulässige Relative Feuchte

80 %Spannung

100 – 240 V

Frequenz

50 / 60 Hz

Geräteaufnahmeleistung

120 W

Schutzart nach DIN EN 60529

IP 20

Reproduzierbarkeit dynamisch(1g Benzoesäure NBS39i)
Reproduzierbarkeit isoperibol(1g Benzoesäure NBS39i)

C 200.RC
Schlauchsatz

0,1 % RSD
0,1 % RSD

Messzeit

isoperibol
17 mindynamisch
8 min
zeitgesteuert 14 min

Arbeitstemperatur max.

25 °C

Anzahl möglicher Aufschlussgefäße pro Gerät

Bis zu 4 Stück

Aufschlussgefäße

C 5010 / C 5012

SCHNITTSTELLENPC

RS 232 seriell

C 200 Package auto | Ident-Nr.: 0010002379

Drucker

Centronix

C 200 Kalorimeter, RC 2 basic Umwälzkühler,
C 5010 Aufschlussgefäß, C 200.RC Schlauchset

AUTOMATISCHER BETRIEB

C 200 h auto Package | Ident-Nr.: 0008803700
C 200 auto Packages

ALLGEMEINE DATEN

Messbereich max.

C 200 Package | Ident-Nr.: 0008802500

C 200 Packages

RC 2 basic
Umwälzkühler

Technische Daten C 200 Kalorimeter

C 200 h Kalorimeter, RC 2 basic Umwälzkühler,
C 5012 Aufschlussgefäß, halogenbeständig,
C 200.RC Schlauchset

Innenkessel Wasserbefüllung & -entleerung

Ja

Zündung

Ja (manuell - Nein)KÜHLUNG MIT DEM RC 2 BASIC UMWÄLZKÜHLER
Kühlmedium

Leitungswasser

KühlartDurchfluss

Kühlmedium zul. Betriebsdruck

2 bar

12 | C 6000

C 6000 FEATURES | 13

C 6000/// Evolution in der Kalorimetrie
Der Champion der modernen Kalorimetrie wurde nochmals
weiterentwickelt: Das neue C 6000 verfügt über einen intuitiv bedienbaren Touchscreen mit einmaliger Nutzerführung. Der hohe
Automatisierungsgrad erleichtert die tägliche Arbeit und ermöglicht einen hohen Probendurchsatz. Strengste Normeinhaltung
führt weltweit zu äußerst genauen reproduzierbaren Ergebnissen
und garantiert die gewünschte Sicherheit.

C 6000 Funktionen
Der neue berührungsempfindliche
Touchscreen sorgt für noch einfachere undintuitivere Bedienung.
Das C 6000 erfüllt spielend alle Normen

Besonders geeignet für: Bereiche, in denen die Einhaltung vonNormen vorgeschrieben ist und viele Proben gemessen werden.

> Leicht zugängliche USB-Schnittstelle für einfaches, erweitertes
Datenmanagement> Ethernet Interface zum Anschluss eines Netzwerkdruckers> Sphärisch geformtes Aufschlussgefäß für besseren
Wärmetransfer und verkürzte Messzeiten> Leistungsstarke Gerätesoftware mit Regelkarten-Ansicht der
Kalibrierungen und Brennwertkorrekturen nach weltweit gültigen Normen> RFID-Technologie für Aufschlussgefäßerkennung> Umgedrehte Tiegel-Haltevorrichtung für einfachere
Vorbereitung der Messung14 | C 6000 PACKAGESC 6000 TECHNISCHE DATEN | 15

Ihr Labor, unser C 6000-Package
Das C 6000 ist in den Varianten isoperibol oder global standards
erhältlich. Beim C6000 global standards kann dank innovativerTechnologie neben der isoperibolen Messmethode wahlweise
auch klassisch adiabatisch gearbeitet werden. Damit ist es das
einzige Gerät mit diesem hohen Automatisierungsgrad auf dem
Markt, das diesen Modus noch anbietet. Beide Varianten verfügen zudem über einen schnellen dynamischen Modus.

Technische Daten C 6000 Kalorimeter
TECHNICAL DATA
Messbereich max.

40.000 J

Auflösung Temperaturmessung

0,0001 K

Sauerstoff Betriebsdruck max.

40 bar

Display

TFT / Touch screen

Messmodi

adiabatisch
22 / 25 / 30 °C
dynamisch
22 / 25 / 30 °C
isoperibol
22 / 25 / 30 °C

Was brauchen Sie? Sprechen Sie uns an!
C 6000
Kalorimeter

C 6000 global standards Packages
C 6000 Package 1/10 | Ident-Nr.: 0010004520
C 6000 Kalorimeter, C 6010 Aufschlussgefäß,
RC 2 basic Umwälzkühler
C 6000 Package 1/12 | Ident-Nr.: 0010004521

RC 2 basic
Umwälzkühler

Reproduzierbarkeit adiabatisch(1g Benzoesäure NBS39i)
Reproduzierbarkeit dynamisch(1g Benzoesäure NBS39i)
Reproduzierbarkeit isoperibol(1g Benzoesäure NBS39i)

0,05 % RSD

0,05 % RSD

C 6000 Package 2/10 | Ident-Nr.: 0010004522

Anzahl möglicher Aufschlussgefäße pro Gerät

Bis zu 4 Stück

C 6000 Kalorimeter, C 6010 Aufschlussgefäß

Aufschlussgefäße

C 6010 / C 6012

C 6000 Package 1/10 | Ident-Nr.: 0010004524
C 6000 Kalorimeter, C 6010 Aufschlussgefäß,
RC 2 basic Umwälzkühler
C 6000 Package 1/12 | Ident-Nr.: 0010004525
C 6000 Kalorimeter, C 6012 Aufschlussgefäß, halogenbeständig,
RC 2 basic Umwälzkühler
C 6000 Package 2/10 | Ident-Nr.: 0010004526
C 6000 Kalorimeter, C 6010 Aufschlussgefäß
C 6000 Package 2/12 | Ident-Nr.: 0010004527
C 6000 Kalorimeter, C 6012 Aufschlussgefäß, halogenbeständig

DIN 51900
ASTM D240
ASTM D4809
ASTM D5865

KÜHLUNG MIT DEM RC 2 BASIC UMWÄLZKÜHLER
Kühlmediumstemperatur min.

12 °C

Kühlmediumstemperatur max.

