におい監視システムDeomoniのご紹介
あらゆる臭いの監視に、臭気対策専門会社の「におい監視システム」

ニオイセンサー本体
deomoni

専用ソフト

windowsPC

USB親局

におい監視システムDeomoniの特徴

・臭気の見える化
目に見えない臭気を数値化する事によって臭気の強弱が確認できます。

・臭気指数の換算表示
検量線を作成することで、参考値となりますが、嗅覚測定を行わずに臭気指数が換算できます。

・発報機能
発報システムを備えておりますので、事前に設定した閾値を超える臭気が測定された場合、瞬時に発報を行います。

無線通信により遠隔地のニオイを監視
・通信方法
Zigbee無線による無線式モニタリングシステム

中継器

200～300m
Deomoni®

監視室

PC

USB受信機監視室

Deomoniが臭気データ収集

PC親局がデータ受信

受信データをPCソフト上に表示及び保管※電波の届かないところはニオイセンサー本体や中継機で電波を中継します。

設置方法
・専用防雨ボックス
小型ファンによる外気の取り込み
外壁やフェンス、ポール・電柱へ
1.5m程度の高さに設置

・100V電源工事は必要
ソーラーバッテリー電源ユニット
電源が引けない箇所への設置も容易

様々オプション・様々な計測機器や表示機を接続可能
通信ユニットはアナログ入力やデジタル入出力有
パトライト

風向風速計

騒音計

その他電光掲示板や振動計等もあり

データは端末上のソフトで一括管理

・温度、湿度、臭気センサー値を一覧表示
・オプションにて風向・風速、臭気指数での表示に対応・測定したデータはCSV形式で1日単位で保存・測定間隔は10秒～3600秒※センサーが基準値を超えた場合は即座に受信

グラフによるカレント表示

・5分～最大24時間の表示範囲でセンサー値をグラフ表示
・過去のデータを確認する時はCSVから別途グラフの作成が必要

0:00:09
0:35:17
1:10:27
1:45:37
2:20:47
2:55:57
3:31:07
4:06:17
4:41:27
5:16:37
5:51:47
6:26:57
7:02:07
7:37:17
8:12:27
8:47:37
9:22:47
9:57:5710:33:07
11:08:17
11:43:27
12:18:37
12:53:47
13:28:57
14:04:07
14:39:17
15:14:27
15:49:37
16:24:47
16:59:57
17:35:07
18:10:17
18:45:27
19:20:37
19:55:47
20:30:57
21:06:07
21:41:17
22:16:27
22:51:37
23:26:47

CSVファイルから読みだしたデータの活用例
敷地境界線24時間監視結果

600

500

400

2018年12月9日（日）170以下は外気レベル（無臭レベル）
19：14
最大値270300

200

1000・敷地境界にニオイセンサーを設置。とある1日CSVファイルをグラフ化

・日中に大きな変動がなく、臭気苦情にはなっていない事がわかった。

・夜間に臭気の変動が多くある事がわかり、臭気対策に役立てて頂く事ができた。

⑤

警報機能

警報表示とサウンドでお知らせ

子局毎に警報の条件を設定

メールでお知らせ

パトライト、電光掲示板でお知らせにおい監視システムDeomoniの納入実績
日本およびタイにて、Deomoniは約250台（本体や中継機、風向風速計等の付属品も含む）の納入実績
国内外の40工場以上にて、臭気モニタリング等の環境管理で活躍中（2023年2月末現在）

対象施設
中間処理施設
河川
化学工場
食品工場
湖畔
製紙工場
養鶏場
化学工場
酪農
採掘工事現場
化学工場
アルミ溶解
自動車部品工場
自動車工場
自動車工場
化学工場
バイオマスプラント
ゴミ処理施設
電気機器工場
化学工場
自動車工場
食品工場
アルミ溶解
アルミ溶解
アルミ溶解
アルミ溶解
アルミ溶解
化学工場
浄水場
カーボン工場
自動車工場
浄水場
製紙工場
建設機器工場
自動車部品工場
護岸工事
製紙工場
食品工場

