PS‑GC0083‑D03A
GC0083D3.SAM

取 扱 説 明 書
GP‑IBｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

CVFT1‑200HA OP1

警告:
本体取扱説明書に記載されている重要警告事項の部分は、製品を使用する前に注意深
く読み、よく理解して下さい。 本書はGP-IBｲﾝﾀｰﾌｪｰｽについてのみ記しています。取扱
い上の注意事項や、基本的操作等の詳細は、本体取扱説明書を参照下さい。

東 京 精 電 株 式 会 社
本社・東京営業所〒168

東京都杉並区宮前4‑28‑21

TEL 03‑3332‑6666

FAX 03‑3332‑6672

上田営業所・工場・技術〒386‑01 長野県上田市蒼久保1216

TEL 0268‑35‑0555

FAX 0268‑35‑2895

名古屋営業所〒462

TEL 052‑991‑9351

FAX 052‑991‑9350

名古屋市北区黒川本通４−３６黒川旗ﾋﾞﾙ８Ｆ

目
1

次

GP‑IBｲﾝﾀｰﾌｪ‑ｽ仕様
1‑1

ｲﾝﾀｰﾌｪ‑ｽ機能

・・・・・・・・・ 1

1‑2

ﾒｯｾｰｼﾞ・ﾃﾞｰﾀｰ形式

・・・・・・・・・ 1

1‑3

ﾀｰﾐﾈｰﾀ・・・・・・・・・ 1

1‑4

ﾊﾞｯﾌｧｻｲｽﾞ

・・・・・・・・・ 1

1‑5

本体の設定

・・・・・・・・・ 1〜2

1‑6

GP‑IBｺﾏﾝﾄﾞの対応

・・・・・・・・・ 3

1‑7

ｱﾄﾞﾚｽｺﾏﾝﾄﾞの対応

・・・・・・・・・ 3

1‑8

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾏﾝﾄﾞの対応

・・・・・・・・・ 3

2

ｺﾏﾝﾄﾞ及びﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ

・・・・・・・・・ 4

3

ﾒｯｾｰｼﾞの型

・・・・・・・・・ 5

4

設定ｺﾏﾝﾄﾞの説明
4‑1

Vxxx.x 出力電圧設定

・・・・・・・・・ 6

4‑2

Ax.xxx 出力電流制限値設定

・・・・・・・・・ 7

4‑3

Fxxx.x 出力周波数設定

・・・・・・・・・ 8

4‑4MLx ﾒﾓﾘｰﾛｰﾄﾞ・・・・・・・・・ 9

4‑5MSx ﾒﾓﾘｰｾｰﾌﾞ

・・・・・・・・・ 104‑6Ox 出力ON/OFF・・・・・・・・・ 11

4‑7

Rx ﾚﾝｼﾞ 280V/140V・・・・・・・・・ 124‑8Mx 電流制限ﾓｰﾄﾞ/ﾉｰﾏﾙﾓｰﾄﾞ

・・・・・・・・・ 13

4‑9

Sx SRQ ON/OFF・・・・・・・・・ 14

4‑10 ｻｰﾋﾞｽﾘｸｴｽﾄについて
5・・・・・・・・・ 15

問い合わせｺﾏﾝﾄﾞの説明
5‑1

V? 出力電圧問い合わせ・・・・・・・・・ 16

5‑2

V?S 出力電圧設定値問い合わせ・・・・・・・・・ 17

5‑3A? 出力電流問い合わせ・・・・・・・・・ 18

5‑4

A?S 出力電流制限値問い合わせ・・・・・・・・・ 19

5‑5W? 出力電力問い合わせ・・・・・・・・・ 20

5‑6P? 力率問い合わせ・・・・・・・・・ 21

5‑7

F?S 周波数設定値問い合わせ・・・・・・・・・ 22

5‑8

C? ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ問い合わせ・・・・・・・・・ 23〜24

5‑9

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ問い合わせ・・・・・・・・・ 25

5‑10

H? ﾍﾙﾌﾟﾒｯｾｰｼﾞ問い合わせ・・・・・・・・・ 26〜27

5‑11

S? SRQ ON/OFFの問い合わせ・・・・・・・・・ 28

1ＧＰＩＢインターフェース仕様
1‑1 インターフェース機能
ｿｰｽ･ﾊﾝﾄﾞｼｪｰｸ機能

・・・・

SH1

ｱｸｾﾌﾟﾀ･ﾊﾝﾄﾞｼｪｰｸ機能 ・・・・ AH1
ﾄｰｶ機能(ﾄｰｸｵﾝﾘｰ機能無し)・・ T6
ﾘｽﾅ機能(ﾘｽﾝｵﾝﾘｰ機能無し)・・ L4
ｻｰﾋﾞｽﾘｸｴｽﾄ機能

