MAGMAX®

EGM5100C

一体形電磁流量計
概要MAGMAX® EGM5100C はセラミック検出部 EGS5000 に変換部
EGC100 を搭載した一体形電磁流量計です。
耐食性・耐摩耗性・耐久性に優れ、薬液やスラリー液の流量測定に最適です。
自己診断機能の充実により、空検知機能、導電率モニタリング機能等を装備しています。
微小口径の 2.5mm から 100mm の 10 サイズをラインアップしています。

特長❑ 接液部にセラミック測定管と白金電極を採用し、高耐食・高耐磨耗・高耐久性を実現。
❑ セラミック測定管は樹脂ライニングに比べて寸法安定性が格段に標準仕様優れ、長期間にわたって高精度を維持。
❑ レジューシングチューブを採用。上流側流速分布の影響を低減す

一般仕様

ることにより精度・安定性の向上と測定管の剛性強化を実現。
❑ 検出部にステンレスハウジングを採用。
❑ 高精度

指示値の ±0.5%❑ ハイスピード信号処理により、高速応答を実現。バッチプロセ
スや脈動流に対応。
❑ 拡張できる励磁方式を採用し、スラリーなど流体ノイズの多いアプリケーションにも対応。
❑ 表示部には、LCD（バックライト付き）を採用し、1 〜 3 行表示など多彩な表示が可能。
❑ クイックセットアップ機能を搭載して、流量レンジ、パルスレートなどの変更にも容易に対応。
また、変換部カバーを外さずにプッシュボタンにより設定変更が可能。
❑ パルス出力は 10kHz の高速化を実現。短いバッチプロセスにも対応可能。
❑ 正逆測定、2 重レンジ、状態出力（流量警報等）を標準装備。						● 励磁方式： 矩形波励磁● 口径： 2.5、4、6、10、15、25、40、50、80、100mm● 測定範囲： 流速

最小：0 〜 0.3m/s
最大：0 〜 12m/s			 流量最小：0 〜 0.0054m3/h				（口径 2.5mm の最小値）				

最大：0 〜 339m3/h				（口径 100mm の最大値）● 保護等級： IP66 / 67（IEC 60529）● 本体材質検出部ハウジング ： 口径 2.5mm 〜 15mm ；ステンレス鋳物			 口径 25mm 〜 100mm；ステンレス鋼
変換部ハウジング ： アルミニウム合金（＊1）
変換部カバー ： アルミニウム合金（＊ 1）
表示器防水シート ： ポリエステル● 接液部材質

測定管 ： 口径 2.5 〜 25mm；			

ジルコニアセラミック（ZrO2）			 口径 40 〜 100mm；			

アルミナセラミック（Al2O3）

電極 ： 口径 2.5 〜 25mm；白金サーメット			 口径 40 〜 100mm；白金
アースリング ： ステンレス鋼（SS316）〔標準〕			〔オプション〕			

ハステロイ ® B、ハステロイ ® C、チタン、			タンタル（＊2 ＊ 3）

アースリング用 ： PTFE ジャケット形（ノンアスジョイント〔標準〕
ガスケット（＊ 3）		 シート中芯、バルカー No.N7035 相当）		

：〔オプション〕			 充填材入りフッ素樹脂（バルカー No. N7020		 相当）
（＊1）防食塗装（＊2）タンタルアースリングは PTFE ジャケット形ガスケット（中芯：フッ素ゴム）と一体品（＊3）流体温度・圧力範囲については「アースリング用ガスケッ
ト使用範囲」を参照してください。
TG-F2439-J00
初版 2023 11 K

MAGMAX®

一体形電磁流量計

EGM5100C● 塗装： ポリシロキサンエポキシ樹脂塗装（＊4）● 塗装色（＊4）： グレー（変換部本体）、ジェードグリーン● 状態出力オープンコレクタ出力			（変換部カバー）		

● 配線接続口				 ON 時残留電圧 1.5V 以下： 2×G1/2 めねじ、または 2×1/2 NPT めねじ、

負荷定格 ： DC32V 以下、100mA 以下、			 または 2×M20 防水グランド				 （回路電流 10mA 時）				 （オプション：G1/2 用防水グランド）				 OFF 時漏れ電流 0.5mA 以下● 電源				 （外部回路電圧 24V時）： AC100 〜 230V（85 〜 253V）				 オプション；DC24V（11 〜 31V）		

