分流器
SH1 シリーズ

取扱説明書！警告・注意！ご使用前に本取扱説明書を十分にお読み頂き、正しくご使用下さい。
！取り付けの際は分流器のマンガニン板には直接触らない様にして下さい。
！リード線及びブスバーでの配線は圧着端子やボルトを使用し、指定の締め付けトルクで確実に締めて下さい。
！本体を直射日光が当たる場所・温度の異常に高い場所・異常に低い場所・湿気や塵挨の多い場所へ設置しないで下さい。
本体は精密機器ですので、落とさないようにして下さい。
本体を分解・改造はしないで下さい。
本体は屋内用であり、屋外では使用しないで下さい。
本体に雨水等が直接かからないようにして下さい。

！本体の汚れ・ホコリ等を拭きとる場合は、乾いた布で拭きとって下さい。
！ベンジン・アルコール・シンナーは絶対に使用しないで下さい。
本体にごみ等が付着する恐れがある作業を行なう場合は、本体にカバーをして異物が付着しない様にして下さい。
最大入力電流値以上の入力を加えないで下さい。

！活線状態では本体及び端子部に手を触れないで下さい。感電の危険性が有ります。
！製品及び取扱説明書は、改善・改良のために予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。
！特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途（航空・宇宙用・海底中継器、原子力制御システム、交通機器、医療機器、安全装置等）にご使用をお考えの際は、事前に弊社営業窓口までご相談ください。

-1-

目
【１】概

次

要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３【２】機種一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３【３】仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３【４】外形・寸法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４【５】取付孔径・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６【６】接続方法(例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

７【７】トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

７【８】保証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

７-2-【１】概 要
本計器は電気回路に接続して、電流を検出する分流器です。
【 特 長 】
・屋内用分流器
・電流値に応じた電圧値を出力
・旧 JIS C1721 準拠品【２】機種一覧

SH1－ ①②A①
電圧定格60②電流定格60mV

55A

300300A

1010A

400400A

1515A

500500A2020A

600

600A

3030A

750

750A

5050A

1000

1000A

7575A

1500

1500A

100100A

2000

2000A

150

150A

2500

2500A

200200A

3000

3000A

250250A※電流定格 250A 以下は台付分流器となります。

【３】仕 様（１）入力定格
入力定格(※１)
電流備

5～3000A

考（発注時指定）※１．電流定格値により入力定格は変動します。

（２）出力定格
出力定格(※２)
電圧

備

60mV

考（発注時指定）※２．本計器に電流定格値を印加した場合の電圧値となります。

（３）階級

分流器

階級

備考

0.5

計器の消費電流を無視したときの電圧端子間の定格電圧降下叉は分流抵抗器に対する百分率（４）絶縁抵抗(台付分流器のみ適応)
絶縁試験
分流器本体

⇔ アース間DC500V 絶縁抵抗計にて 10MΩ以上※アースから分流器本体を台で浮かせた状態で試験（５）耐電圧(台付分流器のみ適応)
電圧試験分流器本体⇔ アース間AC2000V※アースから分流器本体を台で浮かせた状態で試験50/60Hz

1 分間-3-（６）使用条件
使用条件条(※３)

件

使用周囲温度－10～55℃（保存温度－20～70℃）

使用周囲湿度

30～85％RH（結露無きこと）

標高1000m 以下

設置

直射日光のあたらない場所に設置して下さい。
塵埃の少ない場所に設置して下さい。
分流器と床面との空げきは 20cm 以上あけて下さい。

その他

腐食性ガスのある場所では使用しないで下さい。
御使用の場合は弊社に御相談下さい。

（保存湿度 30～85％RH）※３．分流器の温度が 100℃を越えないように使用してください。

【４】外形・寸法■5～50A 未満

18030◇定格値による寸法

5,10,15,20,30A
2-M6 ネジ

LLH

H1H2 H3C

重量40 以下

292020約 0.2kg

8◇ネジ及びナット推奨締め付けトルクサイズ

締付けトルク幅(N･m)

M6

4.16～6.24

M52.4～3.6■50～250A◇定格値による寸法-4-Ｈ

Ｈ1H2H3Ｃ

電流端子

重量50A、75A

40 以下

2920820M6×10

約 0.2kg

100A

60 以下

2920820M8×15

約 0.3kg

150A

60 以下

34208

22M8×15

約 0.3kg

200～
250A

60 以下

36.5208

22M8×15

約 0.5kg

サイズ

締付けトルク幅(N･m)M8

10.0～15.0

M6

4.16～6.24

M5

2.4～3.6

■300～750A

電圧端子LL

サイズ

締付けトルク幅(N･m)M12

33.6～50.4

M8

10.0～15.0

M6

4.16～6.24

M52.4～3.6※母線(ブスバー)と分流器の接触部の長さ推奨寸法・300A、400A 品
L ：12.5mm
・500A、600A、750A 品
L ：15mm

