ＷＢＧＴ指数計

HD32.2ＷＢＧＴ指数計■ＷＢＧＴ指数を高精度測定、ＲＳ２３２Ｃシリアル出力
ＷＢＧＴ指数を高精度測定、ＲＳ２３２Ｃシリアル出力■統計データのＭＡＸ、ＭＩＮおよび中間値を表示
統計データのＭＡＸ、ＭＩＮおよび中間値を表示■データ保存容量６７,６００、可変インターバル（１５秒～１時間）
データ保存容量６７,６００、可変インターバル（１５秒～１時間）■データロギングの自動スタート・ストップ機能
データロギングの自動スタート・ストップ機能

ＷＢＧＴ指数計ＨＤ３２.２は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におけるＷＢＧＴ指数（湿球黒球温度）の表示、分析を行うための測定器です。
ＴＰ３２７６.２

関連する標準は以下の通りです。
ISO 7243: Hot environments. Estimation of the heat stress on working man,based on the WBGT Index (Wet bulb Globe temperature). （暑熱環境
暑熱環境– ＷＢＧＴ指数（湿球黒球温度）に基づく作業者に対する熱ストレスの評価）

ISO 8996:
ISO 7726:

ＨＰ３２０１.２

Ergonomics of the thermal environment – Determination of metabolicrate. （温熱環境の人間工学 – 代謝熱レートの定義）
Ergonomics of the thermal environment – Instruments for measuringphysical quantities. （温熱環境の人間工学 – 物理量測定用の計測器）

ＴＰ３２０７.２

ＨＤ３２.２は、ＳＩＣＲＡＭモジュール付のプローブを接続する三つの入力を備えています。ＳＩＣＲＡＭは測定器本体と接続されたセンサの間のインターフェースとして機能するモジュールで、センサのパラメータ、識別信号、校正データなどを測定器本体に送ります。ＳＩＣＲＡＭモジュール付のプローブは何れの入力にも接続でき、測定器本体の電源が入ると自動的に認識されます。

測定器本体の主な特長：● データロギング：

測定データを測定器本体に内蔵のメモリに保存できます。
データ保存容量は各入力に対して６７,６００データで、６４ブロックに分割されます。
データロギングのインターバルは１５秒～１時間の任意の固定値で選択できます。
● データロギングの自動スタート・ストップ機能を備えています（スタート、ストップ時間を事前設定）。
● 測定器本体はクロック機能（日付および時間）を備えています。
● ＭＡＸ、ＭＩＮおよび中間値の統計データが表示でき、これらの削除も可能です。
● データはＲＳ２３２Ｃシリアルポートから送出されます（ボーレート１２００～３８４００）。
ＨＤ３２.２は以下の要素を同時に測定します。
● 黒球温度計温度 Ｔｇ （プローブＴＰ３２７６.２またはＴＰ３２７５）● 自然湿球温度 Ｔｎ （プローブＨＰ３２０１.２またはＨＰ３２０１）● 環境温度 Ｔ （プローブＴＰ３２０７.２またはＴＰ３２０７）
ＨＤ３２.２
ＨＤ３２.２はプローブＴＰ３２０７.２、ＴＰ３２７６.２、ＨＰ３２０１.２またはＴＰ３２０７、ＴＰ３２７５、ＨＰ３２０１によって測定された各要素の測定値に基づき、以下の指数を計算、表示します。
● ＷＢＧＴ（ｉｎ）指数（湿球黒球温度）、太陽照射なし● ＷＢＧＴ（ｏｕｔ）指数（湿球黒球温度）、太陽照射あり

ＴＰ３２７５

ＨＰ３２０１

ＴＰ３２０７

ＨＤ３２.２.７.１

ＨＤ３２.２
ＨＤ３２.３

ＨＤ４０.１ＨＤ３２.２ＡSAKAKI CORPORATION

58

■ＷＢＧＴ
ＷＢＧＴ■測定器本体のテクニカルデータ
測定器本体のテクニカルデータ

ＷＢＧＴ（湿球黒球温度）は労働環境における熱への暴露を評価するために使用される指標のひとつです。この指標は、特定の作業に相当する代謝消費（代謝率）に関連して、その値を超えた場合に熱ストレスを発生させる指数です。
ＷＢＧＴ指数は自然湿球温度計による温度ｔｎｗに、黒球温度計による温度
ＷＢＧＴ指数は自然湿球温度計による温度に、黒球温度計による温度ｔｇ、そして、場合により、空気温度ｔａを組み合わせて計算される値で、以下の計算式によって得られます。
により、空気温度

