瞬時流量表示、警報出力FA4000 シリーズ
フローモニタ■概 要
FA4000 シリーズは、液体用の現場指示計および警報機能を装備した流量計です。
口径が 10mm から 40mm で、流量が 0.1 〜 1L/min から 13 〜 130L/min と幅広い用途に対応します。

■特 長❏ コンパクトな構造で装置組み込みも容易❏ 防滴構造で飛沫などにも適応❏ 不透明液体、加圧熱水も計測可能❏ 警報設定はハウジング内正面から設定指針で設定可能❏ 標準化仕様で低価格・短納期■ 標準仕様● 計測流体：水または水相当の液体● 流量範囲：最小 0.1 〜 1 L/min：最大 13 〜 130 L/min● 流体温度：0 〜 100℃
最高流体温度は、一般的なデータであり、ご使用条件や環境によって変わることがあります。
（80℃以上の場合Ｏリングはフッ素ゴム）● 流体圧力：最高 1.0MPa● 流れ方向：下→上、左→右、右→左、上→下● 接続口径：10A(3/8) 〜 40A(11/2)■ 主な用途● 接続規格：Rc、NPT● 指示精度●冷却水断流監視JIS 10K FF、JIS 10K RF●シール液リーク監視

ANSI Class150 RF、JPI Class150 RF●

射出成形機・金型冷却用：±5%F.S.

● 警報設定精度：±2%F.S.（流量目盛に対して）● 警報設定範囲：10 〜 100%(F.S.)● 警報点数：下限または上限 1 点● 接断差：15%F.S. 以内（流量目盛に対して）● 接点構成：自己保持形リードスイッチ● 接点容量：DC100V/10W、AC125V/10VA● 絶縁抵抗：100MΩ 以上 / DC500V メガー● 耐電圧：AC1500V/1 分間● 警報設定：ハウジング内部正面ねじ設定● 塗装色：メタリックシルバー（SUS 材除く）

● 配線口：G1/2 めねじ● 配線接続：M3 ねじ端子● ハウジング構造：IP65 相当●取：配管取付

本質安全防爆形（安全保持器別置）付■ ご使用に際して
1）FA4000 シリーズは、マグネットカップリング方式で流量指示を行っているため測定流体中に鉄粉や磁性体の混入が予想されるラインでは、流量計の上流側にマグネットストレーナ（オプション）などを設置して除去してください。
2）警報機能付きで接点容量以上の負荷が想定される場合は、接点増幅器（リレードライバ）を併用ください。
3）警報機能付きで設置場所に防爆仕様が必要な場合は、本質安全防爆保持器をご使用ください。
上記のマグネットストレーナ、リレードライバ、安全保持器は、ご要望により付属可能です。
詳細は巻末の「その他のオプション」をご参照ください。

TG-F981-10
改訂 2016 04 K
初版 2001 04 K

FA4000 シリーズ

フローモニタ■ 外形寸法・材質構成●外形寸法
ねじ接続・警報なし FA4 □□ R（N）- □□□ 0 - A５１４２３５１２６57３33909057４

フランジ接続・警報なし FA4 □□ A 〜 D - □□□ 0 - A

110110L

ねじ接続・警報あり FA4 □□ R（N）- □□□ 1 〜 4 - A
５１２４３５１２６57

３フランジ接続・警報あり FA4 □□A 〜 D - □□□ 1 〜 4 - A

9595

65

65

339090

57４60

L

2560

110G1/2

L60

25

●面間寸法

110G1/2

L60●圧力損失（概略値）

流量 (L/min)

接続口径

最大 1 〜 70

10A（3/8）
15A（1/2）
20A（3/4）

最大 80 〜 130

ねじ接続（L） フランジ接続（L）

25A（1）
20A（3/4）
25A（1）
32A（1-1/4）
40A（1-1/2）

その他の流量

150mm

200mm

220mm
230mm
270mm
280mm
300mm

お問い合わせください。

●材質構成No.

