フ ァ ル コ ン

SOTP type

非 接 触 式 ツ ー ル プ リ セ ッ タ

イ ー ジ ス ア イ

シ リ ー ズよりシンプルに！よりコンパクトに！
コストパフォーマンスを追求した高機能プリセッタ！
機上締め付け機能標準化！
● 非接触式測定のため、刃物の刃先を傷めません。
ダイヤモンドやCBNなど、高価な工具の測定に最適です。

● 測定が簡単なので、ヒューマンエラーを低減できます。

測定範囲
X軸(径)：φ300mmまでカメラ移動ハンドル片手で操作でき、作業の妨げになりません。

Z軸(高さ)：400mmまで機上でコレットホルダのキャップ締め付けが可能※MAX60Nm

X軸・Z軸微調整機構
ダイヤルを回すだけで、カメラの位置を微調整できるので、刃先の位置合わせをスピーディーに行えます。

メカニカルクランプ
エアシリンダでホルダを確実にクランプするので取り付け、取り外しの繰り返し精度に優れます。

製品紹介動画はこちら

使いやすさを追求した自社開発ソフトウェア

操作画面を作業順に配置。タブ切り替えでスムーズな作業性！
作業者が最小限の動作で操作できるよう、操作画面のレイアウトにこだわりました。

測定機能

2

① ドリルの肩の測定② 振れ測定③ 輪郭測定目標値に対する測定結果の合否を一覧表示したり、音で知らせることが出来ます。結果はグラフ化することも可能です。

振れ測定をしたい箇所を写し、スピンドルを回転させるだけで測定できます。

刃物を回転させた時の残像をもとに、測定を行います。ボールエンドミルやタップの形状測定に最適です。

④ 目標公差範囲の表示⑤ ステップドリルの測定⑥ 実写測定プリセットしたい目標公差範囲が画面に表示されるので、ボーリングバーの径調整が簡単に行えます。

段付きドリルは段ごとに分けて測定できます。測定結果はタブで切り替えて見ることが出来ます。

刃先の摩耗やチッピングを確認することが出来ます。

オプション
① 振れ公差NG時測定中止② 狙い値入力③ インポート、エクスポート↓プリセット高さの狙い値のライン↑公差外の値は赤く表示されます。
複数ステップの測定において、それぞれのステップで振れ公差指示がある場合、測定値が公差外になった場合は測定を中断します。公差NGのまま測定続行することを防ぎます。

「調整可能モード」で、画面にプリセット高さの狙い値を緑のラインで表示します。コレットホルダ等でのキャップ締め込み時の沈み込みを見越したプリセットで使用します。

ツールデータの入力、出力をCSVデータ形式で行います。他設備へのデータ移動や、複数台のプリセッタでのツールデータ共有で使用します。

④ X軸、Z軸入替⑤ ステップ測定の測定基準の設定⑥ SOTP専用台

ステップ測定における測定基準を設定できるようになります。

SOTP本体取り付け穴とレギュレータ取り付け穴が付いています。

XZ切替OFF(デフォルト設定)

XZ切替ON(オプション設定)

高さ方向＝Z軸、径方向＝X軸の表記を入れ替える(高さ＝X軸、径＝Z軸)機能です。旋盤等で加工方向が通常と入れ替わる場合に使用します。

⑦ レンズガード

レンズを不慮の衝撃から保護します。

⑧ アダプタラック(BT50)

商品コード4940 00041025

型式SOTP-BASESTAND

サイズ

W900 x D600 x H760 mm

よく使うアダプタやホルダを近くに置けるので、効率的に作業ができます。

SOTP 用アダプタ（別売）防錆ケース付属！

防錆ケースをつけたままプリセッタのアダプタトレイに置くことが可能です。

• BT50 以外のホルダを測定する場合は変換アダプタが必要です。詳細はお問い合わせください。
• アダプタを錆から守る防錆ケース付属。 *HSK100A、UTS10080サイズには付属しておりません。

BT、CAT、SK用

HSK 用

UTS 用

ポリゴン用

BT30, BT40,
CAT40, SK40
使用するプルスタッドの種類をご指示下さい。

• HSK25E, HSK32E• HSK32A, HSK40A,
HSK50A, HSK63A,
HSK100A

UTS5040,
UTS6350,
UTS10080

NEW : C5, C6

C3, C4
クーラントホース対応

3最小表示スピンドルサイズ
クランプ方式
カメラ仕様
画面倍率
画面サイズ
刃先計測範囲メニュー操作方法
表示言語
付属品
スピンドル回転方法

490(270)
38
280

測定範囲

750x490x880(WxDxH)
約 75kg100 ～ 240V AC, 50/60Hz
52W
0.4 ～ 0.6MPa
X 軸 ( 径 ) φ 300mm まで
Z 軸 ( 高さ ) 400mm まで *10.001mm
BT50( 別途アダプタにて変更可能 )メカクランプ (2000N)
33 万画素 CCD モノクロ
11.5 倍10.1 インチ
9.6 x 7.2 mm
タッチパネル
日本語、英語、韓国語、中国語、スペイン語
フィルターレギュレーター、本体カバー
手動

