2010年5月12‐14日
年 月日
福岡サイト調査報告書

水・土砂流出観測システム整備

報告書作成：加藤2010年5月12日 飯塚サイト調査 作業報告
・メンバー；
加藤，斉藤さん，小松さん
・作業内容；
午前

機材（オートサンプラーなど）の運搬

午後～ 表面流プロットの屋根取り付け →完了
表面流プロットタンクの土砂さらい →完了
三角堰の土砂さらい →完了

・明日の作業予定；
作業内容 表面流プロット漏水チ ック オ トサンプラ の設置
作業内容：表面流プロット漏水チェック，オートサンプラーの設置
午前

表面流プロットの漏水チェック
オートサンプラー（最上流部量水堰地点）の設置

午後

オートサンプラー（最下流部量水堰地点）の設置

写真１ プロット屋根 写真２ 2010年5月の林床の被覆＊4月と比べ植生密度が高くなった
(a)

(b)

(d)

(c)
写真３ 表面流プ
ロットの水・土砂流出状況(a)

写真４ 量水堰の状況(a)三角堰(b)土砂トラップ内に堆積した微細土砂(c)貯水タンク(d)タンク内の濁水(a)(a)流域中流の量
水堰（三角堰満砂）(b)最下流部の量
水堰＊三角堰の土砂をすべて除去した

120

110

100
Water Heighht (mm)

140

130

90

80

2010/05//15 0:00
2010/05//14 0:00
2010/05//13 0:00
2010/05//12 0:00
2010/05//11 0:00
2010/05//10 0:00
2010/05//09 0:00
2010/05//08 0:00
2010/05//07 0:00
2010/05//06 0:00
2010/05//05 0:00
2010/05//04 0:00
2010/05//03 0:00
2010/05//02 0:00
2010/05//01 0:00
2010/04//30 0:00
2010/04//29 0:00
2010/04//28 0:00
2010/04//27 0:00
2010/04//26 0:00
2010/04//25 0:00
2010/04//24 0:00
2010/04//23 0:00
2010/04//22 0:00
2010/04//21 0:00
2010/04//20 0:00
2010/04//19 0:00
2010/04//18 0:00
2010/04//17 0:00
2010/04//16 0:00
2010/04//15 0:00
2010/04//14 0:00
2010/04//13 0:00
2010/04//12 0:00
2010/04//11 0:00
2010/04//10 0:00

図１ 飯塚サイト表面流プロットの三角堰水位データ

注意＊；上記データの観測時には、表面流プロットの流出受けに屋根が取り付けられていなかったため、直接流出受けに入った降雨の影響が多少ある。

気になる点；降雨イベントの前後でベースライン（図中の赤線）が変わっている？

2010年5月13日 飯塚サイト調査 作業報告
・メンバー；
加藤，斉藤さん
・作業内容；
午前～
１．表面流プロット・表面流プロットの漏水止め→完了
表面流プロ トの漏水止め→完了
・Odyssey水位計の取り付け→5min 2010年9月4日まで
２．三角堰の改修
角堰 改修（１）リター捕捉ネットを設置→完了
午後～
３．オートサンプラーの設置・最上流地点の設置作業→完了
最上流地点の設置作業→完了＊フロートスイッチ始動＋60min間隔採水）
・最下流地点の設置作業→50％完了＊オートサンプラー設置地点の整地，
ラ 設置 点，ホース吊下げ用のワイヤー取り付け，
４．SSサンプラーの改修＊木板の取り付け→完了
明日の作業予定；
作業内容：オートサンプラー・濁度計の設置，水位計データ回収
午前～ 最下流地点のオートサンプラー・濁度計の設置
午後～ 水位計データ回収（流量，地下水位）

リター捕捉網
タ 捕捉網
アルミテープ補強
漏水止め

写真１ プロット壁の概観

写真２ リター捕捉網の設置

木版

写真３ SSサンプラーの浸かり具合

写真４ 下流部のせき止め方法＊Vノッチにリターが引っかかっていることがしばしばあったので、リターを捕捉する金網を取り付けた（写真２）。SSサンプラーの取水口が流水に浸かるように、下流側に木版を取り付けた（写真３、４）。

SIGMA900

ワイヤー
採水ホース

流れ取水口

写真５ オ
写真
オートサンプラーの概観
サン ラ概観採水ホース

取水口

写真６ 取水ホースの吊下げ方法

写真７ 取水口の状況＊河道を横断するようにワイヤーを渡し、それに取水ホースを吊下げた（写真５、６）。取水口は、河床に打ち込んだペグにロックタイ2本で固定した（写真７）。採水時に河床の土砂を吸い上げないように、ペグを打ち込む際に雨樋も一緒に固定した。試験採水の結果は良好。

パーシャルフリューム
90

三角堰
210

190

170

150

130

110

Water Heigght (mm)
W

250

230

70

50

5/16 0:00
0
5/15 0:00
05/14 0:00
05/13 0:00
0
5/12 0:00
0
5/11 0:00
05/10 0:00
0
5/9 0:000
5/8 0:000
5/7 0:000
5/6 0:000
5/5 0:000
5/4 0:0005/3 0:000
5/2 0:000
5/1 0:000
4/30 0:00
04/29 0:00
04/28 0:00
04/27 0:00
04/26 0:00
04/25 0:00
04/24 0:00
0
4/23 0:00
0
4/22 0:00
0
4/21 0:00
0
4/20 0:00
0
4/19 0:00
04/18 0:00
0
4/17 0:00
0
4/16 0:00
0
4/15 0:00
04/14 0:00
0
4/13 0:00
0
4/12 0:00
0
4/11 0:00
0
4/10 0:00
0
4/9 0:000
4/8 0:000
4/7 0:000

図１ 飯塚サイト最下流量水堰のハイドログラフ（10分データ）＊；三角堰とパーシャルフリュームのハイドログラフの形状はほぼ同じ。後ほど水位を流量に変換し、両者の比較を行う。

2010年5月14日 飯塚サイト調査 作業報告
・メンバー；
加藤，斉藤さん，小松さん
・作業内容；
午前～
１．オートサンプラーの設置
・最下流地点の設置作業→完了
最下流地点の設置作業→完了＊フロートスイッチ始動＋60min間隔採水）
午後～
２．濁度計の設置
濁度計 設置・最下流地点の設置作業→完了＊10分間隔で濁度データ取得する設定で始動
３．水位計のデータ回収（流量、地下水位）→完了＊10分間隔自記で再始動
以上、飯塚サイトの水・土砂流出観測システムはすべての機材の設置作業が完了。

採水ホース
ワイヤー
SIGMA900
取水口

写真１ オートサンプラーの概観

フロートスイッチ

取水口

写真２ 取水口の状況

写真３ フロートスイッチ＊河道を横断するようにワイヤーを渡し、それに取水ホースを吊下げた（写真１） 取水口は 河床に打ち込んだペグに針金で固定した（写た（写真１）。取水口は、河床に打ち込んだペグに針金で固定した（写真２）。試験採水の結果は良好。また、フロートスイッチを取り付けた。写真４ 濁度計センサーの設置

取水口

写真５ 濁度計ロガーとソーラーパネルの設置＊濁度計をSSサンプラー用のU字溝内に設置（写真４）。センサー部
プ分が水面から5cmの位置にくるように調整。河道を横断するようにワイヤーを渡し、濁度計のケーブルを吊下げた（写真５）。記録間隔は10分間。毎分5秒計測。120分ごとにワイパー稼働。