価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：TCS
計装用プラグイン形変換器 M・UNIT シリーズ

カップル変換器（CE対応形、アナログ形）
主な機能と特長●熱電対（サーモカップル）入力用●7折れ線リニアライズ、絶縁、バーンアウト（断線時出力振切れ）付●冷接点測定精度が極めて高い冷接点センサの構造●高速応答形を用意●密着取付可能アプリケーション例●測定温度範囲が狭いとき（冷接点温度誤差が少ないため高精度）●入力側補償導線が長距離のとき（バーンアウト検出電流が少ないので、長距離配線してもゼロドリフトが少ない）●電気炉（ヒータ用200V AC電源が高温時に炉壁からリークしても絶縁可能）●バーンアウトなし形を使用して、1本の熱電対に記録計とTCSとを並列接続
50

80127

①入力信号（熱電対）
1：（PR）（測定範囲 0～1760℃）
2：K（CA）（測定範囲 -270～+1370℃）
3：E（CRC）（測定範囲 -270～+1000℃）
4：J（IC）（測定範囲 -210～+1200℃）
5：T（CC）（測定範囲 -270～+400℃）
6：B（RH）（測定範囲 0～1820℃）
7：R（測定範囲 -50～+1760℃）
8：S（測定範囲 -50～+1760℃）
N：N（測定範囲 -270～+1300℃）
0：上記以外②出力信号◆電流出力
A：4～20mA DC（負荷抵抗 750Ω以下）
B：2～10mA DC（負荷抵抗 1500Ω以下）
C：1～5mA DC（負荷抵抗 3000Ω以下）
D：0～20mA DC（負荷抵抗 750Ω以下）
E：0～16mA DC（負荷抵抗 900Ω以下）
F：0～10mA DC（負荷抵抗 1500Ω以下）
G：0～1mA DC（負荷抵抗 15kΩ以下）
Z：指定電流レンジ（出力仕様参照）◆電圧出力
1：0～10mV DC（負荷抵抗 10kΩ以上）
2：0～100mV DC（負荷抵抗 100kΩ以上）
3：0～1V DC（負荷抵抗 3000Ω以上）
4：0～10V DC（負荷抵抗 10kΩ以上）
5：0～5V DC（負荷抵抗 5000Ω以上）
6：1～5V DC（負荷抵抗 5000Ω以上）
0：指定電圧レンジ（出力仕様参照）

（mm）

③供給電源
形式：TCS－①②－③④価格
基本価格 98,000円
加算価格
・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項
・形式コード：TCS－①②－③④①～④は下記よりご選択下さい。
（例：TCS－3A－B／K／BL／CE／Q）
・入力レンジ（例：0～800℃）
・オプション仕様（例：／C01／S01）◆交流電源
B：100V AC
C：110V AC
D：115V AC
F：120V AC
G：200V AC
H：220V AC
J：240V AC◆直流電源
S：12V DC
R：24V DC
V：48V DC

④付加コード（複数項指定可能）◆応答時間（0→90%）
無記入：標準応答形 0.5s以下／K：高速応答形 約25ms◆バーンアウトTCS仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jpNS-1331-CE Rev.12 Page 1/4

形式：TCS
無記入：バーンアウト上方／BL：バーンアウト下方／BN：バーンアウトなし◆規格適合（下記より必ずご指定下さい。）／CE：CE適合品◆オプション仕様
無記入：なし／Q：あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）

オプション仕様（複数項指定可能）◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）／C01：シリコーン系コーティング ＋1,000円／C02：ポリウレタン系コーティング ＋1,000円／C03：ラバーコーティング ＋1,000円◆端子ねじ材質／S01：ステンレス ＋500円

