警報付デジタル風速計（AC100V ､ DC12V or DC24V対応）（RS-485通信対応）

Model OT-920／820
取扱説明書

OTA CO.,LTD.

D1.概説1-1

概 要
本装置OT-920 / 820は、発電機方式に対応する警報付デジタル風速計です。
内蔵マイクロコンピュータ処理により風速の瞬間値、平均値及び、瞬間最大値、平均最大値をデｨジタルで表示します。
また、警報設定は1次、2次警報の2系統を設定する事ができ、平均風速は2秒～600秒（10分）まで、任意に設定する事が可能です。
瞬間値、平均値の警報出力はスイッチにより切り替える事が可能です。
外部出力においては、各種警報接点、正常接点の他、USBインターフェイスを持っておりパーソナルコンピュータとの接続も安易にできます。
RS-485通信機能を持っており、大型表示機などの外部機器と通信することが可能です。
RS-485通信はLANコネクタを使用し、市販のLANケーブルで長距離の通信を行うことが出来ますが、LAN機能は持っていないため、LAN通信は行うことが出来ませんのでご注意ください。
AC100Vと外部DC入力の2電源で動作が可能です。DC入力は12V～24Vの連続入力が可能で、バッテリ接続ができ、大型車などの24Vにも対応しています。
バッテリとAC100Vを併用して使用している場合、AC100Vを優先的に使用し、バッテリの使用を控えますので、停電時にバッテリで動作することが出来ます。

1-2

仕 様
1-2-1 検出部の仕様及び定格◎型 式
風杯型風速発信器
◎検出部
◎耐風速
◎出力

◎入力信号

2種類 （920型）（820型）
無鉄心式4極交流発電機
90m/s
920型
60m/sにてAC30V±1V（無負荷時）
風車回転数 1933rpm
出力インピーダンス 約500Ω
820型
40m/sにてAC16V±0.5V（無負荷時）
風車回転数2174rpm
出力インピーダンス 約2000Ω
内部選択
設定画面にて変更可能

1-2-2 計測部の仕様及び定格◎起動風速2m/s未満◎測定範囲2~90m/s◎測定精度10m/s以下±0.5m/s以内
10m/s以上±5%以内◎耐風速90m/s以上◎処 理
マイクロコンピュータ処理（カーブ補正あり）◎サンプリング
1秒間隔
◎表示更新
1秒間隔
◎平均処理
2秒～600秒（10分）設定可能◎風速表示
グラフィック液晶表示器◎表示切替
平均／瞬間／警報設定値など、スイッチにより切替

- 1 -

1．概説

1-2-3 警報部の仕様
◎設定機能
◎警報表示
◎警報音
◎警報解除
◎接点出力
◎接点容量
◎接点コモン

1-2-4 一般仕様
◎電源仕様

◎省電力モード動作時◎DC入力保護回路◎検出部材質◎検出部重量◎本機外形寸法◎本機重量

内部ブザー警報音（アラーム音）ON/OFF設定
瞬間、平均の各1次、2次警報値設定
液晶表示器点滅表示（1警報：点滅表示、2次警報：反転点滅表示）
内部ビーパー断続音
6秒保持の後、自動解除
無電圧接点 3回路（1次警報、2次警報、正常風速）
最大定格 AC100V 10A／DC12V 10A
内部にてCOM共有

AC100V
50/60Hz 約4VADC12V 160mA 警報発生時 300mA
DC24V 100mA 警報発生時 200mA
外部DC12V～24V入力 バッテリ駆動可AC100V 約2.5VA DC12V 30mA DC24V 15mA
短絡、過電流、逆接防止
風車及び本体PC樹脂
約3Kg
スタンドなし 160(W)×53(D)×130(H)mm 突起物を含まない
スタンドあり 195(W)×60(D)×174(H)mm
約1.3Kg- 2 -2.

