多機能ケーブル認証テスター

TestPro(CV100)
変化するエンタープライズケーブリング環境
信頼できるテスト機器にさらに求められるもの

TESTPRO CV 100 – 多機能ケーブル認証テスター

多機能
テストソリューション
受賞歴のあるTestPro™多機能ケーブル認証装置は、ホットスワップ可能なテストアダプターを通じて、幅広いテスト機能をご提供します。

TestProには、スマートビルディングのテストキット一式が用意されており、どのアダプターが必要なのか考える手間を省くことができます。

メタル線と光ファイバーの認証のみをお探しでしたら、テストプ
ロは競争力のある価格のテストキットを提供しています。

さらに、高性能の TestPro プラットフォームは 1 つしかないた
め、購入したキットはすべてのアダプターと互換性があり、ニー
ズの変化に応じて機能を簡単に追加することができます。

スマートビルディングをよりよく管理するため、または新しいサービスを追加するために、もう少し機能が必要ですか？

ハイレベルテストサポートの概要
メタル認証
Cat５eからCat８までの認証し、ネットワークの準拠性を最大４０Gbpsのイーサネットまで表示します。
光ファイバー認証
デュアル波長の損失および長さ測定は、マルチ
モードおよびシングルモードにおけるTier1認証を提供し、ハイブリッドパワードファイバーの電圧/抵抗測定も行います。100GBASE-LR4、
40GBASE-LR4およびファイバーチャネルなど、さまざまなファイバーネットワークのネット
ワーク準拠性を確認します。
OTDR
マルチモードおよびシングルモードのOTDRア
ダプタは、切断されたファイバーやその他の損
失を引き起こすイベントまでの距離を簡単に特定し、光損失テスト中の障害の原因となる問題
を解決します。OTDRテストを光損失テストに追加することで、Tier-2ファイバーオプティック
認証を提供します。

マルチギガビットリンク速度テスト
1/2.5/5/ GBASE-T のケーブル・リンク速度を検証します。 エンド・ツー・エンドの信号対雑音比（SNR）測定は、同時トラフィックおよび
PoE負荷条件下でのリンク・パフォーマンスを
迅速かつ客観的に評価します。

PRECISION CABLE TEST|

2

シングルペアイーサネット(SPE)SPEケーブル規格をサポートし、最大1800
メートルまでのテスト機能を提供します。
Power Over Ethernet (PoE)
包括的なテスト機能は、PSEでのPoE構成を検証し、PDジャックでの電流/ワット数/電圧を報告します。PSEとPD間でPD否定をエミュレート
し、802.3af/at/btおよびUPoEをサポートします。電力を「ダイヤルアップ」できる外部負荷
ボックスを使用した持続負荷テストも行います。
有線ネットワーク接続テスト
ネットワークの検出では、デバイスの詳細まで調査できるすべての接続デバイスが表示されます。
スイッチの詳細にはスロット/ポート/VLANが含まれます。スイッチの名前、製造元/モデル、ポートの機能、MAC/IPv4/IPv6、およびVLANの使用状況の詳細も表示されます。ネットワークの検出により、さらなる調査とトラブルシューティン
グが可能な接続デバイスが明らかになります。
トラブルシューティングキットにはトレースルート、
ピンク、トーンジェネレータなどが含まれています。
ワイヤレスネットワーク接続テスト
すべてのアクセスポイント（AP）、それらのSSID、RSSI（受信電力レベル）、およびチャンネルを発見します。 APにログインして接続を確認します。ローミングの信号強度は、厄介なデッドゾー
ンを特定するのに便利です。トラブルシューティ
ングツールキットにはトレースルート、Pingなどが含まれています。

https://aepjapan.com/

メタル認証TestProは多くのケーブルメーカーによって保証承認を受けています。詳細についてはAEM社のウェブサイトをご確認ください。

TestProのCat6Aオートテストはわずか6秒で完了し、より多くのリンクを迅速かつ詳細にテストすることで時間を節約します。 TestProのデフォルトのオートテストには、左記で示されているすべての測定が含まれています。 他のテスターがテスト時
間がどれくらいかについて主張する際に、テスト時間に含まれる 内 容 と 含 ま れ な い 内 容 を 確 認 し て く だ さ い 。 Live
WireMap™は、ケーブルが接続された瞬間にケーブルの接続と連続性を即座に示します。

“6秒間のCAT6A++
オートテストの一環として、
TestProは標準の測定に加えてDC 抵抗アンバランス、
ELTCTL、TCL、故障位置などの追加パラメータを、チャネルおよびパーマネント
リンクの両方に対して実行します ”

TestProは、リターンロス、NEXT、およびシールドの障害場所を特定するのに役立ち、問題の識別をサポートします。MPTL、
パッチコード、シングルペア、GG45、Tera、および同軸のサポートは、ホットスワップ可能なアダプタを介して提供されています。 オートテストの完了時に、合格または不合格が非常に見やすく表示され、テスト結果はカスタマイズ可能なラベリング方式で自動的に保存されます。

