取扱説明書

漏れ電流測定用デジタルクランプメ−タ

キュースナップ シリーズ
KEW 2413Ｒ

目 次
１．使用上のご注意
１−１

安全に関するご注意………………………………………１１−２

外部磁界に関するご注意…………………………………４２．特長……………………………………………………………５３．仕様……………………………………………………………６

４．各部の名称と説明………………………………………………… 11５．測定方法
５−１

測定準備…………………………………………………… 13

５−２

電流測定…………………………………………………… 13

５−３

周波数切換スイッチの使用方法………………………… 16５−４

ピークホールドの使用方法……………………………… 17５−５

データホールドの使用方法……………………………… 19５−６

バックライトの使用方法……………………………………… 19５−７

アナログ出力：オプションMODEL-7073の使用方法… 20６．電池の交換………………………………………………………… 21
７．本体クリーニングについて……………………………………… 21
８．故障と思われる前に ………………………………………………22
９．アフターサービス………………………………………………… 23

１．使用上のご注意
１−１

安全に関するご注意

この度は、弊社測定器をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本製品を末長く、また安全にご愛用いただくために、本書を必ず熟読ご理解のうえ、ご使用を頂きますようお願いいたします。
本製品は、以下の規格に準拠し設計、製造を行っており、またそれに基づき検査を行い、合格した商品のみを最良の状態にして出荷しております。
安全規格ＩＥＣ61010-1
・汚染度２ 測定ＣＡＴⅢ 300V、ＣＡＴⅡ 600V
※ここよりの本文には、使用される方の危険を避けるための事項及び本製品の損傷を避け長期間良好な状態で使用していただくための事柄が記されています。また、本製品に表示の マークは、安全に使用するため取扱説明書を読む必要性を表しています。
尚、この マークには次の３種類がありますので、それぞれの内容に注意して、ご理解ください。

危険

警

告注

意警

告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は、重傷を負う危険性が高い内容を示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡又は、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
・本製品を使用する前に、必ずこの取扱説明書を熟読、ご理解ください。
・この取扱説明書は、手近な所に大切に保管し、必要なときいつでも取り出せるようにしてください。
・本書の安全に関する指示に対しては、傷害や事故の恐れがありますので指示内容を理解の上、必ず守ってください。
・製品本来の使用方法及び取扱説明書で指定した使用方法を守ってください。もし、本書で内容、使用方法がご不明な場合は、本書巻末の事業所へご連絡ください。
・危険及び警告、注意に反した使用により生じた事故や損傷については、弊社として責任と保証を負いかねます。

̶1̶

本製品および取扱説明書には、以下のシンボルマークが表示されています。それぞれのマークが意味する内容をよく理解した上で御使用下さい。
取扱説明書を参照する必要があることを示しています。
人体および機器を保護するため、取扱説明書を参照する必要がある場合に付いています。
二重絶縁または強化絶縁で保護されていることを示しています。
隣接表示の測定カテゴリに対する回路−大地間電圧以下であれば活線状態の裸導線をクランプできる設計であることを示しています。

交流(AC)を示しています。
本製品は、WEEE指令（2002/96/EC）マーキング要求に準拠します。
この電気電子製品を一般家庭廃棄物として廃棄してはならないことを示します。
このマークは、EU新電池指令（2006/66/EC）に規定されているとおり分別収集が義務付けられていることを意味しています。EU域内のみ有効です。電池単体で処分する際は、廃棄に関する国内法に従い処分してください。
EU域内では、電池の回収機構が整備されているため適切な処分をおねがいいたします。

