小規模会場の運用の手引き～会場設営～

甲状腺被ばく線量モニタリング簡易測定

小規模会場のレイアウト例

測定場所の選定

2m以上
簡易測定班
測定2m以上待機場所

誘導班

動線（測定前）動線（測定後）

避難場
所

受付

入口

• 測定場所は住民等の利便性を考慮して、避難所又はその近傍にて選定します。小規模会場は避難所のスペースを活用した少人数を対象とする規模の小さい分散型の会場になります。
• 測定場所については対象者や保護者等同伴者以外に測定の様子を知られないよう、周囲と距離を設けるための仕切りを設置する等のプライバシーに配慮した空間を作成します。

仕切り

仕切りの例：パーテーション、ブルーシートによる簡易カーテン、避難所の個室等

待機場所は、避難所等で確保した場所の広さや形状に応じ確保します。

• 測定場所には対象者、保護者等の同伴者、測定者及び測定補助（記録）者が同時に入ることを考慮したうえで測定及び記録に十分な面積を確保するため、少なくとも2m×2m程度の空間を取ることが望ましい。

要員と資機材の例
上図の例に示す小規模会場を運営するためには3名程度の要員が必要です。各要員の役割や使用する資機材一覧は下表に示すとおりです。なお、要員及び資機材の数量は一例であり、会場の規模により必要に応じて数量を調整します。
要員

役割資機材

・バックグラウンド測定

・NaI（Tl）サーベイメータ 【1台＋予備】（校正定数1.0±0.1程度以内）

・対象者の測定（大腿部測定を1回、頸部測定を3回）

・測定器用カバー

【必要数】

簡易測定班

・指示値の読み取り、測定結果（正味値）の計算

・輪ゴム（カバー固定用）

【必要数】

【2名】

・詳細測定対象か否かの伝達、詳細測定の案内

・ウェットティッシュ【必要数】

・立地道府県等の災害対策本部等への測定結果の連絡・時計（秒単位表示可能な物）【1台】
・サージカルマスク

誘導班
【1名】

【必要数】

その他会場資機材
・使い捨て手袋

【必要数】

・ゴミ袋

【1セット】

・筆記用具【1セット】・計算機（電卓等）【1台】
・机

【1台】

・仕切り（測定ブース用）

・椅子

【3脚】

・ブルーシート

・待機場所（又は避難所）から測定場所への誘導

・筆記用具【1セット】

・机【1台】

・簡易測定の事前説明

・バインダー【1セット】

・椅子【3脚】

・簡易測定の同意の取得（署名等）

・説明資料【必要部数】

・立地道府県等の災害対策本部等との連絡調整・同意書、記録用紙【必要部数】【必要に応じて】【必要に応じて】

等

要員が避難所等を移動しつつ会場を設営することとなる場合、要員の負担を軽減する観点から、机、椅子、仕切り等の大型資機材については可能な限り会場にある物品を使用する又は代用することが望ましい。また、測定に影響を与える汚染が確認できた場合には交換できるように予備を用意します。
簡易測定等に伴い発生したウェットティッシュ等の汚染物は、ポリ袋に入れ、一般の廃棄物と分別しておきます。

小ー1

小規模会場の運用の手引き ～実施前～

甲状腺被ばく線量モニタリング簡易測定

簡易測定 実施前項目（1）対象者の把握
本測定の対象は、OILに基づく防護措置として避難または一時移転を指示された地域に居住する住民等であって、19歳未満の者、妊婦及び授乳婦を基本とします。
そのため、避難所等において対象者の要件を告知し、対象者からの申し出や必要に応じて市町村から提供される避難者名簿等により、対象者を把握します。
また、指定の避難所以外に避難又は一時移転をした住民等については、対象者の要件等をホームページやソーシャルネットワーキングサービス（SNS）等により告知し、対象者からの申し出を受けて対象者を把握します。

（2）配布資料の準備
各種書類を必要数量ずつ準備します。
【配布資料の例】
・説明資料
対象者又は保護者に対して甲状腺被ばく線量モニタリングの目的や概要等を説明するための資料〇記載事項の例：甲状腺被ばく線量モニタリングの目的、概要、簡易測定の実施手順、相談窓口 等
・同意書
対象者が簡易測定を受けることや、立地道府県等が対象者の個人情報を利用目的の範囲で取扱うことについて同意を得るための資料〇記載事項の例：本人・保護者又は代理人の署名欄（簡易測定を受けることの同意、個人情報の取扱いの同意）、個人情報の利用目的・取扱方法、対象者の氏名、年齢、連絡先、妊婦・授乳婦の該否 等
・記録用紙
簡易測定の結果を記入するための資料〇記載事項の例：簡易測定の実施日時、実施場所、バックグラウンド値、指示値、測定機器の校正定数、測定結果（正味値）、測定者氏名 等（3）資機材の設置
本手引き小ー１ページに記載の資機材を、会場内の適切な位置に設置します（設置位置の例は小ー３ページを参照）。

