視覚誘発反応測定装置

LE-4000

視覚 誘発反応測定装置

LE-4000
皮膚電極ERGと多局所ERGを加えて、さらに充実しました。

多彩な検査が可能
別売の各種刺激装置との組合わせで、多彩な視覚誘発反応の測定が行えます。
皮膚電極ERGと多局所網膜電位図（多局所ERG）を加え、さらに充実しました。
検査項目

全視野刺激ERG（角膜電極による）

刺激装置

Flash30Hz
Flicker

白色 L E D コンタクト電 極

○

○Cone

Long
FlashRod○○○フ ラッシ ュ 発 光 装 置

皮膚電極ERG

VEP

Flash

30Hz
Flicker

Cone

Rod

Flash

○

○

○

○

○

Pattern

パターン刺 激 ディスプレイ
多局所網膜電位図刺激装置 LE-4100

優れた操作性とノイズ対応機能
刺激条件と記録条件があらかじめ設定されているため、煩雑な条件設定の必要が無く、スタート操作一つで容易に検査が行えます。
また、記録波形に影響を与えず、ハムノイズだけを選択的に除去する独自の「位相加算フィルター」や、ノイズの混入状態を確認できる「ノイズチェック機能」などを標準装備しています。

データ通信用LAN端子を標準装備
パーソナルコンピューターなどの外部装置とのデータ通信用LAN端子や、バーコードリーダーなどの入力装置を接続可能な、USB端子を標準装備しています。

多局所ERG○○全視野刺激によるERG検査が可能
光源一体型白色LEDコンタクト電極により、全視野刺激ERGの測定が行えます。

■フラッシュERG

白色LEDコンタクト電極

錐体ERGと桿体ERGも測定可能
フラッシュERGに加え、30HzフリッカーERG、Cone ERG、Long Flash ERG、Rod ERGの測定も行え、より多くの網膜情報を提供します。

■30HzフリッカーERG■Cone ERG

■Long Flash ERG■Rod ERG

2種類のVEP検査が可能
フラッシュVEP検査とパターンVEP検査の、2種類のVEP検査が行えます。
また、
パターンVEP検査は、Transient VEP検査とSteady-state VEP検査が行えます。

■フラッシュVEP■パターンVEP

フラッシュ発光装置

パターン刺激ディスプレイ

振幅と潜時を自動計測
全ての検査で振幅と潜時を自動計測して、表示、プリントアウトします。
また、自動計測で波形頂点の誤検出による誤計測があった場合、マニュアルで再計測が可能です。
※フリッカーERGとパターンVEP・12rev/sは、再計測は行えません。

皮膚電極によるERG検査が可能
下眼瞼に取り付けた皮膚電極により、ERG検査が行えます。
小児や角膜に障害のある患者、感染症の患者など、角膜電極の装着が困難な被検者や、術後早期の網膜機能の確認に有用です。

検査項目■フラッシュERG■30HzフリッカーERG■Cone ERG
■Rod ERG
フラッシュ発光装置と皿電極

皮膚電極による記録は、角膜電極による記録に比べ、信号（ERG波形）は小さく、測定中の眼の動きによるノイズの影響を受けやすい。

そこで…
夫しまし

1 加算平均をすればノイズは小さく！
た

工

その

フラッシュERGでは、片眼に30秒間隔で8回の加算を行います。この場合、最短4分で検査が行えます。
■1回目の記録■8回目の記録■加算平均の結果夫しまし

その2 右眼と左眼は同じ様にノイズが載るはず！
た工■2回目の記録刺激している方から刺激していない方の信号を引

右眼にフラッシュ刺激

左眼は刺激なしいて、ノイズの軽減を図りました。

右眼に刺激を行い、左眼には刺激を行わず、皮膚電極で両眼から同時に記録を行った場合。

■右眼波形

■左眼波形

■右眼ERG波形

ERG＋ノイズ

ノイズ

ERG

不適切な波形を除外する波形選択機能
皮膚電極による記録では、強制的に開瞼しないため、検査中は自由に瞬目や閉瞼が行えます。
もし、光刺激と同じタイミングで瞬目や閉瞼を行えば、大きな筋電図が混入したり、刺激が十分に行われず振幅の小さい波形が記録され、測定結果に悪影響を与えます。
波形選択機能は、記録した全ての波形を確認して、不適切な波形を除外する機能です。
※フリッカーERGは、波形選択は行えません。
例えば、光刺激の際に閉瞼をしていると、図 のような不適切な波形が得られ、加 算 平 均 後の波 形は振 幅が小さくなります。

不適切な波形が記録されている。

不適切な波形を除外すると、振 幅は大きくなります。

除外の選択をした波形は白色で表示
し、「AVE」に除外後の加算平均波形を表示。

加算平均の効果を高める追加記録機能
記録後に、さらに追加記録が行えます。
検査前に設定した加算回数では十分なノイズ低減効果が得られなかった場合や、波形選択機能で波形を除外した後、加算する波形を追加したい場合に有用です。

3電極での記録が可能
皮膚電極によるERG記録は、片眼ずつ交互に刺激を行い、刺激をした側から刺激をしていない側の記録を差引きして、ノイズの軽減を行っています。
そのため、記録は、刺激をした側を関電極、刺激をしていない側を不関電極とした記録と同等であるため、従来の不関電極である額電極を省略して、右眼電極、左眼電極と耳電極（接地電極）の3つの電極だけで記録が行えます。
電極の装着を嫌がる小児の検査で有用です。