○測定カテゴリについて
安全規格IEC61010 では測定器の使用場所についての安全レベルを測定カテゴリという言葉で規定し、以下のようにO〜CATⅣの分類をしています。この数値が大きいほど過渡的なインパルスが大きい電気環境であることを意味します。CATⅢで設計された測定器はCATⅡで設計されたものより高いインパルスに耐えることができます。
O（None, Other）： 主電源に直接接続されていない他の回路です
CATⅡ： コンセントに接続する電源コード付機器の電気回路
CATⅢ： 直接配電盤から電気を取込む機器の1 次側および分岐部からコンセントまでの電路
CATⅣ： 引込み線から電力量計および1次過電流保護装置（配電盤）までの電路
̶2̶

0：主電源に直接接続されていない機器

危険・本製品は、測定カテゴリⅢ（CATⅢ）の環境下において300V以上、測定カテゴリⅡ（CATⅡ）の環境下において600V以上の対地電位のある回路では、絶対に使用しないでください。
・引火性ガスのある場所で、測定しないでください。火花が出て爆発する危険があります。
・トランスコア先端部は被測定物をショートしないような構造になっていますが、絶縁されていない導体を測定する場合、トランスコアで被測定物をショートしないよう注意してください。
・測定中は絶対に電池蓋を開けないでください。
・本製品または、手が濡れている状態では絶対に使用しないでください。
・測定の際には、測定範囲を超える人力を加えないでください。
・トランスコアおよび本製品のケースが破損または外れている場
合には、絶対に測定をしないで下さい。
・指定した操作方法および条件以外で使用した場合、本体の保護機能が正常に動作せず本器を破損したり感電等の重大な事故を引き起こす可能性があります。

警

告・本製品を使用しているうちに、本体やトランスコアケース部分に亀裂が生じたり金属部分が露出したときには、使用を直ちに中止してください。
・本製品の分解、改造、代用部品の取り付けは、行わないでください。修理、校正、調整が必要な場合は弊社または、取り扱い販売店にご依頼ください。
・本製品が濡れているときには電池交換を行わないでください。
̶3̶

注

意

・測定を始める前に、レンジスイッチを必要な位置にセットしたことを確認してください。
・使用後は必ずレンジスイッチをOFFの位置にしてください。また長期間使用されない場合には、電池の液漏れによる腐食を防ぐために電池を取り外して保管ください。
・高温多湿、結露するような場所及び直射日光のあたる場所に本器を放置しないでください。また、夏季時期60℃以上になる車中へ本器の放置を絶対しないでください。本体が熱による変形を招き、また故障の原因になります。
・OUTPUT端子は、内部回路と電気的に絶縁されていませんので測定の際は内部回路に電圧が加わらないように、十分注意をして測定にあたってください。

・本製品は防塵・防水構造となっていません。ほこりの多い場所
及び水のかかる場所では使用しないでください。故障の原因となります。
・クリーニングには、研磨剤や有機溶剤を使用しないで中性洗剤か水に浸した布を使用してください。

１−２ 外部磁界に関するご注意
漏れ電流測定用クランプメータは、高感度のトランスコアを採用しています。分割型トランスコアの特性上外部磁界の影響を完全になくすことはできません。近くに大きな磁界の発生源がある場
合、導体をクランプする前に電流値を表示する（ゼロの表示にならない）ことがあります。この場合は、できるだけ磁界発生源から離れたところで、ご使用ください。
なお、代表的な磁界発生源としては以下のものがあります。
大電流の流れている導体モーター
磁石を使用している機器
積算電力計