部品名称

123456テーパ管
フロート
Oリング
継 手ハウジング
フランジ材 質123SUS316 SUS316 SUS316
SUS316 SUS316 SUS316
NBR＊1NBR＊1NBR＊1SCS14A＊2 SCS14A＊2 SCS14A＊2
ADC 12
ADC 12ADC 12
SS 400
SUS304 SUS316

流量（L/min）
12510152030506070
80100120130

圧力損失（kPa）
1010252619252539464332425668

接続口径
15A
(1/2)

20A(3/4)
25A(1)

40A(1-1/2)●指示表示方向（流れ方向別）
左→右右→左下→上上→下o＊1 流体温度が80 C以上の場合はFPMとなります。
＊2 継手材質はSUS316になることがあります。

●結線図
負荷ターミナル

2TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F981-10

FA4000 シリーズ

フローモニタ■ 形式コードFA4□□□-形式コード□□ □

1流量目盛

接続口径

接続規格

材質構成

流れ方向

警報機能

バージョン

□-

A

123456789A
B
CDEZ
123456R
NA
B
C
DZ
-

1N
2N
3N
1F
2F
3F
ZZ
16780
1234-

A
/DEG
/EXn/RED

オプション ※

仕様/ □□□

/MnR

/MnA

0.1 〜 1 L/min（流れ方向下→上のみ適用）
0.2 〜 2 L/min
0.5 〜 5 L/min
1 〜 10 L/min
1.5 〜 15 L/min
2 〜 20 L/min
3 〜 30 L/min5 〜 50 L/min
6 〜 60 L/min
7 〜 70 L/min
8 〜 80 L/min
10 〜 100 L/min
12 〜 120 L/min
13 〜 130 L/min
その他の流量（お問い合わせください。
）
10A（3/8）
15A（1/2）
20A（3/4）
25A（1）
32A（1-1/4）
40A（1-1/2）
Rc
NPT（めねじ）JIS 10K FF
JIS 10K RF
ANSI Class 150 RF
JPI Class 150 RF
その他の接続
材質構成 1
標準材質
材質構成 2O リング : NBR
材質構成 3
材質構成 1
指定材質
材質構成 2
O リング : FPM
材質構成 3
その他の材質構成（ご相談ください。
）
下→上
左→右
右→左
上→下
警報無し
上限警報（上限 CLOSE）
上限警報（上限 OPEN）
下限警報（下限 CLOSE）
下限警報（下限 OPEN）
バージョン記号
禁油処理
安全保持器（n は接点数）ｎ =1（1 接点）, n=2（2 接点）, n=3（3 接点）
リレードライバ (RD-1000)
マグネット
n ＝ 1：口径 10A（3/8）
ストレーナ
n ＝ 2：口径 15A（1/2）（Rc）
n ＝ 3：口径 20A（3/4）
n ＝ 4：口径 25A（1）マグネット
n ＝ 5：口径 32A（1-1/4）
ストレーナ
n ＝ 6：口径 40A（1-1/2）（JIS10K FF）（空欄） 無し
/Zあり

特殊仕様
注意

※：オプションを複数選択する場合は、コードを「/」で区切って表記してください。
コード例： 流量レンジ 5 〜 50L/min、接続口径 25A、接続規格 JIS 10K FF、材質構成２（O リング：NBR）、流れ方向：左→右、下限警報 CLOSE、マグネットストレーナ 25A JIS 10K FF、安全保持器２接点用付属の組み合わせの場合
FA484A-2N63- A/M4A/EX2 となります。

TG-F981-10

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

FA4000 シリーズ

フローモニタ■ その他のオプション●マグネットストレーナ
流体圧力：
流体温度
：
スクリーン
：材質（本体）：（スクリーン）：（パッキン）：L

最高1.5MPa
最高200oC
80メッシュ
SCS13 またはSCS14、その他
SUS304 またはSUS316
PTFE

マグネットストレーナ面間寸法(mm)10A 15A
20A
呼び径
A (3/8) (1/2) (3/4)
L70
85
100
ねじ
120130フランジ L

25A(1)115150

L32A 40A(11/4) (11/2)
135 150
170 190

接続規格：Rc

接続規格：JIS 10K FF

注： 上図および面間寸法は、接続規格JIS 10K FFおよびRcねじで 本体材質がSCS13およびSCS14の場合を示します。
他の接続規格や材質の場合は、面間寸法および外観が変わる場合があります。