TestProは、Cat3からCat8.2またはClass I/IIケーブリング
システム向けに、最大40ギガビットイーサネットまでのネットワーク展開のテストおよび認証をサポートしています。電気的に中心に配置されたテストプラグは、Cat 8 / Class I/II向けのフィールドテストをサポートするために必要なレベル2G/VIの 精 度 を 保 証 し 、 実 際 に は 2000 MHz の 要 件 を 超 え て 、
3000 MHzのプラットフォームを提供しています。その結果、全周波数範囲にわたる結果に自信を持つことができます。

TestProは10,000件以上の結果をメモリに保存しますが、印刷されたレポートを準備する際には、含まれている
TestDataPro PCベースのソフトウェアを使用して結果を整理し、管理し、印刷されたレポートを提供できます。テスト中にアップロードを希望する場合、TestDataPro Cloudを使用して、有線または無線のインターネット接続を介してテスト結果をアップロードできます。

＊ すべてのディスプレイ表示は『日本語』表示が可能です

https://aepjapan.com/

3| PRECISION CABLE TESTTESTPRO CV 100 – 多機能ケーブル認証テスター

シングルペアイーサネット
シングルペア・イーサネット（SPE）/10BASE-T1Lは、低帯
域幅、長距離、安全な給電双方向通信の完璧なソリューション
です。誰もがイーサネットの普及を受け入れています。しかし、シングルペア・イーサネット（SPE）の登場により、リーチとアプ
リケーションはさらに拡大します。シングルペア・イーサネットは、
通信と電力供給を最大1 kmまでサポートできます。多くのIoT
デバイスがイーサネット用に設計されたため、SPEはプロトコ
ル変換、追加のコントローラ、および従来の非イーサネットアー
キテクチャに必要なより複雑なケーブルを不要にします。

A-002

Test Time
Project: 5/12/2021 2:07:54 PM: SPE1:: Single Pair Ethernet: Default: CUSTOM 54 C6 , 68%: UTP SPE

ProfileOperator
Cable Type / NVP
Connector
Parameter
Length(ft)Prop Delay(ns)Delay Skew(ns)
DC LoopResistance(Ω)
Res. Unbal, wirewire(Ω)

Result
Pass
Pass
Info
Pass

Pair
12
12
12
12

Info

12

Limit
Model
Serial Number
Device Software
Calibration Date
Main Adapter
Remote Adapter
Value
6.4
10.0
0.0
0.474

Limit
3280.88834.00.0
47.660

0.000

0.200

Pass
: 10BASE-T1L STP 1000m (ISO IEC 11801-9906): TestPro CV100: Main: 5200-1227, Remote: 5200-1228: 3.5.R1: Wednesday, January 13, 2021
: PROBE SPE: PROBE SPE

RF Parameters
Main
Parameter

Pair
ReturnLoss
Insertion
Loss

RemoteWorst Margin

ResultMargin Limit
(dB)
(dB)

Worst Value
Freq
(MHz)

Pair

Value
(dB)

Worst Margin

Freq
(MHz)

Pass

12

12.5

13.5

19.96 1223.6

0.18 12

Pass

12

10.0

9.9

0.14 120.0

0.10

Insertion Loss

Worst Value

Margin Limit
(dB)
(dB)

Pair

Freq
(MHz)

9.6

10.2

-

-

Pair

0.12 12
-

Value
(dB)

Freq
(MHz)

19.7

0.10

-

-

Return Loss

テスト要件
SPEのフィールドテスト要件はTIA 5071で指定されています。
AEMは、任意のTestProに追加できるホットスワップ可能なテ
ストアダプタを使用してSPEをサポートしています。TestProは
IEC 63171-1および63171-6コネクタスタイルの両方をサポートし、TIA 5071に完全に準拠しています。
TestProは、TIA 568.5規格に準拠したSPE認証テストを提供する唯一のテスターです。TestProは、高速短距離SPEリン
クと長距離SPEリンクの両方の要件を同じデバイスでカバーしています。

＊ すべてのディスプレイ表示は『日本語』表示が可能です＊ すべてのテストリポート表示は『日本語』表示が可能です

PRECISION CABLE TEST|

4

https://aepjapan.com/

光ファイバー認証
TestPro の フ ァ イ バー オプ ティッ ク損 失 テストア ダプ タは 、
Tier-1認証を提供し、マルチモードおよびシングルモード光ファイバー構内ケーブル配線向けにカスタマイズ可能な規格も提供します。 さらに、これらのアダプタには、ファイバーの断線を迅速に表示する統合型ビジュアルフォルトロケータ（VFL）も含まれています。
4秒間の自動テストの一部として、TestProはシン
グルモードとマルチモードの両方について以下の測定を実行します。
•

