F B G センサ

加 速 度 計A C シリーズ

FBGセンサ 加速度計 ACシリーズ 製品ラインナップ
超小型高周波汎用型

AC 5 TAC 8 NT

AC 80 NT

最小のデュアルエンド光ファイバ加速度

特に高い加速度レベルと高い振動周波数

A 感度を向上させ、堅牢なステンレススセンサです。重量は 40g 以下、サイズを測定するように設計されています。

チール設計で幅広い用途に対応。

は わ ず か 22 32 10mm で、FBG ベ ー

［用途］

［用途］

スの加速度ピックアップとしては世界最

鉄道軌道、パンタグラフ、架空送電線エンジン、ポンプ、回転機器の監視

6 pm/g 感度12pm/g 感度90pm/g 感度

測定範囲 +/-500g

測定範囲 +/-200g+/- 測定範囲 30g

2000g までの耐衝撃性

500g までの耐衝撃性

70g までの耐衝撃性

1-3000 Hz の帯域幅

1-2000 Hz の帯域幅

1-1000 Hz の帯域幅>4000 Hz 以上の共振>2700 Hz 以上の共振>1300 Hz 以上の共振

単軸単軸

単軸

低周波＆高感度

世界初２軸モデル

核融合施設専用

AC 1000 T

ACD 1000 T

AC 100 NTVR

これまでにない感度を持ち、超低レベ温度補正機能を内蔵した 2 軸加速度セン

ITER（核融合実験炉）用の加速度計は、ル、低周波の振動を検出することができサです。非常に低い周波数を非常に高い原子炉内の過酷な環境のために独特の課ます。

感度で測定できます。

題に直面しています。原子炉内の環境は、［用途］

絶縁ハウジングを備えたこのセンサは、中性子線を含む高レベルの放射線と、高大型構造物、橋、アーチ、陸橋、特に風力タービンブレードのアプリケー温の真空環境が特徴です。この AC 100

基礎のモニタリング、地盤の揺れの検出ション用に設計されています。しかし、NTVR は、このような過酷な環境に対応大型構造物、橋梁、基礎のモニタリングするよう特別に設計されています。

小です。など、他の用途にも有効です。

11100pm/g 感度1000 pm/g 感度

100 pm/g 感度+/- 測定範囲 2g+/- 測定範囲 2g+/- 測定範囲 30g

10g までの耐衝撃性

5g までの耐衝撃性

70g までの耐衝撃性

0-160 Hz 帯域幅1-100 Hz の帯域幅

1-500 Hz の帯域幅>240 Hz 以上の共振>200 Hz 以上の共振>1300 Hz 以上の共振

単軸2軸

FBG センサ
加速度計

AC 5 T は、最新の FBG の単軸加速度計です。AC 5 T のユニークな特性は、前例のないサイズと重量です。40 グラム以下というこの製品は、デュAC 5 T

アルエンド FBG ベースの加速度計としては世界最小 · 最軽量です。

超小型

温度補償

ダブルエンド

20,000m /s2 までの堅牢なステンレススチール設計

耐衝撃性仕様項目

性能感度ノイズレベル

6 pm/g1

波長幅[nm]

最低波長[nm]最高波長[nm]1510-1520101510

1520

1520-1530

1015201530

1530-1540

1015301540

1540-1550

1015401550

1550-1560

1015501560

1560-1570

1015601570

1570-1580

1015701580

1580-1590

1015801590

2 pm/g0.01 g周波数範囲

1 - 3000 Hz

共振周波数> 4000 Hz

交差軸感度< -30 dB2

最大加速度5,000 m/s

最大衝撃20,000 m/s2

重量

<40 g

材質

1.4462（デュプレックス）

動作温度範囲

-65 〜 +80 C

保護等級

IP 67

半値幅

< 0.7 nm

反射率>20 %挿入損失< 0.2 dB

FBG
コネクターオプション

選択可能波長22

FC/APC、LC/APC、オープンエンド

1. FAZ I4G または I4W インテロゲータを使用した場合の累積ノイズフロア。
2. その他のコネクタオプションはお問い合わせください。

取り付け方法平らな面に M4 ボルトでセンサを固定することを推奨します。最大トルクは 5Nm です。特殊な壁面、床面、天井への取り付けも可能です。

2FBG センサ
加速度計

FBG の 1 軸加速度計で、最大 2000m/s2 までの高加速度値を測定するために特別に設計されています。この堅牢なセンサは、過酷な条件下でもAC 8 NT使用でき、5000m/s2 までの衝撃に対応します。幅広いフラットな周波数応答と前例のない感度により、このセンサは様々なアプリケーションで使用することができます。