機器仕様
構造：プラグイン構造
接続方式：M3.5ねじ端子接続
端子ねじ材質：鉄にクロメート処理（標準）または、ステンレス
ハウジング材質：難燃性黒色樹脂
アイソレーション：入力－出力－電源間
出力範囲：約-10～+120%（1～5V DC時）
ゼロ調整範囲：-5～+5%（前面から調整可）
スパン調整範囲：95～105%（前面から調整可）
バーンアウト時出力：下方 -10％以下、上方 110％以上（ただし出力バイアスがマイナスの場合は下方 -8％以下、上方108％以上となります。）
リニアライザ：標準装備
冷接点補償：冷接点センサを入力端子に密着取付（ただし、B熱電対の場合は冷接点補償なし）

入力仕様
入力抵抗：30kΩ以上
バーンアウト検出電流：0.1μA
製作可能範囲スパン：3mV以上
入力バイアス：入力スパン(起電力)の1.5倍以下
・（PR）：最小スパン 約370℃以上
・K（CA）：最小スパン 約75℃以上
・E（CRC）：最小スパン 約50℃以上
・J（IC）：最小スパン 約60℃以上
・T（CC）：最小スパン 約75℃以上
・B（RH）：最小スパン 約780℃以上
・R：最小スパン 約360℃以上
・S：最小スパン 約380℃以上
・N：最小スパン 約110℃以上
入力温度範囲が0℃未満から始まる場合は、部分的に基準精度外になることがありますので、お問合わせ下さい。

出力仕様■電流出力（製作可能範囲）
出力電流範囲：0～20mA DC
スパン：1～20mA
出力バイアス：出力スパンの1.5倍以下許容負荷抵抗：変換器の出力端子間電圧が15V以下になる
抵抗値■電圧出力（製作可能範囲）
出力電圧範囲：-10～+12V DC
スパン：5mV～22V
出力バイアス：出力スパンの1.5 倍以下
許容負荷抵抗：負荷電流が1mA以下になる抵抗値（ただし出力が3V以上のとき）

設置仕様
供給電源
・交流電源：許容電圧範囲 定格電圧±10%50／60±2Hz 約2VA・直流電源：許容電圧範囲 定格電圧±10%リップル含有率10%p-p以下
約2.6W（24V DC時 約110mA）
使用温度範囲：-5～+60℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
取付：壁またはDINレール取付
質量：約350g

性能（スパンに対する%で表示）
基準精度：±0.3%（R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上）
冷接点補償精度：
20±10℃において・K、E、J、T、N熱電対：±0.5℃
・S、R、PR 熱電対：±1℃
温度係数：±0.015％／℃（R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上）
バーンアウト時間：10s以下
電源電圧変動の影響：±0.1％／許容電圧範囲
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：入力－出力間 1350V AC 1分間
入力・出力－電源－大地間 2300V AC 1分間

適合規格
適合EU指令：電磁両立性指令（EMC指令）EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
低電圧指令
EN 61010-1
設置カテゴリⅡ、汚染度2
入力・出力－電源間 強化絶縁（300V）
入力－出力間 基本絶縁（300V）
TCS仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1331-CE Rev.12 Page 2/4

形式：TCS
RoHS指令外形寸法図（単位：mm）
本体取付用クランプ（上、下）207.86 54 37 8

1 28080

DINレール（35mm幅）
取付の場合

2ーφ4.5取付穴（深さ15）

50

8ーM3.5端子ねじ10712740（3.3）

50・密着取付可能

端子番号図（単位：mm）
冷接点センサ（CJM）
赤7

緑36 547 81 2

ブロック図・端子接続図

Z

熱電対+
‒＋
補償導線

冷接点センサ3低ドリフト
電圧増幅回路

リ ニ ア
ラ イ ザ

絶回

縁路

S
出力回路

出力信号

2 −

−

4
赤

1 ＋

5電源回路

冷 接 点 補 償 ※1
電圧発生回路7 U（＋）
8 V（−）

供給電源

緑 6ソケット※1、入力信号がB熱電対の場合には付きません。

TCS仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1331-CE Rev.12 Page 3/4

形式：TCS●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

TCS仕様書MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1331-CE Rev.12 Page 4/4