額電極を省略した3電極で記録

多局所網膜電位図検査も可能
臨床向け装置として操作性と被検者の負担軽減を追求しました※オプション品を含みます。

多局所網膜電位図刺激装置 LE-4100と専用の解析ソフトウェアとの組合わせで、多局所網膜電位図（多局所ERG）検査が行えます。
黄斑部を中心とした直径約40度の範囲の、複数部位の局所の錐体ERGが一度の測定で記録でき、全視野刺激ERGや視野検査、眼底検査では診断が困難な視野異常や視力低下の症例で、特に有用な網膜情報を提供します。

VERISTMと等価の応答が得られます
解析ソフトウェアは、国内では多局所ERGの代名詞であるVERISTMと同一理論のため、VERISTMと等価の応答が得られます。

LE-4100

500 nV
0VERISTM

500 nV80 msec

050 msec

データご提供：藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院眼科

島田 佳明 先生

測定部位数は37ヵ所と61ヵ所パターン形状は六角形で、測定部位数は37ヵ所と61ヵ所の2種類から選べます。

刺激画面（37ヵ所）

61ヵ所／検査時間：4分
37ヵ所／検査時間：2分

分かり易い結果表示
測定結果は応答波形のほか、3Dトポグラフィ表示、2Dカラーマップサマリー表示表示や、正常眼データとの差分表示

応答波形と3Dトポグラフィ表示または2Dカラーマップ表示、および正常眼データとの差分を表示します。

が行え、インフォームドコンセントにも有効です。
また、応答波形をエリア毎にまとめてグループ化し、振幅と潜時を数値化して表示するグループ表示は、黄 斑 部とそ の 周 辺 部との 比 較 、正常部位と障害部位との比較など、詳細で定量的な網膜機能の評価が行えます。

グループ表示同心円、上下、左右、4象限など、応答波形をグループ化し、振幅と潜時を数値化して表示します。
グループ表示を使うと、最大12ヵ所までの任意の位置の応答波形と、その振幅と潜時を表示することができます。

負担の少ない検査
検査中の固視不良などによるノイズの混入を自動認識して、ノイズの混入率からデータの安定度を数値化して表示するため、検査結果の信頼性を客観的に評価することができます。
また、追加検査機能により、データの取り直しの際には、ノイズの混入部分だけを選択的に取り直すため、測定時間の短縮と被検者の負担の軽減が図れます。
取り直したデータは上書きせず、新たなデータとして保存するため、取り直しの結果が良くなかった場合でも安心です。

仕様

オプション品ERG刺激条件
刺激光源

白色LED（色温度：4,000〜9,000K）
フラッシュERG
全視野刺激ERG（白色LEDコンタクト電極で刺激）

発光強度

22200cd・s/m（20,000cd/m×10msec）
2230cd・s/m（20,000cd/m×1.5msec）

スタンダードフラッシュERG

223cd・s/m（6,000cd/m×0.5msec）

フリッカーERG

223cd・s/m（6,000cd/m×0.5msec）

Rod ERG

220.01cd・s/m（80cd/m×0.12msec）

Cone ERG

223cd・s/m（6,000cd/m×0.5msec）

Long Flash ERG2230cd・s/m（300cd/m×100msec）

フラッシュERG

2230cd・s/m（100,000cd/m×0.3msec）

2250cd・s/m（100,000cd/m×0.5msec）

皮膚電極ERG

白色LEDコンタクト電極

フラッシュ発光装置

223cd・s/m（6,000cd/m×0.5msec）（フラッシュ発光装置で刺激）

刺激頻度
背景光

フリッカーERG

223cd・s/m（6,000cd/m×0.5msec）

Rod ERG

220.01cd・s/m（80cd/m×0.12msec）

Cone ERG

223cd・s/m（6,000cd/m×0.5msec）

フリッカーERG

30Hz

フリッカーERG

25cd/m2／30cd/m2

Cone ERG

25cd/m2／30cd/m2

Long Flash ERG

40cd/m2

フラッシュVEP刺激条件
刺激光源白色LED（色温度：4,000〜9,000K）

パターン刺激ディスプレイ

223cd・s/m（6,000cd/m×0.5msec）

発光強度

2230cd・s/m（100,000cd/m×0.3msec）

刺激頻度

2Hz

背景光

25cd/m2／30cd/m2

パターンVEP刺激条件
刺激装置

液晶ディスプレイ

画面の視角（検査距離：77cm）

約25×20度（画面サイズ：34×27cm）

チェックサイズ数

4種類

格子の視角
（検査距離：77cm ）7.5分／15分／30分／60分

多局所網膜電位図刺激装置 LE-4100

多局所ERG刺激条件
刺激モニター

モノクロCRT／9インチ

刺激輝度

200cd/m2

検査視野角

直径約40度（主な検査範囲）

刺激部位数37ヵ所／61ヵ所

本体（増幅器）
チャンネル数

ERG：2／VEP：1

入力インピーダンス

5MΩ以上

雑音

7μVpp以下

弁別比
周波数特性

光学台とプリンターは別売です

LE専用架台80dB以上ERG

0.3〜340Hz（-3dB）

VEP

1〜100Hz（-3dB）

多局所ERG

15〜240Hz（-6dB）

本体
（その他）
プリンター

内蔵サーマルプリンター

電源／消費電力
寸法／重力AC 100V／50/60Hz／30VA
本体

186（W）
×192（H）
×234（D）mm／4.3kg

アンプボックス70（W）
×36（H）
×140（D）mm／0.2kg※仕様・外観等は、予告なしに変更する場合があります。

製造販売元

ご用命は

〒451− 0051 名古屋市西区則武新町二丁目11番33号
TEL (052) 581− 5321 FAX (052) 581−5626
URL http://www.tomey.co.jp
医療従事者向け情報サイト

アデプトのご案内
http://opth.tomey.co.jp

160610