高周波用

高感度

温度補償

ダブルエンド5000m /s2 までの耐衝性

堅牢なステンレススチール設計仕様
項目

性能

感度

12 pm/g

ノイズレベル

13 µg/ √ Hz

精度 1411 µg

周波数範囲

1 - 2000 Hz

共振周波数> 2700 Hz

交差軸感度< -40 dB

波長幅[nm]

最低波長[nm]最高波長[nm]1516-1524

815161524

1524-1532

8152415321532-1540

81532

1540

1540-1548

81540

1548

1548-1556

81548

1556

1556-1564

81556

1564

1564-1572

81564

1572

1572-1580

81572

1580

1580-1588

81580

1588

2 pm/g2000 m/s2

最大加速度
最大衝撃

5000 m/s2

重量100 g

材質
動作温度範囲選択可能波長1.4462（デュプレックス）
2-65 〜 +80 C

保護等級

IP 67

幅

< 0.5 nm

反射率> 50 %挿入損失< 0.1 dB

FBG

1コネクターオプション

FC/APC、LC/APC、オープンエンド 3

1. 測定帯域幅 1kHz.
2. ご要望により、センサは 300 C まで対応可能。
3. ご要望に応じて、その他のコネクターオプションもご利用いただけます。

取り付け方法平らな面に M5 ボルトでセンサを固定することを推奨します。最大トル
クは 5Nm です。特殊な壁面、床面、天井への取り付けも可能です。

3FBG センサ
加速度計

FBG ベースの汎用加速度ピックアップ。デュアルエンド加速度ピックアッ

AC 80 NT

プは、高感度と広い測定帯域幅を併せ持つように最適化されています。
ステンレススチール製のセンサは、屋内外の様々な用途に使用できるよう、頑丈に設計されています。

汎用型
高感度

温度補償

ダブルエンド広帯域仕様
項目

性能

感度90 pm/g

ノイズレベル

1.8 µg/ √ Hz

精度 157 µg

周波数範囲

1 - 1000 Hz

共振周波数> 1300 Hz

交差軸感度< -40 dB

波長幅[nm]

最低波長[nm]最高波長[nm]1516-1524

81516

1524

1524-1532

81524

1532

1532-1540

81532

1540

1540-1548

81540

1548

1548-1556

81548

1556

1556-1564

81556

1564

1564-1572

81564

1572

1572-1580

81572

1580

1580-158881580

1588

10 pm/g

300 m/s2

最大加速度
最大衝撃

700 m/s2

重量280 g

材質
動作温度範囲選択可能波長1.4462（デュプレックス）
2-65 〜 +80 C

保護等級

IP 67

幅

< 0.5 nm

反射率> 50 %挿入損失< 0.1 dB

FBG

1コネクターオプション

FC/APC、LC/APC、オープンエンド 3

1. 測定帯域幅 1kHz.
2. ご要望により、センサは 300 C まで対応可能。
3. ご要望に応じて、その他のコネクターオプションもご利用いただけます。

取り付け方法平らな面に M5 ボルトでセンサを固定することを推奨します。最大トル
クは 5Nm です。特殊な壁面、床面、天井への取り付けも可能です。

4

FBG センサ
加速度計

AC 1-ax 1000 T は、フラッグシップ FBG 加速度センサです。高感度でAC 1000 T

AC 1-ax 1000 T は比類のない感度を備えています。さらに、固有の温度補正スキームにより、非常に低い周波数と加速度レベルでも正確な読み取りが可能です。 このセンサは、特に大型構造物、橋梁、アーチウェイ、陸橋、基礎のモニタリングや地盤の揺れの検出に適した超低レベルの低低周波 & 高感度周波振動の検出を可能にします。
非常に高い感度

温度補償

ダブルエンド0H2 まで測定可能

堅牢なステンレス
スチール設計仕様
項目

性能

感度1100 pm/g

ノイズレベル
精度

100 pm/g

0.15 µg/ √ Hz1

波長幅[nm]

最低波長[nm]

最高波長
[nm]

1510-1520

1015101520

1520-1530

1015201530

1530-1540

1015301540

1540-1550

1015401550

1550-1560

1015501560

1560-1570

1015601570

1570-1580

1015701580

1580-1590

1015801590

4.7 µg

周波数範囲

0 - 160 Hz

共振周波数> 240 Hz

交差軸感度< -40 dB

最大加速度20 m/s2

最大衝撃（アンロック / ロック）

100 m/s2 / 1000 m/s2

重量400 g

材質
動作温度範囲選択可能波長1.4462（デュプレックス）
2-65 〜 +80 C

保護等級

IP 67

半値幅

< 0.5 nm

反射率> 50 %挿入損失< 0.1 dB

FBG

2コネクターオプション

FC/APC、LC/APC、オープンエンド 3

1. 測定帯域幅 1kHz（0.01mm の変位を検出可能）。
2. ご要望により、センサは 300℃まで対応可能です。
3. ご要望に応じて、その他のコネクタオプションもご利用いただけます。

