取扱説明書
DIGITAL
POWER METER

KP-1

この取扱説明書はお読みになったあとも大切に保管してください。
Rev1.02.1 26. Aug. 2022

このたびは、KP-1をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本機は、工人舎が誇る技術を集結して完成した、デジタルパワーメーターです。
従来のパワーメーターに加えて、大型クロスメーター、デジタル表示、大切なリニアアンプやアンテナを保護するためのプロテクト回路などを内蔵しています。
ご使用の際は、この取扱説明書をお読みいただき、本機の性能を十分発揮していただくと共に、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

目次

各部の名称と機能(前面パネル)・・・・・・３
各部の名称と機能(背面パネル)・・・・・・４
ご使用前の準備・・・・・・・・・・・・・５■実際の運用FWD 電力の測定・・・・・・・・・・・・・５
REF 電力の測定・・・・・・・・・・・・・５
SWR の測定・・・・・・・・・・・・・・５
PEP 電力の測定・・・・・・・・・・・・・５■ 特徴●KP-1 はカレントトランスを使用した SWR /有効電力の測定・・・・・・・・・・・・・５

POWER 計で、1.8MHz～30MHz までの周波数でご使用になれます。

■パラメーター設定方法●アナログのクロスメーターとブルーの７セグ

P1 モード・・・・・・・・・・・・・・・・６

メントＬED によるデジタル表示も兼ね備えておりますので送信電力やアンテナの状態がP2 モード・・・・・・・・・・・・・・・・６

一目でわかるようになっています。
●レンジを切り替えることによりアナログメー

P3 モード・・・・・・・・・・・・・・・・６

ターでは 10W から 10KW までの電力が計測できます。デジタル表示ではレンジ切り替え

P4 モード・・・・・・・・・・・・・・・・６に関係なく直読可能です。
●デジタル表示により SWR が直読できます。

P5 モード・・・・・・・・・・・・・・・・６●PEP ボタンを押すことにより送信電力のピーク値を表示できますので SSB 運用の際にP6 モード・・・・・・・・・・・・・・・・６は電力読み取りが容易です。ピーク値のホールド時間はユーザー自身で設定できます。

P7 モード・・・・・・・・・・・・・・・・７●アンテナの SWR が高くなった場合にリニアアンプやアンテナを保護するための保護回路定格・・・・・・・・・・・・・・・・８を内蔵しています。保護回路動作の SWR 値をユーザー自身で設定できます(SWR1.4～

トラブルシュート・・・・・・・・・・・92.5 の範囲で設定可能)

保守について・・・・・・・・・・・・・１0-2-

■各部の名称と機能（前面パネル）⑦DEL ボタン①クロスメーター

アンテナに供給される電力を表示します。

FWD と REF の電力、SWR が直読できます。

FWD 電力から REF 電力を差し引いた電力がSWR は FWD の指針と REF の指針の交点の表示されます。このボタンが有効になってい指示値を読み取ります。

る時は、ボタンがブルーに光ります。

②デジタル表示部⑧PROTECT ランプ

表示部下部のボタンにより機能を選択して表何らかの事故でアンテナの SWR が設定値示させます。

（６頁 P2 モードによる設定値）よりも高くなった場合に点灯します。
点灯時には背面⑫TX GND と⑬RELAY IN③FWD ボタン
デジタル表示部に FWD 電力を表示します。

間 の 接 続 は KP-1 内 部 で 切 り 離 さ れ ま す

このボタンが有効になっている時は、ボタン（SWR 値の設定、PROTECT 解除についてがブルーに光ります。

は６ページの P1 モードの項目をご覧ください）④REF ボタン
デジタル表示部に REF 電力を表示します。

⑨POWER スイッチ

このボタンが有効になっている時は、ボタン本機の電源をオンにするスイッチです。

がブルーに光ります。

電源がオンの場合はスイッチ部分が赤く光ります。

⑤SWR ボタン
デジタル表示部にアンテナの SWR を表示し⑩レンジ切り替えスイッチます。このボタンが有効になっている時は、測定する電力レンジを選択するスイッチです。