27 °C

Kühlmedium zul. Betriebsdruck

1.5 bar

ALLGEMEINE DATEN

Messungen pro Stunde

C 6000 isoperibol Packages

GB T213DIN EN ISO 1716
DIN CEN TS 14918
DIN EN 15170
ISO 1928

0,15 % RSD

adiabatisch
dynamisch
isoperibol

C 6000 Package 2/12 | Ident-Nr.: 0010004523

C 6012
Aufschlussgefäß,halogenbeständig

Auswertung nach

C 6000 Kalorimeter, C 6012 Aufschlussgefäß, halogenbeständig,
RC 2 basic Umwälzkühler

5
6
4

SCHNITTSTELLEN

C 6000 Kalorimeter, C 6012 Aufschlussgefäß, halogenbeständig

C 6010
Aufschlussgefäß

KALORIMETER NORMENPC

9 pin (M) RS 232
seriell

Drucker

USB-B, Ethernet,
RS 232 seriell

Waage

9 pin (M) RS 232
seriell

AUTOMATISCHER BETRIEB
Sauerstoffbefüllung, -entlüftung und -spülung

Ja

Innenkessel Wasserbefüllung & -entleerung

Ja

Zündung und Zündenergiemessung
bei jedem Versuch

Ja

Gewicht

35 kg

Abmessungen (B × H × T)

500 × 425 × 450 mm

Zulässige Umgebungstemperatur

20 – 30 °C

Zulässige Relative Feuchte

80 %Spannung

220 – 240 V
100 – 120 V

Frequenz

50 / 60 Hz

Geräteaufnahmeleistung

1700 W

Schutzart nach DIN EN 60529

IP 20

16 | C 7000

C 7000 | 17

C 7000/// Wenn´s schnell gehen muss
Das C 7000 ist das erste Kalorimeter von IKA mit einem komplett trockenen Geräteaufbau. Die Temperatur wird direkt im
Mantel des Aufschlussgefäßes gemessen. Hierdurch werden die
Messzeiten je nach Probe auf etwa 3 bis 7 Minuten reduziert.
Das System kann über eine Codierung bis zu acht verschiedene
Aufschlussgefäße verwalten. So sind aufgrund der schnellen Messergebnisse zeitnahe Entscheidungen und ein rascher Fortgang derArbeitsprozesse möglich.
Besonders beliebt in: Abfallindustrie

C 7000 Funktionen> Der trockene Geräteaufbau ermöglicht die extra schnelle
Messung in nur wenigen Minuten.
> Das besonders robuste Design führt zu hoher Langlebigkeit
auch unter rauen Bedingungen.
> Brennwertbestimmung nach ISO 1928, DIN CEN/TS 16023,
DIN EN 15400, DIN EN 15170, DIN EN ISO 18125> Bis zu acht Aufschlussgefäße pro Gerät einsetzbar

18 | C 7000

Technische Daten C 7000 | 19

Ihr Labor, unser C7000-Package

Technische Daten C 7000 Kalorimeter

Das C 7000 gibt es entweder als Variante mit Standard­auf­­
schlussgefäß (Set 1) oder mit halogenbeständigem Aufschluss­
gefäß (Set 2) für besonders halogenhaltige Proben, die vor allemin der Abfallindustrie häufig vorkommen.

TECHNISCHE DATENWas brauchen Sie? Sprechen Sie uns an!

C 7000 Set 1 | Ident-Nr.: 0008800900

C 7000Messzelle

C 7000 Messzelle, C 7002 Kühlsystem
C 48 Sauerstoffstation, C 7010 Aufschlussgefäß

C 7000 Set 2 | Ident-Nr.: 0008801400
C 7000 Messzelle, C 7002 Kühlsystem
C 48 Sauerstoffstation, C 7012 Aufschlussgefäß,halogenbeständig

Messbereich max.

30.000 J

Auflösung Temperaturmessung

0,0001 K

Sauerstoff Betriebsdruck max.

40 bar

DisplayLED

Messmodus

Doppeltrocken

Reproduzierbarkeit doppeltrocken(1g Benzoesäure NBS39i)

0,2 % RSD

Arbeitstemperatur max.

30 °C

Messzeit doppeltrocken ca.

3 minAnzahl möglicher Aufschlussgefäße pro Gerät

8

Aufschlussgefäße

C 7010 / C 7012

SCHNITTSTELLENPC

RS 232 seriell

Drucker

Centronix

Waage

RS 232 seriellKÜHLUNGC 7002
Kühlsystem

Kühlerbauart

Durchfluss

Kühlmedium

Leitungswasser

Kühlmedium zul. Betriebsdruck

9 °C

Kühlmediumstemperaturmin. 12 °C
max. 30 °C

ALLGEMEINE DATEN

C 48
Sauerstoffstation

C 7010 / C 7012
Aufschlussgefäß

Gewicht

43 kg

Abmessungen (B × H × T)

310 × 395 × 490 mm

Zulässige Umgebungstemperatur

18 – 30 °C

Zulässige Relative Feuchte

80 %Spannung

220 – 240 V

Frequenz

50 / 60 Hz

Geräteaufnahmeleistung260 W

20 | SELECTION GUIDETECHNISCHE DATENSELECTION GUIDE | 21

C1

C 6000 ISOPERIBOL

C6000 GLOBAL STANDARDSDIN 51900
ISO 1928
DIN CEN/TS 16023
DIN SPEC 19524

DIN 51900
DIN CEN/TS 16023
DIN SPEC 19524
DIN EN 15400
DIN EN ISO 1716
DIN EN ISO 9831
DIN EN 15170
DIN EN ISO 18125
DIN EN 14918
ISO 1928
ASTM D5865
ASTM D5468
ASTM D4809
ASTM D240
GB T213

DIN 51900
DIN CEN/TS 16023
DIN SPEC 19524
DIN EN 15400
DIN EN ISO 1716
DIN EN ISO 9831
DIN EN 15170
DIN EN ISO 18125
DIN EN 14918
ISO 1928
ASTM D5865
ASTM D5468
ASTM D4809
ASTM D240
GB T213

NormenMaximaler Energieeintrag

40.000 J

Temperaturauflösung
RSD (NIST Benzoesäure 39j)
Messmodi

Static jacket(Regnault-Pfaundler)

Isoperibol
Dynamisch

Adiabatisch
Isoperibol
Dynamisch4

Isoperibol 4
Dynamisch 6

Adiabatisch 5
Isoperibol 4
Dynamisch 6

Messungen pro Stunde

TECHNISCHE DATENNormenC200 (C200 auto)
DIN 51900
DIN CEN/TS 16023
DIN SPEC 19524
DIN EN 15400
DIN EN ISO 1716
DIN EN 14918
DIN EN ISO 18125
ISO 1928
ASTM D240
ASTM D4809
ASTM D5865
ASTM D5468

C 7000

ISO 1928
DIN CEN/TS 16023
DIN SPEC 19524
DIN EN 15400
DIN EN 15170

40.000 J

Maximaler Energieeintrag

40.000 J

30.000 J

0,0001 °C

0,0001 °C

Temperaturauflösung

0,0001 °C

0,0001 °C

0,15 %

0,05 % (0,15 % Dynamisch)

RSD (NIST Benzoesäure 39j)

0,10 %

0,20 %

Messmodi

Isoperibol
Dynamisch

Doppel trocken

22 °C, 25 °C, 30 °C

Messungen pro Stunde

Isoperibol
3
Dynamisch
6
Manuell3
Zeitgesteuert 4

6 – 20Starttemperaturen

22 °C, 30 °C

Starttemperaturen

18 °C – 25 °C

max. 30 °C

Vorbereitungszeit für Bediener

1 min

1 min

Vorbereitungszeit für Bediener

5 min (auto 2 min)