●リレードライバ （RD-1000）
RD-1000リレードライバは小容量接点の増幅を目的とする製品です。フィールドへの供給を低電圧、低電流化して安全性を向上させます。
RD-1000形で増幅された接点により直接電磁弁などの制御ができます。詳細はRD-1000 テクニカルガイダンスをご参照ください。
（本器は本質安全防爆用の安全保持器ではありません）●RD-1000 外形図

標準仕様

接点電圧の最大値
接点電流の最大値
開閉容量の最大値
絶縁抵抗

100MΩ以上/DC 500Vメガー

耐電圧

AC1500V/1分間

消費電力

2VA 以下

現 場 SW 動 作
端 子 9〜 10 間ONO FF

出力リレーの動作
NO（4〜5間） NC（4〜6間）
ONO FF
O FF
ON110

DC 12V
端子 7〜8 及び 9〜10間
DC 3m A
端子 7〜8 及び 9〜10間
AC250V,DC 125V
端子 4〜5 及び 4〜6間
5A
端子 4〜5 及び 4〜6間
AC1100VA（ 抵 抗 負 荷 ）DC 120W （ 抵 抗 負 荷 ）

78

●結線図

4-M5ねじ使用
4-φ6取付穴

取付穴寸法

⑦ショート

③AC200V-10〜50℃

現場 接 点へ の供給電圧の最大値
現場 接 点へ の供給電流の最大値

AC100V

周囲温度

5290

AC100V±10%またはAC200V±10%、50 / 60Hz

電 源

98

RD-1000⑧②⑨①SW⑩④⑤⑥COMNONC●安全保持器（EB3C）
本質安全防爆でご使用の場合、ご要望に応じて安全保持器を付属致します。

一般仕様
定格電源電圧
許容変動率
定格周波数
突入電流
絶縁抵抗

AC 100V〜240V
DC 24–15〜+10%±10%50 / 60Hz−（変動範囲:47〜63Hz）
10A（AC 100Vにて）
10A
20A（AC 200Vにて）
10MΩ以上（DC500Vメガー、耐電圧と同極間にて）●EB3C外形図
EB3C-R01□
42EB3C-R02□, R03□6577.5

防爆仕様
65(4)
MAX.6

MIN.φ3MAX.3

MIN.5.44

内 容□ モデル名
リレー出力
1接点用
2接点用
3接点用
A AC100〜240V, 50/60Hz
D DC24V●適合圧着端子6

形式コード＊EB3C- R □□
出力タイプ
R01
接点数
0203
電源電圧

6175

本安回路側仕様
防爆構造
本質安全防爆形（Ex ia ⅡC）
定格動作電圧DC 12V±10%定格動作電流
DC 10mA±20%保護構造
IP20（IEC60529）
非本安回路側仕様（リレー出力）
接点構成
1a接点
定格絶縁電圧AC 250V / DC 125V
定格通電電流3A
接点許容電力AC 750VA / DC 72W（抵抗負荷）
定格負荷
AC 250V 3A / DC 24V 3A（抵抗負荷）

端子ねじサイズ：M310＊メーカー（IDEC）
形式コード4TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F981-10

FA4000 シリーズ

フローモニタ※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。

http://www.tokyokeiso.co.jp〒105‒8558 東京都港区芝公園1‒7‒24芝東宝ビル
TEL: 03‒3434‒0441（代） FAX: 03‒3434‒0455
TG-F981-10

製品についてのお問い合せを電子メールでも承ります。

anything@tokyokeiso.co.jp

使用可否、形式選定などなんでも（Anything）ご遠慮なくどうぞ。

TOKYO KEISO CO., LTD.

5