̶4̶

２．特 長本製品は、大型クランプメータでありながらトランスコアにシールド板を採用した事により外部磁界の影響を極めて少なく抑え、微少電流（漏れ電流）の測定を可能とし、また大電流をも測定出来るデジタルクランプメータです。
・最小分解能0.1mAから1000Aまでの広範囲な測定が可能であり、また各レンジともに1kHz以上の高精度な周波数特性を持っています。特に200mAレンジにおいては20kHzで、実測約−７％の精度で測定が可能です。
また、この周波数特性によりインバーター等の高周波機器の漏れ電流の測定も可能です。
・周波数切換スイッチ機能付（50/60Ｈz,ワイド）
ローパスフィルターの採用により商用周波数帯域のみの測定（50/60Ｈz）と一般的な商用周波数からインバーター等の高周波帯域の測定が可能となり、商用周波数帯域及び高周波帯域の区別した測定が可能です。
・ピークホールド機能付（応答時間10ms、100msの２段階）
・２WAYアナログ出力端子付ACの入力波形をそのまま出力する事が可能であるため、オシロスコープでの波形観測が出来ます。
また、ACA入力をDCVに変換出力が可能であるため、記録計等がダイレクトに接続出来ます。
・高所等、表示を読みとりにくい場所で測定に便利なデータホールドスイッチ付
・バックライト付
暗い場所での測定に便利なLCDバックライト付
̶5̶

３．仕 様定格及び確度●交流電流確度（周波数範囲）

レンジ

周波数切換ワイド* CF≧2では2%を加える

50/60Hz* 正弦波のみ測定可能
時
間200mA 0〜199.9mA
CF≦3.02A
20A
200A
1000A

0〜1.999A ±1.8％rdg±5dgt (50／60Hz)
CF≦3.0 ±3.0％rdg±5dgt (40〜1kHz)
0〜19.99A
CF≦3.0±2.5％rdg±5dgt
連続

0〜199.9A
CF≦3.0 ±2.0％rdg±5dgt (50／60Hz)
0〜500A ±3.5％rdg±5dgt (40〜1kHz)
CF≦3.0±3.0％rdg±5dgt

501〜1000A ±5.0％rdg
CF≦3.0±5.5％rdg(50／60Hz)

10分以内

実効値（RMS）
実効値はRMS（ROOT-MEAN-SQUARE、二乗平均）値ともよばれ RMS＝（Vin）2）で表します。すなわち入力電流（電圧）Iin（Vin）√Iin2（＝√を二乗して平方根をとっているため、同じ電力を持つＤＣ電流（電圧）に換算されると考えられます。一方、平均値整流実効値校正は、単に入力電流（電圧）Iin（Vin）を整流して平均化したもので同じ正弦波を測定した場合、実効値との違いは次表の通りです。
平均値に波形率（実効値／平均値）＝1.111を乗じることにより実効値との誤差を無くしていますが、正弦波以外の波形を測定するときは波形率が変化するため実効値との誤差を生じます。
クレストファクタ（ＣＦ；波高率）
ＣＦ（波高率）は、波高値／実効値で表します。
例）正弦波；ＣＦ＝1.414
デューティレシオ１：９の方形波；ＣＦ＝３
̶6̶

参考

実効値
Vrms

平均値Vavg

波形率
平均値検波
クレストファクタ
Vrms/Vavg 測定器指示誤差
CF1A2≒0.707

π2 2≒1.1110％A02π A≒0.637AA

1A×1,111-A×100A＝11.1％

A01A
30.5A

23≒1.155

波形

A0A0TfA
D=f/T

D

0.5A×1.111A
3A
3 ×100＝-3.8％

2≒1.41413≒1.732

1 （1.111 D -1） A
1f
A T ＝A・D A D ＝＝
D ×100％DA DADKEW 2413R周波数特性

ローパスフィルター

̶7̶

●アナログ出力（出力インピーダンス：約1KΩ）
AC出力レンジ

入力電流値AC200mA

0〜200mA

2A

0〜2A

0〜200mV

20A

0〜20A

200A

0〜200A

1000A

出力電圧AC

確度±2.0％rdg±0.5mV±2.5％rdg±0.5mV

0〜500A

0〜50mV

±3.0％rdg±0.5mV

501A〜1000A

50〜100mV±5.0％rdg±0.5mV※周波数切換、ピークホールドに関係なく、入力と同じ波形を出力します（常時ワイドレンジの特性となります）
DC出力
レンジ 入力電流値AC 出力電圧DC200mA