外形寸法（Ｌ×Ｗ×Ｈ）
重量
ハウジング材質
ディスプレー● 太陽照射のない屋内または屋外

動作温度
保存温度
動作湿度
保護等級
測定器本体の精度
乾電池
電池寿命
ＡＣ電源
電源ＯＦＦ時の消費電流
データの保存接続（ＳＩＣＲＡＭ
モジュール付プローブ入力）
ＵＳＢインターフェース
タイプ
１.１/２.０（電気的絶縁）
接続
ＭｉｎｉＵＳＢコネクタ
ボーレート
４６０８００ＲＳ２３２Ｃシリアルインターフェース
ピン接続Ｍ１２-８極タイプ
ＲＳ２３２Ｃ（ＥＩＡ/ＴＩＡ５７４電気的絶縁)
ボーレート
１２００～３８４００
データビット８
パリティなしストップビット１
フロー制御
Ｘｏｎ/Ｘｏｆｆ
ケーブル長
最大１５ｍ
メモリ
６４分割
保存容量
各入力（３入力）に対して６７,６００データ
データ保存インターバル
１５、３０秒、１、２、５、１０、１５、２０、３０分、１時間から選択

ＷＢＧＴｃｌｏｓｅ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ （閉鎖・屋内環境） = ０.７ｔ
０.７ ｎｗ ＋ ０.３ｔ
０.３ ｇ
● 太陽照射のある屋外ＷＢＧＴｏｕｔｓｉｄｅ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ （屋外環境） = ０.７ｔ
０.７ ｎｗ ＋ ０.２ｔ
０.２ ｇ ＋ ０.１ｔ
０.１ ａｔｎｗ = 自然湿球温度ｔｇ = 黒球温度
ｔａ = 空気温度
測定、計算されたＷＢＧＴ指数データは当該の規格・標準に規定された基準値と比較し、以下の対策をとらなければなりません。
・評価された作業環境の熱ストレスを直接に除去する。
・熱ストレスの詳細分析を行う。
ＷＢＧＴ指数の測定には以下のプローブが必要です。
● 自然湿球温度プローブＨＰ３２０１.２（またはＨＰ３２０１）● 黒球温度プローブＴＰ３２７６.２（またはＴＰ３２７５）● 乾球温度プローブＴＰ３２０７.２（またはＴＰ３２０７）（太陽照射のある場合の測定）
ＷＢＧＴ指数を測定する際の、参照すべき標準は以下のものです。
ＩＳＯ７７２６、ＩＳＯ７２４３、ＩＳＯ８９９６■ＰＭＶ
ＰＭＶ - ＰＰＤ
人の熱的快適さは、例えば、ＡＳＨＲＡＥ（American Society of Heating, Refrigerating and
人の熱的快適さは、例えば、ＡＳＨＲＡＥ（AmericanAir-Conditioning Engineers）では、その人を取り囲む居住、労働環境への満足度を表す
Engineers では、その人を取り囲む居住、労働環境への満足度を表す精神の状態と定義されています。
この対象となる状態の評価は、微気候環境パラメータ（Ｔａ、Ｔｒ、Ｖａ、ｒｈ）、作業に応じたエネルギー代謝消費ＭＥＴ、一般に使用される衣服の累計（熱抵抗ＣＬＯ）を考察した統合指標を使用して、対象化、数値化されます。
これらの指標の中で、熱的快適さに関わる身体的、生理的な変量の影響を反映する最も正確な指標はＰＭＶ（予測平均温冷感申告）です。これは、統合的には、その結果が心・体健康の尺度と見なされる熱平衡の均衡からくるもので、温冷感についての一群の被験者の平均的な意見（予測平均申告）を表すものです。
ＰＭＶから派生する二番目の指標として、ＰＰＤ（予測不満者率）と呼ばれる指標があり、これは微気候の状態に不満足な被験者の割合を数値化するものです。
ＩＳＯ７７３０標準は、熱平衡に影響を与える以下の変量が存在するところにおけるＰＭＶの使用を示唆しています。
● 代謝消費量= １～４ｍｅｔ● 衣服の熱抵抗 = ０～２クロ● 乾球温度= １０～３０℃● 平均放射温度 = １０～４０℃● 空気流速= ０～１ｍ/ｓｅｃ● 水蒸気圧= ０～２.７ｋＰａ
ＰＭＶは、特に、家庭、学校、事務所、研究所、病院など中庸な微気候の労働場所の評価に適した指標であり、不快に温かく、あるいは冷たく感じる可能性のある人々の数を予測するのに有益です。
ＩＳＯ７７３０のＰＭＶ値によれば、-０.５～＋０.５の範囲が、不満足率（ＰＰＤ）１０％未満に相当する快適な状態をもたらします（下表１参照）。
当する快適な状態をもたらします（下表参照）。
表１： 熱環境の評価尺度
ＰＭＶ＋３＋２＋１＋０.８５－０.５＜ＰＭＶ＜＋０.５－０.８５－１－２－３

