第10回日本加速器学会年会

compact ERL 入射器のコミッショニング運転
Commissioning operation of the compact ERL injector

2012年8月5日（月）15時10分～15時30分
名古屋大学・豊田講堂ホール
宮島 司
高エネルギー加速器研究機構

Outline
1. ERL実証機としての compact ERL
2. compact ERL入射器のコミッショニング目標
3. コミッショニング計画
4. コミッショニング結果
5. まとめERL開発チーム•A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)–•B) Sokendai, the Graduate University for Advanced Studies–•高木宏之C)D) Japan Atomic Energy Agency (JAEA)–•Cenni Enrico B)

C) University of Tokyo (ISSP/SRL) Institute for Solid State Physics Synchrotron Radiation
Lab.
–•坂中章悟A), 足立伸一A), 明本光生A), 荒川大A), 浅岡聖二A), 江並和宏A), 遠藤有聲A), 福田茂樹A), 古屋貴章A), 芳賀開一A), 原和文A), 原田健太郎A), 本田融A), 本田洋介A), 本間博幸A), 本間輝也A), 細山謙二A), 穂積憲一A), 石井篤A), 加古永治A), 神谷幸秀A), 片桐広明A), 河田洋A), 小林幸則A), 小島裕二A), 近藤良也A), 久米達哉A), 松本利広A), 松村宏A), 松下英樹A), 道園真一郎A), 三浦孝子A), 宮島司A), 長橋進也
A), 仲井浩孝A), 中島啓光A), 中村典雄A), 中西功太A), 中尾克己A), 濁川和幸A), 野上隆史A), 野口修一A),野澤俊介A), 帯名崇A), 尾崎俊幸A), ﾁｭｳﾌｧﾝA), 阪井寛志A), 佐々木慎一A), 下ヶ橋秀典A), 佐藤康太郎A),佐藤昌史A), 設楽哲夫A), 島田美帆A), 篠江憲治A), 塩屋達郎A), 宍戸寿郎A), 多田野幹人A), 高橋毅A), 高井良太A), 竹中たてるA), 谷本育律A), 飛山真理A), 土屋公央A), 内山隆司A), 上田明A), 梅森健成A), 渡邉謙A), 山本将博A), 山本康史A), 矢野喜治A), 吉田光宏A)

羽島 良一D), 松葉俊哉D), 永井良治D), 西森信行D), 沢村勝D), 静間俊行D)E) Hiroshima University (HU/AdSM) Graduate School of Advanced Sciences of Matter
Department of Quantum Matter–栗木雅夫E), 飯島北斗E)

宮島 司

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

2

KEKでの将来放射光源計画と compact ERL•KEKにおける3 GeV ERL(Energy Recovery Linac)放射光源計画– PEARL (Photon Factory ERL Advanced Research Laboratory)– 3-GeV ERL を利用した超高輝度・超短パルス放射光源を建設する計画– 6-GeV recirculating Linac (2回加速）を用いて共振器型X線自由電子レーザー (XFEL-O)を実現

lrf/2 path-lengthchanger

6 (7) GeVXFEL-O in 2nd stage

3GeV ERLin the first stage

ERLの鍵となる開発のため
ERL実証機として、compact ERL (cERL)を建設
宮島 司

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

3実証機としての compact ERL (cERL)ERL development building

compact ERLの目的

鍵となる装置のR&Dと安定な運転の実証(電子銃, 超伝導加速空洞, ...)
超低エミッタンスビームの生成・加速、エネ
ルギー回収の実証
AR south experimental hall:Parameters of the Compact ERL

Gun Test Beamline
70 mParameters
Beam energy(upgradability)

35 MeV
125 MeV (single loop)
245 MeV (double loops)

Injection energy

5 MeV

Average current

10 mA(100 mA in future)

Acc. gradient(main linac)

15 MV/mNormalizedemittance

0.1 mm·mrad (7.7 pC)
1 mm·mrad (77 pC)

Bunch length(rms)

1 - 3 ps (usual)~ 100 fs (with B.C.)

