クラス１全天日射計

LP PYRA02
ＤＣ４～２０ｍＡ出力 LP PYRA02AC
ＤＣ０～１Ｖ出力 LP PYRA02AV
ＲＳ４８５出力 LP PYRA02S
ＳＤＩ-１２出力 LP PYRA02S12μＶ出力

クラス１・２全天日射計・天空散乱日射計

クラス２全天日射計

LP PYRA03
ＤＣ４～２０ｍＡ出力 LP PYRA03AC
ＤＣ０～１Ｖ出力 LP PYRA03AV
ＲＳ４８５出力 LP PYRA03S
ＳＤＩ-１２出力 LP PYRA03S12μＶ出力

クラス１天空散乱日射計

LP PYRA12LP PYRA12AC
ＤＣ０～１Ｖ出力 LP PYRA12AV
ＲＳ４８５出力 LP PYRA12S
ＳＤＩ-１２出力 LP PYRA12S12μＶ出力

ＤＣ４～２０ｍＡ出力■ＩＳＯ９０６０、ＷＭＯ準拠クラス１・２全天日射計・天空散乱日射計
ＩＳＯ９０６０、ＷＭＯ準拠クラス１・２全天日射計・天空散乱日射計■高感度出力７μＶ/（Ｗ/ｍ高感度出力７μＶ/（Ｗ/ｍ２）（または１０μＶ/（Ｗ/ｍ２））■出力１０μＶ/（Ｗ/ｍ
出力１０μＶ/（Ｗ/ｍ２）、ＤＣ４～２０ｍＡ、ＤＣ０～１Ｖ、ＲＳ４８５、ＳＤＩ-１２
デルタオーム全天日射計ＬＰ ＰＹＲＡ０２（クラス１）、ＬＰ ＰＹＲＡ０３（クラス２）および天空散乱日射計ＬＰ ＰＹＲＡ１２（クラス１）はＩＳＯ９０６０標準に完全準拠し、世界気象機構（ＷＭＯ）が定義する要求を満足しています。
これらの日射計は代表感度７μＶ/（Ｗ/ｍ ２）または１０μＶ/（Ｗ/ｍ ２）の高感度で０～２０００Ｗ/ｍ ２の太陽放射を高精度に測定します。堅牢な構造で、いかなる天候条件においても屋外で使用できるように設計されており、長期測定において高い信頼性を有しています。大気に関するリサーチ、気象ステーション、気候学、省エネルギーリサーチ、光電池工場の生産性効率の分析、その他日射量測定を必要とする用途にご使用下さい。
ＬＰ ＰＹＲＡ０２（クラス１）およびＬＰ ＰＹＲＡ０３（クラス２）は全天日射量（スペクトル域０.３μｍ～３.０μｍ）を測定します。
ＬＰ ＰＹＲＡ１２（クラス１）はＬＰ ＰＹＲＡ０２（クラス１）の全天日射計に、センサを直達日射から遮蔽する遮断リングを備えており、これにより天空散乱日射光の正確な測定が可能です。
すべての日射計は個別に校正され、標準でＷＲＲ（世界放射基準）校正レポートと共に供給されます。

■テクニカルデータ
テクニカルデータ

４～２０ｍＡ（０～２０００Ｗ/ｍ２）
０～１Ｖ/０～５Ｖ/０～１０Ｖ（０～２０００Ｗ/ｍ２）
ＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ
ＳＤＩ-１２
３３～４５Ω
０～２０００Ｗ/ｍ２
２πｓｒ
３０５～２８００ｎｍ-４０～＋８０℃

10.90.8

不要
ＤＣ８～３０Ｖ
ＤＣ８～３０Ｖ（０～１Ｖ出力）
ＤＣ５～３０Ｖ
ＤＣ７～３０Ｖ
外形寸法図の通り
約９００ｇ
約３００ｇ約５.９ｋｇ
５７０ｍｍ・５４ｍｍ
３００ｍｍ