外観2-1

フロントパネルの名称① 液晶表示器 ・・・・・・・・・ 動作表示、各種データ設定、エラー状態等を表示します。
② AVE/PEAKスイッチ・・・・・・ 平均／瞬間の表示を切り替える時に使用します。
トグル動作になっており、キーを押すと平均⇔瞬間と切り替わります。
設定操作時、データのUPキーとして使用します。
③ ALMスイッチ・・・・・・・・・ 警報発生時のアラーム音のON/OFFを切り替える時に使用します。
トグル動作になっており、キーを押すとON⇔OFFと切り替わります。
設定操作時、データのDOWNキーとして使用します。
④ PAGEスイッチ・・・・・・・・・・・・ 液晶表示画面のページ切り替えを行う時に使用します。
設定操作時、データ確定、カーソル移動キーとして使用します。

2-2

リアパネルの名称① AC100V入力 ・・・・ 電源用ケーブルです。AC100V 50/60Hzをつないで下さい。
端子台FG端子から必ずアースを取って下さい。アースを取らずに使用した場合、誤動作する恐れがありますので、御注意下さい。
② 電源スイッチ・・・・・ 電源スイッチです。ONすると本機電源が入ります。
③ 入出力端子台・・・・・ M3各種入出力端子です。
警報、正常接点出力及び、風速センサ入力、DC入力端子などがあります。
④ USBコネクタ・・・・・ USB出力端子です。パソコンと接続してデータを出力する際、接続します。
USBコネクタの種類はmini-Bタイプ(2.0でOKです)を接続します。
⑤ LANコネクタ・・・・・ RS-485通信用として使用します。
市販のLANケーブルを使用できますが、LAN通信を行うことは出来ませんのでご注意ください。
- 3 -3.

操作方法

3-1

設定操作の説明
電源投入時に【PAGE（SET）】キーを押しながら電源を投入すると、下記画面が表示され、各設定データを変更することが出来ます。
設定データは点滅している場所が設定変更可能で、【UP】、【DOWN】キーでデータ変更して、【SET】キーで確定し、次の項目に移動します。「平均2次」設定で【SET】キーを押すと次ページに移動します。
□□.□m/s□□.□m/s□□.□m/s□□.□m/s

瞬間風速に対しての1次警報値を設定します。設定範囲は0.0～99.9です。
瞬間風速に対しての2次警報値を設定します。設定範囲は0.0～99.9です。
平均風速に対しての1次警報値を設定します。設定範囲は0.0～99.9です。
平均風速に対しての2次警報値を設定します。設定範囲は0.0～99.9です。

平均時間
□□□秒
省電力設定□□□
通信速度 □□□□□
風杯選択 □□□□□

平均風速測定の移動平均の時間を設定します。設定範囲は2～600です。
省電力モードの設定を行います。ONにすると省電力モードになります。
USB出力での通信速度を変更できます。
使用する風杯を選択します。基本的に、ここの設定は変更しないで下さい。

瞬間1次
瞬間2次
平均1次
平均2次

3-2

電源投入
本機左下の【POWER】スイッチにて電源（AC100V or DC入力）を投入します。
電源を投入すると、LCDに 『タイトル画面』 を2秒間表示した後、 『測定画面』 を表示します。

3-3

測 定
通常動作画面は4画面あり【PAGE】キーで切り替える事が出来ます。
BZ

瞬間風速0.0m/s

瞬間1次
瞬間2次
風速

□□.□m/s□□.□m/s

瞬間0.0 m/s

平均0.0 m/s
0.0 m/s

瞬間風速 □□.□m/s
瞬間最大 □□.□m/s
平均風速 □□.□m/s
平均最大 □□.□m/s【AVE/PEAK】キーで瞬間／平均風速を切り替える事が出来ます。
BZ

平均風速0.0m/s

平均1次
平均2次
風速□□.□m/s□□.□m/s

瞬間0.0 m/s

平均0.0 m/s
0.0 m/s

瞬間風速 □□.□m/s
瞬間最大 □□.□m/s
平均風速 □□.□m/s
平均最大 □□.□m/s

平均風速は 『平均時間』 で設定した時間の移動平均を算出して表示します。
2～600秒（10分）まで1秒間隔で設定する事ができます。

3-4

警 報
【ALM】キーで警報発生時のブザー音のON/OFFを選択します。ブザー音ONの時は、測定画面 BZ 部分にブザーマークが表示されます。
【AVE/PEAK】キーで選択した測定方法で測定値が「瞬間1次」の値を超えた場合、端子台の【1次-COM間】接点がONし、測定値が点滅表示します。このときBZがONになっていると1秒間隔の断続音が鳴り続けます。
測定値が「瞬間2次」の値を超えた場合、端子台の【2次-COM間】接点がONし、測定値が反転点滅表示します。このときBZがONになっていると0.5秒間隔の断続音が鳴り続けます。
警報が解除されるとアラーム音が消え、点滅表示を終了して端子台の【通常-COM間】接点がONします。