ＰＰＤ（％）
１００
７５.７
２６.４
２０
＜１０
２０
２６.８
７６.４
１００

データ保存
インターバル
１５秒
３０秒
１分
２分
５分

データ保存容量（時間）
約１１日と１７時間
約２３日と１１時間
約４６日と２２時間
約９３日と２１時間
約２３４日と１７時間

データ保存
インターバル
１０分
１５分
２０分
３０分
１時間

データ保存容量（時間）
約１年と１０４日間
約１年と３３９日間
約２年と２０８日間
約３年と３１３日間
約７年と２６１日間

熱環境評価
暑い
暖かい
やや暖かい
満足できる熱状態
快適満足できる熱状態
やや涼しい
涼しい
寒い

ＰＭＶおよびＰＰＤを計算するには、以下の点を知る必要があります。
● 労働負荷（エネルギー消費量）● 衣服の熱抵抗
平均輻射温度 Ｔｒ
平均輻射温度は、実際の環境で交換されるのと同じ熱輻射量を人と交換する、熱的に一様な環境の温度として定義されます。平均輻射温度を評価するには、黒球温度計温度、空気温度および黒球温度計に近接して測定される空気流速の要素を測定する必要があります。

ＡＰ３２０３.２
ＨＰ３２１７.２Ｒ
ＴＰ３２７６.２
ＨＰ３２０１.２
ＴＰ３２７６.２
ＴＰ３２０７.２

ＰＭＶ測定には以下のプローブが必要です。
● 全方向性熱線式プローブＡＰ３２０３.２（またはＡＰ３２０３）● 温度・相対湿度複合プローブＨＰ３２１７.２（またはＨＰ３２１７Ｒ）● 黒球温度プローブＴＰ３２７６.２（またはＴＰ３２７５）

SAKAKI CORPORATION

１８５×９０×４０ｍｍ
４７０ｇ（電池を含む）
ＡＢＳ樹脂、ラバー
バックライト付１６０×１６０ドットマトリックス、
可視部５２×４２ｍｍ-５～＋５０℃-２５～＋６５℃
０～９０％ＲＨ、結露なきこと
ＩＰ６５±１ｄｉｇｉｔ（２０℃にて）１.５Ｖ単３乾電池×４個
２００時間（１８００ｍＡｈアルカリ電池にて）
ＡＣアダプタ（２次電圧ＤＣ１２Ｖ/１Ａ）＜４５μＡ
無期限に保存８極ＤＩＮ４５３２６オスコネクタ×３箇所

