Pressure Calibration Equipment

Additel 151
デジタル圧力モジュール
圧力レンジは 100 MPa(15,000 psi )0.02%FS、0.01%FS または 0.01% 読み値の精度
完全に温度補償された精度モジュールごとに 2 つの圧力レンジ
高度な温度補償
ISO 17025 認定の校正とデータが含まれています
ソフトウェア付きのオプションの校正治具ADT151 モジュール

製品概要
Additel151 圧力モジュールは、柔軟性と効率性を念頭に置いて設計されており、変化するニーズや作業負荷に合わせて必要に応じて簡単に交換できます。 より高圧の ADT151 モジュールは 2 つの個別の圧力レンジをカバーし、各レンジに個別の校正成績書が付属しています。これにより、各モジュールが広範囲または圧力の高いワークロードを正確にカバーできるようになります。 また、各 ADT151 は、お客様の厳しいニーズを満たすために、3 種類の異なる精度
レベル (0.02% FS、0.01% FS、および 0.01% の読み値 ) から選択可能です。Additel 151 圧力モジュールは、お客様が期待する柔軟性と信頼性を提供いたします。

圧力レンジ
次の表では、主に ADT151 圧力モジュールの範囲、精度、精度について説明します。 ゲージ圧 (GP)、差圧 (DP)、連成圧 (CP) の圧力モジュールの場合、デバイスを定期的にゼロ調整することでゼロ ドリフトを除去できます。仕様は周囲温度 15°C 〜 35°C で有効です。 これらの圧力モデルを毎年校正することをお勧めします。 ADT151 モジュールはシングルレンジとデュアルレンジを提供し、ユーザーは必要に応じてレンジを選択できます。
製品精度 : 誤差成分には、直線性、ヒステリシス、再現性、分解能、温度補償が含まれます。
精度 : 誤差成分には、直線性、ヒステリシス、再現性、分解能、基準標準測定の不確かさ、年間ドリフト、温度補償、K=2 が含まれます。

大気圧測定仕様
型名 [1]

絶対圧レンジ

精度

ADT151-BP(60~110) kPa±22 PaADT151-BPH(60~110) kPa±10 Pa

校正フィクスチャ付き CP 圧力モジュール

Additel Catalog[1] 大気圧モジュールは ADT773/ADT783/ADT793 の別売オプションです。大気圧モジュールを挿入した後、コントローラーはゲージ圧力単位と絶対圧力単位を切り替えることができます。

校正フィクスチャ付き BP 圧力モジュール

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

472024/06/21

47

10:55:32

Pressure Calibration Equipment

仕様
型名
レンジ

連成圧

圧力定格

測定の種類

媒体

製品精度 [3](%FS)

精度(%FS)

バースト圧

最大許容圧

[1] [4]

圧力コントローラとの互換性

1st レンジ

2nd レンジ

GP15K(0~100) MPa(0~15000) psi(0~40) MPa(0~6000) psi

封入型ゲージ圧

G,L

0.007(0.01)

0.01(0.02)

1.3x

1.1x

ADT793

GP10K(0~70) MPa(0~10000) psi(0~35) MPa(0~5000) psi

封入型ゲージ圧

G,L

0.007(0.01)

0.01(0.02)

2x1.1x

ADT793

CP6K(-0.1~40) MPa(-15~6000) psi(-0.1~20) MPa(-15~3000) psi

封入型ゲージ圧

G,L

0.007(0.01)

0.01(0.02)

2x

1.1x

ADT793

CP5K(-0.1~35) MPa(-15~5000) psi(-0.1~20) MPa(-15~3000) psi

封入型ゲージ圧

G,L

0.007(0.01)

0.01(0.02)

2x

1.1x

ADT793CP3.6K(-0.1~25) MPa(-15~3600) psi((-0.1~10) MPa(-15~1500) psi

封入型ゲージ圧

G,L

0.007(0.01)

0.01(0.02)

2x1.1x

ADT783-3.6K

CP3K(-0.1~20) MPa(-15~3000) psi((-0.1~10) MPa(-15~1500) psi

封入型ゲージ圧

G,L

0.007(0.01)

0.01(0.02)

2x1.1x

ADT783-3.6K

CP2K(-0.1~14) MPa(-15~3000) psi(-0.1~7) MPa(-15~1000) psi

封入型ゲージ圧

G,L

0.007(0.01)

0.01(0.02)

2x

1.1x

ADT783-3.6K

CP1K(-0.1~7) MPa(-15~1000) psi(-0.1~3.5) MPa(-15~500) psi

ゲージ圧

G,L

0.007
(0.01)

0.01(0.02)

