SIMDOS ® FEM1.10 SIMDOS ® FEM1.02
LIQUIPORT ® NF100 LIQUIPORT ® NF300

ダイアフラム式液体ポンプ
DIAPHRAGM LIQUID DOSING PUMP

DIAPHRAGM LIQUID TRANSFER PUMP

ダイアフラム式液体ポンプが最適なダイアフラムポンプ

6 つのワケ

ポンプ本体

ペリスタ／チューブポンプ

シリンジポンプ

01 流量精度が高く、耐食性があるためラボでの使用用途に最適

02 ご使用になる溶媒・試薬によってポンプヘッドを選択でき、強酸性のメディアも送液することが可能

03 長寿命でメンテナンスフリー
04 脈動が少ない
05 操作が容易
06 チューブをしごくような動作が無いために消耗品が無く、ランニングコストが不要

KNF社製ダイアフラム式ポンプのポジション
KNF社製ダイアフラム式ポンプはラボ用途によって製品のポジションが明確です
用途と使用する溶剤に応じて最適なポンプをお選びいただけます。
精度 高い

SIMDOS
FEM1.02

SIMDOS
FEM1.10LIQUIPORT0.03

1 20100 300

3000ml/m

流量

寿命時間

○

×

△

耐食性／耐薬品性○△○

メンテナンス

○

×

△

脈動

△△

○

操作性

○

△

△

精度／定量性○×○

キャリブレーションが容易

○

××

吐出圧

○

△

○

サイズ

○×

×

機器コスト

○○

×

ランニングコスト○×△ダイアフラム式定量送液ポンプ

主な用途

SIMDOS ® FEM1.02
シムドス FEM1.02□ 試薬・有機溶媒の移送・注入□ 液体クロマトグラフィー□ 有機合成、高分子化学□ 食品関連□ 合成化学、水質検査、環境化学□ マイクロリアクター□ イオン交換膜の洗浄□ 限外ろ過▶

0.03ml ／ minからの極微量の流量設定▶

分注機能により設定した回数の送液が可能▶

軽量・小型でポータブル▶

優れた送液精度・簡単で直感的な操作性▶

メンテナンスフリー、長寿命▶

脈動が少ない▶

溶媒に対応して選択できるポンプヘッド▶

低騒音、低振動、自吸式（呼び水不要）、空運転可能▶

流量を較正できるキャリブレーション機能▶

保護等級：IP65▶

表示ディスプレイの言語選択可能（日本語、英語、中国語など）

マニュアルタイプ（.18S）とリモートコントロール機能付き（.18RC）、PCソフト制御（.18RCP）の3つバージョン▶

インラインフィルター FS60（標準構成）
液体ポンプのパフォーマンス（流量、流量制精度、再現性など）は、溶媒に溶けきらない固形物や繊維質がポンプヘッドやバルブ周辺に固着すると影響されます。吸引できない、吸引能力が低下するなどの影響が出る場合があります。
これらの問題を防ぐ目的で数種のフィルターが開発されました。

