PS-GC0143-D01G

取

扱 説 明

書

品 名

ＡＣ ＰＯＷＥＲ ＳＵＰＰＬＹ

形 式

ＣＶＦＴ１－２５０ＨＡ
第５版

製品を使用する前に注意深く読み、よく理解して下さい。
又、本説明書は いつでも使用できるよう、大切に保管して下さい。

東 京 精 電 株 式 会 社
本社・東京営業所
長野営業所・工場〒168-0081 東京都杉並区宮前4-28-21〒386-0155 長野県上田市蒼久保1216

TEL 03-3332-6666
TEL 0268-35-0555

FAX 03-3332-6672
FAX 0268-35-2895

PS-GC0143-D01G

目

定

義 と ｼ ﾝ ﾎﾞ ﾙ

ﾏ

ｰ ｸ

次

･････････････････････････････････････････････

1

１ 概 説 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････
１-１ 概 要 ･････････････････････････････････････････････････････････････
１-２ 特 長 ･････････････････････････････････････････････････････････････

2
2
2

２ 仕 様 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 3～5
２-１ 一般仕様 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 3２-２ 電気的仕様 ･････････････････････････････････････････････････････････ 4
２-３ 機 能 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 5
３ 取扱い方法 ･･･････････････････････････････････････････････････････････
7～13
３-１ 点 検 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 7
３-２ 保 管 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 7
３-３ 使用前の準備および一般的注意 ･･･････････････････････････････････････ 7
３-４ ﾊﾟﾈﾙ面説明 ･････････････････････････････････････････････････････････ 8
３-５ ﾋｭｰｽﾞの点検方法 ･･･････････････････････････････････････････････････ 11
３-６ 負荷の接続方法 ････････････････････････････････････････････････････ 12
３-７ 安全保護動作 ･･････････････････････････････････････････････････････ 13
４ 操作方法 ････････････････････････････････････････････････････････････
14～30
４-１ 電源投入時 ････････････････････････････････････････････････････････ 14
４-２ ｱﾗｰﾑ表示 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 16
４-３ 電力、力率表示 ････････････････････････････････････････････････････ 17
４-４ 出力周波数の設定 ･･････････････････････････････････････････････････ 18
４-５ 出力ﾚﾝｼﾞの設定 ････････････････････････････････････････････････････ 19
４-６ 出力電圧の設定 ････････････････････････････････････････････････････ 20
４-７ 制限電流の設定 ････････････････････････････････････････････････････ 22
４-８ 出力の ON/OFF 設定 ･････････････････････････････････････････････････ 24
４-９ ｷｰﾛｯｸの設定 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 25
４-１０ ﾒﾓﾘからの呼び出し設定 ･･･････････････････････････････････････････ 26
４-１１ ﾒﾓﾘへの登録設定 ･････････････････････････････････････････････････ 27
４-１２ ﾘﾐｯﾄ周波数の設定 ････････････････････････････････････････････････ 28
４-１３ ﾘﾐｯﾄ電圧の設定 ･･････････････････････････････････････････････････ 29
４-１４ ﾘﾐｯﾄ電流の設定 ･･････････････････････････････････････････････････ 30
５ 保 証･･････････････････････････････････････････････････････････････････

31

６ 外形図

･･････････････････････････････････････････････････････････････････

33

PS-GC0143-D01G

定 義 と ｼﾝ ﾎﾞ ﾙ

ﾏ ｰ

ｸ

「危険」、
「警告」
、
「注意」について本取扱説明書では、次のような定義とシンボルマークが使用されています。
！ 危険: 使用者が死亡又は重傷につながる危険性が極めて高いことを意味します。
△！ 警告: 使用者が死亡又は重傷につながる可能性があることを意味します。
△

注 意 :

使用者が傷害を負い、機器を損傷する可能性があることを意味します。

重 要 警

告

事 項

！ 危険:配線による感電事故防止△
配線をする時は、必ず入力電源が遮断(電源ｽｲｯﾁがｵﾌ)されていることを確認してから行って下さい。
入力電源がｵﾝしている場合に配線しますと、感電事故を引き起こす恐れがありますので注意してください。 又、配線終了後、必ず端子台のｶﾊﾞｰを取り付けて下さい。容量性負荷が接続された場合、出力ｵﾌでも電圧が発生することがありますので注意してください。
！ 危険:接触による感電事故防止△
本製品の出力は、その使用目的(研究、開発、試験等)から、扱い易いようにｺﾝｾﾝﾄ
をﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙにも設置しています。このｺﾝｾﾝﾄには最大でAC280Vrmsの電圧が発生します。
出力通電中、充電部に触れると感電事故を引き起こす恐れがありますので、触れることのないよう注意してください。
！ 危険:配線の線径による火災・焼損事故防止△
下記より細い線材を使用しますと、焼損事故、火災の原因となることがありますので注意して下さい。
○電源ｺｰﾄﾞはAC入力容量にみあった断面積 2mm2以上のものを使用して下さい。
○出力の電線は、導体断面積 1.25mm2以上のものを使用して下さい。
！ 危険:動作環境による火災防止△
可燃性ｶﾞｽ、腐食性ｶﾞｽの雰囲気での使用は、火災の原因となりますのでこのような環境での使用は避けてください。
！ 警告:接地による感電事故防止△[E]端子は感電事故防止の為、必ず接地工事の施された接地線に接続して下さい。
接地端子を接続しない状態での使用は絶対しないで下さい。
！ 警告:ﾋｭｰｽﾞについて△
本製品の電源入力ﾋｭｰｽﾞの定格は電流 7A、電圧 250V、寸法φ5.2×L20 mm です。
これ以外のﾋｭｰｽﾞを用いたりﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞを短絡して使用すると、焼損事故、火災の原因となりますので、注意してください。

1

PS-GC0143-D01G

１ 概 説
１-１ 概 要本装置は周波数可変、出力電圧可変の定周波定電圧電源です。
周波数1Hz～999.9Hz、出力電圧0V～280Vの範囲で可変できます。
構成はｺﾝﾊﾞｰﾀ部 (制御整流+ﾌｨﾙﾀｰ)及び、ﾘﾆｱｱﾝﾌﾟ部、交流基準電圧発振器から成り、高精度、高安定な出力が得られます。
操作及び表示、制御はCPUで行っており、操作性に優れております。

