電気伝導率セル一覧（Xシリーズ、Jシリーズ用）“キャル・メモ” センサ：セル自身に型式、製造番号、セル定数をメモリー浸漬型電気伝導率セル “キャル・ メモ”CT-58101CCT-58101A一般用低電気伝導率用高電気伝導率用一般用￥52,000￥70,000￥52,000￥35,0004mLφ14mm×26mmを満たす量6mLφ14mm×42mmを満たす量JP17指定セル ELC-009＊：￥52,000JP17指定セル ELC-010＊：￥70,000（66）1801142339mLφ36mm×38mmを満たす量○−4mLφ14mm×26mmを満たす量−Xシリーズ（CM-41X/42X、MM-43X） CM-20J Rシリーズ（CM-25R/30R、MM-60R）Gシリーズ（CM-30G/40G/60G、WM-50EG） P30シリーズ（CM-31P、WM-32EP）CM-20J流通型電気伝導率セル “キャル・メモ”CT-88101BCT-88101CCT-88102A一般用低電気伝導率用高電気伝導率用純水用￥60,000￥60,000￥60,000￥70,000（フローセルは別売）φ46310672（76）R3/4φ19.550

10φ19.5190φ14φ5.5φ1680φ19.5φ4φ12104（76）φ15.8100010φ88.5φ15.8CT-27111Dφ4.4100019072φ12φ4.4100072φ4.4φ19.5100μS/m〜10S/m{1μS/cm〜100mS/cm}5μS/m〜1S/m{0.05μS/cm〜10mS/cm}10mS/m〜100S/m{100μS/cm〜1S/cm}5μS/m ～20mS/m｛0.05μS/cm ～200μS/cm｝100m -110m -12000m -11m -10〜100℃温度センサ0〜100℃0〜100℃0〜80℃○セル部内所要量は4mL。

備考720〜100℃＊JP17一般試験法、導電率測定法による標準液（133.0μS/cm・20℃）を用いてセル定数を決定。

φ15.8セル定数（76）100m -11000測定 電気伝導率
範囲温度1901000m -1価格寸法図1310m -10〜100℃114電極名18100m -10〜100℃72対応機種φ19.5100μS/m〜10S/m{1μS/cm〜100mS/cm}φ8備考φ19.5φ121mS/m〜100S/m{10μS/cm〜1S/cm}（76）温度センサφ145μS/m〜1S/m{0.05μS/cm〜10mS/cm}190試料所要量※φ12φ5.5100μS/m〜10S/m{1μS/cm〜100mS/cm}114セル定数190φ19.525測定 電気伝導率
範囲温度φ15.840φ19.5φ121000114114φ12C-50101Bφ4.41000（76）（76）φ15.819072φ15.8φ4.4100072φ4.41000114価格寸法図浸漬型電気伝導率セルCT-58101B72電極名フロール内所要量は8mL。
セル部内所要量は15mL。
セル部内所要量は1mL。
フローセルが別途必要です。
炭酸ガスの影響を受けないため、 少量用流通セル。
PP製（CEF-22A）：￥20,000低電気伝導率測定が可能です。 スポイトゴムやポンプチューブが別（接続口径：外径8mm×内径4mm）途必要です。
SUS製（CEF-23A）：￥40,000（接続口径：外径8mm×内径6mm）対応機種Xシリーズ（CM-41X/42X、MM-43X） CM-20J Rシリーズ（CM-25R/30R、MM-60R）Gシリーズ（CM-30G/40G/60G、WM-50EG） P30シリーズ（CM-31P、WM-32EP）※セル挿入可能な最小容器を使用した場合の容量です。 注）急激に50℃以上の温度差を与えないでください。

21CM-42X/30R/60G/31PMM-43X/60R電気伝導率セル一覧（P30シリーズ、旧シリーズ用）“キャル・メモ” センサ：セル自身に型式、製造番号、セル定数をメモリー電気伝導率セル “キャル・メモ”電極名CT-27112BCT-27111D価格￥35,000￥70,000（フローセルは別売 ※1）一般用φ5.51000φ5.5φ19.5測定 電気伝導率
範囲温度1m -132mL 以上CM-31P、WM-32EP、CM-21P、WM-22EP0〜80℃−○CM-31P、CM-21PW※1 フローセルが別途必要です。PP製（CEF-22A）：￥20,000、SUS製（CEF-23A）：￥40,000温度センサ●Sシリーズ用

