X 線防護衣の管理について再度、ご確認ください。厚生労働省の「被ばく限度」の定め。
厚生労働省では放射線業務従事者の被ばく限度を定めています

ら外れざるをえなくなりますから、それは本人にとっても施設にが、X 線を使った検査や手術のニーズが急増する昨今は、日々のとっても大きな損失です。被ばく限度を遵守するためには、日ご業務に追われているうちにうっかりその限度を超えてしまうといろからの十分なX 線防護と被ばく量の定期的なチェックが必要うケースも少なくありません。すると、その医療スタッフは現場かです。

6$ )( 7<),5 6 7
X 線防護用品にできること■厚生労働省『電離放射線障害防止規制』が定める被ばく限度（実効線量）
基本5 年間につき 100 ミリシーベルトを超えず、かつ、1 年間につき 50 ミリシーベルトを超えない

妊娠の可能性のある女性

3 カ月間につき 5ミリシーベルトを超えない

X 線防護衣の安全性能を保つには、日々の管理が欠かせません。
X 線防護衣は 2 枚の表面材の間に遮へい材を内蔵した積層構造

け増えることになります。つねに安全な状態で X 線防護衣を使ですが、遮へい材は長年の使用のうちに劣化していきます。亀用するためには、日ごろの手入れ・保管上の配慮と、定期的な裂が入ったり、穴が空いたりすると、着用者の被ばく量はそれだ

X 線透視検査が必要です。

「管理台帳」で情報共有。管理の質と効率を高めます。
X 線防護衣は多くの場合、チームや診療科で共有されています。

着一着の状態を施設全体で情報共有することができます。安全

また、購入時期や使用状況が異なると、劣化の度合いもそれぞ性能の確認や、買い換え時期の判断にも役立ちます。

医療従事者のみなさまを守るために。

医療安全のヒント
放射線部門における院内感染対策 編

れに違います。そこで、下記のような「管理台帳」をつけると 、一X 線防護衣「管理台帳」の作成例［例1］Exelの表による管理［例 2 ］ソフトウェア画面による管理X 線防護衣 管理台帳
部門 : Angio 室

X 線防護衣 No.

目視

透視

No.1○

△

No.2 セパレート

△△

No.3

△ 破れあり（上部） × 破れあり（上部）No.3 セパレート

○△

No.4○

△

No.5○

△

No.6○

△

No.7×× 破れあり（躯幹部）

No.8○

△

No.9○

○

No.10

△ 破れあり（下部） △ 破れあり（下部）೑.5.6,glbb/+0/3-.5-.70/825

感染のリスクから、まず、あなた自身を守るために。

医療現場から細菌を排除する。

自分が感染しないために、自分が院内感染の媒介とならないために、医療従事者は十分な知識とノウハウをもって予防策に取り組むことが大切です。

入院患者100人に 3 〜 4人が MRSAに感染。
厚生労働省調査によると、2013年、調査対象の医療機関で発生した院内感染の93.7% がMRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）によるものでした。そして、対象医療機関の全入院患者の 3.61％、つまり、100人中 3〜4人もの人々がこの MRSA に感染したと報告されています。多剤耐性菌の中でもとりわけ多彩な病気を引き起こすのがこの MRSAです。治療しにくく、重症化を招きやすいため、命に関わるようなケースもしばしばあります。

■ 耐性菌・新規感染症患者の内訳
その他（VRE、MDRP、MDRA）
1.2％
PRSP
（ペニシリン耐性肺炎球菌）
5.1％

個人保護ルール

基本は手洗い。目・鼻・口の保護も大切。

感染源を持ち込まない、持ち出さない。

手指衛生 : 石けんによる手洗い（15秒間）とアルコール消毒。

入室 ：個人保護 ：必要に応じ、手袋・サージカルマスク・フェイスシー
ルド・ゴーグル・ガウン・エプロンなどを使用。

手洗い・消毒後、手袋・ガウン・マスク等を着用してから入室。

退出 ：

使用後の手袋やガウン・エプロンは、所定の袋やゴミ箱等に廃棄する。

MRSA
93.7％

※厚生労働省 院内感染対策
サーベイランス事業 (JANIS)・2013 年度年報より患者と接する頻度の高い放射線部門。スタッフも感染のリスクにさらされています。
院内感染を考えるとき、忘れてはならないのが、医療従事ているという認識をもつことが必要です。また、弱毒性の菌者にとっての感染のリスクです。とくに救急医療の現場では、の場合、健常者なら保菌するだけで発症には至らないとして感染症についての精査を行わないまま、検査や治療を行うも、その菌を高齢者や抵抗力の低下した人に感染させてしまケースも少なくはありません。他の病院でMRSAなどに感染う‥‥、つまり、自分が院内感染の媒介となる可能性があるした患者が搬送されてくることも考えられるため、医師や看ことも知っておきたい事実です。

