COMPROBADOR DE INSTALACIÓN MULTIFUNCIÓN
KEW 6516 / 6516BT¡Gran Potencia de prueba en manos deprofesionales de instalaciones eléctricas!
Solo 6516BT

Aislamiento

Bucle

RCD

100/250/500/1 000V

2/20/200/2 000Ω

10/30/100/300/500/1 000mA

PSC

PFC

Tierra2 000A/20kA

2 000A/20kA 2 000A/50kA

20/200/2 000Ω

ACV

Continuidad

300/600V

20/200/2 000Ω

Frecuencia

SPD (Varistor)

Rotación de fase
PAT

Interfaz de comunicaciónUSB

KEW Report
Bluetooth®

KEW 6516 / 6516BT¡Gran Po

Funcionamiento en tres sencillos pasos
Establezca el dial giratorio en su rango de pruebas.
Conecte el instrumento a la instalación que se está probando.
Presione el botón de prueba.

Prueba manos libres

LCD grandeMediante sondeo remoto o mediante la
función de Bloqueo del botón de prueba.

Se muestran todos los datos de laprueba en una pantalla grande a color.

bloqueo
función

Remotasonda botónde prueba

Almohadilla táctil paradetectar e indicar posibles
tensiones a tierra peligrosas.

Tecnología antidisparos (con 2 y 3 cables)
Para no realizar ninguna prueba de BUCLE L-PE de disparo en todos los RCD.
Con 3 cables (L, N, PE), para obtener las mejores lecturas de precisión.
Con solo 2 cables, muy útil en caso de que no exista Neutral (es decir,líneas de motor trifásicas).

Tecla AYUDA [HELP]

Prueba de bucle desde un enchufe de paredLa función AYUDA mostrará cómo conectar el
instrumento según la función seleccionada.

Resolución 0,001
Gracias a la alta corriente de prueba de 25A, laFase de impedancia de bucle a tierra se mide con
una alta resolución de 0,001 de ohmio. Esto
puede ser útil cuando se prueba en la centralita
principal más cercana al transformador.

Comprobación de continuidad
de unión equipotencial

otencia de prueba en manos de profesionales de instalaciones eléctricas!
Se puede probar una amplia variedad de RCD

prueba SPD

Tipo de CA, A, F, B (general y selectivo) EV y RCD variables. Prueba
individual y automática, prueba de rampa y de tensión de contacto.

El SPD (Dispositivo de protección contra sobretensiones)
contiene un varistor que se puede probar midiendo latensión de disparo sin dañarlo.

Prueba de PAT

Conectividad

El KEW 6516 puede descargar los datos de la prueba
conectando el adaptador USB (Modelo 8212-USB) e
imprimiendo los informes de la prueba completos por
medio de un PC. A su vez, el KEW 6516BT puedetransferir los datos de la prueba a un Tablet o Smartphone
mediante Bluetooth. Estos datos de prueba se pueden
guardar, compartir y enviar por correo electrónico. Como
opción, también puede solicitarse el adaptador USB.

Prueba de PAT (PAT = Probador dedispositivo portátil) Es posible
comprobar la resistencia alaislamiento y la continuidad de launión a tierra de los aparatos
portátiles para las clases I y II.

USBLímite Zs/RaLa verificación del requisito deseguridad en una instalación
eléctrica se simplifica mediante la
función Límite Zs/Ra. Esta función
comprobará automáticamente sila impedancia de bucle medidapara TN (o el bucle a tierra paraTT) es lo suficientemente baja
como para que se produzca eldisparo (desconexión) en el MCB /Fusible / RCD dando el resultadode APROBAR ( ✓) o FALLAR( ×)en la pantalla.

KEW 6516

PCBluetooth

KEW 6516BTEl KEW 6516 y el KEW 6516BT vienen con todo lo necesariopara probar una instalación eléctrica
Accesorios

Accesorios opcionales
MODELO 8017A

Extensión prolongada

MODELO 7272

2 rodillos de cable con cables de prueba,
2 picos, un cable de prueba a tierra,
un estuche de transporte.

MODELO 8259

Adaptador para
terminal de medición[rojo, amarillo, verde/1 conjunto]

Kits de ADAPTADOR MFT y EVSE
KEW 6516-EV2 : KEW 6516×1, KEW 8602×1
KEW 6516BT-EV2 : KEW 6516BT×1, KEW 8602×1

KEW 8601

ADAPTADOR DE EVSE
Enchufe de TIPO1

KEW 8602

ADAPTADOR DE EVSE
Enchufe de TIPO2

● Especificaciones de KEW 6516 / 6516BT
Resistencia al aislamiento
Tensión de prueba
Rangos de medición
Precisión
Corriente nominal
Corriente de cortocircuito
Impedancia de bucle
Función
Tensión nominalIntervalo de impedancia
Precisión
Corriente de prueba nominal en
bucle externo de 0Ω:
Magnitud/duración a 230V
PSC/PFC
Intervalo
Precisión
RCD
Tensión nominal
Función

100V
250V
2,000/20,00/200,0ΜΩ(Rango automático)±2%rdg±6dgt (2,000/20,00MΩ)±5%rdg±6dgt (200,0MΩ)
1,0-1,2mA
1,0-1,2mA@0,1MΩ
@0,25MΩ
1,5mA máx.
BUCLE ATT
L-PE/L-N(3cables)
100-260V(50/60Hz)
20,00/200,0/2 000Ω
(Rango automático)±3%rdg±6dgt
L-N:6A/60ms
N-PE:10mA

