製品紹介

新型シングルチャンネル AE 計測デバイス「spotWave」
中村英之 *1

塩谷Nakamura Hideyuki

源二 *2

Shioya Genji

多くの AE 研究者の支持を得ている一方で、それ1. はじめにらの機能を必要としないユーザーにはオーバース

AE 試験は、構造物の劣化・損傷や動機械の異ペックとなる場合があった。また ASCO は、ソフ常に伴い発する超音波領域の弾性波を検出し、健トウェア等を含む使用環境をユーザー自らが作り全性を評価する技術である。これまで当社は、ド上げる専門性を必要とし、一般ユーザーにとってイツ・Vallen Systeme 社の日本代理店として 2 チャハードルの高い装置であった。

ンネルから最大 256 チャンネルまで構成可能な高AMSY-6 までの機能は必要としないが、使い勝機能多チャンネル AE 計測システム AMSY-6 を販手が良く、解析機能も有する単一チャンネル AE

売する一方で、工場ラインに組み込むことを前提装置がほしい、また構造物や動機械の遠隔モニタに設計された簡易型のシングルチャンネル AE 計リング用の安価な AE デバイスがほしいという測デバイス ASCO シリーズを販売してきた。高機ユーザー向けに開発されたのがこの「spotWave」で能の AMSY-6 は多彩な解析ソフトウェアを有し、ある（図 1）。

図1

（1）

spotWave デバイスの外観*1：研究開発センター 技師長 博士（工学）*2：計測事業部 計測技術部 福浦グループ 課長—56—

2. AE デバイスの特徴

3. 装置仕様「spotWave」は、ノート PC、タブレット端末、ス装置仕様の詳細を次に示す。
（1）ハードウェア仕様

マートフォン、その他 IoT デバイスに接続し使用できるポータブルシングルチャンネル AE 計測デ・ アナログ周波数帯域：20 ～ 500 kHz

バイスであり、上位機種である AMSY-6 と同様の・ 入力レンジ：100 dBAE（opt. 94/134 dBAE）

Hit 識別方法にて AE パラメータデータを取得する

・ ノイズ・フロア：9 mV RMS（95 ～ 300 kHz）とともに波形データ（TR）を記録することが可能

・ インプットインピーダンス：16 kW / 12 pF

な、欧州規格 EN 13477-1 に準拠するフル機能を有・ サンプリング速度 / 分解能：2 MHz / 16 Bit

する。

・ Digital IIR Filter：プログラマブル

また、取得したデータは、AMSY-6 と同じファ・ 消費電力：0.7 W 未満

イル形式（AE パラメータ：pridb、波形：tradb）で・ 電源：DC5V（USB 電源供給）保存されるため、spotWave 専用ソフトウェアによ・ 保護等級：IP67

る解析のほか、上位の解析ソフトウェアである・ USB 端子：USB mini-B female

Visual AE によるデータ解析も可能としている。そ・ 使用温度範囲：-20 ～ + 60℃の他、以下の特徴を有する。

・ 重量：107 g

・ CCT（Coupling Check Transmitter）機能搭載。

・ サイズ（W × H × D）：78 × 14 × 58 mm

この機能は、CCT 用端子に取り付けた発信用・ AE チャンネル数：1（コネクタ：SMA female）

センサから発信するパルスを音源とした AE

・ CCT 出力端子：1（コネクタ：SMA female）（2）ソフトウェア仕様

センサのカップリング状態や音速の確認に使用する。この自己発信機能により、遠隔モ

・ OS：Windows 10、Androidニタリングにおける AE 装置の作動確認を可・ Cloud / Dashboard 対応（別途、接続環境要）能としている。

・ API 対応
（3）パッケージに含まれるソフトウェア

・ Android OS 対応。専用のソフトウェアをインストールすることで、タブレット端末やス・ spotWave データ取得用ソフトウェア（Windows 10