0.7
スペクトル応答

代表感度
出力設定：
ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＣ・０３ＡＣ・１２ＡＣ
ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＶ・０３ＡＶ・１２ＡＶ
ＬＰ ＰＹＲＡ０２Ｓ・０３Ｓ・１２Ｓ
ＬＰ ＰＹＲＡ０２Ｓ１２・０３Ｓ１２・１２Ｓ１２
代表インピーダンス
測定範囲
視角
スペクトル範囲
動作温度
電源電圧：
ＬＰ ＰＹＲＡ０２・０３・１２
ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＣ・０３ＡＣ・１２ＡＣ
ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＶ・０３ＡＶ・１２ＡＶ
ＬＰ ＰＹＲＡ０２Ｓ・０３Ｓ・１２Ｓ
ＬＰ ＰＹＲＡ０２Ｓ１２・０３Ｓ１２・１２Ｓ１２
外形寸法
重量
ＬＰ ＰＹＲＡ１２遮蔽リング：
重量
リング径・高さ（幅）ベース径
ＩＳＯ９０６０準拠仕様：
１
応答時間（９５％）
ゼロオフセット：２ａ）対熱放射応答（２００Ｗ/ｍ２）ｂ）対室温変化応答（５Ｋ/ｈ）
３ａ
長期非安定性（１年）３ｂ
非直線性３ｃ余弦則応答３ｄスペクトル選択性
３ｅ
温度応答
３ｆ
傾斜応答

ＬＰ ＰＹＲＡ０２
ＬＰ ＰＹＲＡ０３
ＬＰ ＰＹＲＡ１２
７μＶ/（Ｗ/ｍ２）または１０μＶ/（Ｗ/ｍ２）

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1－－－

01001000

10000 nmλ(ｎｍ)

＜２８秒

＜３０秒

１５Ｗ/ｍ２＜±４Ｗ/ｍ２＜±１.５％＜±１％＜±１８Ｗ/ｍ２＜±５％＜４％＜±２％２５Ｗ/ｍ２＜±６Ｗ/ｍ２＜±２.５％＜±２％＜±２２Ｗ/ｍ２＜±７％＜８％＜±４％SAKAKI CORPORATIONＬＰ ＰＹＲＡ０２（クラス１）、ＬＰ ＰＹＲＡ０３（クラス２）、ＬＰ ＰＹＲＡ１２（クラス１）は、それぞれ以下の４種類のバージョンで供給可能です：
ＬＰ ＰＹＲＡ０２・０３・１２
ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＣ・０３ＡＣ・１２ＡＣ● ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＶ・０３ＡＶ・１２ＡＶ

μＶ出力、電源不要
ＤＣ４～２０ｍＡ出力
ＤＣ０～１Ｖ/０～５Ｖ/０～１０Ｖ
出力（ご注文時要指定）● ＬＰ ＰＹＲＡ０２Ｓ・０３Ｓ・１２Ｓ
ＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ出力● ＬＰ ＰＹＲＡ０２Ｓ１２・０３Ｓ１２・１２Ｓ１２ ＳＤＩ-１２出力●●216

■ご注文コード
ご注文コードＩＳＯ９０６０準拠クラス１全天日射計、１０μＶ/（Ｗ/ｍ２）
出力、遮蔽ディスクＬＰ ＳＰ１、シリカゲル袋、シリカゲルカートリッジ（２個）、水準器、４極Ｍ１２コネクタ付属、ＩＳ
Ｏ９００１校正成績書付。
ＩＳＯ９０６０準拠クラス１全天日射計、ＤＣ４～２０ｍＡ電ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＣ流出力、４極Ｍ１２コネクタ付属、その他の付属品・校正成績書はＬＰ ＰＹＲＡ０２に同じ。
ＩＳＯ９０６０準拠クラス１全天日射計、ＤＣ０～１Ｖ/０～５Ｖ/
ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＶ
０～１０Ｖ出力（注文時要指定）、４極Ｍ１２コネクタ付属、その他の付属品・校正成績書はＬＰ ＰＹＲＡ０２に同じ。
ＩＳＯ９０６０準拠クラス１全天日射計、ＲＳ４８５ ＭｏｄｂｕｓＬＰ ＰＹＲＡ０２Ｓ
ＲＴＵ出力、８極Ｍ１２コネクタ付属、その他の付属品・校正成績書はＬＰ ＰＹＲＡ０２に同じ。
ＬＰ ＰＹＲＡ０２Ｓ１２ ＩＳＯ９０６０準拠クラス１全天日射計、ＳＤＩ-１２出力、８極Ｍ１２コネクタ付属、その他の付属品・校正成績書はＬＰ
ＰＹＲＡ０２に同じ。
日射計固定用ブラケット、最大φ５０ｍｍマスト用
ＬＰ Ｓ１ＬＰ ＳＰ１
遮蔽ディスク、材質“ＢＡＳＦ Ｌｕｒａｎ Ｓ７７７Ｋ”
ＬＰ ＲＩＮＧ０２
水準調整器および全天日射計ＬＰ ＰＹＲＡ０２傾斜取付
用可調ホルダー付ベース（ＬＰ ＰＹＲＡ０２以外は不適）
ＬＰ ＳＧ
シリカゲル付除湿カートリッジ、Ｏリング付
ＬＰ Ｇ
シリカゲル５個パック
ＬＰ ＰＹＲＡ０２