2x

1.1x

ADT783-1K
ADT783-3.6K

CP500(-0.1~3.5) MPa(-15~500) psi(-0.1~2) MPa(-15~300) psi

ゲージ圧

G,L

0.007
(0.01)

0.01(0.02)

2x

1.1x

ADT783-1K
ADT783-3.6K

CP300(-0.1~2) MPa(-15~300) psi(-0.1~1) MPa(-15~150) psi

ゲージ圧

G,L

0.007
(0.01)

0.01(0.02)

2x

1.1x

ADT783-1K
ADT783-3.6K

CP150(-0.1~1) MPa(-15~150) psi(-0.1~0.4) MPa(-15~60) psi

ゲージ圧

G,L

0.007
(0.01)

0.01(0.02)

1.3x

1.1x

ADT783-1K

CP100(-0.1~0.7) MPa(-15~100) psi(-0.1~0.35) MPa(-15~50) psi

ゲージ圧

G,L0.007(0.01)

0.01(0.02)

2x1.1x

ADT783-1K

CP50(-0.1~0.35) MPa(-15~50) psi(-0.1~0.2) MPa(-15~30) psi

ゲージ圧

G,L

0.007
(0.01)

0.01(0.02)

2x1.1x

ADT783-1K

CP35(-0.1~0.25) MPa(-15~35) psi(-0.1~0.1) MPa(-15~15) psi

ゲージ圧

G,L

0.007(0.01)

0.01(0.02)

2x

1.1x

ADT783-1K

CP30(-0.1~0.2) MPa(-15~30) psi(-0.1~0.1) MPa(-15~15) psi

ゲージ圧

G,L

0.007
(0.01)

0.01(0.02)

2x1.1x

ADT783-1K

CP15(-0.1~0.1) MPa(-15~15) psi(-0.07~0.07) MPa(-10~10) psi[2]ゲージ圧G,L0.007(0.01)

0.01(0.02)

2x1.1x

ADT783-1K

Additel Catalog[1] フルスケール精度の場合、FS はレンジの上限ーレンジの下限を指します。
[2]2 番目の範囲 (-0.07~0.07) MPa の製品精度は 0.01%FS、精度は 0.02%FS です。
[3] 製品精度 : 誤差成分には、直線性、ヒステリシス、再現性、分解能、温度補償が含まれます。
[4] 精度 : 誤差成分には、直線性、ヒステリシス、再現性、分解能、基準標準測定の不確かさ、年間ドリフト、温度補償、K=2 が含まれます。

48

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

482024/06/21

10:55:32

[3]

差圧 (-1000~2500) mbar

1st レンジDP1K(-100~250) kPa(-400~1000) inH2ODP800(-100~200) kPa(-400~800) inH2ODP400

2nd レンジ(-100~100) kPa(-400~400) inH2O

測定の種類 圧力媒体

圧力定格

製品精度 [4]精度 [1] [5]

(%FS)

(%FS)

