取扱説明書
Operating Instructions
ガス調整器
GAS REGULATOR
品番/Model No.

YX-25AD1 / YX-257CA

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。


周辺機器の取扱説明書も、あわせてお読みください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
Before operating this product, please read the instructions carefully and save this manual for future use.
Please also read the operating instructions of peripheral equipment.
First, please read the “Safety Precautions”.

English version is the original instructions.

OMXT0254JE11
2201

2

もくじ

Table of Contents

はじめに ................................................. 3

Introduction ......................................... 10

1. 安全上のご注意（必ずお守りください）4

1. Safety precautions ........................... 11

2. 仕様、付属品 ....................................... 5

2. Specifications................................... 122.1 仕様 ............................................................ 5
2.2 付属品 ........................................................ 5
2.3 外形図 ........................................................ 5

2.1 Specifications .........................................12
2.2 Accessories.............................................12
2.3 Outside drawing......................................12

3. 設置と各部名称.................................... 6

3. Installation and parts list................. 13

3.1 設置場所..................................................... 6
3.2 各部の名称 ................................................. 6
3.3 交換部品明細表 .......................................... 6

3.1 Installation place.....................................13
3.2 Parts list...................................................13
3.3 Spare parts list........................................13

4. 接続...................................................... 7

4. Connection ....................................... 14

4.1 ガスボンベの取り付け ............................... 7
4.2 ヒーターの使用 .......................................... 7
4.3 ご使用機器への接続................................... 7

4.1 Installation to the gas cylinder ..............14
4.2 Heater of the equipment.........................14
4.3 Connection to the equipment ................14

5. 操作...................................................... 8

5. Operation .......................................... 15

5.1 ガスの供給 ................................................. 8
5.2 作業終了..................................................... 8

5.1 Supplying the gas...................................15
5.2 Completing the operation ......................15

6. 日常点検と修理.................................... 9

6. Daily inspection and repair ............. 16

6.1 日常点検..................................................... 9
6.2 修理 ............................................................ 9

6.1 Daily inspection ......................................16
6.2 Repair.......................................................16

OMXT0254JE11 はじめに• 本製品は、ＣＯ ２、アルゴン、混合（ＣＯ ２＋アルゴン）ガス用の流量計付き圧力調整器で、小形軽量に製作されたものです。

• 本製品の設置、使用、サービスに先立ち、取扱説明書の内容に従い、安全に作業を行ってください。

 安全な使い方に関する警告表示
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険
警告
注意

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

してはいけない内容です。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」
です。

実行しなければならない内容です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

気をつけていただく内容です。

 免責事項
下記のいずれかに該当する場合は、弊社ならびに本製品の販売者は免責とさせて頂きます。
•正常な設置・保守・整備および定期点検が行われなかった場合の不都合。
•天災地変、その他不可抗力による損害。
•弊社納入品以外の製品・部品不良、または不都合に伴う本製品の問題、または本製品と弊社納入品以外の製品、部品、回路、ソフトウェア等との組み合せに起因する問題。

•誤操作・異常運転、その他弊社の責任に起因せざる不具合。
•本製品の使用（本製品の使用により製造された製品が紛争の対象となる場合を含みます）に起因する、知的財産権に関する問題。（プロセス特許に関する問題）• 本製品が原因で生じる逸失利益・操業損失等の損害またはその他の間接損害・派生損害・結果損害。

【本製品廃棄上のご注意】
本製品を廃棄される場合は、認可を受けた産業廃棄物処理業者と廃棄処理委託契約を締結し、廃棄処理を委託してください。

 本書の記載内容は、２０２２年 １月 現在のものです。
 本書の記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
OMXT0254JE11

