DO

セット構成

内容

商品コード

Multi 3510 IDS

本体、携帯ケース、単三乾電池、USB ケーブル（A ; ミニ B タイプ）

W2FD350

Multi 3510 IDS セット 4

本体、光学式 DO 電極：FDO 925（ケーブル 1.5 m）、携帯ケース、単三乾電池、USB ケーブル（A ; ミニ B タイプ）他

W2FD354

光学式溶存酸素計（携帯用 / ラボ用）

pH/ORP型式

ラボ用溶存酸素計

DO optical

Multi 3510 IDS 型

inoLab Multi 9310 / 9310P IDS 型
内容

商品コード

inoLab Multi 9310 IDS

本体、電源コード、スタンド、USB ケーブル

W1FD350

inoLab Multi 9310 セット 4

本体、光学式 DO 電極：FDO925、電源コード、スタンド、USB ケーブル

W1FD354

inoLab Multi 9310P IDS

本体（プリンター付き）、電源コード、スタンド、USB ケーブル

W1FD350P

DO

型式イオン電極

携帯用溶存酸素計

Portable /Lab
ラボ・携帯用

光学式溶存酸素計（携帯用 / ラボ用）

型式

内容

商品コード

inoLab Multi 9620 IDS

本体、電源コード、スタンド、USB ケーブル

W1FD560

inoLab Multi 9620 セット C

本体、pH 電極：SenTix 980、導電率電極：TetraCon 925、pH 標準液、pH 内部液、3M KCl、導電率標準液、電源コード、スタンド、USB ケーブル

W1FD56C

inoLab Multi 9630 IDS

本体、電源コード、スタンド、USB ケーブル

W1FD570

inoLab Multi 9630 セット K

本体、pH 電極：SenTix 980、光学式 DO 電極：FDO 925、導電率セル：TetraCon 925、pH 標準液、
pH 内部液、電源コード、スタンド、USB ケーブル

W1FD57K

導電率

inoLab Multi 9620 IDS / 9630 IDS 型

マルチ測定

上の写真はオンライン用光学式 DO センサー
FDO 700IQ です。

内容

商品コード

FDO 925

光学式 DO 電極、ケーブル 1.5 m

W201 300

FDO 925-3

光学式 DO 電極、ケーブル 3 m

W201 301

FDO 925-P

光学式 DO 電極、ケーブルなし

W201 306

150.0

JIS K0102（工場排水試験方法）が平成 28 年 3 月 22 日付で改正され、「溶存酸素の測定方法」に光学式センサを用いた測定法が新たに追加されました。

205.5

15.3

21.7

光度計

型式

アクセサリ（別売品）
SC-FDO 925

センサーキャップ

W201 310

A925/K

センサー保護筒、POM 製

W903 836

RZ 300

BOD・DO 測定用電極先端スターラー

W203 824

TS 19

BOD 測定用漏斗ファンネルセット

W205 710

FR 19取付リング

W205 712

STH 650

電極スタンド

W109 809

D 201

フロースルーセル

W203 730

IDS MLM kit

ワイヤレス通信モジュールキット

W108 144〈アプリケーション別選定フローシート〉
豊富なアクセサリ類

フィールドで測定

低エネルギーの緑色光を採用

●校正不要
TS 19

STH 650

センサーキャップに校正データ保存

IDS WLM kit●メンテナンスが簡単
隔膜の交換や電解液の補給は不要※記載の製品に関しては、改良のため予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承下さい。

WTW社輸入総代理店

実験室で測定●長期安定測定

RZ 300BOD

光学式 DO 電極 FD0 925 型

光学式 DO 電極●試料の流速不要
流速がなくても測定可能

販売店●データメモリ機能（最大 10,000 件）
保存したデータはUSB メモリに転送可能● BOD 測定にも対応●ワイヤレス通信対応＊認証番号：007-AB0103