ボタンがブルーに光ります。

デジタル表示には無関係ですが、アナログクロスメーターが振り切れないようなレンジを⑥PEP ボタン選択してください。

デジタル表示部の電力表示を平均値とピーク値(PEP)とに切り替え表示します。このボタンが有効になっている時はボタンがブルーに光ります。

-3-

■ 各部の名称と機能（背面パネル）⑪電源端子⑭RF IN コネクタ

付属の DC アダプターを接続してください。

M 型（SO-239）のコネクタです。トランシー

入力電圧は DC12V です。

バーからの同軸ケーブルを接続してください。

⑫TX GND 端子⑮RF OUT コネクタ

トランシーバーの TX GND 端子（送信時にM 型（SO-239）のコネクタです。アンテナかGND に接続される端子）に接続してください。

らの同軸ケーブルを接続してください。

⑬RELAY IN 端子
リニアアンプの RELAY IN 端子に接続してください。通常の状態では⑫と⑬は KP-1 内部で接続されていますが、SWR が設定された値以上になると接続が切り離されトランシーバーが送信状態でもリニアアンプは強制的にスタンバイ状態になります。SWR の設定値(SWR1.4～2.5 の範囲) はユーザーが設定できます（SWR値の設定については６ページをご覧ください）-4-■

ご使用前の準備

●KP-1 背面の DC 端子に付属の DC アダプタ

は⑥PEP ボタンを操作する必要はありません。

ーを接続してください。
この付属の DC アダプターを使用しないで、３．トランシーバーを送信状態にして通過するご自身でご用意された電源を接続されても動電力を読み取ってください。

作はしますが、この場合は絶対に DC16V を送信出力に応じて①クロスメーターの指示超えないようにしてください。内部の部品がが適正な位置に振れるように⑩レンジ切り破損焼損する可能性があります。

替えスイッチを切り替えてください。

●M 型が取り付けられた 50Ωの同軸ケーブル● SWR の測定

でトランシーバー、アンテナを接続してくだ

１．⑤SWR ボタンを押してください。

さい。
２．KP-1 は内蔵された CPU により FWD 電力■ 実際の運用と REF 電力から SWR 値を算出してデジタ１．アンテナを接続している場合は送信しよう

ル表示します。同時に①クロスメーターにとする周波数に他局に妨害を与えないようも FWD 電力と REF 電力のそれぞれの指十分注意してください。

針の交点から SWR の値が指示されます。

２．メーターの指針が振り切れないようにするためにレンジ切り替えスイッチは一番右に● PEP 電力の測定
AM、FM、CW のように搬送波がある場合は回しておいてください。

その搬送波により平均値を表示できますが、● FWD 電力の測定

SSB のように搬送波がなく音声信号の大小

１．③FWD ボタンを押してください。

によって出力が変化してしまう場合は一般的に正しい測定ができません。KP-1 は本体内２．SSB の場合、⑥PEP ボタンを押して PEP部で出力のピーク値を捕らえ表示できるよう表示ができるようにしてください。AM、に設計されています。⑥PEP ボタンを押すとFM、CW のように搬送波がある場合は⑥①クロスメーターの指針はピーク値までふる

PEP ボタンを操作する必要はありません。

ことが確認できます。またデジタル表示はピーク値で 0.3 秒(初期値)のホールドをします

３．トランシーバーを送信状態にして通過する（このホールド時間はユーザーが設定可能で電力を読み取ってください。

す。設定方法については７頁の P7 モードの送信出力に応じて①クロスメーターの指示項目をご覧ください）が適正な位置に振れるように⑩レンジ切り替えスイッチを切り替えてください。