（4）バックグラウンド（以降、BG）の測定
簡易測定の実施にあたってはBGの影響をできる限り少なくすることが重要であるため、資機材の設置完了後、次のとおりにBGの測定を行います。
ⅰ 実施場所の屋内1～2箇所を測定点（定点）に設定します。
ⅱ 測定点上でサーベイメータの検出部を地上から1m（腰部付近）の高さで水平に保ちます。
ⅲ 時定数を10秒とし、約30秒後（時定数の3倍）経過後、指示値を読みます。
ⅳ 実施日時、実施場所、測定者及び測定値を記録します。
測定点は部屋中央部と端部で2箇所設定することが望ましい。
測定点を明示するため床面に目印を付します。

簡易測定実施後もBGに変化がないことを確認するため、1時間に1回程度測定します。
また、測定の際は毎回、同一の向きで測定を行います。
BGの上昇が認められた場合、放射線防護の専門家や立地道府県の災害対策本部等に報告します。

BG測定（左：中央部、右：端部）
小ー2

小規模会場の運用の手引き ～資機材配置～

甲状腺被ばく線量モニタリング簡易測定

資機材配置の例

2m以上

仕切り

机
椅子

待機場所

椅
子

2m以上

椅子

椅子
椅
子

入口

椅
子

机

避
難場
所

床面に矢印等を付し、測定後の対象者の動線を明確にします。

（測定場所の外観）（資機材の設置位置の例）
待機場所を確保する場合は、椅子などを適宜設置します。

・机 【1台】・椅子 【3脚】
・筆記用具 【1セット】
・時計 【1台】
・計算機 【1台】
・NaI(Tl)サーベイメータ 【1台＋予備】
・ウェットティッシュ 【必要数】
・測定器用カバー 【必要数】
・輪ゴム 【必要数】
・ゴミ袋 【1セット】
・仕切り 【必要に応じて】
・サージカルマスク 【必要数】
・使い捨て手袋 【必要数】

測定者
着座場所
測定補助者
着座場所

測定対象者
着座場所

（測定場所に配置する資機材）（測定場所の内部）

写真の仕切りは一例であり、会場にある物品を利用して設置します。
仕切りの例として、パーテーション、ブルーシートによる簡易カーテン、避難所の個室等があります。

小ー3

小規模会場の運用の手引き ～実施の流れ～
簡易測定フロー

甲状腺被ばく線量モニタリング簡易測定

実施例（写真）検査開始①受付

受付に机や椅子がない場合は、バインダー等を手に持ち、立って受付を行います。

②大腿部
測定

（受付の様子）（受付の様子【机や椅子が無い場合】）測定補助者は、秒単位が表示できる時計等を用い、サーベイメータの指示値の読取間隔を確認します。

③頸部測定
測定者
測定対象者

④正味値の計算測定補助者は、サーベイメータの表示部を持って、指示値を記録します。
その際、指示値を声に出して読み上げないように注意します。

測定補助者
（記録者）

（指示値記録の様子）（測定班の配置例）⑤測定結果の伝達

Yes
正味値がスクリーニング
レベル超No

詳細測定の案内

検査終了（測定を横から見た図）（測定の様子）小ー4

小規模会場の運用の手引き ～実施項目（受付）～
簡易測定フロー

甲状腺被ばく線量モニタリング簡易測定

詳細手順
①受付

検査開始

ⅰ 誘導班は、対象者（及び保護者等同伴者）に甲状腺被ばく線量モニタリングの概要を説明し、簡易測定を行うこと、立地道府県等が測定結果等を記録・管理すること、詳細測定の対象となる場合は詳細測定を実施する原子力災害拠点病院等に測定結果等を伝達することについて同意を得ます。

ⅱ 簡易測定に同意する場合は、対象者（及び保護者等同伴者）に氏名、年齢、連絡先等を同意書に記入してもらいます。
①受付

ⅲ 対象者を測定場所へと誘導します。
簡易測定の同意を得る際、記入する個人情報の項目によって、一般的に12歳から15歳までの年齢以下の子供について、保護者等からの同意を得る必要があります。
簡易測定の同意を得る際に入手する個人情報については、個人情報の保護に十分留意して取り扱います。

②大腿部測定【参考資料】甲状腺被ばく線量モニタリングの説明資料の一例③頸部測定④正味値の計算

個人情報については、個人情報保護の関係法令や関係条例に従い適切に取り扱います。

⑤測定結果の伝達

受付で説明する事項の例
・甲状腺被ばく線量モニタリングの目的
・対象者
・簡易測定の流れ・簡易測定の実施手順
・問い合わせ先

Yes
正味値がスクリーニング
レベル超No

詳細測定の案内

検査終了
小ー5小規模会場の運用の手引き ～実施項目（大腿部測定、頸部測定）～
簡易測定フロー

甲状腺被ばく線量モニタリング簡易測定

詳細手順②大腿部測定検査開始

ⅰ 測定者は、対象者と対面するように椅子に座ります。
ⅱ 測定補助者は同意書に記入された内容に誤りがないか対象者又は保護者等同伴者に確認します。
ⅲ 測定者はNaIサーベイメータの検出部を持ち、測定補助者は表示部を持ちます。
測定補助者がサーベイメータの時定数を10秒に設定後、測定者は検出部を大腿部上部に配置します。
測定補助者は配置から約30秒後の指示値を大腿部の指示値として記録します。

