水位計用変換器 SGCシリーズ

シグナルコンバーター■RS485信号出力の当社水晶式、圧力式、電波式の各水位センサーの接続が可能■転倒マス式雨量計のパルス信号が接続可能です。
■CE認証取得済み

本装置は、水晶式・圧力式水位計、電波水位計のセンサーに接続する水位変換器です。
水位変換・演算、デジタル表示、外部出力といった機能を備えており、設定変更などの操作は、前面の画面で容易に行うことができます。
軽量・小型であるため、制御盤等への実装が容易です。
樋門・樋管、上下水道設備などの小規模水位観測システム用の変換器として適しています。

■システム構成例
水晶式・圧力式水位計、電波水位計に接続し、シグナルコンバーター水位変換、演算、表示、外部出力を行うことができます。 水位変換/演算/表示
中継ボックス
水晶式水位計QSM
圧力式水位計CPS-R・電波式水位計MD-10

電源：DC6〜30V（定格12V）
ACアダプタ（別売）
によりAC100Vで駆動可■シグナルコンバーター仕様
型式/機種■シグナルコンバーター外形図

通信デバイス W：Wi-Fi B：Bluetoothアナログ出力 ０：なし A：DC4 〜 20mA電流出力
適合水位センサータイプ Q：水晶式 C：圧力式 M：電波式

1SGC−□−□□

RS-232C 1点USB（Type-C）
警報接点接点 2点（標準）アナログ 1量（オプション）
BCD 最大4量（別売オプション）

DC6〜30V（定格 DC12V）

動作電源

最大： 1.2A（全機能 同時稼働時）
連続測定モード：最大値 基本機能：センサー消費電流含む120mA
GPS
時刻受信時 +20mA
LCD
ON 時 +120mA
RS233C 通信時 +20mA
BCD
BCD出力ユニットRS485通信、1ユニット+75mA
Wi-Fi
通信時 +40mA
Bluetooth 通信時 +40mA
アナログ DC4~20mA 出力時 + 75mA
圧力式 電波式
水晶式
間欠測定モード
17ｍA 120ｍA
20ｍA
1 分インターバル測定
55ｍA
10ｍA
12ｍA
2 分インターバル測定
25ｍA
6ｍA
8ｍA
5 分インターバル測定
14ｍA
5ｍA
6ｍA
10分インターバル測定
条件：水位平均処理無し
RS232Cインターバル毎に出力
LCD OFF
BCD Wi-Fi Bluetooth ／アナログ出力なし

消費電流

環境条件

動作温度：-10〜50℃ 周囲湿度：30〜90% RH（但し、結露なきこと）

取付構造

パネルマウント取付

ケース材質

鋼板製

ケース色

マンセル 5Y7/1

大きさ

138（H）x199（W）x90（D）mm

質量2kg以下

センサー入力インターフェイス

① 水位センサー RS485センサー駆動電源付き1量
出力電圧：DC12V（Max. 200mA）
適合センサーは発注時指定（水晶式センサー、圧力式センサー、電波水位計）② 雨量計
転倒マス雨量1量■水晶式水位計仕様

動作モード

連続測定モード／間欠 測定モードを操作画面で選択

出力信号① RS232C 出力1量
プロトコル：垂れ流し方式またはコマンドレスポンス方式をソフトウェアで選択② BCD用RS485出力1量 最大4ユニット接続可能③ 警報接点出力2点 フォトモスリレー接点出力 接点容量 DC36V 0.5A Max.
出力条件：選択したデータソースと比較設定値と比較条件から条件成立で接点がメーク
データソース：水位、積算雨量、時間雨量、累加雨量、10分雨量、電源電圧から選択
比較条件：＞、≧、＝、＜、から選択
比較設定値：２データ（比較設定値１ 比較設定値２）④ 水位信号
DC4〜20mA出力1量 負荷抵抗750Ω以下 信号線は本体と絶縁 発注時選択⑤ 通信機能WiFi/Bluetooth発注時選択⑥ ＵＳＢ
コネクタ形状：TypeC USB規格：USB2.0
機能：USBメモリーを接続してのデータ記録パソコンとＵＳＢ接続し内部メモリーをファイル表示① 水位：水位平均演算、レベル加減算② 雨量：積算雨量演算、時間雨量演算、累加雨量演算

