70 シリーズ 12G 対応シグナルジェネレーター

SG-70U
SG-70Uは、12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDIに対応した信号発生器です。カラーバー信号、ランプ信号などの映像テスト信号と、PICTURE（静止画）を発生させることができます。また任意のIDキャラクターの表示ができ、IDキャラク
ターの点滅やプレートの表示、ポジションを設定することができます。エンベデッドオーディオは全16CH（3G Level-B時は32CH）あり、個別に1kHzまたは400Hzの設定とゲインの調整ができます。同期信号は2系統あり、個別にアナログBBS、3値
SYNCの設定やタイミング調整ができます。
■特 長
 映像出力信号は 12G-SDI（Type1）、6G-SDI(Type2)、3G-SDI（Level-A、Level-B）、HD-SDI、SD-SDI に対応
 出力画像は、FULL FIELD COLOR BAR 100%、SMPTE カラーバー（SD のみ）、ARIB カラーバー（4K、3G、HD）、ランプ、チェックフィールド（3G（Level-A） 、HD、SD）、単色信号（色は設定可能）、PICTURE（静止画）、ARIB
STD-B72 HLG カラーバーから選択可能 ※1
 同期信号はアナログ BBS、3 値 SYNC に対応
 LTC 信号を入力し、タイムコードパケット（SMPTE RP188）を重畳可能。LTC 信号は LTC 入力の他に、Vbus 筐体からのネットワーク時刻の重畳、手動設定した時刻の重畳も可能。Vbus 筐体からのネットワーク時刻、手動設定した時刻は LTC 信号として出力することも可能 48kHz ワードクロックの生成が可能 ※2
 PICTURE（静止画）の 4 パターンをカラーバーにスーパーインポーズさせることが可能
 PICTURE（静止画）を FILL/KEY として出力することが可能 ※3
 PICTURE(静止画)の RGB 範囲をフルレンジ/リミテッドレンジに切り替えが可能
 KEY 出力に設定した場合に KEY レベルの調整が可能
 エンベデッドオーディオは 24bit 48kHz に対応し 4CH ごとに ON/OFF することが可能
 出力映像に英数字の ID キャラクターを 32 字までスーパーすることが可能
 GPI 制御で ID キャラクターのスーパーON/OFF とフォーマットの切り替えが可能 リファレンス信号を、内部バス経由で同一筐体内の他のモジュールへ分配することが可能 ※4
 メニューで 4K-SL モード、4K-QL モード、標準モードを切り替え
 カラーバーのペイロード ID 切り替えが可能
 CH 毎の AUDIO テストが可能※1 ARIB STD-B72 HLG カラーバーは、フォーマットが 525i、625i、720p60/59.94/50 の場合は出力されません。
※2 ワードクロックの信号レベルは「1Vp-p/75Ω終端時」と「TTL レベル」を基板上のディップスイッチで切り替えることができます。
※3 4K モードでの使用時は FILL/KEY どちらかの出力となります。
※4 同一筐体内にコントローラー系モジュールや REF MASTER モードのモジュールが存在する場合、この機能は使用できません。
B2

BRB1

BL

REF INOUT1-1

OUT1-2

OUT1-3

OUT1-4

OUT2-1OUT2-2OUT2-3OUT2-4

EXT REFVIDEO FORMAT
LOOP

THRU

REF / WCLK

MENU

ENTER

A2TR

A1TL

LTC IN/OUTGPISDI OUTREF / WCLKSIGNAL GENERATOR

SG-70U
SG-70USG-70U

ブロック図
REF/WCLK
OUT

48kHz
ワードクロック 生成
タイミング調整

D/A

1-1

REF信号
生成

REF IN

1-2
1-3

GENLOCKLOOPTHROUGH

1-4

48kHz
ワードクロック 生成

筐体内部バスREF

タイミング調整

D/A

2-1

REF信号
生成

2-2
2-3
2-4

SYNC
CLOCK

テストパターン
ジェネレータ 1

テストパターン
ジェネレータ 2

個別設定が可能

個別設定が可能

個別設定が可能

個別設定が可能FADER

ID・キャラクタ
表示重畳

AUDIOMUXTIMECODE
MUX

P/S

FADER

ID・キャラクタ
表示重畳

AUDIO
MUX

TIMECODEMUXP/SSDI OUTMUXorBYPASS

MTX
SW

Cable
Driver

A1/TL

Cable
Driver

A2/TR

テストパターン
ジェネレータ 3

FADER

ID・キャラクタ
表示重畳

AUDIO
MUX

TIMECODE
MUX

P/S

Cable
Driver

B1/BL

テストパターン
ジェネレータ 4

FADER

ID・キャラクタ
表示重畳

AUDIO
MUX

TIMECODE
MUX

P/S

Cable
Driver

B2/BR

ID/CHARACTER
GENERATOR

AUDIOGENERATOR

静止画送出用 静止画送出用
メモリ FILL
メモリ KEY

静止画保存用フラッシュメモリ

Vbus筐体のLANを使用
LAN

GPI IN(TALLY×2)
GPI OUT(TAKE×2)

