ラボ／携帯用水質測定器
マル

チ

ダイレ

ク

ト

MultiDirect

主なアプリケーション
n 排水管理n 飲料水管理n 工業プロセス水管理
n 実験・研究用
n 試験・品質管理用等

高精度と携帯性を備えた水質測定器
ラボ／携帯用水質測定器 MultiDirectは、ラボ用測定器の精度と携帯性を兼ね備えた吸光度式水質測定器です。MultiDirectは窒素・リンやCODなど水質管理において主要な項目を測定するためのプログラムを70種類以上内蔵しています。測定のために必要となる試薬は、すべて調製済みであり、項目により錠剤試薬・粉末試薬・液体試薬やテストチューブ試薬(16 / 13mm)を使い分けます。
MultiDirectは光源の長寿命LEDと6波長の干渉フィルターを使用し測定を行います。可動部はなく、自動的に波長の選択を行います。さらに、デュアルビーム技術と内部参照チャンネルにより高精度の測定を可能としました。
MultiDirectは屋外での測定用に付属の充電式電池 7本で操作することが可能です。AC電源を使用した連続操作にも対応し、充電式電池の他にアルカリマンガン乾電池を使用することもできます。

主な特長
高精度を実現したデュアルビーム技術と干渉フィルターu 検量線データをプログラム済み
u 光源に長期安定のLEDを使用
u 新しい測定項目をインターネット経由で追加可能
u インターフェース
u メモリー 1,000件
u 携帯性u

簡易なキー操作で多項目を測定可能

N.I.S.T トレーサビリティ
本体は出荷前に校正されていますが、N.I.S.T.トレーサブルではありません。”user calibration mode (ユーザー校正モード)”により、N.I.S.T.トレーサブルな標準液で校正することができます。
(N.I.S.T. = National Institute of Standards and Technology)

新しい測定プログラム
測定プログラムはユーザーのニーズに合わせ、定期的に更新されます。
新しい測定プログラムや表示言語の追加は、ホームページ上で公開されるソフトウェアアップデートファイルから更新することができます。

多項式検量線他の数理的なプログラムに対応するために、濃度/吸光度の比例式を多項式で作成することができます。5次式(y=A+Bx+Cx2+Dx3+Ex4+Fx5)の検量線を波長や測定範囲、単位、表示桁数などのユーザー固有のパラメーターと共に入力することができます。

濃度測定
MultiDirectでは、2〜14点の既知濃度標準液を測定することができます。
濃度/吸光度の比例関係から、それぞれの測定点における直線の相関関係を計算します。サンプル測定のために、10種類のプログラムを保存することができます。

持ち運びに便利な携帯ケース
セルや器具類を収納可能

仕様
表示グラフィック-ディスプレイ

光学系

温度補正付きLED 6式, 内部参
照チャンネル, フォトダイオード

波長6波長の干渉フィルター内蔵
λ1=430nm IF Δλ=5nm
λ2=530nm IF Δλ=5nm
λ3=560nm IF Δλ=6nm
λ4=580nm IF Δλ=5nm
λ5=610nm IF Δλ=6nm
λ6=660nm IF Δλ=5nm
IF = 干渉フィルター

インターフェース

RS 232（プリンター, PC接続）

操作環境

温度 5〜40℃
湿度 最大90%まで（結露無し）

ダウンロードインターネット経由でソフトウェアと測定項目をダウンロード可能自動オフ

約20分経過後、自動電源オフ

操作

キーパッド操作（ビープ音あり）
酸／薬品耐性

メモリー
容量約1,000回分

電源

充電式電池 7本 (Ni-MH 単三)
又はAC 100-240V

安全基準

CE適合

寸法

約265(L) x 195(W) x 70(H)mm

質量約1,000g (バッテリーを含む)

商品コード
型式

内容

オーダー番号

ラボ／携帯用水質測定器
MultiDirect

本体 1式、充電式電池 7本、AC(100-240V)電源アダプター 1式、PC接続ケー
ブル 1本、丸セル(24φ/16φmm) 各3本、セルアダプター(16mmセル用) 1個、シリンジ 3本、プラスチックビーカー 1個、携帯ケース 1式

L210000

サンプルセル(24mm)セット

丸セル(24φmm、高さ48mm) 12本/1セット

L197620

サンプルセル(16mm)セット

丸セル(16φmm、高さ48mm) 12本/1セット

L197665

セルアダプター(16mmセル用)

丸セル(16φmm)用アダプター 1個

L19801094

セルアダプター用フタ遮光用

L19801100

シールリング(24mmセル用)

遮光用シールリング 12個/1セット

L197626

AC電源アダプター

100〜240V, 50/60Hz, インターナショナルプラグ付き

L193000

PC接続ケーブル

RS 232シリアル（9ピン）
接続L198198

精度確認用標準液キット

波長精度確認用、有効期間 2年

L215650

測定項目

各項目測定用の試薬は別売りです。

測定項目

測定範囲

測定項目

オーダー番号

測定範囲

オーダー番号

酸消費量(pH4.3までの要求度)

0.1 〜 4mmol/L

513210マンガン

0.2 〜 4mg/L Mn

517621m-アルカリ度(総)5 〜 200mg/L CaCO3513210

マンガン VARIO (低レンジ)

0.01 〜 0.7mg/L Mn

535090p-アルカリ度

5 〜 300mg/L CaCO3513230

マンガン VARIO (高レンジ)