・・・・

SR1

ﾘﾓｰﾄ･ﾛｰｶﾙ機能

・・・・

RL1

ﾃﾞﾊﾞｲｽ･ｸﾘｱ機能

・・・・

DC1

ﾃﾞﾊﾞｲｽ･ﾄﾘｶﾞｰ機能

・・・・

DT1

ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ機能無し

・・・・

C0

ﾊﾟﾗﾚﾙ･ﾎﾟｰﾙ機能無し

・・・・

PP0

2次ｱﾄﾞﾚｽ無し
1‑2 メッセージ・データー形式
ASCII文字ｺｰﾄﾞのみです。
1‑3 ターミネータ
受信

EOI､'LF'､'LF'+EOIとも認識します。

送信'CR'+'LF'+EOIを送出します。
(右図参照)
'CR'

'LF'
EOI

1‑4 バッファサイズ
受信ﾊﾞｯﾌｧ1k byte

送信ﾊﾞｯﾌｧ1k byte

1‑5 本体の設定
本装置及びｺﾝﾄﾛｰﾗｰの電源をｵﾝにします。
前面ﾊﾟﾈﾙの『MODE』ｷｰを押して、GPIBを選択します。『MODE』ｷｰを押す度に下記のように周波数表示器の表示が変化しますのでgPIbを表示させます。
表示

表示の意味

‑‑‑‑

ﾊﾟﾈﾙ操作のみ

PPI

接点入力によるﾘﾓｰﾄ操作

232C

RS‑232Cによるﾘﾓｰﾄ操作

gPIb

GPIBによるﾘﾓｰﾄ操作

次に、▲か▼ｷｰを押してｱﾄﾞﾚｽを選択します。

1

表示

表示

表示の意味

gPIb

1

GPIBｱﾄﾞﾚｽ 1

目的のｱﾄﾞﾚｽを選択したら、『ENT』ｷｰを押して下さい。一度設定された条件は次に設定変更の操作が行なわれるまで保持されます。電源OFF後の再起動等の場合も再設定の必要は有りません。尚、以上の操作は表示が点滅中に完了して下さい。『ENT』ｷｰが押される前に点滅が終了した場合、操作は一切無効となります。
< 設定例>
電源入力ｽｲｯﾁONの状態からGP‑IBﾓｰﾄﾞ及び､ｱﾄﾞﾚｽ5に設定する場合の操作を下記に示します｡
ｷｰ操作『Hz』表示
60.00

※1

『W』表示
0

※2

『MODE』‑‑ ‑‑『MODE』PPI『MODE』

232C

9600

※3

『MODE』

gPIb

1

※4

『▼』

gPIb

2

『▼』

gPIb

3

『▼』

gPIb

4

『▼』

gPIb

5

『ENT』

60.00

※1

0

※1〜4の表示内容は、本装置の設定状態により値が異なります。

2※2

1‑6 ＧＰＩＢコマンドの対応
IFC

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽをﾘｾｯﾄします。

REN

RENになってからｱﾄﾞﾚｽされると、前面ﾊﾟﾈﾙの『REM』表示と「LOCK」表示が点灯します。この状態では『ﾛｰｶﾙ』ｷｰ(※1)以外のﾊﾟﾈﾙｰ操作はﾛｯｸされ、ﾊﾟﾈﾙ操
作は一切無効となります。

『ﾛｰｶﾙ』ｷｰが押されると、『LOCK』が消灯し、ﾊﾟﾈﾙ操作が可能となります。 但し、一度ｱﾄﾞﾚｽされない状態にした後、再びｱﾄﾞﾚｽされると『LOCK』が再び点灯し、ﾊﾟﾈﾙ操作はﾛｯｸされます。