バースト圧 最大許容圧

コントローラとの互換性

DPG

0.015

0.02

1,000 kPa

1.5x

ADT783-D(-100~100) kPa(-400~400) inH2O

DPG

0.015

0.02

1,000 kPa

1.5x

ADT783-D(-100~100) kPa(-400~400) inH2O(-50~50) kPa(-200~200) inH2ODPG0.015

0.02

400 kPa

1.5x

ADT783-D
ADT773

DP300(-70~70) kPa(-300~300) inH2O(-35~35) kPa(-150~150) inH2ODPG0.015

0.02

400 kPa

1.5x

ADT783-D
ADT773

DP200(-50~50) kPa(-200~200) inH2O(-25~25) kPa(-100~100) inH2O

DPG0.015

0.02

400 kPa

1.5x

ADT783-D
ADT773

DP150(-35~35) kPa(-150~150) inH2O(-25~25) kPa(-100~100) inH2O

DPG

0.015

0.02

400 kPa

1.5x

ADT783-D
ADT773

DP100(-25~25) kPa(-100~100) inH2O(-12.5~12.5) kPa(-50~50) inH2ODPG0.015

0.02

100 kPa

1.5x

ADT783-D
ADT773

DP50(-12.5~12.5) kPa(-50~50) inH2O(-7.5~7.5) kPa(-30~30) inH2O

DPG

0.015

0.02

100 kPa

1.5x

ADT783-D
ADT773DP30(-7.5~7.5) kPa(-30~30) inH2O(-5~5) kPa(-20~20) inH2O

DPG0.015

0.02

100 kPa

1.5x

ADT783-D
ADT773

DP20[2](-5~5) kPa(-20~20) inH2O(-2.5~2.5) kPa(-10~10) inH2O

DPG

0.015

0.02

100 kPa

1.5x

ADT783-D
ADT773

DP10[2](-2.5~2.5) kPa(-10~10) inH2O(-1~1) kPa(-5~5) inH2ODPG

0.0150.02

100 kPa

1.5x

ADT773

DP5[2](-1~1) kPa(-5~5) inH2O(-0.5~0.5) kPa(-2~2) inH2ODPG0.025

0.05

100 kPa

1.5x

DP2[2](-0.5~0.5) kPa(-2~2) inH2O(-0.25~0.25) kPa(-1~1) inH2ODPG

0.025

0.05

100 kPa

1.5x

Pressure Calibration Equipment

型名ADT773
ADT773

Additel Catalog[1] FS とは ” 上限レンジ - 下限レンジ ” を意味します。
[2] 推奨校正サイクルは 180 日です。
[3] 正圧側のみのレンジに製品をカストマイズすることが可能です。
DP300 から DP1000: 製品精度 0.015%FS および精度 0.02%FS (0 から上限まで )DP10 から DP200: 製品精度 0.025%FS および精度 0.05%FS (0 から上限まで )DP2 および DP5: 製品精度 0.05%FS および精度 0.1%FS(0 から上限まで )[4] 製品精度 : 誤差成分には、直線性、ヒステリシス、再現性、分解能、温度補償が含まれます。
[5] 精度 : 誤差成分には、直線性、ヒステリシス、再現性、分解能、基準標準測定の不確かさ、年間ドリフト、温度補償、K=2 が含まれます。

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

492024/06/2149

10:55:32

Pressure Calibration Equipment

高精度ゲージ圧モジュール仕様
ゲージ圧
レンジ

型名

絶対圧[1]
レンジ

測定の種類

媒体

製品精度 [3][4]

