NewLife® Intensity® 10Concentratore stazionario ad altoflusso

DESIGN COLLAUDATO NEL TEMPOEROGAZIONE VERSATILE DI OSSIGENO
FACILITÀ DI MANUTENZIONE

O2 is what we do.

Soluzione affidabile per ossigeno terapeutico
progettata per le dotazioni di apparecchiature
mediche di tutto il mondo
Innovazione nell’erogazione di ossigeno affidabile
Dalla sua introduzione nel 2009, New Life Intensity 10 è un concentratore stazionario affidabile ad alto flusso, ingrado di soddisfare le esigenze di erogazione di ossigeno dei pazienti di oltre 100 paesi, comprese le applicazioni
specialistiche in strutture di assistenza medica e domiciliare.
Design collaudato nel tempo

Erogazione versatile di ossigeno

Facilità di manutenzione• Affidabilità leader del settore:
tasso di affidabilità superiore
al 99 % pronto all'uso, conpercentuale di riparazioni ingaranzia inferiore al 2 %*• Garanzia completa: 3 anni digaranzia sul dispositivo• Durata: progettato concompressore sovradimensionato
e setacci molecolari per ridurre
al minimo le esigenze dimanutenzione• Erogazione di ossigeno: fino al
95,5 % di concentrazione, fino a
10 l/min, per soddisfare un'ampia
gamma di prescrizioni dei pazienti• Pressione di uscita elevata:primo concentratore di ossigeno
con pressione di 20 psi (138 kPa)
per supportare applicazioni
speciali e tubazioni di ossigeno
lunghe fino a 61 m
• Efficienza energetica: consumo
energetico ridotto, per ridurne
al minimo il peso sulla bollettaenergetica del paziente• Manutenzione minima: design eprestazioni di qualità collaudata
per ridurre al minimo le esigenze
di manutenzione• Design modulare: numero
limitato di componenti in mododa ridurre tempi e impegno per lamanutenzione del dispositivo• Diagnostica avanzata: gli avvisi diallarme integrati consentono una
rapida risoluzione dei problemi*dati in archivio

O2 is what we do.

Specifiche di NewLife Intensity 10
FLUSSI2,0 – 10,0 l/min

ALIMENTAZIONE
600 W

DIMENSIONI
69,9 x 41,9 x 36,8 cm

LUNGHEZZA MASSIMA
DEL TUBO
61 m

PESO
26,3 kg
LIVELLO SONORO
58 dB(A)
PRESSIONE IN USCITA
20 psi (138 kPA)GARANZIA3 anni
MANUTENZIONEPROGRAMMATA
Filtro in feltro – Sostituire
1 volta all'anno
Filtro di ingresso – Pulire una
volta alla settimana

Accessori
CANNULA NASALE

2,1 m
7,6 m

AdultoCU002-1
CU002-4

2,1 m

Pediatrico
CU002-7

FLACONE UMIDIFICATOREMASCHERA

Codice articolo HU003-1(Modello sovrauricolare)

Portata 6-15 l/min HU014-1

Adulto, Concentrazione
2,1 m
CU006-1

Pediatrico, Concentrazione
2,1 m
CU007-1

TUBI PER L'OSSIGENO

2,1 m
7,6 m
15,2 m

CU004-2
CU004-3
CU004-1

ADATTATORE DELLA PRESA
D'OSSIGENO

Codici articolo
Nero F0025-1
Verde B-776945-00

SureFlowTM

Fornitura di ossigeno economicamente conveniente
per più pazienti, da un'unica fonte
Controllo del flusso
multi-paziente
La combinazione di NewLife
Intensity 10 con la stazione didistribuzione del flusso di ossigeno
multi-paziente SureFlow è ingrado di distribuire l’ossigeno a
più pazienti da un'unica fonte, inmodo conveniente. SureFlow è una
stazione di distribuzione del flusso,
progettata in modo speciale, chesomministra ossigeno medicale
da un concentratore di ossigenoo da un'altra fonte unica diossigeno. SureFlow è configurato
con cinque flussimetri a portata
ridotta e può essere utilizzato invarie di configurazioni in modo dasoddisfare un'ampia gamma diesigenze dei pazienti, consentendo
l'erogazione di ossigeno per fino a
10 l/min.
Posizionamento• Appoggiato su un tavolo o su una
scrivania• Montaggio a parete

Applicazioni diverse• Uso pediatrico/per adulti in ospedali,cliniche, rifugi di emergenza• Aree sottosviluppate con
infrastrutture ridotte o inesistenti
per l'erogazione di ossigeno
medicale• Fabbisogno di ossigeno pediatrico
con portata ridotta in una nursery diterapia intensiva, in paesi a reddito
medio-basso

Utilizzo ideale• Distribuzione a più persone,
fino a cinque, per ogni unitàSureFlow• Combinazione di due o più
unità SureFlow per servire
un numero maggiore dipersone

Specifiche di SureFlow
FLUSSIMETRII regolatori a flusso ridotto possono
essere utilizzati con portate da 1l/
min a 1 l/min con incrementi di0,1/10 l/min, con tacche posteriori
per un corretto angolo divisualizzazione
PRECISIONE DEL FLUSSOMETRO±10 % o 200 ml, a seconda del valoremaggiore

DIMENSIONI
14,7 x 24,6 x 18,3 cm
PESO
1,49 kgGARANZIA
3 anni sulle parti
APPROVAZIONI INTERNAZIONALI
CE 0459 (solo FM069-2)
Certificazione ISO 13485:2016

PRESSIONE DI ENTRATA MASSIMA
20 psi (138 kPa)

Ulteriori informazioni su NewLife
Intensity 10 e prodotti accessori sul sito

CONSULTA LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEL PRODOTTO PER INFORMAZIONICOMPLETE. Consulta le istruzioni per l’uso del prodotto specifico per indicazioni,controindicazioni, avvertenze, precauzioni e informazioni dettagliate sulla sicurezza.

CAIREinc.com© 2022 CAIRE Inc. Tutti i diritti riservati. ML-CONC0084-5 C