１-２ 特 長(1) 周波数基準には水晶振動子を用いていますので周波数安定度が良好です。ﾘﾆｱｱﾝﾌﾟ方式のため波形歪が小さく入力電圧変動、及び負荷変動に対して出力安定度が良好です。
(2) 出力電圧は0～280Vを0.1Vｽﾃｯﾌﾟで設定できます。
(3) 実効値による電流制限を設定できます。
(4) 出力電圧ﾚﾝｼﾞ自動選択機能を有しています。
(5) ﾒﾓﾘ機能を有しています。
電圧、電圧ﾚﾝｼﾞ、制限電流、周波数を1組として最大10組記憶することができ、必要に応じ呼び出して使用することができます。
(6) 出力電圧、出力電流に加え、出力電力、負荷力率の測定値表示機能を有しています。
(7) 安全保護のため以下の機能を有しています。
① 入力過電流の場合は、電源入力ﾋｭｰｽﾞが溶断し、電源入力を遮断します。
② 過負荷時は出力電圧を垂下します。
(8) 外部制御ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽとして、RS-232C、PPIを標準で装備しています。
(9) ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ上にも出力用AC100V用3Pｺﾝｾﾝﾄを設置しています。
！ 危険:接触による感電事故防止△
本製品の出力は、その使用目的(研究、開発、試験等)から、扱い易いようにｺﾝ
ｾﾝﾄをﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙに設置しています。このｺﾝｾﾝﾄには最大でAC280Vrmsの電圧が発生します。出力通電中、充電部に触れると感電事故を引き起こすおそれがありますので、触れることのないよう注意してください。

2

PS-GC0143-D01G

２ 仕 様
２-１ 一般仕様
名称
型名
寸法・重量
外 観 寸 法
質量
計器
電圧計
電流計
電力計
力率計
周波数計
絶縁・耐圧
耐電圧

絶縁抵抗

使用環境
設置場所
動 作 温 度動 作 湿 度保 存 温 度保 存 湿 度安全保護
入力過電流

AC POWER SUPPLY
CVFT1-250HA
430(W) × 95(H) × 400(D)
約 8.5Kg(mm) (突起部含まず)

0～300.0V 確度±1%FS
0～2.500A 確度±1%FS
0～300.0W 確度±1%FS
0～1.001.000～999.9Hz±1%FS
入力-筺体間
入力-出力間
出力-筺体間入力-筺体間
入力-出力間
出力-筺体間AC 1500V 1分間
AC 1500V 1分間
AC 1500V 1分間
DC500V 10MΩ以上
DC500V 10MΩ以上
DC500V 10MΩ以上

屋内
0～40℃
30～80%RH （結露がないこと）-10～70℃
20～90%RH （結露がないこと）
ﾋｭｰｽﾞ溶断による入力遮断

3

PS-GC0143-D01G

２-２ 電気的仕様
入力電源
電圧
周波数
容量
出力
電圧
電流
容量
周波数

周波数安定度
電圧波形歪率 (定格抵抗負荷にて)電圧安定度 入力電圧変動
負荷変動(0⇔定格負荷にて)効率
出力電圧立ち上り立下り特性

単相 AC85～250V
47～400Hz
550VA以上の設備容量が必要
0～140Vrms 0.1Vrmsｽﾃｯﾌﾟ(140Vﾚﾝｼﾞ)
0～280Vrms 0.1Vrmsｽﾃｯﾌﾟ(280Vﾚﾝｼﾞ)
2Arms(140Vﾚﾝｼﾞ) / 1Arms(280Vﾚﾝｼﾞ) ※１※２
250VA (負荷力率0.9～1(進・遅)にて)最大280VAmax(負荷力率 1 にて)
1.000～9.999Hz 0.001Hzｽﾃｯﾌﾟ10.00～99.99Hz 0.01Hzｽﾃｯﾌﾟ100.0 ～999.9Hz 0.1Hzｽﾃｯﾌﾟ±0.01%
0.3%以下±0.2%以下±0.5%以下
約55%
0→100%立ち上り時間：最大約300msec
100%→0立ち下り時間：最大約300msec※１ 負荷力率90%未満の場合、出力電流に制限があります。

※２ 周波数により出力電流に制限があります。制限を超えて使用すると波形歪が増加します。

4

PS-GC0143-D01G

２-３ 機 能(1)出力ﾚﾝｼﾞ切換機能
出力ﾚﾝｼﾞ切換を内蔵ﾘﾚｰで行っており、3通りの設定が可能です。
設定方法については、「4.5出力ﾚﾝｼﾞの設定」を参照してください。
設定
ﾚﾝｼﾞ自動選択
L(140V)ﾚﾝｼﾞ固定
H(280V)ﾚﾝｼﾞ固定

動作
電圧設定範囲設定電圧が140V以下ならL(140V)ﾚﾝｼﾞを、
0～280V ※1、※2
140.1V以上ならH(280V)ﾚﾝｼﾞを自動選択します。
L(140V)ﾚﾝｼﾞに固定します。
0～140V ※3
H(280V)ﾚﾝｼﾞに固定します。
0～280V※1 出力ON状態で設定電圧を140V以下から140.1V以上へ、あるいは140.1V以上から140V以下に変更することはできません。出力ON 状態でこの間の電圧をﾘﾆｱに変化させたい場合にはH(280V)ﾚﾝｼﾞ固定にて使用してください。
※2 H(280V)ﾚﾝｼﾞに切換わったとき、定格電流値が減少しますので、負荷はH(280V)ﾚﾝｼﾞでの電流値以下になるようにしてください。
※3 設定電圧が140.1V以上の時に、出力ﾚﾝｼﾞ切換設定でL(140V)ﾚﾝｼﾞ固定を選択した場合、設定電圧は自動的に140Vになります。
(2)制限電流設定
出力電流の実効値に対して、制限値を設定することが可能です。
設定値は0～2.00Aまで可能ですが、定格出力電流はL(140V)ﾚﾝｼﾞで2.00A、H(280V)ﾚﾝｼﾞで1.00Aです。
(3)ﾒﾓﾘ機能
頻繁に使用する設定値はﾒﾓﾘに登録しておくと便利です。
本装置のﾒﾓﾘ機能は周波数、電圧、制限電流、電圧ﾚﾝｼﾞを一括して扱い、最大10組まで登録できます。
操作方法については、「4-10ﾒﾓﾘからの呼出し設定」、「4-11 ﾒﾓﾘへの登録設定」を参照
してください。
(4)外部ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
本装置は外部ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽとしてRS-232C、GP-IB（ｵﾌﾟｼｮﾝ）、PPIが利用できます。
取扱方法については、「外部ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 取扱説明書」を参照してください。

5

PS-GC0143-D01G

このページは白紙です6

PS-GC0143-D01G

３ 取扱い方法
３-１ 点 検本製品を安全にご使用いただくため、本文中の各注意事項をよくお読みになり正しくお使いください。そして定期的に保守・点検をして下さい。万一破損または仕様どおり動作しない場合
は、弊社営業所までご連絡下さい。

３-２保 管使用しない場合は、埃がかぶらないようﾋﾞﾆｰﾙ等のｶﾊﾞｰを被せ､湿気が少なく、直射日光の当たらない場所に保管してください。

３-３ 使用前の準備および一般的注意(1)可燃性ｶﾞｽ、腐食性ｶﾞｽ、多量の粉塵等が周囲にある環境で使用しないでください。
危険：

このような環境で使用した場合、爆発や火災の原因となることがあります。

(2) 塵埃の多い場所での使用はさけてください。
注意 :装置内部に塵埃がつまりますと、内部の温度が上昇し、過熱保護が動作するため電源投入が不可能になったり、装置が破損したりする恐れがあります。