対象臭気
設置台数 オプション
腐敗臭7 風向風速計(2)
腐敗臭
2
溶剤臭
2
腐敗臭
1 風向風速計
腐敗臭3 ソーラー電源ユニット(4)
排水処理臭
1
発酵堆肥臭
1
溶剤臭
5 風向風速計
発酵堆肥臭
1
腐敗臭
2 風向風速計、パトランプ
溶剤臭
1 風向風速計
鋳物臭2 パトライト塗装臭5 風向風速計
塗装臭2 風向風速計
塗装臭1
塗装臭6 風向風速計
焦げ臭
2 ソーラー電源ユニット(2)
ゴミ処理臭
4 風向風速計
焦げ臭、アルコール臭、溶剤臭
24 風向風速計
硫黄系臭気
3
塗装臭
9 風向風速計、電光掲示板
コーンスターチ臭
1
焦げ臭
4焦げ臭
4焦げ臭
2焦げ臭
3
焦げ臭
2
焦げ臭
9
腐敗臭
3 風向風速計
腐敗臭
3
鋳物臭、塗装臭4 風向風速計
ペレット臭8 風向風速計
パルプ臭2 風向風速計
溶剤臭
2 風向風速計
クーラント臭1
腐敗臭2
パルプ臭1 風向風速計(2)珈琲焙煎臭16 風向風速計
合計151ゴミ処理施設におい監視システム
対象施設：ゴミ処理施設
対象臭気：ゴミ臭、焦げ臭
最大距離：600m
納入機器：におい監視システムDeomoni（4台）：USB親局、風向風速計（1台）：中継機（3台）
検量線 ：有（臭気指数とセンサー値の相関）

イメージ図

工場

納入前

経検証テストにおい感知、電波確認

緯公園

対策内容

ごみ焼却施設様より問い合わせを頂き、ヒアリングを行った

敷地境界線へ、Deomoniを設置して、臭気を監視するシステ

結果、ゴミ焼却後の排気臭気が周辺に飛散し、苦情が発生しムを導入させて頂きました。ている状態とのことでした。

また、風向風速計も設置し、臭気が感応された際の風向き、風当施設より600m離れた場所でも臭気を感じると住民様より速も併せて監視し、臭気苦情が起こった状況を把握できるよう苦情があり、お困りの状況となっておりました。になりました。

既に排気口にはスクラバーが設置されており、苦情の発生が敷地境界線以外に、近隣の公園内へもDeomoniを設置させて当施設からの排気臭気が原因かを監視したいとのことで、に頂き、敷地境界線で感知した臭気が敷地外にも飛散しているか

おい監視システムDeomoniを御提案させて頂きました。

を確認できるようにしたことで、当施設からの発生臭気が飛散しているか判断できるようにしました。

自動車会社におい監視システム
対象施設：塗装工程
対象臭気：溶剤臭、焦げ臭
最大距離：200m
納入機器：におい監視システムDeomoni（7台）：USB親局、風向風速計（1台）：中継機（3台）、電光掲示板（2台）：ハンディ仕様におい監視システム
Deomoni（2台）
検量線 ：有（臭気指数とセンサー値の相関）
納入前

経検証テスト

イメージ図におい感知、電波確認

緯対策内容

近隣の住民様から有機溶剤系臭気がすると苦情が出ておりま敷地境界線上へ、Deomoniを設置させて頂きました。同時にした。

風向風速計を設置して、Deomoniが反応した際の風向と風速

工場を確認すると、塗装ライン（塗装ブース、乾燥工程）のも併せて監視し、臭気苦情が起こった時の状況を把握できるよ

排気臭気が確認出来ました。近隣住民様から苦情がある為、うになりました。

定期的に臭気測定を実施していますが、風向きや時間によっ電光掲示板を設置する事で工場内の広いエリアで臭気の発生状て臭気の発生状況も変動します。また排気個所も多く、どの況が確認出来るようになりました。

