ハンドヘルドデータロガー

TC-32K●高輝度LCD、日本語表示で簡単操作
バックライト付き液晶表示
解像度 255×160ドット
主な表示内容測 定 デー タ、 設 定 リ ス ト、時系列データのグラフィッ
ク表示など●インターフェース

ACアダプタ（オプション）対応●CFカードCFカードには測定データと設定内容が記録できます。また、カードからファームウェアのバージョンアップができます。
対応カード容量:最大2GB

ハンドヘルドデータロガー／

インターフェース
RS-232C、USBに よ る コ ン
トロールとデータ転送
USBドライバは別売の取扱説
明書インターフェース編またはモニタリング計測ソフト
ウェアVisual LOG Lightに付属します。

3

測定器

TC-32Kは片手にすっきり収まるコンパクトな形状のハンドヘルドタイプの測定器です。防滴構造を採用していますので、屋外でも安心して使用できます。センサを接続する端子部は、リード線、バナナプラグとも簡単に接続可能なワンタッチタイプ（特許）を採用し、スピーディに測定ができます。最大20チャンネルのセンサモード、係数、イニシャル値の設定と測定データの記録が可能で、複数の現場を移動しながらデータを収集する場合などでもデータ整理が容易です。また、専用スイッチボックスCSW-5Bを使用することにより5点の自動計測が可能です。インターバルタイマ、データメモリ、さらにはCFカードによる記録や、パソコンと接続してコントロールやデータ転送も行えます。抵抗および絶縁抵抗のチェック機能により、ひずみゲージや変換器などのチェックにも使用できます。

RS-232、USB-T
C
32K

ひずみゲージ

ひずみゲージ式
変換器
荷重計、変位計など

直流電圧

熱電対

白金測温抵抗体

TEDS対応測定容量や定格出力など個々のパラメータを記録したICチップを内蔵した変換器の情報を瞬時に自動認識します。

■特長●ひずみ、直流電圧、熱電対、白金測温抵抗体の測定●絶縁抵抗測定もできるのでセンサのチェックにも使用可能●1ゲージ4線式ひずみ測定法対応●ひずみの完全な補正法搭載●TEDS対応●ばら線の接続もワンタッチ●インターバルタイマによる自動測定●低消費電力●電源は単3形電池4本で、現場での交換が容易●スイッチボックスCSW-5Bとの組合せで多点測定●2軸傾斜計用アダプタ IA-33、IA-32との組合せ可能316

TC-32K■システムブロック
専用スイッチボックス

入力センサ5種
ひずみゲージ

CSW-5B

CSW-5B-05（NDIS ワンタッチコネクタ付）

5点 自動測定

ひずみゲージ式変換器
直流電圧

3

熱電対

1点 自動測定接続ケ
接続ケーブル
CR-655（スイッチボックス標準付属）白金測温抵抗体測定器

インターフェース
標準搭載
USBポートTC-32K

RS-232Cポート
ACアダプタCR-1867（オプション）

オプションを用いる入力●1ゲージ4線式ひずみ測定法
1ゲージ4線式アダプタCR-5810と組合せ●TEDS対応センサ
TEDS仕様のセンサと組合せ●2軸傾斜計用アダプタ
2軸傾斜計KB-HC入力用アダプタと組合せ

ハンドヘルドデータロガー／

外部プリンタDPU-S245-00A-E（オプション）
リモートパワーコントローラ
RPC-05A（オプション）

CFカード 容量：最大２GB
データ記録

パソコンへデータ転送■日本語表示による対話式の簡単操作
操作画面例【モニタ画面シングル】【モニタ画面マルチ】【傾斜計2軸モード】【測定モードの切り替え】【波形モニタ】【プログラムメニュー】