2 min

Aufschlussgefäßerkennung

Manuell

Automatisch

Aufschlussgefäßerkennung

Manuell

Automatisch

SCHNITTSTELLENSCHNITTSTELLEN

PC

USB-B oder RS 232

RS 232

PC

USB-B oder RS 232

RS 232Printer

RS 232USB-B, RS 232 seriell oder Ethernet

Printer

RS 232Centronix

Balance

RS 232RS 232

Balance

RS 232RS 232

Proben Rack

Nein

Ja

Proben Rack

Nein

Nein

AUTOMATISCHE FUNKTIONEN

AUTOMATISCHE FUNKTIONEN

Sauerstoffbefüllung, -entlüftung und -spülungJa

Ja

Sauerstoffbefüllung, -entlüftung und -spülung

Nein

Nein

Innenkessel Wasserbefüllung & -entleerung

Ja

Ja

Innenkessel Wasserbefüllung & -entleerung

Ja

Nicht zutreffend

Ja / Ja

Zündung / Zündenergiebestimmung bei jedem
VersuchJa (manuell Nein) / Nein

Ja / Nein

SprachenDE, EN, FR, ES, CN

DE, EN, FR

Zündung / Zündenergiebestimmung bei jedem
VersuchJa / Ja

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATENALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

SprachenDE, EN, FR, ES, CN, RU,
PL, IT

DE, EN, FR, ES, CN, RU, PL, IT

Maße offen (B x H x T)

290 x 400 x 300 mm

500 x 620 x 450 mm

Maße offen (B x H x T)

400 x 470 x 400 mm

310 x 500 x 490 mm

Maße geschlossen (B x H x T)

290 x 280 x 300 mm

500 x 425 x 450 mm

Maße geschlossen (B x H x T)

400 x 400 x 400 mm

310 x 395 x 490 mm

Gewicht

15 kg

Gewicht

21 kg

43 kg

35 kg

22 | AOD

AOD | 23

Technische Daten AOD

AOD Aufschlusssystem
Aufschluss unter Sauerstoff (O2) und Druck, kurz AOD: Wie im
Kalorimeteraufschlussgefäß wird die flüssige oder feste Probe auch
im AOD Aufschlusssystem vollständig verbrannt. Das innovative
AOD 1 weist im Gegensatz zu herkömmlichen Aufschlussgefäßen
neben der Chlorresistenz noch eine katalytisch-aktivierte Innenfläche auf. Die Katalysatoren begünstigen die chemischen Reaktionen während des Verbrennungsprozesses und führen letztlichzu höheren Wiederfindungsraten bei Halogenen und Schwefel.

TECHNISCHE DATEN

Eine große Vielzahl weltweiter Normen für unterschiedlichstes
Probenmaterial beschreibt diese Bombenaufschlusstechnik (z.B.
DIN 51727, DIN 51723, DIN EN 14582, DIN EN ISO 16994, DIN
EN 15408, ASTM D 4208).

Aufschlusszeit

3 min

Kammervolumen

210 mlDruck max.

195 barKerntemperatur max.

1200 °C

Sauerstoff Betriebsdruck max.

40 barZulässige Umgebungstemperaturmin. 5°C
max. 40 °C

ALLGEMEINE DATENAOD 1.3 Schutzeinrichtung
Ident.-Nr.: 0003308000

Gewicht

10 kg

Abmessungen (B × H × T)

400 × 480 × 260 mm

Zulässige Relative Feuchte

80 %Spannung

230 V

Frequenz

50 / 60 Hz

Geräteaufnahmeleistung

45 W

Schutzart nach DIN EN 60529:

IP 20

AOD 1 Aufschlusssystem
Ident.-Nr.: 0008801300

Der Betreiber muss einen gefahrlosen Betrieb des
AOD 1.1 Aufschlussgefäßes durch die Installation
einer geeigneten Schutzeinrichtung sicherstellen.
Dazu können Sie das System beispielsweise mit
der Schutzeinrichtung AOD 1.3 ausrüsten, oderfalls Sie schon eine entsprechende Schutzeinrichtung besitzen, den Fernzündkopf AOD 1.13 verwenden. Beide sind jeweils separat als Zubehör
erhältlich (siehe Seite 28).
AOD 1.13 Fernzündkopf
Ident-Nr.: 0003348100

24 | Ergänzende Produkte

Ergänzende Produkte | 25

Kühler RC 2 basic

IKA Pilotina Homogenisierer

Die RC Umwälzthermostate sorgen für eine gleichbleibende
Ausgangstemperatur bei jeder kalorimetrischen Messung. Dadurch
wird die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse verbessert. Der
RC 2 basic ist ein sehr energieeffizienter Umwälzkühler mit starken
400 W Kälteleistung für Kühlungen bis -20°C. Aus dem hochwertig isolierten 4-Liter-Badreservoir stehen ohne nachzufüllen bis zu
2,5 Liter Thermofluid für den externen Kühlkreislauf zur Verfügung. Die drehzahlgeregelte PEEK-Pumpe ermöglicht eine indirekte
stufenlose Einstellung von maximalem Druck und Volumenstrom.

Die Trockenmühle Pilotina verfügt gleich über zwei Mahlsysteme,um Ihr Probenmaterial zu homogenisieren: ein Schneidmahlsystemfür weiche, zähe, elastische oder faserige Stoffe wie z. B. Pflanzenteile, Kunststoff und Futterpellets; und ein Prallmahlsystem fürharte und spröde Materialien wie Kohle, Glas, Erze oder Samen.
Der Feinheitsgrad kann präzise eingestellt werden.

Eine hervorragende Temperaturkonstanz von ± 0,1K (bei -10°C)
wird auch anspruchsvollen Anwendungen gerecht. Der integrierte
Einfülltrichter und das Ablassventil ermöglichen eine sichere undsaubere Handhabung der Kühlflüssigkeit und dank der leicht zuöffnenden Frontklappe lässt sich der Luftfilter bequem reinigen.
Die RC Kältethermostate ergänzen ideal die Kalorimeter C 1,
C 200, C 6000 und C 7000. Selbstverständlich kühlen sie aberauch andere externe analytische Geräte schnell und effizient.

