&クイック・マニュアル2

製品各部の名称
RL(Left)(Right)

65

12

34

2

iSyncWave クイック・マニュアル

製品各部の名称
1 電源ボタン機能動作

2秒以上押すPower On

* バッテリー10%以下時、アプリで充電 POP-UP

USB Type-C (タイプC) 接続

充電* 132分の充電時で、約7時間使用可能

測定Power Oﬀ

LEDが点滅するまで押す(2秒以上)

2 USB Cコネクタ

3 あごひも4 基準電極
5 電極

LED

充電状態

on

緑色: 30% 以上

マゼンタ: 30% 未満

on

緑色: 100%

マゼンタ: 100% 未満

oﬀoﬀ* 使用しない場合、10分後に自動終了

USB Type-C (タイプC)

iSyncWave2 着用状態を安定させる固定ひも
脳波を測定するための基準電極センサー*未使用時は常に分離して保管します。

脳波を測定するための基準電極

6 電極交換ツール

ブラシ電極の交換のためのツール※ 製品の形態は、品質向上のため予告なしに変更されることがあります。

※ iSyncMeとiSyncWave2は同じ製品ですので、以下の説明でiSyncWave2と通称します。

iSyncWave クイック・マニュアル

3

STEP 1 検査前の準備事項及び着用方法
12

額全体と耳たぶを拭いてか(推奨)ら検査を行います。

アクセサリー類は検査の前にすべて(検査前にコー取り外してください。
ヒーや過剰な飲酒は避けてください。
)

3
Fp2
正面の電極右側4Fp1
正面の電極左側着用時、正面を向いて、Fp1、Fp2電極を額に当てて髪を後ろにとかすように着用します。
4

着用後、前方の電極位置が眉毛から指の上に位置することを確認します。
iSyncWave クイック・マニュアル

STEP 1 検査前の準備事項及び着用方法
5

6
T4

T3

耳側電極（T3、T4）が耳輪から指の上に位置していることを確認します。

左耳たぶからセンサーを深めに装着し、あごひもで固定します。

zzz[おすすめ姿勢]
体に力が入らないようにして、リラックスして座った姿勢がおすすめです。
iSyncWave クイック・マニュアル[注意事項]
測定中は居眠りしないよ
うに注意してください。
5

STEP 2 検査前アプリ実行方法
1 iSyncWave2 電源を入れる

電源ボタンを押します

iSyncWave2の電源ボタンを押します。
（青点灯後、充電状態に応じた色が点灯）

3 ログイン

ID、パスワード入力後にログインします。

6

2 アプリ実行

Store ダウンロード可能

自分のグーグルアカウントのタブレットから
iSyncWave アプリをインストールします。

4 脳波測定選択

脳波測定を選択します。

iSyncWave クイック・マニュアル

STEP 2 検査前アプリ実行方法
5 顧客選択

初期登録する場合は「新規顧客」を選択し、登録済み顧客の場合は「再登録顧客」を選択します。

7 デバイス接続

デバイス接続画面で接続する
iSyncWave2を選択します。
iSyncWave クイック・マニュアル

6 アプリとデバイス接続

Bluetooth( )を選択してデバイスを接続します。

8 接続エラー接続されたデバイスが表示されないか、接続されていない場合は右上の更新( )をクリックしてデバイスを接続します。
7

STEP 3 検査前インピーダンス測定
1 測定準備1

脳脳波検査開始前のインピーダンスを測定するために、「チェック開始」ボタンを押します。

3 信号の状態確認

再生ボタンを押して脳波信号の状態を確認します。

*測定時にPPGボタンを押してPPG信号を確認します。

8

2 測定準備2

緑色の状態で「測定開始」ボタンを押すと、最高の信号が得られます。
( 頭皮に電極がよく付着しているか確認してください)

4 測定設定右上の設定( )を押してください。
連続測定 / タイマー測定

iSyncWave クイック・マニュアル

STEP 4 検査中の脳波測定
1 測定(目を閉じた状態)

2 測定(目を開けた状態)

E
O

E
C

録画ボタ( )ンを押した後、目を閉じて2分30秒間の測定を開始してください。
(タイマー測定基準)

目を開けて2分30秒間の測定を開始してください。
(タイマー測定基準)

3 測定完了EEG測定が完了すると、AI脳波アルゴリズムが結果を分析します。
結果分析には約10分かかります。
iSyncWave クイック・マニュアル* 連続測定:時間制限なく連続して測定* タイマー測定:

