取扱説明書
マルチチャンネル信号発生器

MODEL SG--7040A

株式会社

ノイズ研究所

第 1.00 版
AEJ00616
616-001-0A0A

お断り• 本書の内容は予告なく変更されることがあります。
• 株式会社ノイズ研究所の許可なしに、いかなる方法においても本書の複写、転載を禁じます。
• 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございました
ら、ご購入元までご連絡ください。

• 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、ノイズ研究所及びノイズ研究所指定の者以外の第三者によって修理、変更されたこと等に起因して生じた障害や損害等につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

• 本体を変更したり、改造をした結果、障害や損害が発生した場合一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
• 本製品を運用した結果につきましては、上記に関わらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
• 本書内で、上記記載以外の商標や会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、株式会社ノイズ研究所に所属するものではありません。

• 安全保障輸出管理制度～当社製品の輸出についてのお願い～

本製品は、輸出貿易管理令別表第一第 1～15 項までには該当しておりませんが、第 16 項のキャッチ・オール規制対象貨物に該当します。よって、当社製品を海外へ輸出、または一時的に持ち出す場合には最終需要者・最終用途等の確認審査をおこなう為、事前に当社へ輸出連絡書の提出をお願いしております。記載内容につきましては、お客様を信頼し、輸出連絡書に記載の最終仕向け国・最終需要者･最終用途等をもって、輸出貿易管理令別表第一第 16 項規制の確認をさせて頂きます。
輸出規制の法律を厳守する為、輸出連絡書の提出を必ずお願い致します。また、国内外の取引先に転売する場合は、転売先に上記内容についてご通知をお願い致します。

上記内容は法令に基づいておりますので、法令の改正等により変更される場合があります。法令の規制内容・輸出手続等についての詳細は政府機関の窓口（経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易管理課等）へお問い合わせください。

1. 重要安全事項
次に挙げる各事項は、本器を安全に取り扱う上で重要な事項ですので、よくお読みになってからご使用ください。
1

本器は、火気禁止区域等の誘爆区域では使用できません。使用すると放電等により引火する可能性があります。

2

心臓用ペースメーカー等の電子医療器具を付けた人は、本試験器を操作しない様にし、且つ本試験器が動作中に試験区域へ立ち入る事もしないでください。

3

本器の接続に際しては、供給電源、接続する試験器、被供試体の電源をOFF にし、通電が無いことを確認してからおこなってください。守って頂けない場合、供給電圧に感電することがあります。

4

後述の「本器を安全にお使い頂くための基本的安全事項」に、安全に関する勧告が列記されていますので、試験環境設定、接続および試験の開始前に必ずお読みください。

1

メモ

2

2. 取扱説明書 購入申込書

購入元経由 株式会社ノイズ研究所 御中取扱説明書の購入を申し込みます。
モデル名はSG-7040A シリーズ

製造番号はで、です。

申込者：住所； 〒
切り
取り

会社名；

線

部署名；担当者名；
電話番号；
FAX 番号；

この取扱説明書
取扱説明書 購入申込書は、万一の紛失に備えて購入申込書切り離し、別途 大切に保管してください。
大切に保管
取扱説明書が御必要の折には、この取扱説明書購入申込書をご購入元まで、郵送または FAX で御送りください。
切り
取り
線

3

メモ

4

3. 目次1.

重要安全事項..................................................................................................................................
1
重要安全事項

2.

取扱説明書 購入申込書 .................................................................................................................. 33.

目次................................................................................................................................................ 5

4.

まえがき......................................................................................................................................... 65.

本器を安全にお使い頂くための基本的注意事項
本器を安全にお使い頂くための基本的注意事項 ............................................................................. 7
5-1.

危険告知のサインと意味 ............................................................................................................75-2.

基本的な安全注意事項 ...............................................................................................................76.

添付品 ............................................................................................................................................ 97.

各部の名称と機能 ........................................................................................................................ 107-1.

前面パネル ...............................................................................................................................107-2.

背面パネル ...............................................................................................................................11設置と接続 ................................................................................................................................... 128.

8-1.

設置と準備 ...............................................................................................................................128-2.

接続例 ......................................................................................................................................12操作方法....................................................................................................................................... 139.

9-1.

初期設定 ...................................................................................................................................139-2.

操作 ..........................................................................................................................................1310.

システム構成 ............................................................................................................................ 1411.