又、ﾘｽﾅｰ指定→ﾄｰｶｰ指定→ﾘｽﾅｰ指定等の、状態変化によっても『LOCK』が点灯し、ﾊﾟﾈﾙ
操作はﾛｯｸされます。
※1 『REM』表示が点灯している場合、『MODE』ｷｰは『ﾛｰｶﾙ』ｷｰとして動作します。
1‑7 アドレスコマンドの対応
GTL

前面ﾊﾟﾈﾙ操作がﾛｯｸされている場合、ﾛｯｸを解除します。但し、一度ｱﾄﾞﾚｽされない状態にした後、再びｱﾄﾞﾚｽされると『LOCK』が再び点灯し、ﾊﾟﾈﾙ操作はﾛｯ
ｸされます。

又、ﾘｽﾅｰ指定→ﾄｰｶｰ指定→ﾘｽﾅｰ指定等の、状態変化によっても『LOCK』が点灯し、ﾊﾟﾈﾙ操作はﾛｯｸされます。
SDC

受信・送信ﾊﾞｯﾌｧｰをｸﾘｱします。
ｻｰﾋﾞｽﾘｸｴｽﾄがONにｾｯﾄされている場合、OFFにします。

1‑8 ユニバーサルコマンドの対応
LLO『ﾛｰｶﾙ』ｷｰをﾛｯｸします。

DCL

受信・送信ﾊﾞｯﾌｧｰをｸﾘｱします。
ｻｰﾋﾞｽﾘｸｴｽﾄがONにｾｯﾄされている場合、OFFにします。

SPE

ｼﾘｱﾙ･ﾎﾟｰﾙﾓｰﾄﾞにする。

SPD

ｼﾘｱﾙ･ﾎﾟｰﾙﾓｰﾄﾞを解除する。

SRQ(ｻｰﾋﾞｽﾘｸｴｽﾄ)の詳細は、4‑10を参照して下さい。

3

2 コマンド及びパラメーター
ﾍｯﾀﾞ

ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰｾﾊﾟﾚｰﾀ

内容

項

V

XXX.X

','か 'CR'

電圧設定

4‑1

A

X.XXX

','か 'CR'

電流設定

4‑2

F

XXX.X

','か 'CR'

周波数設定

4‑3

M

LX

','か 'CR'

ﾒﾓﾘｰﾛｰﾄﾞ

4‑4

M

SX

','か 'CR'

ﾒﾓﾘｰｾｰﾌﾞ

4‑5

O

1

','か 'CR'

出力ON

4‑6

O

0

','か 'CR'

出力OFF

4‑6

R

1

','か 'CR'

280Vﾚﾝｼﾞ

4‑7

R

0

','か 'CR'

140Vﾚﾝｼﾞ

4‑7

M

1

','か 'CR'

電流制限ﾓｰﾄﾞ

4‑8

M

0

','か 'CR'

ﾉｰﾏﾙﾓｰﾄﾞ

4‑8

S

1

','か 'CR'

SRQを出す4‑9S0','か 'CR'

SRQを出さない

4‑9

SRQの内容4‑10

V?

','か 'CR'

電圧値問い合わせ

5‑1

V

?S

','か 'CR'

電圧設定値問い合わせ

5‑2

A

?

','か 'CR'

電流値問い合わせ

5‑3

A

?S

','か 'CR'

電流設定値問い合わせ

5‑4

W

?

','か 'CR'

電力値問い合わせ

5‑5

P

?

','か 'CR'

力率問い合わせ

5‑6

F

?S

','か 'CR'

周波数問い合わせ

5‑7

C

?

','か 'CR'

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ問い合わせ

5‑8

I

?

','か 'CR'

ｲﾝﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ

5‑9

H

?

','か 'CR'

ﾍﾙﾌﾟ

5‑10

S

?

','か 'CR'

SRQ設定問い合わせ

5‑11

注)

X:ｱｽｷｰｺｰﾄﾞ

ｾﾊﾟﾚｰﾀは、','か'CR'(0DH)です。
◆

連続してｺﾏﾝﾄﾞを送る場合ｺﾏﾝﾄﾞとｺﾏﾝﾄﾞの間にｾﾊﾟﾚｰﾀを入れて下さい。問い合わせｺﾏﾝ
ﾄﾞを連続で送った場合、１回のﾄｰｶｰ指定で、全てのﾃﾞｰﾀｰをｾﾊﾟﾚｰﾀで区切って送信しま
す。この場合に、本機からの送信ﾃﾞｰﾀｰが途中でとぎれる状況が発生した場合は、問い合
わせｺﾏﾝﾄﾞ発行後、10ms程度待ってからﾄｰｶｰ指定して下さい。

