価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：TG
計装用プラグイン形変換器 M・UNIT シリーズ

タコゼネ変換器
主な機能と特長●タコゼネレータの電圧信号を統一信号に変換●入力電圧レンジは50mV ACから250Vまで広範囲●デジタル入力指示計（実量単位表示可能）付を用意●簡易ループテスト付（0、100%）●耐電圧2000V AC●密着取付可能アプリケーション例●変速機付モータの回転検出用●ベルトコンベア速度検出用●定量ポンプの回転検出用
5080127（mm）

形式：TG－①②－③④価格
基本価格 70,000円
加算価格
110V DC電源 +10,000円／E：入力指示計付き（0.0～100.0%表示） + 10,000円／E2：入力指示計付き（実量単位表示（バックライトあり）、簡易ループテスト付） + 20,000円
・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項
形式：TG－①②－③④①～④は下記よりご選択下さい。
（例：TG－AA－B／E2／Q）
・オプション仕様（例：／C01／S01）

①入力信号
◆電圧入力
1：0～35V AC（入力抵抗 100kΩ以上）
2：0～50mV AC（入力抵抗 100kΩ以上）
3：0～60mV AC（入力抵抗 100kΩ以上）

4：0～100mV AC（入力抵抗 100kΩ以上）
5：0～1V AC（入力抵抗 100kΩ以上）
6：0～10V AC（入力抵抗 100kΩ以上）
61：0～20V AC（入力抵抗 100kΩ以上）
7：0～100V AC（入力抵抗 100kΩ以上）
8：0～110V AC（入力抵抗 100kΩ以上）
9：0～150V AC（入力抵抗 100kΩ以上）
A：0～200V AC（入力抵抗 100kΩ以上）
B：0～250V AC（入力抵抗 100kΩ以上）
U：指定電圧レンジ（入力仕様参照）(0%入力は0Vであること。)

②出力信号
◆電流出力
A：4～20mA DC（負荷抵抗 750Ω以下）
B：2～10mA DC（負荷抵抗 1500Ω以下）
C：1～5mA DC（負荷抵抗 3000Ω以下）D：0～20mA DC（負荷抵抗 750Ω以下）
E：0～16mA DC（負荷抵抗 900Ω以下）
F：0～10mA DC（負荷抵抗 1500Ω以下）
G：0～1mA DC（負荷抵抗 15kΩ以下）
Z：指定電流レンジ（出力仕様参照）◆電圧出力
1：0～10mV DC（負荷抵抗 10kΩ以上）
2：0～100mV DC（負荷抵抗 100kΩ以上）
3：0～1V DC（負荷抵抗 100Ω以上）
4：0～10V DC（負荷抵抗 1000Ω以上）
5：0～5V DC（負荷抵抗 500Ω以上）
6：1～5V DC（負荷抵抗 500Ω以上）
4W：-10～+10V DC（負荷抵抗 2000Ω以上）
5W：-5～+5V DC（負荷抵抗 1000Ω以上）
0：指定電圧レンジ（出力仕様参照）

③供給電源
◆交流電源
B：100V AC
C：110V AC
D：115V AC
F：120V AC
G：200V AC
H：220V AC
J：240V AC◆直流電源
S：12V DC
R：24V DC
V：48V DC
P：110V DC（付加コード（入力指示計）は「／E2」を選択できません。）

TG仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1359 Rev.18 Page 1/4

形式：TG④付加コード（複数項指定可能）

出力仕様◆入力指示計無記入：なし／E：付き（0.0～100.0％表示）／E2：付き（実量単位表示（バックライトあり）、簡易ループテスト付）◆オプション仕様
無記入：なし／Q：あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）■電流出力（製作可能範囲）
出力電流範囲：0～20mA DC
スパン：1～20mA
出力バイアス：出力スパンの1.5倍以下
許容負荷抵抗：変換器の出力端子間電圧が15V以下になる
抵抗値■電圧出力（製作可能範囲）
出力電圧範囲：-10～+12V DC
スパン：5mV～22V
出力バイアス：出力スパンの1.5倍以下
許容負荷抵抗：負荷電流が10mA以下（負電圧出力時は5mA以下）になる抵抗値（ただし出力が0.5V以上のとき）