(3)使用周囲環境は、屋内、温度0～40℃、湿度80%RH以下です。
据付場所は屋内とし、直射日光や高温多湿の場所を避けて設置してください。
注意 : このような場所に設置した場合は、過熱保護の動作や、装置寿命そのものを短くしたりする恐れがあります。
(4)背面、側面は壁面との間に20cm以上の空間を確保してください。
注意：

吸気及び排気が充分に行われない場合、装置内部温度が上昇し過熱保護の動作や装置寿命を低下させることがあります。

(5)振動の多い場所への設置はしないでください。また、極度の機械的ｼｮｯｸを与えないよう、取扱いに注意して下さい。
(6)電源ｺｰﾄﾞを、AC電源に接続する場合は、「電源」が切断されていることを確認してから配線作業をして下さい。出力側の配線を行う際も、入力電源がOFF状態であることを確認して行って下さい。
危険：

電源ONでの配線は、感電のおそれがあります。

(7) 配線完了後は必ず、端子台ｶﾊﾞｰを取付けてください。
危険：

誤って端子台にふれた場合、感電のおそれがあります。

(8) 接地は感電事故防止の為、必ず大地接地して下さい。
警告：

必ず接地を行ってください。接地されないで使用されますと、装置が充電され感電事故を起こすおそれがあります。

(9)本機のﾀﾞｲﾔﾙ部に使用しているﾛｰﾀﾘｰｴﾝｺｰﾀﾞの動作寿命(電気的接触)は20万回転です。これを超えて使用されますと、ﾀﾞｲﾔﾙを回した際に数値が急激に変化する場合があります。

7

PS-GC0143-D01G

３-４ ﾊﾟﾈﾙ面説明（1）前面ﾊﾟﾈﾙ①②③⑬⑭ ⑮ ⑯
番号④⑰⑤⑥⑦⑧ ⑨

⑱ ⑲

⑳

⑩

21 ○
22
○

名称

⑪ ⑫

23 ○
24 ○
25 ○
26 ○
27
○

28
○

機能

ｱｳﾄﾚｯﾄ(出力ｺﾝｾﾝﾄ)です。
本ｱｳﾄﾚｯﾄはAC100V用の機器に電源を供給するように設けられたものですが、異常電圧試験等の要求から、出力電圧は定格の最大値
ｱｳﾄﾚｯﾄ①(AC280Vrms)まで発生します。接続時には負荷の定格電圧等について確(出力ｺﾝｾﾝﾄ)認を行った上で使用してください。
危険:容量性負荷が接続された場合、出力ｵﾌでも電圧が発生することがありますので注意してください。
｢P/W｣ｷｰ⑯により、「POWER」が選択されている時、点灯します。
②「POWER」LED
この時、電力/力率表示器⑮に電力を表示します。
｢P/W｣ｷｰ⑯により、「PF」が選択されている時、点灯します。
③「PF」LED
この時、電力/力率表示器⑮に力率を表示します。
｢FREQ｣ｷｰ⑱により、周波数が選択されている時、点灯します。
④「FREQUENCY」LED
この時、｢ADJ｣ﾀﾞｲﾔﾙ⑩により周波数設定を可変できます。
｢VOLT｣ｷｰ⑳により、電圧が選択されている時、点灯します。
⑤「VOLTAGE」LED
この時、｢ADJ｣ﾀﾞｲﾔﾙ⑩により電圧設定を可変できます。
出力ﾚﾝｼﾞ切換設定がLﾚﾝｼﾞ(140Vﾚﾝｼﾞ固定)の時、点灯します。
⑥「L」LED
また、出力ﾚﾝｼﾞ切換設定がAUTOで、現在の設定電圧が140V以下の時も点灯します。
出力ﾚﾝｼﾞ切換設定がHﾚﾝｼﾞ(280Vﾚﾝｼﾞ固定)の時、点灯します。
⑦「H」LED
また、出力ﾚﾝｼﾞ切換設定がAUTOで、現在の設定電圧が140.1V以上の時も点灯します。
⑧「AUTO」LED
出力ﾚﾝｼﾞ切換設定がAUTO(Lﾚﾝｼﾞ/Hﾚﾝｼﾞ自動選択)の時、点灯します。
22 により、電流が選択されている時、点灯します。
｢CURR｣ｷｰ○⑨「CURRENT」LED
この時、｢ADJ｣ﾀﾞｲﾔﾙ⑩により制限電流を可変できます。
また過負荷状態では点滅します。
｢FREQUENCY｣LED④点灯中は周波数設定値を可変します。
｢VOLTAGE｣LED⑤点灯中は電圧設定値を可変します。
⑩「ADJ」ﾀﾞｲﾔﾙ｢CURRENT｣LED⑨点灯中は電流設定値を可変します。
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ設定中は、GP-IBｱﾄﾞﾚｽや設定項目を選択する時、使用します。※１⑪「RMT」LED
RS-232C、GP-IBｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ時、ﾘﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ中に点灯します。※１⑫「SRQ」LED
GP-IBｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ時、ｻｰﾋﾞｽﾘｸｴｽﾄ発行中に点灯します。※１⑬「LOCK」LED
ｷｰﾛｯｸ状態の時、点灯します。
※１：GP-IB（ｵﾌﾟｼｮﾝ）。但し、標準品もGP-IB選択が出来ますが、機能は付いておりません。

