ユーザーマニュアル

湿度校正器
HG-101目次
1. 概要 ............................................................................................................................. ３
2. 動作原理...................................................................................................................... ３
3. インストール .............................................................................................................. ３3.1. 動作要件 ................................................................................................................... ３3.1.1. 動作環境条件 ........................................................................................................ ３3.1.2. 電源仕様 ................................................................................................................ ４3.2. 本体詳細 ................................................................................................................... ４3.2.1. フロントパネル ..................................................................................................... ４3.2.2. 右側面図 ................................................................................................................ ５3.3. 本体のセットアップ ................................................................................................ ６3.3.1. 湿度センサーの設置 ............................................................................................. ６3.3.2. DRY カートリッジ ................................................................................................ ７3.3.3. WET カートリッジ ................................................................................................ ８3.3.4. 電源供給 ................................................................................................................ ９4.操作方法 ................................................................................................................... １０4.1.本体操作................................................................................................................. １０4.2. PC の操作 ............................................................................................................. １１4.2.1 ソフトウェアのインストール方法 ..................................................................... １１4.2.2 本体と PC の接続 ............................................................................................... １２4.2.3. ソフトウェアの操作 ......................................................................................... １２4.3. Android 端末の操作 .............................................................................................. １３4.3.1. アプリケーションのインストール方法 ............................................................ １３4.3.2. 本体とアンドロイド端末の接続 ....................................................................... １４4.3.3. アプリケーションの操作方法 ........................................................................... １４

ユーザーマニュアル
湿度校正器 HG-101

1. 概要
湿度校正器 HG-101 は、様々なメーカーの湿度センサー・湿度計・湿度ロガーをシンプルかつ迅速に校正することが可能です。HG-101 には専用チャンバーが取り付けられており、直径の異なる最大 7 つの湿度センサーを同時に挿入して校正が可能です。HG-101 は USB
ポートを介して PC やタブレット等に接続し、Android アプリ又は Windows ソフトウェアにて目的の湿度を設定することも可能です。

2. 動作原理
湿度校正器 HG-101 は、シリカゲルを充填した DRY カートリッジと、蒸留水で湿らせたスポンジを入れた WET カートリッジを用いて湿度を発生します。
RDSA システム(Rotary Dilution System)は特許を取得しており、HG-101 は比類のない速度で、湿度を調整して安定させます。20% RH から 80%RH までの調湿時間は 30 秒未満です。目的の湿度に到達してから、湿度の安定性は ±0.2% RH 以内です。RDSA システム
は優れた湿度の安定性だけでなく、シリカゲルの消費量を抑えて長く使用出来ます。
湿気は DRY カートリッジを通過するにより除去されます。
逆に、WET カートリッジから流れる空気により加湿されます。本体内部の温湿度センサーは、温度と相対湿度を継続的に測定します。湿度校正器は内部センサー値を基に、湿った空気または乾燥した空気をチャンバー内に送り込むことで、目的の湿度を作り出します。

3. インストール
3.1. 動作要件
3.1.1. 動作環境条件‐ 最小温度環境: + 5 ℃‐ 最大温度環境: + 50 ℃
‐ 最大相対湿度: 80 %RH

３ユーザーマニュアル
湿度校正器 HG-101

3.1.2. 電源仕様
‐ USB ポート供給 (スマートフォン・PC)： DC 5V /80 mA‐ AC アダプター供給 AC 100-240V/50-60 Hz‐ 消費電流 : 0.4 W

3.2. 本体詳細
3.2.1. フロントパネル

1 湿度センサー挿入ポート2 湿度設定セレクター：任意の湿度値を設定します。
3 表示切り替えスイッチ：温度計測値と湿度計測値を切り替えます。
4 表示ディスプレイ：温度計測値または湿度計測値を表示します。

４ユーザーマニュアル
湿度校正器 HG-101

3.2.2. 右側面図

1 湿度センサー校正用チャンバー
2 WETカートリッジ：蒸留水で湿らせたスポンジを入れたWETカートリッジをセットします。
3 USB Type B ：USBケーブルを介して本体の電源供給やPC等の接続を可能にします。
4 DRYカートリッジ：シリカゲルを充填したDRYカートリッジをセットします。

５ユーザーマニュアル
湿度校正器 HG-101

3.3. 本体のセットアップ
3.3.1. 湿度センサーの設置校正対象となる湿度センサーを入れるために7つのポートが用意されています。
チャンバー内を密閉可能にするためのアダプターが装備されています。

1 アダプターポート：湿度センサーの直径に適合したポートを選択します。
2 キャップ：湿度センサーをセットしていない時は、ポートを塞ぐのに使用します。
10mm〜19mmのアダプターが標準で複数用意されています。
アダプター交換器具を用いて、湿度センサーに適切なアダプターとの交換が可能です。
湿度センサーに適切なアダプターのキャップを取り外し後、アダプター内にセットします。
湿度発生時、使用しないアダプターはキャップを閉じて使用して下さい。