RF frequency

1.3 GHz宮島 司

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

4cERL コミッショニング計画•cERL入射器での単体試験の期間と、cERL全体での試験期間の２つに分ける
cERL入射器コミッショニング: 2013年4/22 – 6/28

500 keV放射線申請での最大出力: 6MeV, 1μA
入射器単体での性能試験が目的
Gun

5 MeV

Injector

Diagnostic linecERL全体でのコミッショニング: 2013年秋から開始予定
現在周回部の建設を進めている

宮島 司

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

5cERL 入射器••

入射器の目的：超低エミッタンスかつ短バンチ長をもったビームを生成し、加速、輸送すること
ERLでは入射器でのビーム性能がほぼ加速器全体の性能を決めるため、極めて重要

Buncher
Diagnostic beamline
for Injector

Merger

500kV DC gun

Injector
Cryomodule

Design layout of cERL injector.
Parameters of the Compact ERL Injector（最終目標）

Gun voltage

500 kV

Beam energy

5 – 10 MeV

Beam current

10 – 100 mA

Normalized rms
emittance en = e (gb)

1 mm·mrad (77 pC/bunch)
0.1 mm·mrad (7.7 pC/bunch)

Bunch length (rms)

1 – 3 ps (0.3 – 0.9 mm)

2013年4月から開始した射器コミッショニン
グでは、ビーム性能が制限されるが、可能な限り小さいエミッタンスを実現することが目標

これらの性能を実現するには、15 MV/mの加速勾配が必要
宮島 司

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

6cERL入射器の建設•

光陰極DC電子銃––•

入射器超伝導空洞––•

電子銃

JAEAで500 kVでの1.8 mA大電流生成試験の後、2013年秋にKEK ERL開発棟に移設
高電圧印加試験を経て、390 kVで運転することに決定
2-cell 空洞3台大電力試験を経て、最大 7 MV/m で運転することに決定

入射器診断ライン––

入射器で生成されたビームを診断
横方向、縦方向の位相空間を診断できる–

スクリーンモニタ、ストリップラインモニタ、スリットスキャナ、Faraday cup, 偏向空洞、16度偏向電磁石

入射器超伝導空洞

入射器診断ライン

宮島 司

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

7cERL入射器コミッショニングのスケジュール•

ビーム運転期間：約2か月間– 4/22 – 4/26
– 5/13 – 6/28•

この期間に実施すべき項目––––

放射線施設検査（5/23）
入射器を構成する機器の性能試験
ビーム調整法の確立
ビーム品質の測定

宮島 司

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

8入射器コミッショニングの目標•

ビームダイナミクスでの目標設定

入射器コミッショニングでの目標
Parameters

シミュレーションから求めた主加速空洞後のビーム条件•••

この値は周回部で最適な条件になるときの値であり、各機器の性能が達成され、装置を十分に調整した後に到達可能な値である。
コミッショニングでは、機器の性能試験も重要な項目である
ため、より現実的な値を定めて段階的に最終目標に近づけていく必要がある。

Gun voltage

390 kV

Injection energy

5.5 MeV

Bunch charge

7.7 PC/bunch (10 mA 相当)

Acc. gradient(injector)

7 MV/mNormalizedemittance< 1 mm·mrad

Bunch length(rms)

1 - 3 ps (usual)

RF frequency

1.3 GHz

入射器コミッショニングの目標設定に当たっては、ビームダイナミクスから定めた目標とともに、現実の加速器として運転するための外的な条件を考慮する必要がある
外的な条件: 運転期間や人員の配分、放射線発生装置としての施設検査合格等
これらの条件を考慮して、入射器コミッショニングの目標を次のように定めた– 電子ビームの生成・加速を実証し、ダンプまで損失なく輸送（施設検査に向けた条件）– 機器の性能試験– ビーム調整法の確立– ビーム品質の測定
宮島 司

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

9入射器コミッショニングの計画•

放射線施設検査が一つの重要な通過点となることから、次の2段階に分けてコミッショニ
ング計画を立案
1.
2.