デフォルト時間(基本:2分30秒)の間に測定

9

iSyncWave
1 設定メニュー

2 iSyncWave設定

担当者管理 | サービスに関するお問い合わせ |アプリバージョン情報 | サービス利用規約 |iSyncWave設定

3 掃除方法目を閉じた状態時間設定 |目を開けた状態時間設定 |繰り返し回数設定*測定ごとに電極の掃除をおすすめします。

a) 掃除前にiSyncWave2LEDの電源が切れているか確認します。
電源が入っている場合は、電源ボタンを約 2 秒間押してヘッドセットの電源を切ります。
b) 電極とiSyncWave2 LED内部は皮膚や髪の毛と接触するので使用後掃除してください。
このとき、掃除のためにアンモニア、アセトンや他の溶媒剤（腐食性/研磨性洗剤）を使用しないでください。
c) iSyncWave2 LED及びフラット電極: 柔らかい布（綿やガーゼ）を利用して外観を掃除(洗剤及び液体使用禁止)します。

d) ブラシ電極: とても柔らかいブラシ(例: 歯ブラシまたは洗顔ブラシ)で電極の表面を柔らかく拭き取ります。(清掃過程でブラシ電極を過度に曲げたり、他の溶媒剤を利用した過度な洗浄は電極摩耗の原因となり、電極の寿命が短くなります。
)

10e) NIR-LED Careの電球は肌に当たりませんが、電極を掃除する際にはNIR-LED電球を一緒に掃除することをお勧めします。

iSyncWave クイック・マニュアル

電極交換サイクルを調べる
1 電極(Brush / Flat)構成品の使用状態

良好

Brush

電極のコーティングが剥がれていない状態

Flat

電極のコーティングが剥がれていない状態

良好

Brush

電極のコーティングが3つ未満剥がれた状態

Flat

電極のコーティングが1/3未満剥がれた状態

交換

Brush電極のコーティングが3つ以上剥がれた状態

Flat

電極のコーティングが1/3以上剥がれた状態

iSyncWave クイック・マニュアル

11電極交換サイクルを調べる
2 iSyncWave2使用時の注意事項

a) iSyncWave2脳波測定を200回、実行したとき、一般的に電極を交換しなければなりません。
ただし、使用コンディションによって使用回数180回から200回から摩耗し始めます。
(11ページご参考の上、早期摩耗時に交換を行ってください)b) iSyncWave2を使用した後、電極部位を丁寧に拭いてください。
掃除していない同じ電極を使用し続けると、電極初期摩耗の原因になることがあります。
c) 電極は、製品規格を維持するために本社から提供または販売する電極のみを使用してください。
d) 非常に柔らかい布やブラシで電極の表面を優しく掃除する必要があります。

3 電極分離および結合方法a) 電極金属ホルダーの溝に電極取替部を挟み、電極が十分に開けられるまで電極取替ツールで押して電極を取り外します。

b) ブラシ電極結合面に電極を挟んで電極金属ホルダーに電極を最後まで押し込んでください。

ブラシ電極結合面

12電極取替部

iSyncWave クイック・マニュアル

アフターサービス
1 アフターサービスを依頼する前に、以下の事項をもう一度ご確認くださいa) BluetoothおよびWi-Fiを再接続するみます。
b) タブレットの電源を入れ直すてみます。

c) アプリのアップデート状態(最新バージョンのアップデート維持)を確認するみます。
d) 機器の故障が疑われるときは、電源を入れ直して機器をリセットします。
(電源ボタン15秒以上)それでも同じ症状が発生した場合は、アイメディシン顧客サービスチーム(C/S)までご連絡ください。

e) 本装備の正常な使用条件状態で発生した装備異常につきましては、購入日から[但し、お客様が任意で分解、改造または使用上の不注意(浸水、破損など)1年間無償保証いたします。
により故障したり、消耗品部品を交換する場合には無償保証できません]※ 本保証書はここに明記されている期間、条件下での無償修理をお約束するものです。

したがって、この保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので 保証期間経過後の修理などに関してご不明な点がございましたら、アイメディシン顧客サービスチーム(C/S)までお問い合わせください。

iSyncWave クイック・マニュアル

13

Customer Support
2 製品保証書
製品名:

モデル名:

購入日:

購入先::

製品番号(S/N):
保証期間: 購入日から１年
顧客情報: (機関名)

(お名前)

(連絡先)

本製品は出庫時に厳格な品質管理を経て総合検査に合格した製品です。

製造依頼及び販売者: iMediSync Inc.
ソンダムビル)
本社: ソウル特別市江南区テヘラン路411、15階(三成洞、
顧客サービスチーム：T. +82-1533-4080 E-mail: cs@imedisync.com

14

iSyncWave クイック・マニュアル

iSyncWave クイック・マニュアル

15

&Quick Manual2

iSyncWave2 Components

RL(Left)(Right)

65

12

3
4

iSyncWave2 Quick Manual17

iSyncWave2 Component Glossary
1 Power Button
Function

OperationLEDPower On

Hold for three seconds

onStateGreen: 30% charged
Magenta: less than 30% charged* When the battery is less than 10% the app will alert youCharging

USB-C connectionon* Approx. 7 hours available when charging for 132 minutes

Measurement
Power Off

Magenta: less than 100% charged

off
Hold until LED blinks(>2 seconds)

2 USB-C charging port
3 Chin Strap

Green: 100% charged

off* Automatic shutdown after
10 minutes if not used

USB C Connector terminal

Strap for securing the iSyncWave2

4 Reference Electrode Reference electrode ear clip

* Make sure to disconnect the auxiliary ear clip before storing the device
to avoid damage to the device or accessories

5 Electrode Electrode for measuring brain activity through the scalp
6 Electrode tool

Tool to replace brush electrodes※ The product shape can be changed to improve the quality without notice.
※ Cause iSyncMe and iSyncWave2 are the same product, they will be referred to as iSyncWave2
in the description below.

18iSyncWave2 Quick Manual

STEP 1 Measurement Preparation
12

It is strongly recommended toclean the forehead and earlobes.

Remove all accessories before
taking a measurement. (Please avoid
coffee or heavy drinking for 24 hours)

3
Fp2
front right electrode

4Fp1
front left electrode

While looking straight ahead place Fp1 & Fp2
electrodes (shown above) on the forehead.
Place the device on from front to the backas if you are combing your hair.
iSyncWave2 Quick Manual

Ensure that the front
electrodes are approximately one
finger (1/2inch) from your eyebrows.

19

STEP 1 Measurement Preparation
56T4

T3

Ensure that T3 & T4 electrodesare approximately one finger -width(~1/2 inch) above the tops of the ears.

Attach the reference electrodeto the earlobe with the label facing
forward then secure the chin strap.

zzz[Upright Posture]
It is recommended to sit in
a comfortable vertical posture
without straining your neck muscles.

20[Caution]
Be careful not to fall asleep
during a measurement.

iSyncWave2 Quick Manual

STEP 2 Starting the App
1 iSyncWave2 ON

2 Starting APP

Press the power button
Can be downloaded from theiSyncWave2. A blue light will appear anddepending on the power level the lightwill change to a green or a red light.

3 Log inStore

Open the iSyncWave oriSyncMe App on a compatible tablet.

4 Selecting brain wave measurement

Log in to the app using
your ID and password.

iSyncWave2 Quick Manual

Select EEG Measurement.

21

STEP 2 Checking the impedance before the measurement
5 Selecting a client

Select new for adding a client. Selectre-visitation for previously existing clients.

7 Device connection

On the tablet's connection screen,
select iSyncWave2 to connect.

22

6 App & device connection

Turn on iSyncWave device. On the tablet
select the bluetooth ( ) to connect.

8 Connection error

If the iSyncWave is not visible or not connected,press the refresh ( ) at the top right oftablet and make sure iSyncWave2 is turned on.

iSyncWave2 Quick Manual

STEP 3 Checking impedance
1 Measurement preparation 1

Select the “START” button tocheck the impedance.

3 Confirming the signal state

Before recording the measurement
Select the "Play" button on the top
right to check EEG signal quality.

iSyncWave2 Quick Manual

2 Measurement preparation 2

For best signal quality, continue to the next screen
only when electrodes are not in the red state.
Ensure the electrodes are wellattached to the scalp.

4 Check measurement settings

Select the "Settings" ( ) in the upper rightcorner to choose continuous measurement*
or timer measurement*

23

STEP 4 Brainwave measurement
1 Eyes closed measurement

EC

When settings are correct,
close your eyes and then select therecord button ( ) to start the measurement.