マートフォンに接続し AE 計測を行うことが用）可能。

・ AErial App：spotWave データ取得用ソフトウェ

・ 超小型＆フルスペック。サイズ（W × H × D）

ア（Android 用 Version 8 以上対応）

が 78 × 14 × 58 mm、重量 107 g と超小型であり・ Visual AE Lite: データ解析ソフトウェア（AEながら、AE パラメータや波形の収録が可能

データおよび波形表示、Windows 10 用）（4）付属品な欧州規格 EN 13477-1 に準拠するフル機能
AE 計測デバイス。

・ スマートフォン用接続ケーブル：CBL-4-0M3-V73

・ Logging モード搭載。spotWave に AE センサと（USB C）

外部電源を接続するだけで PC や端末なしで・ PC 用接続ケーブル：CBL-8-2M-V60（USB A）

AE 計測が可能。データは内蔵メモリに保存

・ AE センサ：一例、VS30-V、VS150-M、VS900-Fされる。

（周波数により選択）—57—

IIC REVIEW/2021/10. No.66

（2）Logging モード

・ マグネットホルダ：MAG4spot

Logging モードは、PC などの端末を接続せずに4. 計測モードおよびシステム構成

spotWave デバイスの内蔵メモリに AE データを書

spotWave デ バ イ ス に は、Acquisition モ ー ド とき込むモードである（図 3）。このモードでは、計Logging モードの二つの計測モードがある。それぞ測条件の設定は端末を接続して行うが、設定後はれのモードの特徴とシステム構成を以下に示す。

端末を外し、バッテリー等の外部電源を接続する（1）Acquisition モード

ことで自律的に AE 計測が開始される。

spotWave デ バ イ ス を 用 い た 計 測 シ ス テ ム

計測終了後には、PC 端末等に接続し AE データ（Acquisition モード）の構成を図 2 に示す。システをダウンロードする。なお、このモードでは波形

ムは AE 波を受信する AE センサ、計測装置の本データの収録は不可となっている。

体である spotWave デバイス、そして計測をコント

5. 用途・適用例

ロールしデータを保存・表示する PC またはタブ
レット端末またはスマートフォンが基本構成とな

spotWave の用途および適用例を以下に示す。

る。また、必要に応じ感度確認用の「CC トランス・ インフラ構造物や機械設備の常時モニタリジューサー（パルサ）」として AE センサを取り付ングを目的とする IoT デバイスとして活用
えい・ パイプラインやバルブの漏洩検知ける。

・ 各種機械や構造物のホットスポットモニタシステムを駆動する電源 DC5V は PC（または端末）から USB ケーブルにて供給されるため、図 2

リングに示す機材のみで AE 計測が可能となる。また、・ 基本的な AE 計測および評価端末に専用の解析ソフトウェアをインストールす・ AE 波伝搬特性の評価・研究等ることで AE 計測のほか、データの表示や解析も可能となる。

図2

図3

（2）

spotWave 計測システム（Acquisition モード）のブロック図（2）

spotWave 計測システム（Logging モード）のブロック図
—

58—

参考文献

6. まとめ「spotWave」は、小型軽量ながらフルスペックの（1） Vallen Systeme 社：spotWave カタログ機能を有するシングルチャンネル AE 計測デバイ（2） Vallen Systeme 社：spotWave Instructions Manual

スであり、さらに身近にあるスマートフォンやタ（上記文献については、当社まで問合せくださブレット端末でも操作可能であることから、AEい）計測を初めて導入するユーザーには、導入用モデルとして最適な装置である。
また、自己発信による動作確認機能を有するなど遠隔モニタリングにおけるセンシングデバイスとして十分な性能を有している。今後、「spotWave」の 登 場 が、AE 計 測 の 新 た な 分 野 で の 適 用 や ユ
ニークな AE 評価アプリを生み出すきっかけとなり、多様な分野・用途で AE 技術の活用が進むことを期待する。

研究開発センター
技師長
博士（工学）

計測事業部
計測技術部
福浦グループ 課長

中村 英之

塩谷 源二

TEL. 045-791-3522
FAX. 045-791-3547

TEL. 045-791-3518
FAX. 045-791-3541—

59—

IIC REVIEW/2021/10. No.66