施設検査に向けた調整（最大出力の2-3割を損失なくダンプまで輸送）機器の性能試験、ビーム性能向上

1. 施設検査に向けた調整

•

基本方針
–
–

限られた時間（2週間程度）で放射線施設検査に合格する必要がある
調整項目を減らして、できるだけ早く施設検査に必要な条件に到達すること–

空間電荷の効かない電荷量、バンチャー空洞はオフ、ソレノイド2台のみの調整でダンプまで輸送

2. 機器の性能試験、ビーム性能向上

•

基本方針
–

•

機器の性能評価を優先する（問題があったときの対策時間を確保するため）

実施項目
–
–

機器の性能試験（電子銃、超伝導空洞、バンチャー空洞、モニターシステム等）
ビーム調整法の確立（空間電荷効果が効くか効かないかで大きく変化）••–

空間電荷なし：ビームライン全体で大きな問題がないことを確認するのが目的
空間電荷あり：周回部運転に向けた 7.7 pC/bunchでの運転条件確立が最終目標

ビーム品質の測定•可能なものは複数の測定方法でクロスチェックする（例、エミッタンス測定；ウェイストスキャン法、スリットスキャン法）

宮島 司

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

10入射器コミッショニングの結果（施設検査）••••

Step 1: Gunから入射器入口までの区間
Step 2: 390 keVビームのダンプまでの輸送
Step 3: RF空洞の位相調整
Step 4: 電流の増強 (300 nA)

Step 1
目的：入射器空洞前の軌道を調整
390 keVビーム4/22（月）完了

Step 2
目的：390 keVビームの輸送
390 keVビーム
4/23（火）輸送途中でビームが発散⇒低エネルギーでの輸送は難しい

Step 4
目的：電流の増強（施設検査のため）
5 MeVビーム、300 nA
4/26（金）電流増強 ⇒ 200 nA輸送
5/23（木）施設検査⇒合格（5/27付）
宮島 司

Step 3
目的：RF空洞の位相調整
エネルギー：390 keV – 5 MeV
入射器空洞1：1.8 MeV
入射器空洞2-3：5.0 MeV
Eacc = 7 MV/m
4/24（水）600 keV程度まで加速成功
4/25（木）5 MeVに到達4/26（金）5 MeVオプティクス調整
第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

11施設検査に向けたビーム調整••

加速空洞の位相調整後に、5 MeVまで到達
空間電荷効果が効かない電流なので、ソレノイド2台と軌道補正コイルの調整のみでビームダンプまで輸送できた•

励起レーザーの時間構造
––––

MS1
MSGA01

基本的にビーム調整ではバンチ電荷が重要となり、平均電流は低くて良い（平均電流 150 pA, バンチ電
荷 20 fC/bunch）
ビームのマクロパルス幅 ： 1 μs
マクロパルス内のバンチ数： 1300 （繰り返し1.3 GHz）
マクロパルスの繰り返し ： 5 HzMS2MSGA02

MS3MS4
MSGC01 MSGD01

宮島 司MS5 (Faraday cup)
MSGE01MS6MS7MSGE02 MSGE03

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

12入射器コミッショニングの結果（6月末まで）•

放射線施設検査合格後に次の段階に移った• 機器の性能試験––––––

ＲＦシステム安定化試験（ビームエネルギーの安定化）
バンチャー空洞試験（施設検査まではビーム運転で使っていなかったため）ビーム損失評価（損失場所の推定、コリメータの調整）
Loss monitor / MPS (Machine Protection System)系の整備
CW運転テスト
時間が取れなかったため未実施
大電流試験（最大1 μA）• ビーム調整法の確立– オプティクス診断・モニター類校正（スクリーン、BPM, slit scanner, 偏向空洞）– オプティクス調整（最小エミッタンスの実現、数値計算との比較）– 周回部運転に向けたオプティクスの確立 ⇒ 時間がとれなかったため未実施• ビーム品質の測定– エミッタンス測定（方法を変えてクロスチェックする、Q-scan, slit-scan）– バンチ長測定（偏向空洞立ち上げ）– バンチ電荷を上げた試験（空間電荷効果の評価、最大7.7 pC/bunch）
宮島 司

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

13cERL入射部の運転パターン

第7回ERL計画推進委員会、坂中さん資料より
宮島 司

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

14大電荷でのビーム試験••

空間電荷効果の効かない微小電荷領域(10 – 20 fC/bunch)での調整法確立およびビーム品質の確認の後に、レーザーを増強して最大7.7 pC/bunchでの調整試験を開始した
試験期間：6月最後の1週間程度⇒十分な時間が取れなかったのでビーム性能向上は今後の課題

1.5 pC/bunch

7.7 pC/bunch

宮島 司

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

15入射器コミッショニングで達成した項目••

ビーム性能評価
電子銃直下（390 keV, ～10 fC/bunch）––••

規格化エミッタンス：0.07 mm mrad
ほぼGaAsとレーザー波長で決まる値

低バンチ電荷（5.6 MeV, ～10 fC/bunch）––

バンチ長：7 ps rmd
エネルギー拡がり：1.5e-3 rmd
規格化エミッタンス：～0.8 mm mrad
とりあえず1 mm mrad以下は得られたので、致命的な問題はない。ただし今後の検討が必要。