3安全上のご注意（必ずお守りください）

1. 安全上のご注意（必ずお守りください）
注
重大な人身事故を避けるために、必ず次のことをお守りください。

意

ガスボンベ・ガス流量調整器
ガスボンベの転倒や、ガス流量調整器が破裂すると、人身事故を負うことがあります。

（1） 本製品は安全性に十分配慮して設計・製作されていますが、ご使用にあたってはこの取扱説明書の注意事項を必ず守ってください。これらを守らずに使用します （1） ガス調整器への油分等の禁止と、死亡または重傷などの重大な人身事故を引き起こ
ガス調整器に、油分、水分やちりやほこりが付着してす場合があります。
いたり、これらの異物が内部に入った場合、本製品が（2） 他のガスへの転用の禁止
腐食したり、使用されているガスの外部への漏洩、さ本製品は、CO2、混合（CO2 ＋アルゴン）ガス用のガらに、本製品が圧力を調整する機能を損なう危険性があります。なお、本製品に、潤滑油やグリースの補給
ス調整器で、これらのガスに適合するように製作されを必要とする機構はありません。
ています。ガスによっては、混合すると爆発したり、化学反応をおこし別の物質に変化する等のことがあ （2） 安全弁の確認と作動条件
本製品には、異常な調整圧力上昇時に本製品が破損す
り、危険です。
ることを防止するために、安全弁が取り付けられていまた、入口継手（ボンベ取付ナット）の種類と形状は、ます。この安全弁の動作圧力は、0.35 ～ 0.5 MPa となっ使用されるガスボンベによって異なりますので、ご注ています。安全弁の作動圧力は、出荷時に設定されて意ください。CO2、混合（CO2 ＋アルゴン）ガスのガいますので、絶対に触らないでください。安全弁が作スボンベとボンベ取付ナットのねじは、W22-14 山の右動し、ガスが漏洩した場合は、圧力調整機能の故障（通ネジです。
常「出流れ」現象と呼びます）が考えられますので、ガ（3） 本製品は、サイフォン式ボンベには適用できません。
スボンベのバルブを直ちに閉めて、ご使用を中止し、弊（4） ガス調整器の仕様およびご使用条件の確認
社または販売店で安全をご確認ください。
本製品は、発注された時にご指定された仕様で製作さ（3） ガスボンベの取り扱い
れています。
ガスボンベの取り扱いに関しては、高圧ガス取締法を
下記①～⑤の事項をご確認のうえ、ご使用条件が本製
遵守し、貴社社内基準に従って正しく管理してくださ品の仕様と整合性があるかどうかご確認ください。特い。ガスボンベには、高圧ガスが封入されておりますに、ガス調整器には、高圧ガスが入りますので、入口
ので、取り扱いを誤ると、高圧ガスが吹き出したり、本圧力（１次圧力）のご確認をしてください。本製品の製品が破裂し人身事故を発生させることがありますの最大の入口圧力は、CO2 ガスの場合の 11.8MPa、混合で、下記事項を遵守してください。
（CO2 ＋アルゴン）ガスの場合 14.7MPa です。
①ガスボンベが転倒すると、人身事故を負うことがあり①ご使用される入口圧力（１次圧力）ます。
②取り付けられている圧力計②ガスボンベは、専用のボンベ立てに固定してくださ③入口継手の種類と形状い。ガスボンベは、必ず垂直に固定し、横倒しの状態④出口継手の種類と形状で使用しないでください。
⑤ご使用される流量③ガスボンベは、その内部圧力が、温度によって変化します。ガスボンベが、直射日光にさらされたり、熱源
本製品の仕様とご使用条件が一致しない場合、本製品のそばに置かれていると、内部圧力が上昇し、ボンベの破損や破裂、ガスの漏洩などの危険があります。
自体の安全弁が作動することがあります。
（5） 感電防止のため、本器の接地を確実に行ってください。
④ガスボンベにガス調整器を取り付ける前に、ガス調整［ Ｄ 種接地工事（旧第３種接地工事）接地抵抗 100Ω 以
器のボンベ取付ナットの内部に、ボンベパッキンが挿下］
入されていることをご確認ください。挿入されていな（6） 作業環境の確認い場合は、必ずボンベパッキンを挿入してください。
本製品をご使用される作業場所は、ご使用されるガス⑤ガスボンベのバルブを開く時は、本製品の正面（圧力により酸素欠乏症状とならないように良好な換気を計の正面）に立たないでください。
行ってください。
また、バルブはゆっくりと少しずつ開き、全開状態としてください。
⑥ガスボンベを使用しない時は、必ず本製品を取り外し、保護キャップを取り付けてください。
⑦ガスボンベに、溶接トーチを掛けたり、電極がガスボンベに触れないようにしてください。
お知らせ

製品に付けられている、警告表示および本取扱説明書の内容について

 製品に付けられている警告表示および本取扱説明書の内容は、製品に関する法令・基準・規格・規則等（関連法規等という）に基づき作成されていますが、これらの関連法規等は改正されることがあります。

