スクリーニングカメラシステムご提案書
ダイワ通信株式会社

セキュリティ事業部
担当 山田 健太

ソリューション原理

熱スクリーニング
ソリューション

サーマル原理の説明

プロセス
熱スクリーニング

プロセス

製品
製品ラインナップ

導入事例
よくあるご質問

サーマルとは?
原理
温度が絶対零度を超える物体は、検出可能な熱を放出しています。サーマルカメラは、赤外線をグレー値に変換し、温度測定アルゴリズムを介してグレー値と温度の正確な対応関係を確立します。モデル(温度グレーレベル曲線) は、黒体キャリブレーションによって取得されます。

応用
コロナウイルス感染による主な症状の１つが発熱であることは周知の事実です。
そこで、温度精度の高いサーマルカメラは体温上昇を検出して予備スクリーニングを行うことができます。 したがって、サーマルカメラは、パスポート検査などの長い列ができる場所に設置することを推奨します。

利点
1.

効率の良さ: サーマルカメラが、人の温度を測定するのに要する時間はわずか1秒です。
したがって、温度を確認する必要がある場所を人々が通過する際に、測温による渋滞は発生しません。

2.

安全性: サーマルカメラは非接触温度測定に対応しているため、約1メートル離れた場所で正確に温度そ測定できます。これにより、物理的な接触による感染リスクが軽減されます。

熱スクリーニングプロセス
1. スクリーニング経路を設定する
屋内スペースにスクリーニング経路を設置し、スペースを数箇所に分けます。

2. サーマルカメラによる迅速なスクリーニング
熱スクリーニングソリューションを使用して、移動する群衆の迅速なスクリーニングを行い、効率化を図る。

3. 体温計での二次検査
発熱症状の疑いのある人は、体温計を使用し、再度検温してください。

ソリューション ：サーモグラフィー熱スクリーニングスキーム
ソリューション構成：
サーマル熱スクリーニングバレットカメラ / ターレットカメラ+ 三脚 + 三脚アダプタ + iVMS-4200+ POE スイッチ

POE スイッチ

ソリューションの利点:•サーマルバレットカメラ/ターレットカメラは、即時に測定者へ通知するための温度例外音声アラームに対応。

•AI 顔検出、複数の対象者の同時スクリーニングに対応し、カメラパート誤報を減らします。
•精度は±0.5 ℃で事前の発熱スクリーニング要件を満たします。

•4M ピクセルの光学チャンネルをサポートし、 通常の監視要件を満たします。

•

簡単な設置と構成.

カメラは1.5mの高さに設置し、対象者とカメラ間の距離を 0.8 ~1.5 m(3mm カメラ) 1.5~2m(6mm カメラ)に保つことを推奨します。

•

風の無い屋内で、安定した環境での設置を推奨します。

0.67 m•0.92 m

設置について:

1.5m

6mm カメラ1m
3mm カメラサーモグラフフィー熱スクリーニングスキームの範囲ソリューション ：サーモグラフィー熱スクリーニングスキーム
設置例:

1 ~1.5 m

リアルタイムVMS モニター

1.5 m

ソリューション –黒体＆サーモグラフィー熱スクリーニングスキーム
ソリューション構成：
サーマル熱スクリーニングバレットカメラ/ ターレットカメラ+ 三脚 + 三脚アダプタ + iVMS-4200 + POE スイッチ + 黒体

ソリューションの利点:•±0.3 ℃の高精度であり、アラームの欠落を減らすことが可能です。

設置について:•カメラは高さ1.5 mで設置し、 対象者とカメラ間の距離を1 ~1.5 m(1217B/2617B) または 3 ~ 5m (2637/B)に保ちます。

•

黒体は、カメラから1m (3mm デバイス) 2m(6mm デバイス) または 5m(2637/B) 離れたサーマルバレットカメラ/サーマルターレットカメラとともに使用されます。

•

カメラビューの左上/右上隅に黒体が常に表示されることを確認してください。
•

温度測定中に黒体が他の人物によってブロックされないことを確認してください。

•

風の無い屋内で、安定した環境での設置を推奨します。

ソリューション –黒体＆サーモグラフィー熱スクリーニングスキーム
パフォーマンスビデオ
サーマル＆光学チャンネル
一時的なセットアップ
および監視スキーム
長期運用設置スキーム

マーケット病院

空港
スーパーマーケット

混雑した場所駅

ハイリスクな場所

電車

ビル
企業

入場セキュリティチェック

学校
一時的な制御導入事例
飲食店

携帯ショップ商品ラインナップ

DS-2TE127-G4A
DS-2TD1217B-3/6PA(BDS-2TD1217B-3/6PA(B))
DS-2TD2617B-3/6PA(B)
DS-2TD2617B-3/6PA(B)