8

PS-GC0143-D01G

番号
⑭

⑮
⑯
⑰
⑱

⑲

⑳

21
○

22
○

23
○
24
○
25
○

26
○

27
○

28
○

名称

機能

このｷｰを押すとｷｰﾛｯｸ状態となり、ｷｰﾛｯｸ解除以外の全てのｷｰ操作及び「LOCK/UNLOCK」ｷｰ ｢ADJ｣ﾀﾞｲﾔﾙ⑩が無効となります。
再度(約2.5秒間)長押しすることにより、ｷｰﾛｯｸ状態は解除されます。
電力/力率表示器
通常、｢P/W｣ｷｰ⑯により選択された内容(力率/電力) を表示します。
電力/力率表示器の表示を切換えます。｢POWER(W)」LED②点灯中に押「P/W」ｷｰ
すと、「PF」LED③が点灯し、力率を表示します。
再度押す毎に、電力表示 →力率表示 → 電力表示 となります。
通常、周波数を表示します。周波数設定ﾓｰﾄﾞ、ﾘﾐｯﾄ周波数設定ﾓｰﾄﾞ
周波数表示器では、設定周波数を点滅表示します。
「FREQUENCY」LED④が点灯していない時に押すと、「FREQUENCY」LED「FREQ」ｷｰが点灯し、周波数表示器の表示が点滅します。
1秒以上の長押しでﾘﾐｯﾄ周波数設定ﾓｰﾄﾞになります。
通常、出力電圧値を表示します。
電圧表示器
電圧設定ﾓｰﾄﾞ、ﾘﾐｯﾄ電圧設定ﾓｰﾄﾞでは、設定電圧を点滅表示します。
ｴﾗｰ表示ﾓｰﾄﾞでは、ｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示します。
｢VOLTAGE」LED⑤が点灯していない時に押すと、｢VOLTAGE」LED⑤が点灯し、電圧表示器の表示が点滅します。
再度押す毎に、出力値表示と設定値表示をﾄｸﾞﾙします。
｢VOLT｣/｢RANGE｣ ｷｰ「SET」ｷｰを押しながら、｢VOLT｣/｢RANGE｣ ｷｰを押すと「RANGE」ｷｰとなり、ﾚﾝｼﾞの設定を切換えます。
1秒以上の長押しでﾘﾐｯﾄ電圧設定ﾓｰﾄﾞになります。
通常、制限電流値を表示します。制限電流設定ﾓｰﾄﾞ、ﾘﾐｯﾄ電流設定ﾓ
電流表示器
ｰﾄﾞでは、設定電流を点滅表示します。
｢CURRENT」LED⑨が点灯していない時に押すと、｢CURRENT」LED⑨が点灯し、電流表示器の表示が点滅します。
「CURR」ｷｰ
再度押す毎に、出力値表示と制限電流値表示をﾄｸﾞﾙします。
1秒以上の長押しでﾘﾐｯﾄ電流設定ﾓｰﾄﾞになります。
「OUTPUT」LED
電圧が出力されている時、点灯します。
出力ON/OFF用のｷｰｽｲｯﾁです。1回押すごとにONとOFFが切換わります。
「OUTPUT」ｷｰ
23 が点灯します。
ONの場合は「OUTPUT」LED○
ﾘﾓｰﾄﾓｰﾄﾞをﾛｰｶﾙﾓｰﾄﾞに戻す時に押します。｢LOCAL(I/F)｣ｷｰを押しなが「LOCAL(I/F)｣ｷｰ
27 を押すと、ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ設定ﾓｰﾄﾞになります。
ら「SET｣ｷｰ○
ﾒﾓﾘ呼び出し時は、「MEMORY」ｷｰを押してから「ADJ」ﾀﾞｲﾔﾙを回し呼27 を押します。
び出したい番号を選択後「SET」ｷｰ○「MEMORY」ｷｰ
27 を押しながら「MEMORY」ｷｰを押し、「ADJ」
ﾒﾓﾘ登録時は、「SET」ｷｰ○ﾀﾞｲﾔﾙを回し登録したい番号を選択後「SET」ｷｰを押します。
26 を押すと、ﾒﾓﾘ登録ﾓｰﾄﾞとなり「SET」ｷｰを押しながら「MEMORY」ｷｰ○ます。
「SET」ｷｰ25 を押すと、ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ設定ﾓｰﾄﾞ「SET」ｷｰを押しながら｢LOCAL(I/F)｣ｷｰ○となります。
POWERｽｲｯﾁ
電源入力ｽｲｯﾁです。上側に倒すとｵﾝ、下側がｵﾌです。

9

PS-GC0143-D01G(2)裏面ﾊﾟﾈﾙ
29
○

30
○

31
○

32
○

33
○

34
○

番号

名称

35
○

機能

電源入力、接地、及び出力の端子台です。
29
○

出力端子台

30
○
31
○
32
○
33
◯

PPIｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
GP-IBｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
RS-232Cｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞ

34
○

排気ﾌｧﾝ

35
○

ｲﾝﾚｯﾄ(入力ｺﾝｾﾝﾄ)

U 、VE：出力端子です。1.25mm2以上の導線により接続してください。
：接地用端子です。入力線と同等の導線により大地接地(ｱ-ｽ)
をしてください。

PPI用ｺﾈｸﾀを接続します。
GP-IB用ｺﾈｸﾀを接続します。※GP-IB（ｵﾌﾟｼｮﾝ）
RS-232C用ｺﾈｸﾀを接続します。
電源ﾋｭｰｽﾞが入っています。
内部の熱を排気するﾌｧﾝの排気口です。
注意: 背面は排気効率を上げる為、壁面より20cm以上離して下さい。
入力電源です。

10

PS-GC0143-D01G

３-５ ﾋｭｰｽﾞの点検方法
電源ｽｲｯﾁをｵﾝにしても、表示LEDが点灯しない場合は以下の手順にてﾋｭｰｽﾞを点検してください。
（※ﾋｭｰｽﾞ･ﾎﾙﾀﾞは裏面ﾊﾟﾈﾙにあります。）(1)電源ｽｲｯﾁをｵﾌにして電源入力を外します。
(2)ﾋｭｰｽﾞ･ｷｬｯﾌﾟを左に回して、ﾋｭｰｽﾞ･ﾎﾙﾀﾞから引き抜きます。
(3)ﾋｭｰｽﾞを点検します。ﾋｭｰｽﾞの定格は次のとおりです。
250V T7A (電圧250V、電流7A、寸法φ5.2×L20)(4)点検後、取外した逆の手順でｷｬｯﾌﾟをもとに戻します。

警告:

感電事故を防ぐため、電源ﾋｭｰｽﾞの点検は必ず電源ｽｲｯﾁをｵﾌにしてから電源入
力ｺｰﾄﾞを外して作業して下さい。ﾋｭｰｽﾞは、指定された形状、特性、定格電圧・電流のものを使用して下さい。
指定以外のﾋｭｰｽﾞを用いたりﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞを短絡したりして使用すると、人身事故になるので注意してください。

11

PS-GC0143-D01G

３-６ 負荷の接続方法
電源入力及び出力端子台に、入力電源、接地、出力を確実に接続してください。
E
U、 V：接地用端子です。1.25mm2以上の導線により大地接地(ｱ-ｽ)をしてください。
：出力端子です。1.25mm2以上の導線により接続してください。

本装置には負荷接続用のｺﾝｾﾝﾄがﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙにも設けられています。
負荷できる容量は、両方の合計で最大 250VA です。
使用する線材は負荷の容量に見合ったものを使用してください。

警告:

配線作業は入力電源が遮断されていることを確認して行ってください。

警告:

容量性負荷が接続された場合、出力ONしなくてもｱﾝﾌﾟの特性により出力電圧が発生する場合があります。

警告:

ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙに設けられたｺﾝｾﾝﾄには最大AC280Vrmsの出力電圧が発生します。
このｺﾝｾﾝﾄは100V定格の負荷に使い易いように、又、異常電圧試験等が行えるよう配慮したものです。誤って負荷の定格を超える電圧を印加しないよう十分注意し使用してください。