用途一般用¥52,000CT-54101C低電気伝導率用¥65,000CT-54101A高電気伝導率用¥52,000THP-1008S一般用¥20,000価格CG-511B一般用¥35,000CGT-511B一般用¥52,000CG-511C低電気伝導率用¥50,000CGT-511C低電気伝導率用¥65,000CG-511A高電気伝導率用¥37,000CGT-511A高電気伝導率用¥52,000THP-1005B高精密用¥17,000●Pシリーズ用対応機種：CM-11P/14P電極用途電気伝導率セル測定範囲電気伝導率100μS/m ～10S/m｛1μS/cm ～100mS/cm｝5μS/m ～1S/m｛0.05μS/cm ～10mS/cm｝1mS/m ～100S/m｛10μS/cm ～1S/cm｝―温度セル定数0 ～100℃100m -10 ～100℃10m -10 ～100℃1000m -10 ～100℃―対応機種：CM-30S/40S/60S用途温度センサ価格CT-54101Bセル電気伝導率セル※2 電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量です。

対応機種：CM-30V/40V/60Vセル浸漬型電気伝導率セル106250m -10〜80℃●Vシリーズ用50φ16φ185μS/m〜20mS/m{0.05μS/cm〜200μS/cm}試料所要量※2対応機種R3/4φ19.50.1mS/m〜10S/m{1μS/cm〜100mS/cm}セル定数温度センサ721098572寸法図193841000純水用価格CVP-101P一般用¥35,000CGP-110P高電気伝導率用¥45,000用途価格測定範囲電気伝導率1mS/m ～10S/m｛10μS/cm ～100mS/cm｝1mS/m ～10S/m｛10μS/cm ～100mS/cm｝100μS/m ～1S/m｛1μS/cm ～10mS/cm｝100μS/m ～1S/m｛1μS/cm ～10mS/cm｝10mS/m ～100S/m｛100μS/cm ～1S/cm｝10mS/m ～100S/m｛100μS/cm ～1S/cm｝―測定範囲電気伝導率100μS/m ～2S/m｛1μS/cm ～20mS/cm｝1mS/m ～20S/m｛10μS/cm ～200mS/cm｝

温度―0 ～100℃―0 ～100℃―0 ～100℃0 ～100℃セル定数100m -1｛1cm -1｝100m -1｛1cm -1｝10m -1｛0.1cm -1｝10m -1｛0.1cm -1｝1000m -1｛10cm -1｝1000m -1｛10cm -1｝―セル定数

温度0 ～ 80℃0 ～ 80℃100m -1｛1cm -1｝1000m -1｛10cm -1｝●CM-1K用電極電気伝導率セルCV-101SC一般用¥12,000CG-701PL少量用¥50,000測定範囲電気伝導率100μS/m ～1S/m｛1μS/cm ～10mS/cm｝100μS/m ～1S/m｛1μS/cm ～10mS/cm｝

温度0 ～ 50℃0 ～100℃セル定数100m -1｛1cm -1｝100m -1｛1cm -1｝★セルによっては受注後生産するものもありますので、納期につきましてはお問い合わせください。
注）急激に50℃以上の温度差を与えないでください。

22

イオン複合電極一覧（HM-42X、MM-43X/60R、IM-32P/22P/55G用）“キャル・メモ” センサ：センサ自身に型式、製造番号、校正データをメモリーカリウムイオン複合電極K-2031カルシウムイオン複合電極CA-2031硝酸イオン複合電極N-2031アンモニア電極AE-2041炭酸ガス電極CE-2041臭化物イオン複合電極BR-2021よう化物イオン複合電極I-2021カドミウムイオン複合電極CD-2021銅イオン複合電極CU-2021銀イオン複合電極AG-2021硫化物イオン複合電極S-2021￥90,000￥90,000￥90,000￥90,000NA-100B（ガラス膜）K-300B（液膜）CA-300（液膜）N-300（液膜）￥30,000￥25,000￥30,000￥25,000￥110,000──￥110,000

