9. 臨床検査自動化用セグメ
臨床検査自動化用 セグメ
ント詳細
ント詳細
9.

臨床検査自動化用セグメント詳細..................................................... 9-1
EQU - Equipment Detail Segment 装置詳細セグメント................................ 9-2
9.1.1. EQU フィールド定義......................................................... 9-2
9.2. ISD - interaction status detail segment インタラクションステータスの詳細セグメント9-4
9.2.1. ISD フィールド定義......................................................... 9-4
9.3. SAC - Specimen And Container Detail Segment 材料と採取容器の詳細セグメント ....... 9-5
9.3.1. SAC フィールド定義......................................................... 9-7
9.4. INV - Inventory Detail Segment 在庫詳細セグメント............................... 9-19
9.4.1. INV フィールド定義........................................................ 9-20
9.5. ECD - Equipment Command Segment 装置コマンドセグメント .......................... 9-25
9.5.1. ECD フィールド定義........................................................ 9-25
9.6. ECR - Equipment Command Response Segment 装置コマンド応答セグメント ............. 9-27
9.6.1. ECR フィールド定義........................................................ 9-27
9.7. NDS - Notification Detail Segment 通知詳細セグメント............................ 9-28
9.7.1. NDS フィールド定義........................................................ 9-28
9.8. CNS - Clear Notification Segment 通知クリアセグメント ........................... 9-29
9.8.1. CNS フィールド定義........................................................ 9-29
9.9. TCC - Test Code Configuration 検査コード設定セグメント .......................... 9-30
9.9.1. TCC フィールド定義........................................................ 9-30
9.10.
TCD - Test Code Detail Segment 検査コード詳細セグメント....................... 9-33
9.10.1.
TCD フィールド定義...................................................... 9-33
9.11.
SID - Substance Identifier Segment 試薬等識別セグメント....................... 9-35
9.11.1.
SID フィールド定義...................................................... 9-35
9.12.
EQP - Equipment Log/Service Segment 装置ログ／サービスセグメント.............. 9-36
9.12.1.
EQP フィールド定義...................................................... 9-36
9.1.

Copyright©2008 JAHIS

9-1

9.1. EQU - Equipment Detail Segment 装置詳細セグメント
装置詳細セグメント
EQUセグメントは、臨床検査自動化システムで使われる装置の識別と保守に必要なデータである。
HL7 属性表 -EQU- 装置詳細セグメント
装置詳細セグメント
SEQ
1
2
3
4

LEN
427
26
705
705

DT
EI
TS
CWE
CWE

OPT
R
R
C
O

Japan
R
R
C
O

5

705

CWE

O

O

RP/#

TBL#

0365
0366

ITEM #
01479
01322
01323
01324

0367

01325

ELEMENT NAME
Equipment Instance Identifier 装置 ID
Event Date/Time イベントの日付／時刻
Equipment State 装置ステータス
Local/Remote Control State ローカル／リ
モート制御のステータス
Alert Level 警報レベル

NOTE

9.1.1.EQUフィールド
フィールド定義
フィールド定義
EQU-1

Equipment instance identifier 装置ID
装置 (EI)

01479

Components: <entity identifier (ST)> ^ <namespace ID (IS)> ^ <universal ID (ST)> ^ <universal ID type (ID)>

定義：このフィールドは、装置を示す。このIDは、部署 (施設) 全体の装置のマスタリストから取得される。<namespace ID> は装置名称を示す識別子である。

EQU-2

Event Date/Time イベントの01322
イベントの日付／
日付／時間 (TS)
定義：このフィールドは、イベント発生時点の装置の日付と時刻を示す（イベント例：状態の遷移、コマンド発行、コマンド実行終了）。

EQU-3

Equipment State 装置ステータス
装置ステータス (CWE)

01323

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、装置の通信時点でのステータスの識別コードを示す。
HL7 表 0365 - Equipment state 装置ステータス
装置ステータス

この表はLECIS に基づく

Value

Description

PU

Powered Up 電源 ON

IN

Initializing 初期化中

ID

Idle アイドルCO

Configuring 設定中

OP

Normal Operation 通常オペレーション

CL

Clearing クリア中PA

Pausing 休止中

PD

Paused 休止

ES

E-stopped 緊急停止
(null) No state change ステータス変化なし

EQU-4

Local/remote control state ローカル/リモート
ローカル リモート制御
リモート制御の制御のステータス (CWE)

01324

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、装置のリモート制御のステータスを示す。
HL7 表 0366 - Local/remote control state ローカル/リモート
ローカル リモート制御
リモート制御の制御のステータス

この表はCopyright©2008 JAHISLECIS に基づく

9-2

ValueDescription

L

Local ローカル

R

Remote リモート
(null) No state change ステータス変化なし

EQU-5

Alert level 警報レベル
警報レベル (CWE)

01325

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、指示された装置に関連付けられている最高位の警報ステータス（最高位の警報重要性）を示す（例：処理イベント、在庫イベント、QCｲﾍﾞﾝﾄ）。
HL7 表 0367 - Alert level 警報レベル
警報レベル
Value

Description

Note

N

NormalNo Corrective Action Needed 修正作業は不要

W

Warning

Corrective Action Anticipated 修正作業が期待される

S

Serious

Corrective Action Required 修正作業が必要

C

CriticalShut Down, Fix Problem and Re-init シャットダウン、問題修正、再起動(null) No level change

変化なし

Copyright©2008 JAHIS

9-3

9.2. ISD - interaction status detail segment インタラクション
ステータスのステータスの詳細セグメント
詳細セグメント
ISDセグメントは、特定の装置に対する特定のインタラクション（処理など）のステータスに関するデータである。
HL7 属性表 -ISD- インタラクションステータスのインタラクションステータスの詳細セグメント
詳細セグメント
SEQ
1

LEN
20

DT
NM

OPT
R

Japan
R

2

705

CWE

O

3

705

CWE

R

RP/#

TBL#

ITEM #
01326

O

0368

01327

R

0387

01328

ELEMENT NAME
Reference Interaction Number (unique
identifier) 参照インタラクション番号(一意の ID)
Interaction Type Identifier インタラクショ
ンタイプ ID
Interaction Active State インタラクション
アクティブステータス

NOTE

9.2.1.ISDフィールド
フィールド定義
フィールド定義
ISD-1

Reference interaction number 参照インタラクション
01326
参照インタラクション番号
インタラクション番号 (NM)
定義：この番号は、インタラクションを一意に示す。インタラクションがコマンドにより実行される場合は、参照コマンド番号（Reference Command Number）を使用する（NCCLS AUTO3のLECIS Comparison Section 5.2.1を参照）。それ以外の場合は、ユーザまたは装置の専用のテーブルを定義すること。

ISD-2

Interaction type identifier

インタラクションタイプID
インタラクションタイプ (CWE)

01327

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、インタラクションのタイプを指定する。インタラクションがコマンドの効果として実行される場合は、ECDフィールド定義中の「使用者定義表0368 リモート
制御コマンド」（9.5節）のIDを使用する。それ以外の場合は、ユーザまたは装置の専用のテーブルを定義すること。

ISD-3Interaction active state インタラクションアクティブステータス (CWE)

01328

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、インタラクションのステータスを伝える。インタラクションがコ
マンドにより実行される場合は、ステータスとしてコマンド応答を使用できる（「使用者定義表0387 コマンド応答」（9.6節）を参照）。これを使用しない場合、ステータスはインタラクションに特定されているLECISステータストランザクションを参照する。それ以外の場合は、ユーザまたは装置の専用のテーブルを定義すること。

Copyright©2008 JAHIS

9-4

9.3. SAC - Specimen And Container Detail Segment 材料と
材料と採
取容器の
取容器の詳細セグメント
詳細セグメント
採取容器詳細セグメントは臨床検査自動化システムで使用される採取容器の取り扱いに必要なデータである。普通、検査室では検体は採取容器で輸送され、処理される。SPMセグメントとSACセグメントが同一メッセージ上で使われる場合は、概念的に同一な値はSPMセグメントだけに記述されるべきである。
SAC-6 (Specimen Source), SAC-27 (Additives), SAC-43 (Special Handling Considerations).が適用される。
（注：SPM-8(Specimen Source Site), SPM-6(Specimen Additives), SPM-15(Specimen Handling Code)）