● 電源周波数： 48 〜 63Hz（AC 電源）		

● 消費電力： 約 8VA（AC 電源）、約 4W（DC 電源）		

2）流れ方向判別		● 周囲温度： − 40 〜＋ 65℃（流体温度≦ 140℃）		

3）オーバーレンジ

出力内容 ： 以下、主な出力選択1）状態出力なし〔標準設定値〕				 − 40 〜＋ 70℃（保存）		

4）エラー

● 接地

： 接地抵抗 100 Ω 以下（D 種接地）		

5）流量警報● プロセス接続： ウエハ（配管フランジはさみ込み）接続		

6）レンジ判別（2 重レンジ選択の場合）● 適合フランジ： JIS10K / 20K / 30K / 40K 相当		7）空検知（口径 25mm 以上）				 ASME クラス 150/300 相当● 入出力端子の割付				 DIN PN16/40端子		（＊ 4）塗装は変換部のみ、検出部ステンレスハウジングは無塗装。

流体仕様

標準設定

設定変更による切替

電流出力

─C（C、C－）

状態出力

─D（D、D－）

パルス出力

状態出力

● ローカットオフ機能：

電流出力、パルス出力、表示毎に個別設定可能● 温度： − 40 〜 ＋ 140℃

● 圧力： 口径 2.5 〜 80mm ；0 Pa（abs）〜 4MPa			 口径 100mm： 10 µS/cm 以上；0 Pa（abs）〜 1.6MPa● 導電率				 （ただし、水の場合は最小 20 µS/cm）● 許容温度衝撃： 温度上昇時（加熱）；∆T ≦ 150℃ / 10 分間						（急加熱：∆T ≦ 120℃）				 温度下降時（冷却）；∆T ≦ 100℃ / 10 分間						（急冷：∆T ≦ 80℃）

● 表示器

設定値 ： 0.0 〜 20.0% FS				 以下、標準設定値				 電流出力、パルス出力；オン 1%、オフ 2% FS				 表示器；ローカットなし● 時定数：

電流出力、パルス出力、表示毎に個別設定可能
設定値 ： 0.0 〜 100.0s				 以下、標準設定値				 電流出力、表示器；4s				 パルス出力；時定数ゼロ

表示・出力仕様： ドットマトリックス LCD（バックライト付き）				 128×64 ピクセル（59×31mm）
		A（A、A＋／A－）表示機能 ： 最大 2 画面の切り替えで 1 画面に 1 〜 3 行ま● 入出力アイソレーション：

電源、電極入力、励磁出力、端子 A、端子 C、端子 D の各回路間はアイソレーションされています。		 で表示可能				 表示内容は、瞬時流量、流速、積算流量、導			 電率（口径 25mm 以上）、コイル温度● 電流出力：DC4-20mA（Max. 22mA；エラー時振切りモード）		 内部電源使用時 ： 負荷抵抗 750Ω 以下		 外部電源使用時 ： 外部電圧 DC32V 以下● パルス出力： 積算パルス出力（標準設定）と周波数出力のいずれかを選択可能		 オープンコレクタ出力		

負荷定格 ： DC32V 以下、20mA 以下（≦ 10kHz）、			 100mA 以下（≦ 100Hz）				 ON 時残留電圧 1.5V 以下				 （回路電流 10mA 時）				 OFF 時漏れ電流 0.5mA 以下				 （外部回路電圧 24V時）		

パルスレート ： 2 〜 36,000,000 パルス /h				 （0.00056Hz 〜 10kHz）		

パルス幅 ： 以下のいずれかを選択可		

1）自動；フルスケール周波数においてデューティ		

2）デューティ比固定；常に１: １		3）任意設定；0.05 〜 2000ms

50% となるパルス幅

ただし、積算パルス出力（標準設定）において１）または２）を選択した場合、10Hz 未満のパルスレート
では 50msec 固定のパルス幅となります。

2TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2439-J00

一体形電磁流量計

MAGMAX®

標準機能

精 度（＊6）● 任意単位設定機能： 容積（または質量）単位と時間単位を最大			 7 文字で設定し、任意の流量単位で表示可能● 自動ゼロ調整機能： ゼロ調モードで自動ゼロ調整実施（流体静● 表示およびパルス出力［口径 2.5 〜 6mm］
流速 1m/s 以上： 指示値の ±0.5％			 止時）

流速 1m/s 未満： 指示値の ±0.4％● 正逆両方向測定機能： 流れ方向判別信号を状態出力および電流出					 力にて出力可能［口径 10 〜 100mm］● 2 重レンジ測定機能		