 改正により、関連法規等に基づく使用者側の製品使用に際しての規制内容に変更が生じた場合につきましては、使用者側の責任において対応していただきますようお願いします。

4

OMXT0254JE11

仕様、付属品

2. 仕様、付属品
2.1 仕様YX-25AD1 , YX-257CA

品番
適用ガス

溶接用液化炭酸ガス
（CO2）

入口圧力

1 MPa ～ 11.8 MPa

溶接用混合ガス（CO2 ＋ Ar）

溶接用アルゴンガス（Ar）

1 MPa ～ 14.7 MPa

調整圧力0.25 MPa

ガス流量

1 L / min ～ 25 L / min.

使用率

100 %
AC 100 V±10 V , 200 W

ヒーター電源YX-25AD1: 2 m , YX-257CA: 3 m

ヒーターケーブル長さ

YX-25AD1：2P コンセント， YX-257CA：3P コンセント
ヒーター

ヒーターケーブルコンセント
高圧側：2.7 MPa ～ 3.5 MPa

安全弁作動圧力， 低圧側：0.35 MPa ～ 0.4 MPa

2.2ｋｇ

質量
注 記

本製品は、入口圧力 1MPa 未満のガス供給源（例：集中配管）には使用しないでください。（精度が低下します。集中配管部には、集中配管用「流量計」をご使用ください。）

2.2 付属品
品名

部品品番

数量

PG6201A

ボンベパッキン2

YX-25AD1











W22-14178

YX-257CA

2.3 外形図

55

Panasonic

安全弁

M12×1
φ8.5
96

53
149

OMXT0254JE11

70

76
146

5

設置と各部名称

3. 設置と各部名称
3.1 設置場所
本製品は、下記の条件を満たす場所でご使用ください。
（1）屋内。
（2）直射日光、水滴や雨のかからない場所（5）海抜 1,000m 以下のところ。
（6）溶接機から発生する以外で、埃、酸、腐食性ガ
ス等の物質の極めて少ない場所。

（3）周囲温度：（a）-10 ～ +40 ℃（溶接作業時）※ 溶接機の取扱説明書も合わせて精読してください。

（b）-20 ～ +55 ℃（運搬後・保管時）（4）温度に対する湿度（a）50% 以下（周囲温度 40 ℃時）（b）90% 以下（周囲温度 20 ℃時）

3.2 各部の名称
圧力計
流量計カバー
YX-257CA








フロート

YX-25AD1



ボンベパッキン
流量計

Panasonic

流量調整つまみ
ホース口（組）ボンベ取付ナット

3.3 交換部品明細表
部品名

部品品番

数量

ボンベパッキン

PG6201A

1

ホース口（組）

A435871

注 記• 安全維持の為、上記以外の部品の補修はできません。

6

OMXT0254JE11

接続

4. 接続
4.1 ガスボンベの取り付け
注意

ガスボンベのねじ山が変形して、本製品が取り付けにくい時は、無理に取り付けない。無理な取り付けにより、ガスボンベおよび本製品のねじ山を傷つけ、重大な人身事故に結びつくことがある。

次の手順で取り付けてください。
（1）ガスボンベがしっかりと垂直に固定されていることを確認してください。
（2）ボンベ取付ナットに適合したスパナまたはモン
キーレンチを用いて、ガス漏洩が無いように、ボンベ取付ナットを確実に締めてください。
＜注記＞

流量計が地面に対して垂直になるように取り付けてください。流量計が垂直に取り付けられない場
合、流量表示用フロートが正確に作動せず、正しい流量表示をしません。
≪ お願い ≫• ガスボンベおよびガス調整器の取り付け部分の油分、水分、ちりやほこり等の付着物は、ご使用前に必ず取り除き、十分清掃してください。本製品にゴミが入った場合、ガス漏洩、ガス通路の閉塞等、故障の原因になります。

ガス調整器
流量計

W22-14

ボンベ
取付ナット

ガスボンベ
出口継手
φ8.5

• 本製品のボンベ取付ナットの内部にボンベパッキ

ンが挿入されていることを確認してください。挿入
されていない時は、必ずボンベパッキンを挿入してください。ボンベパッキンが損傷している場合は、新品のパッキンと交換してください。