Die Pilotina erreicht in kurzer Zeit eine hervorragende Zerkleinerungsqualität und sorgt so für eine hohe Repräsentanz Ihrer Proben. Dank des leistungsfähigen frequenzgeregelten 3 kW-Antriebs
mit digitaler Anzeige kann die Umfangsgeschwindigkeit optimal
auf den jeweiligen Mahlprozess für Ihre Applikationsanforderungen eingestellt werden. Der intelligente Geräteaufbau ermöglicht
zudem die einfache und schnelle Reinigung.
IKA Pilotina MU
Ident.-Nr.: U105421

RC 2 basic Umwälzthermostat
Ident.-Nr.: 0004171000

Trockenschrank IKA Oven 125
Einfache Probenvorbereitung: Der universelle IKA Trockenschrankermöglicht die zuverlässige Trocknung Ihrer Probe. So stellen
Sie sicher, dass Wasseranteile in der Probe das Ergebnis derBrennwertbestimmung nicht verfälschen können. Darüber hinaus
eignet er sich aber auch für alle anderen Temperier-, Trocknungs-,
Alterungs- und Heizprozesse im Labor.
Ob Industrie, Ausbildung und Forschung oder Qualitätskontrolle –die schnellen Aufheizzeiten und eine exakte Temperaturregelung
garantieren reproduzierbare Ergebnisse. Eine spezielle geruchsneutrale Isolierung sorgt zusätzlich für geringere Betriebskosten.
Der Trockenschrank lässt sich über eine USB-Schnittstelle ansteuern und Versuchsparameter können aufgezeichnet werden.
IKA Oven 125 basic dry - glass
Ident.-Nr.: 0020003956

Technische Daten Pilotina MU
Motorleistung

3 kW

Drehzahlbereich

1.500 – 4.500 min-1

Drehzahlanzeige

digitalDurchsatz (abhängig von der Endfeinheit)ca. 60 – 80 kg/hÜberlastungsschutzja

Umfangsgeschwindigkeit

9 – 34 m/s

Max. Aufgabehärte

3 bzw. 6 Mohs

Max. Aufgabegröße

65 x 60 bzw. 25 mm

Abmessungen, ca. (B x T x H)

495 x 830 x 740 mm

Gewicht ca.

80 kg

Zulässige Umgebungstemperatur

5 – 35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit

80 %Schutzart

IP 55

26 | CALWIN C 6040

ZUBEHÖR C1 & C 6000 | 27

CalWin C 6040
Auswertungssoftware

Zubehör C 1 und C 6000

Mit der Steuer- und Analysesoftware CalWin C 6040 für IKA-Kalorimeter
können Sie noch größere Datenmengen speichern, auswerten und einfach inein Laborinformationssystem (LIMS) transferieren. Über die Software sind auchmehrere Geräte gleichzeitig steuerbar. Sie funktioniert ideal in Verbindung mit
dem C 5000 (Firmware 2.22), dem C 2000 (Firmware 2.22), dem C 200 (Firmware 2.0), dem neuen C 6000 global standards, C 6000 isoperibol und C 1.

> Datenmanagement über Microsoft SQL-Server möglich 2008 R2

C 6010 Aufschlussgefäß

C 1.12 Verbrennungskammer

C 6030 Entlüftungsstation

C 29 Druckminderer, Sauerstoff> Übersichtliche Darstellung aller Messungen, Ergebnisse und angeschlossenen Kalorimeter auf einem einzigen Bildschirm

Standard
Ident-Nr.: 0003770000

Halogenbeständig
Ident-Nr.: 0004500400

Zur kontrollierten Entlüftung der Verbrennungsgase nach dem Aufschluss
Geeignet für die Aufschlußgefässe
C 6010 und C 6012
Ident-Nr.: 0004504100

Zur Reduzierung des Sauerstoffflaschendrucks auf 30 bar
Ident-Nr.: 0000750200

C 21 Brikettierpresse

C 5020 Probenrack

C 1.50 Nadeldrucker

C 27 Kalorimeter B­ estecksatz

Manuelle Pelletpresse für pulverige,
gut verbrennbare Substanzen
Ident-Nr.: 0001605300

Zur sicheren Registrierung und Verwaltung einzelner Brennstoffprobensowie bei größerer Probeaufkommen.
Bis zu 12 Tiegel können verwaltet
werden.
Ident-Nr.: 0007145000

Ausgerüstet mit serieller Schnittstelle, Druckerkabel, Papierrollen und
Farbkartusche – geeignet für die
Kalorimeter C 6000 und C 1.
Ident-Nr.: 0004500600

Ident-Nr.: 0004579700> Ausdrucken und Speichern der Kalibrierungsprotokolle mit Regelkarten-Ansicht> Bibliotheks- und Gruppierungsfunktion mit erweiterten Datenfilteroptionen> Korrekturberechnungen zur Ermittlung des Heizwerts nach ISO, ASTM,
DIN, GB, GOST und anderen Normen> Datentransfer in vorkonfigurierte Excel-Arbeitsblätter (vom Anwender
konfigurierbar)

CalWin C 6040 Auswertungssoftware
Lieferumfang: DVD, Kalorimeter-RS 232-Anschlusskabel und
RS 232-USB Adapter
Ident.-Nr.: 0004040500

SYSTEMANFORDERUNG CALWIN C 6040
Windows XP (SP2), Windows Vista, Windows 7,Windows 8, Windows 10
mindestens ein freier USB-Anschluss oder einer RS 232 (9 Pin Sub-D (M), seriellen Schnittstelle, Prozessor min. 1.6 GHz (Single Core-Prozessor), 2 GB RAM;
2.5 GB Festplattenspeicher, DVD-ROM-Laufwerk.

Weiteres Zubehör
finden Sie auf
www.ika.com

C 60.1012 Organizer

C 1.1012 Organizer

C 5010.8 Tiegelhalter klein

Für C 6010 und C 6012

Für C 1.10 und C 1.12

Ident-Nr.: 0004579800

Ident-Nr.: 0004504200

Ident-Nr.: 0004500700

VERBRAUCHSMATERIAL ALLGEMEIN | 29

28 | ZUBEHÖR C 200 / C 7000 / AOD

Zubehör C 200 / C 7000 / AOD

C 5030 Entlüftungsstation

C 200.RC Schlauchsatz

C 723 Benzoesäure blisterverpackt

C 1.101 Ersatzteilset

C 43 Benzoesäure NBS 39i

Mit diesem Zubehör lässt sich derWasserkreislauf des C 200 Kalorimeters speziell in Verbindung mit den
IKA Kühlern RC 2 basic oder RC 2
control automatisieren
Ident-Nr.: 0020010835

Verpackungseinheit: 50 Stück Gewicht 0,5 g pro Tablette. Tablettiert
und blisterverpackt mit IKA zertifiziertem Brennwert für Standardkalibrierungen entsprechend der DIN 51900
geeignet
Ident-Nr.: 0003243000

Ident-Nr.: 0004502200

Verpackungseinheit: 30 g. Hochreines Benzoesäurepulver Standard
Reference Material”mit Zertifikat des“National Institute of Standards &Technology ( NIST ), USA”
Ident-Nr.: 0000750600

C 1.103 Zünddraht

Nur in Verbindung mit C 5010, C
5012, C 7010, C 7012 und AOD 1.1
Auschlussgefäßen.
Ident-Nr.: 0003016900

Zur kontrollierten Entlüftung der Verbrennungsgase nach dem Aufschluss
Geeignet für die Aufschlußgefässe
C 5010 und C 5012
Ident-Nr.: 0007198000

