特定エリア内の同時体温計測を実現！

体温計測表示システム TA1
IP Network Solutions

体温測定に特化した非接触の検温システム
ハンディータイプの測定器とは異なる、非接触により感染の危険性を低減したソリューションです。

サーマルカメラとAI搭載画像認識カメラで高精度を実現
ＡＩの搭載により、医療用体温計の測定値に対して±0.3℃の高い精度を確保しています。

自動で３０人/秒の高速測定が可能
空港や駅、建物のエントランスなど混雑する状況でも滞留することなく、多数者の測定が可能。

測定原理
補正

Black body

(40℃の発熱体)

カメラ設置高2.0-2.3m

額の温度4m
3m
5m
適正撮影距離 3~5m
① ＡＩは、サーマルカメラによるBlack bodyの温度測定値を基に、当該環境における誤差を計算② ＡＩは、 CCTVの映像をもとに顔を検出（人を検知）③ サーマルカメラにより額の温度を測定④ ＡＩは、額の温度に対し、①の環境誤差を補正して画面に測定結果を表示（精度±0.3℃）⑤ ＡＩは、１秒間に３０人の処理能力を有している⑥ 設定したアラーム温度を超えた人物を検知した場合は、画面赤枠表示・キャプチャー保存・アラーム音・アラーム録画・メール配信（メッセージ＋静止画）等の機能により運用者へ通知

運用比較【ハンディーによる計測】【体温表示システム】

移動→停止→測定→確認→次へ移動

動きながらの測定は困難

低速なら移動中測定が可能

計測速度

5秒/人

0.03秒/人（３０人/秒）

計測オペレータ

計測レーン数に応じた人員が必要

計測エリアに１名程度

オペレーション

少ないオペレータ数

１秒間に最大３０名

移動者でも瞬時に測定

本システムは、通過量の多いシチュエーションに最適

システム運用イメージ
発報

当施設は、お客様の健康管理のため、入場者の体温を測定しております。
ご入場の際は、脱帽のうえ、正面の撮影エリアにお進み下さい。
撮影エリアでは、額を出して、顔をカメラに向けて下さい。
当施設では、体温３７．５℃以上のお客様のご入場をお断りする場合がございますので、予めご了承下さい
ませ。

常時監視

測定状況のモニター
発熱者へのお声がけ再測定等

3ｍ
動線5ｍ

検知
5ｍ

アラーム機能で自動判定
アラーム温度の設定により、発熱者の自動検知及び通知が可能。
接点出力機能を有するので、パトライト点灯等や他のシステムとの連携も可能。

システム構成

オプション
LIGHT

BuzzerCAMERAPoE HUBBlack body
PC

MONITOR【パソコン】推奨スペック
CPU
メモリ
HDD容量
グラフィックボード

core-i7
8700以上
8GB以上
録画設定期間による
GTX-1080以上

体温測定デュアルサーマルカメラ

人を検知するCCTVカメラと体温を測定するサーマルカメラを組み合わせたデュアルカメラです。
ＡＩの搭載により、誤差の少ない体温測定ソリューションを提供します。

主な仕様
サーマルカメラ検出器タイプ
有効ピクセル
ピクセルサイズ
熱感度（NETD）
スペクトル範囲

非冷却IRFPAマイクロボロメーター
400（H） × 300（V）
17um
40mK @ F1.0、300K
8〜14um

画像設定

極性LUT / DVE /ミラー/ FCC / / 3D DNR輝度/コントラスト/ ROI

カラーパレット

ブラックヒート/ホワイトヒート/レインボー/アイアンレッド最大17モード

サーマルレンズ
レンズタイプフォーカス制御
焦点距離Fいいえ
画角
可視カメラ
イメージセンサー
有効解像度
シャッター速度広いダイナミックレンジ
最小 イルミネーション
S / N比焦点距離最大開口画角
フォーカス制御
ビデオとオーディオ
圧縮

フレームレート

固定マニュアルフォーカス
8mm
F1.0
H：46°、V：35.3°
1 / 1.9 "Sony CMOS
1920（H）× 1080（V）
1/50〜1 / 64,000秒
真のWDR 120dB
色：0.01Lux @（F1.2、AGC ON）
白黒：0.001Lux @（F1.2、AGC ON）
55dB以上
2.7 〜12 mmのF1 0.6 〜F 2.9
105°〜32°
電動式
H.265、H.264、MJPEG
メイン：
サーマル：D1 @ 25 / 30fps
ＣＣＴＶ：1920 × 1080 / 1280 × 720 @ 25 / 30fps
サブストリーム：
サーマル：CIF @ 25 / 30fps
ＣＣＴＶ：D1 / VGA / 640×360 / CIF / QCIF / QVGA @ 25 / 30fps