◆

本機は、ｺﾏﾝﾄﾞ処理中は、表示及びKEY入力を受け付けません。

◆

本機は、受信ﾊﾞｯﾌｧｰ･送信ﾊﾞｯﾌｧｰをｵｰﾊﾞｰした場合ｵｰﾊﾞｰした分を破棄します。設定ｺﾏﾝ
ﾄﾞ発行後は、必ず、問い合わせｺﾏﾝﾄﾞで期待通り設定されたか確認して下さい。

4

3 メッセージの型(*は'LF'又は'CR'又は','又はEOIを示す。)
設定ｺﾏﾝﾄﾞ正常に実行できるﾒｯｾｰｼﾞ
V100*

100Vにｾｯﾄします。

V100'CR'F50*

100V,50Hzにｾｯﾄします。

V100, F50*

100V,50Hzにｾｯﾄします。

実行できないﾒｯｾｰｼﾞ
V100

ｾﾊﾟﾚｰﾀ､ﾀｰﾐﾈｰﾀがない為、何もしません。

V100F50*

何もしません。

V1000*

1000は、仕様外の為、無視します。

問い合わせｺﾏﾝﾄﾞ
正常に実行できるﾒｯｾｰｼﾞ
V?*

送信ﾊﾞｯﾌｧｰに電圧をｾｯﾄします。

V?'CR'A?*

送信ﾊﾞｯﾌｧｰに電圧と電流をｾｯﾄします。

V?, A?*

送信ﾊﾞｯﾌｧｰに電圧と電流をｾｯﾄします。

実行できないﾒｯｾｰｼﾞ
V?

ｾﾊﾟﾚｰﾀ、ﾀｰﾐﾈｰﾀがない為、何もしません。

V?A?*

なにもしません。

設定ｺﾏﾝﾄﾞと問い合わせｺﾏﾝﾄﾞを組み合わせて、期待通りの設定がされたか次の様な方法で確認して下さい。(PC‑9801にPC‑9801‑29Kを搭載しBASICを使用した場合の例)
100 V=120
110 PRINT @ 5;"V"+STR$(V)+",V?S"
120 INPUT @ 5;VS$
130 VS=VAL(MID$(VS$,2,5))
140 PRINT VS;
150 IF V=VS THEN PRINT "OK" ELSE PRINT "NG"5

4 設定コマンド説明
PC‑9801にPC‑9801‑29Kを搭載しBASICを使用した例を示します。
本機のｱﾄﾞﾚｽは、5に設定されているものとします。
4‑1

Vxxx.x 出力電圧設定
出力電圧の設定又は、変更をします。
xxx.xは､0〜280.0 の範囲です。(280Vﾚﾝｼﾞ)
xxx.xは､0〜140.0 の範囲です。(140Vﾚﾝｼﾞ)
100Vに設定する場合を示します。下記のいずれも有効です。
ASCII=V100
HEX=56 31 30 30
ASCII=V100,
HEX=56 31 30 30 2C
ASCII=V100.0
HEX=56 31 30 30 2E 30< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >100 ISET IFC : CMD DELIM=0110 INPUT " 電圧 = ";SV$
120 PRINT @ 5;"V"+SV$
130 GOTO 100
RUN
電圧 = 1
電圧 = 10
電圧 = 100
出力ON中に、ﾚﾝｼﾞ切り替えが起こる様な設定は無視されます。
設定されたか確認する場合は、V?Sｺﾏﾝﾄﾞを使用して下さい。