ＣＰＭ１２-８Ｄ.１０ＣＰ２４ＨＤ９７８ＴＲ３
ＨＤ９７８ＴＲ５
ＨＤ９７８ＴＲ４
ＨＤ９７８ＴＲ６
ＨＤ７７８ＴＣＡＬ
ＳＣ-ＢＬ
ＳＣ-ＬＧ

ＩＳＯ９０６０準拠クラス２全天日射計、１０μＶ/（Ｗ/ｍ２）
出力、水準器、４極Ｍ１２コネクタ付属、ＩＳＯ９００１校正成績書付。
ＩＳＯ９０６０準拠クラス２全天日射計、ＤＣ４～２０ｍＡ電ＬＰ ＰＹＲＡ０３ＡＣ
流出力、水準器、４極Ｍ１２コネクタ付属、ＩＳＯ９００１校正成績書付。
ＩＳＯ９０６０準拠クラス２全天日射計、ＤＣ０～１Ｖ/０～５
ＬＰ ＰＹＲＡ０３ＡＶ
Ｖ/０～１０Ｖ出力（注文時要指定）、水準器、４極Ｍ１２コ
ネクタ付属、ＩＳＯ９００１校正成績書付。
ＬＰ ＰＹＲＡ０３Ｓ
ＩＳＯ９０６０準拠クラス２全天日射計、ＲＳ４８５ ＭｏｄｂｕｓＲＴＵ出力、水準器、８極Ｍ１２コネクタ付属、ＩＳＯ９００１
校正成績書付。
ＬＰ ＰＹＲＡ０３Ｓ１２ ＩＳＯ９０６０準拠クラス２全天日射計、ＳＤＩ-１２、水準器、８極Ｍ１２コネクタ付属、ＩＳＯ９００１校正成績書付。
ＬＰ Ｓ２
日射計固定用ベースおよびφ１６×５００ｍｍロッド
ＬＰ ＳＰ２
遮蔽ディスクＬＰ Ｓ３
日射計固定用ブラケット、φ４０～５０ｍｍマスト用ＬＰ Ｓ６ＬＰ ＰＹＲＡ０２、ＬＰ ＰＹＲＡ０３取付用キット： 高さ１ｍ
マスト（ＬＰ Ｓ６.０５）、ベース（ＬＰ Ｓ６.０４）、目盛付 支持プレート（ＬＰ Ｓ６.０１）、ＨＤ９００７またはＨＤ３２ＭＴ
Ｔ.０３Ｃ用ブラケット（ＨＤ９００７Ｔ２９.１）、日射計用ブラケット（ＬＰ Ｓ６.０３）
ＨＤ９００７.Ｔ２９.１
耐腐食性アルミブラケット（ＬＰ Ｓ６.０１への取付用）、
温度プローブＴＰ３２ＭＴＴ.０３.Ｃまたはプロテクション
フードＨＤ９００７Ａ用
ＨＤ９００７.Ｔ２９Ｋ
耐腐食性アルミブラケット（φ２５～４４ｍｍマストへの取付用）、温度プローブＴＰ３２ＭＴＴ.０３.Ｃ用