- 4 -3．操作方法
3-5

省電力モード『省電力設定』 をONにすると、省電力モードで動作します。
キー操作を10秒間行わないと、LCDバックライトが消え、消費電力を抑えます。
再びキーを押すと、バックライトが点灯し、10秒間操作しないと消灯します。
バッテリ接続時など、電力の消費を抑えたい時に、設定してください。OFFにするとバックライトは常時点灯しています。
バッテリは端子台【DC12～24V IN】の【＋】と【－】に接続してください。
○バッテリ駆動の目安
38AHのバッテリを気温２５℃で使用した場合、省電力モードの消費電流30mAで0.05C(20H)×38AH＝1.9A（1.9A÷0.030A）×20H＝1266.67H
1266.67H÷24H≒52.8DAY

満タンで約52日間の動作が可能です。

3-6

最大風速値のクリア
瞬間／平均風速値の、最大値を記憶していますが、電源を再投入すると、最大値はクリアされます。
電源を再投入せず、最大値をクリアする方法は、3つのキーを同時に押すと、クリア確認画面が表示されます
ので、【UP】、【DOWN】キーで 『YES』 を選んで【SET】を押すと、最大値がクリアされます。
最大値をクリアします
よろしいですか？
NO

3-7【UP】or【DOWN】
キーで選択最大値をクリアします
よろしいですか？
YES

入出力端子説明
端子番号12345678910

略称
1次
2次警報COM
通常
通常COM
センサー白センサー黒FG
DC入力 ＋
DC入力 －用 途
1次警報接点出力
2次警報接点出力
警報接点COM
通常接点出力通常接点COM
風速センサー入力
風速センサーCOM
フレームグラウンド
外部DC12～24V＋入力
外部DC12～24Vグラウンド

端子番号は右から1で始まり、左端が10になります。端子台のネジはM3です。

- 5 -【SET】キーで最大値クリア

4.

通信

4-1

概 要
パソコン等と本機をUSBで接続し、風速データを取り込むことが出来ます。
接続ケーブルは【 パソコン側←USB Aタイプ－USB mini-Bタイプ→OT-920 】を使用してください。
USBを繋ぐと本機から、データが連続で出力されます。パソコンからの制御は必要ありません。
大型表示器とRS-485通信を行っているときに、パソコンとのUSB通信を行うことは出来ません。
誤動作の原因となるので、RS-485とUSBの両方を接続することは、行わないでください。

4-2

伝送仕様
伝送方式は半二重非同期式通信で行っています。
ボーレートのみ設定が可能です。初期設定は、19200bpsに設定されています。
その他の仕様は次の通りです。
データ長
8ビット
パリティビットなし
ストップビット
1ビット

4-3

配 線
パソコンと本機は標準のUSBケーブル（Bタイプ）で配線接続して下さい。

4-4

通信フォーマット[STX] 瞬間風速 [スペース] 瞬間最大風速 [スペース] 平均風速 [スペース] 平均最大風速 [CR]02H 0000（ｱｽｷｰ） 20H
0000（ｱｽｷｰ）
20H
0000（ｱｽｷｰ） 20H
0000（ｱｽｷｰ） 0DH(21Ｂｙｔｅ固定)
風速値のデータ4Ｂｙｔｅは0100で10.0m/sのように表示データの小数点を取った形で出力されます。
通信用サンプルソフトを、下記URLからダウンロード出来ます。
http://www.otashouji.co.jp/
ドライバーが認識しない場合、下記URLからドライバーをダウンロードして下さい。
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
詳しいインストール方法は、「8.付録」を参照してください。

- 6 -

5.

接

続

5-1

コンピュータとの接続例

USBケーブル（mini-Bタイプ）
5-2

風速センサーとの接続例

VCTFケーブル0.75sq-2Cケーブル
5-3

外部接点出力と3段式回転灯の接続例

VCTFケーブル0.75sq-6C／プラグ付電源ケーブル
5-4

外部接点出力と2段式回転灯の接続例

VCTFケーブル0.75sq-5C／プラグ付電源ケーブル

- 7 -

5.