Copyright©2008 JAHIS

9-5

HL7 属性表 -SAC- 材料と材料と採取容器の採取容器の詳細セグメント
詳細セグメント
SEQ

LEN

DT

OPT

Japan

1

427

EI

O

2
3
4

427
427 *
427 *

EI
EI
EI

5

427 *

6
7

ITEM #ELEMENT NAME

O

01329

O
C
C

O
C
C

01330
01331
01332

EI

O

O

01333

4436
26

SPS
TS

C
O

C
O

0369

00249
01334

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

705
705
427
80
705
427
80
705
20
20
20
20
705

CWE
CWE
EI
NA
CWE
EI
NA
CWE
NM
NM
NM
NM
CWE

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

0370
0378

01335
01336
01337
01338
01339
01340
01341
01342
01343
01344
01345
01346
01347

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

20
20
20
705
705
705
705
705
36
705
36
20
705
20
705
20
705
20
705

NM
NM
NM
CWE
CWE
CWE
CWE
CWE
SN
CWE
SN
NM
CWE
NM
CWE
NM
CWE
NM
CWE

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

40

705

CWE

O

O

41
42
43

705
705
705

CWE
CWE
CWE

O
O
O

44

705

CWE

O

External accession identifier 外部識別
ID
Accession identifier 識別 ID
Container identifier 採取容器 ID
Primary (parent) container identifier 親
採取容器 ID
Equipment container identifier 装置採取
容器 ID
Specimen source 検査材料
Registration date/time 登録の日付／時
間Container status 採取容器ステータス
Carrier type キャリアタイプ
Carrier identifier キャリア ID
Position in carrier キャリア内の位置
Tray type トレイタイプ
Tray identifier トレイ ID
Position in tray トレイ内の位置
Location ロケーション
Container height 採取容器高さ
Container diameter 採取容器直径
Barrier delta バリアデルタ
Bottom delta ボトムデルタ
Container diameter/height/delta units 採
取容器高さ／直径／デルタの単位
Container volume 採取容器容積
Available volume 利用可能容積
Initial specimen volume 初期検体体積
Volume units 体積の単位
Separator type 分離剤タイプ
Cap type キャップタイプ
Additive 添加剤
Specimen component 材料成分
Dilution factor 希釈率
Treatment 処置
Temperature 温度
Hemolysis index 溶血指数
Hemolysis index units 溶血指数の単位
Lipemia index 乳び指数
Lipemia index units 乳び指数の単位
Icterus index 黄疸指数
Icterus index units 黄疸指数の単位
Fibrin index フィブリン指数
Fibrin index units フィブリン指数の単位
System induced contaminants システム
由来の汚染物質
Drug interference 薬剤干渉
Artificial blood 人工血液
Special handling considerations 特別の取り扱い注意Other environmental factors その他の環
境因子

*

RP/#

TBL#

0379

Y

0373

00644
01349
01350
01351
01352
01353
00647
01355
01356
01357
01358
01359
01360
01361
01362
01363
01364
01365
01366

Y

0374

01367

O
O
O

Y
Y

0382
0375
0376

01368
01369
01370

O

Y

0377

01371

Y

0380
0381
0371

SEQ3,4,5のの第一要素は
第一要素は２０桁以内
２０桁以内で桁以内で運用されることが運用されることが望されることが望ましい

Copyright©2008 JAHIS

9-6

NOTE

9.3.1.SACフィールド
フィールド定義
フィールド定義
SAC-1

External accession identifier 外部識別ID(EI)
01329
外部識別
Components: <entity identifier (ST)> ^ <namespace ID (IS)> ^ <universal ID (ST)> ^ <universal ID type (ID)>

定義：このフィールドは、臨床検査のIDを示す。このIDは外部臨床検査情報システムによって割り当てられる。
例：ラボAからラボBへ検体が移送されたとき、ラボBではこのフィールドの内容をラボAとす
る。

SAC-2

Accession identifier 識別ID(EI)01330
識別Components: <entity identifier (ST)> ^ <namespace ID (IS)> ^ <universal ID (ST)> ^ <universal ID type (ID)>

定義：このフィールドは臨床検査のIDを示す。このIDは検査を実施している臨床検査の情報システムにより割り当てられる。
識別IDは１本以上の採取容器を参照させる事が可能である。採取容器ID（後述）は採取容器
毎にユニークな識別子である。
SAC-3

Container identifier 採取容器ID(EI)
採取容器

01331

Components: <entity identifier (ST)> ^ <namespace ID (IS)> ^ <universal ID (ST)> ^ <universal ID type (ID)>

定義：このフィールドは採取容器を示す。このフィールドは採取容器の一意なIDで、対応する装置により割り当てられる。１つの採取容器には、親材料または、材料の分注検体が入る。
親検体の場合はこのフィールド親採取容器IDが入り、バーコード付きでない分注検体（例：micro-titter プレート）の場合は空白となる。
NCCLS規格では臨床検査情報システムに導入される採取容器にはそれぞれ一意のIDが要求される。親採取容器ID、採取容器ID、キャリアID／位置、トレイID／位置のフィールドの組み合わせにより、LAS内の採取容器が一意に識別される必要がある。自然で最良の方法は、機械で読みとれる一意のID（当然、このIDはフィールドの組み合わせの一意性を保証する）を採取容器に貼付することである。このIDを記号化するバーコードは、NCCLS AUTO2(Laboratory
Automation: Bar Codes for Specimen Container Identification）の規格案に適合すること。
SAC-4

Primary (parent) container identifier 親採取容器ID
親採取容器

(EI)

01332

Components: <entity identifier (ST)> ^ <namespace ID (IS)> ^ <universal ID (ST)> ^ <universal ID type (ID)>

定義：このフィールドに内容がある場合は、その検体の元の採取容器を示す。親検体の場合は、このフィールドは空白となる。分注検体の場合は、このフィールドには親採取容器のID
が入る。
SAC-5

Equipment container identifier 装置採取容器ID(EI)
01333
装置採取容器Components: <entity identifier (ST)> ^ <namespace ID (IS)> ^ <universal ID (ST)> ^ <universal ID type (ID)>

定義：このフィールドは、特定の装置内の採取容器IDを示す。
例：分析機内のカローセルまたはラック内の特定の検体、または分析機に特定のバーコード

Copyright©2008 JAHIS

9-7

の割り当てなど。

各種サンプルタイプ
各種サンプルタイプのサンプルタイプの採取容器IDフィールド
採取容器 フィールドのフィールドの使用例
SAC field

Primary container

Aliquot container
with Bar-code

親採取容器
バーコード付き分注採取容器“Container ID” 採取容器
ID(SAC-3)“Primary (parent) Container
ID” 親採取容器 ID(SAC-4)

SAC-6

Aliquot container
without Bar-code, e.g.
microtiter well
バーコード無し分注採取容器

Primary container ID

Aliquot container ID

親採取容器 ID

分注採取容器 ID—

Primary container ID

Primary container ID

親採取容器 ID

親採取容器 ID

Specimen source 検査材料 (SPS)

—

00249

Components: <Specimen Source Name or Code (CWE)> ^ <Additives (CWE)> ^ <Specimen Collection Method (TX)> ^<Body Site (CWE)> ^ <Site Modifier (CWE)> ^ <Collection Method Modifier Code (CWE)> ^ <Specimen
Role (CWE)>
Subcomponents for Specimen Source Name or Code (CWE): <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding System(ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> &<Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)>
Subcomponents for Additives (CWE): <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding System (ID)> & <Alternate
Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System
Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)>
Subcomponents for Body Site (CWE): <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding System (ID)> & <Alternate
Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System
Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)>
Subcomponents for Site Modifier (CWE): <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding System (ID)> & <Alternate
Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System
Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)>
Subcomponents for Collection Method Modifier Code (CWE): <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding System(ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> &<Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)>
Subcomponents for Specimen Role (CWE): <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding System (ID)> & <Alternate
Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System
Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)>

定義：このフィールドはHL7 旧バージョンとの互換性のためにのみ残されている。SPMセグ
メントとSACセグメントが同時に使用される場合はSPMセグメントを優先する。SPMセグメ
ントについては7章を参照。
このフィールドは、検体の採取部位またはサービスの実施部位を示す。
最初の要素には検体の名前またはコード（CWEデータタイプの要素としての）が入る。（診察名が材料を暗示している場合でも、材料の指定が必要なことがある。例：血液培養、心血）。
有効なエントリについては、JLAC10 を推奨。
２番目はコード化要素で、必要に応じて検体への添加剤（例：ヘパリン、EDTA、シュウ酸塩など）を記入する。
３番目はコード化要素で、この情報が依頼の一部である場合に採取方法を説明する。採取方法が理論的に診察結果である場合は、この要素は結果セグメントとして含まれなければならない。
４番目の要素は材料の採取元の身体部位を特定し、５番目の要素は部位の修飾子である。例
えば、検体が "anticubital foss" （肘の内側の窪み）で、部位修飾子が "right" （右）なCopyright©2008 JAHIS

9-8

ど。CWEフィールドの要素はサブ要素になる。有効なエントリについては、JLAC10 を推奨。
６番目の要素は、検体が採取法の一部として凍結されているかどうかを示す。値としてF(Frozen) と R(Refrigerated) を提案する。要素が空白の場合は、検体は室温と見なされる。
７番目の要素は検体の役割を示す。提案される値については「使用者定義表 0369-Specimenrole」を参照。これらの値は通常、システムによって識別され、検体のデータ処理に影響する。
使用者定義表 0369 - Specimen role
Value

SAC-7

Description

P

Patient (default if blank component value) 患者検体（ブランクで既定値）

Q

Control specimen

C

Calibrator キャリブレーター

B

Blind Sample

R

Replicate (of patient sample as a control) 多重測定用患者検体（精度管理のため）

コントロール検体

ブラインド検体

Registration date/time 登録日付と登録日付と時刻 (TS)01334

定義：このフィールドは、その採取容器が最後に自動システムに登録された日付と時刻を示す。例：採取容器バーコードが装置によって読まれた。

SAC-8

Container status 採取容器ステータス
採取容器ステータス(CWE)
ステータス

01335

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、そのトランザクションが開始された時点で検体が属していた一意の採取容器のステータスを示す。値については 「HL7表 0370 - Container status」 を参照。
必要なら、装置に特定の採取容器ステータスを <alternate identifier> として送信する。
HL7 表 0370 - Container status
Value