６ユーザーマニュアル
湿度校正器 HG-101

3.3.2. DRY カートリッジ

DRYカートリッジには、空気中の水分を除去するために、シリカゲルを充填します。
シリカゲルを充填したDRYカートリッジは本体の右側にある「dry」孔に挿入して下さい。
※湿度校正器を使用しない場合は、必ずDRYカートリッジを取り外して、DRYカートリッジ収容ケースに入れて保管して下さい。
オレンジ色のシリカゲルを使用していくと、色が落ちて透明になります。
使用した透明のシリカゲルは、赤いキャップボトルのシリカゲル収容ケースに収容して下さい。使用したシリカゲルは130℃のオーブン内で2時間加熱すると、再利用が可能です。
ただし、シリカゲルの再利用回数には制限がございます。

７

ユーザーマニュアル
湿度校正器 HG-101

3.3.3. WET カートリッジ

WETカートリッジには、空気を加湿するために、湿らせたスポンジをセットします。
スポンジを入れたWETカートリッジは、本体の右側にある「wet」孔に挿入して下さい。
使用する前は、水滴が落ちないようにスポンジを蒸留水で少し湿らせて下さい。
※本体内部にスポンジからの水が侵入しないように、WETカートリッジを本体に挿入して下さい。スポンジの水が本体内部に入らないように、必ずスポンジを絞ってから使用して下さい。
湿度校正器を使用しない時は、アダプターのキャップを1つ取り外して保管して下さい。
これにより、保管中に本体内の相対湿度が周囲環境に保たれます。

８

ユーザーマニュアル
湿度校正器 HG-101

3.3.4. 電源供給
ACアダプター接続 またはPCより電源供給

９ユーザーマニュアル
湿度校正器 HG-101

4.操作方法4.1.本体操作

1 湿度設定セレクター：任意の湿度値を設定変更します。
2 温度・湿度切り替えスイッチ：温度計測値と湿度計測値を切り替えます。
3 温度・湿度ディスプレイ：温度計測値または湿度計測値を表示します。

１０

ユーザーマニュアル
湿度校正器 HG-101

4.2. PC の操作4.2.1 ソフトウェアのインストール方法
1.納入時に同封している USB を開いて、Software を選択します

2.Software 内の実行ファイル「HG-101 2.0 setup.exe」を開きます

3.許可して、ソフトウェアをインストールします

１１ユーザーマニュアル
湿度校正器 HG-101

4.2.2 本体と PC の接続‐ 本体とPCをUSBケーブルにて接続します。
‐ 本体はPCのUSBポートより電源供給されます。
‐ HG-101 Liteのソフトウェアを起動します。

4.2.3. ソフトウェアの操作

1 湿度表示：湿度校正器が計測した温度値を表示します。
2 温度表示：湿度校正器が計測した湿度値を表示します。
3 湿度設定値：設定した湿度値を表示します。
4 湿度設定(スライド)：湿度値をスライドバーで設定します。
5 湿度設定(プリセット)：プリセットで設定された湿度値を選択出来ます。
6 設定値確定キー：4又は5の手順で設定した湿度値で、機器本体をコントロールします。
7 手動制御キー：PCからのコントロールを中止し、本体の湿度設定セレクターでの機器コントロールに切り替えます。
‐プリセットボタン又はスライドボタンで湿度を設定します。
‐「Run Set」ボタンを押し、湿度設定値を発生させます。
‐本体のフロントパネルで湿度を設定する場合、「Manual Control」ボタンを押してください。

１２

ユーザーマニュアル
湿度校正器 HG-101

4.3. Android 端末の操作
4.3.1. アプリケーションのインストール方法
1.

2.

3.

4.

1.Google Play Storeにアクセスします。
2.ストア内で“HG-101“と検索します。
3.インストールを選択します。
4.同意を選択します。
１３

ユーザーマニュアル
湿度校正器 HG-101

4.3.2. 本体とアンドロイド端末の接続‐ 本体とAndroid端末をUSBケーブルにて接続します。
‐ 本体はAndroid端末より電源供給されます。
‐ 「アプリケーションが USB デバイスにアクセスすることを許可しますか？」というメッセージがAndroid端末の画面に表示されたら、「OK」を選択します。
‐アプリは自動的に起動します。
‐ 画面の左上に表示される 「USBコネクター」は、Android端末と本体の通信状態を示します。

4.3.3. アプリケーションの操作方法

１４

ユーザーマニュアル
湿度校正器 HG-101

1 湿度設定値：設定した湿度値を表示します。
2 湿度設定(スライド)：湿度値をスライドバーで設定します。
3 湿度設定(プリセット)：プリセットで設定された湿度値を選択出来ます。
4 設定値確定キー：2又は3の手順で設定した湿度値で、機器本体をコントロールします。
5 手動制御キー：PCからのコントロールを中止し、本体の湿度設定セレクターでの機器コントロールに切り替えます。
6 湿度表示：本体チャンバー内の湿度値を表示します。
7 温度表示：本体チャンバー内の温度値を表示します。
‐プリセットボタン又はスライドボタンで湿度を設定します。
‐「Run Set」ボタンを押し、湿度設定値を発生します。
‐本体のフロントパネルで湿度を設定する場合、「Manual Control」ボタンを押してください。

（南森町八千代ビル7F）

e-mail: sales-toky o@krone.co.jp

１５

URL: https://www.krone.co.jp