ヨーロッパ基準に準じた、ハイレベルな滅菌を提供します。
医療先進国であるヨーロッパの基準 EN13060のクラスB規格を満たしたオートクレーブです。
減圧によって残留空気を排出し真空状態となったチャンバー内部に飽和蒸気を充満させることで、従来のオートクレーブでは滅菌が難しいとされる中空製品や、多孔性材料（包装品・ガーゼ・ドレープ）の内部まで確実に滅菌します。

高度な感染管理システムのご提案
洗浄〜消毒〜乾燥を1台で行うINC Washerとの併用で、施設内での高度な感染管理システムを構築することが可能です。

INCWasher

洗浄洗浄の均一化、2次感染リスクの軽減、時間の有効活用が可能です。

乾燥消毒
熱水消毒のため、消毒剤のような残留毒性がなく、安全です。

HEPAフィルターを通過したクリーンなエアーで乾燥します。

滅菌ヨーロッパ規格のクラス
B基準で管空内も確実に滅菌が可能です。

使用・汚染器具の発生保管これ からの 滅 菌 はクラス B 基 準 の製品コード IH-300
製品名
クラスBオートクレーブ INC Clave
標準小売

1,250,000円

患 者 さま・スタッフ を 院 内 感 染 から 守 る た
確 実 な 滅 菌 が 可 能 な【 クラ ス B オ ートクレ
高圧蒸気滅菌機のクラス分類

クラスB

Big Autoclave Cycle
固体・多孔体・中空製品・非包装・包装・二重包装

被滅菌物の形状ごとのクラス分類

クラスS

Specific Cycle
非包装の固形物メーカーが特定する器材

クラスN
Naked Cycle

非包装の固形物

形状

器材

固形製品（包装）

固形手術器具など固形製品（非包装）
中空製品（包装）

針類・パイプシャフト類など

中空製品（非包装）
多孔性材料（包装）

ガーゼ・ドレープ・衣類

クラスB

クラスS

クラスN

○

○

−

○

○

○

○

−

−

○

○

−

○

−

−

−

−

多孔性材料（非包装）

クラスBオートクレーブのイメージ【プレバキューム方式 】

めに、ー ブ I N C C l a v e 】を 導 入しま せ ん か？

エアフィルター搭載

滅菌履歴を本体とSDカードに保存

乾燥時にホコリや浮遊菌の混入を運転工程の記録（時間/温度/圧防ぐ、衛生的なエアフィルターを搭力等）や設定内容を本体メモリと載しました。

付属SDカードへ自動保存。

※400回ごとに交換

データは本体(最新10件分)とSDカード(SDHC規格)へ記録して残しておくことができます。

日本語タッチパネルを採用

CEマーク取得

タッチパネルのディスプレイは全て国産のオートクレーブで唯一 CE

日本語表示、視認性に優れ、操作もマークを取得した、ヨーロッパでの簡単です。運転モードや設定はもち使用可能な本物のクラス B オート

ろん、運転工程中にエラー表示がクレーブです。

出た際も一目で内容がわかります。

オートオフ機能

FLASHモード

運転工程終了後に自動でスリープ状態になり、待機電力を抑えるお急ぎの場合にご使用いただく、短時間での滅菌が可能な簡易ことができます。

モードです。

※FLASH モードは非包装品の滅菌にご使用いただけます。

多彩な運転プログラム
運転プログラム

滅菌温度

運転時間（滅菌時間）

乾燥時間

121℃ 乾燥

121℃

約51分（20分）

15分

134℃ 乾燥

134℃

約38分（4分）

15分

134℃ 乾燥延長

134℃

約58分（4分）

35分

FLASH 滅菌

134℃

約19分（4分）

1分

134℃ 短縮乾燥

134℃

約28分（4分）

5分

134℃ LONG

134℃

約52分（18分）

15分※被滅菌物の量により、運転時間は変動します。

日々の滅菌精度を可視化する
バッチ・モ ニ タリン グ シ ス テ ム（ B M S ）。
Accessories

BMS用コンパクトPCDホワイト（眼科用）

BMS用コンパクトPCDインジケータ

エアフィルター（INC Clave専用）

BM-300 51,000円

300250 （250枚入） 45,000円
300500 （500枚入） 87,000円

IH-30-1 5,500円

Validation
バッチ・モニタリング・システム（BMS）

即時判定＆判りやすい判定

滅菌器内の蒸気浸透は、滅菌器のコンディBIと異なり、培養が必要ないため、即時判

ション・蒸気の質・滅菌物の積載量などの影定することが可能です。滅菌後すぐに専用

響を受け、滅菌する度に変化します。

インジケータを取り出して、空気除去およ

その変化による滅菌不良の可能性を検知

び蒸気浸透に起因する滅菌不良の可能性するためには、滅菌毎に確認をするバッチ・を、変色状況より判定することができます。

モニタリング・システム（BMS）が必要とな※ (BI) バイオロジカル・インジケータ

ります。
コンパクトPCDは、その変化の影響を特に不合格

BMS-Test

STEAM

不合格

BMS-Test

STEAM

不合格

BMS-Test

STEAM

合格

BMS-Test

STEAM

受けて滅菌不良となるリスクの高い内腔器材や複雑な器材のもっとも蒸気浸透が難しい内部レベルにおけるバッチ・モニタリングを実現します。

国際規格ISO・欧州規格ENへの適合使用から記録までを簡単にコンパクトPCDは、化学的インジケータの簡単な操作で専用インジケータをコンパ

国際規格EN ISO11140-1のタイプ2

クトPCD内にセットでき、滅菌器内のもっ（特定の試験のためのインジケータ）に適とも滅菌しにくい場所に設置します。なお、合した製品です。

本体サイズは長さ約18cm×直径約

また、
コンパクトPCDホワイトは、欧州規格3.5cmと文字通りコンパクトですので設EN13060に規定されている滅菌器の蒸置スペースの確保が容易です。

気浸透試験に用いるインジケータです。

専用インジケータ自体もコンパクトであり、裏面がシールで、記録しやすく設計されています。

Speciﬁcations
販売名 : クラスBオートクレーブ

INC Clave

外形寸法 : W479 x D564 x H438 mm

一般名称 : 小型包装品用高圧蒸気滅菌器

重量 : 約48kg

機器の分類 : 管理医療機器(クラスⅡ)/特定保守管理医療機器

チャンバー内寸 : φ240 x 360 mm

医療機器認証番号 : 227AGBZX00093A01

チャンバー容積 : 16.5L

電源入力 : 単相AC200V ±10%

給水タンク容量 : 3.7L

10A

消費電力 : 2000VA

50/60Hz

排水タンク容量 : 2.5L

付属品
滅菌トレー (4枚)、トレー棚、トレーハンガー 、

トレー棚 : W191×D358×H191mm

排水ホース(1.0m) 、エアフィルター、SDカード

滅菌トレー : W178×D305×H22mm

外観図※ 設置には上部250ｍｍ、背面75mnm以上のクリアランスが必要です。

564438479

479

製造販売元※本カタログ記載価格は、すべて 2019 年 10 月現在の税別標準小売価格となっております。
※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※製品サイズには公差があるため、実際の製品は本カタログ記載サイズと若干前後する場合があります。
※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものと異なる場合があります。

v1.0