P-B10199

181203TM

1 項目のみ２〜３項目同時に

inoLab Multi 9310 IDS 型

inoLab Multi 9620 IDS 型

inoLab Multi 9310P IDS 型

inoLab Multi 9630 IDS 型

DO と pH / 導電率 / 濁度もMulti3510 IDS 型

Multi
3620 IDS 型

Multi
3630 IDS 型

濁度

ラボ用溶存酸素計

光学式 DO 電極の原理とその特長

光学式 DO 電極を使用できる機種■ 測定原理仕様（測定器本体）
分子を構成する電子の持っているエネルギーレベルは、外部から紫外線等の照射を受けると光エネルギーを吸収して「基底状態」から「励起状態」に遷移します。通常、光励起された分子は、蛍光を放射してもとの基底状態に戻ります。しかし、光励起状態にある分子の周りに酸素分子が存在すると、励起エネルギーが酸素分子に奪われ、蛍光発光強度が減少します。この現象は消光現象と呼ばれ、蛍光発光の強度は酸素分子濃度に反比例します。このことにより、蛍光発光の消光現象は、励起光照射から蛍光発光が消えるまでの時間や励起光と蛍光発光
100 %励起光との位相のズレを測定してO2 なしの酸素濃度に変換されます。
蛍光発光曲線
O2 ありの蛍光発光曲線

強度受光部■ 携帯用溶存酸素計
Multi 3000 シリーズ
◦明るく高解像度で見やすいカラーディスプレイ（3620、3630）

蛍光発光

励起光源

測定項目

DO 濃度、飽和率、酸素分圧、pH、ORP、導電率、比抵抗、塩分、TDS、温度、濁度

表示項目数
データメモリー◦保護等級 IP67 の防水構造

インターフェース

◦電極の交換により DO の他に pH、導電率、濁度の測定もできます

電源■ ラボ用溶存酸素計
inoLab Multi 9000 シリーズ

0%

電極部構造

時間［μｓ］
Zeit [µs]DO 測定に使用される蛍光発光信号の強度ではなく、10-6 秒単位の発光開始時間(T1,T2) を測定しています。

長●長期安定測定…低エネルギーの緑色光（ソフトグリーン LED）を採用●試料の流速不要…流速がなくても測定可能

1 項目（3510 型）
500 件（手動）、4500 件（自動）Multi 3620 IDS 型

2 項目（3620 型）

Multi 3630 IDS 型

3 項目（3630 型）

500 件（手動）、10000 件（自動）USB-B

USB-A、USB-B1.2 V NiMH 充電式単三電池 4 本

1.5 V 単三電池

AC100 〜 240V、50/60Hz

本体寸法

80（W）× 180（D）× 55（H）mm

本体質量約 0.4kg

型式◦大きく見やすいディスプレイ
◦USB インターフェースによりパソコンへのデータ転送ができます◦USB メモリスティックによるデータ読取可能（9620、9630）◦電極の交換により DO の他にpH、mV、導電率、比抵抗、塩分、TDS、濁度の測定もできます

測定項目

蛍光発光

励起

蛍光物質
コーティング
メンブレン

緑色光発光技術●校正不要…センサーキャップに校正データを保存●メンテナンスが簡単…隔膜の交換や電解液の補給は不要●応答時間が早い…99％応答 60 秒以下●気泡の影響を受けにくい独自のセンサーキャップ形状
FDO のセンサーキャップは角度が 45 度に設計デザインされており水面に対して垂直にした場合でも気泡の影響を受けずに正確な測定ができます。