＜前面ﾊﾟﾈﾙ＞＜裏面ﾊﾟﾈﾙ＞

接地
AC 入力

接地
AC 入力

AC 入力

負荷１

AC 入力
負荷２

12

PS-GC0143-D01G

３-７ 安全保護動作
本装置には以下に示す保護回路が内蔵されています。
(1)電源入力ﾋｭｰｽﾞ
裏面ﾊﾟﾈﾙに設置された寸法:φ5.2×L20、定格電流 7A、定格電圧 250V のｶﾞﾗｽ管ﾋｭｰｽﾞです。
本装置に内部故障等が発生し、入力電流が過大になった場合、溶断、入力電源を遮断し事故を未然に防止します。本ﾋｭｰｽﾞは装置に異常がなければ通常切れることはありません。
但し、ﾋｭｰｽﾞの劣化等により断線することが考えられます。断線した場合は必ず上記寸法及び定格のﾋｭｰｽﾞに交換してください。(交換方法は、3-5 ﾋｭｰｽﾞの点検方法を参照してください。)
警告：

定格以外のﾋｭｰｽﾞ使用はおやめください。
不適当なﾋｭｰｽﾞの使用は焼損事故、火災の原因となることがあります。

(2)過熱保護
内部半導体冷却器には温度検出器が取付けられており、過電力や冷却ﾌｧﾝ停止等により 85±5℃以上になると、ｱﾗｰﾑ表示(ｴﾗｰｺｰﾄﾞ 001)します。
注意 ： 通常の使用状況において過熱保護が動作することはありません。周囲温度(40℃以下)や、吸排気の障害、ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ等に異常、低力率負荷の接続が無い状態で、本保護動作が頻繁に発生するような場合は、故障が考えられますので、装置の使用を止め、弊社営業にご相談ください。

(3)過負荷保護
本装置の過負荷保護には、次の 2 つがあります。
(a)波形制限急短絡による過電流や、ﾋﾟｰｸ電流、半導体損失過大等が発生した場合、瞬時に波形制限動作を行ないます。このため、出力波形の一部が欠落したりつぶれたりすることがありますが、出力は継続します。
(b)出力電圧制限(a)の保護動作や、定格容量、定格電流を越える過負荷が継続する場合の保護動作です。
継続する過負荷状態から回避するため、出力電圧を垂下するよう動作します。垂下状態にはいると、前面ﾊﾟﾈﾙ上の「CURRENT」LED⑨が点滅します。

13

PS-GC0143-D01G

４ 操作方法
以下の表示説明図において、■:LED の点灯

100.0 :表示器の点滅を意味します。

４-１電源投入時(1)LED の全点灯後、機種名(0143 等)とバージョン(1.00 等)が 3 秒間表示されます。
□PF□POWER(W)□FREQUENCY(Hz)□L □H □AUTO□VOLTAGE(V) □CURRENT(A)

0143

1.00

(2)機種名表示後、周波数設定値/電圧設定値/制限電流値が 3 秒間点滅表示されます。

□PF□POWER(W)□FREQUENCY(Hz)□L □H □AUTO□VOLTAGE(V) □CURRENT(A)

50.00

100.0

1.00

工場出荷時の設定は、以下のようになります。
項目
周波数
電圧
制限電流
ﾘﾐｯﾄ周波数
ﾘﾐｯﾄ電圧
ﾘﾐｯﾄ制限電流
電圧ﾚﾝｼﾞ

工場出荷設定内容
50Hz
0V
1.00A
999.9Hz
280V
2.00A
AUTO

本装置は電源ｵﾌした場合でも、設定値を不揮発性ﾒﾓﾘに保持しています。
電源投入時の周波数/電圧/制限電流の各設定値は、前回出力 ON した時点での設定値です。

(3)設定値表示後、待機中表示になります。
※待機中、各表示器/LED の表示は以下のようになります。(出力 ON 中も同様です。)□PF■POWER(W)□FREQUENCY(Hz)■L □H ■AUTO■VOLTAGE(V) □CURRENT(A)

0

50.00
14

0.0

0.00

PS-GC0143-D01G

②

③

④

□PF
□POWER(W)⑤□FREQUENCY(Hz)

0
⑮

番号

50.00
⑰

｢POWER｣LED｢PF｣LED

④
⑤
⑨
⑥
⑦
⑧

｢FREQUENCY｣LED｢VOLTAGE｣LED｢CURRENT｣LED｢L｣LED｢H｣LED｢AUTO｣LED⑮

電力/力率表示器⑰⑲
21○

周波数表示器
電圧表示器
電流表示器

⑧

⑨

□L □H □AUTO■VOLTAGE(V)

0.0
⑲

項目

②
③

⑥ ⑦

□CURRENT(A)

0.00
21
○

表示内容

力率が選択されている時、｢PF｣LED、電力が選択されている時、｢POWER｣LEDが点灯します。
電源投入時は、｢POWER｣LEDが点灯します。
周波数/電圧/電流の選択されているLEDが点灯します。
電源投入時は、｢VOLTAGE｣LEDが点灯します。
現在選択されている電圧ﾚﾝｼﾞが点灯します。
｢PF｣LED点灯時、力率、｢POWER｣LED点灯時、電力が表示されます。
出力周波数が表示されます。
出力電圧が表示されます。
出力電流が表示されます。

本装置では表示器に関して、
点滅表示している場合は設定値を、点灯表示している場合は出力値を表示します。
また、設定方法に関しては、
出力周波数、出力電圧、制限電流の設定では、｢ADJ｣ﾀﾞｲﾔﾙを回すだけで設定値が更新されます。(但し、ﾘﾐｯﾄ設定時は、｢SET｣ｷｰで値が確定します。

15

PS-GC0143-D01G

４-２ ｱﾗｰﾑ表示
異常が発生した場合は、ｱﾗｰﾑ音とともにｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示します。
ｴﾗｰｺｰﾄﾞ表示中は、全ての操作が行えませんので解除するためには、電源を再投入して下さい。
□PF□L □H □AUTO□POWER(W) □FREQUENCY(Hz) ■VOLTAGE(V) □CURRENT(A)

Err

001

表示されるｴﾗｰｺｰﾄﾞの一覧は以下のとおりです。
ｴﾗｰｺｰﾄﾞ
内容
対処方法
001
装置内部過熱3-7 安全保護動作を参照してください。
010
内部ADC読込み異常（GND）
011
内部ADC読込み異常（REF)
繰り返しｴﾗｰが発生する場合は、
012
内蔵不揮発性ﾒﾓﾘ異常
弊社までご連絡ください。
098
RAMｴﾗｰ099
ROMｴﾗｰ

16

PS-GC0143-D01G

４-３ 電力、力率表示｢P/W｣ｷｰ⑯を押すと、｢PF｣LED③、｢POWER｣LED②の点灯が切換わり、電力／力率表示器⑮の表示
内容も同時に切換ります。ｷｰを押す毎に、電力表示 ⇔ 力率表示 となります。

② ③

⑮

⑯

（1）電力表示｢P/W｣ｷｰ⑯を押し、｢POWER｣LED②が点灯している場合は電力／力率表示器⑮は、電力表示となります。

電力を表示□PF□L □H □AUTO■POWER(W) □FREQUENCY(Hz) □VOLTAGE(V) □CURRENT(A)

10

50.00

200.0

1.00

（2）力率表示｢P/W｣ｷｰ⑯を押し、｢PF｣LED③が点灯している場合は電力／力率表示器⑮は、力率表示とな
ります。

力率を表示

■PF
□L □H □AUTO□POWER(W) □FREQUENCY(Hz) □VOLTAGE(V) □CURRENT(A)

