空気・電気・マイクロメータ

26
28

空気・電気・マイクロメータ

（挟み式）

27
29

28
30

空気・電気・マイクロメータ

赤limitation indicator

29

ユーザーの測定用途とニーズを追求した高精度でコンパクトなタイプです。幅67mm・高さ107mm・奥行き
135mmにレギュレータを内蔵し、どの地域でも使用できる様に85〜264Vのマルチ電源に対応しています。
Compact type pursuing user’s measurement intentions and needs. Size W67mm× H107mm× D135mm.has abuilt-in regulator and complies with multi power supplies within a range of 85 to 264V for multiple area usage.

●調整部は扱い易いツマミ式●判定出力がOK、＋NG、−NGの3点表示となり合否判定機能に優れています。
●RS485通信信号の切り替えだけでTIR MAX/MINの測定が可能です。
●RS485データ出力機能は1台のパソコンやシーケンサ等に対して最大31台のminiを接続することが可能です。
●Adjusting knobs is applied for easy operation.
●Superior admission decision function has three kinds of indications like O.K,+NG, and -NG.
●TIR and MAX/MIN can be measured only by switching the RS485 communication signals.
●RS485 data output function can make max.31 units of mini connect with one personal computor.

20
20:DI-20●オプションとしてパソコン接続用
インターフェイスDI-E2を用意しました。
（RS232Cに変換）
このインターフェイス1台で最大31台のDI-20をパソコンに接続可能。
interface for connection with personal computor to change RS232C isavailable as option.
DI-E2 can make max.31units of DI-20 connect with one personal
computor.

販売終了 DI-21,30,40 2019年12月 DI-10 2022年6月
Discontinued DI-21,30,40 2019年.12 DI-10 2022.6

32
30

G-007-a
G-007-a

空気
空気・・電気マイクロメータ
電気マイクロメータ デジタル表示ユニッ
デジアナ表示ユニットSmp
トSmp
Smp
Smp- -Digital-Analog
Digital-AnalogDisplay
DisplayUnit
UnitforforAir/Electronic
Air/ElectronicMicrometers
Micrometers

概要
概要 ［Overview］［Overview］

空気マイ
クロメ
ータ
空気マイ
クロメ
ータ
Air
AirMicrometer
Micrometer

The
TheSmpSmpisisaacompact
compactdigital-analog
digital-analogdisplay
displayunit
unitofoftouch
touchpanel
paneltypetypewithwithrichrichfunctions.
functions.Its
Itsmeasurement
measurementvalues
valuesareareclearlyclearlylegible,
legible,and
andyouyoucancanselectselect aa presentation
presentation mode
mode fromfrom dial
dial indication,
indication, bar-graphbar-graph indication,
indication,
two-channel
two-channelsimultaneous
simultaneousindication,
indication,and
andmoremoredepending
dependingon
onyouryourapplicaapplications
tionsororpersonal
personaltastes.
tastes.ItIthas
hasdiverse
diversefunctions
functionssuch
suchasasthe
thethree-point
three-pointcalibration,
calibration,thethecontinuous
continuousfeeding
feedingmeasurement,
measurement,and
andclassification
classificationinto
intoupup
toto1616classes.
classes.For
Forairairmicrometers,
micrometers,aasingle
singleunit
unitofofthe
theSmpSmpcancanhandle
handlemultiple
multiplemagnification
magnificationlevels
levelsthroughthroughswitchingswitchingofofthe
theorifice.
orifice.We
Wecan
canalso
also
provideprovideaaunit
unitwhichwhichsupports
supportselectronic
electronicmicrometer’s
micrometer’sprobes
probesfrom
fromvarious
various
manufacturers.
manufacturers.

