QSMシリーズ

水晶式水位計（RS485タイプ）

センサーに設定値を記憶し現場設置後のセンサー設定が不要です。

RS485の採用により最大1.2Kmの長距離の伝送が可能です。

RS485によりノイズに強い伝送性能を実現します。

■概要

本装置は、水圧から水位を検出する圧力式の水位計です。圧力検知に水晶振動子を利用し高精度に水位を測定することができます。
水晶振動子の周波数を水位に変換し、ＲＳ−４８５のシリアル信号で出力します。

■仕様
名

QSM
-□10-R1

QSM-□20-R1

QSM-□30-R1

QSM-□50-R1

QSM-□70-R1

測 定 範 囲0 〜 10ｍ

0 〜 20ｍ

0 〜 30ｍ

0 〜 50ｍ

0 〜 70ｍ

測 定 方 式

水晶振動子

測 定 精 度

型式選択 Ｓ 高精度：±０.01％FS
型式選択 Ｈ 高精度：±０.02％FS
型式選択 ブランク 標 準：±０.05％FS※30、50、70m計の±0.01％FSは数量限定生産

温度零点係数±０.0007％FS ／℃

温度感度係数

０.0049％FS ／℃

耐 過 負 荷120％FS
RS-485信号

演 算 機 能水位演算機能（定数C,D,T0 はセンサ内部記録）／平均演算／
密度補正、重力加速度補正、大気圧補正

動作電源電圧

DC10.5Ｖ〜 16.5Ｖ（定格DC12V）

消 費 電 流通信時20mA 以下（常時10mA以下）

環 境 条 件

−10℃〜＋60℃（ただし、凍結しないこと）
SUS316L

寸法

φ60×280Ｌｍｍ

量3.0kg以下（センサー本体）

センサーケーブル

格● 護岸部のセンサー設置位置にサドルを利用

ポリウレタンシース 厚さ１.35mm

外約φ12.6mm（仕上がり外径）径

最 大 長

し、センサー保護鋼管をアンカーボルトで固定します。
アンカーボルト打設は、
振動ドリル

吊り下げワイヤー

最大2km（センサーから水位計コーダーまで）屋内局舎

最大200m

中継ボックス

センサケーブル

（屋外用壁掛型）

中継ボックス（ラック型）

水位計
コーダー

データ出力
電源供給

保護鋼管
コンクリート護岸等■外形図
水晶式センサー280

センサーケーブル

φ60

SGC‑□‑□□

10±5

消 費 電 流最大：1.2A（全機能 同時稼働時）

環 境 条 件

動作温度：−10 〜 50℃
周囲湿度：30 〜 90%RH

大さ

199W×138H×90D mm

量2kg以下測定位置

1

DC6 〜 30V（定格DC12V）① 水位センサー RS485 センサー駆動電源付き1量出 力 電 圧 DC12V（Max. 200mA）② 雨 量 計 転倒マス雨量1量
1mmパルスまたは0.5mmパルス

シグナルコンバーター

動 作 モ ード

連続測定モード／間欠 測定モードを操作画面で選択

出 力 信 号

① RS232C 出力1量 プロトコル：垂れ流し方式またはコマンドレスポンス方式をソフトウェアで選択② BCD用 RS485 出力1量 最大 4 ユニット接続可能③ 警報接点出力 2点 フォトモスリレー接点出力
接点容量 DC36V 0.5A Max.
④ 水位アナログ信号 DC4 20mA出力1量 負荷抵抗 750Ω以下 発注時選択⑤ 通信機能 WiFi /Bluetooth 発注時選択⑥ USB コネクタ形状：Type-C
USB 規格：USB2.0

デ ータ 処 理①水位②雨量

データ記録機能① 記録媒体 ：オンボードフラッシュメモリ32Mbyte SDカード
SDHC 対応USB メモリー 32G バイト以下② 記録項目 ： 測定日時・測定データ・エラー情報を記録③ 記録方式 ： CSVファイル形式④ 記録間隔 ： 1、2 ､5 ､10 ､15 ､20 ､30分、1時間⑤ WISEF形式ファイル ：（年月日、時刻、水位、積算雨量）

表示・操作機能① WQVGA4.3 インチカラー液晶表示 静電容量式 タッチパネル付き② 日本語／英語表示対応③ 計測値表示（電源電圧、水位、雨量）④ グラフ表示⑤ 記録データテキスト表示

カレンダ ー時 計 機 能①コンデンサによるバックアップ機能 バックアップ時間 約7日②GPS 信号受信による時刻補正機能
精度：GPS 補正無し 月差 30秒 GPS 補正あり 月差1秒

自己診断機能エラー情報を内部メモリーに記録

199
187
17590138114

センサー入力インターフェイス

● センサーを保護鋼管内に挿入し、測定レベルまで落とし込み設置します。

● センサー吊り下げワイヤーを固定します。

■構成図

最大200m※中継ボックス〜変換器間：接続ケーブル（ツイストペア）を使用し最大１km

動 作 電 源きリート構造物）に穴をあけて行います。

φ12.5

名を用いて護岸部（ブロックあるいはコンク

通気パイプ付きケーブル

水晶式センサー【シグナルコンバーター SGC】

質＜センサー部の設置要領＞

固定金具
（サドル）

（センサー部の安定のため）通気パイプ入り専用ケーブル

シース材質

型

コンクリート護岸等

アンカーボルト

水晶式センサー

ケース 材 質規変換器へ（センサーから中継ボックスまで）

出 力 信 号質

プルボックス

保護鋼管【水晶式センサー QSM】
型

■設置図1220

水位平均演算、レベル加減算
積算雨量演算、時間雨量演算、累加雨量演算

4-φ5.5■設置例

URL：https://www.takuwa.co.jp/ お問合せ：info@takuwa.co.jp
本社〒101-0047

東 京 支 店
札 幌 支 店
仙 台 支 店新 潟 営 業 所
名 古 屋 支 店
大 阪 支 店
広 島 支 店四 国 営 業 所
九 州 支 店
新技術開発センター〒120-0043〒060-0008〒980-0021〒950-0916〒451-0042〒530-0047〒732-0057〒761-8075〒812-0014〒302-0104

東京都千代田区内神田1-4-15 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
営 業 統 括 本 部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本 社 営 業 課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東京都足立区千住宮元町13-13千住MKビル 5F・・・・・・・・・・・・
札幌市中央区北八条西18-35-100エアリービル2F・・・・・・・・・・
仙台市青葉区中央3-10-19仙台KYビル 5F・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
新潟市中央区米山4-1-23米山Nビルディング4F・・・・・・・・・・・・・・
名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館216号・・・・・・
大阪市北区西天満3-1-6辰野西天満ビル4F・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
広島市東区二葉の里1-4-18日宝二葉ビル6F・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高松市多肥下町1511-1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
福岡市博多区比恵町10-28・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
茨城県守谷市久保ヶ丘1-1-1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎03-3291-5870☎03-3291-5873☎03-3291-5873☎03-3870-5301☎011-641-8962☎022-222-1261☎025-241-7110☎052-581-2808☎06-6365-1881☎082-263-3105☎087-814-3922☎092-472-4260☎0297-48-8000

FAX 03-3291-5802
FAX 03-3291-5226
FAX 03-3291-5226
FAX 03-3870-5355
FAX 011-641-8963
FAX 022-222-1262
FAX 025-241-7122
FAX 052-581-5915
FAX 06-6363-0084
FAX 082-263-0259
FAX 087-814-3923
FAX 092-472-6134
FAX 0297-48-8009

2402-AD-200