0.97

50.00

17

200.0

1.00

PS-GC0143-D01G

４-４ 出力周波数の設定
以下の手順にて出力周波数を設定します。

④

⑰

⑩

⑱

(1)｢FREQ｣ｷｰ⑱を押すと、｢FREQUENCY｣LED④が点灯し、周波数表示器⑰の値が点滅表示します。

□PF□L □H □AUTO□POWER(W) ■FREQUENCY(Hz) □VOLTAGE(V) □CURRENT(A)

0.97

50.00

0.0

0.00

(2)｢ADJ｣ﾀﾞｲﾔﾙ⑩を回し、希望する周波数に設定します。
設定値は6秒間点滅表示します。
□PF□POWER(W) ■FREQUENCY(Hz)

0.97

400.0

□L □H □AUTO□VOLTAGE(V) □CURRENT(A)

0.0

0.00

(3)出力状態で、周波数を変更したい場合は｢FREQUENCY｣LED④ が点灯している状態で「ADJ」
ﾀﾞｲﾔﾙ⑩を回して下さい。
(4)設定周波数範囲
1.000Hz～999.9Hzです。
※ﾘﾐｯﾄ周波数が設定されている場合は、設定ﾘﾐｯﾄ周波数までとなります。
(5)設定周波数ｽﾃｯﾌﾟ｢ADJ｣ﾀﾞｲﾔﾙ⑩をゆっくり回した場合、1.000～9.999Hzの間では、0.001Hz/1ｸﾘｯｸ
10.00～99.99Hzの間では、0.01Hz/1ｸﾘｯｸ
100.0～999.9Hzの間では、0.1Hz/1ｸﾘｯｸとなります。
早く回した場合は、速さに応じて増減します。

18

PS-GC0143-D01G

４-５ 出力ﾚﾝｼﾞの設定
出力ﾚﾝｼﾞの設定は、出力OFF時のみ可能です。

⑥

⑦

⑧

⑳

27
○

27 を押しながら、「RANGE｣ｷｰ⑳を押すと、ﾚﾝｼﾞ設定が切換わります。
(1) ｢SET｣ｷｰ○
ｷｰを押す毎に、AUTO → L → H となります。

ﾓｰﾄﾞ
AUTO
L(LOW)
H(HIGH)動作

出力ﾚﾝｼﾞ

L/Hﾚﾝｼﾞ
自動選択
140Vﾚﾝｼﾞ固定
280Vﾚﾝｼﾞ固定

140V
280V
140V
280V

｢L｣LED⑥点灯

LED｢H｣LED⑦
点灯｢AUTO｣LED⑧
点灯
点灯

点灯
点灯

AUTO設定時、設定電圧によって選択された出力ﾚﾝｼﾞのLEDも点灯します。
（2）出力ﾚﾝｼﾞ設定は、電源をｵﾌしても保持されます。
（3）設定電圧が140.1V以上の時に、電圧ﾚﾝｼﾞ切換設定でLﾚﾝｼﾞ固定を選択した場合、設定電圧は自動的に140Vになります。

19

PS-GC0143-D01G

４-６ 出力電圧の設定
以下の手順にて出力電圧を設定します。

⑤

⑲

⑩

⑳

（1）｢VOLT｣ｷｰ⑳を押すと、｢VOLTAGE｣LED⑤が点灯し、電圧表示器⑲が点滅表示します。
□PF□L □H □AUTO□POWER(W) □FREQUENCY(Hz)■VOLTAGE(V) □CURRENT(A)

0.97

60.00

100.0

0.00

(2) ｢ADJ｣ﾀﾞｲﾔﾙ⑩を回し、希望する電圧に設定します。
設定値は6秒間点滅表示します。
□PF□L □H □AUTO□POWER(W) □FREQUENCY(Hz)■VOLTAGE(V) □CURRENT(A)

0.97

60.00

100.0

0.00

6 秒後、出力値に切換ります。

□PF□L □H □AUTO□POWER(W) □FREQUENCY(Hz)■VOLTAGE(V) □CURRENT(A)

0.97

60.00

0.0

0.00

(3) 設定値表示から出力値表示への移行は、次の各場合です。
・再度｢VOLT｣ｷｰを押す。
・｢FREQ]ｷｰ/｢CURR｣ｷｰを押す。
・約6秒間、何の操作もしない。
・出力ONにする。

20

PS-GC0143-D01G(4) 出力電圧を確認しながら設定値を変更することが可能です。(出力ON中のみ)｢VOLTAGE｣LED⑤が点灯していることを確認し、そのまま｢ADJ｣ﾀﾞｲﾔﾙ⑩を回し、電圧値を設定します。設定値が変更され、出力電圧表示も更新されます。
□PF□POWER(W)□FREQUENCY(Hz)

0.97

60.00

□L □H □AUTO■VOLTAGE(V) □CURRENT(A)

110.0

0.00

（5）出力OFF時の電圧設定について
出力OFF時、｢VOLTAGE｣LED⑤が点灯している場合は、｢ADJ｣ﾀﾞｲﾔﾙ⑩を回すと、自動的に電圧設定値表示(点滅)になります。

（6）設定電圧範囲
出力ﾚﾝｼﾞがL(140Vﾚﾝｼﾞ)固定の場合は0～140V、それ以外は0～280Vです。
ﾘﾐｯﾄ電圧が設定されている場合は、設定ﾘﾐｯﾄ電圧までとなります。
(出力ﾚﾝｼﾞ設定が140V固定の場合、実際の設定ﾘﾐｯﾄはﾘﾐｯﾄ設定電圧と140Vの低い方の値となります。)（7）設定電圧ｽﾃｯﾌﾟ｢ADJ｣ﾀﾞｲﾔﾙ⑩をゆっくり回した場合、0.1V/1ｸﾘｯｸとなります。
早く回した場合は、速さに応じて増減します。

21

PS-GC0143-D01G

４-７ 制限電流の設定
以下の手順にて出力制限電流値を設定します。

⑨

21
○

⑩

22
○

22 を押すと、｢CURRENT｣LED⑨が点灯し、電流表示器○
21 が点滅表示します。
(1)｢CURR｣ｷｰ○□PF□POWER(W) □FREQUENCY(Hz)

0.97

60.00

□L □H □AUTO□VOLTAGE(V)■CURRENT(A)

110.0

0.00

(2)｢ADJ｣ﾀﾞｲﾔﾙ⑩を回し、希望する制限電流に設定します。
設定値は6秒間点滅表示します。
□PF□POWER(W) □FREQUENCY(Hz)

0.97

60.00

□L □H □AUTO□VOLTAGE(V)■CURRENT(A)

110.0

2.00

6 秒後、出力値に切換ります。

□PF□POWER(W) □FREQUENCY(Hz)