0〜200mA

2A

0〜2A

20A

0〜20A

200A

0〜200A

1000A

確度
周波数切換：
周波数切換：
ワイド時
50/60Hz時±3.0％rdg±0.5mV±3.5％rdg±0.5mV±3.5％rdg±0.5mV±4.0％rdg±0.5mV

0〜50mV

±5.0％rdg±0.5mV±5.5％rdg±0.5mV

501A〜1000A 50〜100mV±7.0％rdg±0.5mV±7.5％rdg±0.5mV

0〜500A

0〜200mV※表示2000カウントに対して、200mV DCの電圧を出力します（周波数切換時も表示通り。又、ピークホールド時も表示と同じピーク値を出力します。）

̶8̶

●動●表作方式：二重積分方式
示：電界効果型液晶表示 3・1／2デジット（最大1999）●レンジ切り換え：手動●入力オーバー表示：最大桁の １"のみ表示（但し、ＡＣ1000Ａを除く）●応 答 時 間：約３秒●サンプルレ−ト：約３回／秒●データホールド：全てのレンジで可能●使 用 環 境 条 件 ：屋内使用 高度2000m以下●精度保証温湿度範囲：23℃±５℃ 相対湿度85％以下（但し、結露しない事）●保存温湿度範囲：−20〜60℃ 相対湿度80％以下（但し、結露しないこと）●使用温湿度範囲：０〜40℃ 相対湿度85％以下（但し、結露しないこと）●電源：DC9V：006P(6F22) 1個マーク表示●電 池 電 圧 警 告：（バックライト使用時：約８ｍＡ●消 費 電 流：約５ｍＡＭＡＸ
ＭＡＸ、一般のマンガン電池で約60時間連続使用可）●適応規格（安全）： IEC61010-1 CATⅢ 300V 汚染度2
CATⅡ 600V 汚染度2
IEC61010-2-032（EMC） IEC61326-1
・IEC61000-4-2（性能評価基準B）
・IEC61000-4-3（性能評価基準B）●環 境 規 格：欧州RoHS指令適合●過負荷：ＡＣ1500ＡＭＡＸ／１分間●耐電圧：電気回路と外箱の間でＡＣ3470V／５秒間●絶 縁 抵 抗：電気回路と外箱及びコアの金属部の間で50ＭΩ以上／1000Ｖ
̶9̶

●被 測 定 導 体 径：ＭＡＸ約φ68mm●外形寸法／質量：250㎜（Ｈ）×130㎜（Ｗ）×50㎜（Ｄ）／約600ｇ（電池含む）●付属品：電池（006Ｐ）×１個
携帯用ケース（MODEL 9094）×１個
取扱説明書×１部●別売品：MODEL 7073
（２ＷＡＹアナログ出力コード）●ピ−クホ−ルド：応答時間、約10ms、100msの２段切り換え
入力ピーク値1／√2を表示（入力が正弦波の場合、実効値換算表示になります）ホールド特性＝指示値の時間による変化は、ホールド後１分で約±１％F.S以内（23℃±５℃ 相対湿度75％以下〈但し結露しないこと〉）̶ 10 ̶

４．各部の名称と説明⑦⑩①②⑥⑪⑤表示⑧⑨④オーバーレンジ表示③図−２①表示
表示方式は、電界効果型液晶表示で、最大表示 1999 、測定単位 ｍＡ Ａ 、小数点 ． は、⑤のレンジスイッチに連動して自動的に表示します。
電池電圧警告はマ−クが右側に表示され、入力オーバーは、最大桁の １ のみの表示になります。（1000Ａレンジは除く）
̶ 11 ̶