0.1 〜 18mg/L Mn

535100アルミニウム VARIO

0.01 〜 0.25mg/L Al535000

モリブデン

1 〜 50mg/L MoO4517631

アルミニウム0.01 〜 0.3mg/L Al

517601

アンモニア性窒素

0.02 〜 1mg/L NH4-N

517611

モリブデン VARIO

0.5 〜 66mg/L MoO4535300

アンモニア性窒素 VARIO

0.01 〜 0.8mg/L NH4-N

535500硝酸性窒素 VARIO

1 〜 30mg/L NO3-N

535580アンモニア性窒素 VARIO (低レンジ)

0.02 〜 2.5mg/L NH4-N

535600亜硝酸性窒素0.01 〜 0.5mg/L NO2-N

512310アンモニア性窒素 VARIO (高レンジ)

1 〜 50mg/L NH4-N

535650亜硝酸性窒素 VARIO (低レンジ)

0.01 〜 0.3mg/L NO2-N

530980

全窒素 VARIO (低レンジ)

0.5 〜 25mg/L N535550

全窒素 VARIO (高レンジ)

5 〜 150mg/L N

535560溶存酸素

0.1 〜 10mg/L O2511220BT

ホウ素
臭化物

0.1 〜 2mg/L B
0.05 〜 13mg/L Br

517681511060BT

0.04 〜 4.50mg/L Cl2
0.01 〜 0.5mg/L NH4-N

535800

溶存酸素

10 〜 800μg/L O2380450

塩化物

0.5 〜 25mg/L Cl

515910515920オゾン

0.02 〜 1mg/L O3

517711517731

残留塩素（遊離, 結合, 全）0.01 〜 6mg/L Cl2517711

ポリヘキサメチレンビグアニド

2 〜 60mg/L PHMB

516100残留塩素（遊離, 結合, 全）0.02 〜 4mg/L Cl2471056

リン酸 低レンジ (オルト)0.05 〜 4mg/L PO4517651

残留塩素 VARIO （遊離, 結合, 全）0.02 〜 2mg/L Cl2530100
530120リン酸 高レンジ (オルト)

1 〜 80mg/L PO4517661

5 〜 200mg/L Cl2517721

リン酸 VARIO (オルト)0.06 〜 2.5mg/L PO4531550

0.05 〜 11mg/L ClO2517711
517731

リン酸 VARIO (オルト)0.06 〜 5mg/L PO4535200

0.02 〜 1.6mg/L P
0.02 〜 1.1mg/L P

535250モノクロラミン／遊離アンモニア

残留塩素 高レンジ (KI)
二酸化塩素
COD 低レンジ (ISO 15705:2003-01)

0 〜 150mg/L O22420720

リン酸 VARIO (加水分解)
リン酸 VARIO (全)COD 中レンジ (ISO 15705:2003-01)

0 〜 1,500mg/L O22420721

リン酸 VARIO (全)0.02 〜 1.1mg/L P

535210

COD 高レンジ

0 〜 15,000mg/L O22420722

リン酸 VARIO

0 〜 125mg/L P

535220色度 (APHA 白金-コバルト標準法）

0 〜 500mg/L Pt（無試薬）

リン酸 (オルト)

5 〜 40mg/L PO4380460

銅0.05 〜 5mg/L Cu

517691

リン酸 (オルト)

0.05 〜 5mg/L PO4380480

銅 VARIO (遊離)0.05 〜 5mg/L Cu

530300pH

5.2 〜 6.8515700

シアン化物

0.01 〜 0.5mg/L CN

2418875

pH

6.5 〜 8.4511770BT

シアヌル酸

2 〜 160mg/L Cys

511320BTpH

6.5 〜 8.4471040

DEHA

20 〜 500μg/L DEHA

461181513220pH

8.0 〜 9.6515710

536000カリウム

0.7 〜 12mg/L K

515670467481205630シリカ

0.05 〜 4mg/L SiO2517671

シリカ VARIO (低レンジ)

0.1 〜 1.6mg/L SiO2535690

シリカ VARIO (高レンジ)

1 〜 90mg/L SiO2535700

次亜塩素酸ナトリウム0.2 〜 16% NaOCl

517721

硫酸塩 VARIO

5 〜 100mg/L SO4532160

硫酸塩

5 〜 100mg/L SO4515450

硫化物

0.04 〜 0.5mg/L S

502930502940

DEHA VARIO
フッ化物

20 〜 500μg/L DEHA
0.05 〜 2mg/L F

硬度 (カルシウム)

50 〜 900mg/L CaCO3515650

硬度 (カルシウム)

0 〜 500mg/L CaCO3517761

硬度(全)2 〜 50mg/L CaCO3515660

硬度(全) 高レンジ

20 〜 500mg/L CaCO3515660

ヒドラジン

0.05 〜 0.5mg/L N2H2462910
384930ヒドラジン

0.01 〜 0.6mg/L N2H2531200

ヒドラジン

0.01 〜 0.7mg/L N2H2380470

亜硫酸塩

0.1 〜 5mg/L SO3518020

0 〜 750mg/L TSS

（無試薬）

過酸化水素

0.03 〜 3mg/L H2O2512380

SS

ヨウ化物

0.05 〜 3.6mg/L I

511060BT

濁度

0 〜 1,000FAU（無試薬）

鉄 (II, III) 溶解性

0.02 〜 1mg/L Fe

515370515420尿素0.1 〜 3mg/L Urea

459300459400517611

鉄 VARIO (II, III) 溶解性

0.02 〜 3mg/L Fe530560

鉄 VARIO (全)0.02 〜 1.8mg/L Fe530550

亜鉛0.02 〜 1mg/L Zn

512620512390

Tintometer社製Lovibondブランド＊記載の製品に関しては、改良のため予告なく仕様変更する場合もありますのでご了承下さい。

2010/06