0.97

60.00

□L □H □AUTO□VOLTAGE(V)■CURRENT(A)110.0(3) 設定値表示から出力値表示への移行は、次の各場合です。
・再度｢CURR｣ｷｰを押す。
・｢FREQ｣ｷｰ/｢VOLT｣ｷｰを押す。
・約6秒間、何の操作もしない。
・出力ONにする。

22

0.00

PS-GC0143-D01G（4）出力電流表示のまま設定値を変更することが可能です。(出力ON中のみ)｢CURRENT｣LED⑨が点灯していることを確認し、そのまま｢ADJ｣ﾀﾞｲﾔﾙ⑩を回し、制限電流値を設定します。
□PF□POWER(W)□FREQUENCY(Hz)

0.97

60.00

□L □H □AUTO□VOLTAGE(V) ■CURRENT(A)

110.0

2.00

(5）出力OFF時の制限電流の設定について
出力OFF時、｢CURRENT｣LED⑨が点灯している場合は、｢ADJ｣ﾀﾞｲﾔﾙ⑩を回すと自動的に制限電流値表示(点滅)になります。
（6）設定電流範囲
出力ﾚﾝｼﾞがLの場合は0～2.00A、Hの場合は0～1.00Aです。
ﾘﾐｯﾄ電流が設定されている場合は、その値までとなります。
(出力ﾚﾝｼﾞがHの場合、実際の設定ﾘﾐｯﾄはﾘﾐｯﾄ設定電流と1.00Aの低い方の値となります。)（7）設定電圧ｽﾃｯﾌﾟ｢ADJ｣ﾀﾞｲﾔﾙ⑩をゆっくり回した場合、0.01A/1ｸﾘｯｸとなります。
早く回した場合は、速さに応じて増減します。

23

PS-GC0143-D01G

４-８ 出力の ON/OFF 設定
23 を押下します。
現在の設定にて電圧出力をONする場合は「OUTPUT」ｷｰ○

23○

24 が点灯します。
ONの場合は「OUTPUT」LED○
23｢OUTPUT｣ｷｰ○を1回押すごとにONとOFFが切換わります。

24

24
○

PS-GC0143-D01G

４-９ ｷｰﾛｯｸの設定
全てのｷｰ操作、及び ADJ ﾀﾞｲﾔﾙ操作を無効にしたい場合は、｢LOCK/UNLOCK｣ｷｰ⑭を押下します。
本設定は、出力ON/OFF時とも有効ですが、電圧設定等各種設定動作中は無効となります。
⑬⑭｢LOCK/UNLOCK｣ｷｰ⑭を押すと｢LOCK｣LED⑬が点灯しｷｰﾛｯｸ状態となります。
再度(約2.5秒間)長押しすることにより、ｷｰﾛｯｸ状態は解除されます。
ｷｰﾛｯｸ状態で電源ｽｲｯﾁをｵﾌした場合、電源再投入後もｷｰﾛｯｸ状態に復帰します。
ｷｰﾛｯｸ状態の出力ON中に電源ｽｲｯﾁをｵﾌした場合、電源再投入時も出力ONとなります。
電源再投入時｢LOCK/UNLOCK｣ｷｰ⑭を約2.5秒間押し続けることによりｷｰﾛｯｸ状態が解除できます。

25

PS-GC0143-D01G

４-１０ ﾒﾓﾘからの呼び出し設定
以下の手順にてﾒﾓﾘから設定値を呼び出します。
出力ON/OFF時とも有効です。

⑰

⑲

21
○

⑩

26
○

27
○

26 を押し、周波数表示器⑰、電圧表示器⑲、制限電流表示器○
21 が点滅してい（1）｢MEMORY｣ｷｰ○
る間に｢ADJ｣ﾀﾞｲﾔﾙ⑩で呼び出したいﾒﾓﾘ番号に合わせます。（ﾒﾓﾘ番号は1から10まで切換り、現在登録されている設定が表示されます。）□PF□POWER(W) □FREQUENCY(Hz)L□L □H □AUTO□VOLTAGE(V) ■CURRENT(A)

1

ﾒﾓﾘ番号

27 を押して確定します。
（2）選択された設定内容が点滅表示されている間に｢SET｣ｷｰ○
これにより設定が更新されます。

□PF□POWER(W)□FREQUENCY(Hz)

0.00

60.00

（3）ﾒﾓﾘ呼び出しを途中でｷｬﾝｾﾙする場合
・｢MEMORY｣ｷｰを再度押す。
・約6秒間何も操作しない。

□L □H □AUTO□VOLTAGE(V)■CURRENT(A)

110.0

2.00

→ 待機状態に戻ります。
→ 待機状態に戻ります。

※ Lﾚﾝｼﾞにて出力ON中にHﾚﾝｼﾞの設定を呼び出した場合、またはHﾚﾝｼﾞにて出力ON中にLﾚﾝｼﾞの設定を呼び出した場合は、出力が一旦停止し、ﾚﾝｼﾞ切替後再出力します。（表示が安定するまでは3秒弱かかります。）

26

PS-GC0143-D01G

４-１１ ﾒﾓﾘへの登録設定
あらかじめ、登録したい電圧レンジ、電圧値、電流値、周波数値を設定します。
それぞれの設定方法は、4-4 出力周波数の設定、4-5 出力ﾚﾝｼﾞ設定、4-6 出力電圧の設定、
4-7 制限電流の設定を参照してください。
設定内容を以下の手順にてﾒﾓﾘへ登録します。出力ON/OFF時とも有効です。
⑰

⑲

21
○

⑩

26
○

27
○

27 を押しながら「MEMORY」ｷｰｷｰ○
26 を押し、｢ADJ｣ﾀﾞｲﾔﾙ⑩で登録したい番号を選（1）「SET」ｷｰ○
択します。
（ﾒﾓﾘ番号は1から10まで切換り、現在登録されている設定が表示されます。）□PF□POWER(W) □FREQUENCY(Hz)

S

1

60.00

■L □H □AUTO□VOLTAGE(V) ■CURRENT(A)

110.0

2.00

ﾒﾓﾘ番号
27 を押します。
（2）番号を選択したら、｢SET｣ｷｰ○
完了音(ﾋﾟｰ)が鳴動後、ﾒﾓﾘ登録内容が 3 秒間点滅表示され、待機状態に戻ります。

□PF□POWER(W) □FREQUENCY(Hz)

0.00

60.00

（3）ﾒﾓﾘ登録を途中でｷｬﾝｾﾙする場合
・｢MEMORY｣ｷｰを再度押す。
・約 6 秒間何も操作しない。

□L □H □AUTO□VOLTAGE(V) ■CURRENT(A)

110.0

2.00

→ 待機状態に戻ります。
→ 待機状態に戻ります。

（※工場出荷時、ﾒﾓﾘには以下の値が設定されています。
）
ﾒﾓﾘ番号
設定周波数
出力電圧
出力制限電流
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