6

4‑2

Ax.xxx出力電流制限値設定

電流制限ﾓｰﾄﾞ時の出力電流制限値を設定又は、変更します。ﾉｰﾏﾙﾓｰﾄﾞ時には、実行されません。
x.xxxは、140ﾚﾝｼﾞの時0〜2.1 の範囲です。
X.XXXは、280ﾚﾝｼﾞの時0〜1.05の範囲です。
2Aに設定する場合を示します。下記のいずれも有効です。
ASCII=A2
HEX=41 32
ASCII=A2,
HEX=41 32 2C
ASCII=A2.000
HEX=41 32 2E 30 30 30< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >100 ISET IFC : CMD DELIM=0110 INPUT " 電流ﾘﾐｯﾄ = ";SA$120 PRINT @ 5;"A"+SA$
130 GOTO 100
RUN
電流ﾘﾐｯﾄ = 1
電流ﾘﾐｯﾄ = 0.5
電流ﾘﾐｯﾄ = 2
設定値が範囲内であっても、本機が仕様の制限からくる電流制限領域で動作している場合(低周波数領域等)、その条件下の最大値に補正されます。但し、設定された値は、記憶され制限領域から外れた場合には有効となります。
電流制限値の設定状況は、電流制限領域外に設定を変更(周波数や電圧等)した後、A?Sｺﾏﾝﾄﾞで確認して下さい。

7

4‑3

Fxxx.x 出力周波数設定
出力周波数の設定又は、変更をします。
xxx.xは、 1〜999.9 の範囲です。
60Hzに設定する場合を示します。下記のいずれも有効です。
ASCII=F60
HEX=46 36 30
ASCII=F60,
HEX=46 36 30 2C
ASCII=F60.00
HEX=46 36 30 2E 30 30< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >100 ISET IFC : CMD DELIM=0110 INPUT " 周波数 = ";SF$
120 PRINT @ 5;"F"+SF$
130 GOTO 100
RUN
周波数 = 50
周波数 = 60
周波数 = 100設定されたか確認する場合は、F?Sｺﾏﾝﾄﾞを使用して下さい。

8

4‑4

MLx メモリーロード
xで指定されたﾒﾓﾘ番号の内容を呼び出します。
xは、0〜9 の範囲です。
ﾊﾟﾈﾙ操作や、MSxｺﾏﾝﾄﾞで、該当ﾒﾓﾘ番号にﾃﾞｰﾀｰを記憶しておく必要があります。
ﾒﾓﾘ番号2の内容を呼び出す場合を示します。下記のいずれも有効です。
ASCII=ML2
HEX=4D 4C 32
ASCII=ML2,
HEX=4D 4C 32 2C< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >100 ISET IFC : CMD DELIM=0110 INPUT " ｴﾘｱNO = ";SML$
120 PRINT @ 5;"ML"+SML$
130 GOTO 100
RUN
ｴﾘｱNO = 2
ｴﾘｱNO = 0
ｴﾘｱNO = 9
注) 出力ON中に、ﾚﾝｼﾞ切り替えが起こる様な内容に変更する場合出力がOFFします。

9

4‑5

MSx メモリーセーブ
現在設定されている内容を、xで指定されたﾒﾓﾘ番号に記憶します。
xは、0〜9 の範囲です。
ﾒﾓﾘ番号2に記憶する場合を示します。下記のいずれも有効です。
ASCII=MS2
HEX=4D 53 32
ASCII=MS2,
HEX=4D 53 32 2C< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >100 ISET IFC : CMD DELIM=0110 INPUT " ｴﾘｱNO = ";SMS$
120 PRINT @ 5;"MS"+SMS$
130 GOTO 100
RUN
ｴﾘｱNO = 2
ｴﾘｱNO = 0
ｴﾘｱNO = 9

10

4‑6

Ox 出力ＯＮ／ＯＦＦ
出力のON/OFFを行います。
x=1

出力ON

x=0

出力OFF

受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効です。
ASCII=O1
HEX=4F 31
ASCII=O1,
HEX=4F 31 2C< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >100 ISET IFC : CMD DELIM=0110 INPUT " 出力ON/OFF(1/0) = ";SO$120 PRINT @ 5;"O"+SO$
130 GOTO 100
RUN
出力ON/OFF(1/0) = 1
出力ON/OFF(1/0) = 0

11

4‑7

Rx レンジ

２８０Ｖ／１４０Ｖ

ﾚﾝｼﾞ切り替えをします。
x=1

280Vﾚﾝｼﾞ

x=0

140Vﾚﾝｼﾞ

受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効です。
ASCII=R1
HEX=52 31
ASCII=R1,
HEX=52 31 2C< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >100 ISET IFC : CMD DELIM=0110 INPUT " ﾚﾝｼﾞ280V/140V(1/0) = ";SR$
120 PRINT @ 5;"R"+SR$
130 GOTO 100
RUN
ﾚﾝｼﾞ280V/140V(1/0) = 1
ﾚﾝｼﾞ280V/140V(1/0) = 0