L-PE(2cables)
48-260V(50/60Hz)±3%rdg±10dgt
L-PE:15mA

SPD(Varistor)
500V
1 000V
Máx.1 000V
20,00/200,0/1 000ΜΩ20,00/200,0/2 000ΜΩ
0-1 000V(sube hasta 1V)(Rango automático)(Rango automático)±2%rdg±6dgt (20,00/200,0MΩ) ±2%rdg±6dgt (20,00/200,0MΩ) ±5%rdg±5dgt±5%rdg±6dgt (1 000MΩ)±5%rdg±6dgt (2 000MΩ)
1,0-1,2mA
1,0-1,2mA–@0,5MΩ
@1MΩ
–BUCLE ALTO
L-PE(0,01ΩRes)
48-260V(50/60Hz)
20,00/200,0/2 000Ω
(Rango automático)±3%rdg±4dgt
20Ω:6A/20ms
200Ω:0,5A/20ms
2 000Ω:15mA/500ms

L-PE(0,001ΩRes)
100-260V(50/60Hz)
2,000Ω

L-N/L-L
48-500V(50/60Hz)
20,00Ω

±3%rdg±25mΩ
25A/20ms±3%rdg±4dgt
6A/20ms

2 000A/20kA(L-N(PSC)/L-PE(PFC)) 2 000A/20kA(PFC)
2 000A/20kA(PFC)
2 000A/50kA(PFC)
2 000A/20kA(PSC)
La precisión PSC/PFC se deriva de la especificación de la impedancia del bucle medido y de la especificación de la tensión medida.

100-260V(50/60Hz)
x1/2,x1,x5,Rampa,Auto,Uc
6/10/30/100/300/500/1 000mA/variable
Tipo RCD
CA(G/S)
A(G/S)
F(G/S)
B(G/S)
EV
Configuración de la x1/2,x1,Uc 10/30/100/300/500/1 000mA(G) 10/30/100/300/500mA
10/30/100/300/500mA
10/30/100/300mA
6mA(×1 solamente)
10/30/100/300/500mA(S)corriente de disparo
x5
10/30/100mA
10/30/100mA
10/30/100mA
10/30mA–
Rampa 10/30/100/300/500mA
10/30/100/300/500mA
10/30/100/300/500mA
10/30/100/300mA
6mA
Precisión Corriente x1/2–-8% - -2%-10% - 0%-10% - 0%-10% - 0%
de disparo x1
0% - +10%+2% - +8%
0% - +10%
0% - +10%
0% - +10%–
x5+2% - +8%0% - +10%
0% - +10%
0% - +10%-10% - +10%
Rampa -4% - +4%-10% - +10%
-10% - +10%
-10% - +10%
Tiempox1/2
2 000ms(G/S):±1%rdg±2ms–de disparo x1
550ms(G):±1%rdg±2ms,1 000ms(S):±1%rdg±2ms
10,5s:±1%±2ms
x5410ms(G/S):±1%rdg±2ms–
Continuidad
Voltios
Intervalo
20,00/200,0/2 000Ω (Rango automático)
Intervalo
300,0/600V(Rango automático)Tensión de circuito abierto (CC) 7-14V
Rangos de Voltios
2-600V
medición
Medición 200mA
200mA o más(2Ω o menos)
Frecuencia 45-65Hz
corriente 15mA
15mA±3mA(cortocircuito)
Precisión
Voltios±2%rdg±4dgt
Precisión±2%rdg±8dgt
Frecuencia ±0.5%rdg±2dgt
Rotación de fase
TierraTensión nominal
48-600V(50/60Hz)
Intervalo
20,00/200,0/2 000Ω(Rango automático)Observaciones
Observaciones La secuencia de la fase correcta: se muestra "1,2,3" y marca
Precisión±2%rdg±0,08Ω(20,00Ω)La secuencia de la fase inversa: se muestra "3,2,1" y marca±2%rdg±3dgt(200,0/2 000Ω)
GeneralNormas aplicables
IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V de grado de contaminación 2, IEC 61010-2-034, IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10, IEC 60529(IP40), IEC 61326(EMC)
Interfaz de comunicación
USB, Bluetooth® 5,0*¹, AndroidTM 5,0 o posterior, iOS 10,0 o posterior
Fuente de alimentación
LR6(AA)(1,5V) × 8
Dimensión
136(Largo) × 235(Ancho) × 114(Profundidad)mm
Peso
1 350g (incluidas las baterías)
Accesorios
Cable de prueba de red*², 7281(Cables de prueba con interruptor de control remoto), 7246(Cable de prueba de la placa de distribución), 7228A(Cables de prueba de resistencia de tierra),8041(Picos a tierra auxiliares[2 picos/1 conjunto]) 9084(Estuche blando), 9142(Estuche de transporte), 9151(Correa de hombro), 9199(Almohadilla de hombro), LR6(AA) × 8,
Manual de instrucciones, 8212-USB(Adaptador USB con "KEW Report(Software)")*³, Certificado de calibración

Accesorios opcionales

8212-USB(Adaptador USB con "KEW Report(Software)")*³, 8259(Adaptador para terminal de medición), 7272(Conjunto de cable de medición de precisión),
8017A(Longitud del prod de extensión) 8601(ADAPTADOR EVSE), 8602(ADAPTADOR EVSE)*¹ 6516BT solamente*² 7187A: Conexión británica, 7218A:(UE) Conexión europea SCHUKO, 7221A(SA), Conexión sudafricana 7222A:(AU) Conexión australiana*³ 8212-USB: Accesorio estándar para 6516, accesorio opcional para 6516BT
Bluetooth es una marca comercial o marca registrada de Bluetooth SIG. Inc.
Android es una marca comercial o marca registrada de Google Inc.
iOS es una marca comercial o marca registrada de Cisco Technology, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

●Este folleto se publicó en septiembre de 2023. El contenido de este folleto está sujeto a cambios sin previo aviso.

KEW_6516/6516BT-3E_Sep23_SS_1.es