仕様 .......................................................................................................................................... 15

12.

保証 .......................................................................................................................................... 1813.

保守・保全................................................................................................................................ 2014.

故障したときの連絡先 .............................................................................................................. 21

54. まえがき• 本器は、1 チャンネルから最大４チャンネルまでの任意波形を発生します。
• PC と USB にて接続し、WindowsⓇソフトウェアにより波形作成、試験の実行を制御できます。
• DC 電圧の任意電源変動波形、任意波形を発生させ、車両搭載機器の電源変動試験をおこなうためのものです。
• 任意のバイポーラ電源を接続することができます。
• この取扱説明書は、SG-7040A シリーズ（以下、SG-7040A と表記）共通となっています。
SG-7040A-1 マルチチャンネル信号発生器 1ch（波形発生ユニット実装台数 1 台）
SG-7040A-2 マルチチャンネル信号発生器 2ch（波形発生ユニット実装台数 2 台）
SG-7040A-3 マルチチャンネル信号発生器 3ch（波形発生ユニット実装台数 3 台）
SG-7040A-4 マルチチャンネル信号発生器 4ch（波形発生ユニット実装台数 4 台）

この取扱説明書は、SG-7040A の操作方法、試験方法等、機器を充分に活用できるような必要事項が盛り込んであります。
この取扱説明書は、SG-7040A を取り扱う時いつでも取り出せる所に置いてください。

6

5. 本器を安全にお使い頂くための基本的注意事項
5-1.

危険告知のサインと意味

DANGER 危険

危険危険を表します。
を表します。
回避されなければ、回避されなければ、死亡死亡または重傷を生じるであろうを生じるであろう切迫した危死亡または重傷重傷を生じるであろう切迫した危険状態険状態になります。になります。

警告
警告を表します。
を表します。
回避されなければ、回避されなければ、死亡死亡または重傷を生じることが有り得
死亡または重傷重傷 を生じることが有り得る
る潜在的な危険状態
潜在的な危険状態になります。
潜在的な危険状態になります。

注意
注意を表します。
を表します。
回避されなければ、回避されなければ、軽傷軽傷または中程度の障害が発生するかもしれなが発生するかもしれな軽傷または中程度の障害
い
い潜在的な危険状態
潜在的な危険状態になります。
潜在的な危険状態になります。

5-2.

基本的な安全注意事項

DANGER 危険
1.

本器は、火気禁止区域等の誘爆区域では使用できません。使用すると放電等により引火する可能性があります。
【人体、及び環境に関する注意事項】

2.

指定以外の本器のカバーは、専門知識を有した当社または指定のサービスマン以外は開けないでください。
【人体に関する注意事項】

3.

当社と、関係する販売代理店は、本器の無責任な操作による人身事故や器物の破損、或はそれらの結果、更に発生する如何なる損害に対しても一切責任を負いません。
【人体、操作、環境、及び接続に関する注意事項】

4.

本器の接続に際しては、供給電源、被供試体の電源を OFF にし、通電が無いことを確認してからおこなってください。各ケーブル等の接続は確実におこなってください。守って頂けない場合、感電したり、本器内部、接続した機器等が破損することがあります。
【人体、及び接続に関する注意事項】

5. 確実に安全な操作をする為には、当社の添付品、オプションを使用してください。【取扱、及び接続に関する注意事項】

75.本器を安全にお使い頂くための基本的注意事項
本器を安全にお使い頂くための基本的注意事項

6.

試験電源は、電源の定格内の範囲でご使用ください（出力端子は短絡させないでください）。また電圧極性を間違えないようにしてください。守られなかった場合、本器が故障する場合があります。【接続、取扱に関する注意事項】

7.

高温または低温の環境での使用および保管はしないでください。
（使用環境：（使用環境：15～35℃／使用湿度範囲：／使用湿度範囲：25～75％）％）【環境に関する注意事項】

8.

