位置情報計測機器
六分儀

航海計器

MS-Lシリーズ/MS-633

六分儀は、航⾏中の船舶において天体の⾼度を測定し、船舶の緯度経度を決定するための計器で、GPSが主流の現在でも機器の故障や国際情勢を踏まえると必要な計器です。特に目標物のない外洋航海において六分儀による天⽂航法に習熟することは航海士として欠かすことのできない条件となっています。
タマヤ計測システムの六分儀は、⻑年にわたる経験と技術を⽣かし、厳選された材料と構造から⽣まれる⾼い測定精度を備え、反射鏡やシェードグラスの優れた性能、使い易さと堅牢度を合わせ持ち、その優秀さには定評があります。

MS-Lシリーズ
MS-１L

4×40mmガリレイ式望遠鏡を装備

MS-2L

7×35mmプリズム式望遠鏡を装備 「より明るく広い視野」を得られる国内トップシェアモデル

MS-3L

7×50mmプリズム式望遠鏡を装備 安定感のある⾼い測定精度と抜群の使いやすさを実現しスタンダードモデル

木製⾼級格納箱に収納したハイグレードモデル
ＭＳ－Ｌシリーズ 仕様型式

望遠鏡

ＭＳ－１Ｌ
4x40ｍｍＭＳ－２Ｌ
7x35ｍｍガリレイ式
プリズム式
フ レ ー ム ･ ア ー ク 耐蝕性軽合⾦、 ⻘銅、 半径162mm
分 度
目 盛 －５°〜１２５°、 1°目盛、 ⿊地⽩線

ＭＳ－３Ｌ
7x50ｍｍプリズム式

マ イ ク ロ メー ター ⿊色ドラム、 ⽩線、 1°目盛、 バーニヤ０．２°読み
動鏡 矩型、 ５７ｘ４２ｍｍ、 全面鏡メッキ
平
鏡 丸型、 φ５７ｍｍ、 半分素通し
シ ェ ー ド グ ラ ス 直視側３枚、 反射側４枚
接 眼 偏 光 ガ ラ ス １枚水