──￥90,000￥90,000￥90,000￥90,000￥90,000￥90,000イオンセンサ用交換液絡部（10個）アンモニア電極用交換膜（10枚）炭酸ガス電極用隔膜カートリッジ（4個）炭酸ガス電極用校正セル校正用アダプタBR-200（固体膜）I-200（固体膜）CD-200（固体膜）CU-200（固体膜）AG-200（固体膜）S-200（固体膜）0LF00001AE-FILMCTC-211CGC-202L6791140K￥25,000￥25,000￥25,000￥25,000￥25,000￥25,000¥4,000¥15,000¥18,000¥7,000¥4,000※共存イオンの影響Cl -S2- =共存不可- I =10 -5 Br 、S2O32- =10 -2CN 、NO3 、SO 42-、CO32-、PO 4 3-、F =1030.003〜26mg/LCN -S2- =共存不可 I =10 -1 S2O32- =101Br =103 NO3 、SO 42-、PO 4 3- =10 4CO32-、Cl 、F =1052.3〜23,000mg/LNa+0.39〜3,900mg/LK+H+=102 NH4 +=3×102Na+=2×103 Li+=10 40.4〜40,000mg/LCa2+Pb2+、Zn2+=101 Mn2+=102Cu2+、Mg2+、Cd2+、Ba2+、Fe2+=103Ni2+=10 4（pH5〜6）（pH12〜13）（pH10〜11）（pH5〜6）（pH5〜6）0.62〜62,000mg/L NO3 -（pH5〜6）0.09〜1,800mg/L（pH12以上）0.8〜80,000mg/L（pH5〜6）Br ----揮発性アミン類気中ガス：酸性ガス--I =10 -4S2- =共存不可 CN 、S2O32-、SCN =10 0 CI =102NO3 、SO 42-、CO32-、F =10 4還元性物質=共存不可 CN=10 0S2-、S2O32- =101 SCN =103 Br =10 4NO3 、CO32-、PO 4 3-、Cl 、F =1050.01〜127,000mg/L I -（pH5〜6）0.01〜1,120mg/LCd2+Hg2+、Ag+、Cu2+=共存不可Pb2+、Fe3+、=10 0 Cr3+=102Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Zn2+、Al3+=1050.06〜630mg/LCu2+Ag+、Hg2+=共存不可Fe3+=10 -1 Al3+=101 Cr3+=102Ni2+=103 Na+、Mg2+、Ca2+=10 40.1〜108,000mg/LAg+Hg2+=共存不可 Mg2+=103Ca2+、Cu2+、Pb2+、Cd2+、Zn2+=10 4Na+、K+=10 60.3〜32,000mg/LS2 -（pH5〜6）（pH5〜6）（pH5〜6）（pH13以上）

─イオン複合電極形状NA-2011、CL-2021、BR-2021I-2021、CN-2021、CD-2021CU-2021、AG-2021、S-2021、F-2021、K-2031、CA-2031、AE-2041CE-2041N-2031φ5.5100072注2）イオン測定はサンプリング後のビーカなどによるバッチ測定方法が基本です。

φ19.5φ16φ5.51000φ26841000注1）イオン電極は防水機能、温度測定機能は対応していません。
また、測定可能な溶液温度範囲は0 ～ 50℃です。

33-I =10 -3 Br 、NO2 =10 0 Cl =101CH3COO 、SO 42-、CO32-、F =102校正用セル（CGC-202L）と校正用アダプタ（6791140K）が別途必要です。

1.49〜1,490mg/L溶液中に共存するイオンが、測定対象イオンに誤差を与える影響を表します。
選択係数が10×とあるのは、共存イオンが測定対象イオンの10×倍含まれたときに、測定対象イオンと同一の指示値誤差を与えることを意味してます。
共存イオンが測定値に影響を与えるような濃度の場合には、前処理により妨害を受けないようにする必要があります。

注4）イオン測定は共存するイオンなどのサンプル性状により測定が困難な場合がありますので、事前にお問い合わせください。

Mg2+、Ca2+、Zn2+、NH4 +、K+、Li+=103溶存ガス：揮発性弱酸溶存ガス：10 -1mol/Lイオン濃度における選択係数カドミウムイオン、銀イオンは10 -2mol/Lシアン化物イオン、銅イオンは10 -3mol/L注3）イオン測定には電極の他に別途、標準液、イオン強度調整剤、比較電極外筒液が必要です。

NH4 +-φ19.5φ26φ19.5φ20φ5.522NA-2011（固体膜）￥25,0001〜35,000mg/L（pH5〜6）48ナトリウムイオン複合電極CN-200BOH =101HPO 42-、HCO3 =103（pH7〜8）- Br 、
I、NO3 、SO 42-、S2O32- =105Cl 、φ20177CN-2021￥90,000（固体膜）￥25,000-0.019〜19,000mg/L F-72シアン化物イオン複合電極CL-200B共存イオンの影響 ※ / 備考170CL-2021￥90,000（固体膜）￥50,000測定範囲（最適pH範囲）103塩化物イオン複合電極F-200イオン交換チップ価格72F-2021￥120,000イオン交換チップ193ふっ化物イオン複合電極価格109電極名イオン単能電極一覧（IM-40S 他用）対応比較電極（外筒液）共存イオンの影響 ※ / 備考600φ4.30〜60℃HS-305DS（RE-2）

