実体顕微鏡

ＮＳＷ シリーズ（固定タイプ）
ＮＳＷ シリーズ（変倍タイプ）

取扱説明書
NSW-PF15-260型

各部の名称・仕様

蛍光灯は、発光面積が大きく影の少ない広がりのある光が得られるので全体を照らすのに適しています。

NSW-20PF15-260
18１２３19A

４24５67258239A
10A

32112113261227B

14B
商

品

商番品

号

M35801526

M35811526

M35821526

M35831526

M35841526

名NSW-1PF15-260

NSW-2PF15-260

NSW-20PF15-260

NSW-30PF15-260

NSW-40PF15-260

10x(23)20x(11.5)10x(23)－20x(11.5)10x(23)－30x(7.7)

20x(11.5)－40x(5.8)

１ｘ２ｘ

１ｘ－２ｘ

１ｘ－３ｘ２ｘ－４ｘ

総 合 倍 率 ( 実 視 野 )対物レンズ

DSW10x(23)

接 眼 レ ン ズ ( 視 野 数 )

鏡体形式

鏡体機能作

動

距

離双眼固定

双眼変倍
傾斜角45°・360°回転式、片眼視度調整可能（+7.2D～-7.2D)

99㎜

99㎜

82.5㎜

82.5㎜

197㎜

観 察 可 能 高 さ
焦点

調

整

鏡筒上下動式 ストローク47mm（㊤＋45mm～㊦－2mm）

ス

タン

ド

ポールタイプ(ポール長303mm、ポール径φ26.0）

眼 幅 調 整 範 囲

52mm～75mm

ス テ ー ジ プ レ ー ト

W208mm×D217mmアクリル樹脂製白黒各1枚

照ベー高明

落射照明丸形蛍光灯15W(FLC15EW）、50Hz/60Hz切替スイッチ式

ス

W220mm×D284mm

さ326mm1.2/4.0

ヘッド/スタンド重量(㎏)

付属品

アイシェード2個、TCピン、ダストカバー、丸形蛍光灯1個（15W）－1－64.3㎜

NSW-SB-260型・NSW-SB-GS-260型 各部の名称・仕様

NSW-20SB-GS-260
１２19A３４５6257248239C

321810C

261133B

2114Ⅾ

SB-260 型 商 品 番 号

M356026

M356126

M356226

M356326

M356426

SB-260 型 商 品 名NSW-1SB-260

NSW-2SB-260

NSW-20SB-260

NSW-30SB-260

NSW-40SB-260

SB-GS-260 型 商 品 番 号

M399026

M399126

M399226

M399326

M399426

SB-GS-260 型 商 品 名NSW-1SB-GS-260

NSW-2SB-GS-260

NSW-20SB-GS-260

NSW-30SB-GS-260NSW-40SB-GS-260

総 合 倍 率 ( 実 視 野 )10x(23)20x(11.5)10x(23)－20x(11.5)10x(23)－30x(7.7)

20x(11.5)－40x(5.8)

１ｘ２ｘ

１ｘ－２ｘ

１ｘ－３ｘ

２ｘ－４ｘ

対物

レン

ズ

DSW10x(23)

接 眼 レ ン ズ ( 視 野 数 )

鏡体形式

鏡体

機

能作

動距

離双眼固定

双眼変倍
傾斜角45°・360°回転式、片眼視度調整可能（+7.2D～-7.2D)

102㎜

102㎜

82.5㎜

82.5㎜

64.3㎜

183.5㎜

観 察 可 能 高 さ
焦点調

整

鏡筒上下動式 ストローク47mm（㊤＋45mm～㊦－2mm）

ス

タン

ドポールタイプ(ポール長303mm、ポール径φ26.0）

眼 幅 調 整 範 囲

52mm～75mm

ス テ ー ジ プ レ ー ト

W135mm×D195mmアクリル樹脂製白黒各1枚

明SB型-照明無し
SB-GS型－落射白色LEDリング照明（透明、片面フロスト、両面フロストカバー各1枚付属）外部電源ボックス、調光式ス

W144mm×D260mm

さ326mmSB-260型ヘッド/スタンド重量(㎏)