８極Ｍ１２コネクタ付耐ＵＶケーブル、ケーブルＬ=１０ｍ（ＬＰ ＰＹＲＡ０２Ｓ・０３Ｓ・１２Ｓ・０２Ｓ１２・０３Ｓ１２・１２Ｓ１２用）
ＲＳ４８５/ＵＳＢコンバータ内蔵ＰＣ接続用ケーブル（ＰＣ側ＵＳＢタイプＡコネクタ：日射計側８極Ｍ１２コネクタ）、ＵＳＢ、Ｍｏｄｂｕｓ設定用ＣＤ-ＲＯＭ付属
微電圧信号増幅変換器、ＤＣ４～２０ｍＡ出力、入力-１０～＋６０ｍＶ（標準設定０～２０ｍＶ）
壁掛型微電圧信号増幅変換器、ＤＣ４～２０ｍＡ出力、入力-１０～＋６０ｍＶ（標準設定０～２０ｍＶ）
微電圧信号増幅変換器、ＤＣ０～１０Ｖ出力、
入力-１０～＋６０ｍＶ（標準設定０～２０ｍＶ）
壁掛型微電圧信号増幅変換器、ＤＣ０～１０Ｖ出力、
入力-１０～＋６０ｍＶ（標準設定０～２０ｍＶ）-６０～＋６０ｍＶ電圧発生器、ＲＳ２３２Ｃ・ＰＣ制御、
ソフトウェアＤｅｌｔａＬｏｇ７（ウェブサイトからダウンロード）
水準調整用フランジ
フレーム・壁面取付用Ｌ字アングルＬＰ ＰＹＲＡ０３

ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＳＣ-ＢＬ

ＬＰ ＰＹＲＡ０３ＳＣ-ＬＧ

■外形寸法
外形寸法

㻡㻥㻌㼙㼙㻡㻥㻌㼙㼙ＩＳＯ９０６０準拠クラス１天空散乱日射計、１０μＶ/（Ｗ/ｍ２）出力、遮蔽ディスクＬＰ ＳＰ１、遮蔽リング、シリカゲル袋、シリカゲルカートリッジ（２個）、水準器、４極Ｍ１２コネクタ付属、ＩＳＯ９００１校正成績書付。
ＬＰ ＰＹＲＡ１２ＡＣ
ＩＳＯ９０６０準拠クラス１天空散乱日射計、ＤＣ４～２０ｍＡ
電流出力、４極Ｍ１２コネクタ付属、その他の付属品・校正成績書はＬＰ ＰＹＲＡ１２に同じ。
ＩＳＯ９０６０準拠クラス１天空乱日射計、ＤＣ０～１Ｖ/０～５
ＬＰ ＰＹＲＡ１２ＡＶ
Ｖ/０～１０Ｖ出力（注文時要指定）、４極Ｍ１２コネクタ付属、その他の付属品・校正成績書はＬＰ ＰＹＲＡ１２に同じ。
ＩＳＯ９０６０準拠クラス１天空散乱日射計、ＲＳ４８５ Ｍｏｄ
ＬＰ ＰＹＲＡ１２Ｓ
ｂｕｓ-ＲＴＵ出力、８極Ｍ１２コネクタ付属、その他の付属品・校正成績書はＬＰ ＰＹＲＡ１２に同じ。
ＬＰ ＰＹＲＡ１２Ｓ１２ ＩＳＯ９０６０準拠クラス１天空散乱日射計、ＳＤＩ-１２出力、８極Ｍ１２コネクタ付属、その他の付属品・校正成績書はＬＰ ＰＹＲＡ１２に同じ。
４極Ｍ１２コネクタ付耐ＵＶケーブル、ケーブルＬ=２ｍ
ＣＰＭ１２ ＡＡ４.２
ＣＰＭ１２ ＡＡ４.５
４極Ｍ１２コネクタ付耐ＵＶケーブル、ケーブルＬ=５ｍ
ＣＰＭ１２ ＡＡ４.１０ ４極Ｍ１２コネクタ付耐ＵＶケーブル、ケーブルＬ=１０ｍ
ＣＰＭ１２-８Ｄ.２
８極Ｍ１２コネクタ付耐ＵＶケーブル、ケーブルＬ=２ｍ（ＬＰ ＰＹＲＡ０２Ｓ・０３Ｓ・１２Ｓ・０２Ｓ１２・０３Ｓ１２・１２Ｓ１２用）
ＣＰＭ１２-８Ｄ.５
８極Ｍ１２コネクタ付耐ＵＶケーブル、ケーブルＬ=５ｍ（ＬＰ ＰＹＲＡ０２Ｓ・０３Ｓ・１２Ｓ・０２Ｓ１２・０３Ｓ１２・１２Ｓ１２用）㻤㻞㻌㼙㼙㻢㻞㻌㼙㼙ＬＰ ＰＹＲＡ１２SAKAKI CORPORATION䠨䠬㻌䠬䠵䠮䠝㻌䠌䠏䠝䠟䠨䠬㻌䠬䠵䠮䠝㻌䠌䠏䠝䠲䠨䠬㻌䠬䠵䠮䠝㻌䠌䠏䠯䠨䠬㻌䠬䠵䠮䠝㻌䠌䠏䠯䠍䠎䠨䠬㻌䠬䠵䠮䠝㻌䠌䠏䠨䠬㻌䠬䠵䠮䠝㻌䠌䠎䠨䠬㻌䠬䠵䠮䠝㻌䠌䠎䠝䠟䠨䠬㻌䠬䠵䠮䠝㻌䠌䠎䠝䠲䠨䠬㻌䠬䠵䠮䠝㻌䠌䠎䠯䠨䠬㻌䠬䠵䠮䠝㻌䠌䠎䠯䠍䠎㻝㻢㻡㻌㼙㼙㻡㻜㻌㼙㼙㻝㻜㻠㻌㼙㼙ẼἻỈ‽ჾ㻴㻰㻥㻥㻜㻢㻚㻠㻣