ガスホース
接地1.25mm2以上
ヒーターケーブル• 本製品はサイフォン式ボンベには使用できません。

4.2 ヒーターの使用≪ お願い ≫• CO2、混合（CO2+ アルゴン）ガスをご使用の場合、必ずヒーターケーブル所定のコンセントに接続して、ヒーターをご使用ください。ヒーター無しで使用すると、凍結やガス漏れの原因になります。
ただしヒーター使用時、本製品の金属部分は高温となります。（出口継手部で約 60 ℃）
アルゴンガスをご使用の場合は、ヒーターを使用する必要はありません。

4.3 ご使用機器への接続
本製品の出口継手（流量計部ホース継手）とご使用される機器とを、接続してください。この時、必ずご使用される機器の取扱説明書も併せてお読みく
ださい。

OMXT0254JE11

7

操作

5. 操作
注意

ガスボンベのバルブを開く時は、本製品の正面（圧力計の正面）に立たない。

5.1 ガスの供給（1）ヒーターの電源を ON します（スイッチはありませんので、ヒーターコンセントを電源に接続してください）。

流量計
圧力計

参 考
• アルゴンガスをご使用の場合は、ヒーターを使用する必要はありません。
（2）流量調整つまみが、『SHUT』（右回転）の方向に閉じていることを確認してください。
（3）ボンベ開閉ハンドルを手で軽く叩き、1 秒間に 5度程度の割合でゆっくりと少しずつ開き、圧力計の指針が徐々に上昇し、停止することを確認します。その後、バルブを全開にしてください。

ガスボンベ『OPEN』（4）流量計のフロートを見ながら、流量調整つまみ『OPEN』（左回転）方向にゆっくりと回して、所定流量に調整して、作業を開始してください。流
量値は、下図のように、フロートの中心で目盛線を読んでください。
流量調整つまみ
目盛線
注 記
フロートの中心• 湿度が高いときに、連続してガスを流した場合、ガス調整器の表面に露が付着することがありますが、異常ではありません。そのままお使いください。

5.2 作業終了（1）ガスボンベのバルブを閉じてください。
（2）ご使用されている機器側のバルブを全開し、圧力計の指針が 0 MPa になるまでガスを放出してください。
（3）ガス放出後、流量調整つまみを『SHUT』（右回転）方向に回し全閉とし、機器側のすべてのバルブ類も閉じてください。
（4）ヒーターの電源を OFF します（スイッチはありませんので、ヒーターコンセントを電源から抜
いてください）。

8

OMXT0254JE11

日常点検と修理

6. 日常点検と修理
6.1 日常点検（1）本製品内にガスが入っていない状態で、圧力計の指針が 0 MPa を示していることを確認してください。
（2）本製品内にガスが入っている状態で、各ねじ込
み部および各接続部に石けん水（家庭用中性洗剤を 10 ～ 20 倍の水で薄めたもの）を塗布し、ガス漏洩がないことをご確認してください。
（3）ガス供給後、流量調整がスムーズに出来ることをご確認してください。
（4）ガス供給後、安全弁からガスが漏洩していないことをご確認してください。

6.2 修理注意

重大な人身事故の発生の原因になるので本製品の分解修理や改造は絶対に行わないこと。

以下の症状が発生した場合には、分解は行わず、弊社または販売店に必ずご連絡ください。
（1）本製品内にガスが入っていない状態で、圧力計の指針が 0 MPa に戻らない。
（2）本製品内にガスが入っている状態で、各ねじ込
み部および各接続部からガスが漏洩している。
（3）ガス供給後、流量調整がスムーズに出来ない。
（4）ガス供給後、圧力計が上がらない。
（5）ガス供給後、安全弁からガスが吹き出る。
（6）圧力計が破損している。
（7）流量計が破損している。

OMXT0254JE11

9

Introduction

Introduction
This compact and light-weight pressure regulator with flow meter is for use of liquefied CO2,
argon and ( CO2 + argon ) gas.

Signal Words and Safety Symbols
Signal Words

DANGERWARNINGCAUTION

Safety Symbols (Examples)

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result indeath or serious injury.

Indicates a prohibited
action.

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result indeath or serious injury.

Indicates a
mandatory action.

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result inminor injury or property damage.