ガウンやエプロンには撥水性・非浸透性に優れた素材を選ぶ。

手袋は外し方も重要！
裏返すように外して、汚染に素手が触れないように。

血液・体液などの汚れは消毒用アルコール等で清拭。撥水性・非浸透性に優れた素材を選ぶ。

サンダルは避ける

室内処理：床は清掃。手の触れる壁や手すり、道具・設備はアルコール消毒。
カルテは診療室内に持ち込まない。

使用済のリネン類やカーテンは､ 専用のランドリーバッグに入れる。

環境表面

細菌・微生物は清掃・清拭で除去。
消毒・滅菌：手すり・壁・床・蛇口・装置・PC・スイッチなどは水またはアルコールで清拭。
リネン・カーテン・ブラインド等は洗浄・洗濯。

抗菌素材：水廻り設備・カーテン・X 線防護衣などは、菌の発生を抑える素材だとなおよい。

護師、放射線技師は、自らがつねに感染のリスクにさらされX 線防護衣の重ね掛
けは NG ！

手の触れるあらゆるものが感染の媒介になります。

Notice汚染の可能性がある
場合、CT ／MRI などの装置・寝台はビニールや防水シーツで覆う。て感染します。放射線部門では、血管内治療（IVR）に用いるカテーテルや、X線照射時に着用する X 線防護衣など

6$)(7 <), 567

道具・装置・室内環境を介してキーボード／マウス

装置の寝台の患者固定用ベルトは、床に垂れないよう注意。

人から人へ、人の触れた道具や設備を介してまた人へ。MRSAをはじめとした細菌やウイルスは､その多くが接触によっの扱いにも注意が必要です。

ドアノブ

装置の配管チューブは、ラップを巻いてホコリがたまるのを防止。

X線防護用品にできること

検査や処置の現場では、血液、体液、分泌物、排泄物等の飛散・付着にも要注意

CT ／MRIなどの装置
点滴スタンド院内感染対策 X線防護衣「SIAA抗菌シリーズ」が安全づくりをサポートします。
細菌が表面に付着すると、X 線防護衣も院内感染の媒介になるこ

X線防護衣

カーテン

リネンとがあります。そこで、保科製作所では優れた抗菌性能をもつ素材をほぼすべての X 線防護衣＊の表面材に採用しています。
バリューエプロン、プリント柄シリーズを除く。

＊

᭯ᶭ↋ᶭᢘⳞ๠ 䝿 ⦆㎰ᮇమ⾪㟻ᒒ㻭㻳㻓㻔㻕㻕㻕㻚㻓㻤㻓㻓㻓㻔㻴■ 専門機関の審査に合格した高性能抗菌素材。

ベッド

保科製作所が開発した表面材は、一般社団法人 抗菌製品技術協議会「SIAA」の認定カテーテル

衣服を取得した高性能素材。抗菌加工していない場合に比べ、細菌の増殖を100分の1以下に抑えます。院内感染の原因菌である黄色ブドウ球菌、大腸菌、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)を効果的に抑制し、細菌が原因で起こるさまざまなリスクを低減します。

一人ひとりの取り組みを施設全体の院内感染対策へ。

■ X 線 防護衣はもちろん、装置用クロスにも使用。

X 線 TV装置の散乱線防護クロスにもSIAA抗菌素材を採用しました。

▎抗菌性試験

※試験方法 JIS Z 2801に準ずる。
（個／cm 2）【黄色ブドウ球菌】

24時間後生菌数
接種直後 抗菌加工無 抗菌仕様
耐水処理後 14000
32000
5 以下
耐光処理後 14000
89000
5 以下

【大腸菌】

24時間後生菌数
接種直後 抗菌加工無 抗菌仕様
耐水処理後 13000 1100000 5 以下
耐光処理後 14000 1100000 5 以下

自分の身を守るために、自分が院内感染の媒介にならないた取り組んでこそ十分な効果が得られます。実施にあたっては、環境表面の菌の増殖を抑え、院内感染対策に力を発揮します。

めに、医療従事者は感染予防に真剣に向き合うことが必要

各施設の「標準予防策」に「救急・放射線診療部門独自のルーです。院内感染対策は施設全体で行うのが原則ですが、それ■ 汚れが浸透しないから、飛沫感染にも強さを発揮。

ル」を加えたものが行動の基本となります。右ページで、そ薬品、血液、体液等が付着しても、汚れが浸透しない高耐久ポリウレタン素材。

も一人ひとりが正しい知識とノウハウのもとに日々の対策にの基本をご紹介しましょう。

24時間後生菌数
接種直後 抗菌加工無 抗菌仕様
耐水処理後 13000
1800
5 以下
耐光処理後 14000
600
5 以下

拭き取るだけのかんたんケアで衛生的なコンディションを保ちます。

※これらの数値は、実測値であり保証値ではありません。

೑.5.6,glbb1+2

【MRSA】/3-.5-.70/825