運用目安要員数︓２人／１レーン（検査係１人、記録係１人）

2.6．運用の手引き 〜住民指定箇所検査班〜
装備及び必要な物品

要員配置及び役割例

表面汚染検査用測定器外観【各要員に必要な物品】【要員配置例（1ﾚｰﾝ）】【型式︓B20J】【型式︓NHJ120】【型式︓TGS-146B】

①①

①②②

要員

物品

検査前（動線︓住民）
基準以下（動線︓住民）

表面汚染検査用測定器

基準超（動線︓住民）

ﾋﾞﾌﾞｽ

住民

検査係

床面養生
ｺﾞﾑ手袋

ｻｰｼﾞｶﾙﾏｽｸ

筆記用具・
検査結果記入用紙

ﾋﾞﾌﾞｽ

記録係

綿手袋

住民確認検査場所

外観（①本体、②検出部窓）

基準超【その他物品】ﾗｯﾌﾟﾌｨﾙﾑ、養生ﾃｰﾌﾟ、乾電池

記録係

検出部窓の膜破損や汚染付着に注意すること。

車両誘導係H

検査係
基準以下

・電子式個人線量計は、同一ｸﾞﾙｰﾌﾟの最も被ばくしやすい者が着用。

車両一時待機場所

・車両、住民の簡易除染、汚染物質の取り扱いの役割を担う者は、使い捨てｶﾞｳﾝ、ｽﾞﾎﾞﾝ、帽子等を着用してもよい。

←避難先
通行証交付場所
車両簡易除染・確認検査場所

表面汚染検査用測定器によるOIL4及び車両や携行物品の除染

住民待機場所

検出部を固定して、約10秒経過後に測定値を読み、基準以下

車両確認検査場所【要員役割例】

車両一時保管場所

検査係
・表面汚染検査用測定器を用いた住民の頭部・顔面・掌・足裏の検査

住民指定箇所
住民一時待機場所

v

検査場所

v

有無を伝達。
記録係
・住民への説明。

車両指定箇所
検査場所（頭部・顔面・掌・足裏の検査）
・住民の頭部・顔面・掌・足裏における基準を超える汚染の有無を記録。

であるか確認する。

(A:入射窓面積、ε1:機器効率)※

・【型式:B20J】

23,000 cpm (A:16.6cm2、 ε1::0.28)・【型式:NHJ120】

40,000 cpm (A:20cm2、 ε1::0.40)・【型式:TGS-146B】40,000 cpm (A:20cm2、 ε1::0.40)※ 製造業者のｶﾀﾛｸﾞ及び取扱説明書を参照。

検出部の養生表面汚染検査用測定器の検出部をﾗｯﾌﾟﾌｨﾙﾑで覆い、養生ﾃｰﾌﾟ等で固定する。

・住民確認検査班に検査結果記入用紙を渡す。
・検査結果に応じて、住民を住民確認検査場所又は車両一時待車両待機場所

機場所に誘導。
・代表者に基準を超える汚染がある場合、乗員全員を住民検査会場

住民確認検査場所
住民検査会場を講ずるための基準(cpm)は次のとおり。

・記録係へ住民の頭部・顔面・掌・足裏における基準を超える汚染の

住民
待機場所

車両一時待機場所

確認検査場所

測定値(𝐜𝐩𝐦)= 表面汚染密度(𝐁𝐪/𝐜𝐦𝟐 )𝟔𝟎×機器効率 ×入射窓面積 (𝐜𝐦𝟐 ) ×線源効率
60

代表者・
乗員全員

説明対象

住民簡易除染・表面汚染密度の計算方法“指定箇所検査”の基準

全体レイアウト例
出口②入口へ誘導するよう、車両一時待機場所の車両誘導係Hへ指示。

養生ﾃｰﾌﾟが検出部窓にかからないこと。

１/４

運用目安要員数︓２人／１レーン（検査係１人、記録係１人）

2.6．運用の手引き 〜住民指定箇所検査班〜
表面汚染検査用測定器の設定及び検査準備

表面汚染検査用測定器の設定及び検査準備

表面汚染検査用測定器の設定及び検査準備【型式︓B20J】【型式︓NHJ120】【型式︓TGS-146B】（１）（１）「（１）

ﾎﾞﾀﾝを1秒以上押し続け電源を入れる。
検知音ﾏｰｸ」ﾎﾞﾀﾝを5秒間長押しして電源を入れる。
時定数

ﾎﾞﾀﾝを2〜3秒間長押しして電源を入れる。
ｱﾅﾛｸﾞﾒｰﾀﾚﾝｼﾞ

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示値

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示値

MEMORY

測定値ｸﾞﾗﾌ（２）初期画面右上に「TIME
CONST」（検知音ﾏｰｸ）がある場合は、（２）ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示値が、「min-1」単位であることを確認する。