Description

I

Identified 識別されている

P

In PositionO

In Process 処理中

R

Process Completed 処理終了

L

Left Equipment 機器から解放されたM

Missing ミッシングX

Container Unavailable 採取容器利用不能

U

Unknown 不明

装置の中にある採取容器ステータスは（LAS内の）装置間の情報交換に関係する。全てではないが、LIS-LAS間のデータ転送にも関連する。
以下の記述はLASまたは機器と他のLASまたは機器とのインターフェースに関するものである。

Copyright©2008 JAHIS

9-9

Identified

はシステムが他のシステムに対して採取容器を受け取った事を通知する。

LASとLIS間での情報交換では Identified は検体を受け取った「このラボ」のステータスをレポートする事が可能である。
最初のサンプルの認識と同一にはならないケースもある。
In Position はシステムから他のシステムに対して検体搬送中の採取容器の位置を通知する。
（例：採取容器がラックから取り出された。ピペッティング中、等）
In Process はシステムから他のシステムに対して特定の採取容器が機器によって処理されていることを通知する。これは特定の処理ステップが適切で無いとき、採取容器ステータスについてのクエリーを応答するのに有用である。
Process Completed はシステムから他のシステムに対して処理が終了したが、採取容器は未だシステムから解放されていない状態を示す。
Left Equipment はシステムから他のシステムに対して採取容器が解放されたことを示す。
Missing はシステムから他のシステムに対して採取容器が予想された位置に無い事を示す。
Cancelled はシステムから他のシステムへこのシステムの範疇で採取容器がもはや利用不可
能であることを示す。（例：採取容器破損、破棄）
Unknown はシステムから他のシステムに対して採取容器を受け取っていないことを示す。

SAC-9

Carrier type キャリアタイプ(CWE)
キャリアタイプ

01336

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドはキャリアのタイプを示す。（用語集参照）
使用者定義表 0378 に提案する値を示す。
それぞれの形状が異なるので、可能ならキャリアタイプかキャリア内のポジションの数を示すようにする。
この定義は階層的に表現できると想定している。「採取容器はキャリアの中にあり、キャリ
アはトレイの中にある。」のように表現するには、SAC-10～15のフィールドと組み合わせて定義する。
使用者定義表 0378 – Carrier type
Value

Description
No suggested values defined 推奨値は定義されない値の例： R01 (one position carrier), R05 (five position carrier)SAC-10Carrier identifier キャリアID
キャリア (EI)

01337

Components: <entity identifier (ST)> ^ <namespace ID (IS)> ^ <universal ID (ST)> ^ <universal ID type (ID)>

定義：このフィールドはキャリアを示す。このID（例：番号、バーコード）は、採取容器（例：
採取容器）が置かれているキャリアを示す。
例：キャリアが、１、または複数の検体採取容器用のラックである場合、キャリアは通常、

Copyright©2008 JAHIS

9-10

自動検体搬送に使用される。複数のキャリアをトレイにストックして、そのトレイを手動または自動で搬送してもよい。
SAC-11

Position in carrier キャリア内
キャリア内の位置(NA)
位置

01338

定義：このフィールドはキャリア内の採取容器の位置を示す。（例：1,2,3・・）必要なら、複数の座標軸情報（例：2次元ならx^y）を送るためにサブ要素を使用できる。

SAC-12

Tray type トレイタイプ(CWE)
トレイタイプ

01339

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドはトレイのタイプを示す（用語集参照）。使用者定義表 0379 に提案する値を示す。
それぞれの形状が異なるので、可能ならトレイ内のポジションの数を示すようにする。
この定義は階層的にネストされていると想定している。「採取容器はキャリアの中にあり、キャリアはトレイの中にある。」のように。
使用者定義表 0379 – Tray type
Value

Description
No suggested values defined 推奨値は定義されない

SAC-13

Tray identifier トレイID(EI)
トレイ

01340

Components: <entity identifier (ST)> ^ <namespace ID (IS)> ^ <universal ID (ST)> ^ <universal ID type (ID)>

定義：このフィールドは採取容器キャリアがあるトレイのID（例：トレイの番号またはトレイ上のバーコード）を示す。

SAC-14

Position in tray トレイ内
トレイ内の位置(NA)
位置

01341

定義：このフィールドはトレイ内のキャリアの位置を示す。必要なら、複数の座標軸情報（例：
2次元ならx^y）を送るためにサブ要素を使用できる。

SAC-15

Location ロケーション(CWE)
ロケーション

01342

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、トランザクションが開始した時点での物理的な場所を示す。ロケーションの記述はLASにより異なる。例えば、ストレージ内のＸＹＺ座標で表したり、採取容器キャリアのトレイがある冷蔵庫の番号や引き出しの番号で表したり、現在採取容器を所有している部署と臨床検査の名前で表す場合がある。このフィールドを繰り返すことにより、ロケーションを階層的に表現できる。（最下位レベルから順に示す）例えば、棚番号、冷蔵
庫ID、ラボ名、施設名など。

Copyright©2008 JAHIS

9-11

SAC-16

Container height 採取容器高さ
採取容器高さ(NM)01343

定義：このフィールドは採取容器の高さを示す。

SAC-17

Container diameter 採取容器直径(NM)
採取容器直径01344

定義：このフィールドは採取容器の直径を示す。

SAC-18Barrier delta バリアデルタ(NM)バリアデルタ01345

定義：このフィールドは規格点（Point of Reference）から分離剤までの距離を示す。この距離は、おそらくＬＡＳによって与えられ、機器あるいは検体操作を行う装置が分離剤への接触なしにサンプリングプローブを検体に挿入するのに有用である。
Point of Reference の定義についてはNCCLS規格のAUTO5 (Laboratory Automation:
Electromechanical Interfaces)を参照。
SAC-19Bottom delta ボトムデルタ(NM)ボトムデルタ01346

定義：このフィールドは規格点（Point of Reference）から採取容器の底（外壁）までの距離を示す。Point of Reference の定義についてはNCCLS規格のAUTO5 (Laboratory Automation:
Electromechanical Interfaces)を参照。

SAC-20

Container diameter/height/delta units 採取容器直径／
採取容器直径／高さデルタのデルタの単位 (CWE)

01347

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、採取容器の直径、高さ、デルタを記述されるために使用される単位を示す。ISO+単位の場合は、省略形で記録される。ANS+またはL(ローカル）の場合は単位とソースコードの表を記録する必要がある。それ以外の場合は、要素の区切り文字はサブ要
素の区切り文字に置き換えられなければならない。デフォルトの単位はミリメートル(mm)で単位が示されていない場合はこの単位が仮定される。

SAC-21

Container volume 採取容器容量(NM)
取容器容量

00644

定義：このフィールドは採取容器の容量を示す。

SAC-22Available volume 利用可能容量(NM)
利用可能容量01349

定義：このフィールドは、この採取容器で現在利用できる容量を示す。

SAC-23

Initial specimen volume 初期検体容量 (NM)01350

定義：このフィールドは採取容器の吸引体積を示す。

Copyright©2008 JAHIS

9-12

SAC-24

Volume units 体積単位 (CWE)

01351

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、採取容器の容量を示すために使用される単位を示す。ISO+単位の場合は、省略形で記録される。デフォルトの単位はミリリットル（mL）で、単位が示されていない場合はこの単位が仮定される。

SAC-25

Separator type 分離剤タイプ
分離剤タイプ (CWE)

01352

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、採取容器で使用する分離剤のタイプを示す。（例えば、ゲル状の分離剤のことであって、通信上のセパレータと混同しないこと）使用者定義表0380 に提案する値を示す。テーブルの最初のエントリが"NO"なら「分離剤なし」を示す。
使用者定義表 0380 – Separator type
Value

Description
No suggested values defined 推奨値は定義されない

Examples of values 値の例: NO (no separator 分離剤なし), GEL (gel separator
M01 (manufacturer specific メーカ独自のもの)

SAC-26

Cap type キャップタイプ (CWE)

ゲル状の分離剤),

01353

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、採取容器の開栓、ピアシングなどの機構に使用されるキャップのタイプを示す。使用者定義表0381 に提案する値を示す。
使用者定義表 0381 – Cap type
Value

Description
No suggested values defined 推奨値は定義されない値の例: SCR (screw cap スクリュー栓), PSH (push cap プッシュ栓), FOIL (foil シール栓)

SAC-27

Additive 添加剤(CWE)
添加剤

00647

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、採取前または採取の時点で検体に添加された添加剤を示す。繰り返し可能。使用者定義表0371 に提案する値を示す。
この表の値はNCCLS AUTO4による。ユーザによる拡張が可能である。
使用者定義表 0371 – Additive

Copyright©2008 JAHIS

Value

Description

EDTK

Potassium/K EDTA

EDTN

Sodium/Na EDTA

9-13

ValueDescription

HEPL

Lithium/Li

HEPN

Sodium/Na Heparin ヘパリン

C32

3.2%

C38

3.8% Citrate クエン酸

BOR

Borate ホウ酸

HCL6

6N HCL 塩酸

Heparin ヘパリン

Citrate クエン酸

注）このフィールドはHL7 旧バージョンとの互換性のためにのみ残されている。SPMセグメ
ントとSACセグメントが同時に使用される場合はSPMセグメントを優先する。SPMセグメン
トについては第7章を参照。
SAC-28Specimen component 検体成分(CWE)
検体成分