デュアルエンド損失•

長さ および 伝達遅延•

ハイブリッドパワードファイバー内のメタル
ペアのループ抵抗•

デュアル波長：850/1300ｍｍ（ＭＭ）、1310/1550mm（SM）•

LiveWiremap™（ライブワイヤーマップ）

追加テスト
•

シングルエンドループバック損失•

光パワーメータ•

テストデータと準拠ネットワークを含む
印刷レポートハイブリッドパワードファイバーが使用されている設備の場合、
TestProの光ファイバー損失テストアダプタは、光ファイバーケーブルの認証だけでなく、ハイブリッドパワードファイバーののメタルぺアのループ抵抗を測定し、インストール後にその安全性を確保する能力を提供します。 これらのアダプタは、また、
リモートデバイス／PoEエクステンダーへの電力供給するための電圧が存在することを確認するために、エンドポイントで電圧を測定し、技術者にとってテストに必要なすべてのものを手元に置くことができる便利なものです。
マルチモード損失テストアダプタは、従来のファイバー規格に加えOM5ファイバーのテストをサポートします。エンサークル
フラックス（EF）に準拠したマルチモードソースを使用することで、かさばる外部アダプタが不要です。
AEM のマルチモードおよびシングルモードOTDR テスト・ア
ダ プタ ー を追 加 する と 、他 のテ ス ト ・ アダ プタ ー と 同様 に
TestPro ハンドセットに接続できるため、Tier-2 認証機能とともに、トラブルシューティング機能がさらに向上します。
OTDRは、現場の技術者に、光損失テストが失敗する原因となるファイバーの破損やその他の損失事象の場所を簡単に突き止める能力を提供します。

SM（シングルモード）およびMM（マルチモード）損失テスト
アダプタ、USBファイバ検査プローブは、TestPro CV100
K11、K51、K61キットに含まれています。 SMおよびMM
OTDR（オプティカルタイムドメインリフレクトメトリー）テスト
アダプタ、USBファイバ検査プローブは、別売となります。

＊ すべてのディスプレイ表示は『日本語』表示が可能です
https://aepjapan.com/

5| PRECISION CABLE TESTTESTPRO CV 100 – 多機能ケーブル認証テスター

マルチギガビットリンク
スピード検証10ギガビットの技術、価格、性能の向上により、10ギガビット
はエンタープライズ・データセンターだけでなく、ミッドマー
ケット・ネットワークにまでその範囲を広げています。 帯域幅
要件の増大とエンタープライズ・アプリケーションの成長も、10ギガビット・イーサネットの広範な導入を後押ししています。
TestProのマルチギガビット・テストは、合格/不合格の表示だけでなく、ペアごとの詳細まで利用可能なヘッドルームを可視化します。
TestProのマルチギガビット信号対雑音比（SNR）に基づく
テスト機能は、PSEが存在する場合、テスト対象のリンクをトラフィックとPoE負荷を含むライブネットワーク環境条件に置き、リンクのパフォーマンス、利用可能なヘッドルーム、さらにはリンクへのエイリアンクロストーク効果を素早くかつ意味のある評価を提供します。

検証テスト• 10/100 Mbps
• 1 Gbps
POE 負荷テスト• 802.3 af/at/bt• UPoE
QoSテスト• SNR2.5ギガビット• SNR5ギガビット• SNR10ギガビット
TestProのマルチギガビットオートテストは、ケーブ
リングリンクが希望するネットワークレートをサポートすることを確認するための迅速かつ簡単なワンボタン操作です。

マルチギガビットの資格テストは、TestPro CV100-K60、
K61、キットで利用可能です。 この機能は マルチギガ/PoEテスト
アダプタペア（モデル： AD-NET-CABLE）を別途購入すること
で、どのTestProシステムにも追加できます。

＊ すべてのディスプレイ表示は『日本語』表示が可能です

PRECISION CABLE TEST|

6

https://aepjapan.com/

Power Over Ethernet(PoE) 検証
TestProは、最も包括的なテスト機能を備え、TIA 1152A、IEEE 802.3 af/at/btの規格、およびUPoEに準拠してPoEの検証を優れた方法で行います。 TestProが他と一線を画すのは、エンドデバイスが配置されるジャックでの実電力負荷の検証能力です。 TestProは、そのデバイスに適用される特定の規格に設定することで、WAPやカメラなどのパワー
ドデバイス（PD）をエミュレートします。TestProは、電源装置（PSE）とネゴシエーションし、スイッチに関する情報と、選択された規格に対するPSEからの最高レベルの電力負荷を要求します。

面倒な断続的な電力の問題に対して、TestProは外部負荷を介して長時間の持続的な負荷テストを許可します。これにより、必要なしきい値を下回る電力の変動をリアルタイムで監視できます。

また、TestPro は、標準ケーブル認証オートテストの一部として、または単発のクイックテストとして、DC 抵抗アンバランス
パラメータのケーブルリンクの特性評価を行うことができます。

PoE負荷テスト機能は、TestPro CV100 ｰ K60、K61キットに含まれています。 この機能は、マルチギガ / PoEテストアダ
プタペア （モデル： AD-NET-CABLE.を別途購入することによ
り、どのTestP）roシステムにも追加することができます。

POE テスト機能•

ジャックの実電力負荷試験•

電流、 ワット数、電圧•PSE 検出

•PSE タイプ

•

PDクラス

•

PoEケーブルペア•

持続的な電力負荷の監視＊ すべてのディスプレイ表示は『日本語』表示が可能です
https://aepjapan.com/

7| PRECISION CABLE TESTTESTPRO CV 100 – 多機能ケーブル認証テスター

TestDataPro
テスト結果管理

A-004

Insertion Loss

Return Loss

NEXT

TCL

ACRF

ACRN

Pass
Test Time
Project: 8/19/2020 3:52:16 PM: 2.9.R3:: Certification: Default: CAT 6A UTP , 68%: Generic Cat 6A