2 Eyes open measurement

EO

When the timer has completed
open your eyes for the remainderof the recording.

3 Completing the measurement

Analyzes the results.
Select "Results"Analysis of the results
takes about 10 minutes.

24* Continuous measurement:
A measurement without a time limit* Timer measurement:
A measurement for a set amountof time Default is 2 minutes and 30 seconds

iSyncWave2 Quick Manual

iSyncWave
1 Setting menu

2 iSyncWave Setting

User management | Service inquiry |App version | Terms of service |iSyncWave setting

3 Cleaning iSyncWave2

Setting the time for eyes closed |Setting the time for eyes open |Setting the number of cycles* Electrode cleaning is recommended after every measurement.

a) Make sure the iSyncWave2 LED is turned off before cleaning. If the power is on,press and hold the power button for about 3 seconds to power off the headset.
b) The electrodes and the inside of the iSyncWave2 come into contact with skin or hair,so clean them after each use. At this time, do not use ammonia, acetone or other solvents(corrosive/abrasive detergents) for cleaning. (Do not use detergents and liquids)c) Brush/ Flat Electrodes and LEDs: Gently clean the surface of the electrodes
with a very soft brush such as a makeup brush.
d) Exterior: clean using a soft cloth such as cotton or gauze.
e) Excessive bending of the brush electrode during the cleaning process or excessive cleaning
with other solvents causes wear of the electrode and shortens the lifespan of the electrode.

iSyncWave2 Quick Manual25

Electrode replacement reference
1 Electrode (Brush / Flat) component quality
Excellent
Brush
The electrode coatingis intact
Flat
The electrode coatingis intact

Good
Brush
Less than 2 electrodecoatings are peeled offFlat
Less than 1/3 of electrodecoating is peeled off

Replacement suggested
Brush
More than 3 electrodecoatings are peeled off
Flat
More than 1/3 of theelectrode coating ispeeled off

26iSyncWave2 Quick ManualElectrode replacement reference
2 Precautions when using iSyncWave2a) After approximately 180-200 uses of iSyncWave2, electrodes may need to be replaced.
(Refer to page 24 and replace if worn prematurely)b) After using the iSyncWave2, please thoroughly clean the electrodes.
(If the electrodes are not cleaned, it may cause premature wear.)c) Use only iMediSync’s electrodes to maintain product specifications.
d) The surface of the electrode should be gently cleaned with a very soft cloth or brush.

3 How to replace electrodesa) Remove the electrodes by gripping the sides of the electrode base andpulling the electrode out.
b) Push the electrode into the metal ring until it is secure.
For brush electrodes use the black side of the electrode tool to push the electrode in place
without damaging the electrode coating.
For electrodereplacement

For insertingbrush electrodes

Electrode TooliSyncWave2 Quick Manual27

Customer Support1 Please check the following items before requesting customer support
for equipment problemsa) Try reconnecting Bluetooth and Wi-Fi.
b) Try powering the tablet off and on.
c) Check that the app is up-to-date.
d) When a malfunction of the equipment is suspected, reset the equipment by turning
the power button off for 15 seconds and then on again.
If the same symptom still occurs, please contact iMediSync customer support team (C/S).
e) We provide a one-year free warranty from the date of purchase for equipment failuresthat occur under normal conditions. [However, iSyncWave is not under warranty if the customer
arbitrarily disassembles, remodels, or replaces consumable parts. It is also not under warranty ifmalfunctions are due to negligence such as submersion, external damage, etc..]※ This warranty promises free repair under the period and conditions specified herein.

Therefore, this warranty does not limit the customer's legal rights. If you have any questions
about repairs after the warranty period, please contact iMediSync customer support team (C/S).

28iSyncWave2 Quick ManualCustomer Support
2 Product Warranty
Product name:

Model name:Product number(S/N):
Purchasing date:

Purchasing place:

Guaranteed period: one year from the purchasing date
Customer information: (company name)(name)(contact number)This product was released after strict quality management and testing.

Manufacturing request and seller: iMediSync Inc.
Head office: iMediSync, 15F, 411, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea, 06160
E-mail: cs@imedisync.com

iSyncWave2 Quick Manual

29

MEMO

30

iSyncWave クイック・マニュアル

MEMO

iSyncWave クイック・マニュアル31

IFU-2003 (Rev.2)