Mg2+、Ca2+、Zn2+、NH4+、Li+、K+＝103146約pH10φ10￥37,000シアン化物イオン電極CN-125B￥37,000カドミウムイオン電極CD-125￥53,000銅イオン電極CU-125￥53,000銀イオン電極AG-125￥37,000硫化物イオン電極S-125￥37,000ふっ化物イオン電極F-125￥90,000カリウムイオン電極K-135￥80,000カルシウムイオン電極CA-135B￥118,000硝酸イオン電極N-135B￥80,000-10 -7〜10 -3mol/L CN0.003〜26mg/L CNpH12〜13 0〜50℃HS-305DS（RE-2）

10 -7〜10 -2mol/L Cd2+HS-305DSpH5〜6 0〜50℃0.01〜1,120mg/L Cd2+（RE-2）
10 -6〜10 -2mol/L Cu2+0.06〜630mg/L Cu2+pH5〜6 0〜50℃HS-305DS（RE-2）

10 -6〜10 0mol/L Ag+HS-305DSpH5〜6 0〜50℃0.1〜108,000mg/L Ag+（RE-2）

S2-＝共存不可-S2-＝共存不可l ＝10 -1 S2O32-＝101 Br ＝103- NO3 、SO42-、PO43-＝104 CO32-、Cl 、F ＝105￥18,000（シアンイオンについては10 -3moL/L濃度の値を示します）Hg2+、Ag+、Cu2+=共存不可Fe3+、=10 0 Cr3+=102Pb2+、Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Zn2+、Al3+=105φ12Ag+、Hg2+＝共存不可Fe3+＝10 -1 Al3+＝101 Cr3+＝102Ni2+＝103 Na+、Mg2+、Ca2+＝10 4φ15Hg2+＝共存不可Mg2+＝103 Ca2+、Cu2+、Pb2+、Cd2+、Zn2+＝104Na+、K+＝106─HS-305DS10 -6〜10 0mol/L F- pH5〜6 0〜50℃ HS-305DP0.019〜19,000mg/L F（RE-1）

OH =101HPO42-、HCO3 =103（pH7〜8）- Cl 、Br 、I、NO3 、SO42-、S2O32- =105HS-305DS10 -5〜10 -1mol/L K+pH5〜6 0〜50℃0.39〜3,900mg/L K+（RE-3）

H+=102 NH4+=3×102Na+=2×103 Li+=10410 -5〜10 0mol/L Ca2+HS-305DSpH5〜6 0〜50℃0.4〜40,000mg/L Ca2+（RE-1）

Pb2+＝33 Zn2+＝45 Mn2+＝1.7×102Cd2+＝8.8×102 Fe2+＝1.2×103Mg2+＝1.8×103 Ba2+＝1.9×103Cu2+＝2.7×103 Ni2+＝9.0×10310 -5〜10 0mol/L NO3HS-305DS- pH5〜6 0〜50℃0.62〜62,000mg/L NO3（RE-3）

ダブルジャンクションCN＝10 0 S2O32-＝101 SCN ＝103- Br ＝104 NO3 、CO32-、PO43-、Cl 、F ＝10510 -5〜10 0mol/L S2HS-305DSpH13以上 0〜50℃0.3〜32,000mg/L S2（RE-1）-比較電極HS-305DP156￥37,000-HS-305DS10 -7〜10 0mol/L l- pH5〜6 0〜50℃0.01〜127,000mg/L l（RE-1）

S2-＝共存不可CN ＝10 -4 S2O32-、SCN -＝10 0
l、Cl ＝102 NO3 、SO42-、CO32-、F ＝10 4600よう化物イオン電極I-125-10 -5〜10 0mol/L BrHS-305DS- pH5〜6 0〜50℃0.8〜80,000mg/L Br（RE-2）

φ12S2-＝共存不可- l ＝10 -5 Br-、S2O32-＝10 -2CN 、F、NO3 、SO42-、CO32-、PO43-＝103142￥37,000HS-305DSpH5〜6 0〜50℃（RE-2）