01355

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、検体成分（上清、沈殿など）を示す。使用者定義表0372 に提案する値を示す。
この表の値はNCCLS AUTO4による。ユーザによる拡張が可能である。
使用者定義表
使用者定義表 0372 - Specimen component

SAC-29Value

Description

SUP

Supernatant 上清SEDSediment 沈殿

BLD

Whole blood, homogeneous 全血

BSEP

Whole blood, separated 分離された全血

PRP

Platelet rich plasma 多血小板血漿

PPP

Platelet poor plasma 乏血小板血漿

SERSerum, NOS (not otherwise specified)血清（他に特徴のない）

PLAS

Plasma, NOS (not otherwise specified) 血漿（他に特徴のない）

Dilution factor 希釈率(SN)
希釈率

01356

Components: <comparator (ST)> ^ <num1 (NM)> ^ <separator/suffix (ST)> ^ <num2 (NM)>

定義：このフィールドは、既に検体に実施されている希釈の希釈率を示す。希釈率を変更する装置はこの情報を他の装置に送信する必要がある。内因性の希釈剤内容物が濃度計算に必要な場合は、マスタファイルまたは他の方法で特定の値がシステム間で交換される必要がある。
例：|^1^:^5| - means dilution 1 to 5, i.e., 1 part sample, 4 parts diluent
５倍希釈 例えば、１が検体、４が希釈剤|^1^+| - sample is diluted, but the factor is unknown
サンプルが希釈されたが、希釈率は不明|^1^:^1| - not diluted sample

Copyright©2008 JAHIS

9-14

希釈されなかった|| - dilution not changed
希釈率は普遍SAC-30Treatment 処置(CWE)
処置

01357

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、検体採取時の処置を示す。使用者定義表0373 に提案する値を示す。
この表の値はNCCLS AUTO4による。ユーザによる拡張が可能である。
使用者定義表 0373 – Treatment

SAC-31

Value

Description

LDLP

LDL Precipitation LDL 沈殿

RECA

Recalcification カルシウム再添加

DEFB

Defibrination フィブリン除去

ACID

Acidification 酸化

NEUT

Neutralization 中和

ALKAlkalization アルカリ化

FILT

Filtration 濾過

UFIL

Ultrafiltration 限外濾過

Temperature 温度(SN)
温度

01358

Components: <comparator (ST)> ^ <num1 (NM)> ^ <separator/suffix (ST)> ^ <num2 (NM)>

定義：このフィールドは、EQUセグメントにトランザクションが指定されたときの検体の温度（℃）を示す。

SAC-32Hemolysis index 溶血指数 (NM)01359

定義：このフィールドは、検体の溶血指数を表すために使用される。

SAC-33Hemolysis index units 溶血指数の溶血指数の単位 (CWE)

01360

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、検体の溶血指数の単位を表すために使用される。推奨される単位
は g/L である。（OBXのオリジナルの使用法に換わり、この指数値の送信が追加された。理由は検体の詳細情報の送信頻度の点から、より効率的な機構の使用が望ましいためである。
このフィールドが空の場合は推奨値と見なされる。

Copyright©2008 JAHIS

9-15

SAC-34

Lipemia index 乳び指数 (NM)01361

定義：このフィールドは、検体の乳び指数を表すために使用される。600nmで測定した光学的
濁度（単位は absorbance）が推奨される。

SAC-35

Lipemia index units 乳び指数の指数の単位(CWE)
単位

01362

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、検体の乳び指数の単位を表すために使用される。
このフィールドが空の場合は推奨値と見なされる。

SAC-36Icterus index 黄疸指数 (NM)01363

定義：このフィールドは、検体の黄疸指数を表すために使用される。

SAC-37

Icterus index units 黄疸指数の
黄疸指数の単位 (CWE)

01364

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、検体の黄疸指数の単位を表すために使用される。
ビリルビンのmMOL/L が推奨される。
このフィールドが空の場合は推奨値と見なされる。
SAC-38Fibrin index フィブリン指数
フィブリン指数 (NM)01365

定義：このフィールドは、検体のフィブリン指数を表すために使用される。フィブリンの有り／無しの違いしか無い場合に限り、それぞれ１または０を用い、単位は空とする。

SAC-39Fibrin index units フィブリン指数
フィブリン指数の指数の単位 (CWE)

01366

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、検体のフィブリン指数の単位を表すために使用される。

SAC-40

System induced contaminants システム由来
システム由来の由来の汚染物質 (CWE)

01367

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、検体に関連する汚染物質を示す。使用者定義表0374 に提案する値を示す。この表の値はNCCLS AUTO4による。ユーザによる拡張が可能である。
使用者定義表 0374 - System induced contaminants

Copyright©2008 JAHIS

Value

Description

CNTM

Present, type of contamination unspecified 検体汚

9-16

ValueDescription
染有り、詳細不明

SAC-41Drug interference 薬剤干渉(CWE)
薬剤干渉

01368

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、検体に関連する妨害物質を示す。使用者定義表0382に提案する値を示す。
使用者定義表 0382 – Drug interference
Value

Description
No suggested values defined 推奨値は定義されない

SAC-42

Artificial blood 人工血液 (CWE)

01369

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、検体に関連する人工血液を示す。使用者定義表0375 に提案する値を示す。この表の値はNCCLS AUTO4による。ユーザによる拡張が可能である。
使用者定義表 0375 - Artificial blood
Value

Description

SFHB

Stromal free hemoglobin preparations
基質遊離ヘモグロビン製剤

FLUR

SAC-43

Fluorocarbons フルオロカルボン

Special handling considerations 特別な特別な取り扱い (CWE)

01370

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、検体に関連する特別の取り扱いを示す。（例：遠心分離）使用者
定義表0376 に提案する値を示す。この表の値はNCCLS AUTO4による。ユーザによる拡張が可能である。
使用者定義表 0376 - Special handling considerations

Copyright©2008 JAHIS

Value

Description

PRTL

Protect from light 遮光

CFRZ

Critical Frozen 凍結

CATM

Critical do not expose to atmosphere – Do not uncap
嫌気－栓を開けない

CREF

Critical refrigerated 要冷蔵

CAMB

Critical ambient temperature 室温

C37

Critical maintain at 37C (e.g., cryoglobulin specimen

9-17ValueDescription
３７℃に保温（例：サイログロブリン検体）

注）このフィールドはHL7 旧バージョンとの互換性のためにのみ残されている。SPMセグメ
ントとSACセグメントが同時に使用される場合はSPMセグメントを優先する。SPMセグメン
トについては第7章を参照。
SAC-44

Other environmental factors その他
その他の環境因子 (CWE)

01371

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、検体に関連するその他の環境因子を示す(例：大気への露出)))。使用者定義表0377 に提案する値を示す。この表の値はNCCLS AUTO4による。ユーザによる拡張が可能である。
使用者定義表 0377 - Other environmental factors
Value

Description

ATM

Opened container, atmosphere/duration unspecified 開栓された採取容器の露出時間は規定しない

A60

Opened container, indoor atmosphere, 60 minutes duration 開栓された採取
容器の露出時間は室内で６０分

Copyright©2008 JAHIS

9-18

9.4. INV - Inventory Detail Segment 在庫詳細セグメント
在庫詳細セグメント
在庫詳細セグメントは、装置の試薬等 （試薬の他、チップ、廃液など）の在庫（量）の追跡記録もしくは管理のために必要なデータである。

在庫量としては、消費(減少)するものと蓄積(増加)するものとがある。

INV使用注記a) 同様の内容を持つセグメントに SID セグメントがある。 SID は、分析に必要な試薬等を確認する為に ORC/OBR および TCD セグメントと共に使用される。 つまり、使用する目的とタイミングが異なり、INV と SID を混同してはならない。

但し、同じ試薬等を指すのに両者の内容に矛盾があってはならない。
b) 装置内で製造日、製造ロットが異なる複数の容器を単一の試薬等として扱う場合、試薬等ステータス
は最悪の状態、有効期限は現在に最も近い日時、使用開始日時は最悪の状態を表す容器/ロットのものを示すこととする。

製造元ロット番号は区切り文字(^)で羅列する。

c) 検体(検液/体液)を扱う場合では、SAC セグメントを使用することを推奨する。
SAC では、SAC-3 採取容器 ID（INV-4 に相当）、SAC-10 採取容器キャリア ID（INV-5 に相当）、
SAC-11 キャリア内の位置（INV-6 に相当）
、SAC-22 利用可能容積（INV-9 に相当）
、SAC-23 初期
検体体積（INV-7 に相当）
、SAC-24 体積の単位（INV-11 に相当）を扱うことができる。

