ズームステレオ顕微鏡

ＤＳＺ シリーズ（双眼タイプ）型
ＤＳＺＴシリーズ（三眼タイプ）型
ＤＳＺＶシリーズ（三眼タイプ）型

取扱説明書
DSZ-44PF15型・DSZT-44PF15型・DSZV-44PF15型

各部の名称・仕様

蛍光灯は、発光面積が大きく影の少ない広がりのある光が得られるので全体を照らすのに適しています。

18DSZT-44PF15-260

15１16２17３19A４22５2067218259A

2410A

23113213261227B

14B

商品

商番品

号

MS45821526

MS45831526

MS4606+MS35891526

名DSZ-44PF15-260

DSZT-44PF15-260

DSZV-44PF15-260

総合倍率(実視野)
対物

レン

10×～44×(φ23mm～φ5.2mm）

ズ1×～4.4×（ズーム比4.4)/フィルター取付径49mmφ

接眼レ ンズ ( 視野 数)

DSW10×（23）

鏡体形式

鏡体機

能作

動

距

離90mm

観 察 可 能 高 さ

197mm

双眼ズーム

三眼ズーム(フォトチューブ仕様）

三眼ズーム（Cマウント仕様）

傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調整可能（+7.2D～-7.2D)

焦点

調

整

鏡筒上下動式 ストローク47mm（㊤＋45mm～㊦－2mm）

ス

タン

ドポールタイプ(ポール長303mm、ポール径φ26.0）

眼 幅 調 整 範 囲

52mm～75mm

ステ ー ジ プ レ ー ト

208mm×217mmアクリル樹脂製白黒各1枚

照ベ明ー

落射照明丸形蛍光灯15W、50Hz/60Hz切替スイッチ式※蛍光灯は周辺温度が低温の場合、点灯から安定した明るさになるまで約5-6分かかります。

ス

220mm×284mm

高さ326mm

353mm

326mm

重量5.5kg

5.7kg

5.7kg

付

属品

アイシェード2個、TCピン、ダストカバー、丸形蛍光灯1個（15W）－1－DSZ-44SB型・DSZT-44SB型・DSZV-44SB型 各部の名称・仕様

15DSZV-44SB-GS-260

37１17２19A３22４20５216257248239C321810C261133B

14Ⅾ

商品

商番品

号MS456226 / MS499226

MS456326/MS4603+MS3999926

MS4606+MS356926 / MS4606+MS399926

名DSZ-44SB-260 / DSZ-44SB-GS-260

DSZT-44SB-260 / DSZT-44SB-GS-260

DSZV-44SB-260 / DSZV-44SB-GS-260

総合倍率(実視野)
対物

レン

10×～44×(φ23mm～φ5.2mm）

ズ1×～4.4×（ズーム比4.4)/フィルター取付径49mmφ

接眼レ ンズ ( 視野 数)鏡体形式

鏡体機

能作

動距

離DSW10×（23）双眼ズーム

三眼ズーム(フォトチューブ仕様）

三眼ズーム（Cマウント仕様）

傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調整可能（+7.2D～-7.2D)
90mm

観 察 可 能 高 さ

183.5mm焦点調

整鏡筒上下動式 ストローク47mm（㊤＋45mm～㊦－2mm）

ス

タン

ドポールタイプ(ポール長303mm、ポール径φ26.0）

眼 幅 調 整 範 囲

52mm～75mm

ステ ー ジ プ レ ー ト

135mm×195mmアクリル樹脂製白黒各1枚

照ベ

明ー

SB型－照明無SB-GS型－落射白色LEDリング照明（透明、片面フロスト、両面フロストカバー各1枚付属）外部電源ボックス、調光式

ス

144mm×260mm

高さ

326mm

353mm

326mm

重量

3.4kg ／ 4.3kg

3.6kg ／ 4.5kg

3.6kg ／ 4.5kg品

アイシェード2個、TCピン、ダストカバー、SB-GS型はLED保護カバー（透明、片面フロスト、両面フロスト各1枚）付

属－2－DSZ-44IT型・DSZT-44IT型・DSZV-44IT型

各部の名称・仕様

DSZ-44ＩＴ

18１19A

２３22４20５2362172489C

2510C

3211363533A

33B

3014F

3128C
※ステージプレートの取り付け方は、ステージプレート固定ネジを緩めて取り外し、締め付けて固定してください。
商品

商番品

号