万一、結露があった場合には、本器を動作させ本器を動作させる前に充分に乾燥させてください。
る前に充分に乾燥させてください。
【環境に関する注意事項】

9. 湿度の高い処や、ほこりの多い処で本器のご使用は避けてください。
【環境に関する注意事項】
10. 修理や保守作業、内部の調整が必要な場合には、適当な資格を持ったサービス・エンジニアのみがそれを実施します。【取扱い、及び安全に関する注意事項】
11. 本器をシンナー、アルコール等の溶剤で拭かないでください。汚れた場合は中性洗剤を少量ふくませた布等で拭いてください。【取扱に関する注意事項】
12. 本器の排気口および通風孔を塞がないように設置してください。【取扱い、及び環境に関する注意事項】
する注意事項】
13. 入力及び出力ケーブルは、耐圧、電流容量を満たすものを使用してください。【接続に関する注意事項】

8

6. 添付品

ABCDEFGHIA) AC ケーブル ································································· 1B) 同軸ケーブル(BNC-BNC 2m) ···························チャンネル数C) 出力ケーブル(1m)···········································チャンネル数D) 圧着端子（Φ4） ····································· チャンネル数×2
圧着端子（Φ6） ····································· チャンネル数×2
圧着端子（Φ8） ····································· チャンネル数×2E) USB ケーブル ······························································· 1F) インターロックプラグ ···················································· 1G) アプリケーションソフトウェア ········································ 1H) 添付品バッグ ································································ 1I) 取扱説明書（本体編とソフトウェア編） ····························各１97. 各部の名称と機能
7-1.

前面パネル

（実装する波形発生ユニットは、モデルによる異なります）⑤④⑥③⑦②⑧①① 電源スイッチ・ランプ【POWER】
本器の電源スイッチです。通電時は LED ランプが点灯します。
電源投入時は、バイポーラ電源より先に ON にします。電源遮断時は、先にバイポーラ電源を OFFにし、本スイッチを OFF にします。
② OSC コネクタ【OSC-SYNC】
オシロスコープの同期信号出力です。ソフトウェアで設定した任意のポイントに 5V 負論理のパルスを出力します。
③ プリチェックボタン【PRE CHECK】
押下時に、OSC 出力より 1kHz ±1V の方形波を出力します。出力確認に使用します。
④ 非常停止ボタン【EMERGENCY】
異常発生時に押下します。発生器の DC 出力を 0V にします。異常を取り除き安全を確認後、スイッチを時計回りに回転させると解除できます。
⑤ 波形発生ユニット【1ch/2ch/3ch/4ch】
最大４チャンネルの波形発生ユニット搭載することができます。未搭載のユニットはブランクパネ
ルが取り付いています。
⑥ 出力ランプ【OUT】
発生器のユニットが出力状態にあるとき点灯します。
⑦ 出力コネクタ【OSC】
ソフトウェアで設定したアンプのゲインに応じた出力振幅波形を出力します。
⑧ DC カット制御コネクタ【PULSE】
オプションの DC カットオフユニット SG-7044/7043 を制御するためのゲート信号です。
5V の負論理信号を出力します。DC カットオフユニットは FET スイッチにより、出力の遮断（開放）をおこないます。

10

7.各部の名称と機能

背面パネル

7-2.

⑪⑩⑨

⑨ ヒューズ付インレット【AC INPUT】
添付の AC ケーブルを用いて AC100V の電源を接続してください。
PE は必ず保護接地端子に接続してください。保護ヒューズ（3.15A)が内蔵されています。
⑩ USB コネクタ【USB】
PC と添付の USB ケーブルで接続し、発生器をリモート制御します。通信仕様は USB1.1 です。
⑪ インターロックコネクタ【INTERLOCK】
通常は、添付品のインターロックプラグを接続します。
開放にすると、非常停止と同じ処理となります。
このコネクタは出荷時には、1-3 ピンが短絡してあります。安全目的のため外部で本試験器の停止制御を行う場合は、このピンを開放してください。（外部信号から短絡する場合、接点またはオープンコレクタで ON にしてください）11

8. 設置と接続設置と準備

8-1.

1) 本器とバイポーラ電源を安定した場所に設置します。
2) PC にアプリケーションソフトウェアをインストールしてください。（別途、取扱説明書参照）

接続例

8-2.