12

4‑8

Mx 電流制限モード／ノーマルモード
ﾓｰﾄﾞ切り替えをします。
x=1

電流制限ﾓｰﾄﾞ

x=0

ﾉｰﾏﾙﾓｰﾄﾞ

受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効です。
ASCII=M1
HEX=4D 31
ASCII=M1,
HEX=4D 31 2C< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >100 ISET IFC : CMD DELIM=0110 INPUT " 電流制限ﾓｰﾄﾞON/OFF(1/0) = ";SM$120 PRINT @ 5;"M"+SM$
130 GOTO 100
RUN
電流制限ﾓｰﾄﾞON/OFF(1/0) = 1
電流制限ﾓｰﾄﾞON/OFF(1/0) = 0
電流制限ﾓｰﾄﾞに入ると電流制限値は、設定されてAx.xxxで設定された値になります。電流
制限ﾓｰﾄﾞONに設定後、Ax.xxxで出力電流制限値の設定、及び変更が可能になります。

13

4‑9

Sx ＳＲＱ

ＯＮ／ＯＦＦ

SRQを出すか、出さないか指定します。
x=1

SRQを出す。

x=0

SRQを出さない。

受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効です。
ASCII=S1
HEX=53 31
ASCII=S1,
HEX=53 31 2C< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >100 ISET IFC : CMD DELIM=0110 INPUT " SRQ ON/OFF(1/0) = ";S$
120 PRINT @ 5;"S"+S$
130 GOTO 100
RUN
SRQ ON/OFF(1/0) = 1
SRQ ON/OFF(1/0) = 0

14

4‑10

SRQ(サービスリクエスト)について
SRQ ONの状態で、OVH(ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄ)あるいは、OVL(ｵｰﾊﾞｰﾛｰﾄﾞ)が発生した場合SRQを発行します。このとき本体ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙの『SRQ』が点灯します。
ｽﾃｰﾀｽﾊﾞｲﾄ
BIT

1

0

7

‑

‑

6

SRQ発行中

未発行

5

本機の異常

正常

4

電源ON

‑

3

‑

‑

2

‑

‑

1

OVL

‑

0

OVH

‑

< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >100 ISET IFC : CMD DELIM=0110 ON SRQ GOSUB 200
120 SRQ ON
130 GOTO 130
200 POLL 5,SB
210 PRINT HEX$(SB)220 RETURN
RUN
OVLの時
52
OVHの時
71

15

5 問い合わせコマンド説明
5‑1

V? 出力電圧問い合わせ
出力電圧値を返します。
受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効です。
ASCII=V?
HEX=56 3F
ASCII=V?,
HEX=56 3F 2C
次の様な値を返します。
100v出力時
ASCII=V100.0
HEX=56 31 30 30 2E 30
10v出力時ASCII=V010.0
HEX=56 30 31 30 2E 30< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >100 ISET IFC : CMD DELIM=0
110 PRINT @ 5;"V?"120 INPUT @ 5;V$
130 PRINT V$
RUN
V100.016

5‑2

V?S 出力電圧設定値問い合わせ
出力電圧設定値を返します。
受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効です。
ASCII=V?SHEX=56 3F 53
ASCII=V?S,HEX=56 3F 53 2C
次の様な値を返します。
100v設定時ASCII=V100.0
HEX=56 31 30 30 2E 30
10v設定時ASCII=V010.0
HEX=56 30 31 30 2E 30< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >100 ISET IFC : CMD DELIM=0
110 PRINT @ 5;"V?S"120 INPUT @ 5;VS$
130 PRINT VS$
RUN
V100.017

5‑3A? 出力電流問い合わせ
出力電流値を返します。
受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効です。
ASCII=A?
HEX=41 3F
ASCII=A?,
HEX=41 3F 2C
次の様な値を返します。
1A出力時
ASCII=A1.000
HEX=41 31 2E 30 30 30
0.5A出力時
ASCII=A0.500
HEX=41 30 2E 35 30 30< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >100 ISET IFC : CMD DELIM=0
110 PRINT @ 5;"A?"120 INPUT @ 5;A$
130 PRINT A$
RUN
A1.00018

