TKKOMPAKT VE GÜÇLÜ | SANTRİFÜJLER

2 | IKA mini GIKA mini G, aşağıdakiler için ideal bir mini
santrifüjdür ultra yüksek hız gerektirmeyenuygulamalar örn. mikro filtrasyonlar ve hücre
ayırma gibi. Ünite kompakt bir tasarıma ve küçük
bir minimum tezgah alanı gerektiren ayak izinesahiptir. Şeffaf kapak sürekli gözlem sağlarve hem mikrosantrifüj hem de PCR şerit tüpleriiçindir.

ÖZELLİKLERİ› 6000 rpm sabit hız› 1 ila 99 dakika arasında ayarlanabilen dijitalzamanlayıcı› Hız ayarının hızlı başlatılması› Kompakt tasarım ve sessiz çalışma
› Rotor aletsiz değiştirilebilir› Dokunmatik tuş takımı ile kolay kullanımÖZEL GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ› Santrifüj yalnızca kapak kapatıldığında çalışır
› Kapak bir düğme yardımıyla iterek kolaycaaçılabilir› Entegre hızlı durdurma› Koruma sınıfı acc. DIN EN 60529'a göre: IP 30› Rotor ve adaptörler otoklavlanabilir(121 °C, 2 bar)TESLİMAT KAPSAMI

mini G
Kimlik. Numara. 0003958000

2+1 years
warranty**Kayıt olduktan sonra 2+1 yıl
www.ika.com/register,aşınan parçalar hariç› IKA mini G santrifüj› 8 × 1,5 / 2 ml kaplar için rotor› 4 × 8 × 0,2 ml PCR şeritleri için rotor› 0,5 ml'lik kaplar için adaptörler (8 adet)› 0,4 ml'lik kaplar için adaptör seti (8 adet)› 0,2 ml'lik kaplar için adaptör seti (8 adet)3 | IKA G-LÖZELLİKLERİ
› Metal kapaklı› Sıkıca kapanana kadar başlamaz› Bir membrandan dokunmatik tuş takımı,hızın kolay ayarlanmasına veya programlanmasını sağlar
› 15 700 rpm'ye kadar dönüş hızı
› Entegre dengesizlik sensörü› RPM veya RCF'yi görüntüleyebilir› Tüm rotorlar, rotor kapakları ve adaptörler
otoklavlanabilir (121 °C, 2 bar)Ayırma maddeleri orta devirde hızlanır: IKA G-L,aşağıdakiler için ideal midi santrifüjdür. Hertürlü ayırma işlemi moleküler biyolojide bulunur.
Standart 1,5 / 2 ml kapların yanı sıra PCR ileşeritler içindir. Kapak preste bir düğmedenotomatik olarak açılır.

IKA G-LKimlik. Numara. 0030000774

TESLİMAT KAPSAMI› IKA G-L santrifüj› Metal rotor seti 12 × 1,5 / 2 ml
› Acil bir durumda kapağı açmakiçin tornavida› USB kablosu

Sınıfının en
net ekranı

4 | Teknik veriTEKNİK VERİKapasite

8 × 1,5 / 2,0 ml

12 × 1,5 / 2,0 ml

Hız

6000 rpm

800 – 15 700 rpm

Hız sapması

5%

2,5 %

Merkezkaç ivmesi

2000 G

16 500 G

Zamanlayıcı

Evet

Evet

Zamanlayıcı göstergesi

7 Segment LED

7 Segment LED

Dengesizlik sensörü

Hayır

Evet

Ani durdurma

Evet

Evet

Kapak açıklığıOtomatik

Otomatik

Rotor değişimiAletsiz

Aletsiz

Koruyucu kapak

Evet

EvetArayüz–USBAğırlık

1,4 kg3,9 kgBoyutlar (G × Y × D)

155 × 105 × 175 mm

200 × 140 × 280 mm

İzin verilen ortam sıcaklığı

5 – 40 °C

5 – 40 °Cİzin verilen bağıl nem

80 %

80 %

DIN EN 60529'a göre koruma sınıfı

IP 20IP 20Gerilim

220 – 230 V

220 – 230 V

Sıklık50/60 Hz50/60 Hz

Motor derecelendirme girişi12 W

65 W

Güç girişi12 W

92 W

GENEL VERİ

5 | FAQ

FAQ | mini G

FAQ | G-L

IKA, PCR şerit tüpleri için bir rotor sunuyormu?
Evet, 8 × 0,2 ml'lik dört şerit için bir rotor dahildirmini G ile.