-T
C
32K

パソコン

317

TC-32K
■仕様
測定点数
1点
5点

測定確度

単体
CSW-5B組合せ時

適用センサ
ひずみ測定

NDISまたはワンタッチ端子からのセンサ入力
CSW-5B、
CSW-5B-05

1ゲージ4線式120Ω
1ゲージ4線式240Ω
1ゲージ4線式350Ω
1ゲージ法3線式
120Ω
1ゲージ法3線式
240Ω
1ゲージ法3線式
350Ω
2ゲージ法
１２０〜1000Ω
４ゲージ法
１２０〜1000Ω
4ゲージ定電流法
350Ω
4ゲージ法0-2V １２０〜1000Ω

熱電対測定
T、K、J、B、S、R、E、N

白金測温
抵抗体

白金温度測定3線式＊1: 本体からの1ＣＨ測定のみ

ブリッジ電圧DC1V 44ms（50Hz）＊1: ブリッジ電圧 DC2V24ms（50Hz）
リニアライズ
デジタル演算JIS C 1602-1995入力インピーダンス
V 1/1 500MΩ以上
V 1/100 1MΩ以上
リニアライズデジタル演算
JIS C 1604-1997 Pt100

測定範囲
測定項目
直流電圧測定

熱電対
温度測定

白金測温
抵抗体

レンジ
測定範囲
×1 ±30000x10−6ひずみ
×10 ±300000x10‒6ひずみ
V 1/1×1± 30.000mV×10±300.000mV
V 1/100×1± 3.0000 V×10±30.0000 V
T: - 250〜+ 400˚C
K: - 210〜+1370˚C
J: - 200〜+1200˚C
B: +200〜+1760˚C–
S: - 10〜+1760˚C
R: - 10〜+1760˚C
E: - 210〜+1000˚C
N: - 200〜+1300˚C–- 200〜+850˚C

初期値記憶範囲 サンプリング速度±160000x10‒6ひずみ
V 1/1±160.000mV
V 1/100± 16.0000 V

80ms（50Hz地域）
67ms（60Hz地域)––T

K

JBSREN

確度（23°C±5°C）(外部基準接点)(内部基準接点)±(0.38%rdg+0.6°C). ±(0.38%rdg+3.9°C).
– 250 ~ – 200°C
0.1°C±(0.15%rdg+0.2°C)– 200 ~ – 100°C
0.1°C±(0.15%rdg+1.4°C)– 100 ~ + 400°C
0.1°C±(0.10%rdg+0.2°C) ±(0.10%rdg+0.8°C)– 210 ~ – 160°C
0.1°C±(0.19%rdg+0.3°C) ±(0.19%rdg+1.6°C)– 160 ~0°C
0.1°C±(0.12%rdg+0.2°C) ±(0.12%rdg+1.0°C)
0 ~ + 960°C
0.1°C±(0.08%rdg+0.1°C) ±(0.08%rdg+0.5°C)+ 960 ~ +1370°C
0.1°C±(0.10%rdg+0.9°C) ±(0.10%rdg+1.4°C)– 200 ~ – 160°C
0.1°C±(0.16%rdg+0.2°C) ±(0.16%rdg+1.2°C)– 160 ~
0°C
0.1°C±(0.12%rdg+0.1°C) ±(0.12%rdg+0.8°C)
0 ~ + 700°C
0.1°C±(0.08%rdg+0.1°C) ±(0.08%rdg+0.5°C)+ 700 ~ +1200°C
0.1°C±(0.08%rdg+0.6°C) ±(0.08%rdg+0.9°C)+ 200 ~ + 280°C 0.5〜0.4°C ±(0.04%rdg+4.0°C) ±(0.04%rdg+4.0°C)+ 280 ~ + 800°C 0.3〜0.1°C ±(0.04%rdg+1.2°C) ±(0.04%rdg+1.2°C)+ 800 ~ +1760°C
0.1°C±(0.05%rdg+0.4°C) ±(0.05%rdg+0.4°C)– 10 ~ + 200°C
0.1°C±(0.09%rdg+0.6°C) ±(0.09%rdg+1.2°C)+ 200 ~ +1760°C
0.1°C±(0.07%rdg+0.4°C) ±(0.07%rdg+0.7°C)– 10 ~ + 150°C
0.1°C±(0.09%rdg+0.7°C) ±(0.09%rdg+1.2°C)+ 150 ~ +1760°C
0.1°C±(0.07%rdg+0.4°C) ±(0.07%rdg+0.7°C)– 210 ~ + 550°C
0.1°C±(0.17%rdg+0.2°C) ±(0.17%rdg+1.4°C)+ 550 ~ +1000°C
0.1°C±(0.09%rdg+0.4°C) ±(0.09%rdg+0.8°C)– 200 ~0°C
0.1°C±(0.18%rdg+0.4°C) ±(0.18%rdg+1.6°C)
0 ~ +1090°C
0.1°C±(0.08%rdg+0.2°C) ±(0.08%rdg+0.6°C)+1090 ~ +1300°C
0.1°C±(0.08%rdg+0.9°C) ±(0.08%rdg+1.2°C)
センサの確度は含まず、また、熱電対Bは基準接点を使用しません。
分解能