FS60T（PVDF）FS60X（PEEK）：KT,FT,ST モデル

FS60X（PEEK）

流量精度±2％

タイマー設定1秒〜 99時間59秒

再現性

±1％

電圧／周波数AC100 〜 240V 50/60Hz

許容周囲温度+5〜40℃

許容液体温度+5〜80℃

外部制御（.18RC）

アナログ制御：0〜5V,0 〜10V
4 〜20mA,0〜20mAにより流量を制御

許容液体粘度150cSt

外形寸法.18S○.18RC○○.18RCP○○

大気圧時の流量（ml/min）（水温 20℃）

最大吸引揚程（水柱ｍ）

最大吐出揚程
（水柱ｍ）

消費電力
（W）

166071/165467 SIMDOS FEM 1.02KT.18S

0.03 〜 20

260166072/165467 SIMDOS FEM 1.02TT.18S

0.03 〜 20

260164970/165467 SIMDOS FEM 1.02FT.18S

0.03 〜 202166259/165467 SIMDOS FEM 1.02ST.18S

0.03 〜 20166073/165467 SIMDOS FEM 1.02KT.18RC

製品番号型式RS232C
外部制御
マニュアル操作 アナログ入力 / デジタル入力
シリアル
フットスイッチ接続 インターフェースモデル

FS60T（PVDF）：TT モデル

149×93×145mm

PC アプリ
無償○○

接液部材

操作方法

操作口径

ポンプヘッドダイアフラムバルブ

10PP

PTFE コーティング

FFKM

手動

UNF 1/4 -28

10PVDFPTFE コーティング

FFKM

手動

UNF 1/4 -286010PTFE

FFKM

FFKM

手動

UNF 1/4 -2826010SUSPTFE コーティング

FFKM

手動

UNF 1/4 -28

0.03 〜 2026010PP

PTFE コーティング

FFKM

手動または外部制御

UNF 1/4 -28

166074/165467 SIMDOS FEM 1.02TT.18RC

0.03 〜 2026010PVDF

PTFE コーティング

FFKM

手動または外部制御

UNF 1/4 -28

164971/165467 SIMDOS FEM 1.02FT.18RC

0.03 〜 2026010PTFE

FFKM

FFKM

手動または外部制御

UNF 1/4 -28166260/165467 SIMDOS FEM 1.02ST.18RC

0.03 〜 2026010SUSPTFE コーティング

FFKM

手動または外部制御

UNF 1/4 -28166075/165467 SIMDOS FEM 1.02KT.18RCP 0.03 〜 2026010PPPTFE コーティング

FFKM

手動/外部制御/PCアプリ

UNF 1/4 -28166076/165467 SIMDOS FEM 1.02TT.18RCP

0.03 〜 2026010PVDF

PTFE コーティング

FFKM

手動/外部制御/PCアプリ

UNF 1/4 -28166077/165467 SIMDOS FEM 1.02FT.18RCP

0.03 〜 2026010PTFE

FFKM

FFKM

手動/外部制御/PCアプリ

UNF 1/4 -28166261/165467 SIMDOS FEM 1.02ST.18RCP 0.03 〜 2026010SUSPTFE コーティング

FFKM

手動/外部制御/PCアプリ

UNF 1/4 -28※低沸点溶媒の液送などユーザー様の用途に合わせたポンプヘッド／バルブなどをご提案させていただきますのでお問い合わせください。

質量（kg）

0.9

ダイアフラム式定量送液ポンプ

主な用途

SIMDOS ® FEM1.10
シムドス FEM1.02□ 試薬・有機溶媒の移送・注入□ イオン交換膜の洗浄□ 有機合成、高分子化学□ 液体クロマトグラフィー□ 合成化学、水質検査、環境化学□ 限外ろ過▶

1 〜 100ml ／ min からの流量設定▶

軽量・小型でポータブル▶

優れた送液精度・簡単で直感的な操作性▶

メンテナンスフリー、長寿命▶

脈動が少ない▶

溶媒に対応して選択できるポンプヘッド▶

低騒音、低振動、自吸式（呼び水不要）、空運転可能▶

流量を較正できるキャリブレーション機能▶

保護等級 ： IP65▶

表示ディスプレイの言語選択可能（日本語、英語、中国語など）

マニュアルタイプ（.18S2）とリモートコントロール機能付き（.18RC2）、PC ソフト制御（.18RCP2）の 3 つバージョン▶

RCPモデル用PCアプリ画面

流量精度±2％タイマー設定

1秒〜 99時間59秒

再現性

±1％

電圧／周波数AC100 〜 240V 50/60Hz

許容周囲温度+5〜40℃

許容液体温度+5〜80℃

外部制御（.18RC）

アナログ制御：0〜10V,4 〜20mA,0〜20mAにより流量を制御

許容液体粘度

150cSt

外形寸法

149×93×145mm

インラインフィルター FS25（標準構成）
液体ポンプのパフォーマンス（流量、流量制精度、再現性など）は、溶媒に溶けきらない固形物や繊維質がポンプヘッドやバルブ周辺に固着すると影響されます。吸引できない、吸引能力が低下するなどの影響が出る場合があります。
これらの問題を防ぐ目的で数種のフィルターが開発されました。

大気圧時の流量（ml/min）（水温 20℃）

最大
吸引揚程
（水柱ｍ）

最大吐出揚程（水柱ｍ）

消費電力
（W）

167523/160160 SIMDOS FEM 1.10KT.18S21 〜 100360167524/160160 SIMDOS FEM 1.10TT.18S2

1 〜 100360167525/160160 SIMDOS FEM 1.10FT.18S2

1 〜 1003167200/160160 SIMDOS FEM 1.10ST.18S2

1 〜 100167526/160160 SIMDOS FEM 1.10KT.18RC2

製品番号

型式

接液部材

操作方法

FS25T
（PVDF）FS25X（PEEK）

操作口径

質量（kg）

ポンプヘッドダイアフラムバルブ

10PP

PTFE コーティング

FFKM

手動

内径4mm・外径6mm10PVDF

PTFE コーティング

FFKM

手動

内径4mm・外径6mm

6010PTFE

PTFE コーティング

FFKM

手動

内径4mm・外径6mm

36010SUSPTFE コーティング

FFKM

手動

内径4mm・外径6mm

1 〜 10036010PP

PTFE コーティング

FFKM手動または外部制御

内径4mm・外径6mm167527/160160 SIMDOS FEM 1.10TT.18RC2

1 〜 10036010PVDF

PTFE コーティング

FFKM

手動または外部制御

内径4mm・外径6mm167528/160160 SIMDOS FEM 1.10FT.18RC2

1 〜 100

36010PTFEPTFE コーティング

FFKM

手動または外部制御

内径4mm・外径6mm167202/160160 SIMDOS FEM 1.10ST.18RC2

1 〜 100

36010SUSPTFE コーティング

FFKM

手動または外部制御

内径4mm・外径6mm167047/160160 SIMDOS FEM 1.10KT.18RCP2

1 〜 100

36010PPPTFE コーティング

FFKM

手動/外部制御/PCアプリ 内径4mm・外径6mm167222/160160 SIMDOS FEM 1.10TT.18RCP2

1 〜 100

36010PVDFPTFE コーティングFFKM

手動/外部制御/PCアプリ 内径4mm・外径6mm

167042/160160 SIMDOS FEM 1.10FT.18RCP21 〜 100

36010PTFEPTFE コーティング

FFKM

手動/外部制御/PCアプリ 内径4mm・外径6mm

167204/160160 SIMDOS FEM 1.10ST.18RCP21 〜 100

36010SUSPTFE コーティング

FFKM

手動/外部制御/PCアプリ 内径4mm・外径6mm※低沸点溶媒の液送などユーザー様の用途に合わせたポンプヘッド／バルブなどをご提案させていただきますのでお問い合わせください。

