OT-920簡易ソフトウェア

操作ガイド

OTA CO.,LTD.

1.

インストール
HPのサポートページより、「ソフトウェア」 風速計OT-920／OT-820をダウンロードしてから、インストール

弊社

してください。

弊社ホームページ

http://www.otashouji.co.jp/

ソフトウェアサポートページ

http://www.otashouji.co.jp/99_blank001.html

OSはWindows7まで対応しておりますが、64bit版で動作しない場合はお手数ですが32bitモードで御使

尚、用ください。

Windows XPを例に、操作説明を行っていきます。

以降、

1-1

ソフトウェアのダウンロード

HPのサポートページ「ソフトウェア」の【DOWNROAD】をクリックし、ソフトウェアをダウンロードしま

下記、弊社
す。

ここをクリック- 1 -インストール【保存】をクリックし、ダウンロードファイルをパソコンに保存します。

保存をクリック

ダウンロードが完了したら、ファイルを開いて、ダウンロードしたファイルを解凍します。

ここをクリック- 2 -インストール
1-2 ソフトウェアのインストール
setup.exeを実行し、本ソフトウェアのインストールを行います。

ファイルを解凍したら、Setup.exeをクリックしインストールを開始する

下記、メッセージが表示された場合、【実行】をクリックして、インストールを続行してください。

OK】をクリックし、インストールを開始します。

【- 3 -

インストール
アイコンをクリックし、インストールを実行します。

ここをクリック

これで、本ソフトウェアのインストールは完了です。

- 4 -インストール
1-3 USBドライバーのダウンロード
弊社のUSB製品には、FTDI社の『FT232RL』を使用しておりますので、最新のドライバーはFTDI社のホームページからダウンロードしていただく事が出来ます。

USBでパソコンに取り込む際、デバイスが認識しない場合があります。

本機から出力される、データをその際は、ドライバーをインストールする必要がありますので、以下の手順で、インストールを行ってください。

FTDI社ホームページ

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

OSがWindows XPの場合＞＜

FTDI社のホームページを開きます。

まず、インターネットでWindows 32Bit」の最新バージョンをクリックします。

下へスクロールして行き、「- 5 -インストール
ファイルを保存します。

「 保存 」をクリックすると、保存する場所を聞いてくるので、保存したい場所を指定します。

「 保存 」をクリックすると、ダウンロードを開始します。

- 6 -インストール
ダウンロードの完了「 フォルダーを開く 」をクリックすると、ダウンロードしたファイルがあるフォルダーを開きます。

ダウンロードしたファイルは圧縮してありますので、このファイルをダブルクリックして、圧縮ファイルを解凍します。

これらのファイルは、全て別のフォルダ（例えば、ディスクトップ上のフォルダ等）に移動又は、コピーします。

- 7 -インストール
1-4 USBドライバーのインストール
USBで接続し、本機電源を投入します。

パソコンとパソコンに、対応ドライバーがインストールされていない場合、下記画面が表示されます。

この部分を選択し、「 次へ 」をクリックします。

この部分を選択し、「 次へ 」をクリックします。

- 8 -インストール「 参照 」をクリックして、ドライバーをダウンロードしたファイルを保存したフォルダーを指定します。

フォルダーを指定したら、この部分を選択し、「 次へ 」をクリックします。

インストールが完了すると、下記画面が表示されます。

「 完了 」をクリックすると、インストールを終了します。
本機電源を切り、パソコンを再起動します。

- 9 -インストール
OSがWindows7の場合＞＜FTDI社のホームページを開きます。

まず、インターネットでWindows」の列の右端に「Comments」という項目があります。
そこで「setup executable」をクリックしていただくと設定画面が出てきます。
「【実行】をクリックし、以降画面の説明に沿って設定願います。

- 10 -

２．接続
2-1 OT-920との接続
OT-920とパソコンをUSBケーブルで接続し、OT-920の電源を投入します。

パソコン再起動後、ドライバーが正しくインストールされていると、画面右下に下記メッセージが表示されます。

USB接続が可能となります。

このメッセージが表示されると、インストールは正しく行われており、本機とUSBドライバーが正常に認識されていませんので、「不明なデバイス」等の警告メッセージが出ている場合は、ご確認願います。

- 11 -

．接 続

22-2 インストールの確認とCOMポートの変更
インストールの確認は、『 デバイスマネージャ 』から確認が出来ます。
『 デバイスマネージャ 』は、まず『 コントロールパネル 』の『 システム 』をクリックします。

『 システムのプロパティ 』が開いたら、「 ハードウエア 」－「 デバイスマネージャ 」をクリックします。

- 12 -

接 続『 デバイスマネージャ 』を開くと、USBドライバーが正しくインストールされておらず、本機USBを認識していない場合は、下記画面が表示されます。
この場合は、パソコンを再起動してみるか、再度インストールを行ってみてください。

(COMとLPT) 」をクリックします。

下記画面のときは「 ポート- 13 -

接 続「

USB Serial Port (COM＊) 」と表示されていれば、正常にインストールされており、本機とのUSB通信が可能です。

弊社サンプルプログラムを使用する場合、以下のことに注意してください。

COMポートはCOM1～COM16までしか対応しておらず、COM16以上の場合、サンプルソフトのCOM番号を手動で変更する必要があります。
「

USB Serial Port (COM＊) 」をダブルクリックすると下記画面が表示されます。

- 14 -

接 続「 ポートの設定 」タブをクリックした後に、「 詳細設定 」をクリックします。

ここをクリックし、「COMポート番号 」を16以下に設定します。

- 15 -

接 続
設定を変更したら、「OK 」をクリックして設定を終了します。

COMポート番号が変更されると、『 デバイスマネージャ 』の「 USB Serial Port 」のCOM番号も変更されています。

- 16 -

3.