5‑4

A?S 出力電流制限値問い合わせ
出力電流制限値を返します。
受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効です。
ASCII=A?S
HEX=41 3F 53
ASCII=A?S,
HEX=41 3F 53 2C
次の様な値を返します。
1A設定時
ASCII=A1.000
HEX=41 31 2E 30 30 30
0.5A設定時ASCII=A0.500
HEX=41 30 2E 35 30 30< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >100 ISET IFC : CMD DELIM=0
110 PRINT @ 5;"A?S"
120 INPUT @ 5;AS$
130 PRINT AS$
RUN
A1.000ﾕｰｻﾞｰが設定した電流制限値を確認したい場合は、電流制限ﾓｰﾄﾞにした後、仕様からくる電流制限領域外に設定変更(電圧、周波数等)し、このｺﾏﾝﾄﾞを実行して下さい。

19

5‑5

W? 出力電力問い合わせ
出力電力値を返します。
受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効です。
ASCII=W?
HEX=57 3F
ASCII=W?,
HEX=57 3F 2C
次の様な値を返します。
10W出力時ASCII=W010.0
HEX=57 30 31 30 2E 30
200W出力時
ASCII=W200.0
HEX=57 32 30 30 2E 30< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >100 ISET IFC : CMD DELIM=0
110 PRINT @ 5;"W?"
120 INPUT @ 5;W$
130 PRINT W$
RUN
W100.020

5‑6P? 力率問い合わせ
力率値を返します。
受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効です。
ASCII=P?
HEX=50 3F
ASCII=P?,
HEX=50 3F 2C
次の様な値を返します。
力率1.000の時
ASCII=P1.000
HEX=50 31 2E 30 30 30
力率0.8の時
ASCII=P0.800
HEX=50 30 2E 38 30 30< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >100 ISET IFC : CMD DELIM=0
110 PRINT @ 5;"P?"120 INPUT @ 5;P$
130 PRINT P$
RUN
P0.800注）電圧か電流が、0の場合（P::::）を返します。

21

5‑7

F?S 周波数設定値問い合わせ
周波数設定値を返します。
受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効です。
ASCII=F?SHEX=46 3F 53
ASCII=F?S,HEX=46 3F 53 2C
次の様な値を返します。
1.000Hz設定時
ASCII=F1.000
HEX=46 31 2E 30 30 30
60Hz設定時ASCII=F60.00
HEX=46 36 30 2E 30 30
999.9Hz設定時
ASCII=F999.9
HEX=46 39 39 39 2E 39< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >100 ISET IFC : CMD DELIM=0
110 PRINT @ 5;"F?S"120 INPUT @ 5;F$
130 PRINT F$
RUN
F60.0022

5‑8

C? コンディション問い合わせ
本機の動作状況を各bitに対応させた値2byteを返します。
最初の1ﾊﾞｲﾄ

次の1ﾊﾞｲﾄ(ASCII = 0 .. 3

HEX = 30 .. 33)

1

0

bit0

OVL(ｵｰﾊﾞｰﾛｰﾄﾞ)

‑

bit1

OVH(ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄ)‑(ASCII = 0 .. 7

HEX = 30 .. 37)

1

0

bit0

出力ON

出力OFF

bit1

280Vﾚﾝｼﾞ

140Vﾚﾝｼﾞbit2

電流制限ﾓｰﾄﾞ

ﾉｰﾏﾙﾓｰﾄﾞ

受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効です。
ASCII=C?
HEX=43 3F
ASCII=C?,
HEX=43 3F 2C
次の様な値を返します。
ﾉｰﾏﾙﾓｰﾄﾞ､280Vﾚﾝｼﾞ､出力OFF、OVL無し、OVH無し
ASCII=C02
HEX=43 30 32
ﾉｰﾏﾙﾓｰﾄﾞ､140Vﾚﾝｼﾞ、出力ON、OVL無し、OVH無し
ASCII=C01
HEX=43 30 31
ﾉｰﾏﾙﾓｰﾄﾞ､140Vﾚﾝｼﾞ、出力ON、OVL有り、OVH有り
ASCII=C31
HEX=43 33 31