機器の性能評価
電子銃–

•••
•

•

–

立ち上げ最初期には、スクリーンモニタとBPMが活躍した。

–

周回部の運転に向けてビーム損失量を測定するためのロスモニタ試験の実施

ビーム調整法の確立
空洞位相調整（エネルギーの調整）
空芯補正コイル、偏向電磁石を使って詳細に調整できるようになった

軌道調整–

収束電磁石（ソレノイド、四極）の中心を通すような手法を確立–

ＲＦ空洞の軌道中心調整は、ある程度確立したがまだ課題が残る

空間電荷効果の理解–

宮島 司

空洞本体、RF源、冷凍機ともに安定であったRF源のFB gain の調整、空洞間の位相の精密調整によってエネルギーが安定した

モニターシステム–•

非常に安定に運転できた。電子銃自体に起因する放電は約2か月の運転で一度もなし

入射器超伝導加速空洞––

規格化エミッタンス：0.2 mm mrad
計算では0.1 mm mradまで行けるのでさらに調整の必要あり

大電荷（5.6 MeV, 最大 7.7 pC/bunch）
–
–––

•
•

今回の測定結果から解析中

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

16まとめ••2013年4月にcERL入射器の建設が完了し、4月22日～6月28日までの約2か月間ビームコミッショニング運転を行った
cERL入射器コミッショニング計画を立案（短期間での立ち上げを実現するために）––

前半：施設検査に向けた調整
後半：機器の性能検査、ビーム調整法の確立、ビーム品質の測定•••

ビーム運転開始から1週間で、超伝導加速空洞での加速、ダンプまでの輸送に成功
5月23日に放射線施設検査を受け、5月27日に合格
施設検査合格後に、機器の性能試験、ビーム性能向上のための試験を開始••達成した項目
5.6 MeVに加速後の規格化エミッタンス––

0.2 mm mrad (～10 fC/bunch) ⇒ 目標の 0.1 mm mradに近いがまだ調整が必要～0.8 mm mrad (7.7 pC/bunch) ⇒ 目標の 0.2 mm mrad に到達する調整は今後の課題•••

空洞間の位相精密調整、RF源のFB gain 調整によって加速後のエネルギーが安定した
ERLの鍵となる電子銃、入射器超伝導空洞ともに非常に安定であった
空間電荷効果の理解はこれからの課題•

6月28日に入射器コミッショニングを終了し、現在周回部の建設を進めている
宮島 司

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

17Reference
•

•
•

•••

•
•
•

電子銃– N. Nishimori et al., Appl. Phys. Lett. 102, 234103 (2013).
– 西森信行, 他, "光陰極直流電子銃から500keV-mA電子ビームの生成", 本学会発表, MOOT03.
– 山本将博, 他, "ERL第二電子銃の開発状況", 本学会発表, SUP034.
励起レーザーシステム– 本田洋介, 他, "ERL試験加速器研究施設入射部における光陰極電子銃用レーザーシステムの開発", 本学会発表, SAP107.
入射器超伝導空洞– K. Watanabe et al., “Development of the superconducting rf 2-cell cavity for cERL injector at KEK", Nucl. Instrum. Methods Phys.
Research A 714 (2013) 67.
– E. Kako et al., “High-Power Test of Injector Cryomodule for Compact-ERL”, PAC2013, p. 2340.
主加速空洞– 梅森健成, 他, "ERL主加速部超伝導空洞の開発", 本学会発表, SUP042.
– 阪井寛志, 他, "Compact ERL主加速部超伝導空洞クライオモジュールのハイパワーテスト", 本学会発表, MOOT09.
高周波システム– 三浦孝子, 他, "cERL入射器の高周波システム", 本学会発表, SUP051.
入射器コミッショニングでのビーム品質測定– 本田洋介, 他, "ERL試験加速器入射部における横方向ビーム性能評価", 本学会発表, SUP011.
– 本田洋介, 他, "ERL試験加速器入射部における縦方向ビーム性能評価", 本学会発表, SUP010.
モニターシステム– 高井良太, 他, "コンパクトERL用ビーム位置モニターとスクリーンモニターの開発", 本学会発表, SAP024.
周回部– 中村典雄, 他, "コンパクトERL周回部のオプティクス設計", 本学会発表,SAP021.
放射線– 松村宏, 他, "ERL開発棟におけるコンパクトERL入射部の新設に伴う放射線安全対策", KEK Internal 2013-1.