（３）次の手順によりｱﾗｰﾑ通知を解除する。
①初期画面で②／ﾎﾞﾀﾝを押しﾒﾆｭｰ画面を表示する。
ﾎﾞﾀﾝを押して表示部をｽｸﾛｰﾙし、「Alarm indication」を選択してﾎﾞﾀﾝを押す。

③「Sound」「Vibrator」横に「✔」がある場合は、ﾎﾞﾀﾝを押して「✔」を外す。
④

ﾎﾞﾀﾝを2回押して、初期画面に戻る。

②／ﾎﾞﾀﾝを押しﾒﾆｭｰ画面を表示する。
ﾎﾞﾀﾝを押して表示部をｽｸﾛｰﾙし、「Operation mode」を選択して測定値が「min-1」単位以外の場合はﾎﾞﾀﾝを数回押して合わせる。
（３）次の手順により時定数を3秒に設定する。
①

ﾎﾞﾀﾝを数回押して、「Bq/cm2」画面にする。

②

ﾎﾞﾀﾝを3秒長押しして「Date」画面にする。

③

ﾎﾞﾀﾝを数回押して「T.Const」画面にする。

④

ﾎﾞﾀﾝを1回押して時定数を点滅状態にする。

⑤

ﾎﾞﾀﾝを数回押して「3sec」に合わせる。

（２）

TIME
CONST

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示値

ﾎﾞﾀﾝを数回押して時定数を「3sec」に合わせる。

（3sec → 10sec → 30secで切替わる）（３）／

ﾎﾞﾀﾝを押してｱﾅﾛｸﾞﾒｰﾀﾚﾝｼﾞを10ｋに合わせる。

（４）

ﾎﾞﾀﾝを押してｽﾋﾟｰｶｰをOFFにする。

（５）ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画面のｺﾝﾄﾗｽﾄを調整する場合は、／ﾎﾞﾀﾝとﾎﾞﾀﾝを同時に長押しします。

（６）測定値は、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示値(min-1)をそのまま読み取る。
40,000cpmの場合は、 40kmin-1と表示。

（1sec → 3sec → 10sec → 30sec → AUTOで切替わる）（４）次の手順により応答時間を設定する。
①初期画面で時定数

ｽﾋﾟｰｶｰﾏｰｸ

ﾎﾞﾀﾝを2回押して非表示にし、検知音をOFFにする。

ﾎﾞﾀﾝを押す。

⑥

ﾎﾞﾀﾝを3秒長押しして時定数を点灯状態にする。

⑦

ﾎﾞﾀﾝを数回押して初期の「min⁻¹」画面にし、時定数が3secに変更されていることを確認する。

③「Ratemeter ADF」横に「✔」ﾏｰｸがない場合は、ﾎﾞﾀﾝを押して「✔」を付ける。
④

ﾎﾞﾀﾝを2回押して、初期画面に戻る。
（４）画面右下に「」（ｽﾋﾟｰｶｰﾏｰｸ）がある場合は、ﾎﾞﾀﾝを3秒長押しして非表示にし、ｽﾋﾟｰｶｰをOFFにする。
「Ratemeter ADF」は応答時間が自動で切り替る。
（５）測定値は、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示値(cpm)をそのまま読み取る。
23,000cpmの場合は、23kcpmと表示。

（５）ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画面を明るくしたい場合は、を1秒押す。

（６）測定値は、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示値(min-1)をそのまま読み取る。
40,000cpmの場合は、40kmin-1と表示。