23

< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >100 ISET IFC : CMD DELIM=0
110 PRINT @ 5;"C?"120 INPUT @ 5;C$
130 PRINT C$
150 C=VAL(C$) : CL=C MOD 10 : CH=INT(C/10)
160 IF(CL AND 1)=1 THEN PRINT "OUT ON" ELSE PRINT "OUT OFF"170 IF(CL AND 2)=2 THEN PRINT"280Vﾚﾝｼﾞ" ELSE PRINT "140Vﾚﾝｼﾞ"
180 IF (CL AND 4)=4 THEN PRINT "A LIMIT" ELSE PRINT "NOMAL"
190 IF(CH AND 1)=1 THEN PRINT "OVER LOAD" ELSE PRINT ""200 IF (CH AND 2)=2 THEN PRINT "OVER LOAD"ELSE PRINT ""210 END
RUN
01
OUT ON
140Vﾚﾝｼﾞ
NOMAL

24

5‑9

I? インフォーメーション問い合わせ
ｲﾝﾌｫｰﾒｰｼｮﾝを返します。
受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効です。
ASCII=I?
HEX=49 3F
ASCII=I?,
HEX=49 3F 2C
最初の1ﾊﾞｲﾄは、送られて来るﾃﾞｰﾀのﾗｲﾝ数を、示しています。
< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >100 ISET IFC : CMD DELIM=0
110 PRINT @ 5;"I?"
120 INPUT @ 5;ILN$'ﾗｲﾝ数を読む

130 LN=VAL(ILN$)
140 FOR I=0 TO LN
150 LINE INPUT @ 5;I$(I)'ﾗｲﾝ数分読む

160 NEXT
170 '180 FOR I=0 TO LN
190 PRINT I$(I)'ﾗｲﾝ数分表示する

200 NEXT
210 ENDRUNTOKYO SEIDEN CO..LTD.
AC Power Supply CVFT1‑200HA
Ver 1.00
Maximum current

1(A) at 280(v) range
2(A) at 140(v) range

Frequency 1.000(Hz)〜999.9(Hz)
全ﾗｲﾝの送信が完了するまで次のｺﾏﾝﾄﾞを実行しません。

25

5‑10

H? ヘルプメッセージ問い合わせ
ﾍﾙﾌﾟﾒｯｾｰｼﾞを返します。
受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効です。
ASCII=H?
HEX=48 3F
ASCII=H?,
HEX=48 3F 2C
最初の1ﾊﾞｲﾄは、送られて来るﾃﾞｰﾀのﾗｲﾝ数を、示しています。
< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >10 DIM H$(30)'読み込むｴﾘｱを確保する

100 ISET IFC : CMD DELIM=0
110 PRINT @ 5;"H?"'ｺﾏﾝﾄﾞを送る

120 INPUT @ 5;HLN$'ﾗｲﾝ数を読み込む

130 LN=VAL(HLN$)
140 FOR I=0 TO LN
150 LINE INPUT @ 5;H$(I)'ﾗｲﾝ数分読み込む

160 NEXT
170 '180 FOR I=0 TO LN
190 PRINT H$(I)'表示する

200 IF I=18 THEN PRINT "HIT ANY KEY" : K$=INPUT$(1)210 NEXT
220 END

26

RUN
Vxxx.x.... set voltage

Ax.xxx.... set current (only current limit mode)

Fxxx.x.... set frequency

V?

.... read voltage

V?S.... read set voltage

A?

.... read current

A?S.... read set current

F?

.... read set frequency

W?

.... read wattoP?

.... read W/VA

I?

.... read information

H?

.... read help

O0.... set out off

O1.... set out on

R0.... set 140(v)range

R1.... set 280(v)range

M0.... set maximum power mode

M1.... set current limit mode

MLx.... memory load 0 ‑ 9MSx.... memory save 0 ‑ 9S0.... set SRQ off

S1.... set SRQ on

S?

.... read SRQ on/offC?

.... read condetion

low byte bit0..out

bit1..range bit2..mode

high byte bit0..OVL bit1..OVH
全ﾗｲﾝの送信が完了するまで次のｺﾏﾝﾄﾞを実行しません。

27

5‑11

S? ＳＲＱ

ＯＮ／ＯＦＦの問い合わせ

SRQを出す設定か、出さない設定か確認します。
受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効です。
ASCII=S?
HEX=53 3F
ASCII=S?,
HEX=53 3F 2C
次の様な値を返します。
OFF（出さない）に設定されている場合
ASCII=S0
HEX=53 30
ON（出す）に設定されている場合
ASCII=S1
HEX=53 31< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >100 ISET IFC : CMD DELIM=0
110 PRINT @ 5;"S?"120 INPUT @ 5;S$
130 PRINT S$
RUN
S028