②データホールドスイッチ
スイッチボタンを押すと表示が固定、ＬＣＤ上にマークが表示されます。
高い所、薄暗い場所など表示の読み取りにくい場所での測定に使用します。読み取り後は、スイッチボタンを再度押すとデータホールドが解除されます。
③２ＷＡＹアナログ出力端子⑦のトランスコアで検出された電流がＡＣ電圧及びＤＣ電圧に変換され出力します。（３.仕様−アナログ出力参照）電流の波形観測、又は記録計に接続する場合など、別売のＭＯＤＥＬ−7073を接続して使用します。
④落下防止バンド
使用中、手に通し本器の落下防止するためのバンドです。
⑤レンジスイッチ
測定レンジを選択します。

注意

電源スイッチを兼ねていますので測定後は必ずしてください。

ＯＦＦに⑥トリガー⑦のトランスコアを開閉させる為のレバーです。
⑦トランスコア
電流検出用ＣＴ．（変流器）⑧ピークホールド切り換えスイッチ
電流のピーク値を測定する場合に使用し、目的に応じ10ｍs、100ｍs、のいずれかに設定します。ホールドのリセット及びノーマ
ル測定は、 ＯＦＦ の位置にしてください。ＬＣＤ上にマークが表示されます。
⑨周波数切換スイッチ
測定する周波数範囲を切り換えるスイッチです。ＬＣＤ上にまたはのマークが表示されます。
⑩バリア
操作中の感電事故を防ぐため最低限必要な沿面及び空間距離を確保するための目印です。
⑪バックライトボタン
このボタンを押すとLCDバックライトが点灯し、約10秒後自動的に消灯します。
̶ 12 ̶

５．測定方法
５−１ 測定準備（1）電池電圧のチェックを行なってください。まず、レンジスイッチ⑤を、いずれかのレンジにセットしてください。こマークが表示されていなけのとき、表示が鮮明でマーれば電池電圧はＯＫです。表示が出ない又はクが表示されている時には電池電圧の不足ですから、６．
電池の交換に従い新しい電池と交換してください。
（注）使用中電圧が不足すると、表示部の右側にマークが表示されますので同様に新しい電池と交換してください。
（2）データホールドスイッチが ＯＦＦ の状態（スイッチボタンが出ている状態）になっている事を確認してください。 ＨＯＬＤ の状態(スイッチボタン)が入った状態ですと、測定と全く関係のない数字等が固定されたままになり測定ができません。 ＨＯＬＤ の状態ではLCD上にマークが表示されています。
５−２

電流測定

危 険
・300V(CAT Ⅲ)以上かかっている高圧回路での測定は絶対しないでください。
・トランスコア先端部は被測定物をショートしないような構造になっていますが、絶縁されていない導体を測定する場
合、トランスコアで被測定物をショートしないよう注意してください。
・電池蓋を外した状態では絶対に使用しないでください。
・測定の際は指先等が、バリアを越える事のないよう充分注意してください。
・被測定物やその周辺を触ると感電が想定される場所での測定には、絶縁保護具を着用してください。
注 意・トランスコア先端部は、高精度を得るために精巧に調整されています。取扱の際には衝撃、振動や、無理な力が加わらない様充分に注意をしてください。
̶ 13 ̶

注 意・トランスコア先端に異物がはさまったり、無理な力が加わったりして、噛合せがずれたような場合には、コアが閉じにくくなります。この時急激にトリガーを放したり、外から押すなどして無理に閉じようとはせず、異物をとり除いたり、コアをフリーな状態にしたりして、自然に閉じる様にしてください。
もしコア先端金属部が変形した場合には、修理に出される事をおすすめします。修理ご依頼の場合には、コアが閉じない様に、コアケースの間に板等をはさんで、送り返していただけるとある程度スムースに修理ができます。
無理にコアを閉じたりして修理不能になった場合は、コア全体を交換する事になり、修理金額が高額になります。また、この場合、保証の対象外となりますので、くれぐれもご注意ください。
・被測定導体最大径は約φ68㎜です。大きい導体をクランプし、トランスコアが完全に閉じていない状態では、正確な測定ができません。
・周波数切換スイッチ⑨によって周波数範囲を「ワイド」と「50/60Hz」とに切換える事ができます。詳しくは５−３周
波数切換スイッチの使用方法の項目を参考にしてください。
・大電流を測定する際にトランスコアがうなり音を発生することがありますが異常ではありません。
（1）レンジスイッチ⑤を任意の位置（被測定電流がレンジの測定範囲を超えない）にセットしてください。
（2）通常測定トリガー⑥を押しトランスコアを開き、被測定導体の１本をトランスコアの中心になるようにクランプしてください。

