ポケッタブル振動計 VM-63C

ポケッタブル振動計

シンプル＆スマート
ずっとつづく信頼と安心
VM-63Cは主に回転機械を中心とした産業用機械の保守管理、点検における振動計測に適した小型の振動計です。
本体は加速度ピックアップとディジタル表示器を一体化しているためケーブルは不要、現場測定での使いやすさを追求しました。
測定は片手でボタン1つの操作のみで行えるため、握りやすさにこだわった本体デザインは、計測する人に使いやすさと安心を提供します。

振動検出部アタッチメントについて
VM-63Cの振動検出部は、 測定用途によりアタッチメント（S、L、アタッチメントなし）を使い分けることができます。

付属（出荷時の状態）

アタッチメントなし

アタッチメントL VP-53Y

広い振動数範囲の振動数特性と再現性が高域部特性がすぐれています。
（10 Hz

測定箇所が狭い場合に使用。

すぐれています。通常はこの状態で使用。

〜15 kHz）先端部が測定対象物と面80 mm

接触が得られる場合に使用。

特長■ 押し当てるだけで測定可能、幅広い振動数範囲をカバー■ 加速度（m/s2 Peak）、速度（mm/s RMS）、変位（mm P-P）を液晶に表示■ アンバランス、ミスアライメント（低振動数領域）、ベアリング振動（高域振動数）も測定■ ワイドレンジ設計のため、測定レンジの切り換えが不要■ 電源スイッチはなく、測定ボタンを押して起動・自動でシャットダウン■ 充電式の電池に対応し環境にも配慮（アルカリ乾電池約50時間の連続使用可能）

加速度測定の代表特性
1515101055アタッチメントなし

5アタッチメントS

0−5−100−55アタッチメントL

アタッチメントL

00−5−5−10−10−15−15

実物大
実物大

アタッチメントS

5−105−20

アタッチメントなし

0レスポンス（dB）

0レスポンス（dB）

アタッチメントS PV58008

オプション−200200

400

600

800

1k−3005k

10 k

15 k

周波数（Hz）

周波数（Hz）

LO レンジ

HI レンジ20 k25 k

仕様
適合規格

中国版RoHS、CEマーキング構造

圧電式加速度ピックアップ（せん断構造）

取り扱い方法■ 測定準備測定範囲
加速度２）（RMS √
0.1〜199.9 m/s2 EQ PEAK

速度

0.1〜199.9 mm/s RMS

変位２）0.001〜1.999 mm EQ P-P（RMS 2√

測定精度（80 Hzにおいて） -10℃以上〜+50℃以下
加速度

1. 単3形乾電池2本を電池室に入れます。

左記の使用温度範囲以外

5 ％ 2ディジット

2. 加速度／速度／変位選択スイッチで測定モードを選択します。

8 ％ 2ディジットを選択した場合、振動数帯域を高域／低域選択スイッチ
加速度測定（m/s2）

速度5 ％ 2ディジット

8 ％ 2ディジット

によりLO（Low レンジ：10 Hz〜1 kHz）、HI（High レンジ：1 kHz〜15kHz）

変位

10 ％ 2ディジット

15 ％ 2ディジットの2帯域から選択できます。

測定振動数範囲測定モード選択スイッチ

加速度

10 Hz〜1 kHz（L0） 1 kHz〜15 kHz
（HI）

速度

10 Hz〜1 kHz

変位

10 Hz〜1 kHz

表示

MEASUREボタンを離すと指示値がホ−ルド

測定値表示

3 1/2桁 ディジタル（LCD）

表示周期約1秒

信号出力

イヤホン（VP-37）を接続

出力抵抗約170 Ω

負荷抵抗

約10 kΩ以上

交流出力

振動数帯域選択スイッチ

約 2 V PEAK

電源

■ 測定手順単3形アルカリ/マンガン乾電池/ニッケル水素充電池 2

消費電流約35 mA

電池寿命

連続動作時 約50時間（23 ℃、50 ％RH、アルカリ乾電池）

1. MEASURE ボタンを押し電源を入れ、振動検出部を測定対象物に押し当てます。
押し当てる力は500 gから1 kgが適当です。

使用温湿度範囲-20〜+60 ℃、90 %RH以下（結露のないこと）

2. MEASUREボタンを押し続けている間、表示部に振動量が表示されます。

大きさ・重さ約178（H） 64（W） 27（D）mm・約200 g（電池含む）

3. MEASUREボタンをはなすと、振動量がホールドされるので、測定値を読みます。

付属品

単3形アルカリ乾電池 2、シリコーンゴムケース 1、

4. 再度MEASURE ボタンを押し続けることで、繰り返し測定ができます。

アタッチメントS 1

5. 60秒間なにも操作を行わないと、電源が自動でシャットダウンされます。

希望小売価格（税別）

138,000円
表示部

オプション
品名

型式

希望小売価格
（税別）

イヤホン

VP-37

20,000円

アタッチメントL

VP-53Y6,000円付属オプション

振動検出部

シリコーンゴムケース

イヤホンVP-37

装着例

MEASUREボタン

電池交換のマーク■ その他
電池残量をマークで表示
電池のマークが点滅したら電池交換の時期です。

中国国内販売専用品

信号出力端子
フルスケール 2 PEAK
イヤホン
（VP-37、オプション）
を接続。

シリコーンゴムケース
装着例

お問い合わせ先：計測器海外販売課

TEL.042-359-7888

当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関（IAJapan）
は、アジア太平洋認定協力機構（APAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。当社の品質保証室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0197は品質保証室の認定番号です。

https://svmeas.rion.co.jp/＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。 ＊本書の一部あるいは全部を無断で複写・複製することを禁じます。

技術相談受付

0120 -26 -1566

当社の休日および土・日・祝日を除く
9：00 〜12：00 / 13：00 〜17：00

本社・営業部〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
TEL.042-359-7887
FAX.042-359-7458

西日本営業所〒530-0001 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル
TEL.06-6346-3671
FAX.06-6346-3673

東海営業所〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル
TEL.052-232-0470
FAX.052-232-0458

九州リオン（株） 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 5 番 18 号
TEL.092-281-5366
FAX.092-291-2847

この印刷物は環境に配慮したUVインキを使用しています。

1707-62403.P.D

上海理音科技有限公司

郵編200233 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業化大楼 C区501室
TEL.021-5423-5082
FAX.021-5423-5266

修理・再校正のお問い合わせ窓口〒192-0918 東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号
TEL.042-359-7898
FAX.042-359-7458