ＬＰ ＲＩＮＧ０２217㻴㻰㻥㻥㻜㻢㻚㻠㻢㻴㻰㻥㻥㻜㻢㻚㻠㻣㻴㻰㻥㻥㻜㻢㻚㻠㻢

ＨＤ９７８ＴＲ３/ＴＲ４/ＴＲ５/ＴＲ６

■ケーブル色・ピンアサイン
ケーブル色・ピンアサイン■接続ダイアグラム
接続ダイアグラムＬＰ ＰＹＲＡ０２ ・ ＬＰ ＰＹＲＡ０３ ・ ＬＰ ＰＹＲＡ１２ＬＰ ＰＹＲＡ０２ ・ ＬＰ ＰＹＲＡ０３ ・ ＬＰ ＰＹＲＡ１２1㻸㻼㻌㻼㼅㻾㻭㻜㻞㻌㻙㻌㻸㻼㻌㻼㼅㻾㻭㻝㻞2䝃䞊䝰䝟䜲䝹 䜿䞊䝇34䠐ᴟ䠩䠍䠎䜸䝇䝥䝷䜾㻙㻗色赤青㻗䝅䞊䝹䝗䠄㯮䠅㻞㻝㟷㉥ⓑ㻞㻝㟷㉥

ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＣ ・ ＬＰ ＰＹＲＡ０３ＡＣ ・ ＬＰ ＰＹＲＡ１２ＡＣ黒㻸㻼㻌㻼㼅㻾㻭㻌㻚㻚㻌㻭㻯色赤青白黒ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＶ ・ ＬＰ ＰＹＲＡ０３ＡＶ ・ ＬＰ ＰＹＲＡ１２ＡＶ
ケーブル/ピン機 能１Ｖ出力（＋）
２Ｖ出力（－）および電源（－）
３電源（＋）
４シールド色赤青白黒䠲䠄䠇䠅 㻝㟁※౪⤥䠥ฟຊ 㻞㻗 㻙㻰㻹㻹㻗 㻙ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＶ ・ ＬＰ ＰＹＲＡ０３ＡＶ ・ ＬＰ ＰＹＲＡ１２ＡＶ

㻸㻼㻌㻼㼅㻾㻭㻌㻚㻚㻌㻭㼂ＬＰ ＰＹＲＡ０２Ｓ ・ ＬＰ ＰＹＲＡ０３Ｓ ・ ＬＰ ＰＹＲＡ１２Ｓ䠔ᴟ䠩䠍䠎䜸䝇䝥䝷䜾 䠔ᴟ䠩䠍䠎䝋䜿䝑䝖䠄䜿䞊䝤䝹ഃ䠅ケーブル/ピン機 能
１電源（－）
２電源（＋）
４
ＲＳ４８５ Ａ/－５
ＲＳ４８５ Ｂ/＋６アース