宮島 司

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

18• ご清聴ありがとうございました宮島 司

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

19Back up slides

宮島 司

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

20Layout of the Compact ERL (single-loop version)

21

Shogo Sakanaka
FLS2012宮島 司

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

21Design of Radiation Shield
Courtesy: K. Haga
Roof: 1-m thickSide wall: 1.5-m thick

Japan is an earthquake-prone area.
This shield can withstand both horizontal and verticalaccelerations (earthquake) of up to 0.5 G.
22
宮島 司

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

22cERL入射器の機器配置

GN: 電子銃
SL: ソレノイド電磁石
CB: バンチャー空洞
QM: 四極電磁石
BM: 偏向電磁石
CD: 偏向空洞
ZH: 水平方向軌道補正電磁石
ZV: 垂直方向軌道補正電磁石

宮島 司

PM: ビーム位置モニタ（ストリップラインモニタ）
MS: スクリーンモニタ
SS: スリットスキャナー

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

23超伝導加速空洞の位相調整•••

加速空洞の位相調整のためには、エネルギーを測定する必要がある
当初予定ではダンプ手前の偏向電磁石でエネルギーを測定予定であった
390 keV程度の低エネルギービームを20m離れたビームダンプまで輸送するのは難しかった•代わりに、超伝導加速空洞下流に設置して軌道補正用の空芯コイルとスクリーンモニタを組み合わせてエネルギー測定と位相調整を実施
粗くではあるが位相を調整することができた•

位相調整の手順
1. ZH5を正弦波で変化させる
2. 下流のスクリーンMS3でビームの振れ幅を測定
3. 振れ幅が最小のとき、最大エネルギーとなる(a) Layout of corrector coils
MS1MS2(b) Phase adjustment

MS3ZHV2
Maximum Acceleration
ZHV1 ZHV3 ZHV4
宮島 司

ZHV5
第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

24施設検査合格

5月23日（木）施設検査：原子力安全技術センター
運転時検査では最大出力の約3割で運転
5月27日付で合格となる
宮島 司

第7回ERL計画推進委員会、坂中さん資料より

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

25施設検査合格までに実施した項目• 機器の性能試験– 電磁石の応答測定（補正コイル、ソレノイド、四極電磁石）– 放射線施設検査• ビーム調整法の確立– RF空洞位相調整（最大加速位相の探索）– RF空洞軌道調整– 電磁石中の軌道調整(BBA, Beam based alignment)• ビーム品質の測定– Solenoid-scan, Q-scanによるエミッタンス測定– ビームエネルギー測定

宮島 司

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

262013年5月のビーム運転

電子銃収束力測定
偏向空洞試験
超伝導空洞収束力評価

第7回ERL計画推進委員会、坂中さん資料より
宮島 司

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

272013年6月のビーム運転

低電荷での性能評価•
バンチャー空洞試験•
超伝導空洞収束力評価•
ロスモニタ試験•
RF安定度試験
大電荷試験•
レーザー切り替え•
大電荷輸送試験（15 mA相当）•
超伝導空洞収束力評価•
LLRF試験
空間電荷効果の評価•
空洞内軌道調整•
7.7 pC/bunchでの品質測定•
ロスモニタ試験
16 ps flat レーザーパルス長•空洞スタディ（機械振動測定、ピエゾFB）•
コリメタ試験
•ビーム品質評価（縦・横方向）
宮島 司

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

28

横方向ビーム品質測定：16 ps flat longbuncher 50kV
SL1 8.3A
horizontal, 7.7pC/b0.89um

•

結果

–

レーザーパルス長を伸ばすことでバンチ電荷が下がるので低いエミッタンスを期待したが、下がらなかった–

空洞のオフセンター軌道等の影響が大きそうなので、対策を考える–

最低限達成すべき目標には到達しているが、さらに下げられることを期待していた3ps gaussianbuncher 50kV
SL1 8.3A
vertical 7.7pC/b0.48um

本田洋介、”10 mA相当ビームでのエミッタンス測定（長パルス）”
宮島 司

第10回日本加速器学会年会 2013年8月5日

29