接 眼 色 ガ ラ ス 濃１枚
照 明
装 置 照明付MS-2L

寸

品 六角レンチ 1本、 単３乾電池 ２本、 ＬＥＤ電球 1個
木箱箱 プラスチック
法 W335xD335xH165ｍｍ
W375xD300xH170mm

本

体 1.6kg

付

属収納外重形量1.8kg

収 納 箱 1.7kg

1.9kg
2.9kg

MS-633
フレーム・アークとも耐蝕性軽合⾦を使⽤し、アルミプレート目盛を採⽤

実⽤性を追求した軽量スタンダードモデル
ＭＳ－６３３ 仕様

望

遠鏡 7x35ｍｍ プリズム式

フ レ ー ム ･ ア ー ク 耐蝕性軽合⾦、半径162mm
分

度

目

盛 －５°〜１２５°、1°目盛、 アルミプレート

マ イ ク ロ メ ー タ ー ⿊色ドラム、 ⽩線、 1°目盛、 バーニヤ０．２°読み
動鏡 矩型、 ５７ｘ４２ｍｍ、 全面鏡メッキ

水平鏡 丸型、 φ５７ｍｍ、 半分素通し

シ ェ ー ド グ ラ ス 直視側３枚、 反射側４枚
接 眼 偏 光 ガ ラ ス なし
接 眼 色 ガ ラ ス なし
照明

装付

属

収納外形

重量MS-633
4

置 照明付品 六角レンチ 1本
箱 プラスチック

寸法 W335xD335xH165ｍｍ

本体 1.65kg

収 納 箱 1.7kg

位置情報計測機器
クォーツクロノメーター

航海計器

QM-11

⾼精度のクォーツ【TCXO】を使⽤して、常に正確な時刻を保ち、厳しい環境条件に耐えるように特別設計された時計です。
QM-11 仕精温度

特性 日差±0.2秒 （0℃〜40℃において）

温度

範囲

使⽤

電池 単一乾電池

電池

寿命 約12ヶ月 （単一マンガン乾電池）

秒

針動

作 0.5秒ステップ運針

回路

方式 C-MOSIC方式

精度保証範囲︓0℃ 〜 40℃
動作保証範囲︓­10℃ 〜 50℃
3本

耐磁性保証水準︓直流磁界30エルステッド

耐

磁性

耐

振性 連続2Gの振動で異常がない事

耐湿性 相対湿度90％、40℃で異常がない事

防水外形（直流磁界2387A/m）性 IPX3/JIS旧保護等級相当
寸重TAMAYA双眼鏡

様

度 日差±0.1秒 （25℃において）平均日較差0.04秒

法 W184×D76×H215mm （突起部分除く）
量 2.2kg

SS7×50RB-D

アドベンチャーマインドに照準を合わせて、ボディはショックに強く手にフィットするブラックラバー張り仕上げの完全防水六分儀の単眼鏡の技術が⽣かされた抜群の解像⼒。安全なマリンライフに欠かせない優れた性能と堅牢度を誇ります。
SS7×50RB-D
タイ

仕様プ 完全防水・プリズム単独操出式

対 物 レ ン ズ 有 効 径 50ｍｍ
倍

率 ７倍

実
射視出

明界 7.1°
瞳る径 7.14mm
さ 50

1000m ま で の 視 野 124m
外形

寸重マイクロメーター

法 W193×Ｄ175mm
量 0.99kg

三杆分度儀六分儀を横にして測定した３点の地上物票の角度を、それぞれ三杆分度儀に移し、海図上でそのアームを物票に合わせば船位を迅速にプロットすることができます。角度のマイクロメーターにより１′まで設定することができます。
三杆分度儀分 度 輪 の 外 径 24.5ｍｍ
目盛 １°

マ イク ロメ ータ ー読 １′杆重５の⻑

さ 40cm、継杆65cm
量 3Kg

仕様

位置情報計測機器
航法計算機

航海計器

NC-2200

NC-2200は、複雑な航法計算、天⽂航法計算を簡単に、迅速に、正確に計算する航法計算機です。
●六分儀で計測した角度から現在位置を算出●太陽、月、⽕星、⾦星、木星、⼟星と63個の航海⽤恒星の天測暦デーを0’.2以内の精度で算出●航海計画に必要な多彩な計算機能をプログラミング●位置の線（LOP）が、よりわかり易く、素早い算出● 2100年までの天測暦を収録
NC-2200
操電動仕様

作 タッチパネル方式
源 単4乾電池/3本 ・付属品はチェック⽤ ・充電式使⽤可能
作時

間 連続使⽤ 8時間 （バックライト・オフ）

動 作 温 度 範 囲 0〜45℃
表外標

示 液晶 240×320ドット
形
準寸付

属法 W72×D14×H125mm

0.165Kg

品 スタイラスペン、ストラップ

四則計算以外の機能
1.航海計画PILOT 11-4）潮の流向、流速
2）真風向、風速の計算

2）到着点の計算

3）潮⾼計算3）大圏航法の計算

4）潮流計算4）集成大圏航法の計算

3.天⽂航法5）到着時刻の計算
2.