①受付

大腿部測定の様子

BGの値に比べて大腿部の指示値に明らかな上昇が認められる場合は、他の部位（肩口や腹部等）で測定します。
当該部位においても明らかな上昇がある場合は、表面汚染の可能性があるため、着替えや拭き取りの簡易除染を行います。
簡易除染後においても有意な汚染がある場合には、簡易測定を行わず、詳細測定の対象とします。

②大腿部
測定

③頸部測定
③頸部測定

頸部測定の様子ⅰ ウェットティッシュ等で対象者自身に頸部前面の拭き取りを行ってもらった後、測定者は検出部を頸部に軽く密着する形で保持します。
測定補助者は配置から約30秒後の指示値を5～10秒ごとに3回、頸部の指示値として記録します。

④正味値の計算

正しく線量評価を行うため、検出部の配置（左右鎖骨の中央付近の上側であって喉仏の下に配置）に注意します。【右写真参照】
検出部を適切に配置していない又は指示値を読み取る前に検出部が対象者から著しく離れてしまった場合は、測定をやり直します。

検出器配置図留意事項⑤測定結果の伝達

検出部の養生について正味値がスクリーニング
レベル超
No

Yes

サーベイメータの検出部は対象者に密着させるため、カバーで養生を行い、対象者ごとに交換します。
カバーの例…イヤーキャップ、ガーゼ、ラップ等

乳幼児・小児への配慮について
詳細測定の案内

乳幼児・小児の測定に関しては、「検出部を頸部に密着することができない」「測定中、静止し続けることができない」など測定が困難な場合は、行動を共にした保護者等を測定し、その結果に基づき詳細測定の対象となるかどうかの判断をします。
ただし、保護者等の要望に応じて、乳幼児・小児本人についても可能な範囲で測定を行うことが求められます。

検査終了
小ー6

検出部の養生例

小規模会場の運用の手引き ～実施項目（正味値の計算、測定結果の伝達）～
簡易測定フロー

甲状腺被ばく線量モニタリング簡易測定

詳細手順④正味値の計算検査開始

ⅰ 指示値から正味値を計算し、測定者と測定補助者が計算結果に誤りがないことを確認し、記録します。
頸部測定値は3回読取った指示値の中央値とします。
正味値は頸部測定値から大腿部測定値を差し引いた後、使用したサーベイメータの校正定数を乗じて計算します。

⑤測定結果の伝達①受付

ⅰ 測定結果を測定者又は測定補助者が対象者へ伝達します。
－正味値の値がスクリーニングレベル（0.2μSv/h）以下の場合対象者へ詳細測定の対象にならないことを伝達します。
－正味値の値がスクリーニングレベルを超過した場合対象者へスクリーニングレベルを超えたので詳細測定の対象となること、道府県の災害対策本部等から、詳細測定を受ける方法の連絡があることを伝達します。

②大腿部
測定

スクリーニングレベルを超過した場合、道府県の原子力災害対策本部等へスクリーニングレベルを超えた被検査対象者等の情報を伝達します。
正味値については、後日、本人からの請求により伝達する窓口等に問い合わせてもらいます。

③頸部測定【参考資料】記録用紙等の一例

1○○○○0.08µSv/h
0.09µSv/h
0.08
0.11
0.100.10④正味値の計算⑤測定結果の伝達

0.01

記録用紙は測定票番号ごとに管理測定会場に共通の事項（実施年月日、実施場所等）は、別紙にまとめて記入するなど合理的に実施します。
②①

・測定票番号：測定票の番号・バックグラウンドの値：空間線量の値を記入。
・大腿部の指示値：対象者の大腿部を測定した値を記入。
・頸部の指示値：測定開始30秒後から5～10秒おきに指示値を3回読取り記入。
中央値は甲状腺を3回測定した中で2番目に大きい数字を記入。
・測定結果（正味値） ：（①ー②）×③
・測定者署名：記録者ではなく、測定者が署名。

○○○○
Yes
正味値がスクリーニング
レベル超No

検査終了

詳細測定の案内1

測定票：測定会場に共通の事項をまとめて記入。
○○○○○ ○ ○○ ○○ ○〇〇公民館
1.01○③・測定者氏名：測定をする人の名前を記入。
・実施日時：測定開始した日時を記入。
・実施場所：測定を実施した場所を記入。
・測定機器の校正定数：測定機器に記載された校正定数を記入。
小ー7