MS487226

MS4603+MS587926

MS4606+MS587926

名DSZ-44IT

DSZT-44IT

DSZV-44IT

総合倍率(実視野)
対物

レン

10×～44×(φ23mm～φ5.2mm）

ズ1×～4.4×（ズーム比4.4)/フィルター取付径49mmφ

接眼レ ンズ ( 視野 数)
鏡体形式鏡体機能作

動距

離DSW10×（23）双眼ズーム

三眼ズーム(フォトチューブ仕様）

三眼ズーム（Cマウント仕様）

傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調整可能（+7.2D～-7.2D)
90mm

観 察 可 能 高 さ

186.5mm焦点調

整鏡筒上下動式 ストローク47mm（㊤＋46mm～㊦－1mm）

ス

タン

ドポールタイプ(ポール長303mm、ポール径φ26.0）

眼 幅 調 整 範 囲

52mm～75mm

ステ ー ジ プ レ ー ト

φ100アクリル樹脂製プレート 白黒各1枚

照ベ

明ー

落射白色LEDチップ照明（LED保護カバー透明1枚付属）、透過白色LEDチップ照明、調光式

ス

193mm×266.1mm

高さ

370.5mm

396.5mm

重量

4.6kg

4.8kg

AC ア ダ プ タ ー付属品

入力電圧 AC100～240V 50/60Hz 0.4A

370.5mm4.8kg
出力電圧 DC24V0.5A

アイシェード2個、TCピン、ダストカバー、LED保護カバー（両面フロスト1枚）、ACアダプター－3－

DSZ-44P-260/DSZ-44P-260ESD型・
DSZ-44PG-260/DSZ-44PG-260ESD型 各部の名称・仕様
18

DSZ-44PG-260-ESD

19A

２３20４21５256247238329C
10C

33B

1126

14B

38

ESDスタンドご使用前のご注意
本製品スタンド裏側には、アースリード線が取り付けられます。
※アースリード線は付属しておりません。
ESD性能を必要とする場合は、Φ４mmバナナプラグ付アースリード線を取り付け、必ずアース設置を行ってください。
アース取付け穴 Φ4mmバナナプラグ用（2か所）

商

品

商番
品

号

MS455226

MS4552ESD

MS466226

MS4662ESD

名

DSZ-44P-260

DSZ-44P-260ESD

DSZ-44PG-260

DSZ-44PG-260ESD

総合倍率(実視野)
対物レン※アース取付け穴は、ESD仕様にのみ設けられています。

ズ10×～44×(φ23mm～φ5.2mm）
1×～4.4×（ズーム比4.4)/フィルター取付径49mmφ

接眼レ ンズ ( 視野 数)

DSW10×（23）

鏡体形式

双眼ズーム鏡体機

能

傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調整可能（+7.2D～-7.2D)

作

動

距

離観 察 可 能 高 さ

90mm
183.5mm

197mm

焦点

調

整

鏡筒上下動式 ストローク47mm（㊤＋45mm～㊦－2mm）

ス

タン

ドポールタイプ(ポール長303mm、ポール径φ26.0）

眼 幅 調 整 範 囲

52mm～75mm

ステ ー ジ プ レ ー ト照ベ明ー

208mm×217mmアクリル樹脂製白黒各1枚
照明無し

落射白色LEDリング照明（透明、片面フロスト両面フロストカバー各1枚付属）、調光式

ス

220mm×284mm

高さ326mm

353mm

重量

4.4kg

5.2kg

付

属品

アイシェード2個、TCピン、ダストカバー、LED保護カバー（透明、片面フロスト、両面フロスト各1枚/PGタイプのみ）－4－

準備・操作
1. 準備① スタンドを取り出し、水平で安定した机の上などに置いて④ アイシェードを接眼レンズに被せて取り付けて下さい。

鏡体固定ネジをゆるめて下さい。ベースを手前側、ポー取り付ける時、接眼レンズのレンズ部分に触れないようルを向こう側になるように置きます。にして下さい。アイシェードには左右の区別はありません。

② 鏡体を取り出して、鏡体受けに取り付けます。鏡体の外⑤ 観察する試料はスタンドベースの中央に乗せて下さい。

径と鏡体受けの内径はピッタリ合う寸法ですから、無理付属品としてステージプレート白・黒各一枚(機種によっな力を加えず真っすぐ差し込んで下さい。て異なります)がセットされていますので、試料の色によ③ 正しく取り付けられたかどうかは、鏡体が鏡体受けに対って見やすい方を使って観察して下さい。

