プ ラスチ ッ ク 製 ろ 過 器

土壌溶出試験用ろ過器
φ90mm メンブレンフィルター
関連製品



『土壌の汚染に係る環 境基準についての一部を改正する告示』 が施行しました︕︕
環境省告示の『土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する告示』が2019 年 4 月 1 日付で施行され、検液作成方法の見直しが行われました。

関連製品▶メンブレンフィルター▶アスピレーター▶ポンプ▶遠心機▶金属抽出試薬T
POIN

すさにこだわった使いやオリジナル設計

メンブレンフィルター・ろ過器

ろ過器 / プラスチック製

組み立て方動画はコチラ

φ90mm フィルター専用のプラスチック製土壌溶出試験用ろ過器を新開発！
ガラス製ろ過器に比べて、安全で安心して作業が行え、洗浄も簡単！
軽量かつスクリュー式の接続なので作業効率がアップします。

注文番号!

NEW

製品名 / 規格

型番

入数標準価格（円）

KBC-F-1

150,000

プラスチック製ろ過器
土壌溶出試験用ろ過器（直径 90mm 専用）

97400-00

700
600
500
400
300200100【仕様】
メンブレンフィルター適応サイズ：90mm
ろ液回収容器 最大容量：700ｍL
充填容器

最大容量：700ｍL

800
700

【材質】

600
500
400

充填容器、ろ液回収容器：ポリプロピレン

300
200

パッキン：シリコン、ポリスチレン

メンブレンフィルター「土壌の汚染に係る環境基準について」の一部が改正施行された試験方法に適応した
φ90mm メンブレンフィルター®

＊片手で取り出しやすいパッケージング設計＊サンプルを準備しておりますので、お問い合わせください

【仕様】

注文番号

製品名 / 規格

入数

標準価格
（円）

100 枚

58,200

膜材質：Hydrophilic polyethersulfone（PES）
孔径：0.45 μm
直径：90 mm

メンブレンフィルター
97007-17

スーポア 450 メンブレンディスクフィルター
孔径 0.45µｍ/ 直径 90ｍｍ（ろ過用）

ろ過器・関連製品・遠心機

ろ過器 / ガラス製 ・アスピレーター ・ ポンプ
検液の作成に必要な、φ90mm のメンブレンフィルターに対応したろ過器。

注文番号

フィルター用ベース

標準価格
（円）

SPC フィルターホルダーφ90mm
97301-00

サポートスクリーン
SUS316 製

120,000

97301-01

焼結ガラスフィルター P160
（100-160µm）

125,000【共通仕様】
97301-00
SPC フィルターホルダーびん付

SPC 保存びん︓２L SPC-34

97301-01
SPC フィルターホルダー GF びん付

フィルター適応サイズ︓メンブレンフィルターφ90mm

注文番号

循環アスピレーター / 真空ポンプ

ファンネル容量︓1L

給排水方式 / 規格

標準価格
（円）

循環アスピレーター【仕様】
排気量：12-15L/min×2 本
電源：AC100V

50/60Hｚ2.0/2.7A

97301-02

循環アスピレーター WJ-15 型
ドレインコック（ノズルφ17mm）
オーバーフロー（ノズルφ17mm）

97301-03

循環アスピレーター WJ-20 型
フレキシブルホース（ノズルφ17mm）
オーバーフロー（ノズルφ17mm）

寸法：W255×D360×H415（mm）
重量：約 7.4 ㎏

71,00071,000【仕様】
吐出流量：20Lmin（50Hz）・23L/min（60Hz）
到達真空度：約 110hPa
騒音：50dB

真空ポンプ（※オイルレスポンプ）
97301-04

ドライ真空ポンプ Rocker 300

49,00097301-05

ドライ真空ポンプ Rocker 300C

79,000吸気口：外径Φ8mm
電源：100V

50-60Hz

0.7A

寸法：W135×D268×H204（mm）
Rocker 300

重量：4.1 ㎏※酸 ・ アルカリ、各種溶媒への耐性はありません。

【土壌溶出試験用ろ過器との接続例】【仕様】
吐出流量：20Lmin（50Hz）・23L/min（60Hz）
到達真空度：約 170hPa
騒音：50dB
吸気口：外径Φ8mm
電源：100V
Rocker 300C

50-60Hz

0.7A

寸法：W135×D285×H204（mm）
重量：4.1 ㎏

遠心機
土壌溶出試験の遠心条件が 3000rpm（回転数）から、3,000×g（遠心力）に変更しております。
作業時間の時短、ランニングコスト削減など最適なご提案をさせていただきます。

試薬

試薬●混合標準液注文番号

製品名44102-96

揮発性有機化合物標準原液Ⅻ（26 種混合）

規格

入数

標準価格
（円）

水質試験用

2ｍL×5

25,000Volatile organic compounds standard stock solution Ⅻ＜組成＞
ベンゼン（10）

1,2- ジクロロエタン（11）cis-1,3- ジクロロプロペン（16）1,1,1- トリクロロエタン（8）ブロモジクロロメタン（15）1,1- ジクロロエチレン（2）trans-1,3- ジクロロプロペン（18）1,1,2- トリクロロエタン（19）tert- ブチルメチルエーテル（5）cis-1,2- ジクロロエチレン（6）＊1）

1,4- ジオキサン（14）トリクロロエチレン（12）四塩化炭素（9）trans-1,2- ジクロロエチレン（4）＊1）

テトラクロロエチレン（20）o- キシレン（24）クロロホルム（7）ジクロロメタン（3）トルエン（17）m- キシレン（22）ジブロモクロロメタン（21）1,2- ジクロロプロパン（13）トリブロモメタン（ブロモホルム）（25）

p- キシレン（23）1,4- ジクロロベンゼン（26）クロロエチレン（塩化ビニル）（1）＊2）＊1）1,2- ジクロロエチレンは、cis/trans 体の合算の測定ができます＊2）クロロエチレンは 2017 年 4 月改訂で測定項目として追加（各 100 mg ／ L 但し 1,4- ジオキサンは 1000 mg ／ L、メタノール溶液、冷凍保存）●金属抽出試薬（※土壌分析用としてメタル 9 項目保証）
注文番号

製品名

規格

入数

18604-08
18604-76

1mol/L 塩酸（1N）

土壌分析用

500ｍL

2,800

1mol/L 塩酸（1N）

土壌分析用

3L

12,500標準価格（円）※土壌分析用としてメタル 9 項目保証

●VOC 分析向け 前処理フィルター
注文番号

製品名96904-01

HLC-DISK25（0.45μｍ）水系 PES

規格

高速液体クロマト
グラフィー用入数

標準価格（円）

1 箱（100 個）

24,000【参考資料】土壌の汚染に係る環境基準について一部を改正する件（環境七七）● 本記載の製品は､試験・研究用としての用途にご利用ください｡● 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は､弊社ホームページ｢Cica-web｣をご確認ください。

試薬事業本部試薬部〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号（03）6214-1094
HOME PAGE : https://www.kanto.co.jp

KDA-12（202309）