0.9

ダイアフラム式送液ポンプ

主な用途

LIQUIPORT ® NF100 · NF300□ 液体の移送、調合、注入、循環

リキポートNF100 NF300□ 液体クロマトグラフィー□ 分析装置□ 洗浄装置□ 触媒□ 燃料電池−イオン交換膜□ 限外ろ過□ イオン交換膜の洗浄▶

コンパクトサイズなニューデザイン（グッドデザイン賞受賞）▶

シンプルで優れた操作性▶

流量コントロール機能を搭載、ダイヤルにて流量を可変▶

低振動、低騒音、自吸式（呼び水不要）、空運転可能▶

優れた耐食性、メンテナンスフリー▶

新たにDCブラシレスモータを採用▶

溶媒に対応して選択できるポンプヘッド▶

製品寿命が大幅に向上▶

アナログ制御による外部制御可能（RC タイプ）▶

サーマルスイッチを搭載▶

保護等級 IP65▶

高吐出タイプをラインアップ 40mWg（4bar）

許容周囲温度+5〜40℃

許容液体粘度

150cSt許容液体温度+5〜80℃

電圧／周波数AC100 〜 240V 50/60Hz

外部制御（.18RC）●アナログ制御：0〜10Vにより15 〜 100%の流量を制御 ●出力信号不良を知らせるアラーム

外形寸法●TTLスイッチによるスタート/ストップ制御●外部制御用ケーブル付属

NF100/1.100：130×90×177mm
NF300/1.300：160×104×188mm※送液チューブは付属しておりません。

製品番号

型式

179090/153257

NF100KT.18S

179091/153257

NF100TT.18S

179092/153257

NF100FT.18S

179093/153257

NF100KT.18RC

179094/153257

NF100TT.18RC

179095/153257

NF100FT.18RC

高吐出タイプ

179096/153257

NF1.100KT.18S

179097/153257

NF1.100TT.18S

179098/153257

NF1.100FT.18S

179099/153257

NF1.100KT.18RC

179100/153257

NF1.100TT.18RC

179101/153257

NF1.100FT.18RC

179102/153257

NF300KT.18S

179103/153257

NF300TT.18S

179104/153257

NF300FT.18S

179105/153257

NF300KT.18RC

179106/153257

NF300TT.18RC

179107/153257

NF300FT.18RC

高吐出タイプ

179108/153257

NF1.300KT.18S

179109/153257

NF1.300TT.18S

179110/153257

NF1.300FT.18S

179111/153257

NF1.300KT.18RC

179112/153257

NF1.300TT.18RC

179113/153257

NF1.300FT.18RC

大気圧時の流量（ml/min）（水温 20℃）

最大吸引揚程（水柱ｍ）

最大吐出揚程
（水柱ｍ）

消費
電力
（W）

1012

接液部材
ポンプヘッドダイアフラム

操作方法

操作口径

質量（kg）

8

1.0

121.5

バルブ

PP
0.2 〜 1.3

PVDF

FFKM

手動

FFKM

手動または外部制御

PTFE
PP
0.2 〜 1.3

1012PTFE

3
0.2 〜 1.3

PVDF

PP
4016

PTFE コーティング

PVDF

FFKM

手動

FFKM

手動または外部制御

FFKM

手動

FFKM

手動または外部制御

PTFE
PP
0.2 〜 1.34016PVDF
PTFE
PP0.5 〜 3.01029

PVDF
PTFE
PP0.5 〜 3.01029PTFE

30.5 〜 3.0

PVDF

PP4034

PTFE コーティング

PVDF

FFKM

手動

FFKM

手動または外部制御

PTFE
PP0.5 〜 3.04034

PVDF
PTFE※低沸点溶媒の液送などユーザー様の用途に合わせたポンプヘッド／バルブなどをご提案させていただきますのでお問い合わせください。
● 本記載の製品は､試験・研究用としての用途にご利用ください｡ ● 本記載価格に､消費税等は含まれておりません｡● 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は､弊社ホームページ｢Cica-web｣をご確認ください。

試薬事業本部試薬部〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号（03）6214-1094
HOME PAGE : https://www.kanto.co.jp

株式会社ケー・エヌ・エフ・ジャパン〒104-0033 東京都中央区新川1丁目16番14号（03）3551-7931
HOME PAGE : https://knf.com/ja/jp

KQA-02（202304）