NewLife® Intensity® 10Concentrador estacionario de alto caudalDISEÑO PROBADO EN EL TIEMPOSUMINISTRO DE OXÍGENO VERSÁTIL
FACILIDAD DE SERVICIO

O2 is what we do.

Solución de oxígeno terapéutico de confianza diseñada para flotas de equipos médicos de todo el mundo

Innovación en el suministro de oxígeno a largo plazo
Desde su introducción en 2009, el New Life Intensity 10 ha sido un concentrador estacionario de alto flujo de confianzaque satisface las necesidades de suministro de oxígeno de los pacientes en más de 100 países, incluyendo aplicaciones
especializadas en el hogar y en centros de atención médica.

Diseño probado en el tiempo

Suministro versátil de oxígeno

Facilidad de servicio• Fiabilidad líder en el sector: un índicede fiabilidad superior al 99 % al sacarlode la caja y un índice de reparación en
garantía inferior al 2 %*.
• Amplia garantía: 3 años de garantía
para el dispositivo• Durabilidad: diseñado con uncompresor y lechos de criba
sobredimensionados para minimizar
el servicio.

• Suministro de oxígeno: hasta un 95,5% de concentración con un máximo
de 10 LPM, lo que permite satisfacer
una amplia gama de prescripciones
de los pacientes.
• Alta presión de salida: el primer
concentrador de oxígeno que ofrece
20 psi para soportar aplicaciones
especiales y hasta 200 pies de tubo deoxígeno.
• Eficiencia energética: reducción delconsumo de energía, minimizando
la carga en la factura energética delpaciente.

• Mínimo mantenimiento: diseño yrendimiento de calidad probada para
minimizar el servicio requerido.
• Diseño modular: un número menor
de componentes reduce el tiempo
y el esfuerzo de mantenimiento deldispositivo• Diagnósticos mejorados: las alertas
de alarma integradas permiten una
rápida resolución de problemas*datos en el archivoO2 is what we do.

Especificaciones de NewLife Intensity 10VELOCIDADES DE FLUJO
2,0 – 5,0 lpm

ENERGÍA
600 W

DIMENSIONES
54,6 x 31,8 x 34,2 cm(69,9 x 41,9 x 36,8 cm)

TUBO MÁXIMO
200 pies (61 m)

PESO
58 lb (26,3 kg)
NIVEL SONORO
58 dB(A)
PRESIÓN DE SALIDA
20 psig (138 kPa)GARANTÍA3 años
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Filtro de fieltro: cambiar una vez
al añoFiltro de entrada: limpiar
semanalmenteAccesoriosCÁNULA NASAL

BOTELLA HUMIDIFICADORA

MÁSCARA

Adulto2,1 m (7 pies) CU002-1
7,6 m (25 pies) CU002-4

Número de artículo HU003-1(Estilo sobre la oreja)

2,1 m (7 pies)

Caudal 6-15 LPM HU014-1

Adulto, Concentración
2,1 m (7 pies)
CU006-1

Pediátrico
CU002-7
Pediatría, Concentración
2,1 m (7 pies)
CU007-1

TUBO DE OXÍGENO2,1 m (7 pies) CU004-2
7,6 m (25 pies) CU004-3
15,2 m (50 pies) CU004-1

ADAPTADOR DE SALIDA DEOXÍGENO

Número de artículo
Negro F0025-1
Verde B-776945-00

SureFlowTM

Suministro rentable de oxígeno para variospacientes desde una sola fuente
Control de flujo para varios pacientes
Combine el NewLife Intensity 10con la estación de flujo de oxígeno
SureFlow para múltiples pacientes yasí atender de forma rentable a variospacientes con una sola fuente deoxígeno. SureFlow es una estación deflujo de diseño único que administra
eficazmente oxígeno de grado médico
desde un concentrador de oxígeno uotra fuente de oxígeno única. SureFlow
está configurado con cinco medidoresde flujo de bajo caudal, y puede
utilizarse dentro de una amplia gamade configuraciones para adaptarse a
una gran variedad de necesidades delos pacientes, permitiendo el suministrode oxígeno para cuidados críticos hasta
10 LPM.
Posicionamiento• Colocar en una mesa o escritorio• Montado en la pared

Diversas aplicaciones• Uso pediátrico a adulto en hospitales,clínicas, refugios de emergencia• Zonas subdesarrolladas con una
infraestructura reducida o inexistentepara el suministro de oxígeno
terapéutico• Necesidades de oxígeno pediátricode bajo flujo en una sala de cuidados
intensivos en países de ingresos bajos
y medios

Uso ideal• Sirve hasta cinco personas por unidad
SureFlow• Conecte dos o más unidades SureFlow
para atender a más personas

Especificaciones de SureFlow.
CAUDALÍMETROSLos flujómetros de bajo caudal sepueden utilizar desde 1/10 LPM hasta 1
LPM con incrementos de 0,1/10 LPM conlíneas traseras para un ángulo de visiónadecuado.

DIMENSIONES
5,8 x 9,7 x 7,2 pulgadas(14,7 x 24,6 x 18,3 cm)

PRECISIÓN DEL CAUDALÍMETRO±10 % o 200 ml, lo que sea mayor

GARANTÍA
3 años para las piezas

PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA
138 kPa (20 psig)

APROBACIONES INTERNACIONALES
CE 0459 (sólo FM069-2)
Certificación ISO 13485:2016

PESO
1,49 kg (3,28 lb)

Más información sobre NewLife Intensity 10y sus accesorios enCAIREinc.comCONSULTE LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER TODALA INFORMACIÓN. Consulte las instrucciones de uso del producto correspondientepara obtener información acerca de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias,
precauciones e información detallada de seguridad del producto.
© 2022 CAIRE Inc. Todos los derechos reservados. ML-CONC0084-3 C