電気マイ
クロメ
ータ
電気マイ
クロメ
ータ

Electronic
ElectronicMicrometer
Micrometer特長
特長 ［Features］［Features］
公称値に対する相対値表示、直読可能な絶対値表示のどちらにも対
公称値に対する相対値表示、直読可能な絶対値表示のどちらにも対応可能です。
応可能です。
2チャンネル使用時はプローブ（測定ヘッド）の動きに反応して画面が2チャンネル使用時はプローブ（測定ヘッド）の動きに反応して画面が自動で切替わります。
自動で切替わります。
多数の演算方法に標準対応しています。
（
最小値、最大値多数の演算方法に標準対応しています。
（最大値、
最大値、
最小値、
最大値最小値、
平均値、
中央値）
最小値、
平均値、
中央値）
PCにUSB接続し簡単にデータ出力できます。
PCにUSB接続し簡単にデータ出力できます。
USBフラッシュメ
モリに直接データ保存可能です。
（
ーUSBフラッシュメ
モリに直接データ保存可能です。
（空気マイクロメ
空気マイクロメータ/Smp-1a、
2a）
タ/Smp-1a、2a）
各社の空気マイクロメ
ータ測定ヘッ
ドに対応可能です。
（
各社の空気マイクロメ
ータ測定ヘッ
ドに対応可能です。
（空気マイク空気マイク
ロメータ/Smp-1a、2a）
ロメータ/Smp-1a、2a）
クラス選別を色分け表示する事で作業者の選別ミスを軽減できます。
クラス選別を色分け表示する事で作業者の選別ミスを軽減できます。
連続取り込み測定では1回の連続測定終了後に演算表示切換えで、連続取り込み測定では1回の連続測定終了後に演算表示切換えで、各演算値の確認ができます。
各演算値の確認ができます。

· ·Displays
Displaysboth
boththetherelative
relativevalues
valueswith
withrespect
respecttotothe
thenominal
nominalvalue
valueandandthethedirect-reading
direct-readingabsoluteabsolutevalues.
values.
· ·When
Whentwo
twochannels
channelsare
areused,used,thetheSmpSmpautomaticallyautomaticallyswitches
switchesthe
theindicaindication
tionininresponse
responsetotothe
themotion
motionofofeach
eachprobe
probe(measuring(measuringhead).
head).
· ·Supports
Supportsmany
manyarithmeticarithmeticvalues
valuesasasstandard
standard(max,(max,min,min,max
max- -min,
min,
mean,
mean,and
andmedian).
median).
· ·Easy
Easydata
dataoutput
outputthroughthroughUSB
USBconnection
connectiontotoaaPC.
PC.
· ·TheThedatadatacancanbe
bedirectly
directlystored
storedininaaUSB
USBflashflashdrive
drive(Smp-1a,(Smp-1a,2a
2afor
forairair
micrometers).
micrometers).
· ·CanCanbebeusedusedwith
withthethemeasuring
measuringheads
headsfromfromvarious
variousmanufacturers
manufacturers(Smp-1a,(Smp-1a,2a
2afor
forairairmicrometers).
micrometers).
· ·TheThegradedgradedclasses
classesare
areindicatedindicatedinindifferent
differentcolors
colorstotoreduce
reduceworkers’
workers’sortingsortingerrors.
errors.
· ·On
Oncompletion
completionofofone
onecycle
cycleofofthe
thecontinuous
continuousfeeding
feedingmeasurement,
measurement,thetheindication
indicationswitches
switchestotoarithmeticarithmeticvalues
valuesso
sothatthatthetheuserusercancanconfirm
confirm
them.
them.

仕様
仕様 ［Specifications］［Specifications］
空気マイ
クロメ
ータ
空気マイ
クロメ
ータ

電気マイ
クロメ
ータ
電気マイ
クロメ
ータ

Air
AirMicrometer
Micrometer

型式
型式

Smp-1a（（1ch）
Smp-1a
1ch）

Model
Model

Electronic
ElectronicMicrometer
MicrometerSmp-2a（（2ｃｈ）
Smp-2a2ｃｈ）

最小表示単位ｍｍ
最小表示単位 μμ

0.01
0.01

minimum
minimumdisplay
display

供給空気圧
供給空気圧 MPa
MPa
airairpressurepressuresupplied
supplied

電源
電源

VV

質量
質量

kg
kg

main
mainpower
power
weightweight

デ−タ出力
デ−タ出力
data
dataoutput
outputSmp
Smp

0.4〜0.9
0.4〜0.9AC
AC 85〜265
85〜265
0.65
0.65

0.6
0.6

RS232C/USB/USBフラ
ッッ
シュメ
モリ用ポー
トト
RS232C/USB/USBフラ
シュメ
モリ用ポー

RS232C/USB
RS232C/USB

標準付属品
標準付属品

スタン
ド付Smpディ
スプレイ、
電源及びデータ転送用USBケ−ブル1.8ｍ、電源アダプタ（USB接続口型）
スタン
ド付Smpディ
スプレイ、
電源及びデータ転送用USBケ−ブル1.8ｍ、電源アダプタ（USB接続口型）