２/４

運用目安要員数︓２人／１レーン（検査係１人、記録係１人）

2.6．運用の手引き 〜住民指定箇所検査班〜“指定箇所検査”の方法

２．指定箇所検査の実施

３．住民の指定箇所検査結果の判定（１）検査対象の表面と検出部の距離を1cm 程度に保ちながら、（１）検査係は、頭部（帽子等着用時はその上から）を検査する。

（１）記録係は、住民の頭部、顔面、掌、靴底における基準を超毎秒約10 cm の速度で検出部を移動させ、測定値が有意に高い箇所を確認する。

「“指定箇所検査”の方法」を参照。

値が最も高くなる箇所を確認する。

【検査の結果】
全ての箇所が基準以下の場合（３）測定値が最も高くなる箇所で検出部を固定して、約10秒経過後に測定値を読み、基準以下であるか確認する。

（２）検査係は、顔面(ﾏｽｸ着用時はその上から)を検査する。

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞの減算は行わない。
表面汚染検査用測定器によるOIL4及び車両や携行物品の除染(A:入射窓面積、ε1:機器効率)※【型式: NHJ120】

23,000cpm (A:16.6cm2、 ε1::0.28)【型式:TGS-146B】 40,000cpm (A:20cm2、 ε1::0.40)
1::0.40)

記録係は、検査が終わった住民を車両一時待機場所へ誘導する。

【検査の結果】
１箇所でも基準を超える場合を講ずるための基準(cpm)は次のとおり。

40,000cpm (A:20cm2、 εる。
（２）記録係は、“指定箇所検査”の結果を基に、次の判定を行う。

（２）測定値が有意に高い箇所で検出部を縦・横に動かし、測定【型式: B20J】

える汚染の有無を検査係に確認し、検査結果記入用紙に記録す①記録係は、住民に次の説明を行う。
（３）検査係は、手指、掌（手の甲を含む）を検査する。

・基準を超える汚染箇所があるため、住民確認検査場所で汚染箇所を詳細に特定するための検査を行う。

※ 製造業者のｶﾀﾛｸﾞ及び取扱説明書を参照。

②記録係は、基準を超える住民が代表者だった場合、乗員の（４）測定値が有意に高い箇所が複数ある場合は、それぞれの箇全員（乗員の代表者と避難行動が同様の行動をとった集所で同様に検査する。
・検査対象の表面と接触しないよう注意する。
・“指定箇所検査”は、放射性物質の付着しやすい部位（頭部、顔面、掌、靴底）を代表的に検査することで、迅速な検査、避難を行うこと目的とする。

１．住民への説明（１）記録係は、住民待機場所で待機している住民を、一名ずつ住民指定箇所検査場所に誘導する。

団）を住民検査会場へ誘導するよう、無線・ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ等を用いて車両一時待機場所の車両誘導員Hへ指示する。
（４）検査係は、靴底を片足ずつ検査する。

③記録係は、住民確認検査班に検査結果記入用紙を渡す。
④記録係は、住民を住民確認検査場所へ誘導する。

机やｲｽを用いて、住民に無理のない姿勢で検査をする。
（５）検査係は、基準を超える汚染箇所が1箇所でも見つかり次
第“指定箇所検査”を止め、基準を超える汚染の有無を記録係に（２）記録係は、住民待機場所から移動してきた住民に、次の説明を行う。
・頭部、顔面、掌、靴底の検査を行う。

伝達する。
基準を超える汚染箇所の詳細な特定は“確認検査”で行うため、“指定箇所検査”では汚染箇所を詳細に特定する必要はない。

３/４

2.6．運用の手引き 〜住民指定箇所検査班〜

運用目安要員数︓２人／１レーン（検査係１人、記録係１人）

６．表面汚染検査用測定器の汚染確認
検査係は、住民1人の検査が終わった都度、住民を測定していない状態で測定値（cpm）が有意に高くなっていないことを確認する。

【確認結果】
測定値 （cpm）が有意に高くない場合次の住民の検査に移る。

【確認結果】
測定値 （cpm）が有意に高い場合①検査係は測定値 （cpm）が有意に高い場合は、検出部のﾗｯﾌﾟﾌｨﾙﾑの養生を交換する。
②検査係はﾗｯﾌﾟﾌｨﾙﾑを交換後も測定値（cpm）が改善しない
及び、他の表面汚染検査用測定器で同様の事象が起きていないか確認し、無線・ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ 等を用いて検査責任者補佐員に空間線量率の測定を依頼する。

４/４