̶ 14 ̶

測定された電流値が表示されます。（接地線に流れる漏れ電流及び微小電流もこの方法で測定できます。図−3）（3）漏れ電流測定（零相）
漏れ電流を測定する場合接地線以外の全ての導体をクランプして下さい。表示された数値が漏れ電流です。（図−4）
負荷

負荷

負荷電流測定接地線漏れ電流測定
図－３ 通常測定の場合

負荷

負荷

単相２線式

３相３線式

注 単相３線式の場合は３本共クランプします。

注 ３相４線式の場合は４本共クランプします。

図－４ 漏れ電流測定（零相）

注 意
大電流測定は３．仕様で明示した時間内で測定してください。
オーバーすると本器が熱により損傷する恐れがあります。
※参考）
本製品は表示が完全にゼロになるまで数十秒かかることが有ります
が、異常ではありません。また、表示がゼロになるまでに電流を測定してもその分が表示値に加算されて誤差にはなることはありません。
̶ 15 ̶

５−３ 周波数切換スイッチの使用方法
本製品は高性能なコアを使用しているため、周波数特性が優れています。これによりインバーター等の高周波が被測定回路に入りこんでいる場合には、50又は60Ｈzの基本波だけでなく、重畳された高周波、高調波も一緒に測定します。この様な高周波ノイズの影響を除去し、50/60Ｈzの基本波だけを測定するため本製品には、ローパスフィルター回路を装備しています。
（この回路は周波数切換スイッチを50/60Ｈzにセットした時にのみ作動します）。
ローパスフィルターのカットオフ周波数は約100Hz、減衰特性は約−24dB/octです。（図−１参照）※参考 −24dB/octとは、周波数が２倍になると信号の強さは約1／16になる特性です。
本製品の周波数切換は次の２レンジです。
ワイド（40〜1kHz以上）：商用電源の周波数から、インバーター等の高周波迄測定できます。
50/60Ｈz（40〜約100Hz）：インバーター等の高周波カットし、商用周波数常域のみ測定できます。
※注）
２Ｗａｙアナログ出力端子のＡＣ出力では、周波数切換は機能しません。常にワイドの状態です。ＤＣ出力端子のＤＣ出力は、周波数切換の機能が働き、図−１の特性になります。
スイッチが W I DE のときはマークが、 5 0/6 0 H zのときはマークがそれぞれLCD上に表示されます。

̶ 16 ̶

５−４ ピ−クホ−ルドの使用方法
本製品のピークホールド回路は、目的に応じて使い分けの出来るよう10ms、100msの応答時間が選べます。
（1）被測定導体をトランスコアでクランプした状態で、ピークホールド切り換えスイッチをＯＦＦポジションから希望の応答時間にセットします。
このときLCD上にはマークが表示されます。
（2）表示はピーク電流波高値の１／√２で表示されます。従って正弦波を測定した場合は、実効値と同じ数値が表示されます。

（3）ピークホールドをリセットする場合は、ピークホールド切り換えスイッチをＯＦＦの位置にしてください。
注）１．本製品のピークホールド回路は応答スピードを重視したアナログ方式を採用しています。その為ホールドした値は時間と共に徐々に下がる傾向が有ります。（まれに上がるものもあります。）特にこの傾向は高温多湿時にひどくなりますので、長時間の測定には不向きです。長時間の監視が必要な場合は記録計をアナログ出力に接続し、使用してください。
̶ 17 ̶