C 7010.8 Entlüftungsgriff

C 7002 Kühlsystem (230V)

C 48 Sauerstoffstation

C 710.4 Baumwollfäden, abgelängt

C 15 Paraffinstreifen

C 710.2 VA-Verbrennungstiegel-Set

AOD 1.11 Kontrollstandard

Zum Transportieren und Entlüften
der Aufschlussgefässe C 7010 und
C 7012
Ident-Nr.: 0007095000

Kühlung durch Peltierelemente mit
geringem Wasserverbrauch
Ident-Nr.: 0007011000

Zur exakten und reproduzierbaren
Sauerstoffüllung der C 7010 / C 7012
Aufschlußgefäße

500 Stück, abgelängt mit bekanntem
Brennwert
Ident-Nr.: 0001483700

Verpackungseinheit: 600 Stück speziell für schwer entflammbare, wasserhaltige Proben konzipiert (anstelle desBaumwollfadens zu verwenden)
45 mm x 3 mm
Ident-Nr.: 3131100

VA-Verbrennungstiegel-Set, groß,25 Stück
Ident-Nr.: 1483500

50 ml Mineralöl mit zertifiziertem
Schwefel- und Chlorgehalt zurÜberprüfung des Handlings, AOD– Aufschlusses und der jeweiligen
Detektionsperipherie
Ident-Nr.: 3044000

C 6 Quarztiegel, großC 10 Acetobutyratkapseln

C 6000.10 Ersatzteilset

Ø 26 mm (Innendurchmesser) x
18 mm (Absolute Höhe); Nur in
Verbindung mit dem C 5010.5
Tiegelhalter verwendbar. Ermöglicht
Einwiegen größerer Probenmengen
niederkalorischer Substanzen. Speziell
für Proben mit hohem Ascheanteil
geeignet
Ident-Nr.: 355100

Verpackungseinheit: 100 Stück
mit bekanntem Brennwert. Zum
Einwiegen flüssiger Proben mit leicht
flüchtigen Bestandteilen; die Kapselnsind nicht hygroskopischIdent-Nr.: 750000

Das Verschleißteileset für das C 6000 Kalorimeter und C 6010 Aufschlussgefäß
umfasst neben diversen O-Ringen und Dichtungen unter anderem einen
Entlüftungsschlauch mit Kapillare, zwei Zünd- und Masseelektroden, 10 Zünddrähte, einen Kolben komplett, eine Düse, zwei Druckfedern und Ersatzmuttern. Die Anzahl der enthaltenen Teile ist für bis zu 1.000 Brennwertbestimmungen ausgelegt. Die tatsächlich mögliche Versuchsanzahl hängt aber auch vonder Applikation/Probenart ab.
Ident-Nr.: 0004504300

C 5010 AufschlussgefäßStandard

C 5010.4 Auflage für Einwegtiegel
C14

Material: Edelstahl mit festem Zünddraht Umrüstmöglichkeit auf den
C 14 Einwegtiegel
Ident-Nr.: 0007114000

C 7012 Aufschlussgefäß,halogenbeständig
Halogenbeständiger Edel­stahl mit katalytisch aktivierter Innenfläche speziell
für die Verbrennung/Auf­schluß vonhalogen- und schwefel­haltigen Proben (Halogengehalt > 3 %)Ident-Nr.: 0003017000

Verbrauchsmaterialien allgemein

Ident-Nr.: 0001560000

Zünddraht, Kantal, 5 Stück
Ident-Nr.: 0004579300

Weiteres Zubehör
finden Sie auf
www.ika.com

AOD 1.1 FZ Aufschlussgefäß

AOD 1.3 Schutzeinrichtung

AOD 1.13 Fernzündkopf

Ident-Nr.: 0003303000

Für das Aufschlusssystem zum Betrieb
nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG.
Ident-Nr.: 0003308000

Ident-Nr.: 0003348100

30 | Kalorimeter – alles, was man wissen muss

Kalorimeter – alles, was man wissen muss | 31

Von der Probe zum Brennwert
Mit einem Verbrennungskalorimeter wird die Wärme gemessen, die eine Probe bei ihrer Verbrennung unter kontrollierten
Bedingungen erzeugt. Im Aufschlussgefäß, der sogenannten„Bombe“, wird die Probe unter Sauerstoffüberschuss verbrannt.
Die dabei entstehende Wärme wird an die Umgebung abgegeben und gemessen. Um störende Temperatureinflüsse von außen
zu vermeiden, ist das System von einem Mantel umgeben.

Der Messvorgang
Etwa 1 Gramm eines Feststoffes oder einer Flüssigkeit wird ineinen Tiegel eingewogen und in das Aufschlussgefäß, der sogenannten „Bombe“ platziert. Durch einen Baumwollfaden wird
die Probe im Aufschlussgefäß mit dem Zünddraht verbunden.
Anschließend wird das Gefäß mit Sauerstoff (30 bar) befüllt und
die Probe verbrannt. Während des Verbrennungsvorgangs kanndie Kerntemperatur im Tiegel auf bis zu 1.000 °C ansteigen.
Damit erhöht sich auch der Druck. Alle organischen Stoffe verbrennen und oxidieren unter diesen Bedingungen.

Dynamisches Kalorimeter
C 6000 global standards
C 6000 isoperibol
C 200

Die dynamischen IKA-Verfahren sind im Wesentlichen
kürzere Varianten der ursprünglichen adiabatischen und/oderisoperibolen Messverfahren. Die Messergebnisse erfüllen aberimmer noch die geforderte relative Standardabweichung (RSD)der offiziellen Normen.

Static jacket Kalorimeter
Die beim Verbrennungsprozess entstandene Wärme kann nun
bestimmt werden. Das Messergebnis wird dabei als Brennwert
bezeichnet.

TIV

C1

C 6000 global standards

Adiabatisches Kalorimeter
T [K]

TOV

TIV

Te

Ts

T
T

Prel. experiment

TOV = TIV

Main experiment2 - 6 min.

8 - 12 min.

IV

Static jacket
KalorimeterBei einem adiabatischen Kalorimeter ist die Temperatur im Mantel(Tov) während des gesamten Versuchs gleich der Temperatur im
inneren Gefäß (Tiv). Damit kommt man einer „idealen Isolierung“
ziemlich nahe. Im Vergleich zum isoperibolen Kalorimeter sindkeine Korrekturberechnungen erforderlich.

OV

Post experiment t [min]Doppeltrockenes Kalorimeter

Approx. 6 min.

c x ΔT - Qf
Ho adiab. =m
ΔT = Te - Ts

C 7000TVesselIsoperiboles Kalorimeter
C 6000 global standards
C 6000 isoperibol
C 200

T[K]

TOV

TIV

Te
Ttan

f1
f2
f1 = f2
T
T

T0

TOV = konstantTS
Prel. experiment

Main experiment

Post experiment

2–6 min.

8–12 min.

Approx. 6 min.