データメモリー

FDO 925-3

FDO 925-P

W201301

W2013060.0 〜 200.0％ / 測定値の± 0.5％
0.0 〜 400mbar / 測定値の± 0.5％

温度0.00 〜 20.00mg/L / 測定値の± 0.5％

範囲 / 精度

USB-B

USB-A、USB-B

電源

AC100 ～ 240V、50/60Hz

本体寸法9310 型：240(W) × 190(D) × 80 (H) mm
9310P 型：
290(W) × 190(D) × 80(H) mm

280(W) × 240(D) × 70(H) mm

本体質量9310 型：約 0.8kg
9310P 型：約 1.0kg

デジタル●デジタル信号による自己診断●各センサーは複数種類の長さのケーブルの中から選べます

45°傾斜

電極材質

センサー

POM、ステンレス、PVC、シリコン、PMMA、PV、FPM（Viton）

電極寸法

150 ± 1(L) × 15.3 ± 0.2( φ )mm
1.5m（標準タイプ）

3m

約 2.5kg■ ワイヤレス測定用アクセサリ
IDS 電極用通信モジュール
IDS WLM-S
商品コード：W108 141

測定器用通信モジュール
IDS WLM-M
商品コード：W108 142●本体にセンサーを接続するだけでセンサー種類を自動認識

60 秒以下（99% 応答、水温 20℃、撹拌時）

センサーキャップ

インテリジェント
●校正データはセンサーに記憶

0 〜 50.0℃ / ± 0.2℃

応答性

500 件（手動）、10000 件（自動）AC100 ～ 240V、50/60Hz
1.5V 単三乾電池４本
USB-B ポート経由（充電機能なし）

Multi シ リ ー ズ の 機 種 は、DO 濃 度、pH、ORP、導電率、濁度など、必要な測定項目を自由に選択することが可能です。独自の「IDSセンサー」で幅広いアプリケーション、様々な目的に対応する万能型測定器です。

W201300

範囲 / 精度

3 項目

500 件（手動）、5000 件（自動）インターフェース

各測定項目のセンサーを取り揃えております。

FDO 925

範囲 / 精度

2 項目

スペースでの測定も快適に行えます。

商品コード

酸素分圧

1 項目

ドラフト内や恒温槽内のサンプルの測定も狭い

型式

飽和率

DO 濃度、飽和率、酸素分圧、pH、ORP、導電率、比抵抗、塩分、TDS、温度、濁度さを軽減し、断線等のトラブルもなくなります。

仕様（光学式 DO 電極 FDO925 型）
範囲 / 精度

inoLab Multi
9630 IDS 型

ワイヤレス測定により、測定の際のわずらわし● BOD 測定に対応

DO

inoLab Multi 9310 型のプリンター内蔵タイプ

inoLab Multi
9620 IDS 型■ 全機種でワイヤレス測定が可能（認証番号：007-AB0103）

BOD 測定用フラン瓶の規格に対応した電極のため、BOD の測定も行えます。
ま た、 電 極 先 端 ス タ ー ラ ー
RZ300 や 電 極 の 固 定 位 置を調整するファンネルセット
TS19 などアクセサリも充実しています。

センサーキャップに埋め込まれたデータチップには、工場出荷時校正やメンテナンスデータが記録されているため、センサーの校正は不要です。

inoLab Multi 9310P IDS 型

inoLab Multi
9310 (P) IDS 型

表示項目数（ただし応答時間短縮のためには撹拌必要）

フォトセル

センサーキャップに埋め込まれたデータチップ

ケーブル長

Multi 3510 IDS 型

参照光源

蛍光物質

従来の光学式技術では青色光（高エネルギーな光）を採用していましたが、青色光は蛍光物質の消耗速度が速く、センサーキャップの寿命が短くなってしまいます。 光 学 式 DO 電 極 FDO925
は低エネルギーの緑色光 LED を採用しているため、蛍光物質の消耗速度が遅く、センサーキャップの寿命が長くなります。

型式◦USB メモリスティックによるデータ読取可能（3620、3630）

2■特Portable /Lab

ケーブル別途（1.5、3、6、10、15、20、25、40、60、100m）●あらゆる項目や用途に利用できるIDSセンサー●センサーはWTWの高度な技術で製造されていますUSB 充電器

WLM-Charger
商品コード：W108 143＊アダプターは別途＊最大 5 連結まで可能