流速 0.5m/s 未満 ： 指示値の ±0.3％

レンジ切換： 自動				 流速誤差 ± 0.001m/s
精 度 （指示値の±％）3.0● 励磁周波数切換機能

2.5

標準モード ： 1/6× 電源周波数
特殊モード ： 1/50 〜 1/2× 電源周波数（＊5）● 自己診断機能		 流速誤差 ± 0.001m/s

流速 0.5m/s 以上 ： 指示値の ±0.5％

レンジ比： 1：20 〜 1：1.25				 （低レンジの設定範囲：高レンジの 5 〜 80%）		

EGM5100C： 以下、主なエラーメッセージ

機能診断 ： コイル断線、CPU、メモリー、ソフトウェア、			 出力モジュール、出力接続
状態診断 ： 空検知、オーバーレンジ、カウンタオーバー

1.5
1.0
0.5
0.0			 フロー、停電検知● 停電補償機能

01： 電流、パルス、状態出力の模擬出力機能を			 内蔵212流速（m/s）： EEPROM（不揮発性メモリー）により機能			 設定データおよび積算値を 10 年以上保持● テスト機能

口径10mm以上
口径 6mm以下

2.0● 電流出力：表示・パルス出力精度に ±0.01mA を付加		（＊ 6） 基準条件		

電流出力テスト： 0.0 〜 22.0mA まで任意出力			

流体				：水		

パルス出力テスト： 1Hz 〜 10kHz まで任意出力			

流体温度				

： 10 〜 30℃： 150 µS/cm 以上			

導電率				

● プッシュボタン設定機能			

電源電圧				

： 定格電圧 ±2%						周囲温度				

： 18 〜 28℃： 10D/2D（D；口径）		

状態出力テスト： On/Off：カバーを取り外さずにプッシュボタンにより			 データ設定可能			

上流 / 下流直管長● HART 通信機能			

ウォームアップ時間 ： 約 10 分			

測定時間				

： 弊社にお問合せ願います		（＊ 5）スラリー、脈動流などアプリケーション毎に切換可能： 100sアースリング用ガスケット使用範囲
流体圧力

流体温度

PTFEジャケット形（ノンアスジョイントシート中芯）（バルカーNo.N7035相当）ガスケットの種類

1.5MPa以下

140℃以下充填材入りフッ素樹脂（バルカーNo.7020相当）

4MPa以下140℃以下タンタルアースリング（PTFEジャケット形ガスケットと一体品）

0.7MPa以下

140℃以下流量レンジ

TG-F2439-J00

設定可能流量レンジ（m3/h）

口径（mm）

最小（流速：0～0.3 m/s）

最大（流速：0～12 m/s）

2.5

0 ～ 0.0054

0 ～ 0.212

40 ～ 0.0136

0 ～ 0.542

60 ～ 0.0306

0 ～ 1.22

100 ～ 0.0849

0 ～ 3.39

15

0 ～ 0.191

0 ～ 7.63

25

0 ～ 0.531

0 ～ 21.2

40

0 ～ 1.36

0 ～ 54.2

50

0 ～ 2.13

0 ～ 84.880

0 ～ 5.43

0 ～ 217100

0 ～ 8.49

0 ～ 339

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

MAGMAX®

一体形電磁流量計

EGM5100C

外形図
バージョン 1 タイプ：
口径：2.5～15mm

口径：25～100mm

ESC

ESC

161(26)161

23023082H3アースリング
接地端子(M5)H1φd(H)

接地端子(M5)

H2H3H2アースリング

H1(H)

(26)

4082

40L

W

W
L

標準流れ方向標準流れ方向バージョン 2 タイプ：
口径：2.5～15mm

口径：25～100mm

ESC

ESC

161

161(26)

230

230

H3

L

接地端子
(M5)

H1H2(H)

φdH2

アースリング

接地端子
(M5)

H1(H)

H382
アースリング

(26)

4082

40W

WL

標準流れ方向標準流れ方向口径（mm）

寸法（mm）
L※（H）

H1H2H3Wd質量（約kg）2.5～15682115110516044－4256919834109164102684409421342116

171117845501142315112518013610268016426367141196168

134

91002142887915420919315811※1 面間寸法 L は、アースリング用ガスケットが PTFE ジャケット形の場合を示します。
アースリング用ガスケットが充填材入りフッ素樹脂の場合、面間寸法は（L − 2）mm となります。
※2 アースリングがタンタルの場合、口径 2.5 〜 15mm の面間寸法は（L − 5）mm、口径 25 〜 100mm の面間寸法は（L − 1）mm となります。
4TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2439-J00