1.2/1.9

照ベー高1.2/2.8

SB-GS-260型ヘッド/スタンド重量(㎏)付

属品

アイシェード2個、TCピン、ダストカバー－2－

NSW-40IT型

各部の名称・仕様

NSW-40ＩＴ
18１19A

２３４５23624789C

2510C

3211・21363533A

33B

3014F

3128C
※ステージプレートの取り付け方は、ステージプレート固定ネジを緩めて取り外し、締め付けて固定してください。
号

M381026

M381126

M381226

M381326

M381426

名NSW-1IT

NSW-2ITNSW-20IT

NSW-30IT

NSW-40IT

総 合 倍 率 ( 実 視 野 )10x(23)20x(11.5)10x(23)－20x(11.5)10x(23)－30x(7.7)

20x(11.5)－40x(5.8)

１ｘ２ｘ

１ｘ－２ｘ

１ｘ－３ｘ

２ｘ－４ｘ

商品

商対番品

物

レン

ズ

DSW10x(23)

接 眼 レ ン ズ ( 視 野 数 )

鏡体

形式

鏡体

機

能作

動

距

離双眼固定

双眼変倍
傾斜角45°・360°回転式、片眼視度調整可能（+7.2D～-7.2D)

103㎜

103㎜

82.5㎜

82.5㎜

186.5㎜

観 察 可 能 高 さ
焦点調整

鏡筒上下動式 ストローク47mm（㊤＋46mm～㊦－1mm）

ス

タン

ドポールタイプ(ポール長303mm、ポール径φ26.0）

眼 幅 調 整 範 囲52mm～75mm

ス テ ー ジ プ レ ー ト

φ100アクリル樹脂製プレート 白黒各1枚

照ベー高明

落射白色LEDチップ照明（LED保護カバー透明1枚付属）、透過白色LEDチップ照明、調光式

ス

W193mm×D266.1mm

さ370.5mm
1.2/3.1

ヘッド/スタンド重量(㎏)
AC付

アダ属プター品

入力電圧 AC100～240V 50/60Hz 0.4A

出力電圧 DC24V0.5A

アイシェード2個、TCピン、ダストカバー、LED保護カバー（両面フロスト1枚）、ACアダプター－3－64.3㎜

NSW-PG-260型 各部の名称・仕様
砲弾型LEDを採用しており、明るい照明です。半導体のパッケージなど暗色のものを見るのに適しています。

NSW-20PG-260
18１19A

２３４５256247238329C
10C

33B

11・212614B

商品

商番品号M366026M366126

M366226

M366326

M366426

名NSW-1PG-260

NSW-2PG-260

NSW-20PG-260

NSW-30PG-260

NSW-40PG-260

10x(23)20x(11.5)10x(23)－20x(11.5)10x(23)－30x(7.7)

20x(11.5)－40x(5.8)

１ｘ

２ｘ

１ｘ－２ｘ

１ｘ－３ｘ

２ｘ－４ｘ

総 合 倍 率 ( 実 視 野 )

対物

レンズ

DSW10x(23)

接 眼 レ ン ズ ( 視 野 数 )

鏡体形式

鏡体機

能作

動距

離双眼固定

双眼変倍
傾斜角45°・360°回転式、片眼視度調整可能（+7.2D～-7.2D)

102㎜

102㎜

82.5㎜

82.5㎜

197㎜

観 察 可 能 高 さ焦点

調

整

鏡筒上下動式 ストローク47mm（㊤＋45mm～㊦－2mm）

ス

タン

ドポールタイプ(ポール長303mm、ポール径φ26.0）

眼 幅 調 整 範 囲

52mm～75mm

ス テ ー ジ プ レ ー ト

W208mm×D217mmアクリル樹脂製白黒各1枚

照ベー高明

落射白色LEDリング照明（透明、片面フロスト、両面フロストカバー各1枚付属）外部電源ボックス、調光式

ス

W220mm×D284mm

さ353mm1.2/2.8

ヘッド/スタンド重量(㎏)付

属品

アイシェード2個、TCピン、ダストカバー、LED保護カバー（透明、片面フロスト、両面フロスト各1枚）－4－64.3㎜

NSW-P-260型 各部の名称・仕様
NSW-30P-260
１19A

２３４５25624723832

112114B

商

品

商番品

号

M355026

M355126

M355226

M355326

M355426

名NSW-1P-260

NSW-2P-260

NSW-20P-260

NSW-30P-260

NSW-40P-260

10x(23)20x(11.5)10x(23)－20x(11.5)10x(23)－30x(7.7)