● 有効電力の測定⑦の DEL ボタンを押すと実際にアンテナに● REF 電力の測定供給される電力を表示します。これは FWD

１．④REF ボタンを押してください。

電力から REF 電力を差し引いた電力が表示されます。

２．SSB の場合、⑥PEP ボタンを押して PEP表示ができるようにしてください。AM、FM、CW のようにキャリアがある場合は-5-■ パラメーター設定方法
ユーザーが設定できるパラメーターは P5 モー

トされ何らかの原因により SWR が下がってドを除く以下の 6 つの設定モードがあります。

も自動復帰しない(プロテクト解除しない)モ(使用頻度が高いモードは網掛けで表示してあります)ードです。
プロテクト解除させるには一旦電源をオフにパラメーター設定モードへの移行方法してください。通常はこのモードでご使用く※SWR ボタンと DEL ボタンを押しながら電源ださい。

スイッチを ON するとパラメーター設定モードになり表示部に「P-1：自動復帰モード
P2 モードで設定した SWR 値によりプロテク1」と表示されます。

トされ何らかの原因により SWR が下がると自動復帰する(プロテクト解除する)モードで---------------------------------------------------------------す。

P1 から P７までのパラメーター設定モードを● P2 モード

FWD ボタン（数字アップ）、REF ボタン（数SWR によるプロテクトのしきい値を設定し字ダウン）で選択し、DEL ボタンで決定します。

ます。SWR 値 1.4～2.5 の範囲で SWR プロ

DEL ボタンを押すと表示が「P1- 0」と変化し、テクトのしきい値を設定できます。FWD ボ

P1（パラメータ１）を設定することができます。

タンで 0.1 ずつアップ、REF ボタンで 0.1 ず←この状態で DEL を押す

つダウン、DEL ボタンで確定します。アンテナ系がここで設定した SWR の値になるとプ←DEL を押すと表示が変わります

ロテクト機能が動作しリニアアンプやアンテナが保護されます。

例えば P3 のパラメーターを設定する場合は「P-1」から FWD ボタンを 2 回押し表示が「P- 3」● P3 モードに変わり、そこで DEL ボタンを一回押すと表示器（７セグ LED）の明るさを設定します。

「P3-88」と表示が変わり P3（パラメータ 3）

表示は「P3-88」となっています。の設定モードになります。

FWD ボタンで明るさアップ、REF ボタンで←FWD ボタンを２回押す

明るさダウン、SWR ボタンでリセット（明るさ最大）、DEL ボタンで明るさを確定します。

←P3 の設定モードになります---------------------------------------------------------------● P4 モード
PEP 時のピークホールドの時間を設定します。ホールド時間は 100ms～1000ms の範囲、

● P1 モード
SWR によるプロテクトのロックモード／自100ms 単位で設定できますので見やすい設動復帰モードを設定します。

定でご使用ください。

0：ロックモードまたは 1：自動復帰モードをFWD ボタンで 100ms アップ、選択し、DEL ボタンで確定します。

REF ボタンで 100ms ダウンします。
変更後は DEL ボタンで確定します。

0：ロックモード※表示 10 は 100ms を、00 は 1000ms を表P2 モードで設定した SWR 値によりプロテクします。
-6-

● P5 モード

● P7 モード（通常は使用しません）

ソフトウェアのバージョンを表示します。

A/D 入力の電圧を表示する較正モード時の表

DEL ボタンで戻ります。表示は 9.9.99 の 4

示電圧を 1 倍（0～5V）と 6 倍（0～30V）を桁です。

設定します。FWD ボタンと REF ボタンで 1と 6 を選択し、DEL ボタンで確定します。

● P6 モード
EEPROM に格納されているパラメーターを---------------------------------------------------------------