H0isop. =mts + t e
z

2

ze
+
za

term 1z-- ze + zatts + tez

term 22

ze + zats - tezs - zeterm 3t [min]Im static-jacket Kalorimeter liegen ähnliche Bedingungenvor wie beim isoperibolen Kalorimeter mit dem wesentlichen
Unterschied, dass der Mantel nicht geregelt wird. Er ist statisch.
Beim C 1 ist der Mantel aus Aluminium gleichzeitig noch derdrucktragende Behälter. Es besteht weiterhin eine isolierende
Luftschicht um das Gehäuse und den Mantel des Kalorimeters.
Betrachtet man den Temperaturverlauf, verhält sich das C 1 ähnlich wie bei einer isoperibolen Messung. Hier lässt sich die gleiche
Korrekturberechnung anwenden wie im isoperibolen Kalorimeternach „Regnault Pfaundler“.

Bei einem isoperibolen Kalorimeter wird die Temperatur
im Mantel (Tov) während des gesamten Versuchs konstantgehalten. Damit besteht immer ein geringer Wärmefluss.
Umgebungseinflüsse werden durch Klimatisierung minimiert,
um Einflüsse durch Raumtemperaturschwankungen so gering
wie möglich zu halten. Nach dem Versuch jedoch wird ein
Korrekturfaktor (Regnault-Pfaundler = ξ) berechnet, der den
Wärmefluss berücksichtigt.

Doppel­trockenes
KalorimeterBei dem doppeltrockenen Kalorimeter wird die Temperatur­
erhöhung im Aufschlussgefäß selbst gemessen. Diese ist voneinem großen Aluminiummantel umgeben. Die Verbrennungs­
wärme wird somit direkt gemessen und nicht wie bei den
klassischen Kalorimetern auf das Wasser im Innenkesselübertragen. Das spart viel Zeit. Es ergibt sich je nach gewählter
Vorversuchszeit eine Messdauer von nur 3 Minuten pro
Versuch. Diese Methodik wird schwerpunktmäßig in der
Entsorgungsindustrie angewendet. Der eigentliche Messverlauf
verhält sich ähnlich wie eine isoperibole Messung, allerdings
mit einem vergleichsweise sehr großen Drift im Vor- undNachversuch.

32 | BRANCHEN

KALORIMETERNORMEN | 33

KALORIMETERNORMENBRANCHEN
Brennwerte spielen in den unterschiedlichsten
Branchen eine Rolle. Unser Produktportfolio
ist auf die Brennwertbestimmung in folgenden
Anwendungsfeldern ideal ausgerichtet:

Kohle und Koks /Kraftwerke
Anthrazit
Steinkohle
Braunkohle
Fettkohle
Koks

Abfallwirtschaft/
Recycling
Tetrapack
PVC-Pulver
Leiterplatten
Lacke
Lösemittelabfälle

Lebensmittel
NudelnTrockenfrüchte
Fisch
Milch
Schokolade
Käse

Universitäten und
Forschungsinstitute
Lehre der Thermodynamik
Studien zur Enthalpie
FlugzeughülleÖkologische Studien

Zement
Koks
ReifenTiermehl
Gemischte Abfallstoffe

Erdöl
Düsentreibstoffe
Kerosin
Flüssige Brennstoffe
BenzineÖle
Biokraftstoffe

Landwirtschaft(Tierfutter)
Futterpflanzen
Futter für Katzen, Hunde,Kühe, Schafe, Schweine,
HühnerUrin und Exkremente­tierischen Ursprungs

Baumaterial und
Baustoffe
Vlies
Dämmstoffe
Styropor
MörtelSteinwolleBiomasse
Holz
Holzpellets
Sägemehl
Heu
Gras
Getreide
Biokraftstoffe

ASTM – D240

Standardprüfverfahren für die Verbrennungswärme von flüs­sigen Kohlenwasserstoff-Brennstoffen durch Bombenkalorimeter

ASTM – D4809

Standardprüfverfahren für die Verbrennungswärme vonflüssigen Kohlenwasserstoff-Brennstoffen durch Bombenkalo­rimeter (Präzisionsverfahren)

ASTM – D5865

Standardprüfverfahren für den Brennwert vonKohle und Koks

ASTM – D5468

Standardprüfverfahren für den Brennwert von Abfallstoffen

ASTM – E711

Standardprüfverfahren für den Brennwert von Sekundärbrenn­stoffen (RDF) durch
Bombenkalorimeter

DIN EN ISO 9831

Futtermittel, tierische Produkte und Kot oder Urin – Bestimmung des effektiven
Brennwerts - Verfahren mit der kalorimetrischen Bombe

DIN EN 14582:2007

Charakterisierung von Abfällen, Halogen- und Schwefelgehalt – Sauerstoffverbrennung in geschlossenen Systemen und Bestimmungsmethoden

DIN 51900 – 1

Prüfung fester und flüssiger Brennstoffe; Bestimmung des Brennwertes mit dem
Bomben-Kalorimeter und Berechnung des Heizwertes; Allgemeine Angaben,
Grundgeräte, Grundverfahren

DIN 51900 – 2

Prüfung fester und flüssiger Brennstoffe - Bestimmung des Brennwertes mit dem
Bomben-Kalorimeter und Berechnung des Heizwertes - Teil 2: Verfahren mit isoperibolem oder static-jacket Kalorimeter

DIN 51900 – 3

Prüfung fester und flüssiger Brennstoffe - Bestimmung des Brennwertes mit dem
Bomben-Kalorimeter und Berechnung des Heizwertes - Teil 3: Verfahren mit adiabatischem Mantel

GB/T 213 – 2008

Prüfverfahren zum Brennwert von Kohle

ISO 1928

Feste mineralische Brennstoffe
Bestimmung des Brennwerts mit dem Bombenkalorimeter und Berechnung desHeizwertes

ISO 1716		

Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten – Bestimmung der Verbrennungswärme (des Brennwerts)

JIS M 8814

Kohle und Koks: Bestimmung des oberen Heizwerts mit dem Verfahren derBombenkalorimetrie und Berechnung des Heizwertes