して軽く左右に回転するかどうかによって確認して下さ⑥ 付属品は各商品ごとの仕様を参照して下さい。

い。確認後、鏡体固定ネジを締めて、鏡体を固定して下さい。

2. 眼幅調整

4. 接眼視度調整

左右の接眼レンズの中心が使用者の瞳の中心に合うように、正確に視度調整ができていないと、ズーミングした時に接眼レンズ同士の間隔を調整する事を眼幅調整といいます。

ピンボケになりますから、必ず次の手順で行って下さい。

調整が不完全ですと、入射①試料をステージプレートに乗せます。

光量の損失や光軸ずれを生②視度調整リングを左(反じます。両眼で接眼レンズ時計回り）に回して繰りを覗き、円形の視野が重な出すと、接眼筒の外周にるようにプリズムカバーを白い線が見えます。この左右に動かして下さい。

白い線に、左右それぞれ視野がひとつの円になったの視度調整リングを右に時があなたの眼幅です。

回して、下端を合わせます。
③ズームハンドルを回して

3. ピント調整

高倍の表示を指標に合わせ試料をステージプレートの中心に置いたら、鏡体を下限までます。

下げます。

④接眼レンズを覗いて、フォー(フォーカスノブを右手で持って左回りさせると鏡体が下がり、カスノブで試料にピンﾄを右回りさせると鏡体は上がります)。

合わせます。

次にフォーカスノブをゆっくり逆回転(=左周り)させていくと⑤ズームハンドルを回して試料にピントが合います。

低倍の表示に指標を合わ

ズーム
ハンドル

フォーカスノブ

せます。
鏡体上がる

⑥接眼レンズを覗き、試料のピントを確認します。

鏡体下がる

もし像がピンボケなら、視度が合っていませんので、左右別々に視度調整リングを回して、それぞれのピントを補正します。
【お願い】この時、フォーカスノブは使わないで下さい。
⑦もう一度ズームハンドルを回して高倍の表示を指標に合わせてから接眼レンズを覗いて、試料のピントを確認します。
もし像が不鮮明なら、まだ視度調整が不完全ですから、前記③～⑦の操作を繰り返して下さい。
(即ち、高倍ではフォーカスノブ、低倍では視度調整リングを使って調整することになります。)何度か繰り返して、正確に視度調整ができれば、高倍から低倍までピントが合ったままズーミングができます。

－5－5. Cマウントのカメラの取付①Cマウントのキャップを取り外します。

Cマウント②Cマウントの側面のカメラ固定ネジを緩め、マウントを取り外します。

カメラ
固定ネジ

キャップ

③カメラにCマウントをねじ込みます。
④カメラを顕微鏡に取り付け、カメラ固定ネジを締め付けます。
このとき、カメラの方向も調整します。
⑤ズームハンドルを回して倍率を最大にします。
画面上の画像のピントが合っていない場合は、⑥Cマウントの同焦点調整リングを回し、ピントを合わせます。
⑦ズームハンドルを回して倍率を最小にします。

同焦点調整リング⑧画面を見ながらピントがずれていないことを確認します。

スームハンドル

6. テンションコントロール
テンションコントロールリングをフォーカスノブ側からみて右(時計回り)に回すとフォーカスノブの回転が重くなり、その逆(反時計回り)に回すと軽くなります。
TCピンをテンションコントロールリングの穴に差し込んで回すと楽に調整できます。

各 部 の 説 明
１)アイシェード９A,9B)ランプカバー

接眼レンズ周辺からの入射光を防ぐため、観察しやすくなります。

Ａ 落射蛍光灯照明のランプカバー。落射照明の分散を防ぎます。

２)接眼レンズ

Ｃ 落射LED照明のランプカバー。落射照明の分散を防ぎます。

10A,10B)落射照明対物レンズで作られた像を拡大して見るためのレンズです。
DSW10×(視野数23)が標準装備されており、他にオプション

Ａ 落射蛍光灯照明 照明のランプはPanasonic FCL15ENWF3

パーツとしてDSW15×(視野数15)、DSW20×(視野数11.4）

丸型蛍光灯を使用しています。

が用意されております。

ランプ交換は、必ずコードを電源から外した後ソケット部をしっかり押さえ※総合倍率＝対物レンズの倍率×接眼レンズの倍率て取り外して下さい。（交換の際には、顕微鏡の鏡体を取り外して※実視野＝接眼レンズの視野数÷対物レンズの倍率おくと、より簡単に交換できます。）