ProfileOperator
Cable Type / NVP
Connector
Parameter
Length(ft)Prop Delay(ns)Delay Skew(ns)
DC LoopResistance(Ω)
Res. Unbal, pairpair(Ω)
Res. Unbal, wirewire(Ω)

Limit
Model
Serial Number
Device Software
Calibration Date
Main Adapter
Remote Adapter

Result
Pass
Pass
Pass
Pass

Pair
78
45
45
12

Info

45-78

2.133

0.720

Info

12

11.6790.308: TIA - Cat 6A Channel: TestPro CV100: Main: 4200-0071, Remote: 4200-0072: 2.9.R3: Friday, April 24, 2020
: PROBE CAT 6A CHANNEL: PROBE CAT 6A CHANNEL

Value
Limit
159.7
328.1
253.0
555.0
15.0
50.0
15.71825.000

T568B

RF Parameters
Main
Parameter

ResultPair

ReturnLoss
Insertion
Loss
NEXT
PSNEXTACRF
PSACRFTCL
TCTL

Worst Margin
Margin Limit
(dB)
(dB)

Pass

12

1.7

Pass

12

1.4

Pass
Pass
Pass
Pass
Info
Info

36-78
36
12-45
12
12
45

2.2
4.0
3.7
6.5
-9.0
-3.9

19.0

Freq
(MHz)

RemotePair

Worst Value
Value
Freq
(dB)
(MHz)

8.80

12

17.4 458.00

3.1

2.05

45

23.7 500.00

32.6
29.7
10.3
60.3
40.0
30.0

266.00267.00444.00
1.00
2.05
1.00

36-78
36
12-45
45
78
45

31.4
29.3
14.0
14.0
20.1
26.1

480.00480.00444.00444.00268.00
1.00

Pair

Worst Margin
Margin Limit
(dB)
(dB)

Freq
(MHz)

18.8

Pair

12

0.9

10.75 12

-

-

-

36-78
36
45-12
12
12
45

1.8
2.4
4.0
6.7
-9.2
-0.5

29.6
26.8
10.3
7.3
40.0
30.0

373.00367.00444.00444.00
2.20
1.00

12-36
36
45-12
12
12
45

Worst Value
Value
Freq
(dB)
(MHz)
13.1

500.00

-

-

30.9
28.5
14.3
14.0
17.6
22.6

470.00475.00444.00444.00433.0029.95

TestDataProは、PCおよびクラウドベースのオプションの両方をサポートし、TestProの全モデルに付属しています。メタル線および光ファイバー用の印刷されたテスト・レポートには、テストされたケーブルの性能に基づく準拠ネットワーク・サ
ポートのリストが含まれます。
印刷されたレポートは、メタル線および光ファイバー認証、有線／/無線ネットワーク・ディスカバリーオートテスト、およびマルチ・ギガビット／PoEオートテストに提供されます。
ネットワーク・ディスカバリーおよび マルチ・ギガビット／PoE
オートテストは、貴社が提供できる新しいサービスへの道筋を提供し、収益の可能性を高めます。

TestDataPro PC用•

プロジェクトを定義し、テスト結果を論理的にカテゴライズすることがで来ます•

単一のサマリーレポートまたは完全なレポー
トなど、複数のレポート形式とオプションを
提供します

•

オリジナルのテストが誤ったテスト規格を選択して実行された場合、ソフトウェアベース
の再認証を行うことができます

TestDataPro クラウド
• 有線/無線接続により、試験結果を即座にデータベースへオフロード可能•

合格/不合格を視覚的に確認可能•

単一のPDFレポートの印刷が可能＊ すべてのテストリポート表示は『日本語』表示が可能です

PRECISION CABLE TEST|

8

https://aepjapan.com/

オートテストのPingテストはユーザー定義ではなく、固定されています。異なるURL/IPアドレスに対して手動でPingテストを設定で有線 / 無線 接続テスト
TestProは、追加、変更 および 一般的なトラブルシューティ
ングに役立ち、AD-NET-CABLE アダプタを介してライブ
ネ ッ ト ワ ー ク に接 続 した り 、 オ プ シ ョ ン の Edimax Wi-Fi
USB アダプタを使用してワイヤレスで接続したりします。

有線接続テスト•自動検出により、接続されたデバイスと詳細をレポート
PingとTracerouteによるレイテンシーと遅延の確認
スロット/ポート/VLANを含む接続スイッチの詳細を把握
VLANごとのフレーム数のグラフによる詳細な分析を表示
クイックオートテストは一連のテストを実行し、完全なテストレポートを提供します

•
•
•
•

ワイヤレス接続テスト•

自動検出によりアクセスポイントが可視化され、チャンネルと信号強度を報告•

アクセスポイントにログインして接続を確認•

ローミング信号強度の確認•

TracerouteおよびPingのトラブルシュー
ティングツールをサポート•

2.4GHzおよび5GHzに対応

保存可能で便利なオートテスト機能は、テスターにすべての作業を自動的に実行させるオプションを提供し、以下のテストを自動的に実行します：••••

有線ネットワーク接続テストは、TestPro CV100 K60E,
K61E キットで利用できます。このアダプターは別売りもしています。 モデル： AD-NET-CABLE
無線ネットワーク接続テストは、オプションのEdimax EW7822ULC デュアルバンドMuMimo Wi-Fi USBアダプタ
を介してTestPro CV100の全モデルで利用可能です。
これらのアダプタは地域によって異なり、Amazonやお好みの小売店で購入することができます。