オシロスコープ

To:PC

USB

EXT. TRIG

バーイポーラ電源

ATT

To:EUT

1) 各ユニットの電源が OFF となっていることを確認してください。
2) 本器の AC100V 電源を接続します。
3) バイポーラ電源に、指定の駆動電源を接続します。
4) 各チャンネルの出力コネクタ【OSC】に添付の同軸ケーブルにてバイポーラ電源を接続します。
BP4610（NF 回路設計ブロック社）の場合は、オプションの 20dB アッテネータを介して接続してください。
5) バイポーラ電源の駆動電源を接続し、出力端子に添付の出力ケーブルを用いて EUT を接続します。
出力ケーブルは、必要に応じて添付の端子サイズに変更してください。
6) 本器背面の USB コネクタに添付の USB コネクタを用いて PC と接続します。PC 側は USB1.1､USB2.0 いずれの USB でも構いません。
7) 必要により、オシロスコープの外部トリガ端子と本器の OSC コネクタ【OSC-SYNC】を同軸ケーブルで接続します。オシロスコープのプローブは任意の観測点に接続してください。

12

9. 操作方法
9-1.

初期設定

1) バイポーラ電源 AS-161-xx（エヌエフ回路設計ブロック社）を使用の場合は、BIAS 設定スイッチを”0”にします。また入力ゲイン切換えスイッチを×10 に設定します。
2) その他のバイポーラ電源は、各取扱説明書に従って、設定をおこなってください。

9-2.

操作

1) PC を立上げます。
2) 本器の電源を ON にします。
3) 全てのバイポーラ電源を ON にします。
4) PC のアプリケーションソフトウェアを立上げます。
以下ソフトウェアの設定により動作します。（別途、取扱説明書参照）

1310. システム構成【DC 変動試験器として使用する場合】
・SG-7040A

マルチチャンネル信号発生器 （波形発生ユニット最大 4 台）

・アンプ電源（外部に接続）

1台

1-4 台（本仕様外）

信号発生器

USB
USB

CH1

CH2

CH3

CH4

ユーザーにてご用意
CH1Power Amp
(別途手配)+B

USB
CH2
Power Amp
(別途手配)

CH3
Power Amp
(別途手配)

PC

オプション

14ECU

ACC

IG1

11. 仕様【ベースユニット】
チャンネル数非常停止スイッチ
インターロック入力
オシロ用トリガ出力

PC インターフェース
使用温度範囲使用湿度範囲駆動電源
外形寸法
質量【波形発生ユニット】
波形発生方式

1ch～4ch非常停止時は、DC 電源を 0V にする。
外部接点入力断で非常停止状態となる。（ラック内接続）
1 点 BNC 接栓 0-5V
波形発生ソフトの任意のポイントにトリガポイントを設け、オシロスコープの外部トリガ機能を用いて発生波形を監視する。
USB1.125℃±10℃
25～75%RH 結露なきこと
AC100V ±10% 50/60Hz 15VA
約 W430×D590×H210 mm
約 16kg 以下

周波数精度

部分波形メモリ＋DSP 演算出力
CSV データによるサンプリング波形出力
14bit
0.00～±6.00V±(3%+0.03V)
5ｍA Max50Ω
0.01V
0.732mV±6.0V
1/10
150kHz max （±6.00V 振幅正弦波）
150kHz max （± 6.00V 振幅方形波）±20ns+50ppm（全周波数領域における周期時間精度）

波形立上り/立下り時間

400ns 以下（0±1.00V スイング）

スルーレート

20V/µs 以下

全高調波歪率

2.0% 以下（正弦波）チャンネル間同期精度

接続バイポーラ電源の応答時間ばらつきをチャンネル間毎に 1µs 単位で 1000000µs 幅まで調整可能。
バイポーラ電源出力端で、1µ 以下のチャンネル間同期精度を保つ。
1kHz ±1V 方形波（各チャンネル：テスト用）
バイポーラ電源の動作確認用基準信号出力

D/A コンバータ
出力電圧
出力電流
出力インピーダンス
設定分解能
出力分解能
オフセット電圧
出力倍率
応答周波数特性

プリチェック波形出力
DC カット制御端子

出力電圧：0-5(V)10ｍA DC
DC カットユニット（オプション）を外部バイポーラ電源の出力部に接続し、本信号出力より制御する。
DC カットタイミングは、波形設定画面で指定する。