初期量

現在量
利用可能量

消費量

図 13-6. 採取容器の
採取容器の測定規格タイプ
測定規格タイプのタイプの情報Copyright©2008 JAHIS

9-19

HL7 属性表 -INV- 在庫詳細セグメント
在庫詳細セグメント
SEQ

LEN

DT

OPT

Japan

1

705

CWE

R

R

2

705

CWE

R

R

3

705

CWE

O

O

4

705

CWE

O

5

705

CWE

6

705

7

RP/#

TBL#

ITEM #ELEMENT NAME

0451

01372

Substance identifier 試薬等 ID

0383

01373

Substance status 試薬等の在庫ステ

0384

01374

Substance type 試薬等タイプ

O

01532

Inventory container identifier 在庫容

O

O

01376

CWE

O

O

01377

20

NM

O

O

01378

Initial quantity 初期量

8

20

NM

O

O

01379

Current quantity 現在量

9

20

NM

O

O

01380

Available quantity 利用可能量

10

20

NM

O

O

01381

Consumption quantity 消費量

11

705

CWE

O

O

01382

Quantity units 量の単位

12

26

TS

O

O

01383

Expiration date/time 有効期限

13

26

TS

O

O

01384

First used date/time 使用開始日時

14

2222

TQ

B

B

01385

Y

NOTE

ータス

器 ID
Container carrier identifier 在庫容器
キャリア ID
Position on carrier キャリア上の位置

On board stability duration 機上の安
定期間

15

705

CWE

O

O

16

200

ST

O

O

Y

01386
01387

Test/fluid identifier(s) 検体/試薬 ID
Manufacturer lot number 製造元ロッ
ト番号

17

705

CWE

O

O

0385

00286

Manufacturer Identifier 製造元 ID

18

705

CWE

O

O

0386

01389

Supplier identifier 供給元 ID

19

722

CQ

O

O

01626

Manufacturer lot number 機上の安定

20

722

CQ

O

O

01896

時間
Target Value 目標値

9.4.1.INVフィールド
フィールド定義
フィールド定義
INV-1

Substance identifier 試薬等 ID (CWE)

01372

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>

定義: 在庫に関わる試薬等の一意のID。試薬等の製造元特有のID。
使用者定義表 0451 試薬等 ID
Value

Description

ALL

すべての在庫項目を要求
その他は、示唆できる値はない

Copyright©2008 JAHIS

9-20

INV-2

Substance status 試薬等の試薬等の在庫ステータス
在庫ステータス (CWE)

01373

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>

定義: 試薬等の在庫ステータス。ステータスはその試薬等の現在のステータスを示す。 次の表を参照。
(リアルタイムに知らせる)警報や警告が必要な場合は、INU メッセージ/INV セグメントではな
く、EAN メッセージ/NDS セグメントを使用する。
HL7 表 0383 試薬等の試薬等の在庫ステータス
在庫ステータス

INV-3

Value

Description

EW

警告：期限切れEE

エラー：期限切れエラー

CW

警告：校正

CE

エラー：校正

QW

警告：QC

QE

エラー：QC

NW

警告：利用不可能NE

エラー：利用不可能

OW

警告：その他

OE

エラー：その他

OK

OK

Substance type 試薬等タイプ
試薬等タイプ (CWE)

01374

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>

定義: 試薬等のタイプ。 次の表を参照。
HL7 表 0384 試薬等タイ
試薬等タイプ
タイプ

INV-4

Value

Description

SR

単一検査試薬

MR

複数検査試薬 (消費量は単位テストの依頼に結びつけられない)

DI

希釈剤

PT

予備処置

RC

試薬校正

CO

制御

PW

精製水

LW

廃棄物(液体)SW

廃棄物(固体)SC

計数可能な固形項目(例：チップなど)

LI

計量可能な液体項目

OT

その他

Inventory container identifier 在庫容器ID
在庫容器 (CWE)

01532

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>Copyright©2008 JAHIS

9-21

定義: 採取容器を含む在庫容器のIDで、特定の試薬等を例証する特定容器の唯１つのID。製造
元の特定のID。

INV-5

Container carrier identifier 在庫容器キャリア
在庫容器キャリアID
キャリア (CWE)

01376

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>

定義: 採取容器を含む試薬等容器を搬送するために使用されるキャリア (例: 試薬瓶付きの脱着式ローター)。

INV-6

Position on carrier キャリア上
キャリア上の位置 (CWE)

01377

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>

定義: キャリア上の位置 (例: インデックス)を示す。

INV-7

Initial quantity 初期量
初期量 (NM) 01378
定義: このフィールドは、在庫試薬等の初期の在庫量を示す。
値が不明(Unknown)な時は、null（“”）で表す。

INV-8

Current quantity 現在量 (NM) 01379
定義: このフィールドは現在の量、つまり初期量から実際に使用された量を引いたもの、または、増加された量を示す。
値が不明(Unknown)な時は、null（“”）で表す。

INV-9

Available quantity 利用可能量 (NM) 01380
定義: このフィールドは試薬等の利用可能量または廃棄可能量を示す。例えば、試薬の場合で、現在量から予定されている消費量 (例: 予定されている検査) を引いたものを示す。
値が不明(Unknown)な時は、null（“”）で表す。

INV-10Consumption quantity 消費量 (NM) 01381
定義: このフィールドは、装置がこの試薬等を使用するたびに消費または廃棄される量を示す。

INV-11

Quantity units 量の単位 (CWE)

01382

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>

定義: このフィールドは、利用可能量(INV-9)に使用される単位を示す。ISO+ 単位の場合は、省略形で記録される。ANS+ または L (ローカル) 単位の場合は、単位とソースコードの表を記録する必要がある。それ以外の場合は、成分の区切り文字は副成分の区切り文字に置き換
えられなければならない。例えば、"L"はリットルを示すが、pt&&ANS+ はパイント (ANSI
単位) を示す。デフォルトの単位はミリリットル (mL) で、単位が示されていない場合は、この単位が仮定される。

INV-12

Expiration date/time 有効期限 (TS) 01383
定義: このフィールドは、試薬等の有効期限 (日付と時刻) を示す。

Copyright©2008 JAHIS

9-22

INV-13First used date/time 使用開始日時 (TS) 01384
定義: このフィールドは、試薬等が最初に使用された日付と時刻を示す。この日付と時刻は、試薬等の安定性を判断するために必須にしても良い。

INV-14On board stability duration 機上の機上の安定期間 (TQ)

01385

Components: <quantity (CQ)> ^ <interval (CM)> ^ <duration (ST)> ^ <start date/time (TS)> ^ <end date/time (TS)> ^<priority (ST)> ^ <condition (ST)> ^ <text (TX)> ^ <conjunction (ST)> ^ <order sequencing (CM)>

定義: このフィールドは、試薬等が安定している期間を示す。
下位互換の為に残された。INV-19（機上の安定期間）が代わりに使われるべきである。

INV-15

Test/fluid identifier(s) 検体/試薬
検体 試薬ID
試薬 (CWE)

01386

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>

定義: このフィールドは、この試薬等に適用される検査項目と検体(材料/部位)のリストである。
反復フィールドである。空白のフィールドは、この試薬等が検査に特定でなく、すべての検査に適用されることを示す。
INV-16

Manufacturer lot number 製造元ロット
製造元ロット番号
ロット番号 (ST) 01387
定義: このフィールドは、その試薬等の製造時に製造元が割り当てたロット番号を示す。

INV-17

Manufacturer Identifier 製造元ID
製造元 (CWE)

00286

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>

定義: このフィールドは、その試薬等の製造元を示す。 次の表を参照。
使用者定義表 0385 製造元 ID
Value

Description
示唆できる値はない

INV-18Supplier identifier 供給元ID
供給元 (CWE)

01389

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>

定義: このフィールドは、その試薬等の供給元を示す。 次の表を参照。
使用者定義表 0386 供給元 ID
Value

Description
示唆できる値はない

INV-19On Board Stability Time 機上の機上の安定時間 (CQ)
Components: <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)>

Copyright©2008 JAHIS

9-23

01626

Subcomponents for Units (CWE): <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier(ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)>

定義：この項目は試薬の利用/キャリブレーションで安定している時間である。この時間はINV-13開始時間にINV-19安定時間をくわえ有効時間を計算するのに利用される。
第一要素は時間表現で第二要素は時間の単位を定義する。「使用者定義表 0255 – 期間属性」(10.6.8節)を参照。推奨する形式は日時分（"minutes", "hours" and "days"）である。

INV-20Target Value 目標値(CQ)
01896
目標値
Components: <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)>
Subcomponents for Units (CWE): <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier(ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)>

定義：この項目は試薬の検査結果の目標値を示す。このQCのための目標値は検査管理者や関連する参考値として利用される。第一要素は値で第二要素はその単位である。

Copyright©2008 JAHIS

9-24

9.5. ECD - Equipment Command Segment 装置コマンドセグ装置コマンドセグ
メント
ECDセグメントは、受信側の構成要素に、これから何が起こるかを通知するために必要な情報を定義する。
HL7 属性表 -ECD- 装置コマンドセグメント
装置コマンドセグメント
SEQ
1
2
3
4
5

LEN
20
705
80
2222
65536

DT
NM
CWE
ID
TQ
TX

OPT
R
R
O
B
O

Japan
R
R
R
B
O

RP/#

TBL#
0368
0136

Y

ITEM#
01390
01391
01392
01393
01394

ELEMENT NAME
Reference Command Number 参照コマンド番号
Remote Control Command リモート制御コマンド
Response Required 応答要求
Requested Completion Time 応答完了時間
Parameters パラメータ

9.5.1.ECDフィールド
フィールド定義
フィールド定義
ECD-1

Reference Command Number 参照コマンド
01390
参照コマンド番号
コマンド番号 (NM)
定義： 様々な構成要素から、このコマンドに対して参照が行われたときに、このコマンドを識別するためのユニークな識別子である。MSH-10フィールドのメッセージコントロールIDと似ているが、Equipment Command/Responseでは、この数字は、このコマンドの発行元によって生成される。