20x(11.5)－40x(5.8)

１ｘ

２ｘ

１ｘ－２ｘ

１ｘ－３ｘ

２ｘ－４ｘ

総 合 倍 率 ( 実 視 野 )

対物

レン

ズ

DSW10x(23)

接 眼 レ ン ズ ( 視 野 数 )

鏡体形式

鏡体機

能作

動距

離観察

可能

高双眼固定

双眼変倍
傾斜角45°・360°回転式、片眼視度調整可能（+7.2D～-7.2D)

113㎜

113㎜

82.5㎜

さ183.5㎜

82.5㎜

焦点調

整

鏡筒上下動式 ストローク47mm（㊤＋45mm～㊦－2mm）

ス

タン

ドポールタイプ(ポール長303mm、ポール径φ26.0）

眼 幅 調 整 範 囲

52mm～75mm

ス テ ー ジ プ レ ー ト

W208mm×D217mmアクリル樹脂製白黒各1枚

照ベー高明

照明無し

ス

W220mm×D284mm

さ326mm1.2/2.9

ヘッド/スタンド重量(㎏)付

属品

アイシェード2個、TCピン、ダストカバー－5－64.3㎜

準備 ・ 操作
１． 準備
① スタンドを取り出し、水平で安定した机の上などに置いて④ アイシェードを接眼レンズに被せて取り付けて下さい。

鏡体固定ネジをゆるめて下さい。ベースを手前側、ポー取り付ける時、接眼レンズのレンズ部分に触れないようルを向こう側になるように置きます。にして下さい。アイシェードには左右の区別はありません。

② 鏡体を取り出して、鏡体受けに取り付けます。鏡体の外⑤ 観察する試料はスタンドベースの中央に乗せて下さい。

径と鏡体受けの内径はピッタリ合う寸法ですから、無理付属品としてステージプレート白・黒各一枚(機種によっな力を加えず真っすぐ差し込んで下さい。て異なります)がセットされていますので、試料の色によ③ 正しく取り付けられたかどうかは、鏡体が鏡体受けに対って見やすい方を使って観察して下さい。

して軽く左右に回転するかどうかによって確認して下さ⑥ 付属品は各商品ごとの仕様を参照して下さい。

い。確認後、鏡体固定ネジを締めて、鏡体を固定して下さい。

２． 眼幅調整

４． 視度調整

左右の接眼レンズの中心が使用者の瞳の中心に合うように、正確に視度調整ができていないと、倍率を変えた時に接眼レンズ同士の間隔を調整する事を眼幅調整といいます。

ピンボケになりますから、必ず次の手順で行って下さい。

調整が不完全ですと、入射①試料をステージプレートに乗せます。

光量の損失や光軸ずれを生②右目だけでピント調整をした後に、左目だけでもじます。両眼で接眼レンズ正しく見えるように視度調整リングだけをを覗き、円形の視野が重なゆっくり回して、ピントを合わせます。

るようにプリズムカバーを【お願い】この時、フォーカスノブは使わないで下さい。

左右に動かして下さい。
視野がひとつの円になった時があなたの眼幅です。

３． ピント調整
試料をステージプレートの中心に置いたら、鏡体を下限まで下げます。
(フォーカスノブを右手で持って左回りさせると鏡体が下がり、右回りさせると鏡体は上がります)。
次にフォーカスノブをゆっくり逆回転(=左周り)させていくと試料にピントが合います。
鏡体上がる

鏡体下がる

５． テンションコントロール
テンションコントロールリングをフォーカスノブ側からみて右(時計回り)に回すとフォーカスノブの回転が重くなり、その逆(反時計回り)に回すと軽くなります。
TCピンをテンションコントロールリングの穴に差し込んで回すと楽に調整できます。

－6－

各 部 の 説 明
１)アイシェード

13)グローランプ（S2）接眼レンズ周辺からの入射光を防ぐため、観察しやすくなります。

蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる

２)接眼レンズ働きをします。

14B,14D,14,F)ベース

対物レンズで作られた像を拡大して見るためのレンズです。
DSW10×(視野数23)が標準装備されており、他にオプションＢ 大型のベースですから安定した観察が可能です。