34 | FAQIKA CARE WARTUNGSVERTRAG | 35

FAQ
Welches Kalorimeter ist für meine Anwendungen und
Anforderungen am besten geeignet?
Dazu sollten Sie folgende Fragen klären:1. Wieviele Versuche möchten Sie täglich durchführen?
2. Müssen bestimmte Normen, wie z. B. die ISO, DIN oder		
ASTM eingehalten werden?
3. Enthalten die zu verbrennenden Proben Halogene und/		
oder Schwefel? In welcher Konzentration?
4. Sollen die Halogene und/oder der Schwefel nach der 		Verbrennung im Kalorimeter quantitativ analysiert werden?
5. Bevorzugen Sie eine der folgenden Methoden: 		
adiabatisch, isoperibol, static jacket, doppeltrocken oderdynamisch?
Wie kann ich kontrollieren ob mein Kalorimeter richtig kalibriert
ist?
Die meisten Kunden verwenden dazu sogenannte Regelkarten(EN ISO 17025). Nach der Kalibrierung des Gerätes werdenregelmäßig Testläufe mit Benzoesäure als Probenmaterial
durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Überprüfungen müssen den
zertifizierten Brennwerten der Benzoesäure in einem definierten
Rahmen entsprechen. Dieser wird in den jeweiligen Normen
festgelegt. Die Häufigkeit der Überprüfung reicht von ein- bis
zweimal täglich bis zu einmal vor und nach jeder Probe. Die
Kontrollkarten dokumentieren die Leistung des Gerätesüber längere Zeiträume hinweg.
Wie oft muss ich das Kalorimeter kalibrieren?
Anhand der Kontrollkarte wird auch ersichtlich, wann eine neue
Kalibrierung erforderlich ist.
Was sind die Minimal- und Maximal-Brennwerte, die ich mit dem
Kalorimeter messen kann?
Der maximal zulässige Energieeintrag beträgt 40.000 J. Der
Brennwert einer Probe wird immer in Energie pro Gewicht
ausgedrückt (J/g). Basierend auf dieser Information können
Sie das Gewicht der Probe so wählen, dass 40.000 J nichtüberschritten werden. Die Energiemenge welche die Probeerzeugt, sollte nicht höher sein, als die bei einer Kalibrierung
mit Benzoesäure. Unsere Kalorimeter haben eine hohe
Messempfindlichkeit und können kleine Energiemengen messen.
So kann zum Beispiel die Zündenergie von 70 J mit einem
absoluten Fehler von ± 20 J gemessen werden. Der relative
Fehler steigt natürlich (± 30%) hyperbolisch, je kleiner derEnergieeintrag ist. Sollte die Probe einen sehr kleinen Brennwert
aufweisen, können Sie Brennhilfen einsetzen, da sie zusätzliche
Energie einbringen und den relativen Fehler reduzieren.

IKA Care Wartungsvertrag
Regelmäßige Wartungen erhöhen bei planbaren Kosten die Lebensdauer der
Kalorimeter. Durch den Austausch von Verschleißteilen und Überprüfung derSystemkomponenten gewährleisten wir Ihnen geringe Ausfallzeiten Ihres
Kalorimeters. Abhängig von der Anwendung und des Probenumsatzes können
verschiedene Wartungsintervalle vereinbart werden. Bei einer Wartung durch den
IKA Service oder durch autorisierte Servicestellen, erhalten Sie somit fachliche
Unterstützung durch unsere geschulten Mitarbeiter.

Wann muss ich das Aufschlussgefäß zum Hochdrucktest an IKA
schicken?
Wir empfehlen, das Aufschlussgefäß nach 1.000 Versuchenoder einem Jahr Betriebszeit überprüfen zu lassen; je nachdem,
welches Ereignis zuerst eintritt. Bei der Inspektion führen wir
einen Hochdruck- und einen Betriebsdrucktest durch. Nach
Durchführung beider Tests wird für das Gefäß ein neues Zertifikat
ausgestellt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch
des Kalorimeters und/oder im Handbuch des Aufschlussgefäßes.
Oder Sie wenden sich an unseren Kundendienst.
Wo finde ich eine Liste mit Verbrauchs- und Ersatzteilen und wie
viele benötige ich?
Wir bieten Verbrauchs- und Ersatzteilesets für 1.000 Versuche
bzw. ein Betriebsjahr. Die tatsächlich benötigte Anzahl an Teilen
hängt jedoch von der jeweiligen Anwendung ab. Sollte ein
bestimmtes Ersatzteil gebraucht werden, finden Sie Informationen
hierzu im Abschnitt “Service“ des Betriebshandbuchs. Zudem
finden Sie im Servicebereich unserer Website www.ika.com
Zeichnungen mit detaillierten Beschreibungen aller Geräte.
Alternativ können Sie sich auch an unseren Kundendienst
wenden.
Wie ermittelt man den Brenn- und Heizwert (Brutto- undNettobrennwert) - einfach erklärt?
Das Kalorimeter misst den vorläufigen Brennwert. Zur Berechnung
des Brennwerts müssen Korrekturfaktoren bezogen auf die
Energien, gebildet durch die bei der Verbrennung entstandenen
Säuren, ermittelt werden. Die Titrationsmethode, z. B. zum
Erhalt der Menge gebildeter Salpeter- und Schwefelsäure, wird
detailliert in den Normen, wie z. B. der DIN 51900 und der ISO
1928, erklärt. Zur Berechnung des Heizwertes (Nettobrennwert)
sind weitere Korrekturen notwendig. U. a. für die Wassermenge,
welche sich bei der Verbrennung aus dem gebundenen
Wasserstoff der Probe gebildet hat und im Aufschlussgefäß
kondensiert ist. Basierend auf dem Zustand (trocken,
analysenfeucht, roh, ...) der Probe vor der Verbrennung, müssen
weitere Korrekturen vorgenommen werden. Die Feuchtigkeit
wird durch Trocknen der Proben bestimmt. Der Wasserstoffanteil
wird mit einem Elementaranalysator bestimmt. Weitergehende
Erläuterungen geben die für Ihre Anwendung geltenden
Standards.

IKA CARE
WARTUNGSABKOMMENIKA CAREGARANTIE PLUS SUPPORTABKOMMENIKA CARE
FULL SERVICE SUPPORTABKOMMEN

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage> 1 jährliche Wartung anhand einer gerätespezifischen
Checkliste, inkl. Software Update> 1 jährliche Wartung anhand einer gerätespezifischen
Checkliste, inkl. Software Update> 1 jährliche Wartung anhand einer gerätespezifischen
Checkliste, inkl. Software Update> Innerhalb der Routinewartung kostenfreier Austauschsystemspezifischer Verschleißteile> Innerhalb der Routinewartung kostenfreier Austauschsystemspezifischer Verschleißteile> Innerhalb der Routinewartung kostenfreier Austauschsystemspezifischer Verschleißteile> Jährliche Sicherheitstechnische Kontrolle und
Wartung Ihrer Aufschlussgefäße gemäß Richtlinie
2014/68/EU> Jährliche Sicherheitstechnische Kontrolle und
Wartung Ihrer Aufschlussgefäße gemäß Richtlinie
2014/68/EU> Jährliche Sicherheitstechnische Kontrolle und
Wartung Ihrer Aufschlussgefäße gemäß Richtlinie
2014/68/EU> Reparaturen werden gesondert in Rechnung gestellt>Alle anfallenden Reparatureinsätze inkl. Ersatzteile,
Arbeitszeit und Reisekosten>Alle anfallenden Reparatureinsätze inkl. Ersatzteile,
Arbeitszeit und Reisekosten> Schnelle Reaktionszeit> Schnelle Reaktionszeit

Laufzeit: 3 Jahre ab Installation, mit Preisgarantie. Das
Garantie PLUS Supportabkommen kann nur im Zusammenhang mit dem Gerätekauf (maximal bis 3 Monate
nach Installation) abgeschlossen werden.