３)両眼視度調整リング※蛍光灯の特性上電圧の変動により、スムーズに点灯しなかったり、左右両眼の視度差と高・低倍率間の同焦点を調整する装置です。

ランプの寿命が短くなることがあります。

４)接眼筒（眼幅調整範囲52mm～75ｍｍ)

Ｃ 落射白色LED照明 専用アクリルカバーによる集光/拡散方式

接眼レンズを差し込んで取り付ける筒です。観察しやすいようににより、LED特有のグレアやチラツキがなく、マルチシャドウを出さない45°に傾斜しているため、長時間使用しても疲れません。

光源を実現。目に優しい光で観察できます。

左右の接眼筒が連動しているため、スピーディーに眼幅調整をこれまで光が届きにくかった細かな溝や穴の奥まで照らし出し、することができます。

観察することができます。

11)対物レンズ

なお、国内仕様は接眼レンズ抜け止め用ビス穴が開いています。

５)プリズムカバー

試料の像を作るレンズで、1倍から4.4倍(ズーム比4.4)まで正立像を得るためのポロプリズムが組み込まれています。

連続的に変動します。ツインオプティカルシステムで、内斜角は12°です。

12)電源周波数切り替えスイッチ

接眼レンズを両眼でのぞき、視野がひとつの円になるよう、この部分を動かし眼の幅に合わせます。

蛍光灯を使用する機種では、電源周波数が50Hzに設定されています。

６)鏡体（接眼レンズ付き）

60Hz地域でご使用の場合は、スイッチを切り替えて下さい。

光軸を45°に曲げるためのプリズムが入っています。また、※機種によって位置が異なります。

先端にはネジ(M49mm)が切ってあり、オプションパーツの13)グローランプ（S2）補助レンズ他が取り付けられます。

蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる

７)鏡体受け働きをします。

14B,14D,14F)ベース

鏡体を保持している部分で、鏡体とのはめ合いはφ=74mmになっています。

Ｂ 大型のベースですから安定した観察が可能です。

８)鏡体固定ネジ

Ｄ 省スペース（144×260mm）のスモールベースです。

鏡体固定ネジをゆるめると鏡体を360°回転させることがでＦ 透過照明（LED）が内蔵されたベースです。

15)ポリキャップき、どの位置からでも観察できます。観察する時は必ず鏡体固定ネジを締めてからご使用下さい。

カメラ撮影時にはポリキャップを取り外して下さい。
通常は被せたままで観察できます。

－6－16)直筒フォトチューブ

27B)電源スイッチ (落射照明）

カメラ撮影の為の鏡筒で、カメラをセットしていない時はON/OFFの時、数秒間あけて下さい。

フォトチューブにポリキャップを被せたままで観察して下さい。

すぐに点灯しない場合があります。

17)視度調整装置

28C)透過照明

一眼レフカメラやCCDカメラの視度の焦点を調整する装置です。

照明には白色LEDチップタイプを使用しております。

18)コードお客様でのランプ交換は出来ませんので、修理の際には落射照明（蛍光灯およびLED）用の配線コードです。

お買い上げになった販売店または弊社営業部までご相談下さい。

19A,19C)ポール

30)ステージプレート

Ａ 大きなストロークが得られる為、高さのある試料の観察に最適です。

試料を載せるアクリル樹脂製の板で、白色・黒色の2種類

Ｃ デスククランプ式用のロングポールとなります。になっていますので、見やすい色をお使い下さい。

31)ステージプレート固定ネジ※顕微鏡を持ち運ぶ時は、アームまたはポールを片方の手で持ち、もう一方の手でベースを支えてください。

ステージプレートをベースに固定する為のネジです。

20)指標

32)粗動ブロック対物レンズの倍率を示す線です。

粗動クランプハンドル(23)を緩めて、粗動ブロック(鏡体)を21)ズームハンドル上下させて大まかにピントを合わせた後、しっかりと締めて下さい。

33A,33B)調光ツマミ

対物レンズの倍率が1.0倍から4.4倍まで0.1倍刻みで表示されています。

22)スライディングノブ（DSZT型のみ）

照明の明暗を調節するツマミです。右に回すと照明が明るく、ノブは必ずストッパーが効くまで引き出してご使用下さい。

左に回すと暗くなり、さらに左に回すと「OFF」になります。

(完全に引き出さないと左右の像がケラレます。)