精度 [2][5]圧力定格
バース 最大許ト圧 容圧

圧力コントローラとの互換性

GP15KM(0~100) MPa (0.1~100.1) MPa
封入型ゲージ圧 G,L(0~15000) psi (15~15015) psi

0.008% 読み値又は 0.004% 0.01% 読み値又は 0.005%
FSFS1.3x
どちらか大きい方
どちらか大きい方

1.1x

ADT793

GP10KM(0~70) MPa (0.1~70.1) MPa
封入型ゲージ圧 G,L(0~10000) psi (15~10015) psi

0.008% 読み値又は 0.004% 0.01% 読み値又は 0.005%
FSFS
どちらか大きい方
どちらか大きい方

2x1.1x

ADT793

CP6KM(0.1~40) MPa(-15~6000) psi(0~40.1) MPa(0~6015) psi

封入型ゲージ圧 G,L

0.008% 読み値又は 0.004% 0.01% 読み値又は 0.005%
FSFS
どちらか大きい方どちらか大きい方

2x1.1x

ADT793

CP5KM(0.1~35) MPa(-15~5000) psi(0~35.1) MPa(0~5015) psi

封入型ゲージ圧 G,L

0.008% 読み値又は 0.004% 0.01% 読み値又は 0.005%
FS
FS
どちらか大きい方
どちらか大きい方

2x1.1x

ADT793CP3.6KM(0.1~25) MPa(-15~3600) psi(0~25.1) MPa(0~3615) psi

封入型ゲージ圧 G,L

0.008% 読み値又は 0.004% 0.01% 読み値又は 0.005%
FS
FS
どちらか大きい方どちらか大きい方

2x1.1x

ADT793
ADT783-3.6K

CP3KM(0.1~20) MPa(-15~3000) psi(0~20.1) MPa(0~3015) psi

封入型ゲージ圧 G,L

0.008% 読み値又は 0.004% 0.01% 読み値又は 0.005%
FSFS
どちらか大きい方どちらか大きい方

2x

1.1x

ADT793
ADT783-3.6K

CP2KM(0.1~14) MPa(-15~2000) psi(0~14.1) MPa(0~2015) psi

封入型ゲージ圧 G,L

0.008% 読み値又は 0.004% 0.01% 読み値又は 0.005%
FS
FS
どちらか大きい方
どちらか大きい方

2x

1.1x

ADT783-3.6K

CP1.5KM(0.1~10) MPa(-15~1500) psi(0~10.1) MPa(0~1515) psi

ゲージ圧G,L

0.008% 読み値又は 0.004% 0.01% 読み値又は 0.005%
FSFS
1.3x
どちらか大きい方
どちらか大きい方

1.1x

ADT783-3.6K

CP1KM(0.1~7) MPa(-15~1000) psi(0~7.1) MPa(0~1015) psi

ゲージ圧

G,L0.008% 読み値又は 0.004% 0.01% 読み値又は 0.005%
FSFS
どちらか大きい方
どちらか大きい方

2x1.1x

ADT783-1K
ADT783-3.6K

CP500M(0.1~3.5) MPa(-15~500) psi(0~3.6) MPa(0~515) psi

ゲージ圧

G,L

0.008% 読み値又は 0.004% 0.01% 読み値又は 0.005%
FSFS
どちらか大きい方
どちらか大きい方

2x

1.1xCP300M(0.1~2) MPa(-15~300) psi(0~2.1) MPa(0~315) psi

ゲージ圧

G,L

0.008% 読み値又は 0.004% 0.01% 読み値又は 0.005%
FSFS
どちらか大きい方
どちらか大きい方

2x1.1x

ADT783-1K
ADT783-3.6K

CP150M(0.1~1) MPa(-15~150) psi(0~1.1) MPa(0~165) psi

ゲージ圧

G,L

0.008% 読み値又は 0.004% 0.01% 読み値又は 0.005%
FSFS
1.3x
どちらか大きい方どちらか大きい方

1.1x

ADT783-1K
ADT783-3.6K

CP100M(0.1~0.7) MPa(-15~100) psi(0~0.8) MPa(0~115) psi

ゲージ圧

G,L

0.008% 読み値又は 0.004% 0.01% 読み値又は 0.005%
FSFS
どちらか大きい方どちらか大きい方

2x

1.1x

ADT783-1K

CP50M(0.1~0.35)
MPa(-15~50) psi(0~0.45) MPa(0~65) psi

ゲージ圧

G,L

0.008% 読み値又は 0.004% 0.01% 読み値又は 0.005%
FS
FS
どちらか大きい方どちらか大きい方

2x1.1x

ADT783-1K

CP35M(0.1~0.25)
MPa(-15~35) psi(0~0.35) MPa(0~50) psi

ゲージ圧

G,L

0.008% 読み値又は 0.004% 0.01% 読み値又は 0.005%
FS
FS
どちらか大きい方どちらか大きい方

2x1.1x

ADT783-1K

CP30M(0.1~0.2) MPa(-15~30) psi(0~0.3) MPa(0~45) psi

ゲージ圧

G,L

0.008% 読み値又は 0.004% 0.01% 読み値又は 0.005%
FS
FS
どちらか大きい方どちらか大きい方

2x1.1x

ADT783-1K

ADT783-1K
ADT783-3.6K

Additel Catalog[1] 絶対圧は、基本ゲージ圧モジュールとオプションの大気圧モジュールを合成することで得られます。
[2] 負圧部分の精度は正圧部分の精度と同じです。たとえば、最大誤差 -100 kPa は最大誤差 100 kPa と同じです。
[3] FS は正のレンジを指し、負圧部の精度は正圧部の精度と同等です。
[4] 製品精度 : 誤差成分には、直線性、ヒステリシス、再現性、分解能、温度補償が含まれます。
[5] 精度 : 誤差成分には、直線性、ヒステリシス、再現性、分解能、基準標準測定の不確かさ、年間ドリフト、温度補償、K=2 が含まれます。

50

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

502024/06/21

10:55:33

Pressure Calibration Equipment

一般仕様
標準精度
型名

CPXX

高精度

DPXX

GPXX

CPXM

動作温度0.01%FS 精度 : 15 °C から 35 °C ( 59 °F to 95 °F)
他の精度 : -10 °C から 50 °C (14 °F to 122 °F )保管温度

-30°C から 70°C (-22°F から 158°F)

相対湿度

10% から 95% RH, 結露しないこと

圧力接続( 外部使用専用 )6 mm (O- リング ,3*1.5-NBR70)

筐体

アルミニウム寸法 (W x H x D)

30 mm x 80 mm x 91mm(1.18” x 3.15” x 3.58”)

重量

0.5 kg (1.1 lb)

保証期間

1 年間

オーダー情報ご発注型名ADT151

標準アクセサリISO 17025 認定校正証明書データ付き
GP15K

01

精度 :01RD - 0.01% 読み値
01 - 0.01% フルスパン
02 - 0.02% フルスパン
05 - 0.05% フルスパン

別売アクセサリ
型名

詳細9054

ADT151 の校正フィクチャ(1/4BSP オスフィッティング付きア
ダプタベース、RS232 / 電源ケーブ
ル、9V アダプタ、校正ソフトウェ
アを含む )

画像

圧力レンジ P/N:
圧力レンジ表参照

Additel Catalog

Additel 783 に ADT151 圧力モジュールを実装

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

512024/06/21

51

10:55:34