ビットレート制御
ビットレート関心領域
デジタルズーム
鏡デフォグ
動体検知
プライバシーマスキング
DVE Image Enhance
オーディオ圧縮

CBR / VBR
サーマル：100Kbps〜6Mbps
表示：
メインストリーム：500Kbps〜10Mbps;
サブストリーム：100Kbps〜6Kbps
オフ/オン（8ゾーン、長方形）
16倍
サポート
サポート
サポート
オフ/オン（4 エリア、長方形）
サポート
G.711 、AMR、RAW_PCM（オプション）版
2020/03/27

知能
インテリジェント機能

モーション検知、ディスクアラーム、I / Oアラーム、温度アラーム

IVS

スマートボディ検出、境界、シングル仮想フェンス、ダブル仮想フェンス 、オブ
ジェクト左、オブジェクト削除

温度検出
検出モード

体温モニタリング

検出プリセット

最大30人

温度アラーム

温度超過アラーム、温度差アラーム

正確さ≤ 0.3 ℃ （排出速度、距離、周囲温度、等）

反応時間≦30msec

温度測定範囲の理論-20°C〜60°C（-4°F〜140°F）
温度目標＞5 ℃ 、絶対温度値を表示します。

温度表示モード

温度目標＞5 ℃ 、絶対温度値を表示します。
温度目標≤ 5 ℃ 、相対温度値（ -平均温度差DEV =最高値）を表示

通信網
イーサネット

RJ-45（10 / 100Base-T）

プロトコル：

IPv4 / IPv6、HTTP、RTSP / RTP / RTCP、TCP / UDP、DHCP、DNS、PPPOE、SMTP、SIP、802.1x

相互運用性

ONVIF、CGI 、SDK

ストリーミング方法

ユニキャスト最大 ユーザーアクセス

10ユーザーNAS

エッジストレージ

インスタント録画用のローカルPC
ミC RO SDカード128個のGB

Webビューアー<IE11、Chrome、Firefox

対応言語

英語、中国語、ポーランド語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語。ロシア語
フランス語、チェコ語、ハンガリー語

インターフェース
イーサネット1イーサネット（10/100 Base-T）RJ-45コネクター

オーディオインターフェース

1chオーディオ入力、1chオーディオ出力警報

2chアラーム入力、2chアラーム出力

RS485サポート

BNC出力なし

リセットボタン

サポート（組み込み）

全般
電源

DC12V / POE（IEEE 802.3af）

消費電力

最大10W

動作温度

-30°C〜60°C（-22°F〜140°F）

保管条件

0〜9 0 ％RH

認証

CE / FCC

進入保護

IP66

ケーシング

金属

寸法

212 × 182 × 136mm

正味重量2Kg※ACアダプタは付属しておりません。

版
2020/03/27

BLACK BODY
サーマルカメラの測定値を補正するための基準となる発熱器です。
システムは、BLACKBODYの基準温度の測定結果に誤差が有れば、当該誤差をもとに体温の測定結果を補正することにより高精度を確保しています。

温度コントローラ
電源スイッチ

IR検知面
パラメータ
温度測定範囲ターゲット径
温度分解能
正確さ
スタビリティ
放射率
電源
重量サイズ
動作時の周辺温度

電源ソケット

40.0℃
70mm x 70mm
0.1℃
±0.2℃ （40℃時）±0.1～0.2℃/30min
0.97±0.02220VAC 50Hz 35W
1.8Kg
W110mm x H120mm x D180mm
0℃～40℃/≦80%

版
2020/03/27

TA1 システム構成
システム構成 必要な機器を選定
サーマルカメラ

AIマルチカメラ〇

BlackBody

温度補正装置〇PC

ノートPC i7 8700 以上

モニター

デスクトップPC i7 8700 以上
27インチ
32インチ
42インチ
44インチワイドHUB

PoE HUB

パトライト/ ブザー

発報用装置

三脚セット

2セット（カメラ・BB用）

チューニング費用

現地セッティング/機器調整費用

設置工事

要現地調査

システム保守3年保守〇