ECD-2

Remote Control Command リモート制御
リモート制御コマンド
制御コマンド (CWE)

01391

Components: <identifier識別子 (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding systemコーディングシステム名 (IS)> ^ <alternate
identifier 代替識別子(ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name of alternate coding system代替コーディングシ
ステム名 (IS)>

定義： このフィールドは、構成要素が開始すべきコマンドを示す。正確には、「使用者定義表0368-リモート制御コマンド」を参照。詳細は、LECIS Standardを参照。
HL7自体に規定はないが，本仕様では，”EX”以外のコードを使用した場合でも，ECD-5のパラメータを使用できるものとする。
使用者定義表 0368 リモート制御
リモート制御コマンド
制御コマンド
Value
SA
LO
UN
LK
UC
TT
CN
IN
SU
CL
PA
RE
ES
LC
RC
AB
EN
DI
EX

ECD-3

Description
Sampling サンプリング
Load ロード
Unload アンロード
Lock ロック
Unlock アンロック
Transport To 移送先
Clear Notification 通知クリア
Initialize/Initiate 初期化/開始
Setup セットアップ
Clear クリア
Pause 休止
Resume 再開
Emergency –stop 緊急停止
Local Control Request ローカル制御要求
Remote Control Request リモート制御要求
Abort 中断
Enable Sending Events イベント送信イネーブル
Disable Sending Events イベント送信ディゼーブル
Execute (command specified in field Parameters (ST) 01394)
実行（パラメータ01394のフィールドで規定される）

Response Required 応答要求 (ID)01392
定義： このフィールドは、コマンドの実行に関連して使用される同期のモードを示す。”Yes”

Copyright©2008 JAHIS

9-25

NOTE

は、実行の直後に応答が必要であることを示し、”No”は応答が全く必要ないことを示す。
「HL7表0136 -Yes/no 指示」（7.7節）を参照。
HL7自体に規定はないが，本規約では，ECD-3は必須のフィールドとする。
ECD-4

Requested Completion Time 応答完了時間 (TQ)

01393

Components: <Quantity (CQ)> ^ <Interval (RI)> ^ <Duration (ST)> ^ <Start Date/Time (TS)> ^ <End Date/Time (TS)> ^<Priority (ST)> ^ <Condition (ST)> ^ <Text (TX)> ^ <Conjunction (ID)> ^ <Order Sequencing (OSD)> ^<Occurrence Duration (CWE)> ^ <Total Occurrences (NM)>Subcomponents for Quantity (CQ): <Quantity (NM)> & <Units (CWE)>
Note subcomponent contains sub-subcomponents
Subcomponents for Interval (RI): <Repeat Pattern (IS)> & <Explicit Time Interval (ST)>
Subcomponents for Start Date/Time (TS): <Time (DTM)> & <DEPRECATED-Degree of Precision (ID)>
Subcomponents for End Date/Time (TS): <Time (DTM)> & <DEPRECATED-Degree of Precision (ID)>
Subcomponents for Order Sequencing (OSD): <Sequence/Results Flag (ID)> & <Placer Order Number: Entity Identifier (ST)>& <Placer Order Number: Namespace ID (IS)> & <Filler Order Number: Entity Identifier (ST)> & <Filler
Order Number: Namespace ID (IS)> & <Sequence Condition Value (ST)> & <Maximum Number of Repeats(NM)> & <Placer Order Number: Universal ID (ST)> & <Placer Order Number: Universal ID Type (ID)> &<Filler Order Number: Universal ID (ST)> & <Filler Order Number: Universal ID Type (ID)>
Subcomponents for Occurrence Duration (CWE): <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding System (ID)> &<Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)>

定義: このフィールドは、リモート制御動作が終了すべき時間を示す。LAS内で管理される装置の間で時間を同期する必要がある (HL7のオリジナルのメッセージ NMQ、NMDとシステム
クロックセグメントNCLを使用)。相対時間量を使用する場合は、EQUセグメントで送信される時間を規格時間とする。
HL7 Ver.2.5においてはこの項目は下位互換のためにある。ECDセグメントで使われている関連時間はTQ1セグメントのTQ1-4に明示的時間、TQ1-5に相対的時間が定義されている。
ECD-5

Parameters パラメータ (ST)01394
定義： このフィールドは、コマンドのパラメータを示す。（別のセグメントにパラメータが含まれていない場合）
NOTE：遠心分離機、分別機、ソーター、開栓機、閉栓機、自動倉庫などの目的が明確な装置のために、セグメントの要素(あるいはここで否定されない他の要素)が、要求されるかもしれない。

Copyright©2008 JAHIS

9-26

9.6. ECR - Equipment Command Response Segment 装置コ
装置コ
マンド応答
マンド応答セグメント
応答セグメント
ECRセグメントは、直前に受信したコマンドの、受信側構成要素の応答を定義する。
HL7 属性表 -ECR- 装置コマンド
装置コマンド応答
コマンド応答セグメント
応答セグメント
SEQ
1
2

LEN
705
26

DT
CWE
TS

OPT
R
R

Japan
R
R

RP/#

3

65536

TX

O

O

Y

TBL#
0387

ITEM#
01395
01396
01397

ELEMENT NAME
Command Response コマンド応答
Date/Time Completed 終了日時
Command Response Parameters コマンド応答パラメ
ータ

NOTE

9.6.1.ECRフィールド
フィールド定義
フィールド定義
ECR-1

Command Response コマンド応答
コマンド応答 (CWE)

01395

Components: <identifier識別子 (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding systemコーディングシステム名 (IS)> ^ <alternate
identifier代替識別子 (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name of alternate coding system代替コーディングシ
ステム名 (IS)>

定義：
参照。

このフィールドは、直前に発行されたコマンドの応答を示す。使用者定義表0387を使用者定義表 0387 コマンド応答
コマンド応答
Value
OK
TI
ER
ST
UN

Description
Command completed successfully
正常終了されたコマンド
Command cannot be completed within requested completion time
要求された終了時間内に完了しなかったコマンド
Command cannot be completed because of error condition (see response parameters)
エラー状態のため完了しなかったコマンド(応答パラメータを参照)
Command cannot be completed because of the status of the requested equipment(要求された装置のステータスのため完了しなかったコマンド)
Command cannot be completed for unknown reasons(不明な理由のために完了しなかったコマンド)

ECR-2

Date/Time Completed 終了日時 (TS)01396
定義： このフィールドは、受信側構成要素が、要求されたコマンドを完了した日時を示す。

ECR-3

Command Response Parameters コマンド応答
01397
コマンド応答パラメータ
応答パラメータ (ST)
定義： このフィールドは、返される応答コマンドに関連するパラメータを示す。

Copyright©2008 JAHIS

9-27

9.7. NDS - Notification Detail Segment 通知詳細セグメント
通知詳細セグメント
NDSセグメントは、適当な監査記録とイベントの通知を維持するために必要なデータである。
(例：装置の特定の部位で発生したアラーム)
HL7 属性表 -NDS- 通知詳細セグメント
通知詳細セグメント
SEQ
1
2
3
4

LEN
20
26
705
705

DT
NM
TS
CWE
CWE

OPT
R
R
R
R

Japan
R
R
R
R

RP/#

TBL#

0367

ITEM#
01398
01399
01400
01401

ELEMENT NAME
Notification Reference Number 通知参照番号
Notification Date/Time 通知日時
Notification Alert Severity 通知警報の重要度
Notification Code 通知コード

9.7.1.NDSフィールド
フィールド定義
フィールド定義
NDS-1

Reference Command Number 参照コマンド
01398
参照コマンド番号
コマンド番号 (NM)
定義： このフィールドは、このトランザクションを参照するために、様々な構成要素によって使用されるユニークで連続的な参照番号である。この番号は、この通知の発行者によって生成される。

NDS-2

Notification Date/Time 通知日時 (TS)01399
定義： このフィールドは、通知の日時を示す。
HL7自体に規定はないが，本仕様では，イベントの発生日時を示すものとする。

NDS-3

Notification Alert Severity 通知警報の
通知警報の重要度 (CWE)

01400

Components: <identifier識別子 (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding systemコーディングシステム名 (IS)> ^ <alternate
identifier 代替識別子(ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name of alternate coding system代替コーディングシ
ステム名 (IS)>

定義： このフィールドは、特定の通知の重要度を示す。「HL7表0367－警報レベル」（9.1
節）を参照。
NDS-4

Notification Code 通知コード
通知コード (CWE)

01401

Components: <identifier識別子 (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding systemコーディングシステム名 (IS)> ^ <alternate
identifier 代替識別子(ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name of alternate coding system代替コーディングシ
ステム名 (IS)>

定義： このフィールドは、送信されている通知のタイプを示す。これらはメーカや装置固有のエラー・状態コードである。(例：AQN-0123－分別エラー－凝固検知)

Copyright©2008 JAHIS

9-28

NOTE

9.8. CNS - Clear Notification Segment 通知クリアセグメント
通知クリアセグメント
CNSセグメントは、受信側の装置が関連する通知をクリアするために必要なデータを示す。
HL7 属性表 -CNS- 通知クリアセグメント
通知クリアセグメント
SEQ
1
2
3
4
5
6