タレット型カメラ• サーマル解像度：160 × 120；

DS-2TP31B-3AUF

バレット型カメラ• サーマル解像度：160 × 120；

ハンディータイプ• レンズ: 3mm / 6mm；

• サーマル解像度：160 × 120；

• 解像度：2688 × 1520；；• 精度：±0.5℃• 精度：±0.5℃• 測定検出範囲：30-45℃± 0.3℃ (黒体使用時)• モニター液晶サイズ：2.4インチ• 測定検出範囲：30-45℃• モニター解像度：320 × 240• 音声アラーム対応• バッテリー内蔵• 充電式• 約8時間連続使用• レンズ: 3mm / 6mm；

黒体•

温度分解能力:0.1℃•

精度: ±0.1℃•

温度安定性: ±0.1℃/h•

有効放射率: 0.97±0.02•

動作温度: 0~30℃• 解像度：2688 × 1520；• 精度：±0.5℃± 0.3℃ (黒体使用時)• 測定検出範囲：30-45℃• 音声アラーム対応

三脚＊別売

•

DS-2907ZJ•

UNC 1/4”-20 三脚

三脚取付プレート＊別売•DS-2908ZJ

タレット用

•

DS-2909ZJ

バレット用

Hikvision サーモグラフィー熱スクリーニングソリューションの利点
AI 顔検出

独自の自己開発アルゴリズム

Hikvisionサーモグラフィ熱スクリーニングバレット

Hikvisionサーモグラフィー熱スクリーニング製品に/ ターレットカメラはAI顔検出機能により、複数のは、温度測定サーモグラフィー用に特別に最適化さ顔をインテリジェントに特定し、顔のみを測定して、れた 自己開発アルゴリズム が組み込まれています。

他の熱源からの誤報を減らします.

一定温度/ダストフリーの自動製造プロセスとビッグデータを組み合わせることで、 Hikvisionは精度を確保できました。

WHY WE CHOOSEHIKVISION
オンボード音声アラーム

完全なソリューション

Hikvision サーモグラフィー熱スクリーニング サー

世界をりーどするセキュリティソリューションプロ

マル解像度160の バレット/ターレット カメラ は、バイダーとして、Hikvisionはサーモグラフィー、オンボード音声アラームlに対応し、他のサイレンNVR,バリア、検出ドア、スイッチなどの完全なワを必要とせずに、測定者に知らせることが可能なため、ソリューション全体の複雑さを軽減。

ンストップソリューションを提供できますFAQ
Q:サーモグラフフィー熱スクリーニン

グカメラは屋外に設置できますか？

Q:カメラは温度測定のために顔を認識しますか？
A: カメラはスクリーニング時に顔を認識します。

A: 屋外の風と太陽光は、体表面温度とカメラの動作状態に容易に影響を与えます。その結果、測定また、最大30の顔認識に対応しています。ですが、温度測定は順番に実行することを推奨します。

Q:黒体とは？黒体を購入する前に注意すべきことは何ですか？
A: 黒体は標準的な温度源であり、サーマルカメラは黒体の温度に基づいて較正できます。

された体表面温度と実際の体温との間に差が生じ黒体に電源を入れるだけで、インターネットは不ます。精度を確保する観点から、屋内で使用する要です。

推奨します。

Hikvision サーマルカメラは精度を高めるために黒Q:他の熱源（ティーカップ、やかんなど）は誤報を引き起こしますか？
A: カメラは顔検出技術を使用するため、他の熱源

Q:サーモグラフフィー熱スクリーニンによって誤報が発生することはありえません。

グカメラの精度は0.1℃に達しますか？
A: いいえ。 現在、精度が0.5℃を超えるカメラには、黒体オンラインリアルタイムキャリブレー

Q:カメラの電源を入れた後、どれだけションとインテリジェントな補正が必要です。黒

待てば、熱スクリーニング機能を使用

体の精度は現在、±0.1であり、0.1を達成することは不可能です。現在の高精度ソリューションは全て0.3です。

できますか？
A: 電源を入れてからサーマル手持ちカメラは5 分後、サーマルバレット/ターレットカメラは,30 分後に使用できます。

体を使用できます。

【 製品利用における注意事項 】

Thanks■ 本製品は被測定者の体表面温度を元に、予測式の体内温度を表示する装置です。
医療機器ではありません。
■ 対象人物がウイルスに感染しているかどうか判断する製品ではありません。
■ 人物の体表面温度に基づき「予測式」で体内温度を表示しているため、体温計ではありません。
■ 着衣部の温度は測定できないため、帽子等外した状態での計測を推奨します。
■ 体表面温度は計測時、計測前の環境温度、被測定者の状態等で変動します。
■ 精度向上のため下記の環境下での測定を推奨します。
・ 測定距離：1m以内
・ 環境温度：25℃
・ 設置場所：室内、無風であること
・ 被測定者以外の熱源が画角内に無い環境