パーツとしてDSW15×(視野数15)、DSW20×(視野数11.4）

Ｄ 省スペース（144×260mm）のスモールベースです。

が用意されております。

Ｆ 透過照明（LED）が内蔵されたベースです。

18)コード※総合倍率＝対物レンズの倍率×接眼レンズの倍率※実視野＝接眼レンズの視野数÷対物レンズの倍率

落射照明（蛍光灯およびLED）用の配線コードです。

３)両眼視度調整リング

19A)ポール

左右両眼の視度差と高・低倍率間の同焦点を調整する装置です。

Ａ 大きなストロークが得られる為、高さのある試料の観察に最適です。

４)接眼筒（眼幅調整範囲52mm～75ｍｍ)※顕微鏡を持ち運ぶ時は、アームまたはポールを片方の手で持ち、接眼レンズを差し込んで取り付ける筒です。観察しやすいようにもう一方の手でベースを支えてください。

21)レボルバー

45°に傾斜しているため、長時間使用しても疲れません。
左右の接眼筒が連動しているため、スピーディーに眼幅調整を対物レンズの倍率を変更するためのリングです。

することができます。

回転させると倍率が変わりますが、同焦点になお、国内仕様は接眼レンズ抜け止め用ビス穴が開いています。

設計されているので、ピントは合っています。

５)プリズムカバー

固定式以外は、2種類の対物レンズがついており、正立像を得るためのポロプリズムが組み込まれています。

レボルバーを回転すれば変更できます。

23)粗動クランプハンドル

接眼レンズを両眼でのぞき、視野がひとつの円になるよう、この部分を動かし眼の幅に合わせます。

鏡体と粗動ブロックを上下動させる時にゆるめて、その後

６)鏡体（接眼レンズ付き）しっかりと締めて下さい。

24)フォーカスノブ

光軸を45°に曲げるためのプリズムが入っています。また、先端にはネジ(M49mm)が切ってあり、オプションパーツのピント合わせ用のノブです。ラックピニオン式ですから補助レンズ他が取り付けられます。

鏡体がスムーズに上下します。

７)鏡体受け25)テンションコントロールリング

鏡体を保持している部分で、鏡体とのはめ合いはφ=74mm

フォーカスノブの回転トルクを調整する装置です。

26)電源ボックスになっています。

８)鏡体固定ネジ

落射照明（LED）用の電源ボックスです。

27B)電源スイッチ (落射照明）

鏡体固定ネジをゆるめると鏡体を360°回転させることができ、どの位置からでも観察できます。観察する時は必ず鏡体ON/OFFの時、数秒間あけて下さい。

固定ネジを締めてからご使用下さい。

すぐに点灯しない場合があります。

９A,9C)ランプカバー

28C)透過照明

Ａ 落射蛍光灯照明のランプカバー。落射照明の分散を防ぎます。

照明には白色LEDチップタイプを使用しております。

Ｃ 落射LED照明のランプカバー。落射照明の分散を防ぎます。

お客様でのランプ交換は出来ませんので、修理の際には10A,10C)落射照明お買い上げになった販売店または弊社営業部までご相談下さい。

30)ステージプレート

Ａ 落射蛍光灯照明 照明のランプはPanasonic FCL15ENWF3丸型蛍光灯を使用しています。

試料を載せるアクリル樹脂製の板で、白色・黒色の2種類

ランプ交換は、必ずコードを電源から外した後ソケット部をしっかり押さえになっていますので、見やすい色をお使い下さい。

31)ステージプレート固定ネジて取り外して下さい。（交換の際には、顕微鏡の鏡体を取り外しておくと、より簡単に交換できます。）

ステージプレートをベースに固定する為のネジです。

32)粗動ブロック※蛍光灯の特性上電圧の変動により、スムーズに点灯しなかったり、ランプの寿命が短くなることがあります。

粗動クランプハンドル(23)を緩めて、粗動ブロック(鏡体)をＣ 落射白色LED照明 専用アクリルカバーによる集光/拡散方式

上下させて大まかにピントを合わせた後、しっかりと締めて下さい。

33A,33B)調光ツマミ

により、LED特有のグレアやチラツキがなく、マルチシャドウを出さない光源を実現。目に優しい光で観察できます。

照明の明暗を調節するツマミです。右に回すと照明が明るく、これまで光が届きにくかった細かな溝や穴の奥まで照らし出し、左に回すと暗くなり、さらに左に回すと「OFF」になります。