•••

デバイス情報LAN スピード
ネットワークマップ
オートテストのPingテストはユーザー定義ではなく、固定です。異なるURL／IPアドレスに対して手動でPingテストを設定できますが、オートテストでは設定できません
デバイス検出VLAN 検出
スイッチの詳細＊ すべてのディスプレイ表示は『日本語』表示が可能です

https://aepjapan.com/

9| PRECISION CABLE TESTTESTPRO CV 100 – 多機能ケーブル認証テスター

TestPro プラットフォームの概要
Cat8/Class II準拠

ホットスワップ対応テストアダプタ

3000MHz/3GHzプラットフォームは現行規格を上回り、将来の要件に対応した投資保護を保証します

TestProには、さまざまなテスト・アダプタが用意されています。最も一般的に使用されるアダ
プターは専用キットに含まれていますが、オプションのアダプターを使用することで、プラット
フォームの使用範囲を広げることができます

衝撃保護
高密度のゴム製ハウジングが落下からテスト装置とディスプレイを保護します。2年間の標準保証つき

タッチスクリーン
耐衝撃タッチスクリーン

ビルトイン・キックスタンド
テスト装置を自立使用でき使いやすい接続オプション
マイクロ USBはPCとの直接接続を可能にします

ライブワイヤマップ

直感的なUI
ホットスワップ対応テストア
ダプターの交換時に、利用可能なテスト機能を自動
調整

ホットキー
オートテストの開始とホー
ム画面へ戻るためクイック
アクセスボタン＊ すべてのディスプレイ表示は『日本語』表示が可能です
PRECISION CABLE TEST|

10

リモート・ユニットを接続した瞬間に、
TestProは音を出し、メタル線と光ファ
イバーの両方のワイ
ヤーマップと導通を表示します

USB A は、Edimax Wi-Fi
アダプター、ファイバー検査ス
コープ、ファーム
ウェアの更新およびテスト結果のエクスポート用のUSBフラッシュ
ドライブをサポー
トしますRJ-45イーサネットサポートは、
テストアダプタなしで10/100/1000BASEｰTのテストをサポートします
https://aepjapan.com/

TestPro プラットフォーム フレキシビリティ
AEMデュアル・ハンドセット製品キットには、2つのフル機能テスト・プラットフォームが含まれており、それぞれメインまたはリモートとして設定できます。つまり、両方のハンドセットを独立して配置することができ、有線および無線ネットワー
ク接続のトラブルシューティングのために、エンドデバイスの実装段階でテスト機器を2倍にすることができます。
•

メタル線および/または光ファイバーを認証する際、両端の技術者は完全なテスト結果を見ることができ、問題の特定と修復に役立ちます•

テストはどちらからでも開始できるため、技術者が1人しかいない場合、往復にかかる時間が半分に短縮されます•作業を迅速に完了させるために人員を投入する必要がありますか？2つ以上のTestPro製品キットがある場合、1つのプラットフォームをメインとして、他のすべてをリモートとして構成します。 オフィスエリ
アにいる技術者は動き回る

メタル/ファイバー認証 - オートテストは両端からまたは接続時に自動的に開始できます

ことができ、一方である技術者はMDFにとどまりながら、ポートごとに移動し、ライブワイヤーマップ
を通じて各リモートと接続し、オートテストを開始することができます。
•

導入段階やスイッチの接続性、リンク速度、PoE負荷のトラブルシューティングでは、テスト・プラット
フォームを独立して配置できるため、2倍のテスト機器を使用して迅速に作業を完了できます•

Wi-Fiの問題をトラブルシューティングする際、両方のユニットを独立して展開できます

メイン1台から複数のリモートへ／メタル証明 ｰ オートテス
トは両端から、または接続時に自動的に開始できますメインI-

C E R T I - L IT E
2.5/5/10 G
C H AN N E L
Po E

TESTPROC E R T I - L IT E
2.5/5/10 G
C H AN N E L
Po E

LIT E
G
C HA NNE L
Po E

2 .5 /5 /1 0

TESTPROTESTPRO

メイン

リモート

それぞれのハンドセットを独立して展開し、以下のテストに使用します：•ファイバーループバック

•
•

負荷テスト
SNRベースのマルチギガビットリンク速度テスト(2.5,、 5.5、 10GigE)
有線ネットワーク接続（検出／スイッチの詳細、トラブルシューティングツールキット）
無線ネットワーク接続（SSIDの検出／ローミング信号強度、トラブルシューティングツールキット）••

