NewLife® Intensity® 10Concentrateur stationnaire à haut débit

UNE CONCEPTION ÉPROUVÉEDISTRIBUTION POLYVALENTE D’OXYGÈNE
FACILITÉ D’ENTRETIEN

O2 is what we do.

Solution fiable d'oxygène thérapeutique conçue pour lesflottes d'équipements médicaux dans le monde entier

Conception innovante et durable en matière
de distribution d’oxygène
Depuis son lancement en 2009, le NewLife Intensity 10 est un concentrateur stationnaire haut débit réputé qui répond auxbesoins en oxygène des patients dans plus de 100 pays, notamment pour des applications spécialisées à domicile et dans lesétablissements de soins médicaux.

Une conception éprouvée

Distribution polyvalente d’oxygène

Facilité d’entretien• Fiabilité inégalée dans le secteur– un taux de fiabilité supérieur à
99 %, immédiatement et un taux deréparation sous garantie inférieur à2 %*• Garantie complète – garantie de 3 ans
sur l’appareil• Durabilité – conçu avec uncompresseur et des lits de tamisage
surdimensionnés pour minimiser lesbesoins de maintenance• Distribution d’oxygène –concentration jusqu’à 95,5 % à
un débit allant jusqu’à 10 l/min,répondant à un large éventail deprescriptions des patients• Pression de sortie élevée – le premierconcentrateur d’oxygène offrant
20 psi (137,9 kPa) pour les applications
spécialisées et un tube d’oxygène
allant jusqu’à 200 ft (61 m)• Efficacité énergétique –consommation d’énergie réduite, ce
qui minimise les coûts de la factureénergétique du patient• Entretien minimal – conception etperformances de qualité éprouvées
pour minimiser les interventions• Conception modulaire – la réduction
du nombre de composants permetde réduire le temps et les efforts
nécessaires à l’entretien de l’appareil.
• Diagnostics améliorés – les alertes
d’alarme intégrées permettent undépannage rapide.

* données versées au dossierO2 is what we do.

Spécifications techniques du NewLife Intensity 10DÉBIT
2,0 – 10,0 l/min

ALIMENTATION
600 W

DIMENSIONS
27,5 x 16,5 x 14,5 in(69,9 x 41,9 x 36,8 cm)

LONGUEUR MAXIMALE DU TUBE
61 m (200 ft)

POIDS
26,3 kg (58 lb)
NIVEAU SONORE
58 dB(A)
PRESSION DE SORTIE
138 kPa (20 psig)

GARANTIE
3 ans
CALENDRIER D’ENTRETIEN
Filtre en feutre – Changer après 1 an
Filtre d’admission – Nettoyer
chaque semaineAccessoires
LUNETTES A OXYGENE

BOUTEILLE D’HUMIDIFICATEUR

MASQUE2,1 m (7 ft)
7,6 m (25 ft)

AdulteCU002-1
CU002-4

Numéro d’article HU003-1(Style par-dessus l’oreille)

2,1 m (7 ft)

Pédiatrique
CU002-7

Débit 6-15 l/min HU014-1

Adulte, Concentration
2,1 m (7 ft)
CU006-1

Pédiatrique, Concentration
2,1 m (7 ft)
CU007-1

TUBES D’OXYGÈNE

2,1 m (7 ft)
7,6 m (25 ft)
15,2 m (50 ft)

CU004-2
CU004-3
CU004-1

ADAPTATEUR DE SORTIED’OXYGÈNENuméros d’article
NoirF0025-1
VertB-776945-00

SureFlowTM

Distribution efficace d’oxygène pourplusieurs patients à partir d’une seule source
Contrôle du débit pour plusieurs patients
Combinez le NewLife Intensity 10 avec
le distributeur d’oxygène multi-patients
SureFlow pour fournir l’ oxygene demanière rentable plusieurs patients
avec une seule source. SureFlow est un
dispositif de distribution de conceptionunique qui administre efficacement
de l’oxygène de qualité médicale àpartir d’un concentrateur d’oxygène ou
d’une autre source d’oxygène unique.
Le SureFlow est configuré avec cinq
débitmètres à faible débit, et peutêtre utilisé dans un large éventail
de contextes pour répondre à une
grande variété de besoins des patients,
permettant la distribution d’oxygène
pour les soins critiques jusqu’à 10 l/min.

Diverses applications• Utilisation pédiatrique et adultedans les hôpitaux, les cliniques et lescentres d’urgence• Utilisation dans les zones sousdéveloppées avec une infrastructure
réduite ou inexistante en matière dedistribution d’oxygène medical• Pour répondre aux besoins en
oxygène pédiatrique à faible débit
dans une pouponnière de soins
intensifs dans les pays à revenu faible
ou intermédiaire

Installation• Posé sur une table ou un bureau• Fixé au mur

Utilisation idéale• Fournir jusqu’à cinq personnes parunité SureFlow• Connecter deux ou plusieurs unités
SureFlow ensemble pour desservir
plus de personnes

Caractéristiques techniques du SureFlow
DÉBITMÈTRESDes débitmètres à faible débit peuventêtre utilisés de 0,1 l/min à 1 l/min avec
des incréments de 0,1 l/min indiquéspar des graduations arrières pour unmeilleur angle de vue.

DIMENSIONS
5,8 x 9,7 x 7,2 in(14,7 x 24,6 x 18,3 cm)

PRÉCISION DU DÉBITMÈTRE
±10 % ou 200 mL, selon la valeur la plusélevéeGARANTIE
3 ans sur les pièces

PRESSION D’ENTRÉE MAXIMALE
138 kPa (20 psig)

POIDS
1,49 kg (3,28 lb)

HOMOLOGATIONS INTERNATIONALES
CE 0459 (FM069-2 uniquement)
Certifié ISO 13485:2016

Pour en savoir plus sur NewLife Intensity 10
et les produits accessoires, consultez le sitesuivant

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÈTES, CONSULTEZ LA DÉCLARATIONDE GARANTIE RELATIVE AU PRODUIT. Veuillez consulter le mode d’emploi
applicable au produit pour les indications, contre-indications, avertissements,
précautions et informations de sécurité détaillées relatifs au produit.

CAIREinc.com© 2022 CAIRE Inc. Tous droits réservés. ML-CONC0084-1 C