計測自動制御学会東北支部第 242 回研究集会(2008.5.13)
資料番号 242-10

双曲線型体積インターフェログラムに基づく
3 次元干渉分光イメージングの検討
A study of interferometric, 3-D imaging spectroscopy based on
hyperbolic-type volume interferogram○小原正樹，吉森久○Masaki Obara，Kyu Yosimori
岩手大学大学院

工学研究科 情報システム工学専攻

Graduate School of Engineering, Iwate University
キーワード：3 次元分光イメージング(3-D imaging spectroscopy),双曲線型インターフェログラム(hyperbolic-type interferogram),
空間コヒーレンス関数(spatial coherence function) ,合成開口(aperture synthesis technique)
連絡先：〒020-8551 盛岡市上田 4‐3‐5 岩手大学 情報システム工学科

吉森研究室

吉森久，Tel.：(019) 621-6485，Fax.：(019)621-6485，E-mail.：yosimori@cis.iwate-u.ac.jp
１.はじめに光の干渉計測によって物体の情報取得を行うコヒーレンスイメージングの分野にお

２.原理
3 次元情報と分光情報を同時に取得するための概念図を図 1 に示す.

いて,われわれは特別な光源や結像素子を用いずに,光の干渉現象のみを利用して,空間的にインコヒーレントな物体の 3 次元形状と物体上の各点における連続スペクトルを同時に再生することが可能な光干渉イメージングを実現するための研究を進めてきた.従来のわれわれの研究 1)では,2 光波折り

図 1. 概念図

畳み干渉計から合成開口処理により同心円光源分布 S は奥行きを有する多色光源分布状のインターフェログラム取得し光源像のである.この光源分布の 1 点から放たれる光再生を行ってきたが,今回は合成開口の手が 2 つのピンホール P,P’それぞれを通過し,法を変え,双曲線型のインターフェログラ

観測点 D において重ね合わせられて観測さ2)

ム を取得し,そこから光源像を再生可能でれる.また,ピンホール P,P’は 3 次元空間を自あることを計算機実験によって確認できた

由に移動可能であり,ピンホール P から観測ので報告する.

点 D までの距離およびピンホール P’から観測点 D までの距離はそれぞれ等しいとする.

ここで,光源分布のある 1 点に着目し,各ピンホールはグラムを光路差 z に関してフーリエ変換
すればスペクトルごとの相互スペクトル密,の位置にあるとする.このとき観測面 D にお度を得ることができる.

次に,取得した相いて観測される空間コヒーレンス関数

互スペクトル密度から光源像を再生するた
めには再生する距離 z を指定して次の関数,は,を乗算する.これは式(2.4)の第 4 項をキャンセルする.そして,式(2.4)と式(2.6)の関数の(2.1)

積を,x および y に関してフーリエ変換することで,光源のスペクトル強度分布である.
式(2.1)の空間コヒーレンス関数

はを回復する.これらの手順をスペクトル k おWinner-Khinchine の定理より相互スペクトよび距離 z を変えながら行うことにより,測ル密度定対象である多色光源分布の多重分光立体を用いて,映像を取得することができる.と表わされる.ここで,と仮定すると相互スペクトル密度は,光路差次に,空間コヒーレンス関数を測定する

でのピンホール位置を表わすために利用する 2 光波折り畳み干渉計につを用いて,３.実験系への適用いて説明する.今回想定した 2 光波折り畳み干渉計を図 2 に示す.と表わされる.ここで,である.この相互スペクトル密度は光源の 3 次

元スペクトル強度分布を用いて,と表わされる.式(2.3)を式(2.2)に代入することにより空間コヒーレンス関数と相互スペクトル密度の関係は,

図 2. 2 光波折り畳み干渉計
プリズム P と P’はたがいに直交しており,CCD は lens によってプリズムのエッジに焦点が合わされているとする.またピエと表わされる.取得されたインターフェロ

ゾアクチュレーター（PZT）はプリズム P

方向に伝搬した光波に,光路差を生じさズム P’においては地面と垂直なエッジによせるために用いられる.光路差の時,り x 軸に反転,プリズム P においては地面と光源からの距離が等しいとする.また,測定平行なエッジにより y 軸に反転している.

対象である光源分布 S は x - y stage に乗せ,x

従って,CCD 面での座標軸と一致させるた軸方向および y 軸方向に移動させることで,めプリズム P’においては,各ステップのインターフェログラムを測定する.