観察することができます。

Ａ 透過照明11)対物レンズ

Ｂ 落射照明35)ACアダプター接続ジャック

試料の像を作るレンズで、1倍、2倍、3倍、4倍まで付属のACアダプターを差し込んでから、ACアダプターを電源に選択出来ます。ツインオプティカルシステムで、内斜角は12°です。

接続し主電源スイッチを「ON」にして下さい。

12)電源周波数切り替えスイッチ

36)主電源スイッチ

蛍光灯を使用する機種では、電源周波数が50Hzに設定されています。

主電源のON/OFF スイッチです。

60Hz地域でご使用の場合は、スイッチを切り替えて下さい。
※機種によって位置が異なります。

－7－

蛍光灯の特性とご注意
蛍光灯の特性とご注意
ア） 蛍光灯は20度～25度の周囲温度で使用したときに最高の特性を発揮します。
イ） 蛍光灯の特性のため冬季は、点灯してから明るくなるまで時間がかかります。
ウ） 冬季は安定した明るさになるまで、約5～6分かかります。
エ） 安定するまで、暗く感じたりちらついたりする事があります。
オ） 電圧の変動により、スムーズに点灯しない場合や、ランプの寿命が短くなることがあります。
カ） ご使用後の蛍光灯の処分方法は各自治体の指定の方法での処分をお願いいたします。

使 用 上 の 注 意
カートン光学 顕微鏡をお買上いただきまして誠にありがとうございます。
顕微鏡を正しく安全にお使いいただくために、本書を必ずお読み下さい。また大切に保管して下さい。

警告

安全にお使いいただくために、避けていただきたい事項です。

取扱を誤った場合に、火災・火傷・失明の原因になります。
当製品は、顕微鏡として使用されることを目的として作られており、他の用途に使用された場合の事故については責任を負えません。
小さなお子さんの手の届かないところに保管して下さい。
児童、生徒が使用する場合には、必ず取扱説明書を読んでから理科教員など適切な指導者の管理のもとでご使用下さい。
危険ですから日光などの強い光、紫外線、赤外線を使った検鏡、あるいはそれらの光を集光する恐れのある場所での検鏡はしないで下さい。

安全にお使いいただくために、注意避けていただきたい事項です。
安全にお使いいただくために、注意していただきたい事項です。

取扱を誤った場合に、ケガや物的損傷を負う可能性があります。
顕微鏡を使わない時は、電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
電球交換などのために顕微鏡のランプカバーや底フタを外す時は、危険ですから事前に電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
電球付近は高温になっており、危険ですから触らないで下さい。
危険ですから分解・改造などを行わないで下さい。品質の保証を致しかねます。なお、故障や破損の場合は、必ずお買上げ店にご相談下さい。
指などを挟んで負傷する危険がありますので、合焦装置のラック・ピニオン・摺動部などの機械的作動部分には触れないで下さい。
足の上などに落とすと危険ですから、顕微鏡は滑りにくく安定した水平な机の上などで使用して下さい。
本製品は精密な光学機器です。取扱いや運搬の際には、ショックを与えぬようにして下さい。
使用しない時は、必ずダストカバーを被せて、湿気が少なく風通しの良い、カビの発生しにくい場所で保管して下さい。
レンズのほこりやゴミは、柔らかい布や、筆などの柔らかいブラシで払って下さい。
レンズが指紋や油などで汚れた時は、ガーゼか柔らかい布にアルコールを少し含ませて、軽く拭き取って下さい。
この場合、レンズ表面をキズつけないように充分に注意して下さい。
レンズ以外の清掃は、有機溶剤などを使わず、乾いた柔らかな布でカラ拭きするか、または薄めた中性洗剤を少量含ませた布で拭いて下さい。
※製品は予告なく改良の為に、仕様が変更になる場合がございます。

Eメール kokunai@carton-opt.co.jp

ホームページ https://www.carton-opt.co.jp－8－