Indicates ahazard alert.

Disclaimer
Our company and its affiliates (including any subcontractor,
sales company or agent) shall not assume or undertake
any responsibility or liability of the followings:• Any problem arising out of, or directly or indirectly attributable to,
the failure of user to carry out those normal installation, normal
maintenance, normal adjustment and periodical check of this
Product.
• Any problem arising out of any Force Majeure, including but notlimited to, act of God.
• Any malfunction or defect of this Product that is directly or indirectly the result of any malfunction or defect of one or more
related parts or products that are not supplied by our company.
Or any problem arising out of, or directly or indirectly attributable
to, the combination of this Product with any other product,equipment, devices or software that is not supplied by our company.

• Any problem arising out of, or directly or indirectly attributable to,user’s failure to strictly carry out or follow all of the conditions
and instructions contained in this instruction manual, or user’s
misusage, mishandle, operational miss or abnormal operation.
• Any problem arising out of this Product or the use of it, thecause of which is other than the foregoing but is also not attributable to our company.
• Any claim of a third party that this Product infringes the intellectual property rights of such third party that are directly or indirectly caused by User’s use of this Product and relate to themethod of production.

ANY LOST PROFITS OR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION
WITH OR ARISING FROM ANY MALFUNCTION,
DEFECT OR OTHER PROBLEM OF THIS PRODUCT.

 This operating instructions manual is based on the information as of January, 2022.
 The information in this operating instructions manual is subject to change without notice.
 English version is the original instructions.
10

OMXT0254JE11

Safety precautions

1. Safety precautions
CAUTIONS
Gas cylinder and gas regulator

Observe the following instructions to prevent thehazard.

（1） This product has been carefully designed and manufac-

To prevent falling down of the gas cylinder andbreak of the gas regulator, always keep thefollowing in mind.

（1） Keeping the gas regulator away from oil, grease, etc.
tured while taking safety aspects into consideration.
If oil, water or dust is attached or enters the gas
However, always follow the instructions and cautions
regulator, it may cause corrosion, leakage of the gas todescribed in this manual. Otherwise severe injury oroutside or damage the pressure regulating function ofdeath could be caused.
the unit.
（2） Prohibition of the use of the gas regulator for another
This unit does not have a mechanism which requires
gas. This gas regulator is manufactured for use of liquereplenishment of gas or oil.
fied CO2, and mixed (CO2 + argon) gas. Certain types（2） Confirmation and operation conditions of the safetyof gas are dangerous because, when mixed, they may
valve. This product is equipped with a safety valve to
explode or react to be another substance. The types
prevent damages to the unit in case of abnormal reguand shapes of inlet joint (connection nut) depend on thelating pressure rise. The working pressure of this safety
types of the gas cylinder used. A right-handed screw ofvalve is 0.35 to 0.5MPa. Since the working pressure of
W22-14 thread is used for the screw of the liquefied
the safety valve has been set before shipment, neverCO2, and mixed (CO2 + argon) gas.
touch the valve. If the safety valve is actuated and gas（3） This product is not available for siphon-type cylinder.
leakage occurs, failure of pressure regulating function
is considered. Immediately close the valve of the gas（4） Confirmation of the specifications and operation condicylinder, stop operation, and contact our company ortions of the gas regulator. This unit has been manufacsales shop to confirm the safety.
tured in accordance with the specifications designatedat the time of order. Please check the following items （3） Handling of gas cylinder((a) through (e) shown below) and confirm that yourAs for handling of the gas cylinder, obey regulations for
operation conditions are suitable for the specifications
the control of high pressure gas and your internal rules.
of the unit. Since high pressure gas is contained in the
Since the gas cylinder contains high pressure gas,
gas regulator, confirmation of the inlet pressure (prioperation error could cause blowing off of high presmary pressure) is most important.
sure gas or damages to the unit, resulting in severe
The maximum inlet pressure of the units 11.8MPa for
accidents. Follow the instructions shown below.
CO2 gas and 14.7MPa for mixed (CO2 + argon) gas.
（a）If a gas cylinder is fell down, it could cause severe
accidents.
（a）Inlet pressure to be used (primary pressure)（b）Fix the gas cylinder on the cylinder stand. Be sure（b）Installed pressure gauge.
to stand the cylinder in a vertical position. Never use（c）Type and shape of inlet joint.
the cylinder in a horizontal position.
（d）Type and shape of outlet joint.
（c）
The internal pressure of the cylinder may change（e）Flow rate to be used
dependingon the temperature. If the cylinder is
If the specifications of the unit and yore operation
exposedtodirect sunlight or placed by a heatconditions are not compatible, damage or rupture ofsource, the internal pressure may rise and its safety
the unit, gas leakage, etc. could be caused.
valve may be actuated.
（5） Be sure to ground the equipment properly for preven（d）
Before installing the gas regulator to a gas cylinder,tion against an electric shock.
make sure that the packing is inserted inside the（6） Confirmation of work environment
connection nut of the regulator. If not, insert the
The place where this unit is operated should be fully
packing.
ventilated so as to prevent oxygen deficiency due to the（e）
When opening the valve of the gas cylinder, neveruse of gas.
stand in front of the unit (in front of the pressuregauge). Slowly open the valve to the fully opened
position.
（f） When the gas cylinder is not in use, be sure to
remove the unit from it and attach the protection cap
to its joint.
（g）Never try to hang welding torch on the gas cylinder.
Make sure that the electrode does not touch the gas
cylinder.