プリズム P においては,

図 2 の 2 光波折り畳み干渉計ではプリズムにより光波が反射反転される.このことと変化する.これが 2 光波折り畳み干渉計ににより x-y stage の移動により入射光と反転おけるピンホールの位置に該当する.

され返される光波は等価ではなくなる.x-y

したがって図 2 の 2 光波折り畳み干渉計

stage の光軸から x 軸方向に x̂ 移動したとすにおいて CCD で測定される空間コヒーレ

ると,(x,y)に入射した光波は図 3(a)のようにンス関数は,なり,の位置に反転され返される.x-y stage の光軸から y 軸方向に ŷ 移動したとすると, (x,y)に入射した光波は図 3(b)のようにの位置に反転され返され(3.1)

る.

この測定される空間コヒーレンス関数は(a)x-y stage 上に固定された基準座標系からみたものである.CCD 面ではインターフェログラムとして観測しているため CCD 面に新たに座標系()を取った方がデータ処理上便利である.よって,座標変換の条件式を用いることにより式(3.1)は,(b)(3.2)と表わされ,これがインターフェログラムとして観測された空間コヒーレンス関数である.
図 3. x-y stage の移動とプリズムにより反転される波面の関係
しかし,CCD で観測される座標軸はプリは 5 つの変数を有する 5 次元のインターフェログラムである.5 次元のインターフェログラムでは扱いづらいので次元を下げるために合成開口処理を導入する.に対応する位置の画素値を取得し,に対応した位置へ

ら z=100mm の位置に図 6(a)を,z=130mm の位置に図 6(b)を設置した.また,各点光源のスペクトルは,赤色の点光源を色の点光源を配列すると,

1 =640nm,緑2 =543.5nm として設定した.

また光源分布は 4mm×4mm で,各点はそれぞれ中心から右もしくは左へ 0.15mm,上もしくは下へ 0.15mm ずれており,横または縦に(3.3)

並んだ点同士の距離は 0.3mm である.

となり,式(2.10)と等価で図 4(a)のようなインターフェログラムとなる.また,に対応する位置の画素値を取得し,に対応した位置へ配列すると,

図 5. 計算機実験にて想定した実験系の(3.4)

モデルとなり図 4(b)のようなインターフェログラムとなる.
(a)

(b)

(a) S1 の光源分布(b) S2 の光源分布

図 6. 設定した光源分布
図 4. 単色点光源を用いた場合：

そして,図 7 は距離 z=100mm,波長1 =640nm(a)同心円状のインターフェログラムで再生したものである.どちらも指定した(b)双曲線型のインターフェログラム

波長および再生距離において正確に再生さ式(3.3)と式(3.4)は第 4 因子の符号が異なれている.っているだけでどちらも光源の情報を含ん(a)でいるので双曲線型のインターフェログラムから再生が可能であると考えられる.
４.数値計算本報告では 2 光波折り畳み干渉計を使用したと想定して数値計算を行った.図 5 は今回想定した実験系のモデルである.CCD か(b)５.まとめ
本報告では,2 光波折り畳み干渉計を利用して双曲線型インターフェログラムを取得し,それを用いて光源像が再生可能であることを計算機による数値計算により確認した.再生結果においても従来の方法と同様な結果が取得可能であることがわかった.
このことから,双曲線型インターフェロ

図 7. z=100mm,1 =640nm での再生結果

グラムは従来の伝搬光の波面形状が記録さ(a)同心円状インターフェログラムから再生れたインターフェログラムと同様の情報を(b)双曲線型インターフェログラムから再生含んでいることがわかる.

次に,図 7(b)の再生像における各方向の分解能を図 8 に示す.どの分解能も点光源がある位置においてピークがあらわれている.

(a) x 軸方向(b) y 軸方向(c) z 軸方向
図 8. 図 7(b)の再生結果に関する分解能

そこで,今後の課題は本手法の実験的確認である.
謝辞
本研究の一部は,光科学技術研究振興財団の平成 13 年から 14 年の研究助成事業および文部科学省の科学研究費補助金(15360024)により助成され行われました.ここに感謝の意を表します.
参考文献
1) Kyu Yoshimori, “Passive digital multispectral holography based on synthesis of coherencefunction,” Proc, of SPIE Holography 2005
6252 pp.625221-1- 625221-4(2005)
2)小原正樹,吉森久：”双曲線型インターフェログラムからの分光立体映像再生”
Optics & Photonics Japan 日本光学会年次学術講演予稿集,pp.90-91(2007)