1511.仕様【PC ソフトウェア制御部】
波形作成
任意波形機能
DC
矩形波
ノコギリ波
ランプ波
指数波
正弦波
正弦波スイープ

1µs～30min10µs～30min
10µs～30min
10µs～30min
10µs～30min
1Hz～150kHz
10ms～30min（波形内同組合のみ可）
周波数変調
1Hz～150kHz
振幅変調
6.0Vmax
時間軸分解能1ms
振幅変調正弦波
出力時間範囲10ms～30min(波形内 1 要素)
周波数変調
1Hz～150kHz
振幅変調
6.0Vmax
時間軸分解能1ms
傾斜正弦波
出力時間範囲10µs～30min(波形内 1 要素)
周波数変調
1Hz～150kHz
正弦波振幅
6.0Vmax
ランプ振幅
6.0Vmax
減衰正弦波
出力時間範囲10µs～30min(波形内 1 要素)
周波数変調
1Hz～150kHz
正弦波振幅
6.0Vmax
ランプ振幅
6.0Vmax
正弦波周波数（波形内 1 要素）
LOG スイープ
周波数変調
1Hz～150kHz
正弦波振幅
6.0Vmax
矩形波スイープ
出力時間
10μs～30min（波形内 1 要素）
矩形波振幅
6.0Vmax※上記波形の組合せを行い、１基本波形をファイル化
CSV データ機能
１波形最大ステップ数512Kword
送出しクロック周波数
1Hz～5ＭHz
範囲
波形作成の構造波形ファイル
単一チャンネルの基本波形を作成（ループ回数最大 9999 回）
小シーケンシャルファイル 波形ファイルを組合せ、マルチチャンネル間同期関係を定義（ループ回数最大 9999 回）
大シーケンシャルファイル 小シーケンシャルファイルを組合せ最終の出力波形を定義（ループ回数最大 1000 回）
出力時間範囲周期設定範囲周期設定範囲周期設定範囲周期設定範囲周波数設定範囲
出力時間範囲16

11.仕様波形構造制限小← 波形ループ構造→ 大

小シーケンシャル大シーケンシャルファイル

ファイル

○

○

○

矩形波

○

○

○

ノコギリ波

○

○

○

ランプ波

○

○

○

指数波

○

○

○

正弦波

○

○

○

正弦波スイープ

同一組合せ可※○振幅変調正弦波

単一波形のみ

※

○

傾斜正弦波

単一波形のみ

※

○

減衰正弦波

単一波形のみ※○正弦波周波数 LOG スイープ

単一波形のみ※○矩形波スイープ

単一波形のみ※○波形

波形ファイルDC○…作成・組合せ可能※…同一チャンネル間での他の波形ファイルとの組合せ不可
DC 変動波形機能

任意波形機能の DC、ランプ波のパラメータの電圧/時間軸パラメータをループ掃引させる変動波形を作成し、基本波形をファイル化する。
多数の繰り返しループをプログラムループ方式で設定。
ループ指定回数

出力波形確認機能

1～1000 回

PC 画面にてステップ確認。
トリガポイント設定による任意ポイントの波形出力確認（オシロスコープで確認）

初期設定

バイポーラ電源感度設定

×10 固定初期電圧設定0.00V～±6.0V（バイポーラ電源振幅±60.0V）

非常停止時電圧設定
PC･OS 環境

0V

PC/AT 互換機
日本語 Windows 7 32Bit Professional Operating System

注意事項
接続するバイポーラ電源は、負荷容量、接続線のインダクタンス、発生信号の周波数により変化します。

17

12. 保証保証規定
この保証規定は当社製品について、所定の機能･性能を維持させるための修理サービスを保証するための規定です。

1. 保証機器の範囲当社の製品および添付品に適用させて頂きます。
2.

技術･作業料金
当社製品に万一障害が発生した場合は、無償保証期間内であれば無償保証規定に基づき無償で修理サービスをさせて頂きます。無償保証期間が切れている場合は、修理にかかる技術･作業に関し実費をご負担頂きます。

3.

交換部品の所有権
修理サービスの履行に伴って交換されたすべての不良部品の所有権は、当社に帰属するものと致します。有償修理に関しては、特にお申し出がなければ、交換した不良部品は当社が持ち帰り処理致します。

4.