オプシ
ョョ
ンン
オプシ

レギュ
レ−タ、
フフ
ッッ
トト
スイ
ッチ、
パネル取付け用部品、各種M-Busモジュ−ル、
M-Busケーブル、
RS232Cケ−ブル、各種プローブアダプター、
レギュ
レ−タ、
スイ
ッチ、
パネル取付け用部品注1）
注1）、各種M-Busモジュ−ル注2）
注2）、M-Busケーブル、
RS232Cケ−ブル注3）
注3）、各種プローブアダプター、
ネジ式チューブ用アダプタ、他社製チューブ用アダプタ
ネジ式チューブ用アダプタ、他社製チューブ用アダプタ

Standard
Standardaccessories
accessories
OptionOptionSmp
Smpdisplay
displayunit
unitwithwithstand,stand,USB
USBcable
cable(1.8(1.8m)m)forforpower
powersupply
supplyandanddatadatatransmission,transmission,and
andpower
poweradapter
adapter(USB(USBplug)
plug)

Regulator,, various, M-Bus, various
Regulator,footfootswitch,
switch,panel
panelmounting
mountingbrackets
brackets(See(Seenote
note1.)1.), variousM-Bus
M-Busmodules
modules(See(Seenote
note2.)2.), M-Buscable,
cable,RS232C
RS232Ccable
cable(See(Seenote
note3.)3.), variousprobe
probeadapters,
adapters,
adapters
adaptersfor
forscrew
screwtypetypetubes,
tubes,andandadapters
adaptersfor
forotherothermakers’
makers’tubes
tubes

注1）
操作盤へのパネル取付けや角度付スタン
ド
（M5タ
ップ）
で壁取付けなど多様な取付けが可能
注1）
操作盤へのパネル取付けや角度付スタン
ド
（M5タ
ップ）
で壁取付けなど多様な取付けが可能
注2）
オプシ
ョョ
ンのI/Oユニットで最大32チャ
ンネルの外部機器での制御が可能
注2）
オプシ
ンのI/Oユニットで最大32チャ
ンネルの外部機器での制御が可能
注3）
オプシ
ョョ
ンのRS232C通信ケーブルを使用してPC又は、
PLCに接続可能
注3）
オプシ
ンのRS232C通信ケーブルを使用してPC又は、
PLCに接続可能

Note1)
Note1)AAwide
widevariety
varietyofofmounting
mountingmethods
methodsare
areavailable:
available:e.g.
e.g.thethemounting
mountingononthe
theoperation
operationpanel
panelororthe
themounting
mountingononthe
thewall
wallwith
withthetheangledangledstand
stand(M5(M5tapped
tappedholes).
holes).
Note2)
Note2)The
Theoptional
optionalI/O
I/Ounitunitallows
allowsthethecontrol
controlofofexternal
externaldevices
devicesvia
viaupuptoto3232channels.
channels.
Note3)
Note3)The
Theoptional
optionalRS232C
RS232Ccommunication
communicationcable
cableenables
enablesthe
theconnection
connectiontotoa aPC
PCororPLC.
PLC.