㻙㻠 䝅䞊䝹䝗䠄㯮䠅

㻟白ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＣ ・ ＬＰ ＰＹＲＡ０３ＡＣ ・ ＬＰ ＰＹＲＡ１２ＡＣ
ケーブル/ピン機 能１Ｖｃｃ（＋）
２ＧＮＤ（－）
３アース４シールド

218374 5 6䝃䞊䝰䝟䜲䝹ᨺ㟁⣲Ꮚ䠐ᴟ䠩䠍䠎䝋䜿䝑䝖 䠄䜿䞊䝤䝹ഃ䠅

ＬＰ ＰＹＲＡ０２ ・ ＬＰ ＰＹＲＡ０３ ・ ＬＰ ＰＹＲＡ１２
ケーブル/ピン機 能１Ｖ（＋）
２Ｖ（－）
非接続（ＬＰ ＰＹＲＡ０３）
３
アース（ＬＰ ＰＹＲＡ０２、ＬＰ ＰＹＲＡ１２）
４シールド

㻸㻼㻌㻼㼅㻾㻭㻜㻟㻗䠲ฟຊ䠄䠇䠅 㻝䠲䠄䠉䠅䠲ฟຊ䠄䠉䠅 㻞䠲䠄䠇䠅 㻟123456㻙
㻙㻗㻰㻹㻹㟁※౪⤥ＬＰ ＰＹＲＡ０２Ｓ ・ ＬＰ ＰＹＲＡ０３Ｓ ・ ＬＰ ＰＹＲＡ１２Ｓ
䠮䠯䠐䠔䠑ฟຊ䛾௚䛾䝉䞁䝃
⤊➃⤊➃色青赤茶白黒㻗㻡㼂㼐㼏㻟㻥㻜䃈/PD[ P㻮㻛㻗㻞㻞㻜䃈㻭㻛㻙㻞㻞㻜䚷䃈䝅䞊䝹䝗䝅䞊䝹䝗㻟㻥㻜䃈䠬䠨䠟䚸䝕䞊䝍䝻䜺䞊䚸䠬䠟⏝䠮䠯䠐䠔䠑㻛䠱䠯䠞䝁䞁䝞䞊䝍㻮㻛㻗㻭㻛㻙㻳㻺㻰㻸㻼㻌㻼㼅㻾㻭㻌㻚㻚㻚㻌㻿ＬＰ ＰＹＲＡ１０Ｓ１２㻮㻛㻗㻡㻭㻛㻙㻠㻳㻺㻰㻝㻳㻺㻰䠲䠄䠇䠅㟁※౪⤥䠠䠟䠑䡚䠏䠌䠲䠲䠄䠇䠅 㻞※ 必ず信号用シールドラインを適所に接続してください。

䠔ᴟ䠩䠍䠎䜸䝇䝥䝷䜾 䠔ᴟ䠩䠍䠎䝋䜿䝑䝖䠄䜿䞊䝤䝹ഃ䠅
ピン１２３４５６７８機 能電源（－）およびＳＤＩ-１２出力（－）
電源（＋）
非接続
非接続
ＳＤＩ-１２出力（＋）
ケース
非接続
非接続

ＬＰ ＰＹＲＡ０２Ｓ１２ ・ ＬＰ ＰＹＲＡ０３Ｓ１２ ・ ＬＰ ＰＹＲＡ１２Ｓ１２

色青
赤

日射計

日射計M12
オスコネクタSDI-12出力ケーブル CPM12-8D□□

電源供給

電源供給
サージプロテクタ

白
シールド（黒）ケース

Other SDI-12
sensorOther SDI-12
sensor

データロガー入力※ 日射計ケースのグランド接続が不可能な場合のみ、ケーブルシールドのグランド接続を行います。
※ センサとデータロガーの距離は６０ｍ以内にしてください。
※ ネットワークに既に他のセンサが接続されている場合は、ＳＤＩ-１２のコマンドを使ってアドレスの設定を行ってください。
※ ＳＤＩ-１２通信パラメータ、コマンドの詳細は別途取扱説明書をご参照ください。

ＬＰ ＰＹＲＡ０２＋ＨＤ９００８ＴＲＲ

SAKAKI CORPORATION218