TESTEUR NUMÉRIQUE D'ISOLATION/DE CONTINUITÉ
KEW 3551 / 3552 / 3552BT

6 gammes de testeurs de résistance d'isolation
Entièrement protégé contre
la connexion accidentelle en circuit direct !

L’indicateur de statut d'isolation
permet de qualifier rapidement
les statuts Passer / Échouer
Haut(Passer)

Faible(Échouer)

 vitesse de mesure la plus rapide au monde (0,5 sec.)
 6 gammes disponibles pour l'isolation

essai de résistance (50/100/125/250/500/1 000 V)

Identification facile de la haute ou faible résistance par la couleur du rétroéclairage LCD.
Possibilité de définir des valeurs de référence
différentes pour chaque résistance d'isolation.
(3552 / 3552BT)

 mesure d'isolation jusqu'à 40GΩ
 Diagnostic du test d’isolation : PI, DAR

Modèle standard

KEW 3551

Avec fonction de mémoire

KEW 3552

Avec mémoire et Bluetooth®
fonction de communication

KEW 3552BT

Grâce à notre application, les mesures peuvent être prises et enregistrées automatiquement, ce qui réduit la nécessité de prendre
des notes sur le terrain. (3552BT uniquement)*Veuillez nous contacter pour toute demande concernant l'achat de 3552BT.

Éclairage LED et rétroéclairage de l'écran

Diagnostic du tests d'isolation

Faciliter le travail
dans un endroit
faiblement éclairé.
Le capteur d'éclairageallume/éteint lerétroéclairage LCD etle spot LED.

Polarization IndexPI

PI=PI
CritèresDAR(disponible sur KEW3552/3552BT)

Valeur de résistance d'isolation 1 min après le début
4,0 ou plus
Meilleur

4,0 à 2,0Bon

2,0 à 1,01,0 ou moins
Avertissement
Mauvaise

Dielectric Absorption Ratio

DAR=DAR
Critères

Fonction de transfert de mémoire/données

Valeur de résistance d'isolation 10 min après le début

Jusqu'à 1 000 mesures de mémoire interne peuvent être transférées sur un PC
par l'adaptateur optionnel 8212-USB.

Valeur de résistance d'isolation 1 min après le début
Valeur de résistance d'isolation 15 s après le début
1,4 ou plus
Meilleur

1,25 à 1,0Bon

1,0 ou moins
Mauvaise

Offrir une polyvalence maximale avec les fonctions suivantes.
 Mesure de résistance à l'isolation (6 plages)
 mesure de tension AC/DC
 Essai de continuité @200mA, faible résistanceCommunication Bluetooth®
(KEW 3552BT)

Transférer les données
mesurées directement vers
la tablette ou les appareils
Smart Phone compatibles.
Gagner du temps - création
facile de rapports.
Disponible gratuitement sur le site de téléchargement.

Le modèle adapté à vos besoins*Veuillez nous contacter pour toute demande concernant l'achat de 3552BT.

MODÈLE Spécifications de KEW 3551 / 3552 / 3552BT
Résistance à l'isolation
Tension d'essai

50V

100V

125V

250V

500V

1 000V

Plage de mesure(Portée automatique)

4 000/40,00/
100,0MΩ

4 000/40,00/
200,0MΩ

4 000/40,00/
250,0MΩ

4 000/40,00/
400,0/500,0MΩ

4 000/40,00/
400,0/2 000MΩ
/20GΩ*1

4 000/40,00/
400,0/4 000MΩ
/40GΩ*1

Valeur moyenne échelle2MΩ

10MΩ

100MΩ

200MΩ

0,100 à 500MΩ

0,100 à 1 000MΩ

501 à 2 000MΩ

de 1 001 à 4 000MΩ

5MΩ

Première plage de mesure effective 0,100 à 10,00MΩ 0,100 à 20,00MΩ 0,100 à 25,00MΩ 0,100 à 50,0MΩ
PrécisionDeuxième plage de mesure effective
Précision
Courant nominal
Courant de court-circuit

KEW 3551
KEW 3552
KEW 3552BT

6 plages
Résistanceà l'isolation









0,050 à 0,099MΩ
10,01 à 100,0MΩ 20,01 à 200,0MΩ 25,01 à 250,0MΩ

50,1 à 500MΩ

±5%rdg1,0 à 1,1mA@0,05MΩ@0,1MΩ

@0,125MΩ

@0,25MΩ@0,5MΩ

@1MΩ

7260
Fil d'essai avec
télécommande

7261A
Fil d'essai avec
pince de contact

1,5mA max.

9121
Sangle d’épaule

40,00/400,0/4 000Ω

Précision±2,5%rdg±8dgt
5V (4 à 6,9V)

Courant de mesure

200mA ou plus

9173
Sacoche de transport

TensionPlage

Bluetooth®

±2%rdg±2dgt

Tension en circuit ouvert

Précision

PCcommunication

 Accessoires

Ω/Continuité*³
Plage de résistanceMémoire8017A
Rallonge Accessoires facultatifs

AC 2,0 à 600V(45 à 65Hz)DC -2,0 à -600V +2,0 à +600V±1%rdg±4dgt

Généralités
Normes applicables
Interface de communication
Dimension / Poids
Source d'alimentation

CEI 61010 CAT III 600V / CAT IV 300V
CEI 61010-2-034, CEI 61557-1,2,4, CEI 61326-1,2-2, CEI 60529(IP40)

7243A
Sonde en L
(1 650mm)

USB*¹, Bluetooth® *²97(L)x156(L)x46(P)mm / Environ 490g (batterie incluse)
LR6/R6(AA)(1,5V) x 4

Accessoires

7260(fil d'essai avec télécommande), 7261A(fil d'essai avec pince de contact),
8017A(rallonge), 9173(Sacoche de transport), 9121(sangle d'épaule), LR6(AA)x4, Manuel d'instructions

Accessoires facultatifs

7243A (sonde en L), 8016 (sonde de type crochet),
8212-USB(adaptateur USB avec "KEW Report (logiciel)")*¹, 9186A(sacoche), 9187(étui à cordon)*1 3552/3552BT uniquement *2 3552BT uniquement, BluetoO
BluetoOth® est une marque commerciale ou une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
*3 La plage de faible résistance est protégée par un fusible intégré (0,5 A/ 1 000 V, Dia. 6,3 x 32 mm)

Avertissements desécurité:

9186A
Sacoche de transport

8016
Sonde de typecrochet8212-USB
Adaptateur USB
avec "KEW
Report (logiciel)"

9187
CordonVeuillez lire les "Avertissements de sécurité" dans le mode d'emploi fourni avec l'instrument totalement et complètement pour savoir commentl’utiliser correctement. Le non-respect des règles de sécurité peut mener à un incendie, un problème, un choc électrique, etc. Par conséquent,assurez-vous de faire fonctionner l'instrument avec une alimentation électrique et une tension correctes indiquées sur chaque instrument.

Pour les demandes de renseignements ou les commandes:

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152

Cette brochure a été produite en septembre 2024. Le contenu de cette brochure peut être modifié sans préavis.

LC_3551_3552_3552BT_2_1_Jan24_AD_fr