初期値に戻します。FWD ボタンと REF ボタ
ンで表示が 1 と 0 に変化します。0 が表示さ---各項目の共通動作--

れている状態で DEL ボタンを押すと初期化

アップは FWD ボタン

され、1 が表示されている状態で DEL ボタ

ダウンは REF ボタンンを押すと操作はキャンセルされます。

選択・実行は DEL ボタン
キャンセルは電源 OFF してください--------------------------------------------------------------初期値はSWR プロテクトのロックモード：
0（ロックモード）
SWR プロテクトのしきい値：2.0
FWD および REF のオフセット値：全て 0
A/D 入力時の較正モードの電圧表示：
6 倍（0～30V）
ピークホールド時間：00ms--------------------------------------------------------------※）表示が 1 の時に DEL ボタンで初期化実行のように感じますが、初期表示で 0 が表示されているのは一度も初期化がされていないことになります。また、初期表
示で 1 が表示されていれば過去に初期化を行ったことになります。そのため、0 が表示されている状態で DELボタンを押すことで初期化が実行されるようになっています。

----------------------------------------------------------------7-

■ 定格
周波数範囲

1.8~30MHz

電力測定範囲10～10kw

電力レンジ

FWD 500W / 1kw / 5kw / 10kw
REF

125ｗ / 250ｗ / 1250w / 2500ｗ

電力測定精度±7％（各レンジのフルスケール）

SWR 測定最小電力

約 8w

挿入損失

0.1dB 以下

入出力インピーダンス

50Ω

入出力接栓

M 型(SO-239)

外形寸法229W × 136H ×

重量

約 1.7ｋｇ

付属品

取扱説明書・DC12V アダプター-8-

115D（突起物を含まず）

トラブルシュート状

態

電源が入らない

原因

DC 電源プラグが差し込まれていない

処置

DC 電源プラグを差し込む

参照
４頁
５頁

表示が出ないDC 電源プラグが差し込まれていない

DC 電源プラグを差し込む

４頁
５頁

デジタル表示がちらちらする

ホールド時間が短い

ホールド時間を調整する

７頁

FWD と REF の指針の指示が逆Ｍ型接栓の取り付けが逆RF IN と RF OUT を確認、再接続する

４頁

トランシーバーを送信状態にしてもリニアアンプが送信状態にならない

ロックモードになっている電源を一旦切り、入れなおす

６頁

TX GND、RELAY IN の接続不良

接続を確認する

SWR が高いままなのでプロテクトが解除できない

SWR を確認しアンテナを調整する
TX GND、RELAY IN を外しトランシーバ
ーの TX GND とリ二アアンプの RELAY IN
を直接接続してみる

送信すると PROTECTランプが点滅する

自動復帰モードになっている
SWR が高いロックモードにする
SWR を下げる

-9-

６頁
７頁

■

保守について● 清掃についてセットにホコリや汚れなどが付着した場合は、乾いたやわらかい布でふいてください。
特に、シンナーやベンジンなどの有機溶剤を用いますと、塗装がはげたりしますので、絶対にご使用にならないでください。

● 故障のときは本機は、すべて厳重な品質管理と厳しい検査により出荷されておりますが、万－故障が生じたときは、弊社サービス係りまで、その故障状況、不具合内容をできるだけ具体的にご連絡ください。
連絡先は下記のとおりです。
E メール：info@kojinsha.jp
電話：045-680-1015 （平日 9：00～17：00）

FAX：045-680-1016 （24 時間受付）

郵送：〒231-0025

神奈川県横浜市中区松影町 2-7-21

株式会社 工人舎● 修理を依頼されるときはトラブルシューティング（P45）にしたがって、もう一度調べていただき、それでも具合の悪いときは、修理依頼の処置をしてください。
修理依頼の連絡先は下記のとおりです。
E メール：info@kojinsha.jp
電話：045-680-1015 （平日 9：00～17：00）

FAX：045-680-1016 （24 時間受付）

郵送：〒231-0025

神奈川県横浜市中区松影町 2-7-21

株式会社 工人舎- 10 -