LEN
20
20
26
26
705
705

DT
NM
NM
TS
TS
CWE
CWE

OPT
O
O
O
O
O
O

Japan
O
O
O
O
O
O

RP/#

TBL#

ITEM#
01402
01403
01404
01405
01406
01407

ELEMENT NAME
Starting Notification Reference Number 最初の通知参照番号
Ending Notification Reference Number 最後の通知参照番号
Starting Notification Date 最初の通知日時
Ending Notification Date 最後の通知日時
Starting Notification Code 最初の通知コード
Ending Notification Code 最後の通知コード

9.8.1.CNSフィールド
フィールド定義
フィールド定義
HL7自体に規定はないが，本仕様では各指定の組み合わせは可とする。CNS-1,2，CNS-3,4，CNS-5,6，の評価が異なる範囲となった場合，そのANDの領域が指定された対象とする。
CNS-1

Starting Notification Reference Number 最初の
01402
最初の通知参照番号 (NM)
定義： このフィールドは、クリアされるべき最初の通知参照番号を示す。

CNS-2

Ending Notification Reference Number 最後の01403
最後の通知参照番号 (NM)
定義： このフィールドは、クリアされるべき最後の通知参照番号を示す。もしこのフィールドが空であれば、最初の通知参照番号のみがクリアされる。

CNS-3

Starting Notification Date 最初の01404
最初の通知日時 (TS)
定義： このフィールドは、クリアされるべき最初の通知の日時を示す。このフィールドが空で、最後の通知日時が埋められていれば、最後の通知日時より前の全ての通知がクリアさ
れる。

CNS-4

Ending Notification Date 最後の01405
最後の通知日時 (TS)
定義： このフィールドは、クリアされるべき最後の通知の日時を示す。このフィールドが空で、最初の通知日時が埋められていれば、最初の通知日時より後の全ての通知がクリアさ
れる。

CNS-5

Starting Notification Code 最初の最初の通知コード
通知コード (CWE)

01406

Components: <identifier識別子 (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding systemコーディングシステム名 (IS)> ^ <alternate
identifier 代替識別子(ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name of alternate coding system代替コーディングシ
ステム名 (IS)>

定義： このフィールドは、クリアされるべき最初の通知コードを示す。(NDS-4の通知コード(CWE)01401を参照)
CNS-6

Ending Notification Code 最後の最後の通知コード
通知コード (CWE)

01407

Components: <identifier識別子 (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding systemコーディングシステム名 (IS)> ^ <alternate
identifier 代替識別子(ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name of alternate coding system代替コーディングシ
ステム名 (IS)>

定義： このフィールドは、クリアされるべき最後の通知コードを示す。(NDS-4の通知コード(CWE)01401を参照)。このフィールドが空で、最初の通知コードが埋められていれば、最初の通知コードの通知のみがクリアされる。

Copyright©2008 JAHIS

9-29

NOTE

9.9. TCC - Test Code Configuration 検査コード
検査コード設定
コード設定セグメン
設定セグメント
検査（例：分析）コード設定セグメントは、自動システム全体で使用される検査コードに関する情報を維持および送信するために必要なデータである。
HL7 属性表 -TCC- 検査コード
検査コード設定
コード設定セグメント
設定セグメント
SEQ

LEN

DT

OPT

Japan

ITEM #ELEMENT NAME

1

705

CWE

R

R

RP/#

TBL#

00238

Universal service Identifier 汎用サービ
ス ID

2

427

EI

R

R

01408

3
4

4436
36

SPS
SN

B
O

B
O

00249
01410

5

36

SN

O

O

01411

6

36

SN

O

O

01412

7

36

SN

O

O

01413

8

10

NM

O

O

01414

9
10

1
1

ID
ID

O
O

O
O

01415
01416

11
12

1
36

ID
SN

O
O

O
O

01417
01418

13
14

705
705

CWE
CWE

O
O

O
O

00574
01419

Equipment test application identifier 装
置試験 APID
Specimen source 検査材料
Auto-dilution factor default 自動希釈率のデフォルト
Rerun dilution factor default 再検希釈率のデフォルト
Pre-dilution factor default 予備希釈率のデフォルトPre-dilution factor default 予備希釈の希釈剤の内容量Inventory limits warning level 残量警告レベル
Automatic rerun allowed 自動再検許可
Automatic repeat allowed 多重測定許可Automatic reflex allowed 追加許可
Equipment dynamic range 装置のダイ
ナミックレンジ
Units 単位
Processing type 処理タイプ

NOTE

9.9.1.TCCフィールド
フィールド定義
フィールド定義
TCC-1

Universal service Identifier 汎用サービス）00238
汎用サービスID（サービス （CWE）
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)

定義：このフィールドは、情報が送信される検査コードを示す。代替要素は、装置や試薬メーカによりこの検査コードに割り当てられた検査コードを示す。
TCC-2

Equipment test application identifier 装置試験APID（ＥＩ）（ＥＩ）01408
装置試験（ＥＩ）
Components: <entity identifier (ST)> ^ <namespace ID (IS)> ^ <universal ID (ST)> ^ <universal ID type (ID)>

定義：このフィールドは、装置や試薬のメーカによって割り当てられ、テスト項目によって指定される特定のテストを行なう時に関連付けられるテストアプリケーションコードを示す。
TCC-3

Specimen source 検査材料（）00249
検査材料（SPS）
検査材料SAC-6参照
V2.5においてはこの項目はHL7 旧バージョンとの互換性のためにのみ残されている。SPMセ
グメントとTCCセグメントが同時に使用される場合はSPMセグメントを優先する。SPMセグ
メントについては第7章を参照。

Copyright©2008 JAHIS

9-30

TCC-4

Auto-dilution factor default 自動希釈率の自動希釈率のデフォルト (SN)

01410

Components: <comparator (ST)> ^ <num1 (NM)> ^ <separator/suffix (ST)> ^ <num2 (NM)>

定義：このフィールドは、この検査コードについて装置が自動的に行う希釈のデフォルト希
釈率として使用される値である。（「検体コンテナ詳細セグメント」の「希釈率」を参照）
TCC-5

Rerun dilution factor default 再検希釈率の
再検希釈率のデフォルト (SN) 01411
Components: <comparator (ST)> ^ <num1 (NM)> ^ <separator/suffix (ST)> ^ <num2 (NM)>

定義：このフィールドは、この検査コードについて装置が再検する場合のデフォルト希釈率として使用される値である。
TCC-6

Pre-dilution factor default 予備希釈率の予備希釈率のデフォルト (SN) 01412
Components: <comparator (ST)> ^ <num1 (NM)> ^ <separator/suffix (ST)> ^ <num2 (NM)>

定義：このフィールドは、この検査コードの予備希釈のために臨床検査自動化システムに配送される検体のフォルト希釈率として使用される値である。
TCC-7

Endogenous content of pre-dilution diluent 予備希釈の
予備希釈の希釈剤容量 (SN) 01413
定義：このフィールドは、検体中の希釈剤の測定済み残濃度を示す。この値は、この検査コードのために予備希釈された検体の濃度を計算するために使用される。

TCC-8

Inventory limits warning level 残量警告レベル
残量警告レベル (NM) 01414
定義：このフィールドは、試薬等在庫の残量警告を出す閾値として使用される。

TCC-9

Automatic rerun allowed 自動再検許可 (ID) 01415
定義：このフィールドは、この検査コード項目を、自動的に再検を行なうかどうかを指定する。「HL7表 0136 -Yes/no指示」（7.7節）を参照。

TCC-10 Automatic repeat allowed 多重測定許可 (ID) 01416
定義：このフィールドは、この検査コード項目を、自動的に２重測定を行なうかどうかを指定する。「HL7表 0136 -Yes/no指示」（7.7節）を参照。
TCC-11 Automatic reflex allowed 追加許可(ID) 01417

定義：このフィールドは、この検査コード項目を、自動的または手動で追加項目の検査を行
なうかどうかを指定する。「HL7表 0136 -Yes/no指示」（7.7節）を参照。
TCC-12 Equipment dynamic range 装置の装置のダイナミックレンジ (SN) 01418
Components: <comparator (ST)> ^ <num1 (NM)> ^ <separator/suffix (ST)> ^ <num2 (NM)>

定義：装置のダイナミックレンジを示す。
TCC-13 Units 単位（） 00574
単位（CWE）
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドはデータタイプCWEを持つ単位である。単位のデフォルトのコード体
系は、ISO+省略型（ISO 2955-83）およびISO省略型と衝突しない拡張により構成される。 このコード体系をISO+として指定する。ISO単位の省略型と拡張の両方は未定セクションで定義

Copyright©2008 JAHIS

9-31

され、HL7 図7-9 に示される。ISO+省略型はデフォルトコード体系のコードである。従って
ISO+単位を使用する場合は、単位フィールドの内容はHL7バージョン2.1との互換性を持つ。
このフィールドの詳細については、HL7 7章セクション4.2.6を参照。
TCC-14 Processing type 処理タイプ
処理タイプ (CWE) 01419
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、この検査コードに適用される処理タイプを示す。この属性が省略されている場合は、通常処理がデフォルトとなる。
HL7 表 0388 処理タイプ
処理タイプ