CPU

RTC(Vbus筐体ネットワークより時刻取得可能)

LTC
DecoderLTCEncoder

LTC
IN/OUTSG-70U

機 能
カラーバー選択
FULLFIELD COLOR BAR 100%
MULTIFORMAT COLOR BARBLACKCHECK FIELDVARI COLORPICTURE1～440% WHITEHLG COLOR BAR
キャラクター表示
キャラクター文字
キャラクター大きさ
ポジション移動
ブリンク
プレート
プレート色
GPI制御

白： 100%、色飽和度100%、セットアップ0%
4K： ARIB STD-B66 ※13G, HD ： ARIB STD-B28
SD： SMPTE ECR-1978
黒3G（Level-A のみ）、HD、SD
HUE・LUMI・SAT で任意の色を作成
TARGA 形式画像ファイルに対応
輝度 40% 単色白（40%は近似値となります）
4K： ARIB STD-B72 ※2※1 4K 出力のスクロール ON 時は ARIB STD-B66 (簡易フォーマット)となります。
※2 フォーマットが 525i、625i、720p60/59.94/50 の場合は出力されません。
※1

英数字・一部の記号
8 段階から選択可能
3G, HD H ： 0～1920ドット、1ドット単位 、V ： 0～1080ライン、2ライン単位
SD
H ： 0～720ドット、1ドット単位 、V ： 0～486ライン、2ライン単位
文字列全体ブリンク
ON/OFF、H/Vポジション、H/Vサイズ
黒色(レベル調整可能)
ON/OFF※1 4K-QL/4K-SL モードにて SQD が設定されている場合はキャラクター表示されません。

出力位相調整SDI OUTREF OUT

4K, 3G, HD ： H ±960ドット、V ±540ライン
SD： H ±429ドット、V ±262ライン
A系統・B系統で個別設定が可能
BBS： H ±8000ステップ、V ±262ライン
3値SYNC： H ±8000ステップ、V ±562ライン
WORD CLOCK ： H ±8000ステップ、V ±255ライン※1
10FIELD ID BBS ： H ±8000ステップ、V ±262ライン
出力1・出力2で個別設定が可能※1 WORD CLOCKのV設定は無効です。

EXT REF表示

消灯： インターナル同期
緑色点滅 ： REF信号の入力がありロック動作中
緑色点灯 ： REF信号の入力がありロックしている
橙色点灯 ： REF信号の入力なし

定 格
入力信号
REF INLTC IN
出力信号
REF OUT 1、2

SDI OUT A1、A2、B1、B2
LOOP THROUGH
LTC OUT

BBS： 0.43Vp-p/75Ω
3値SYNC ： 0.6Vp-p/75Ω、BNC 1系統（ブリッジ可）
SMPTE-12M (シングルエンド)/1kΩ以上 BNC1系統，1入力 (LTC OUTと共用)
BBS： 0.43Vp-p/75Ω
3 値 SYNC ： 0.6Vp-p/75Ω
WCLK： 1.0Vp-p （AES レベル・75Ωインピーダンス時）または
5Vp-p (TTL レベル) BNC 各 4 系統
SMPTE2082-1/424M/292M-A/259M-C 準拠、0.8Vp-p±10%/75Ω、
BNC 各 1 系統
BBS
： 0.43Vp-p/75Ω
3 値 SYNC ： 0.6Vp-p/75Ω、BNC 1 系統 （REF IN のループスルー出力）
LTC： SMPTE-12M (シングルエンド)/50Ω未満 2.0Vp-p BNC 1 系統、

SG-70U

映像フォーマット

4K-SL
4K-QL
3GHD

SD
外部I/F
GPI

1 出力(LTC IN と共用)
： 2160p60/59.94/50 (Type1)
2160p30/29.97/25/24/23.98 (Type2)： 2160p60/59.94/50 (Level-A/Level-B)
2160p30/30sF/29.97/29.97sF/25/25sF/24/24sF/23.98/23.98sF： 1080p60/59.94/50 (Level-A/Level-B)： 1080i60/59.94/50
720p60/59.94/50
1080p30/30sF/29.97/29.97sF/25/25sF/24/24sF/23.98/23.98sF： 525i、625i