https://aepjapan.com/

CE RT I-LIT E 2.5/5/10 G
C H AN N E L Po E

CE RT I-LIT E 2.5/5/10 G
C H AN N E L Po E

CE RT I-LIT E 2.5/5/10 G
C H AN N E L Po ETESTPROTESTPROTESTPRO

リモート

リモート

リモート

その他. - リモート数に制限なし

CE RT I-LIT E
2.5/5/10 G
C H AN N E L
Po E

CE RT I-LIT E
2.5/5/10 G
C H AN N E L
Po E

TESTPROTESTPRO

リモートをメインに変更するための簡単な設定
変更
メイン

メイン

11

| PRECISION CABLE TESTTESTPRO CV 100 – 多機能ケーブル認証テスター

アダプター＆アクセサリーPART NUMBER

DESCRIPTIONUOM

AD-SM-K01

SM FIBER TEST KIT (ENHANCED) FOR TESTPROSETAD-MM-K01

MM FIBER TEST KIT (ENHANCED) FOR TESTPROSETMM-ST-K01

TESTPRO ST CONNECTOR INTERFACE KIT-MM

SET

MM-SC-K01

TESTPRO SC CONNECTOR INTERFACE KIT-MM

SET

MM-FC-K01

TESTFRO FC CONNECTOR INTERFACE KIT -MM

SETSM-ST-K01

TESTPRO ST CONNECTOR INTERFACE KIT-SM

SET

SM-SC-K01

TESTPRO SC CONNECTOR INTERFACE KIT -SM

SETSM-FC-K01

TESTPRO FC CONNECTOR INTERFACE KIT-SM

SET

MM-LC-CORD-K01

LC REFERENCE CORD KIT FOR TESTPRO -MM

SETSM-LC-CORD-K01

LC REFERENCE CORD KIT FOR TESTPRO -SM

SETPROBE-FIBER-INSP

FIBER INSPECTION PROBEEACABLE ASSY-HYBRID2

COPPER JUMPER FOR HYBRID POWERED FIBERSETAD-OTDR-SM

SINGLEMODE OTDR ADAPTEREA

AD-OTDR-MM

MULTIMODE OTDR ADAPTEREA

SM-LC-LC-CORD-150M

LC-LC LAUNCH CORD, 150M SINGLEMODE

EA

SM-SC-LC-CORD-150M

SC-LC LAUNCH CORD, 150M SINGLEMODE

EA

SM-SC-SC-CORD-150M

SC-SC LAUNCH CORD, 150M SINGLEMODE

EA

MM-LC-LC-CORD-150M

LC-LC LAUNCH CORD, 150M MULTIMODE

EA

MM-SC-LC-CORD-150M

SC-LC LAUNCH CORD, 150M MULTIMODE

EA

MM-SC-SC-CORD-150M

SC-SC LAUNCH CORD, 150M MULTIMODE

EA

AD-NET-CABLE

MULTIGIG AND POE ADAPTER PAIRSETPRECISION CABLE TEST|

12

https://aepjapan.com/

PART NUMBER

DESCRIPTIONUOM

AD-BAREWIRE

BAREWIRE ADAPTER PAIRSET

AD-CAT8.1-CH

CAT8.1 CHANNEL ADAPTER PAIRSET

AD-CAT8.1-PLE

CAT8.1 PERMANENT LINK ADAPTER PAIR, ENH

SETAD-COAX-KIT

75OHM COAX ADAPTER KIT

SETAD-M12-D

M12 D-CODED ADAPTER PAIR

SET

AD-M12-X

M12 X-CODED ADAPTER PAIRSET

AD-5E-PCORD

CAT-5E PATCH-CORD TEST ADAPTER PAIR

SET

AD-6-PCORD

CAT-6 PATCH-CORD TEST ADAPTER PAIRSET

AD-6A-PCORD

CAT-6A PATCH-CORD TEST ADAPTER PAIRSET

AD-5E-PCORD-SINGLE

CAT-5E PATCH-CORD TEST ADAPTER SINGLE

EA

AD-6-PCORD-SINGLE

CAT-6 PATCH-CORD TEST ADAPTER SINGLE

EA

AD-6A-PCORD-SINGLE

CAT-6A PATCH-CORD TEST ADAPTER SINGLE

EA

AD-8.2-TERACH

CAT8.2 TERA CHANNEL ADAPTER PAIR

SET

AD-8.2-TERAPL

CAT8.2 TERA PERM LINK ADAPTER PAIR

SET

AD-8.2-GG45CH

CAT8.2 GG45 CHANNEL ADAPTER PAIR

SET

AD-8.2-GG45PL

CAT8.2 GG45 PERM LINK ADAPTER PAIR

SET

AD-SPE-IEC 63171-1

SINGLE PAIR ETHERNET ADAPTER IEC 63171-1

SET

AD-SPE-IEC 63171-6

SINGLE PAIR ETHERNET ADAPTER IEC 63171-6

SET

ACC-HARD-CASE

HARD CARRY CASE FOR TESTPROEA

ACC-SOFT-CASE-SMALL

SOFT CARRY CASE FOR TESTPROEA

ACC-POWER-AD

AC POWER ADAPTER FOR TESTPRO

EA

https://aepjapan.com/

13| PRECISION CABLE TESTTESTPRO CV 100 – 多機能ケーブル認証テスター

テクニカル仕様
テスト規格 準拠＆適合
ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801
ANSI/TIA-1152-A (Levels IIIe and 2G), IEC 61935-1 Ed. 4(Levels IIIe and V) and IEC 61935-1 Ed. 5 Draft 46/595/CD(Levels VI Class I and Class II)

メタル認証

光ファイバー認証

TIA-568.3-E and ISO/IEC 14763-3 Ed 2.1
SPE Cabling Standards: TIA 568.5 (in draft), ISO/IEC TR 118019906-2020. SPE Field Test standards: TIA-5071 (in draft), IEC61395-4 (in draft). IEEE Single Pair Ethernet Application
standards supported: 1000BASE-T1, IEEE 802.3bp; 100BASET1, IEEE 802.3bw; 10BASE-T1, IEEE 802.3cg.