電圧端子◇定格値による寸法
AB

C

DEFG

電圧端子

電流端子

重量300A

1401103222105060

M5 ﾀｯﾌﾟ

M8×60

約 0.5kg

400A

1401103222105060

M5 ﾀｯﾌﾟ

M8×60

約 0.5kg

500A

165

125

46301260

67

M5 ﾀｯﾌﾟ

M12×60

約 1.0kg

600A

165

125

4630

126067

M5 ﾀｯﾌﾟ

M12×60

約 1.0kg

750A

190

14065

401570－

M5 ﾀｯﾌﾟ

M12×60

約 2.0kg■1000～3000A
電圧端子◇ネジ及びナット推奨締め付けトルク
サイズ

締付けトルク幅(N･m)

M1233.6～50.4

M8

10.0～15.0

M6

4.16～6.24

M52.4～3.6※母線(ブスバー)と分流器の接触部の長さ推奨寸法
L：25mmLL

電流端子◇定格値による寸法
A

B

CDEFG

電圧端子

電流端子

重量1000A

2001507540157540M5 ﾀｯﾌﾟ

M12×60約 2.2kg

1500A

230

1708555

169045M5 ﾀｯﾌﾟ

M12×60

約 4.0kg

2000A

230

170

110

55

169060

M5 ﾀｯﾌﾟ

M12×60

約 5.0kg

2500A

254

198

110

70

2310260

M5 ﾀｯﾌﾟ

M12×90

約 6.5kg

3000A

254

198

110

702310260

M5 ﾀｯﾌﾟ

M12×90

約 8.0kg-5-【５】取付孔径■分流器用台取付寸法(電流定格 250A 以下のみ)
150±0.5※４．直接ネジ止めを行う場合はφ6 孔ではなく、M5 タップとします。

2－φ6 孔※4■5～50A 未満(圧着端子接続を行わない場合のみ)■50A、75A(圧着端子接続を行わない場合のみ)

88±0.588±0.52－φ7 孔2－φ7 孔■100～250A(圧着端子接続を行わない場合のみ)■300、400A

88±0.5110±0.52－φ10 孔2－φ10 孔■500、600A■750A
125±0.5140±0.5

2－φ15 孔2－φ15 孔■1000A■1500A
150±0.5170±0.540±0.545±0.54－φ15 孔4－φ15 孔■2000A■2500A、3000A
170±0.5

198±0.560±0.560±0.54－φ15 孔4－φ15 孔-6-【６】接続方法(例)（１）接続例
Ｓｏｕｒｃｅ

接続時の注意＋＋分流器
マルチメーター等へ－

１．分流器のマンガニン板に直接触れると手垢や汚れが付着して、発熱や腐食、精度誤差の原因になります。
配線・設置の際は触れないようにして下さい。
２．分流器と床面とは空げき 20cm 以上あける様にして下さい。
３．分流器は垂直壁面に対して水平取付して下さい。
４．分流器は熱源であることを考慮し、上下に空間をあけて風通しを良くし、放熱に配慮して下さい。

－Ｌｏａｄ【７】トラブルシューティング
症状

確認事項
・分流器へ電流が流れているか？

①電圧が出力されない。

・分流器へのリード線が断線していないか？
・分流器からの出力電圧用のリード線が断線していないか？

対処
・電流定格の範囲内で電流を印加して下さい。
・直ちに電流の印加を止め、リード線を取り替えて下さい。

・直ちに電流の印加を止め、使用しないで下さい。
※上記以外の問題が発生致しました場合は、本計器の製造元に問い合わせて下さい。

②分流器から焦げた臭いがする。

【８】保証
納入後１ヶ年以内に製造者の責任と明らかに認められる不具合に対しては、無償で修理致します。
又、ここで言う保証とは、納入品単体の保証を言い、納入品の故障に起因する損害については、補償範囲外とさせていただきます。

-7-品質・性能向上のため、記載内容は改善・改良のために予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

URL www.hakaru.jp

本社・工場〒５３２－００２７ 大阪市淀川区田川３－５－１１
ＴＥＬ ０６（６３００）２１１２
ＦＡＸ ０６（６３０８）７７６６

改訂４ 2018.6.26
ＴＫ－１９０１８

初版

2013.1.31.