注）２．ピークホールド使用時に、被測定導体より本製品を取り外さなければ測定値を読みとる事の出来ない様な状態の場合には、②のデータホールドスイッチを押してから、トランスコアを開き外してください。先にトランスコアを開きますと、コア開閉時のノイズで、ピーク値を実際より高い値で表示したり、オーバ表示になる事があります。
再度測定する場合にはデータホールドスイッチを解除してください。
（4）10msと100msの差
本製品のピークホールド回路は入力波形を整流した後、コンデンサーにチャージする方式を採用しております。そのコンデンサーの容量とチャージ回路の出力インピーダンスにより、コンデンサーの電圧がピーク値に達するまでの、時定数が変化します。本製品では、コンデンサーの電圧がピーク値の90％に達する時間を約10msと100msになる様、二種の出力インピーダンス回路を設置し、スイッチにより切換可能にしてあります。

従って10msのレンジは電源投入時のサージ電流の測定等、100msのレンジはモーターの起動電流の測定等に使用されると便利です。（100msのレンジは、電源投入時のサージ電流に反応しにくいため、より安定した起動電流値の測定ができます）

̶ 18 ̶注）３．本製品のピークホールド回路は半波整流回路になっています。波形の位相によっては信号を捉えられないことがあります。
また、応答特性は10ms／100msに対応しており､インバータなどの高い周波数ノイズなどは捉えられないことがあります。そのためピークホールドがオフの状態では電流値が表示されていても、ピークホールドに切り換えたとき表示が小さくなったり､ゼロになる場合がありますが故障ではありません。
５−５ データホールドの使用方法
データホールドスイッチ②を押しますと表示が固定されます。表示が読み取りにくい場所等で測定をする場合に、データホールドスイッチを押すと、測定値が固定され、手元に持って来て読み取りができます。このときLCD上にはマークが表示されます。再度スイッチを押せば、ホールドは解除され、測定が再開できます。
５−６ バックライトの使用方法⑪バックライトボタンを押すとＬＣＤバックライトが点灯し、約10秒後自動的に消灯します｡

̶ 19 ̶

５−７ アナログ出力：オプションMODEL 7073の使用方法③２ＷＡＹアナログ出力端子にオプションMODEL 7073を接続する事によりＡＣ出力とＤＣ出力の両方を取り出す事ができます。
・ＡＣ出力はデジタルテスター等に接続しモニターする事ができ、オシロスコープ等に接続する事により波形観測用としても使用できます。
・ＤＣ出力はデジタルテスター等に接続しモニターする事ができ、記録計に接続すれば長時間の記録を取る事が可能です。（図−６参照）また、このＤＣ出力は、本器のピークホールドを動作させることにより、ピーク電流波高値の１／√２倍のＤＣ電圧がホールドされ出力します。（５−４ ピークホールド参照）

KEW 2413R

̶ 20 ̶

６．電 池 の 交 換
電池電圧警告のが表示部の右側に点灯しましたら、新しい電池と交換してください。
（1）レンジスイッチ⑤を ＯＦＦ にしてください。
（2）電池は、背面の下の部分についているカバーの ＋ ネジを緩め、カバーを外してください。
（3）極性を間違わない様に新しい電池と交換してください。（電池は、006P１本です。）（4）交換後は逆の順序でカバーを閉じ、ネジを締めてください。
電池006P外す

図−７

危 険
測定中の電池交換は絶対に行わないでください。

７．本体クリーニングについて・本体のクリーニングの際は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量含ませ拭いてください。
また、有機溶剤を含む洗剤は絶対に使用しないでください。変形
変色の恐れがあります。
注 意
有機溶剤を含む洗剤及び、シンナー、ベンジン等は絶対に使̶ 21 ̶
用しないでください。変形変色の恐れがあります。
測定器は、大変デリケートな商品です。使用上の注意を守って末長くご愛用ください。
̶ 21 ̶