シングルペアイーサネット（SPE）

Power Over Ethernet（PoE）

IEEE 802.3 af/at/bt, UPoE

マルチギガビット リンクスピードテスト

IEEE 802.3 up to 10GBASE-T

有線ネットワーク接続テスト

CDP, LLDP

無線ネットワーク接続テスト

IEEE 802.11N & IEEE 802.11AC maximum wireless speed up to
300Mbps on 2.4GHz band or up to 866Mbps on 5GHz band

同軸

TIA-568.4-D and IEC 60966-2-6

TestPro プラットフォーム（すべてのバージョン）
キット内の各プラットフォームには、NIST（米国立標準ぎじゅゆ研究所）にトレース可能な校正証明書が付属しています。
サイズ

200mm X 105mm X 50mm (7.87in X 4.13in X 1.97in)

ディスプレイ

5インチTFTカラータッチスクリーン、解像度800×480ピクセル

バッテリー

リチウムイオン 3.7V / 13,200 mAh, 標準的なバッテリー寿命9時間

電源アダプタ5V, 3A (supplied), 5-12V (supported), 2.1mm DC jジャックプラットフォームオペレーティングシステム

Linux

USB インターフェイス

USB A ： フラッシュドライブ保存用、 マイクロUSB： PC接続用

RJ-45 サイドポート

10/100/1G ネットワーク接続テストポート

プラットフォームインターフェースへのテストアダプタ

5000挿入サイクル定格の高周波コネクタ、ホットスワップ対応

計測エンジン

9チャンネルのデュアルエンド混合モードRFおよびDC測定エンジン。データケーブ
ルのテストにおける業界最高の性能特許申請中の測定アーキテクチャ

周波数範囲0.1 – 3,000 MHz

PRECISION CABLE TEST|

14

https://aepjapan.com/

TestPro プラットフォーム（すべてのバージョン）

測定時間

CAT6A オートテスト (TCLおよび抵抗アンバランステストを含む）： 6 秒
CAT 8 Class II オートテスト： 30 秒

ワイヤーマップ

すべての可能なワイヤー接続の状況が識別されます。2本のワイヤーがどのピンにも端から端まで接続されている限り、どの場合でも当てはまります
範囲： 0 ー100 Ω

DC 抵抗
ループ抵抗、ペア間抵抗アンバランス測定はTIA1152A仕様に準拠
トーン ジェネレータ

デュアルエンドRF測定 IL、RL、NEXT、
ACR-F、TCL

730Hz および 1440 Hz
TIAおよびISO/ IEC規格に準拠した必須およびオプションのすべてのRF測定
デュアルエンドテストをサポートし、1,000メートルを超える長さに対応したシン
グルペアリンクテストライセンス
デュアルエンドテスト： 0 ー 600m、分解能 0.1m

長さ（伝搬遅延）の測定(1 nsecの分解能で0 ー 6,000 nsecまで)
1 nsecの分解能での遅延スキューの測定

4 ペアツイストペアケーブル
対応ケーブル

1 ペアツイストペアケーブル
同軸ケーブル光ケーブル (SM/MM ペア)

TDR-RL0 ー100 m (分解能：1 m)
故障までの距離

TDR-NEXT
インピーダンス

0 ー100 m (分解能： 1 m)
0 ー1000 Ω
90 ー 110Ω範囲で 0.1Ωの分解能

https://aepjapan.com/

15| PRECISION CABLE TESTTESTPRO CV 100 – 多機能ケーブル認証テスター

Power Over Ethernet （K60、 K61）
PoE ソースタイプ検出
90Wまでの負荷テスト
特徴/テスト機能
PoEペアの識別
持続的な負荷モニター

マルチギガビットイーサネット （K60、 K61）
各ペアの各速度における信号対雑音比
ケーブル診断オートテストパラメータ

PoE 検出イーサネットネットワークの検出
スイッチ詳細 （ポート, VLAN, 能力)
トレースルート
トラフィックジェネレータ／モニター

ネットワークテスト

Ping
TCP 接続Wi-Fi ： SSIDの識別とRSSIの測定

光ファイバー － MMおよびSM共通（K11、 K51、 K61）

テストインタフェース

付属テストインターフェース： 送信ポートに交換可能なFC、および受信ポートに
交 換 可 能 な LC 。 す べ て の ア ダ プ タ ー キ ッ ト （ AD-MM-K01E 、 AD-SMK01E）にはFC-LC（Tx）およびLC-LC（Rx）のテストリファレンスコードが含
まれています。ファイバーオプションを備えたすべてのTestProキットには、上記に加えて、送信ポートと受信ポートのためのSCインターフェースアダプタも含まれます。したがって、FC-SC（Tx）およびSC-SC（TxおよびRx）のテストリファレ
ンスコードも含まれています