IKA G-L'nin dijital ekranı var mı?
Evet, üç ekran var. Rpm/rcf değerini bir ekranda,zamanlayıcıyı başka bir ekranda sayaç ayarını daüçüncü ekranda seçilen programı görebilirsiniz.

Mini G için maksimum kinetik enerji nedir?
Maksimum kinetik enerji 20 Nm'dir.

Hızı değiştirmek mümkün mü?
Evet, hız 100 rpm/rcf'lik adımlarla değişkendir.

Santrifüjün kapağı kapatıldığında veaçıldığında ne olur?
Santrifüj hemen durur.

Rotoru değiştirmek için hangi alete ihtiyaçvar?
Rotor herhangi bir alet kullanmadandeğiştirilebilir.

Rotoru değiştirmek için hangi alete ihtiyaçvar?
Rotor herhangi bir alet kullanmadandeğiştirilebilir.
mini G'de bir zamanlayıcı var mı?
Evet, zamanlayıcı 1 – 99 dakika arasında
ayarlanabilir.
mini G için merkezkaç ivmesi nedir?
mini G için merkezkaç ivmesi 2000 G'dir.
mini G'nin dijital ekranı var mı?
Evet, mini G'nin LED zamanlayıcılı entegre
7 segmentli ekranı var.
Hızı değiştirmek mümkün mü?
Hayır, hız 6000 rpm'de sabittir.

Elektrik kesintisi durumunda G-L'nin kapağıotomatik olarak açılacak mı?
Hayır, elektrik kesintisi olduğunda numuneleri
korumak için kapak kapalı kalacaktır. Ancak altta
acil durum açıklığı bulunur.

6 | Aksesuarlar

Aksesuarlar
IKA G-L için

IKA G-L, PCR Set
Kapasite: 2 × PCR şeritleri,
8 × 0,2 ml tüpler.

Kimlik. Numara. 0030001345

Adapter 0,4 ml tube
Adaptör 0,4 ml tüp
0,4 ml tüpler için adaptörler
(6 adet)G-L santrifüj kapasitesi
12 × 1,5 / 2,0 ml
Kimlik. Numara. 0030001334

Adapter 0,5 ml tube
Adaptör 0,5 ml tüp
0,5 ml tüpler için adaptörler
(6 adet)G-L santrifüj kapasitesi
12 × 1,5 / 2,0 ml
Kimlik. Numara. 0030001347

Adapter PCR tube
Adaptör PCR tüpü
0,2 ml PCR tüpleri için adaptörler
(6 adet)G-L santrifüj kapasitesi
12 × 1,5 / 2,0 ml
Kimlik. Numara. 0030001346

IKA mini G için
LABORATUAR YAZILIMI
labworldsoft® laboratuvar cihazlarını kontrol etmek, süreçleri
otomatikleştirmek ve ölçümlerinizi ve sonuçlarınızı belgelemek içinkullanılan bir laboratuvar yazılımıdır. Yazılım, farklı laboratuvarlardanoluşan büyük bir kütüphaneye erişim sağlar. labworldsoft® sadece IKA
laboratuvar cihazlarını entegre etmekle kalmaz, aynı zamanda farklı
üreticilerin diğer birçok cihazını da destekler. Kullanmak istediğinizlaboratuvar cihazlarınızın seçiminde esnek kalır ve laboratuvar
dünyasının tüm cihaz kapsamlarından yararlanırsınız.
mini G, Rotor 4 × HPLC
4 × HPLC şişeleri için rotor.
Kimlik. Numara. 0020022341

labworldsoft® 6 Starter
Kimlik. Numara. 0020019397
labworldsoft® 6 Pro
Kimlik. Numara. 0020017366
labworldsoft® 6 Advanced
Kimlik. Numara. 0020105873

IKA Turkey Laboratuvar ve Proses Teknolojileri A.Ş.
Mescit Mah. Fettah Başaran Cad. No: 21/A
Phone: +90 216 394 43 43, eMail: sales.turkey@ika.com

www.ika.com

IKAworldwide // #lookattheblue