確度の確度の温度係数 経年変化（%rdg/℃）（%rdg/年）（0.08%rdg+1digit） ±0.002
1×10–6ひずみ ±ひずみ
×1（0.08%rdg+1digit） ±0.002（1ゲージ4線式を除く） ×10 10×10–6ひずみ ±（0.28%rdg+1digit） ±0.002
1×10–6ひずみ ±ひずみ
×1–6（0.28%rdg+1digit） ±0.002（1ゲージ4線式） ×10 10×10 ひずみ ±電圧 V1/1±（0.08%rdg+3digit） ±0.0024
0.001mV×1±（0.08%rdg+3digit） ±0.0024
×10 0.010mV
電圧 V 1/100±（0.08%rdg+2digit） ±0.002
0.0001V
×1±（0.08%rdg+2digit） ±0.002
×10 0.0010V
白金測温抵抗体–（± 0.08%rdg+0.3°C） ±0.0020
0.1°C
Pt100 3W

±0.02±0.02±0.02±0.02
±0.02
±0.02
±0.02±0.02

3±0.05

レンジは自動切替えです。抵抗測定2線式の場合、リード線抵抗は含みません。
リード線抵抗補正
Comet B
（1ゲージ法3線式）

ゲージ抵抗120Ω
240Ω
350Ω

リード線抵抗値
補正範囲
約100Ω以下
約200Ω以下
約300Ω以下

チェック機能項目
確度

絶縁抵抗0〜500MΩ±20%rdg*電池駆動時分解能

0.1MΩ

サンプリング速度
備考

約1s
印加電圧2.5V

範囲

抵抗測定
0〜30kΩ
0〜3kΩ±（0.5%rdg+0.2Ω）
3k〜30kΩ ±（0.5%rdg+2Ω）
0〜3kΩ
0.1Ω
3k〜30kΩ 1Ω
約0.5s
10µA定電流方式

表示表示器
バックライト付き液晶表示
解像度
255×160 ドット
表示内容
測定データ、設定リスト、Y-Tモニタ
時刻
設定
年、月、日、時、分、秒
確度
日差±1秒（23℃±5℃）
USB、
RS-232C
インターフェース
機能
コマンドの受信、測定データなどの送信
イニシャル、ダイレクト、メジャー、各点設定可（温度測定はダイレクトのみ）
測定モード
ファーストチャンネル＊0からラストチャンネル＊4まで自動測定点切換方式 スキャニング
切換測定（CSW-5B接続時のみ、ジャンプ可能）モニタ
モニタチャンネルの繰り返し測定
時間変化に対するグラフィックモニタ
スタートキースイッチ、インターバルタイマ、USB、RS-232C
測定スタートプログラム設定
各点ごとに設定可能
係数±（0.0001〜99999）
単位με、mV、℃、kN、mmなど40種類
小数点
小数点以下の表示を0〜6桁任意に設定
初期値
任意測定チャンネルごとに書き込み
センサモード接続するセンサ種別を設定
1.0000シンプルメジャー 係数
単位
センサモードに連動
小数点
センサモードに連動バージョン表示、バッテリ、ばらつき、バーンアウト
自己診断機能TEDS機能規格 IEEE1451.4 クラス2
機能 TEDSセンサ情報の読み出し
インターバル機能
設定した時間間隔、時刻による自動スタート
タイマ
インターバル
時間・分・秒、最大99時間59分59秒までステップごとに設定可能
スタート回数1ステップあたり最大99回または無限回
ステップ数
最大5ステップのプログラム可能
実時刻スタート ステップごとにスタート時刻（日・時・分・秒）を設定
GOTOステップ 以前のステップにプログラムループ可能
スリープ機能測定時間の5秒前に電源ON、計測終了後自動的に電源OFFになる
スリープ機能ON/OFF設定可能
データメモリ機能
測定データの記録・再生
測定モード、
チャンネルナンバ、測定データ、記録内容
時刻データ、データナンバ
データ容量
最大約80000データ（満充電時）
データ保持期間 約20日間

