NewLife® Intensity® 10Concentrador estacionário de alto fluxo

DESENHO COMPROVADO PELO TEMPOADMINISTRAÇÃO DE OXIGÉNIO VERSÁTILFACILIDADE DE ASSISTÊNCIA

O2 is what we do.

Solução de oxigénio terapêutico de confiança,concebida para frotas de equipamento médicoem todo o mundo
Inovação na administração de oxigénio criada para durar
Desde a sua apresentação em 2009, o NewLife Intensity 10 tem sido um concentrador estacionário de alto fluxo
de confiança que responde às necessidades de fornecimento de oxigénio dos pacientes em mais de 100 países
incluindo aplicações de especialidade em instalações domésticas e de cuidados de saúde.
Desenho comprovado pelo tempo

Administração de oxigénio versátil

Facilidade de assistência

• Fiabilidade líder da indústria taxa de fiabilidade fora da caixa
superior a 99% e taxa de reparação
de garantia inferior a 2%*• Garantia abrangente - 3 anos degarantia do dispositivo• Durabilidade - concebido com
compressores e filtros de grandes
dimensões para minimizar aassistência

• Administração de oxigénio - até
95,5% de concentração até 10 LPM,
satisfazendo uma vasta gama deprescrições de doentes• Alta pressão de saída - o primeiro
concentrador de oxigénio que
oferece 20 psi para suportar
aplicações especiais e até 60 m detubo de oxigénio• Eficiência energética - consumo
de energia reduzido para
minimizar o ónus financeiro daconta de energia do paciente• Manutenção mínima - desenho
e desempenho de qualidade
comprovada para minimizar a
assistência necessária• Design modular - menos
componentes reduzem o tempoe o esforço de manutenção dodispositivo• Diagnósticos melhorados - osalertas de alarme incorporados
permitem a rápida resolução deproblemas*dados em ficheiro

O2 is what we do.

Especificações do NewLife Intensity 10
TAXA DE FLUXO
2,0 – 10,0 LPM

ALIMENTAÇÃO
600 W

DIMENSÕES
27,5 x 16,5 x 14,5 pol.
(69,9 x 41,9 x 36,8 cm)

TUBO MÁXIMO
61 m (200 pés)

PESO
26,3 kg (58 lb)

GARANTIA
3 anosCALENDÁRIO DE MANUTENÇÃO
Filtro de feltro - Substituiçãoapós 1 ano
Filtro de admissão – Limpar
semanalmenteNÍVEL DE SOM
58 dB(A)
PRESSÃO DE SAÍDA
20 psig (138 kPA)

Acessórios
CÂNULA NASALGARRAFA HUMIDIFICADORA

MÁSCARA

Adulto7 pés (2,1 m)
CU002-1
25 pés (7,6 m)
CU002-4

Número do artigo HU003-1(modelo sobrea orelha)

Pediátrica
7 pés (2,1 m)
CU002-7

Caudal 6-15 LPM HU014-1

Adulto, Concentração7 pés (2,1 m)
CU006-1
Pediátrica, Concentração
7 pés (2,1 m)
CU007-1

TUBOS DE OXIGÉNIO

7 pés (2,1 m)
25 pés (7,6 m)
50 pés (15,2 m)

CU004-2
CU004-3
CU004-1

ADAPTADOR DA SAÍDA DEOXIGÉNIO

Números dos artigos
Preto F0025-1
Verde B-776945-00

SureFlowTM

Administração de oxigénio económica paravários pacientes a partir de uma única fonte
Controlo de fluxo multi-pacientes
Combine a Intensidade do NewLife
10 com a estação de fluxo deoxigénio SureFlow multi-pacientes
para servir vários pacientes de forma
económica com uma única fonte deoxigénio. O SureFlow é uma estaçãode fluxo de engenharia única, queadministra eficazmente o oxigénio
de grau médico de um concentradorde oxigénio ou de outra fonteúnica de oxigénio. O SureFlow
está configurado com cinco
medidores de baixo fluxo e podeser utilizado numa vasta gama deconfigurações para acomodar uma
grande variedade de necessidades
dos pacientes, permitindo aadministração de oxigénio para
cuidados críticos até 10 LPM.
Posicionamento• Colocado sobre uma mesa ou
secretária• Montado na parede

Aplicações diversificadas• Uso pediátrico e para adultos
em hospitais, clínicas, abrigos deemergência
• Áreas subdesenvolvidas com
infraestruturas reduzidas ou
inexistentes para a administração deoxigénio terapêutico• Necessidades de oxigénio pediátricode baixo fluxo numa creche decuidados críticos em países de baixo
a médio rendimento

Utilização ideal• Serve até cinco indivíduos por
unidade SureFlow• Ligue duas ou mais unidades
SureFlow para servir mais
indivíduos

Especificações do SureFlow
FLUXÓMETROSÉ possível usar fluxómetros debaixo fluxo, de 1/10 LPM a 1 LPM
com aumentos de 0,1/10 LPM com
linhas pretas para um ângulo devisão apropriado.

DIMENSÕES5,8 x 9,7 x 7,2 pol.
(14,7 x 24,6 x 18,3 cm)

PRECISÃO DOS FLUXÓMETROS±10% ou 200 mL, o que for maior

GARANTIA
3 anos em peças

PRESSÃO MÁXIMA DE ADMISSÃO20 psig (138 kPa)HOMOLOGAÇÕESINTERNACIONAIS
CE 0459 (apenas FM069-2)Certificação ISO 13485:2016

PESO
1,49 kg (3,28 lb)

Saiba mais sobre o NewLife Intensity
10 e produtos de acessórios em

CONSULTE A DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO PRODUTO PARA OBTER INFORMAÇÕES COMPLETAS.
Consulte as instruções de utilização do produto para obter mais informações sobre as indicações, as
contraindicações, os avisos, as precauções e as informações de segurança detalhadas do produto aplicável.

CAIREinc.com© 2022 CAIRE Inc. Todos os direitos reservados. ML-CONC0084-6 H