Laufzeit: 3 Jahre mit Preisgarantie.

> Ohne zugesicherte Reaktionszeit

Laufzeit: 2 Jahre mit Preisgarantie

IKA Care Wartungsvertrag
Vertrags-Nr.:Kunden-Nr.:Datum:

3. ERFÜLLUNGSZEIT UND ERFÜLLUNGSORT:IKA Care Wartungsvertrag
Vertrags-Nr.:Datum:> Aufschlussgefäße:Kunden-Nr.:Zum vom Kunden gewünschten Zeitpunkt
bei IKA, ausgenommen gesetzliche Feiertage in Baden-Württemberg,
Betriebsurlaube und Wochenenden.
IKA Werke GmbH &>Co.
KG, JankeWährend& Kunkel-Str.
10, 79219 Staufen, Deutschland(“IKA“)undKalorimeter:des Monats*eines jeden
Kalenderjahres
beim Kunden
bei IKADas genaue Datum bzw. Vor-/Rückverlegungen werden gemeinsam festgelegt.
* (“Kunde”),
schließen hiermit diesen Vertrag über vorbeugende Wartung zum*(“Stichtag”).

Ergänzend gelten die beigefügten Allgemeinen Servicebedingungen.
4. VERGÜTUNG:
1. DIESER VERTRAG GILT FÜR EuroDAS/DIE
UND AUFSCHLUSSGEFÄSS(E)
nettoNACHSTEHEND
pro VertragsjahrAUFGEFÜHRTE(N)(gerechnet ab dem KALORIMETER
Stichtag). Die gesetzliche
Umsatzsteuer, Zölle und sonstige Steuern und Ab(“IKA GERÄT(E)”): gaben (falls anwendbar), werden ggf. zusätzlich in Rechnung gestellt. Zahlungsfrist: 15 Tage netto ab Leistungserbringung und Rechnungszugang. In Vertragsjahren, in denen der Kunde die Leistungen nicht in Anspruch nimmt, ist die Vergütung am letzten Tag desGerätebezeichnung:
Serien-Nr.:
Gerätebezeichnung:
Serien-Nr.:
Vertragsjahres fällig.

12

6
5. RECHNUNGSADRESSE (soweit abweichend von 7der o.a. Kundenanschrift):

3

8

4

9

5

10

6. VERTRAGSDAUER:
Die Anzahl der jährlich zu prüfenden Aufschlussgefäße beträgt:
Jahre ab dem Stichtag. Verlängerung(en) um jeweils zwei Jahre sind (nur) durch ausdrückliche schriftliche Vereinbarung möglich. Eine automatische, stillschweigende Vertragsverlängerung ist ausgeschlossen.Die vorzeitige Vertragsbeendigung aus wichtigem Grund
2. VERTRAGLICHERLEISTUNGSUMFANG:
bleibtunberührt, z.B. wenn notwendige Ersatzteile nicht mehr verfügbar sein sollten.
Die vorbeugende Wartung gem. diesem Vertrag umfasst die folgenden Wartungsleistungen (“Leistungen”): Jährliche vorbeugende Inspektion und Wartung gem. IKAs Checkliste (Anlage 1). Austausch von Verschleißteilen, wie in Anlage 2 definiert. Die Leistungen beinhalten
7. GERICHTSSTAND,SALVATORISCHEKLAUSEL,2014/68/EU
ÄNDERUNGEN:
ferner Software-Aktualisierungen(Updates)ANWENDBARES
und pro Jahr eineRECHT,
Sicherheitsprüfung
gem. Richtlinie
für die oben aufgeführte
Anzahl von Aufschlussgefässen (inkl. Austausch von Verschleißteilen). IKA stellt dem Kunden einen Wartungs- bzw. Servicebericht, ein
Es gelten
ergänzend
9-12 derbeigefügten zur
Allgemeinen
Servicebedingungen.
Druck-Prüfzeugnis und
das Protokoll
des Ziffern
elektrischen
Sicherheitstests
Verfügung.

Option “Full Service Support”
Option “Warranty Plus” (bei Vertragsabschluss innerhalb von 3 Monaten nach Anlieferung
des/der IKA-Geräte(s))
8. UNTERSCHRIFTEN:> Tritt an einem IKA-Gerät
von fünf
Arbeitstagen
Kunde innerhalb der Vertragslaufzeit ein Defekt auf, wird IKA entweder innerhalb
IKA-WerkeGmbH& Co. KG (Montag bis
Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage am Sitz der IKA) einen qualifizierten Techniker beim Kunden vor Ort bereitstellen oder auf
Verlangen ein Leihgerät per Expressdienst aufgeben.
> Sämtliche für die Instandsetzung des IKA-Gerätes entstehenden Kosten wie ggf. benötigte Ersatzteile, Arbeitszeit und Reisekosten trägt
IKA, sofern die Ursache des Defekts der zu tauschenden Teile nicht auf unsachgemäßen Gebrauch oder höhere Gewalt zurückzuführen ist.
Ausnahmen: Vertrag gilt nur für IKA-Geräte mit einem maximalen Alter von 8 Jahren. Der Austausch druckrelevanter Komponenten von Aufschlussgefäßen (Deckel,Überwurfmutter, Unterteil) ist nicht im Leistungsumfang inbegriffen. Kühler können nicht beim Kunden repariert werden. Im Schadensfall muss der Kühler an IKA
gesandt werden. Nach der Überprüfung erhält der Kunde von IKA einen Reparaturkostenvoranschlag.

Ort | Datum | Unterschrift
Ort | Datum | Unterschrift
Die Wartungsleistungen entbinden den Kunden nicht davon, das/die IKA Gerät(e) selbst regelmässig zu warten. Dabei müssen
IKAs Wartungshinweise befolgt werden. Die letzte Fassung der Wartungshinweise kann jederzeit abgerufen werden unter www.ika.com.

designed

Zusätzliche Leistungen, die hier nicht aufgeführt sind und welche durch den Kunden angewiesen werden, werden gegen gesonderte
Vergütung zu den jeweils gültigen Stundensätzen und Ersatzteilpreisen ausgeführt.

for scientists

designedfor scientists

201809_Kalorimeter _Broschüre_ DE_IWS

Wenden Sie
sich für eine­kostenlose
Vorführung ansales@ika.deTechnische Änderungen vorbehalten

IKA KALORIMETERIKA Kalorimeter sind die Spitzenreiter für die normgerechte Bestimmung von Brennwerten flüssiger undfester Proben. Das ausgewählte Programm an IKA Kalorimetern ist dabei optimal auf die unterschiedlichen Anforderungen ausgerichtet. Es umfasst die Kalorimeter C 1, C 200 und C 6000 und C 7000.

IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Deutschland
Telefon: +49 7633 831-0, Fax: +49 7633 831-98
eMail: sales@ika.de

www.ika.com

www.ika.com
IKAworldwide // #lookattheblue