OMXT0254JE11

11

Specifications

2. Specifications
2.1 Specifications
Model No.

YX-25AD1 , YX-257CA

Applicable Welding Gas

Liquefied CO2 Gas(CO2)Inlet Pressure

1 MPa to 11.8 MPa

Mixed Gas
(CO2+Ar)

Argon Gas(Ar)

1 MPa to 14.7 MPa

Adjustment Pressure

0.25 MPa

Gas Flow Rate

1 L / min to 25 L / min

Duty Cycle

100 %Power for Heater

AC 100 V±10 V , 200 W

Heater Cable Length

YX-25AD1: 2 m , YX-257CA: 3 m
YX-25AD1：2 Pole Plug

HeaterHeater Cable PlugOperation Pressure of
Safety Valve

YX-257CA：3 Pole Plug,Primary : 2.7 MPa to 3.5 MPa , Secondary : 0.35 MPa to 0.4 MPa

Mass

2.2 kgNote
Do not use this product to supply gas whose inlet
pressure is less than 1MPa (for example, centralized
piping). Such usage deteriorates precision of the
product. (To the centralized piping, use a flow meterfor centralized piping.)

2.2 Accessories
Description
Packing

Part No.

Q’ty

PG6201A

2

YX-25AD1











W22-14178

YX-257CA

2.3 Outside drawing

55

Panasonic

Safety Valve

M12×1
φ8.5
96

53
149

12

70

76
146

OMXT0254JE11

Installation and parts list

3. Installation and parts list
3.1 Installation place
Selecting proper location is a critical factor fortrouble-free operation of the power source. Read thefollowing instructions to choose proper location.
• Locate indoors only.

• Altitude above sea level: up to 1000m.

• Avoid exposure to the direct sun light or the rain or• Free from abnormal amounts of dust, acid, corrosive gases or substance etc. other than those generated by the welding process (Especially, avoid
where the metallic substance may get into thepower source.)

water spray.
• Range of temperature of the ambient air:（a）during welding: -10 to 40deg-C（b）after transport and storage: -20 to 55deg-C※ Read the operation manual of welding machine
thoroughly.

• Humid:（a）up to 50% at 40deg-C（b）up to 90% at 20deg-C

3.2 Parts list
Pressure Gauge
Cover

YX-257CA


YX-25AD1







Float



Packing
Flow Meter Ass’yPanasonic

Knob Control
Hose Fitting Ass’yConnection Nut

3.3 Spare parts list
Description

Part number

Q’ty

Packing

PG6201A

1

Hose Fitting Ass’y

A435871

Note• For safety, any other parts are not repairable.

OMXT0254JE11

13

Connection

4. Connection
4.1 Installation to the gas cylinder
CAUTIONlf the thread of the gas cylinder is deformed and the unit cannot be smoothly
connected，do not force the connection. Doing so could damage the threadsof the gas cylinder and the unit，resulting in severe accident.

Please install it according to the following
procedure.

（1）Make sure that the gas cylinder is fixed securely
in a vertical position.