８．故障と思われる前に修理を依頼される前に下記の事項をもう一度チェックしてみてください。
症状チェック処置

スイッチをＯＮしても何も 電池は正しくセットされて 電池を正しくセットする。
表示しない。
いますか？
電 池 は 消 耗 し て い ま せ ん 新しい電池に交換する。
か？
測定値が表示されたままに データホールドスイッチが データホールドスイッチをなっている。
ＯＮされたままになってい ＯＦＦにする。
ませんか？
ピークホールドスイッチが ピークホールドスイッチをＯＮされたままになってい ＯＦＦにする。
ませんか？
大電流を測定すると、トランスコアがうなり音を発生する。
表示値の最後の指示値がチラつく。

──────

異常ではありません。
異常ではありません。
デジタルクランプメータは高精度のため微量な電流の変化を感知するためです。

オ プ シ ョ ン の 出 力 コ ー ド 出力コードは断線していま 出力コードの断線を確認し断線の場合には新しい物と（ＭＯＤＥＬ−7073）から せんか？
信号が出力されない。
交換する。

故障と思われる前にこれだけは再確認：電池は正しく装着されていますか？
：電池電圧は十分ですか？
：出力コードは断線していませんか？
注 意
本製品は、過酷な試験をパスし最良の状態にて出荷をしておりますが、経年変化によりもし本製品の動作に不具合を感じた場合は、直ちに使用を中止し点検修理を依頼してください。
̶ 22 ̶

9．アフターサービス●修理・校正を依頼されるにはお買い上げいただいた販売店または弊社サービスセンター修理グ
ループにお送りください。
●製品のご使用に関するお問い合わせは弊社お客様相談室にご連絡ください。
●校正周期について本製品を正しくご使用いただくため、定期的（推奨校正周期１年）に校正することをおすすめいたします。
●補修用部品の保有期間
本製品の機能・性能を維持するために必要な補修部品を製造打ち切り後、５年間を目安に保有しています。
■ホームページのご案内
www.kew-ltd.co.jp●新製品情報 ●取扱説明書／ソフトウェア／単品カタログのダウンロード ●販売終了製品情報ご使用に関するお問い合わせは共立電気計器
電話受付時間

修理・校正に関するお問い合わせは

お客様相談室

共立電気計器 サービスセンター

9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸４８０（土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く）

0120-62-1172

0894-62-1172※折り返しお電話させていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。
※フリーコールをご利用いただけない場合は、最寄りの弊社営業所へおかけください。

修理・校正を依頼される場合は事前に電池の消耗、ヒューズや測定コードの断線を確認してから輸送中に損傷しないように十分梱包した上で弊社サービスセンターまでお送りください。

̶ 23 ̶

MEMO

̶ 24 ̶

MEMO

̶ 25 ̶

保証書
KEW 2413R

製造番号

保証期間 ご購入日（年月日）より１年間共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間内に正常なご使用状態で万一故障が生じた場合は、保証規定により無償修理をさせていただきます。本書を添付の上ご依頼ください。
お名前
ご住所ＴＥＬ◎本保証書に製造番号、ご購入日、およびお名前、ご連絡先をご記入の上、大切に保管してください。
◎本保証書の再発行はいたしません。
◎本保証書は日本国内でのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
保証規定
保証期間内に生じました故障は無償で修理いたします。
但し、下記事項に該当する場合は対象から除外させていただきます。
1．取扱説明書と異なる不適切な取扱い、または使用方法が原因で発生した故障。
2．お買い上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなど異常な衝撃が加わって生じた故障。
3．弊社サービス担当者以外による改造、修理が原因で生じた故障。
4．火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じた故障。
5．傷など外観上の変化。
6．その他弊社の責任と見なされない故障。
7．電池など消耗品の交換、補充。
8．保証書のご提出がない場合。

4-22

92-1894E