ソフトの設定3-1 ソフトの初期設定
USB COM番号と、本ソフトウェアのCOM番号を合わせます。

接続した「 表示 」－「 通信設定 」から「 設定操作 」画面を開きます。

COMポートと同じにします。
19200bps」になっています。
OT-920の「 通信速度 」の初期値も「19200bps」になっていますが、OT-920の通信速度を変更した場合は、「 接続ポート 」を『 デバイスマネージャ 』で確認した「 通信速度 」の初期値は 「この「 通信速度 」を合わせてください。

- 17 -

ソフトの設定
次に、ファイル出力設定を行います。

OT-920を接続することによって、測定データをファイルに書き込むことができます。

本ソフトウェアと「 表示 」－「 通信設定 」から「 出力設定 」画面を開きます。

【出力ファイル名】で保存するファイル名を指定します。

【出力時間間隔】でファイルに書き込む時間を指定します。平均時間の設定ではありませんが、均時間設定と同じ時間にすると、平均時間でファイルに書き込む事ができます。

【出力項目】でファイルに出力するデータを選択します。

- 18 -

OT-920の平ソフトの設定【出力ファイル名】に直接ファイル名を指定してもいいですが、のボタンをクリックすると、ファイル入力フォームが開きます。

【ファイル名】入力後、【開く】をクリックすると、先程の「 設定操作 」画面に戻りますので【出力ファイル名】が入力されていることを確認してください。

【出力時間間隔】と【出力項目】を設定すると、使用前の初期設定は終了です。

OK】をクリックすると変更データが反映されます。

データ設定後は、【- 19 -

．操作方法44-1 風速のモニタリング

ＯＴ 920－『簡易USBケーブルで接続しOT-920とパソコンを各種3.ソフトの設定 』で現在 状態
左のソフト（本ソフトウェア）を起動してください。

OT-920と通信を開始し、モニタリングを行います。

設定終了後、が下部のステータスバーに表示されています。

状態

から、ファイル出力

状態

、通信

日

COMポート、、接続時となっています。

「ファイル」－「接続」をクリック、又は接続アイコンをクリック、又は「中央正常にデータ通信を行っていると下部ステータスバー- 20 -

押F5 」をすとモニタリングを開始します。

中 点滅

部に「通信」と表示されます。

操作方法
停止

断停止

中央

停止中

自 的

停止中

モニタリングを停止をしたい時は「ファイル」－「切」をクリック、又は「切断」アイコンをクリックするとモニタリングします。

モニタリングを障害通信すると下部ステータスバーで通信が途切れたりした場合も、部に「通信動に「通信OT-920と接続を行ってください。

その際は再度、- 21 -」と表示されます。

」になります。

操作方法
4-2 測定データのファイル出力
測定データをモニタリングしているデータをファイルに保存することができます。

形式 CSV形式

データはこの機能を使用するには『安易Excel等でで出力しますので、化にグラフしたりする事が可能です。

3.ソフトの設定 』で【出力ファイル名】、【出力項目】を設定する必要があります。

OT-920と接続しモニタリングを開始します。

設定終了後、接続後、「ファイル」－「ファイル出力開始」をクリック、又は「ファイル出力開始」アイコンをクリック、又は「押をF2 」すことで、ファイル出力を開始します。

左正常にファイル出力を行っていると下部ステータスバー状態

通信

中 点滅

部に「ファイル出力」と表示されます。

中

でないと、ファイルに出力は行いませんのでファイル出力する際は、必ず通信- 22 -で行ってください。

操作方法
停止

ファイル出力をしたい時は「ファイル」－「ファイル出力停止をクリックするとファイル出力を停止

ファイル出力を」をクリック、又は「ファイル出力左すると下部ステータスバー

停止

停止

自 的

＊

出力されるファイル名は、同じファイル名での上書きを日にファイル出力もされます。

防止

加時を」と表示されます。

停止するとに」アイコン

停止部に「ファイル出力通信を注意）

動

停止

します。

め

するた、指定した【出力ファイル名】

えたファイル名で保存されます。

日test.csv 」と指定した場合、ファイル出力を開始した 時が10 00 だったとすると 出力ファイル名は 「 test1305051000.csv 」となります。