Copyright©2008 JAHIS

Value

Description

P

通常処理

E

評価

9-32

9.10. TCD - Test Code Detail Segment 検査コード
検査コード詳細
コード詳細セグメ
詳細セグメ
ント
検査コード詳細セグメントは、臨床検査自動化システムによるオペレーション、計算、意思決定を行なうために必要なデータで、オリジナルのHL7の依頼セグメント（ORC、OBR）によりサポートされていないものである。このセグメントは、OBRに添付するか、HL7の調整の後にHL7の対応するセグメントの中に含める。
HL7 属性表 -TCD- 検査コード
検査コード詳細
コード詳細セグメント
詳細セグメント
SEQ

LEN

DT

OPT

Japan

ITEM #ELEMENT NAME

1

705

CWE

R

R

00238

2
3
4
5

36
36
36
36

SN
SN
SN
SN

O
O
O
O

O
O
O
O

01420
01421
01422
01413

6
7
8

1
1
705

ID
ID
CWE

O
O
O

O
O
O

01423
01424
01425

Universal service Identifier 汎用サービス
ID
Auto-dilution factor 自動希釈率
Rerun dilution factor 再検希釈率
Pre-dilution factor 予備希釈率
Endogenous content of pre-dilution diluent
予備希釈の希釈剤容量
Automatic repeat allowed 自動再検許可
Reflex allowed 追加許可
Analyte repeat status 分析反復ステータス

TBL#

NOTE

TCDフィールドフィールド定義
フィールド定義

9.10.1.
TCD-1

RP/#

Universal service Identifier 汎用サービス） 00238
汎用サービスID（サービス （CWE）
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、情報が送信される検査コードを示す。
TCD-2

Auto-dilution factor 自動希釈率 （ＳＮ）01420（ＳＮ）
Components: <comparator (ST)> ^ <num1 (NM)> ^ <separator/suffix (ST)> ^ <num2 (NM)>

定義：このフィールドは、この検査コードについて装置が自動的に行う希釈の希釈率として使用される値である。
TCD-3

Rerun dilution factor 再検希釈率（ＳＮ）
再検希釈率（ＳＮ） 01421
Components: <comparator (ST)> ^ <num1 (NM)> ^ <separator/suffix (ST)> ^ <num2 (NM)>

定義：このフィールドは、この検査コードの再検時自動希釈の希釈率として使用される値で
ある。
TCD-4

Pre-dilution factor 予備希釈率（ＳＮ）
予備希釈率（ＳＮ） 01422
Components: <comparator (ST)> ^ <num1 (NM)> ^ <separator/suffix (ST)> ^ <num2 (NM)>

定義：このフィールドは、この検査コードの予備希釈のために臨床検査自動化システムに配送される検体の希釈率として使用される値である。
TCD-5

Endogenous content of pre-dilution diluent 予備希釈の
予備希釈の希釈剤容量（ＳＮ）
希釈剤容量（ＳＮ） 01413
Components: <comparator (ST)> ^ <num1 (NM)> ^ <separator/suffix (ST)> ^ <num2 (NM)>

定義：このフィールドは、検体中の希釈剤の測定済み残濃度を示す。この値は、この検査コ

Copyright©2008 JAHIS

9-33

ードのために予備希釈された検体の濃度を計算するために使用される。
TCD-6

Automatic repeat allowed 自動再検許可（） 01423
自動再検許可（ID）
定義：このフィールドは、この検査コード項目を、自動的に再検を行なうかどうかを指定する。「HL7 -Yes/no指示」（7.7節）を参照。

TCD-7

Reflex allowed 追加許可（）01424
追加許可（ID）
定義：このフィールドは、この検査コード項目を、自動的または手動で追加項目の検査を行
なうかどうかを指定する。「HL7表 0136 -Yes/no指示」（7.7節）を参照。

TCD-8

Analyte repeat status 分析反復ステータス） 01425
分析反復ステータス（
ステータス（CWE）
定義: このフィールドは結果の反復ステータスを識別する．(例えば: 初期値、再測定, 反復 ,追加).
「HL7表 0389 – 結果反復ステータス」を参照。
このフィールドの目的は次のように仮定する：
希釈剤なしの反復検査―正しい結果を確認することを行われる (例、“パニック”または機械的失敗としての結果の場合) 。
希釈剤ありの反復検査 —通常、測定限界（技術上の限界）を超えたケースで行われる。
反射作用検査—他のテスト結果に基づいて、このテストは行われる 。
HL7 表 0389 – 結果反復ステータス
結果反復ステータス
Value

Copyright©2008 JAHIS

Description

O

オリジナル/初期値

R

再検査 (e.g. フラグの設定による)D

検体希釈後の再測定

F

再追加. (e.g.条件による、または他の結果からの追加)

9-34

9.11. SID - Substance Identifier Segment 試薬等識別セグメン
試薬等識別セグメン
ト
試薬等識別セグメントは分析の過程で使用される試薬等（例えば、試薬）を確認するのに必要なデータを含んでいる。これらの分野の結合は試薬等をユニークに確認しなければならない。すなわちメーカに依存することも必要である。分析が複数の試薬等を必要とする場合は、このセグメントは各試薬等の毎に繰り返される。このセグメントはTCDセグメントと組み合わせて使われる。
もう１つのこのセグメントの目的は、コントロール製造業者、ロットなどの情報を通知することである。
この場合 SID セグメントはコントロール検体で採取容器を記述しているSACセグメントに置かれるべきである。
HL7 属性表 -SID- 試薬等識別セグメント
試薬等識別セグメント
SEQ

LEN

DT

OPT

Japan

ITEM #ELEMENT NAME

1

705

CWE

C

C

01426

2
3

20
200

ST
ST

C
C

C
C

01129
01428

4

705

CWE

C

C

01429

Application / method identifier アプリケー
ション／方法 ID
Substance lot number 試薬等ロット番号
Substance container identifier 試薬等容器
ID
Substance manufacturer identifier 試薬等
製造元 IDTBL#

NOTE

SIDフィールドフィールド定義
フィールド定義

9.11.1.
SID-1

RP/#

Application / method identifier アプリケーション／） 01426
アプリケーション／方法ID（
方法 （CWE）
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは分析に使用されるアプリケーション／方法を示す。
例：糖負荷試験は「順番付けが可能」な検査である。様々なアプリケーション／方法（メーカのIDを持っている）を使用して血糖を分析することができる。
SID-2

Substance lot number 試薬等ロット
試薬等ロット番号
ロット番号（ＳＴ）
番号（ＳＴ） 01129
定義：このフィールドは試薬等の製造時にメーカが割り当てた番号を指定する。

SID-3

Substance container identifier 試薬等容器ID（ＳＴ）
試薬等容器 （ＳＴ） 01428
定義：このフィールドは試薬等の製造時にメーカが割り当てた容器を指定する。このIDは特定のアプリケーション／方法の特定のロットの中でユニークでなければならない。

SID-4

Substance manufacturer identifier 試薬等製造元ID（） 01429
試薬等製造元 （CWE）
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドはこの試薬等の製造元を示す。これはユーザで定義された表である。
「使用者定義表 0451 – 試薬等ID」（9.4節）を参照。

Copyright©2008 JAHIS

9-35

9.12. EQP - Equipment Log/Service Segment 装置ログ
装置ログ／
ログ／サ
ービスセグメント
装置のログまたはサービスのセグメントは、特定の装置で発生したイベントの適切な監査記録を維持するために必要なデータである。

EQP使用注記a) 受信側アプリケーションではファイルの新規宣言、追加、重複受信/置換が行われるが、自己責任でこれらを認識し適切に処理すること（本セグメントはこれを規定しない）。
HL7 属性表
属性表 -EQP- 装置ログ
装置ログ／
ログ／サービスセグメント
SEQ

LEN

DT

OPT

Japan

1
2
3
4
5

705
20
26
26
65536

CWE
ST
TS
TS
FT

R
O
R
O
R

R
O
R
O
R

TBL#

ITEM #ELEMENT NAME

0450

01430
01431
01202
01432
01433

Event type イベントタイプ
File name ファイル名
Start date/time 開始日時
End date/time 終了日時
Transaction data トランザクションデータNOTE

EQPフィールドフィールド定義
フィールド定義

9.12.1.
EQP-1

RP/#

Event type イベントタイプ (CWE)

01430

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>

定義: このフィールドは、メッセージが持つイベントのタイプを指定する。 次の表を参照。
HL7 表 0450 イベント
Value

Description

LOG

ログイベントSER

サービスイベント

EQP-2

File name ファイル名
ファイル名 (ST) 01431
定義: このフィールドは、送信されるログイベントまたはサービスイベントに関する情報の保存に使用される物理ファイル名を示す。 または、個別のログ/サービスを示す代用名称。

EQP-3

Start date/time 開始日時 (TS) 01202
定義: このフィールドは、(EQP-5で示す)イベントが開始した日付と時刻を示す。
要求メッセージの場合は、要求範囲の始点を示す。

EQP-4

End date/time 終了日時 (TS) 01432
定義: このフィールドは、(EQP-5で示す)イベントが終了した日付と時刻を示す。
要求メッセージの場合は、要求範囲の終点を示す。

EQP-5

Transaction data トランザクションデータ (FT) 01433
定義: このフィールドは、ログイベントまたはサービスイベントが関連し、記録されるデータである。

Copyright©2008 JAHIS

9-36

アプリケーションは表示テキストに在る反復セパレータ(MSH-2で定義される)をCR/LFと見なす。

Copyright©2008 JAHIS

9-37