60

■プローブのテクニカルデータ
プローブのテクニカルデータ■ご注文コード
ご注文コード

温度プローブＨＤ３２.２本体、単３乾電池（４個）、ソフトウェアＤｅｌｔａＬｏｇ１０（ウェブサイトからダウンロード）、取扱説明書、アタッシュケース
Ｐｔ１００温度プローブ、ステムφ=１４ｍｍ、Ｌ=１５０ｍｍ
Ｐｔ１００黒球温度プローブ、黒球φ５０ｍｍ、ステムφ=８ｍｍ、Ｌ=１７０ｍｍ
Ｐｔ１００自然湿球温度プローブ、ＨＰ３２０１.２
ステムφ=１４ｍｍ、Ｌ=１７０ｍｍ、編み布、蒸留水容器付
ＨＤ３２.２本体、単３乾電池（４個）、ソフトウェアＤｅｌｔａＬｏｇ１０
ＨＤ３２.２Ａ（ＷＢＧＴ）（ウェブサイトからダウンロード）、取扱説明書、アタッシュケース
ＴＰ３２０７
Ｐｔ１００温度プローブ、ステムφ=１４ｍｍ、Ｌ=１４０ｍｍ
Ｐｔ１００黒球温度プローブ、黒球φ１５０ｍｍ、ＴＰ３２７５ステムφ=１４ｍｍ、Ｌ=１１０ｍｍ
Ｐｔ１００自然湿球温度プローブ、ＨＰ３２０１
ステムφ=１４ｍｍ、Ｌ=１１０ｍｍ、編み布、蒸留水容器付
ＨＤ３２.３本体、単３乾電池（４個）、ソフトウェアＤｅｌｔａＬｏｇ１０
ＨＤ３２.３（ＷＢＧＴ・ＰＭＶ） （ウェブサイトからダウンロード）、取扱説明書、アタッシュケース
ＴＰ３２０７.２
Ｐｔ１００温度プローブ、ステムφ=１４ｍｍ、Ｌ=１５０ｍｍ
Ｐｔ１００黒球温度プローブ、黒球φ５０ｍｍ、ＴＰ３２７６.２
ステムφ=８ｍｍ、Ｌ=１７０ｍｍ
Ｐｔ１００自然湿球温度プローブ、ＨＰ３２０１.２
ステムφ=１４ｍｍ、Ｌ=１７０ｍｍ、編み布、蒸留水容器付
ＨＰ３２１７.２Ｒ
温度・湿度複合プローブ、ステムφ=１４ｍｍ、Ｌ=１５０ｍｍ
ＡＰ３２０３.２
全方向性熱線式プローブ、ステムφ=８ｍｍ、Ｌ=２３０ｍｍ
ＨＤ３２.３本体、単３乾電池（４個）、ソフトウェアＤｅｌｔａＬｏｇ１０
ＨＤ３２.３Ａ（ＷＢＧＴ・ＰＭＶ） （ウェブサイトからダウンロード）、取扱説明書、アタッシュケース
ＴＰ３２０７
Ｐｔ１００温度プローブ、ステムφ=１４ｍｍ、Ｌ=１４０ｍｍ
Ｐｔ１００黒球温度プローブ、黒球φ１５０ｍｍ、ＴＰ３２７５ステムφ=１４ｍｍ、Ｌ=１１０ｍｍ
Ｐｔ１００自然湿球温度プローブ、ＨＰ３２０１
ステムφ=１４ｍｍ、Ｌ=１１０ｍｍ、編み布、蒸留水容器付
ＨＰ３２１７Ｒ
温度・湿度複合プローブ、ステムφ=１４ｍｍ、Ｌ=１１０ｍｍ
ＡＰ３２０３
全方向性熱線式プローブ、ステムφ=１４ｍｍ、Ｌ=１１０ｍｍ
アクセサリ：
ＶＴＲＡＰ３０
ＨＤ３２.２本体設置用三脚、最大高さ２８０ｍｍ
ＨＤ３２.２.７.１
プローブホルダー（プローブ４本保持、標準三脚取付け）
ＤｅｌｔａＬｏｇ１０
予備ソフトウェア（本体に１個標準付属）
ＨＤ２１１０/ＲＳ 接続ケーブル、Ｍ１２（本体側）‐Ｄサブ９極（ＰＣ側）コネクタ
ＨＤ２１１０/ＵＳＢ 接続ケーブル、Ｍ１２（本体側）、ＵＳＢ２.０（ＰＣ側）コネクタ
ＡＣ-ＰＴＳ-１２Ｖ ＡＣアダプタ、ＤＣ１２Ｖ/１Ａ供給
ＡＱＣ
蒸留水（２００ｃｃ）
シリアル入力サーマルプリンタ、記録紙幅５７ｍｍ
ＨＤ４０.１（ケーブルＨＤ２１１０/ＲＳ使用）
ＢＡＴ‐４０
予備充電池、温度センサ内蔵
ＲＣＴ
予備感熱記録紙ロール、紙幅５７ｍｍ、ロール直径３２ｍｍ
ＨＤ３２.２（ＷＢＧＴ）
ＴＰ３２０７.２
ＴＰ３２７６.２