31

空気・電気・マイクロメータ

Smp
（エス
・
エム
・
ピー）
はコンパク
トで機能が充実したタッチパネル式デ
Smp
（エス
・
エム
・
ピー）
はコンパク
トで機能が充実したタッチパネル式デ
ジタル表示ユニッ
トです。
測定値が読みやすく、
ダイヤル表示、
バ−グラ
ジアナ表示ユニッ
トです。
測定値が読みやすく、
ダイヤル表示、
バ−グラ
フ表示、
2チャンネル同時表示など用途や好みに合わせて選択可能で
フ表示、2チャンネル同時表示など用途や好みに合わせて選択可能で
す。
3点キャ
リ
ブレ−シ
ョン機能、
連続取り込み測定、
最大16クラスの選
す。
3点キャ
リ
ブレ−シ
ョン機能、
連続取り込み測定、
最大16クラスの選
別判定など多彩な機能を搭載しています。
空気マイ
クロは絞りの交換で別判定など多彩な機能を搭載しています。
空気マイ
クロは絞りの交換で複数倍率に1台で対応、電気マイクロは各社の多種多様なプローブに複数倍率に1台で対応、電気マイクロは各社の多種多様なプローブに
対応でき
るユニッ
ト
をご用意でき
ます。
対応でき
るユニッ
ト
をご用意できます。

G-008-aマルチゲ−ジングシステム
デジアナ表示解析ユニット Smp-multiマルチゲ－ジングシステム デジタル表示解析ユニット
Smp-multi- Digital-Analog
Display
Analysis[Multi-Gauging
System]
Smp-multi- Digital Display
andandAnalysis
UnitUnit[Multi-Gauging
System]概要 ［Overview］
Smp-multi（エス・エム・ピー-マルチ）では、最大99本のプローブ又は、
空気マイクロメータヘッドが接続可能で、それらを組み合わせて最大32チャンネルを1画面に同時表示することが可能です。測定画面も32ページまで設定可能で、それぞれのプローブ（測定ヘッド）の動きに反応して画面の自動切替えが可能です。他社製の測定器を多連で使用している場合などは、測定ヘッドはそのままでSmp-multi 1台に簡単にまとめる事が出来て作業スペースを効率よく使用する事が出来ます。画面は7型のタッチパネルで大変見やすく、英語表記ですがアイコンメニューで簡単に操作ができます。

4ch表示画面8ch表示画面4ch display

8ch display

16ch表示画面
16ch display

The Smp-multi allows the connection of up to 99 probes or air micrometer’sheads, the combination of which enables simultaneous indication of up to 32
channels on one screen. You can make the settings of up to 32 pages for the
Measurement Screen, and the system automatically switches the indicationin response to the motion of each probe (measuring head). If you are using
other manufacturers’ measuring instruments in tandem, you can easily
integrate them into one unit of the Smp-multi without changing the measuring heads, thus leading to more efficient use of your work space. The 7-inch
touch panel is clearly legible and is equipped with a user-friendly icon menu
although its language is in English only.

特長 ［Features］
1画面に32チャンネル同時表示が可能です。
（4ch,8ch,16ch可）
測定画面を最大32ページ表示可能で、プローブ（測定ヘッド）の動きに反応して画面が自動で切替わります。
多数の演算方法に標準対応しています。
（ 最大値、最小値、最大値最小値、平均値、中央値）
三角関数などを使用して各チャンネル間での演算式が作成可能です。
電気マイクロは各社の多種多様なプローブに対応しています。
各社の空気マイクロメータ測定ヘッドに対応可能です。
（3点キャリブ
レ−ション機能）PCにUSB接続し簡単にデータ出力できます。
USBフラッシュメモリに直接データ保存可能です。
（測定日時と一緒に保存）
連続取り込み測定では1回の連続測定終了後に演算表示切換えで、各演算値の確認が可能です。
測定値を本体に保存して簡易的な統計処理も可能です。
オプションのI/Oユニットで最大32チャンネルの外部機器での制御が可能です。

· Simultaneous indication of 32 channels on one screen (4 channels, 8channels, and 16 channels are also possible)· Displays up to 32 pages for the Measurement Screen, and automaticallyswitches the indication in response to the motion of each probe(measuring head).
· Supports many arithmetic values as standard (max, min, max - min,mean, and median).
· Arithmetic expressions between each channel can be created using
trigonometric functions or others.
· Can be used with a variety of electric micrometer’s probes from othermanufacturers.
· Can be used with the measuring heads of various manufacturers’ airmicrometers (three-point calibration function)· Easy data output through USB connection to a PC.
· The data can be directly stored in a USB flash drive (stored together withthe measured date and time)· On completion of one cycle of the continuous feeding measurement, theindication switches to arithmetic values so that the user can confirm them.
· Measured values can be stored in the unit for simple statistical processing.
· Enables the connection to a PC or PLC through the RS232C or Ethernet port.