（2）Use spanner or adjustable end wrench which issuitable for the connection nut and fully tighten
the nut so as to prevent gas leakage.
< Note >4.3 Connection to the equipment
Connect the outlet joint (hose joint of the flow
meter) and the equipment to be used. Be sure toread the operation manual of the equipment to be
used.

Gas regulator

Connection nut

Install the flow meter so that it will be verticalagainst the floor. If the flow meter is not verticallyinstalled, a float for indicating the flow rate does
not correctly operate and the correct flow rate is
not indicated≪ Request ≫• Remove oil, water, or dust from the connecting
portions of the gas cylinder and the regulator andthoroughly clean them. If dust enters the unit, it willcause gas leakage, clogged gas passage, or othermalfunctions.

• Make sure that the cylinder packing is inserted into
the connection nut of the unit. If not, be sure toinsert the packing. If the cylinder packing is damaged replace it.

W22-14

Flow meter

Outlet joint

Gas cylinder

φ8.5
Gas hose
Ground1.25mm2 or more
Heater cable• This product is not available for siphon-type cylinder.

4.2 Heater of the equipment≪ Request ≫• When using CO2 or mixed（CO2 ＋ argon）gas,

connect the heater cable to the specified outlet inorder to heat the equipment to prevent freezing
and gas leakage.
Please note that when the heater is used, metalparts of the product becomes very hot. For example, the temperature at the outlet joint rises toabout 60 degrees C.
When using argon gas, it is not necessary to connect the heater.

14

OMXT0254JE11

Operation

5. Operation
CAUTION

When opening the valve of the gas cylinder, never stand in front of the unit (infront of the pressure gauge).

5.1 Supplying the gas（1）Turn on power to the heater. (Since the heater does
not have a power switch, plug in the heater.)

Note

Flow meter
Pressure gauge• When using argon gas, it is not necessary to connect
the heater.

（2）Make sure that the flow control knob is set to the
SHUT position (clockwise).

（3）Tap the handle of the cylinder with your handand slowly open the valve (about 5 degrees per
second) while observing that the needle of thepressure gauge goes up slowly and then spots.
Afte that，fully open the valve.
（4）While observing the float of the flow meter,
slowly rotate the flow control knob to the OPEN
position (counterclockwise) to adjust until therequired flow rate is obtained and start theoperation. Read the scale mark where thecenter of the float indicates on the scale asshown right.

Gas cylinder『OPEN』

Flow control knob

Note

Scale
Center of the float• When gas is continuously supplied in a highly humid
condition, dew may form on the surface of the gas regulator. This is not an abnormal condition.

5.2 Completing the operation（1）Close the valve of the gas cylinder.
（2）Fully open the valve on the side of theequipment and discharge the gas until the needle of the pressure gauge points to 0MPa.

（3）After the gas is discharged, rotate the flow
control knob clockwise to the fully closed
position SHUT. Close all the valves on theequipment.
（4）Turn off power to the heater. (Since the heater does
not have a power switch, unplug in the heater.)

OMXT0254JE11

15

Daily inspection and repair

6. Daily inspection and repair
6.1 Daily inspection（1）Make sure that the needle of the pressure gauge points to 0MPa when gas is not contained in the uni t.
（2）While gas is contained in the unit, check for gas leakage by applying soap-and-water solution (household
neutral detergent diluted with water 10 to 20 times) to each screwed and connected portion.

（3）After supplying gas, make sure that the flow rate can be adjusted smoothly.
（4）After supplying gas, make sure that the gas does not leak from the safety valve.

6.2 Repair
CAUTION

If the following conditions occur, parts need to be changed. Never disassemble by yourself. Contact our company or sales shop.

If the following conditions occur, parts need be to be changed. Never disassemble by yourself. Contact ourcompany or sales shop.

（1）When gas is not contained in the unit, the needle of the pressure gauge does not return to 0MPa.
（2）When gas is contained in the unit, the gas leaks from each screwed or connected portion.
（3）After supplying gas, the flow rate cannot be adjusted smoothly.
（4）After supplying gas, the needle of the pressure gauge does not goes up.
（5）After supplying gas, it leaks from the safety valve.
（6）The pressure gauge is broken.
（7）The flow meter is broken.

16

OMXT0254JE11

OMXT0254JE11

17

18

OMXT0254JE11

OMXT0254JE11

19

2007

OMXT0254JE11