TC
3
2
K

-

熱電対測定確度
測定範囲

確度（23℃±5℃）

表示・機能

4ゲージ法0-2Vモード（当社製差動トランス型変位計など対応）の測定範囲は
×1 : ±15000x10−6ひずみ、×10 : ±150000x10−6ひずみとなります。

種類

分解能

ハンドヘルドデータロガー／

ひずみ測定

レンジ測定器DC 300mV ±300mVDC 30V±30V
DC Auto±30V ＊1

電圧測定＊1: 1ゲージ4線式はオプションのアダプタを使用

センサモード318

TC-32K

総合仕様

測定器

3耐振性
耐衝撃性
防滴性

29.4m/s2（50Hz 0.6mmp-p）
49m/s2
IP-54（コネクタキャップを装着した状態）

連続使用時間アルカリ乾電池使用: 約10時間（ひずみ測定350Ωブリッジ接続時）

使用温湿度範囲
保存温度範囲電源
外形寸法
質量■外観寸法図49

オートパワー
OFF

カード規格
CFカード
カード容量
最大2GB
キー操作、各インターフェースからコマンドを10分間受けないと自動的に電源をOFFにする。
オートパワーOFF機能のON/OFF設定可能

102−10〜+50℃ 85%RH以下（結露を除く）−20〜+60℃
単3形アルカリ乾電池 4本、専用ACアダプタCR-1867、または外部電源入力 DC9〜18V
102（W）
×49
（H）
×223
（D）
mm
約800g標準付属品

単3形アルカリ乾電池
ショルダーベルト
アクセサリボックス
取扱説明書
保証書

4本
1本
1個
1部
1部

223

メモリカード85

ハンドヘルドデータロガー／

関連製品
1ゲージ4線式専用アダプタ

TC-32Kの測定データを印字出力します。

プリンタケーブル CR-4511
Dsub9P-10P（小型）ストレート0.5m5m（TC-32K専用）

1ゲージ4線式ひずみゲージ
モジュラープラグ付き（ワンタッチ接続イメージ）

-T
C
32K

外部プリンタ DPU-S245-00A-E
245 00A E

リモートパワーコントローラ RPC-05A

バッテリ用接続ケーブル
CR-152M
外部
バッテリ

RS-232CケーブルCR-5353

リモートパワーコントローラと組合せることにより、TC-32Kのスリープ機能を生かし外部バッテリ駆動による長期計測ができます。

RS-232Cケーブル CR-5532

Dsub9P-10P（小型）
クロス1.5m（TC-32K専用）パソコンとの接続に使用します。

USBケーブル CR-6187

miniB-A（フェライトコア付き）
1.5m（TC-32K専用）パソコンとの接続に使用します。

ACアダプタ CR-1867

AC100Vに接続し電源供給をします。

CFカード

対応カード容量: : 128MB、512MB、1GB、2GB（当社指定）

319

TEDS対応センサ
TC-32KはTEDS対応センサを使用できます。TEDS対応の荷重計や変位計などの変換器を接続してください。
これらの変換器には個々の測定容量や定格出力などの各パラメータを記録したICチップを内蔵しています。
ICチップを内蔵した荷重計
TCLZ