VFL ライトソース（光源）

波長 650nm

ボルトオータムメータ測定範囲、
ハイブリッドパワードファイバー

0-60V DCPRECISION CABLE TEST

0-100 Ω|16https://aepjapan.com/

光ファイバー ー マルチモード および シングルモードアダプタ ー 個別情報
マルチモードアダプタ AD-MM-01

シングルモードアダプタ AD-SM-01

波長850nm, 1300nm

1310nm, 1550nm

ライトソース（光源）LED

ファブリ・ペロレーザー

送信パワー

標準 -20dBm

標準 -2dBm

エンサークスドフラックス（EF）

長さ測定

デュアルエンド損失

IEC-61280-1-4 および TIA526-4-C2015に準拠（サプライヤーデータシートに基づく）
範囲： 最大2km（最大10dBのリンクロスがあ
る場合）

N/A
範囲： 最大20km（最大20dBのリンクロスがある場合）

測長解像度： 0.1m

測長か移動度： 0.1m

デュアルエンド損失測定： ０ ～ -10
ｄB

デュアルエンド損失測定： 0 ～ -20
ｄB

光ファイバー ー OTDR
パラメータ

マルチモードシングルモード

850nm +/- 10nm

1310 +/- 25 nm

1300nm +35/-15nm

1550 +/- 30 nm

50/125 µm, 62.5/125 µm マルチモード用

シングルモード

850nmで標準１ｍ、1300nmで標準１ｍ1310nmで標準0.6m、1550nmで標準0.6m

850nmで標準2.5ｍ、1300nmで標準4.5ｍ

1310nmで標準3.6ｍ、1550nmで標準3.7ｍ

ダイナミックレンジ

850nmで標準25dB、1300nmで標準27dB

1310nmで標準29dB、1550nmで標準27dB

最大距離範囲設定

40 km

130 km

距離測定範囲

850nmで標準9km、 1300nmで標準35km

1310nmで標準80km、1550nmで標準130km

反射範囲

850nmで-14dB～ -57dB、1300nmで-14dB～ -62dB

1310nmで -14dB～ -65dB、1550nmで -14dB～ -65dB

パルス幅

3, 5,10, 15,…,24995, 25000 nsec

3, 5,10, 15,…,24995, 25000 nsec

波長範囲対応可能ファイバータイプ
イベントデッドゾーン
減衰デッドゾーンTestPro セレクションガイド

テスト機能
ケーブルテスト

TestPro
CV100
K61

TestPro
CV100
K60

TestProCV100
K51

TestPro
CV100
K50

TestPro
CV100
K11

〇

〇

〇

〇

〇

(周波数 0.1ー3,000MHｚ)

CAT6a テスト時間6秒

参考動画はコチラ

CAT３ ‐ CAT８ チャネル、パーマネントリンク認証 (詳細印刷レポート
付)

〇

〇

〇

〇

ワイヤーマップ(障害までの距離）(電源供給ファイバーリンクの測定)

〇

〇

〇

〇

参考動画はコチラ

〇

〇

〇

※

CAT6a テスト時間6秒

※

※

※

※

※

〇

〇

〇

限定的＊

シングルペアイーサネット
MM ＆ SM Teir1 ファイバー認証
MM OTDRSM OTDR(周波数 0.1ー3,000MHｚ)※ 別売のOTDRアダプタを購入することにより、すべてのモデルでOTDR機能をご利用いただけます(電源供給ファイバーリンクの測定)

MM ＆ SM Teir2 ファイバー認証
ハイブリッドパワーファイバー電圧テスト
PoE 負荷 ＆ 検証テスト(詳細機能はコチラ)（詳細機能はコチラ）「TestProの特に優れた機能」をご覧ください

〇

〇

〇

〇

〇

〇

100 / 1000BASEｰT SNRテスト

〇

〇

〇

〇

〇

BASEｰT ネットワーク接続 (トレースルート、Pingなど）

〇

〇

〇

〇

〇

ワイヤレスネットワーク接続＊＊(AP可用性、シグナル強度,
Pingなど)

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

参考動画はコチラ(2.5 / 5 / 10G）
マルチギガオートテスト

マルチギガ(2.5 / 5 /10G）

参考動画はコチラ

SNR

ネットワークディスカバリー/マップ、 表示リー
チャビリティ(到達可能性)の検証

TestDataProの結果管理ソフトウェアーPCベース＆クラウド☆ 上記ガイド内の 「黄色」マーカー部分 は、特にTestPro の優れた部分です＊ K11再度イーサネットポートを介したBASEｰTオートテストは、接続されたスイッチまたはリモートTestProへの障害テストまでのおおよその長さ/距離のワイヤーマップを提供します＊＊ 別売りのEdimax EWｰ7822ULC Wi-Fi USBアダプタが必要です。 Amazonまたは任意の小売店にてお買い求めください
CAT8.1、 CAT8.2、 同軸、 MPTパッチ、 パッチコード、 SPE、 ベアワイヤなどで使用可能なテストアダプタオプションもございます

詳細については、

https://aepjapan.com/｜

お問い合わせ ： sales@aepjapan.com