データ処理

データ記録機能① 記録媒体：オンボードフラッシュメモリ32Mbyte ＳＤカードSDHC対応USBメモリー 32Gバイト以下② 記録項目：測定日時・測定データ・エラー情報を記録③ 記録方式：ＣＳＶファイル形式④ 記録間隔：1､2､5､10､15､20､30分、1時間⑤ ＷＩ
ＳＥＦ形式ファイル：（年月日、時刻、水位、積算雨量

表示・操作機能① WQVGA4.3インチカラー液晶表示静電容量式タッチパネル付き② 日本語／英語表示対応③ 計測値表示（電源電圧、水位、雨量）④ グラフ表示⑤ 記録データテキスト表示

自己診断機能

型
式
検出方式
測定範囲
精度
寸法
質
量型
式
検出方式
測定範囲
精度
寸法
質
量

CPS-4-R1

０〜４m±0.2%FS

CPS-10-R1CPS-20-R1
静電容量式
０〜２０m
０〜１０m
±0.1%FS
φ42.3×160 mm
1kg以下■電波水位計仕様
型
名
測定方式

精寸
質

エラー 情報を内部メモリーに記録

QSM-10-R1 QSM-20-R1 QSM-30-R1 QSM-50-R1 QSM-70-R1
水晶振動子
0〜10m
0〜20m
0〜30m
0〜50m
0〜70m
標準：±0.05％FS 高精度：±0.02％FS、±0.01％FS
φ60×280ｍｍ
３Kg以下■圧力式水位計仕様

測定範囲① コンデンサによるバックアップ機能 バックアップ時間 約7日② GPS 信号受信による時刻補正機能
精度：GPS補正無し 月差30秒 GPS補正あり 月差1秒

カレンダー
時計機能

199
187
175

90度
法
量

MD-10
マイクロ波パルスレーダ方式
０.５ｍ〜２０ｍ（ただし静水面の場合※）（不感帯 フランジ取付位置から下、０.５ｍ）※水面状況により測定範囲は変動します。
±10mm
265W×584H×265D mm
5kg以下

URL：https://www.takuwa.co.jp/ お問合せ：info@takuwa.co.jp
本社〒101-0047

東 京 支 店
札 幌 支 店
仙 台 支 店新 潟 営 業 所
名 古 屋 支 店
大 阪 支 店
広 島 支 店四 国 営 業 所
九 州 支 店
新技術開発センター〒120-0043〒060-0008〒980-0021〒950-0916〒451-0042〒530-0047〒732-0057〒761-8075〒812-0014〒302-0104

東京都千代田区内神田1-4-15 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
営 業 統 括 本 部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本 社 営 業 課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東京都足立区千住宮元町13-13千住MKビル 5F・・・・・・・・・・・・
札幌市中央区北八条西18-35-100エアリービル2F・・・・・・・・・・
仙台市青葉区中央3-10-19仙台KYビル 5F・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
新潟市中央区米山4-1-23米山Nビルディング4F・・・・・・・・・・・・・・
名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館216号・・・・・・
大阪市北区西天満3-1-6辰野西天満ビル4F・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
広島市東区二葉の里1-4-18日宝二葉ビル6F・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高松市多肥下町1511-1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
福岡市博多区比恵町10-28・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
茨城県守谷市久保ヶ丘1-1-1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎03-3291-5870☎03-3291-5873☎03-3291-5873☎03-3870-5301☎011-641-8962☎022-222-1261☎025-241-7110☎052-581-2808☎06-6365-1881☎082-263-3105☎087-814-3922☎092-472-4260☎0297-48-8000

FAX 03-3291-5802
FAX 03-3291-5226
FAX 03-3291-5226
FAX 03-3870-5355
FAX 011-641-8963
FAX 022-222-1262
FAX 025-241-7122
FAX 052-581-5915
FAX 06-6363-0084
FAX 082-263-0259
FAX 087-814-3923
FAX 092-472-6134
FAX 0297-48-8009

2303-AD-500