接

続

5-5

外部接点出力と回転灯の接続例

VCTFケーブル0.75sq-2C／プラグ付電源ケーブル
5-6

サイレンと回転灯を同じ警報で作動するように接続する例

VCTFケーブル0.75sq-2C（回転灯）
VCTFケーブル2.00sq-2C／プラグ付電源ケーブル（サイレン）
5-7

RS-485通信で大型表示器との接続する例
弊社製 専用大型表示器
OT-975BD

LANケーブル（市販ケーブル可）（＊注意） RS-485通信で大型表示器と接続しているときに、パソコンとUSBで接続してデータの取り込みを行うことは出来ません。
RS-485とUSBの両方を接続すると、誤動作の原因になりますので、両方は接続しないでください。

- 8 -6.

設

置

6-1

発信器の設置1)
発信器は振動、腐食性ガスのない場所に設置してください。振動及び腐食性ガスのある所及び、海水の波しぶきが直にかかる場所では、寿命が短くなります。
また、強い振動は故障の原因になります。やむをえない場所においては、出来るだけ振動の少ない所に設置し、防振ゴム等を使用してください。
2)
雷による故障を最小限にするために避雷針を設けると安心ですが、これでも完全には保護できない場合があります。
3)発信器は、平らな開けた場所を選んで独立の支柱を建て、地上10mの高さに設置する事を標準とします。
開けた場所とは、発信器と、障害物との距離が障害物の高さの少なくとも10倍はある所をいいます。実際にこの条件を満たすところは困難ですが、出来るだけこれに近い場所を選ぶようにしてください。
4)
屋上に設置する場合は、風の乱れの影響を避けるため、出来るだけ中央に近い場所を選び、支柱にて3m以上高くします。このように設置しても風向きによって、観測できない場合があるので予め旗等を立てて風の乱れを調べてから場所と高さを定めてください。
5) 発信器を取り付ける支柱上部に、発信器のフランジとボルト穴の合うフランジを設けてこれと接続します。

6-2

発信器への結線
1) 2芯シールド付ケーブル。0.75mmビニールキャプタイヤコード以上のものを使用してください。
2) 線の長さは、0.75m㎡にて200m以内（20ｍ以上はシールド線の使用を推奨）。
3) 高圧回路や大電流回路及び、送信アンテナからは十分に離して配線してください。
特にエアコンの室外機、コピー機等の強い電波を発生する機器の近くは誤動作の影響を受ける恐れがありますので設置、配線に十分注意して下さい。
4) 電波の誘導を受ける事がありますので、シールドは片側を必ず接地（E3）してください。但し、短いラインではシールド線を使用しなくてもよい場所もあります。
5) 距離が長くなると雷の影響を受ける恐れがあるため、地中配線が理想です。小容量の避雷器が入っていますが、雷の多い地域等では、入力ラインに別置の避雷器が必要になる場合もあります。

6-3

バッテリ接続においての注意点
1) バッテリは大容量の為、取り扱いには十分な注意が必要です。感電、火災等による事故においては、弊社は保証しかねます。あらかじめ御了承下さい。
2) シールバッテリ以外の御使用は御遠慮下さい。車用のバッテリは、充電時にガスが発生し、トラブルの原因となります。
3) バッテリへの充電は行っていません。その為、AC100Vとの併用で停電対策のためにバッテリを接続し、通常はバッテリを使用していない場合でも、半年に1度程度のメンテナンスが必要です。

- 9 -7.

外観図

寸法は、突起物を含まない- 10 -

8.

付

録

弊社のUSB製品には、FTDI社の『FT232RL』を使用しておりますので、最新のドライバーはFTDI社のホームページからダウンロードしていただく事が出来ます。

本機から出力される、データをUSBでパソコンに取り込む際、デバイスが認識しない場合があります。
その際は、ドライバーをインストールする必要がありますので、以下の手順で、インストールを行ってください。
Windows XPを例に、インストール方法を説明いたします。

8-1

USBドライバーのダウンロード方法
まず、インターネットで下記アドレスのホームページを開きます。
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

下へスクロールして行き、「Windows 32Bit」の最新バージョンをクリックします。

- 11 -

8.