600臭化物イオン電極BR-125--600￥37,0003×10 -5〜10 0mol/L Cl1〜35,000mg/L Cl￥10,000144塩化物イオン電極CL-125Bダブルジャンクション36φ14.510 -4〜10 0mol/L Na+2.3〜23,000mg/L Na+HS-305DS52ナトリウムイオン電極NA-115B比較電極寸法図148最適pH 測定液
範囲温度測定範囲600電極名X/R/Gシリーズでも使用できます。
単能電極接続用アダプタが別途必要です。
pH/ORP/イオン用（0JD00001）：¥20,000φ12I =10 -3 Br 、NO2 =10 0 Cl =101CH3COO 、SO42-、CO32-、F =102--600内蔵170φ265×10 -6〜10 -1mol/L NH4+pH12以上 0〜50℃0.09〜1,800mg/L NH4+揮発性アミン類103アンモニア電極AE-235φ20￥99,000溶存ガス：3×10 -5〜3×10 -2mol/L気中ガス：0.1〜100％─0〜50℃内蔵溶存ガス：揮発性弱酸気中ガス：酸性ガスφ26φ20175炭酸ガス電極CE-23548 22600￥99,000※共存イオンの影響（10 -1mol/Lイオン濃度における選択係数 カドミウムイオン、銀イオンは10 -2mol/L シアン化物イオン、銅イオンは10 -3mol/L）溶液中に共存するイオンが、測定対象イオンに誤差を与える影響を表します。
選択係数が10×とあるのは、共存イオンが測定対象イオンの10×倍含まれたときに、測定対象イオンと同一の指示値誤差を与えることを意味してます。
共存イオンが測定値に影響を与えるような濃度の場合には、前処理により妨害を受けないようにする必要があります。

34

溶存酸素電極一覧（MM-43X、P30シリーズ 他用）“キャル・メモ” センサ：センサ自身に型式、製造番号、校正データをメモリーOE-473BA￥115,000￥115,000浸漬／投込み用φ5.572209193φ14φ10φ250CC000010CC00023（高濃度DO用：0CC00002） （高濃度DO用：0CC00024）リード長：2.8m（標準）5m、11m無流速測定対応価格0CC00022スターラ内蔵無流速測定対応 ※隔膜式ポーラログラフ法対応機種電極名0CC00003MM-43X溶存酸素電極 “キャル・メモ”OE-570BAOE-470AA浸漬／投込み用ふらん瓶用￥115,000￥110,000OE-270AA浸漬／投込み用￥60,000φ5.5φ15.872209193φ20φ14φ10φ15.5φ25隔膜セット
特長測定方式0〜20mg/L0〜200%（高濃度隔膜セット使用時：0〜500%）0〜50℃0〜50℃5〜45℃0BG00007（R-9）
0CC000010CC00023（高濃度DO用：0CC00002） （高濃度DO用：0CC00024）リード長：3m（標準）5m、11m対応機種φ14φ19.583φ19.5φ19.5溶存酸素
測定飽和率
範囲
温度使用温度範囲温度補償範囲電解液φ51000φ4010972寸法図φ5.51000843000OE-470BAラボ用￥115,000（81）測定方式0〜20mg/L0〜200%0〜50℃0〜50℃5〜45℃143H008（R-12）

163特長φ15.50〜20mg/L0〜200%（高濃度隔膜セット使用時：0〜500%）0〜50℃0〜50℃5〜45℃143H008（R-12）

72隔膜セットφ14φ19.583φ19.5（76）φ15.8φ20φ19.5溶存酸素
測定飽和率
範囲
温度使用温度範囲温度補償範囲電解液φ4.41000φ4010972寸法図φ5.51000842800ラボ用￥110,000158￥60,000ふらん瓶用82浸漬／投込み用溶存酸素電極 “キャル・メモ”OE-573BAOE-473AA82価格OE-273AA72電極名無流速測定対応0〜20mg/L0〜200%0〜50℃0〜50℃5〜45℃0BG00007（R-9）
0CC000030CC00022スターラ内蔵無流速測定対応 ※隔膜式ガルバニ電池法DO-31P、DM-32P、MM-60R、DO-24P、DO-55G※BOD測定など高精度測定をする場合は撹拌が必要です。

φ48特長対応機種37OE-2111ふらん瓶用￥98,0000〜20mg/L0〜50℃5〜45℃143C455（R-6B）
T-25測定液流量：0.05〜2L/min（フローセルDO-F-30使用）測定液圧力：0.5MPa以下DO-32A7919335208φ20150φ5.553φ4035溶存酸素電極OE-2102一般用￥60,0003000φ5.5φ6.1φ5.5φ30測定範囲測定液温度温度補償範囲電解液交換膜溶存酸素電極184300050寸法図OE-2101一般用￥60,000502000価格3969電極名溶存酸素電極OE-584302OE-584402一般用原子力関連用￥250,000￥390,000φ25リード長：85cm0〜20mg/L0〜50℃5〜45℃143H101（R-5C）
OCT-2501OCT-2502水中スターラ接続可能対応ふらん瓶100mLDO-25Aφ250〜20mg/L0〜50℃5〜45℃143H101（R-5C）
OCT-2501リード長：3m（標準）5m、10mDO-11P/14P