4.六分儀

1）針路・航程の計算

その他の航法計画

2）物標までの距離
５.時間と弧度

ASTRO.NAV

1）薄明時の計算
PILOT ２1）潮流航法の計算

SEXTANT1）測⾼度改正の計算
TIME & ARC

1）時間計算と弧度換算
2）角度計算と時間換算

2）索星の計算

６.時変換

TIME Caliculations

3）天測暦の計算

1）時分秒変換 to HMS1-1）実航針路、実航速⼒

4）位置の線の計算

2）10進数時変換 to HHH1-2）視針路、対水速⼒

5）船位決定の計算

1-3）視針路、実航速⼒

6）正中時の計算●63個の航海⽤恒星一覧表●北天の航海⽤恒星の位置

NO 恒星名JCG

1 AcamarJCG

33 Gacrux

2 Achernar○

34 Gienah

3 Acrux○

35 Hadar

4 Adhara○

36 Hamal5 Aldebaran○

37 Kaus Aust．

6 Alioth○

38 Kochab○

7 Alkaid○

39 Markab○

8 Al Na'ir

40 Menkar

9 Alnilam

41 Menkent

10 Alphard○

42 Merak○

11 Alphecca○

43 Miaplacidus○

12 Alpheratz○

44 Mimosa○13 Altair○

45 Mirfak○

46 Mizar○

14 Ankaa
15 Antares○47 Nunki○

16 Arcturus○

48 Peacock○17 Atria○

49 Polaris○

50 Pollux○

18 Avior
19 Bellatrix○

51 Procyon○

20 Betelgeuse○

52 Rasalhague○

21 Canopus○

53 Regulus○

22 Capella○

54 Rigel○

23 Caph

○55 Rigil Kent.

○

24 Castor○

56 Sabik

25 Deneb○

57 Schedar○

26 Denebola○

58 Shaula○

27 Diphda○

59 Sirius○

28 Dubhe○

60 Spica○

29 Elnath

61 Suhail

30 Eltanin

62 Vega

31 Enif

63 Zuben'ubi

32 Fomalhaut

６NO 恒星名○

JCG：海上保安庁天測暦○

気象・環境機器

船舶⽤風向風速計

⾛⾏している船の上で感じる風の向きと速度（相対風向風速）を表示します。
小型船舶・漁船・作業船等にも幅広くご使⽤いただけます。

発信器 FV-301A
FV-301セット

KV-5020セット

発信器＋FV-301指示器

発信器＋KV-5020指示器

発信器 FV-301A
発信器にプラスチック成型部品を採⽤し小型軽量化を実現。風速検出部のプロペラは、ガラス繊維⼊りポリカーボネイト樹脂を使⽤、軽量で⾼強度に優れています。
FV-301A 仕様

風速

風向方式 光パルスによる無接触式

起動 2m/s以下

測 定 範 囲 2〜60m/s
精度 ±0.5m/s >(10m/s)＜ ±5%

方式 アブソリュート式エンコーダ型

起動 2m/s以下

測 定 範 囲 全方位
精度 ±5°

耐 風速 90m/s

出⼒ オープンコレクター

6p端子式

6芯シールド

使 ⽤ 温 度 ­40 〜 ＋40℃ （結露しない事）

指示器 FV-301

重量 約2.5kg

塗 装色 マンセル記号 2.5G7/2

指示器 KV-5020

FV-301 仕
LED︓31ドット表示（VDR対応）KV-5020

様0〜60m/s

表風 速 表 示 または０〜60/120kt （×2レンジ ⾃動切替）

示

半艶仕様

相対風速（瞬間値）０〜60 ｍ/ｓまたはKt
相対風向（瞬間値）０〜360°

サ ン プ リ ング 0.25秒毎

LED7セグメント3桁（平均表示）
風 向 表 示 LED︓36ドット表示（瞬間表示）

追 従 速 度 180°（風速換算40ｍ/ｓ

輝 度 調 整 可変抵抗器による出⼒

照明 ＬＥＤ素子（調光ボリューム付）

電源 AC87〜264Ｖ（47〜440Hz）

重量 約7.5kg

電塗
重源 AC100V±10％
装50／60Hz 20VA

色 2.5G7/2半艶
量 約2.3kgオ プ シ ョ ン ケーブル

７2.4秒）

ＲＳ-232CまたはＲＳ-422信号（NMEA)
及びシリアルカレントループ信号（指示器増設⽤）