責任限度額
万 一 、お 客 様 が 購 入 さ れ た 当 社 製 品 の 故 障 ま た は 修 理 サ ー ビ ス に よ り 、お 客 様 に 損 害 が生 じ た 場 合 に は 、そ の 損 害 が 当 社 の 故 意 ま た は 過 失 に よ る 場 合 に 限 り 、お 客 様 が 当 該 当社 製 品 の 購 入 に 際 し て お 支 払 い に な っ た 金 額 を 上 限 と し て 、当 社 は お 客 様 に 対 し て 、損害 賠 償 責 任 を 負 う も の と さ せ て 頂 き ま す 。た だ し 、い か な る 場 合 に も 、当 該 当 社 製 品 の故 障 ま た は 当 社 が 提 供 さ せ て 頂 い た 前 記 修 理 サ ー ビ ス に よ り 、お 客 様 に 生 じ た 損 害 の うち 、直 接 ま た は 間 接 に 発 生 す る 可 能 性 の あ る 逸 失 利 益 、第 三 者 か ら お 客 様 に 対 し て な さ
れ た 賠 償 責 任 に 基 づ く 損 害 、お よ び 間 接 損 害 に つ い て は 、当 社 は 責 任 を 負 わ な い も の と致します。

5.

誤品･欠品･破損について万一、お客様が購入された当社製品に、誤品、欠品、破損が発生した際にその製品が使用できないことについて、お客様に生じた損害のうち逸失利益、営業損害、その他の派生的損害、特別損害、間接的または懲罰的な損害に対する責任、または第三者からお客様に対してなされた賠償責任に基づく損害について、当社は責任を一切負わないものと致します。

6.

修理辞退について下記の場合には修理を辞退させていただくことがあります。
・ 製造終了後、５年以上を経過した製品
・ 納入後、満８年以上を経過した製品
・ 修理に必要な部品に製造中止品があり、代替品もない場合
・ 当社の関与なく機器の変更、修理、または改造がおこなわれた製品
・ 原形を留めていないなど、著しく破損した製品

18

12.保証

無償保証規定無償保証期間内での故障については、無料で修理をするか交換を致します。その場合、機器の修理内容の決定については当社にお任せください。なお、この無償保証規定は日本国内でのみ適用させて頂きます。
1.

適用機器
当社の製品および添付品に適用させて頂きます。

2.

無償保証期間納入日から起算して１年間とします。
修理した箇所については、同一箇所･同一不具合の場合の無償保証期間は修理完了から６ヶ月間とします。

3.

除外項目
上述にかかわらず、発生した障害が以下のいずれかに該当する場合は無償での修理サービスの対象外とさせて頂きます。


高電圧リレー（使用製品の場合）を含む消耗品の交換



取扱上の不注意により発生した故障、または損傷に起因する当社製品の不良

当社の関与しない改造により生じた故障や損傷に起因する当社製品の不良

当社に認定されていない方が修理をした事により発生した故障または損傷に起因する当社製品の不良

直接的または間接的に天災、戦争、暴動、内乱、その他不可効力を原因とする故障、または損傷に起因する当社製品の不良



納品後、輸送や振動、落下、衝撃などを原因とする故障、または損傷に起因する当社製品の不良

使用環境を原因とする故障、または損傷に起因する当社製品の不良ユ－ザ－が国外に持ち出した場合

19

13. 保守・保全
1.

修理や保守作業、内部の調整が必要な場合には、適当な資格を持ったサービス・エンジニアのみがそれを実施します。

2.

ユーザー自身による保守作業は、外面の掃除と機能チェックに限定してください。

3.

ヒューズが交換できる製品において、点検、交換の際には本器とその接続機器の電源スイッチ（ある場合）を OFF にし、電源供給の接続を外してください。

4.

清掃する前には、本器とその接続機器の電源スイッチ（ある場合）を OFF にし、電源供給の接続を外してください。

5.

外装の汚れは、柔らかい布に水または中性洗剤を少量含ませて軽く拭いてください。

6.

指定された以外の本器のカバーは開けないでください。

20

14. 故障したときの連絡先


故障と思われる症状が現れた場合は、症状、モデル名、製造番号をお調べ頂き、ご購入元またはカスタマサービスセンターまでご連絡ください。



製品をご返送頂く場合は、修理依頼書に故障の状況・症状や依頼内容を詳述した上で、モデル名、製造番号をお調べ頂き、機器全体を元の梱包、または輸送に適した同等の梱包物にてお送りください。

□カスタマサービスセンター
TEL(0088)25-3939(ﾌﾘｰｺｰﾙ) / (042)712-2021
FAX

21(042)712-2020

発行元株式会社 ノイズ研究所
落丁・乱丁はお取り替えいたします。
ＰＲＩＮＴＥＤ ＩＮ ＪＡＰＡＮ