仕様 ［Specifications］
デジタル表示解析ユニット
デジアナ表示解析ユニット

Digital-Analog
Display
Analysis
Unit
Digital Display
andandAnalysis
Unit

型式

Smp-multi

Model

最小表示単位 μｍ
minimum display

供給空気圧

MPa

air pressure supplied

電源

V

質量

kg

main power
weight

デ−タ出力
標準付属品

Standard accessories
unit size

オプション
Option34
32

0.4〜0.9（MB-AG使用時）
AC

85〜2651.3

RS232C /USB/USBフラッシュメモリ用ポート

data output

本体寸法

0.1

mm

スタンド付Smpディスプレイ、電源アダプタ＆電源ケ−ブル、RS232Cケ−ブル
Smp display unit with stand, power adapter, power supply cable, and RS232C cable200（W）×151.6（H）×105（D）
レギュレ−タ、
フットスイッチ、
パネル取付け用部品 注1）、各種M-Busモジュ−ル 注2）、M-Busケーブル、
各種プローブアダプター、
ネジ式チューブ用アダプタ、他社製チューブ用アダプタ
Regulator, foot switch, panel mounting brackets (Note1), various M-Bus modules (Note2),
M-Bus cable, various probe adapters, adapters for screw type tubes, and adapters for other makers’ tubes

注1）操作盤へのパネル取付けや角度付スタンド（M5タップ）で壁取付けなど
多様な取付けが可能
注2）RS232C、Ethernetを使用してPC又は、PLCに接続可能
Note1）A wide variety of mounting methods are available: e.g. themounting on the operation panel or the mounting on the wall withthe angled stand (M5 tapped holes).
Note2）The optional I/O unit allows the control of external devices via up
to 32 channels.

空気マイクロメータ

G-026-a
G-009-a

AIR MICROMETER

ダイヤル型 空気マイクロメータ DI-300
Dial type air micrometer DI-300※差圧式（平衡ブリッジ回路）については、「空気マイクロメータ mini」のカタログを参照下さい。

ミストセパレータとベースユニットはオプションです。
Mist separator and base unit are option.

視認性の高いアナログメーターを採用。読み取りが容易で作業負担をかけません。本機は差圧式のため空気源変動の影響が小さく、高感度で安定した測定を実現します。
Analogmeter with high visibility applied, thus workshop load reduced byeasy read.
DI-300 can realize high sensible and stable measurement applying
differerntial pressure type which has almost no influence by change of air
source supplied.

Big scale board with analog indicator is easy to read and makes
worker's tired feeling reduce.
This instrument applies differential pressure type.
This method gives stable measurement because it has almost no
influence by change of air pressure supplied accordingly.
Differential pressure type Airmicrometer has higher measuring air
pressure than that of Flow type Airmicrometer, thus more wide measuring clearance gives high durability of measuring head.
Polarity inversion for internal or external measurement is easy tooperate by switching one lever.
Easy to operate set-up of maginification adjustment and zero adjustment because each nob is independent.
Full magnification series can meet your measuring requirement.
Extra-small diam. nozzle like 0.3 nozzle is one of environment
conscious products to realize energy saving.

＊As to "differential pressure type", please refer to catalog of Digital Model Airmicrometer "mni".(page G-005 Description clause)■外観図
Appearance [ DI - 300 with option ]Specification

0.2

0.5

2.0

5.0

0.2

0.5

0.5

130
（W）
×225＋35
（D）
×177
（H）

35
33

空
空気
気・
・電
電気
気・
・マ
マイ
イク
クロ
ロメ
メー
ータ
タ

●アナログ指針と大きな目盛板で、読み取り易く、作業者に疲労感を与えません。
●供給空気の圧力変動による測定への影響に対しては差圧式を採用。供給圧力変動の影響は少なく、安定した測定を実現。
●流量式本体より測定空気圧力が高いため、測定スキマが大きく、測定ヘッドの耐久性向上を実現。
●内径・外径測定に対応する極性切替え機能付き。切替えはひとつのレバーで操作が簡単。
●倍率調整ツマミとゼロ点調整ツマミが独立しているため操作性に優れています。
●豊富な倍率があり、お客様の測定ニーズにお応えします。
また、小径ノズル仕様は省エネ対応、環境調和型商品の一つです。