50.00
60.00
400.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

27

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

出力ﾚﾝｼﾞ
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO

PS-GC0143-D01G

４-１２ ﾘﾐｯﾄ周波数の設定
以下の手順にてﾘﾐｯﾄ周波数を設定します。
出力OFF時のみ可能です。

⑰

⑩

27
○

⑱

（1）｢FREQ｣ｷｰ⑱を1秒以上長押しします。
ﾘﾐｯﾄ周波数設定ﾓｰﾄﾞになり、周波数表示器⑰の設定が点滅表示されます。
□PF□POWER(W)----■FREQUENCY(Hz)□L □H □AUTO□VOLTAGE(V) □CURRENT(A)

60.00

----

----

（2）｢ADJ｣ﾀﾞｲﾔﾙ⑩を回し、ﾘﾐｯﾄ周波数を設定します。
□PF□POWER(W)■FREQUENCY(Hz)

----

40.00

□L □H □AUTO□VOLTAGE(V) □CURRENT(A)

----

----

27 を押して確定し、待機状態に戻ります。
（3）｢SET｣ｷｰ○（4）設定中、再度「FREQ」ｷｰを押すか、約6秒間何の操作もしないと、設定内容の更新を中止
して待機状態に戻ります。
（5）ﾘﾐｯﾄ周波数設定値は、電源をｵﾌしても保持されます。
(※工場出荷時は、999.9Hzに設定されています。)（6）設定周波数範囲
ﾘﾐｯﾄ周波数の設定範囲は10Hz～999.9Hzです。
（7）設定周波数ｽﾃｯﾌﾟ｢ADJ｣ﾀﾞｲﾔﾙ⑩をゆっくり回した場合、10.00～99.99Hzの間では、0.01Hz/1ｸﾘｯｸ
100.0～999.9Hzの間では、0.1Hz/1ｸﾘｯｸとなります。
早く回した場合は、速さに応じて増減します。

28

PS-GC0143-D01G

４-１３ ﾘﾐｯﾄ電圧の設定
以下の手順にてﾘﾐｯﾄ電圧を設定します。
出力OFF時のみ可能です。

⑲

⑩

27
○

⑳
20 を1秒以上長押しします。
（1）｢VOLT｣ｷｰ○
ﾘﾐｯﾄ電圧設定ﾓｰﾄﾞになり、電圧表示器⑲の設定が点滅表示されます。

□PF□POWER(W) □FREQUENCY(Hz)

----

----

□L □H □AUTO■VOLTAGE(V) □CURRENT(A)

200.0

----

（2）｢ADJ｣ﾀﾞｲﾔﾙ⑩を回し、電圧値を設定します。
□PF□POWER(W) □FREQUENCY(Hz)

----

----

□L □H □AUTO■VOLTAGE(V) □CURRENT(A)

280.0

----

27 を押して確定します。
（3）｢SET｣ｷｰ○（4）設定中、再度「VOLT」ｷｰを押すか、約6秒間何の操作もしないと、設定内容の更新を中止
して待機状態に戻ります。
（5）ﾘﾐｯﾄ電圧設定値は、電源をｵﾌしても保持されます。
（※工場出荷時は、280Vに設定されています。）（6）設定電圧範囲
ﾘﾐｯﾄ電圧の設定範囲は10V～280Vです。
（7）設定電圧ｽﾃｯﾌﾟ｢ADJ｣ﾀﾞｲﾔﾙ⑩をゆっくり回した場合、0.1V/1ｸﾘｯｸとなります。
早く回した場合は、速さに応じて増減します。
※出力ﾚﾝｼﾞ設定が140V固定の場合、実際の設定ﾘﾐｯﾄはﾘﾐｯﾄ設定電圧と140Vの低い方の値と
なります。

29

PS-GC0143-D01G

４-１４ ﾘﾐｯﾄ電流の設定
以下の手順にてﾘﾐｯﾄ電流を設定します。
出力OFF時のみ可能です。
21
○

⑩

27
○

22
○

22 を1秒以上長押しします。
（1）｢CURR｣ｷｰ○
21 の設定が点滅表示されます。
ﾘﾐｯﾄ電流設定ﾓｰﾄﾞになり、電流表示器○□PF□L □H □AUTO□POWER(W) □FREQUENCY(Hz) □VOLTAGE(V) ■CURRENT(A)

----

----

----

2.00

（2）｢ADJ｣ﾀﾞｲﾔﾙ⑩を回し、電流値を設定します。
□PF□L □H □AUTO□POWER(W) □FREQUENCY(Hz) □VOLTAGE(V) ■CURRENT(A)

----

----

----

1.00

27 を押して確定します。
（3）｢SET｣ｷｰ○
22 を押すか、約6秒間何の操作もしないと、設定内容の更新を中（4）設定中、再度「CURR」ｷｰ○
止して待機状態に戻ります。

（5）ﾘﾐｯﾄ電流設定値は、電源をｵﾌした場合でも保持されます。
(※工場出荷時は、2.00Aに設定されています。)（6）設定電流範囲
ﾘﾐｯﾄ電流の設定範囲は0.1A～2.00Aです。
（7）設定電流ｽﾃｯﾌﾟ｢ADJ｣ﾀﾞｲﾔﾙ⑩をゆっくり回した場合、0.01A/1ｸﾘｯｸとなります。
早く回した場合は、速さに応じて増減します。
※出力ﾚﾝｼﾞが280Vの場合、実際の設定ﾘﾐｯﾄはﾘﾐｯﾄ設定電流と1.00Aの低い方の値となります。

30

PS-GC0143-D01G

５ 保証（1）当社製品の保証期間は納入日から1年間です。
（2）取扱説明書の注意事項に従った、正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理致します。
但し、この保証は、日本国内のみとさせて頂きます。
（3）保証期間内でも、次の場合には有償となります。
① 不適当な取り扱い、または使用上の誤りによる故障および損傷。
② 弊社以外での修理または、改造が行われているもの。
③ お買い上げ後の輸送時や落下などによる故障、および損傷。
④ お買い上げ後の外観上の変化。（筐体のキズ等）⑤ 火災・公害・異常電圧・及び地震・雷・風水害その他天災など、外部に原因がある場合。
⑥ 消耗品が消耗し取り替えを要する場合。
⑦ その他、弊社の責任とみなさない故障、損傷。
（4）修理は、弊社工場に引き取り対応させていただきます。
（5）修理を行い納入後3ヶ月以内に、修理箇所及び修理に起因する故障が発生した場合には、無償再修理致します。
（6）お客様にて改造した場合は保証及び修理の対象外とします。
（7）カスタマイズ製品を、お客様の製品に組み込み後に生じた不具合につきましては、当社単独の評価は敵いませんので、費用も含め別途協議の上で対応をさせて頂きます。
（8）本装置の故障・損傷により 2 次的に発生した損失（接続された機器の損傷や、生産された製品の不具合、工数補償など）に対しては免責とさせて頂きます。

31

PS-GC0143-D01G

このページは白紙です32

PS-GC0143-D01G

６ 外形図①標準品（GPIB 無し）

33

PS-GC0143-D01G②ｶｽﾀﾑ品（GPIB あり）

34