ＴＰ３２０７.２、ＴＰ３２０７
センサタイプ
薄膜Ｐｔ１００
精度
１/３ＤＩＮ
測定範囲-４０～＋１００℃
分解能
０.１℃
温度ドリフト（２０℃にて）
０.００３％/℃
１年後のドリフト
０.１℃/年
応答時間T９５１５ 分接続
ＳＩＣＲＡＭモジュール（内部４線）
コネクタ
８極ＤＩＮ４５３２６メスソケット
外形寸法
ＴＰ３２０７.２ ： φ=１４ｍｍ、Ｌ=１５０ｍｍ
ＴＰ３２０７ ： φ=１４ｍｍ、Ｌ=１４０ｍｍ

黒球温度プローブＴＰ３２７６.２（φ５０ｍｍ）、ＴＰ３２７５（φ１５０ｍｍ）
センサタイプ
Ｐｔ１００
精度
１/３ＤＩＮ
測定範囲-１０～＋１００℃
分解能
０.１℃
温度ドリフト（２０℃にて）
０.００３％/℃
１年後のドリフト
０.１℃/年
応答時間T９５１５分
接続
ＳＩＣＲＡＭモジュール（内部４線）
コネクタ
８極ＤＩＮ４５３２６メスソケット
ステム外形寸法
ＴＰ３２７６.２ ： φ=８ｍｍ、Ｌ=１７０ｍｍ
ＴＰ３２７５ ： φ=１４ｍｍ、Ｌ=１１０ｍｍ

自然湿球温度プローブ
センサタイプ
精度
測定範囲
分解能
温度ドリフト（２０℃にて）
１年後のドリフト
応答時間T９５接続
コネクタ
外形寸法
編み布長さ
タンク容量
タンク蒸留水寿命

ＨＰ３２０１.２、ＨＰ３２０１
Ｐｔ１００クラスＡ
４～８０℃
０.１℃
０.００３％/℃
０.１℃/年
１５分
ＳＩＣＲＡＭモジュール（内部４線）
８極ＤＩＮ４５３２６メスソケット
ＨＰ３２０１.２ ： φ=１４ｍｍ、Ｌ=１７０ｍｍ
ＨＰ３２０１ ： φ=１４ｍｍ、Ｌ=１１０ｍｍ
約１０ｃｍ
１５ｃｃ
５０％ＲＨ、２３℃にて約９６時間

温度・相対湿度複合プローブ
センサタイプ
温度センサ精度
湿度センサ精度

測定範囲
分解能
接続
コネクタ
外形寸法
応答時間T９５全方向性熱線式プローブ
センサタイプ
精度
測定範囲
分解能
温度ドリフト（２０℃にて）
１年後のドリフト
接続
コネクタ
外形寸法
保護ゲージ

ＨＰ３２１７.２Ｒ、ＨＰ３２１７Ｒ
薄膜Ｐｔ１００（温度）、静電容量（湿度）１/３ＤＩＮ
温度範囲１５～３５℃：±１.５％ＲＨ（５～９０％ＲＨの範囲）±２.０％ＲＨ（上記以外の湿度の範囲）
上記以外の温度範囲：±（１.５＋１.５％ｒｄｇ）％ＲＨ
温度：-４０～＋１００℃、相対湿度：０～１００％ＲＨ
０.１℃（温度）、０.１％ＲＨ（湿度）ＳＩＣＲＡＭモジュール（内部４線）
８極ＤＩＮ４５３２６メスソケット
ＨＰ３２１７.２ ： φ=１４ｍｍ、Ｌ=１５０ｍｍ
ＨＰ３２１７Ｒ ： φ=１４ｍｍ、Ｌ=１１０ｍｍ
１５分
ＡＰ３２０３.２、ＡＰ３２０３
ＮＴＣ １０ｋΩ±０.２ｍ/ｓ（０～１ｍ/ｓ）、±０.３ｍ/ｓ（１～５ｍ/ｓ）
０.１～５.０ｍ/ｓ、０～８０℃
０.１～５.
ｍ/ｓ、０～８０℃±０.０１ｍ/ｓ
０.０６％/℃
０.１２℃/年
ＳＩＣＲＡＭモジュール（内部７線）
８極ＤＩＮ４５３２６メスソケット
ＡＰ３２０３.２ ： ステムφ=８ｍｍ、Ｌ=２３０ｍｍ
ＡＰ３２０３ ： ステムφ=１４ｍｍ、Ｌ=１１０ｍｍ
φ８０ｍｍ

ＶＴＲＡＰ３０

SAKAKI CORPORATION

ＨＤ３２.２.７.１61