オプション仕様（複数項指定可能）◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）／C01：シリコーン系コーティング ＋1,000円／C02：ポリウレタン系コーティング ＋1,000円／C03：ラバーコーティング ＋1,000円◆端子ねじ材質／S01：ステンレス ＋500円

設置仕様

機器仕様
構造：プラグイン構造
接続方式：M3.5ねじ端子接続
端子ねじ材質：鉄にクロメート処理（標準）または、ステンレス
ハウジング材質：難燃性黒色樹脂
アイソレーション：入力－出力－電源間
出力範囲：0～120%（1～5V DC時）
ゼロ調整範囲：-5～+5%（前面から調整可）
スパン調整範囲：95～105%（前面から調整可）
簡易ループテスト：前面スイッチにて0%ループテスト出力、100%ループテスト出力を設定可能（付加コード／E2の場合のみ）■表示（入力指示計）●付加コード：／E
液晶デジタル表示：0.0～100.0%表示（最小桁0.1%）（スケーリング機能はありません）●付加コード：／E2
液晶デジタル表示：実量単位表示
スケーリング範囲：-10000～+10000
小数点位置：10-1～10-4または小数点なし
表示可能単位：%、μV、mV、V、mA、A、℃、°F、Ω、DEG K、mHz、Hz、kHz、VAC、AAC、mg、g、kg、t、rpm、rps
バックライト：通常時緑色、ループテスト出力有効時赤色
工場出荷時 スケーリング 0.00～100.00、単位％供給電源
・交流電源：許容電圧範囲 定格電圧±10%50／60±2Hz 約2VA（／E2時 約3VA）
・直流電源：許容電圧範囲 定格電圧±10%
ただし110V DC用は85～150V
リップル含有率10%p-p以下
約2W（24V DC時 約80mA）（／E2時 約3W）
使用温度範囲：-5～+60℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
取付：壁またはDINレール取付
質量：約450g

性能（スパンに対する%で表示）
基準精度：±0.4%
表示精度：±（0.4% of FS＋1digit）
簡易ループテスト出力精度：±0.5%
温度係数：±0.05％／℃
応答時間：0.7s以下（0→90%）
出力リップル：0.5％p-p以下
電源電圧変動の影響：±0.1％／許容電圧範囲
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：入力－出力－電源－大地間 2000V AC 1分間

入力仕様
入力抵抗：100kΩ以上
入力周波数：15Hz～1kHz（100%入力時）製作可能範囲・入力電圧範囲：0～250V AC
・スパン：50mV～250V

TG仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1359 Rev.18 Page 2/4

形式：TG
パネル図■指示計付（付加コード／Ｅ）■指示計付（付加コード／Ｅ2）
デジタル指示計デジタル指示計
ゼロ調整
スパン調整

ゼロ調整
スパン調整

NEXTキー

ループテストスイッチ

ENTERキー・上側：0%ループテスト出力
・中側：100%ループテスト出力
・下側：計測出力

外形寸法図（単位：mm）・端子番号図
本体取付用
クランプ（上、下）80

6 54 37 8

1 280

207.8
DINレール（35mm幅）
取付の場合

2ーφ4.5取付穴（深さ15）50

8ーM3.5端子ねじ

10712740（3.3）

50・密着取付可能

ブロック図・端子接続図
※1Z
入力信号

3交流増幅
回路

実 効 値演算回路

絶回

4

縁路

S
出力回路

ループテスト ※2
ス イ ッ チ

5電源回路

61 ＋
2 −

出力信号

7 U（＋）
8 V（−）

供給電源

ソケット※1、入力指示計付のみ※2、／E2のときのみ

TG仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1359 Rev.18 Page 3/4

形式：TG●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

TG仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1359 Rev.18 Page 4/4