880

外観寸法
重量
電源消費電力エアー圧

35仕様(84)*1 アダプタを使用する時はアダプタの厚み分 Z 軸方向の測定範囲が変化します。
・ インチ表示、メートル表示の両方に対応しています。
・ 製品のデザイン及び仕様は予告なく変更する場合があります。
商品コード

型式

対応プルスタッド

750420560

52(56)

460

163
27055

アクセサリ（AOTP と共通）
商品コード

型式備考

4910 00040011   SOTP-400B-1A

PSB-7, PSB-8
PSB-14, PSB-194944 10000018 AOTP-PRINT-BRO2

ラベルプリンタ ( 国内仕様 ) 電源：AC100V 50/60Hz 2.0A

ラベルプリンタ ( 海外仕様 ) 電源：AC100-240V 50/60Hz 1.5A （別売）4910 00040013   SOTP-400B-1C

PSB-174944 10000019 AOTP-PRINT-BRO3

4910 00040024   SOTP-400B-2D

PSB-244944 10000020 AOTP-PRINT-BRO2-LA プリンタ用ラベル

4910 00040025   SOTP-400B-2E

PSB-50P

4944 10000013 AOTP-DUST-C

（別売）
（別売）

クリーニングパテ（SOTP に付属）

プリセッタ ラインナップ
非接触式ツールプリセッタ

接触式 / 投影式ツールプリセッタ

Eagle (AOTP・A type)

NTP-400

NTP-300A● スピンドル ：自動送り● 測定径範囲 ： 0～φ400mm● 高さ測定範囲： 0～500mm● スピンドル ：自動送り● 測定径範囲 ： 0～φ400mm● 高さ測定範囲： 50～500mm● スピンドル ：手動送り● 測定径範囲 ： 0～φ300mm● 高さ測定範囲： 50～500mm

HEAD OFFICE : www.nttool.com (Web in English available)
NT USA CORPORATION : www.nttoolusa.com EUROPE OFFICE : www.nttooleurope.com
本 社・本 社 工 場 〒444-1386 愛知県高浜市芳川町1-7-10
HEAD OFFICE & FACTORY 1-7-10 Yoshikawa-cho, Takahama City, Aichi 444-1386 Japan東本大広九本飯京 営 業社 営
阪 営 業
島 営 業
州 事 務社 工田 工所 ／ TOKYO OFFICE
業 ／ NAGOYA OFFICE
所 ／ OSAKA OFFICE
所 ／ HIROSHIMA OFFICE
所 ／ KYUSHU OFFICE
場 ／ HEAD FACTORY
場 ／ IIDA FACTORY

Tel. ( 0 3 ) 3 4 5 1 - 9 1 4 1
Tel. ( 0 5 6 6 ) 5 4 - 0 1 0 1
Tel. ( 0 6 ) 6 3 0 8 - 1 3 3 2Tel. ( 0 8 2 ) 2 5 8 - 3 8 1 0
Tel. ( 0 9 2 ) 4 0 8 - 6 5 8 5Tel. ( 0 5 6 6 ) 5 4 - 0 1 0 1
Tel. ( 0 2 6 5 ) -2 5 - 5 2 0 0

Tel. ( 0 5 6 6 ) - 5 4 - 0101 Fax. ( 0 5 6 6 ) - 5 4 - 0111
Tel. 81-(0)566-54-0101 Fax. 81-(0)566-54-0111
中国 ／ NT TOOL SHANGHAI CO., LTD.
タイ ／ NT TOOL THAI CO., LTD.
ア メ リ カ ／ NT USA CORPORATION
メ キ シ コ ／ NT TOOL DE MEXICO S.A. DE C.V.
ヨ ー ロ ッ パ ／ NT TOOL EUROPE GmbHタ イ 工 場 ／ NT TOOL (THAILAND) CO., LTD.
イ ン ド ネ シ ア ／ PT. NT INDONESIA

Tel. 86-(0)21-6361-9540
Tel. 6 6 - (0)2117-9323
Tel. 1- 615 -7 7 1-18 9 9Tel. 52-477-194-4587
Tel. 49-(0)6171-91639-0
Tel. 66 - (0)3531- 4180
Tel. 62-(0)212-851-8066

加工の問題点をお知らせ下さい。
お客様とともに、問題解決にむけてご協力させていただきます。

4●ご質問に技術スタッフが折り返しご連絡いたします。

2024.04.P9