例）設定ファイル名が 「年月日2013 5 5：- 23 -

操作方法
4-3 画面表示

単一

本ソフトウェアの表示機能として、単一表示を行うことができます。

瞬

表示機能として、

瞬

4-3-1

拡大表示、間値表示と平均値表示を行うことができます。

単一

間風速値表示瞬間風速値を表示したい場合は、「表示」－「

瞬- 24 -

キF7」

間風速値表示」をクリック、又は、「値のみを表示することができます。

押ーを

瞬

すと間風速

操作方法
4-3-2

単一

平均風速値表示

キF8」

平均風速値を表示したい場合は、「表示」－「平均風速値表示」をクリック、又は、「値のみを表示することができます。

- 25 -

押ーを

瞬

すと間風速

操作方法
4-3-3

チ

マル

単一
チ

表示

瞬

表示から、

マル

瞬

間、平均、大間最大 4つ、平均最チ

表示したい場合は、「表示」－「マルのの風速値を同時表示させることができます。

できます。

ソフト起動時の初期表示は、この表示になります。

- 26 -

キF6」

表示」をクリック、又は、「

押ーをチ

すとマル表示することが操作方法
拡大

4-3-4

標準表示、

単一
拡大

表示

チ両、マル

小 標準

縮（半拡大）表示は、、縮標準

遠で表示されますので、見くからるのに便利です。

元の表示に戻します。

表示になります。

拡大

表示したい場合は、「表示」－「画面すと表示することができます。

分以上のサイ表示からソフト起動時の初期画面は、

拡大
押 拡大

拡大 小ズ

表示とも、表示画面を表示すると、パソコンの画面拡大」をクリック、又は、表示することができます。

- 27 -

F4」

表示アイコンをクリック、又は「

キーを

操作方法
拡大
押 拡大

拡大

表示したい場合は、「表示」－「画面すと拡大」をクリック、又は、表示することができます。

- 28 -

F4」

表示アイコンをクリック、又は「

キーを

操作方法
報

4-3-5

警

表示

発生

OT-920のソフトウェアバージョンが「 Ver1.02 」以降の製品と接続すると、OT-920で連トウェアでも１動して表示することができます。

報発生

次警

報発生

時、警カ

した風速値のバックチ＜マル表示＞

瞬＜黄色ラーが間値表示＞- 29 -

表示されます。

報した警を、本ソフ

操作方法
報発生

2次警報発生時、警カ

した風速値のバックチ＜マル表示＞

瞬＜赤色ラーが間値表示＞- 30 -表示されます。

操作方法
OT-920のソフトウェアバージョンが「 Ver1.00 」、「 Ver1.01 」の製品についておりません。

以前のバージョンの製品をおけージョンに更新しな

買げ 方い上ればなりません。の連絡

その際は、お手数ですが、弊社までご報で、警いただ

関表示をさせたい場合、しては、警けますよう、お願いいたします。

方法

OT-920の電源投入時にタイトル画面が表示されます。
3 目にのソフトウェアバージョンが表示されます。

段

現在

ＡＮＥＭＯ ＭＥＴＥＲ
ＭＥＴＥＲ
ＯＴ－９２０ＯＴ－９２０
Ｖｅｒ １．０２
ＯＴＡ ＣＯ.,
ＣＯ.,ＬＴＤ．
.,ＬＴＤ．

- 31 -

動表示の機能はOT-920のソフトウェアを最新のバOT-920のソフトウェアのバージョン確認

その報連

サンプルデータ
考資料

参元 Excelとして、ファイル出力と、それをに化からグラフしたものです。

色【出力項目】のに対応したExcelデータにデータが下のなります。

- 32 -

サンプルデータ
前ページの化

Excelデータをグラフ

図

すると下

読み込むことで、日報や月報

読成 各ユ ザ

Excelでこのように、ファイル出力したデータを、Excelでのようになります。の作も簡単み込むことで、ーできます。

- 33 -化にグラフすることができます。

ーに対応したフォーマットで、安易に作成することが状況

最後に、本ソフトウェアをお使いいただく際以下の● 当 種OT-920
機ガに、データロにご注意ください。

ざー機能はごいません。

あくまでも、パソコンソフト上の通信で取り込んだ表示データをファイル出力させるソフトウェアです。

利

データを要する際には、必ずファイル出力機能をご日その際出力される中ソフト起動

送

中 閲覧
閲覧にす。出力ファイルをでファイルに出力されます。

られてきて表示されています。

閲覧に出力ファイルは本ソフト起動

刻

時は、パソコンで使用されているシステム時

OT-920からは風速データのみが、通信で●用ください。

できません。

恐されると、データをファイルに書き込む際、正常に出力できないする際には、必ず、本ソフトウェアを終了してから確認願います。

閉

合わせて、出力ファイルを開いている時はデータ出力出来ません。ファイルを出力操作を行ってください。

簡易

OT-920

ソフトウェアガ

操作イド

２０１3年 ６月 １日発

行

れがありま

発

初版

行

大田商 株式会〒103-0023 東京都中央区日 橋 町1-8-3
TEL. (03) 3517-2236 代
事社

本本（表）

FAX. (03) 3517-2237
IPTEL. (050) 3775-3451
URL
http://www.otashouji.co.jp/- 34 -じてから、ファイル