CR-5810

TC-32K

関連製品

2軸挿入型傾斜用アダプタ

IA-33、IA-32
IA-33は、TC-32KのNDISコネクタ部分に取り付け、ビス2本で簡単に固定可能な2軸挿入型傾斜計測定用アダプタです。
IA-32は、TC-32Kと専用ケーブルで接続するタイプの2軸挿入型傾斜計測定用アダプタです。
TC−32Kの測定モードを2軸の挿入型傾斜計に設定するとX軸、Y軸の同時モニタが可能です。
別売の挿入型傾斜計管理ソフトウェアIMP-7210を使用することにより、蓄えられた測定データから各深度での区間変位、累積変位を求め対比図、分布図のグラフやデータ一覧を出力できます。

X軸入出力信号線
Y軸入出力信号線

挿入型傾斜計KB-HC■仕様

質量TC-32K
2点
TC-32Kに準ずる
TC-32Kより供給 DC5V 100mA以下−10〜＋50℃ 85％以下（結露を除く）
IA-33：95（W）×41（H）×50（D）mm
IA-32：95（W）×42（H）×50（D）mm（突起部を除く）
約300g

3

測定器

適用測定器
測定点数
測定確度
電源
使用温湿度範囲
外形寸法■仕様

CSW-5B
5B

CSW-5B-05
CSW

ハンドヘルドデータロガーTC-32Kと組み合わせて測定点数を拡張するためのスイッチボックスです。測定点数は5点で、ひずみ、直流電圧、熱電対、白金測温抵抗体のいずれも測定できます。
※CSW-5B-05は全点にNDISワンタッチコネクタレセプタクルを備えたコネクタ併用型です。

■特長■TC-32Kとの組合せ

TC-32K
5点
120、240、350Ω
120、240、350Ω
120〜1000Ω
120〜1000Ω
350Ω(ケーブル往復抵抗値200Ω以内)
120〜1000Ω
TC-32Kに準じる±(0.08%rdg+1digit)-0.33%rdg 以下±(0.08%rdg+2digit)-0.33%rdg 以下
TC-32Kに準じる±300mV ±30V
300mVレンジ ±5V
30Vレンジ±35VT, K, J, B, S, R, E, N
TC-32Kに準じる

熱電対温度測定
測定範囲
白金測温抵抗体温度測定
TC-32Kに準じる
測定範囲
3線式測定法固定（CH0〜CH4）
測定点番号
各点に赤色LED
測定点表示
半導体リレー
切換器−10〜＋50℃ 85％RH以下（結露を除く）
使用温湿度範囲
TC-32Kより供給
電源
75（W）×35（H）×204（D）mm（突起部を除く）
外形寸法 CSW-5B
CSW-5B-05 95（W）×35（H）×204（D）mm（突起部を除く）
質量CSW5B-●ひずみ、電圧、熱電対、白金測温抵抗体のいずれも測定可能●センサモードはTC-32Kにて設定●ターミナルはねじ止め、はんだ付けのどちらも可能●小型、軽量

適用測定器
測定点数
ひずみ測定
1ゲージ法3線式
1ゲージ4線式
2ゲージ法
4ゲージ法
4ゲージ定電流法
4ゲージ法0-2V
測定範囲
感度低下 ×1×10
直流電圧測定測定範囲
電圧測定
許容入力電圧

ハンドヘルドデータロガー／スイッチボックス

CSW-5B／CSW-5B-05スイッチボックス

CSW-5B
約500g
CSW-5B-05 約650g

標準付属品

取扱説明書 …………………………………1部
接続ケーブル CR-655 …………………… 1本
アクセサリボックス ………………………1個保証書 ………………………………………1部［オプション］●簡易防水ケース

320