HR10A-7R-6S 1系統
接点入力×2、出力×2※1 TTL 信号で制御する際は、吸い込み電流が 12mA まで耐えられるデバイスで駆動してください。
※2 接点の絶対最大定格は 60V、300mA です。外部抵抗で電流を 300mA 以下に制限してください。

質量
動作温度
動作湿度
消費電力

0.65kg （コネクターモジュールを含む）
0～40℃
20～80％RH （ただし結露なき事）
20VA (5V, 4A)

性 能
出力特性
・VIDEO
分解能
サンプリング周波数

信号振幅
反射減衰量

立ち上がり/立ち下がり時間

オーバーシュート
DCオフセット
ジッター特性アライメント

10bit
4K-SL(12G) ： 594 / 593.4MHz
4K-SL(6G) ： 297 / 296.7MHz
4K-QL, 3G ： 148.5 / 148.35MHz
HD： 74.25/74.18MHz
SD： 13.5MHz
0.8Vp-p±10%/75Ω
4K-SL(12G) ： 5 MHz～1.485 GHz、15 dB 以上
1.485 GHz～2.97 GHz、10 dB 以上
2.97 GHz～5.94 GHz、7 dB 以上
5.94 GHz～11.88 GHz、4 dB 以上
4K-SL(6G) ： 5 MHz～1.485 GHz、15 dB 以上
1.485 GHz～2.97 GHz、10 dB 以上
2.97 GHz～5.94 GHz、7 dB 以上
4K-QL, 3G ： 5 MHz～742.5 MHz、15 dB 以上
742.5 MHz～2.97 GHz 、10 dB 以上
HD： 5 MHz～742.5 MHz、15 dB 以上
742.5 MHz～1.485 GHz 、10 dB 以上
SD： 5 MHz～270MHz 、15 dB 以上
4K-SL(12G) ： 45ps 以下 (20%～80%間)
4K-SL(6G) ： 80ps 以下 (20%～80%間)
4K-QL,3G ： 135ps 以下 (20%～80%間)
HD： 270ps 以下 (20%～80%間)SD： 0.4ns～1.5ns (20%～80%間)
10%以下
0V±0.5V
4K-SL(12G) ： 0.3UI 以下
4K-SL(6G) ： 0.3UI 以下
4K-QL, 3G ： 0.3UI 以下
HD, SD： 0.2UI 以下

SG-70Uタイミング

4K-SL(12G) ： 8.0UI 以下
4K-SL(6G) ： 2.0UI 以下
4K-QL, 3G ： 2.0UI 以下
HD： 1.0UI 以下
SD： 0.2UI 以下・AUDIO分解能

4K-SL, 4K-QL, 3G, HD ： 24bit
SD： 20bit
48kHz
1kHz、400Hz、MUTE-50dBFs～0dBFs，1dBFs ステップ
16CH （4K-SL, 4K-QL Level-A, 3G Level-A)
32CH （4K-QL Level-B, 3G Level-B)
16CH （HD)16CH （SD)サンプリング周波数
トーン周波数
音声レベル
チャンネル数・LTC
信号振幅精度・基本周波数安定度
GPI
・接点入力
・接点出力

2.0Vp-p/50Ω未満±1 秒以内/1 日
27.000000MHz±3ppm/0～40℃以内
12mA 最大定格
60V/300mA 最大定格

GPI仕様
VCC

GPI コネクタ-背面図
ヒロセ HR10A-7R-6S

接点出力

接点入力

ピン番号

ピン番号

⑥ ①⑤②④ ③

外部接点制御VCC

3、51外部タリ-ランプ等
12,6VCCピン番261354信号
接点入力 ※1接点入力 ※1
GND
接点出力 ※2接点出力 ※2+5V

4+5V

機能
ID キャラクターの ON/OFF(OPEN：OFF、CLOSE：ON)
フォーマットプリセットの切り替え(OPEN：1、CLOSE：2)
共通グランドID キャラクターが ON の時、CLOSE します。
プリセット 2 の時、CLOSE します。
チェック用電源 +5V ユーザ使用禁止※1 TTL信号で制御する際は、吸い込み電流が12mAまで耐えられるデバイスで駆動してください。
※2 接点の絶対最大定格は60V、300mAです。外部抵抗で電流を300mA以下に制限してください。
※注 外観及び仕様は変更することがあります。

101918R05