G-011-e

34
36

G-012-f
G-012-f

空
空気
気・
・電
電気
気・
・マ
マイ
イク
クロ
ロメ
メー
ータ
タ

35
37

G-013-e

36
38

G-014-e

空
空気
気・
・電
電気
気・
・マ
マイ
イク
クロ
ロメ
メー
ータ
タ

37
39

G-015-a

38
40

G-016-a

空
空気
気・
・電
電気
気・
・マ
マイ
イク
クロ
ロメ
メー
ータ
タ

39
41

G-017-f

40
42

G-018-a

空
空気
気・
・電
電気
気・
・マ
マイ
イク
クロ
ロメ
メー
ータ
タ

43
41

G-019-d

4244

G-020-b

空
空気
気・
・電
電気
気・
・マ
マイ
イク
クロ
ロメ
メー
ータ
タ

45
43

G-021-b

0.9

46
44

G-022-d

空
空気
気・
・電
電気
気・
・マ
マイ
イク
クロ
ロメ
メー
ータ
タ

47
45

G-023-d

48
46

G-024-b

空
空気
気・
・電
電気
気・
・マ
マイ
イク
クロ
ロメ
メー
ータ
タ

49
47

空気マイクロメータ用ヘッド＆マスタ
MEASURING HEAD & MASTER

G-025-a

空気マイクロメータ用 エコジェット
Eco-jet for air micrometer
空気マイクロメータのエアーがもったいない
To save the compressend air.

●測定作業時は常にエア−が出しっぱなしの状態です。空気マイクロメー
タは測定していない時ほど多くのエア−（電力）を消費しています。
The air is left running when you are measuring.
The air micrometer comsume more air (electricity power )when it's not measuring.

エアー消費低減が簡単にできるエコジェット

The eco-jet which can easyly reduce the air consumption.

空気マイクロメータ用ハンドバルブ

空気マイクロメータ用測定ヘッドカバー

Hand valve for air micrometers

Measureming head cover for air micrometers●簡単操作で工場エアーの消費を削減、環境に優しい測定作業が実現します。
●すでにお使いの測定ヘッドにも後付け可能で、導入コストも抑制できます。
With the easy operation, you can reduce the air comsumption andrealize meosurement with low enviromental impact.
The hand value can be attached to the gauge you use now with low cost.

■測定ヘッドカバー

使用事例

Measureming head cover

Example■ハンドバルブ Hand valve①バルブをスライドさせてエア−ON
The air flows when you slid the valve.

ON①ワークまたはマスターに入れる
Insert the workpiece or a master gauge.

②バルブを戻せばエア−ストップ
The air stops when you return the valve.

OFF●カバ−使用時のエア−消費量は通常の半分以下です。
Less than half of the air consumption, when hand valve used.
※注意：使用頻度により、効果は異なります。
Attention：The effect varies according to use frequency.

②測定後、カバーは戻り、
エアーを抑制After the measurement, the cover controls to return and air flow stop.

※カバー使用時のエアーは半分以下です。
Less then half of the air consumption, when head cover used.

※材質、使用環境により効果は異なります。
The effect varies according to material and use environment.

※ヘッドカバ−の材質はご相談ください。
Please contact us about the material of measuring head.

50
48

G-026-c

MASTER GAUGES
Master ring gauge

空
空気
気・
・電
電気
気・
・マ
マイ
イク
クロ
ロメ
メー
ータ
タ

Master plug gauge

Special form master gauge

In addition to standard master in above table, master
gauge for special purpose measurement can be also
designed and manufactured.

51
49

G-027-b

5250

G-028-d

空
空気
気・
・電
電気
気・
・マ
マイ
イク
クロ
ロメ
メー
ータ
タ

53
51