系統が苦情になっているか分かりません。臭気苦情のタイミ

塗装ラインから排気した臭気が外部へ飛散するかどうか確認出

ングと臭気の発生状況を確認する為、におい監視システム

来るようになり、センサー値と臭気指数の相関も作成しました。

Deomoniをご提案させて頂きました。

⑭

工事現場でのにおい監視システム
対象施設：高速道路建設現場
対象臭気：腐敗臭
最大距離：納入機器：におい監視システムDeomoni（1台）：USB親局、風向風速計（1台）：パトライト（1台）：ハンディ仕様におい監視システム
Deomoni（1台）
検量線 ：有（臭気指数とセンサー値の相関）
納入前

経検証テスト

イメージ図におい感知、電波確認

緯

対策内容

埋設されたゴミを掘り起こして処理する必要が出てきたとい

異常時の風向きや風速がわかるように風向風速計と、現場からう現場からのご相談です。 ゴミは地中で腐敗しており、掘り目視で異常がわかるようパトランプへの発報をご提案させて頂起こし時に異臭が発生する事が予測されていました。予定地

きました。 持ち歩きについてはデオモニは5Vで稼働しますのと隣接して住宅があり、住宅方向へ臭気が飛散した場合に、で、モバイルバッテリーでの給電と、タブレットPC+USB親局

住民の方にご迷惑がかからないよう、工事を中断しなければの持ち歩きにての対応をさせていただきました。 工事現場でならないとの事でしたので、臭気監視ができるニオイセン

すので、敷地境界での臭気指数の規制基準値はありませんが、サーと臭気異常時にすぐにわかるよう発報ができるようなシ対象地域の基準値を参考に、敷地境界での規制基準を守れるよ

ステムはないか？とのお問い合わせでした。

う閾値を設定し、パトライトが発報するようにしました。

⑭

都市河川でのにおい監視システム
対象施設：河川
対象臭気：腐敗臭
最大距離：納入機器：におい監視システムDeomoni（2台）：USB親局
検量線 ：-

イメージ図

川
納入前

経

検証テスト

におい感知、電波確認

緯公民館

対策内容

とある河川で腐敗系の臭気が不定期に発生しているので、原堤防沿いが歩道になっており、電灯がありますので、そこから因究明や臭気発生タイミングの特定の為、臭気監視システム

電気をお借りし、電灯のポールにdeomoniを設置させて頂きを導入したいというお話を頂きました。

ました。 受信用のPCは近隣の公共施設の窓際に置かせていた

臭気は不定期に発生しており、人が常駐して常時臭気を監視だきました。 24時間の連続監視のおかげで、臭気の発生は、する事は難しく、臭気の出やすい梅雨～秋にかけての長期間、河川の水位と連動があり、潮の満ち引きによる水位変動等によ

自動で臭気の記録がとれるようなシステムを探しているとのり、川底のヘドロから臭気が発生し、周辺に漂っているというご相談でした。

事前の想定と関連付けができたとの事でした。

⑭

食品工場におい監視システム
対象施設：食品工場
対象臭気：焙煎工程
最大距離：200ｍ
納入機器：におい監視システムDeomoni（16台）
USB親局、風向風速計（1台）、中継機（4台）
検量線 ：-有納入前

経検証テスト

イメージ図におい感知、電波確認

緯某食品工場の焙煎工程で発生する臭気の相談を頂きました。

対策内容
工場の敷地境界へ、におい監視システムDeomoniを設置し、工場を確認すると、焙煎工程で発生する焦げ臭気が工場周辺工場内の通路や外壁へ中継機を設置しました。同時に風向風速で確認出来ました。

計を設置して、臭気の発生状況をより細かく監視する事が出来生産品目による臭気の強弱確認、風向きによる飛散状況確認ております。

が出来る臭気監視システムを探しており、におい監視システ

また、本工場は100V電源が用意できない箇所もあるので、一ムDeomoniをご提案しました。

部のにおい監視システムDeomoniはソーラー電源で稼働してまた、2週間程度の効果確認運転を行い、発生臭気へ反応するおります。

事も確認出来きました。