Ａ 透過照明35)ACアダプター接続ジャック

三眼部にカメラを取付けて撮影などする場合のみ、スライディングノブを押し込んで下さい。

付属のACアダプターを差し込んでから、ACアダプターを電源に

23)粗動クランプハンドル接続し主電源スイッチを「ON」にして下さい。

36)主電源スイッチ

鏡体と粗動ブロックを上下動させる時にゆるめて、その後しっかりと締めて下さい。

Ｂ 落射照明主電源のON/OFF スイッチです。

24)フォーカスノブ37)Cマウントカメラ用ネジ（DSZV型のみ）

ピント合わせ用のノブです。ラックピニオン式ですからCマウントカメラを使って撮影をする場合、ポリキャップを外し、鏡体がスムーズに上下します。

ネジ部にカメラを取り付けて撮影をして下さい。

25)テンションコントロールリング

側面のビスを緩めることでカメラを回転させることができます。

フォーカスノブの回転トルクを調整する装置です。

Cマウント：フランジバックが17.53mm規格のカメラ用マウントになります。

26)電源ボックス38)アース取付け穴（φ4バナナプラグ用）

落射照明（蛍光灯、LED）用の電源ボックスです。

ESD性能を必要とする場合は、Φ４mmバナナプラグ付アースリード線を取り付け、必ずアース設置を行ってください。
※アースリード線は付属しておりません。

蛍光灯の特性とご注意
ア） 蛍光灯は20度～25度の周囲温度で使用したときに最高の特性を発揮します。
イ） 蛍光灯の特性のため冬季は、点灯してから明るくなるまで時間がかかります。
ウ） 冬季は安定した明るさになるまで、約5～6分かかります。
エ） 安定するまで、暗く感じたりちらついたりする事があります。
オ） 電圧の変動により、スムーズに点灯しない場合や、ランプの寿命が短くなることがあります。
カ） ご使用後の蛍光灯の処分方法は各自治体の指定の方法での処分をお願いいたします。

－7－

使 用 上 の 注 意
カートン光学 顕微鏡をお買上いただきまして誠にありがとうございます。
顕微鏡を正しく安全にお使いいただくために、本書を必ずお読み下さい。また大切に保管して下さい。

警告

安全にお使いいただくために、避けていただきたい事項です。

取扱を誤った場合に、火災・火傷・失明の原因になります。
当製品は、顕微鏡として使用されることを目的として作られており、他の用途に使用された場合の事故については責任を負えません。
小さなお子さんの手の届かないところに保管して下さい。
児童、生徒が使用する場合には、必ず取扱説明書を読んでから理科教員など適切な指導者の管理のもとでご使用下さい。
危険ですから日光などの強い光、紫外線、赤外線を使った検鏡、あるいはそれらの光を集光する恐れのある場所での検鏡はしないで下さい。

安全にお使いいただくために、注意避けていただきたい事項です。

安全にお使いいただくために、注意していただきたい事項です。

取扱を誤った場合に、ケガや物的損傷を負う可能性があります。
顕微鏡を使わない時は、電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
電球交換などのために顕微鏡のランプカバーや底フタを外す時は、危険ですから事前に電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
電球付近は高温になっており、危険ですから触らないで下さい。
危険ですから分解・改造などを行わないで下さい。品質の保証を致しかねます。なお、故障や破損の場合は、必ずお買上げ店にご相談下さい。
指などを挟んで負傷する危険がありますので、合焦装置のラック・ピニオン・摺動部などの機械的作動部分には触れないで下さい。
足の上などに落とすと危険ですから、顕微鏡は滑りにくく安定した水平な机の上などで使用して下さい。
本製品は精密な光学機器です。取扱いや運搬の際には、ショックを与えぬようにして下さい。
使用しない時は、必ずダストカバーを被せて、湿気が少なく風通しの良い、カビの発生しにくい場所で保管して下さい。
レンズのほこりやゴミは、柔らかい布や、筆などの柔らかいブラシで払って下さい。
レンズが指紋や油などで汚れた時は、ガーゼか柔らかい布にアルコールを少し含ませて、軽く拭き取って下さい。
この場合、レンズ表面をキズつけないように充分に注意して下さい。
レンズ以外の清掃は、有機溶剤などを使わず、乾いた柔らかな布でカラ拭きするか、または薄めた中性洗剤を少量含ませた布で拭いて下さい。
※製品は予告なく改良の為に、仕様が変更になる場合がございます。

Eメール kokunai@carton-opt.co.jp

ホームページ https://www.carton-opt.co.jp－8－