一体形電磁流量計

MAGMAX®

EGM5100C

DiDa

セラミック測定管寸法

XY寸法（mm）

口径（mm）

DaDiX

Y2.56220504732050695205010127205015141220502524202655403730368050494051100807860701501009880103200

結線図

LN

PE

C C– D D– S A+ A A–

Sp

Pw

Pp

表示部取付方向バージョン１タイプ（標準）

la lp
ESC

記号
lp
laSp
Pp
Pw

端子

極性

A＋A－－

A－

A＋＋C＋

C－－

D＋

D－－

L
（L＋）

（＋）

N
（L－） （－）PE（FE）
S

バージョン２タイプ

ESC

内容電流出力（外部電源供給）
電流出力（内部電源使用）
状態出力（オープンコレクタ）

矢印は標準の流れ方向を示します。
流れ方向は設定データ変更により逆向きに設定することができます。

パルス出力（オープンコレクタ）
AC電源／DC電源（ ）は、DC電源を示す。
電源用アース、（ ）は、DC電源を示す。
シールド線用アース● 端子構造：スプリングクランプ式端子● 適合電線：0.5 〜 2.5mm2TG-F2439-J00

TOKYO KEISO CO., LTD.

5MAGMAX®

一体形電磁流量計

EGM5100C

形式および仕様コード● 口径：2.5 〜 100mm

形式：EGM5100C
検出部仕様コード
検出部コード（固定コード）V N 1 8 4
V N 1 84

N 0 1 3 0123568B
CE
F

口径

プロセス接続（固定コード）タイプ（固定コード）N0
1 301236K
LRS
T
9

アースリング／アースリング用ガスケット ※1

電極材質
保護等級
（固定コード）校正（固定コード）特殊仕様
変換部仕様コード
変換部コード（固定コード）タイプ
電源（固定コード）
配線接続口（固定コード）ハウジング
表示部取付方向（固定コード）
出力タイプ（固定コード）特殊仕様※1※260 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

V N 3 1 4 4
V N 3 144

内容
ウエハ形、セラミックタイプ、白金電極
常に4配管側フランジサイズ
2.5mm
4mm
10または15A
1/2"
6mm
10mm
15A
15mm
1/2"
25A
25mm
1"
40A
40mm
1-1/2"
50A
50mm
2"
80A
80mm
3"
100A
100mm
4"
ウエハ接続（フランジはさみ込み）
常に0一体形（EGC100変換部）
常に0ステンレス鋼（SS316）/ PTFE
流体圧力：
ハステロイ® C/ PTFE
1.5MPa以下
ハステロイ® B/ PTFE
チタン / PTFE
ステンレス鋼（SS316）/ 充填材入りフッ素樹脂
流体圧力：
ハステロイ® C/ 充填材入りフッ素樹脂
4MPa以下ハステロイ® B/ 充填材入りフッ素樹脂チタン / 充填材入りフッ素樹脂
流体圧力：0.7MPa以下
タンタル / PTFE
（ガスケット一体形）
その他
標準0IP66 / 67
0常に000 0
標準校正
00 2 0 0 0 0 0
常に0200000（空欄） なし／Zあり ※2内容
変換部形式：EGC100
常に 4一体形（EGC100 変換部0°タイプ）
1
DC24V（11～31V）
A
AC100～230V（85～253V）
0
常に 041/2 NPT めねじ
5G 1/2 めねじ
6M20 防水グランド付
6 0 0
常に 6001
標準1バージョン1
表示部取付方向の図を参照してください。
2バージョン22
常に21標準 (電流出力+パルス出力+状態出力）
0 0 0 0 0
常に00000（空欄） なし
あり ※2／Z06 0 0 12 1 0 0 0 0 0

標準品○○○○○○○○○○○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

標準品
○○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

アースリング用ガスケットについては、「アースリング用ガスケット使用範囲」
を参照してください。
特殊仕様がある場合には、コードの末尾に「／Z」を記入して内容を別記してください。
（製作可否については事前にお問い合わせください

TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2439-J00

MAGMAX®

一体形電磁流量計

EGM5100C

標準付属品● 設定データシート：1 枚● 取扱説明書

：1 冊

オプション
● 配管用ボルト、ナット 1 組〔略号：BN〕

材質：SUS304、JIS10K フランジ用● 配管用 PTFE ジャケット形ガスケット 2 枚〔略号：FG〕

バルカー No. N7030、JIS10K フランジ用
注）ボルト・ナット、ガスケット付で配管側フランジが JIS10K以外の場合はフランジ規格をお知らせください。
● G1/2 配線接続口用防水グランド〔略号：WG〕

ご注文時指定事項
1. 形式および仕様コード例）

形式：EGM5100C		

検出部仕様コード：VN1848N01301000000200000		

変換部仕様コード：VN3144A05600112100000

2. フルスケール流量（オプション NS の場合は不要）
3. オプション仕様（必要な場合のみ指定）
オプションの項目を参照の上、略号でご指定ください。
4. 流体名TG-F2439-J00

TOKYO KEISO CO., LTD.

7