LIBERATOR ® 20, 30, 37, 45, & 60
Serbatoi di Ossigeno Liquido

Scegliete
l’unico che
definisce gli
standardTutto ciò che riguarda Liberator è di qualitàsuperiore. Liberator è appositamente progettato
per dare al paziente la massima comodità eottimizzare la distribuzione dell’ossigeno liquido
per una maggiore redditività.
I Liberator della CAIRE sono robusti e hanno
una maggiore capacità di liquido con un peso
complessivo inferiore. Ciò vi consente diaumentare le consegne senza la necessità
per gli addetti di dover portare un’unità piùpesante. Tutti i controlli (incluso il misuratore aLED facile da leggere) sono già montati sullaparte superiore per un controllo rapido e facileutilizzo.
I Liberator sono disponibili con tutti i connettori
standard e possono essere ordinati con tre
opzioni di riempimento: dall’alto, laterale edoppio per soddisfare i bisogni del paziente.
I contenitori hanno una garanzia del vuoto dicinque anni.warranty.

CARRATERISTICHE• Capacità da 20 a 60 litri• 6–17.2 giorni di funzionamento a 2 LPM• Flusso di 0-15 LPM• Tempo di riempimento 2,5-5,5 minuti a caldo;
1,5-4 minuti a freddo• 5 anni di garanzia del vuoto• Migliore qualità della vita
• Ridotta ospedalizzazione

CAIRE Contact Information:www.caireinc.com

LIBERATOR ® 20, 30, 37, 45, & 60
Serbatoi di Ossigeno Liquido

Specifiche prodotto
LIBERATOR 20

LIBERATOR 30

LIBERATOR 37

LIBERATOR 45

LIBERATOR 60

21,0 L
23 kg

31,0 L33,9 kg

37,3 L
41,3 kg

45,7 L
50,04 kg

60,2 L
65,9 kg

Capacità gassosa 17.337 L
equivalente

25.580 L

31.121 L

37.724 L

49.679 L

Peso, vuoto

17,96 kg

22,04 kg

22,68 kg

24,95 kg

34,19 kg

Peso, pieno

40,69 kg

55,94 kg

63,48 kg

74,99 kg

100,1 kg

Altezza

622 mm

749 mm

832 mm

940 mm

991 mmDiametro

356 mm

356 mm

356 mm

356 mm

406 mmTempo di utilizzo
tipico a 2 LPM

6,0 giorni

8,9 giorni

10,8 giorni

13,1 giorni

17,2 giorni

Pressione diesercizio

1.4 bar

1.4 bar

1.4 bar

1.4 bar

1.4 bar

Tasso normale
di evaporazione(NER)

0,73 kg/giorni

0,73 kg/giorni

0,73 kg/giorni

0,73 kg/giorni

0,75 kg/giorni

Flussi standard

Off, .25, .5, .75, 1,1.5, 2, 2.5, 3, 4,5, 6, 8, 10, 12, 15
LPM

Off, .25, .5, .75,
1, 1.5, 2, 2.5,3, 4, 5, 6, 8, 10,12, 15 LPM

Off, .25, .5, .75, 1,1.5, 2, 2.5, 3, 4,5, 6, 8, 10, 12, 15
LPM

Off, .25, .5, .75, 1,1.5, 2, 2.5, 3, 4,5, 6, 8, 10, 12, 15
LPM

Off, .25, .5, .75, 1,1.5, 2, 2.5, 3, 4,5, 6, 8, 10, 12, 15
LPM

Capacità ossigeno liquido

Informazioni per l’ordine*
DESCRIZIONE

CODICEDESCRIZIONEARTICOLO

CODICEARTICOLO

Liberator 20 SF (carica laterale)

13256435

Liberator 37 DF (carica doppia)

13259599

Liberator 20 TF (carica dall’alto)

13256654

Liberator 45 SF (carica laterale)

13262085

Liberator 20 DF (carica doppia)

13256195

Liberator 45 TF (carica dall’alto)

13262253

Liberator 30 SF (carica laterale)

13258449

Liberator 45 DF (carica doppia)

13261699

Liberator 30 TF (carica dall’alto)

13258641

Liberator 60 TF (carica dall’alto)

13263811

Liberator 30 DF (carica doppia)

13256929

Liberator 60 DF (carica doppia)13263758

Liberator 37 TF (carica dall’alto)

13259919* I numeri di catalogo rispecchiano i codici americani. Per i codici di una specifica lingua, contattare il servizio
assistenza clienti.

CAIRE Contact Information:www.caireinc.com

VEDERE DICHIARAZIONE DI GARANZIA SUL PRODOTTO PER INFORMAZIONICOMPLETE. CAIRE Inc. si riserva il diritto di interrompere la produzione o di modif icareprezzi, materiali, apparecchiature, qualità, descrizioni, specif iche e/o processi dei propri
prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso e senza ulteriori obblighi o conseguenze.
Tutti i diritti non espressamente indicati nel presente documento sono riservati, laddove
applicabili. © 2022 CAIRE Inc. All Rights Reserved.
ML-LOX0002-5 J