付

録ファイルを保存します。

「 保存 」をクリックすると、保存する場所を聞いてくるので、保存したい場所を指定します。

「 保存 」をクリックすると、ダウンロードを開始します。

- 12 -

8.

付

録

ダウンロードの完了「 フォルダーを開く 」をクリックすると、ダウンロードしたファイルがあるフォルダーを開きます。

ダウンロードしたファイルは圧縮してありますので、このファイルをダブルクリックして、圧縮ファイルを解凍します。

これらのファイルは、全て別のフォルダ（例えば、ディスクトップ上のフォルダ等）に移動又は、コピーします。

- 13 -

8.

付

録

8-2

USBドライバーのインストール方法
パソコンとUSBで接続し、本機電源を投入します。
パソコンに、対応ドライバーがインストールされていない場合、下記画面が表示されます。

この部分を選択し、「 次へ 」をクリックします。

この部分を選択し、「 次へ 」をクリックします。

- 14 -

8.

付

録「 参照 」をクリックして、ドライバーをダウンロードしたファイルを保存したフォルダーを指定します。

フォルダーを指定したら、この部分を選択し、「 次へ 」をクリックします。
インストールが完了すると、下記画面が表示されます。

「 完了 」をクリックすると、インストールを終了します。
本機電源を切り、パソコンを再起動します。

- 15 -

8.

付

録

8-3

OT-920との接続
パソコン再起動後、本機の電源を投入します。
ドライバーが正しくインストールされていると、画面右下に下記メッセージが表示されます。

このメッセージが表示されると、インストールは正しく行われており、本機とUSB接続が可能となります。

- 16 -

8.

付

録

8-4

インストールの確認とCOMポートの変更
インストールの確認は、『 デバイスマネージャ 』から確認が出来ます。
『 デバイスマネージャ 』は、まず『 コントロールパネル 』の『 システム 』をクリックします。

『 システムのプロパティ 』が開いたら、「 ハードウエア 」－「 デバイスマネージャ 」をクリックします。

- 17 -

8.

付

録『 デバイスマネージャ 』を開くと、USBドライバーが正しくインストールされておらず、本機USBを認識していない場合は、下記画面が表示されます。
この場合は、パソコンを再起動してみるか、再度インストールを行ってみてください。

下記画面のときは「 ポート(COMとLPT) 」をクリックします。

- 18 -

8.

付

録「 USB Serial Port (COM＊) 」と表示されていれば、正常にインストールされており、本機とのUSB通信が可能です。

弊社サンプルプログラムを使用する場合、以下のことに注意してください。
サンプルソフトのCOMポートはCOM1～COM16までしか対応しておらず、COM16以上の場合、COM番号を手動で変更する必要があります。
「 USB Serial Port (COM＊) 」をダブルクリックすると下記画面が表示されます。

- 19 -

8.

付

録「 ポートの設定 」タブをクリックした後に、「 詳細設定 」をクリックします。

ここをクリックし、「 COMポート番号 」を16以下に設定します。

- 20 -

8.

付

録設定を変更したら、「 OK 」をクリックして設定を終了します。

COMポート番号が変更されると、『 デバイスマネージャ 』の「 USB Serial Port 」のCOM番号も変更されています。

- 21 -

8.

付

録

8-5

弊社サンプルソフトのCOMポートの変更
最後に、弊社サンプルソフトのCOM番号を、変更したCOM番号に合わせます。
「 表示 」－「 通信設定 」から「 設定操作 」画面を開きます。

「 接続ポート 」を『 デバイスマネージャ 』で設定したCOMポートと同じにします。

「 OK 」をクリックすると、全て終了です。
「 接続 」又は「 F5 」キーで本機と通信を開始します。

- 22 -

警報付ディジタル風速計
Model OT-920 / 820
取扱説明書

２０１１年 ５月 １日
２０１１年１０月 ２８日
２０１２年 ３月 １日
２０１２年 ８月 ２０日
２０１４年 ９月 ５日
２０１５年 ３月 １７日

発行

初版発行
第2版発行
第３版発行
第４版発行
第５版発行
第６版発行

大田商事株式会社〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-8-3
TEL.
(03) 3517-2236（代表）
FAX.
(03) 3517-2237
IPTEL. (050) 3775-3451
URL
http://www.otashouji.co.jp/- 23 -