取り付け方法平らな面に M5 ボルトでセンサを固定することを推奨します。最大トル
クは 5Nm です。特殊な壁面、床面、天井への取り付けも可能です。

ロック / ロック解除
測定時にはセンサのロックを解除する必要があります。輸送中および設置中はセンサをロックする必要があります。
5FBG センサ
2 軸加速度計

ACD 1000 T は高感度 2 軸加速度センサです。完全に絶縁されたハウジ

ACD 1000 T

ングにより、このセンサは電気的絶縁が重要なアプリケーションにも使用できます。さらに、このセンサは本質的に温度補償されているため、静的レベルまでの非常に低い周波数を正確に検出することができます。低共振振動も簡単かつ正確に検出できます。そのため、風力タービンブレード

世界初 ! 2軸モデルの氷の成長検出などに最適です。

高感度

温度補償

ダブルエンド

2軸仕様
項目

性能

感度

1000 pm/g

周波数範囲0 - 100 Hz

共振周波数> 200 Hz 以上

交差軸感度< -30 dB

最大加速度

2g

最大衝撃5g

選択可能波長波長幅[nm]

最低波長[nm]最高波長[nm]1510-1530

2015101530

1530-1550

2015301550

1550-1570

2015501570

1570-1590

2015701590

100 pm/g

重量600 g

材質

PC/ABS

動作温度範囲

-40 〜 +80 C

保護等級

IP 65

半値幅

< 0.5 nm

反射率> 40 %挿入損失< 0.5 dB

FBG

4コネクターオプション

ハウジング内部 LC/APC

取り付け方法平らな面に M6 ボルト 2 本でセンサを固定することを推奨します。最大
トルクは 8Nm です。
表面に接着できるインターフェイスプレートまたはインターフェイス L マ
ウントは、ご要望に応じてご利用いただけます。
【注意】
LC/APC コネクターが挿入されると、コネクターは直ちにロックされ、小さなマイナスドライバーを使用してのみ外すことができます。センサの取り付けや LC/APC コネクターの取り外しを行う前に、拡張取り付け説明書をよくお読みください。

6

FBG センサ
加速度計

真空・対放射線対応

AC 100 NTVR

AC 100 NT-VR は高感度、真空対応、耐放射線性の光ファイバー加速度ピックアップです。この加速度ピックアップは ITER 核融合プラント用に特別に設計されており、250℃までの温度に耐えることができます。

核融合施設専用仕様

温度補償

ダブルエンド真空対応

取り付け方法項目

性能

感度100 pm/g

周波数範囲

1 - 500 Hz

共振周波数> 1300 Hz 以上

交差軸感度< -40 dB

15 pm/g

300 m/s2

最大加速度7高感度と広帯域を両立

最大衝撃700 m/s2

重量350 グラム

材質

1.4462（デュプレックス）

動作温度範囲

-65 〜 +250 C

使用環境

真 空 対 応 · 耐 放 射 線（ ガ ン マ 線 20MGy、高速中性子 >0.1 MeV 3 1017n/cm2）

半値幅< 0.5 nm

反射率> 40 %挿入損失< 0.1 dB

FBG

1コネクターオプション

未終端または高温 FC/APC（最大 170 C）

ケーブル配線

角型ロックチューブ（ステンレス 304）

平らな面に M6 ボルトでセンサを固定することを推奨します。最大トルクは 5Nm です。特殊な壁面、床面、天井への取り付けも可能です。

CASE STUDY
軌道のモニタリング

線路の状態監視光ファイバー加速度計は、線路の状態監視、車輪の欠陥の特定、列車の位置と方向の検出に使用されます。これらの情報を AI と組み合わせると、潜在的な鉄道事故や壊滅的な列車の脱線を防ぐ可能性があります。このプロジェクトでは、光ファイバー加速度計が鉄道の T 型梁に固定され、加速度（g）を測定します。

軌 道 状 態 を とらえ た 保 守 作 業 が 可 能 で 、軌道のメンテナンスに採用【採用のメリット】
1

光ファイバは、電磁干渉（EMI）の影響を受けないため、線路のさまざまなパラメータを測定するのに適しています。

2

堅牢な光ファイバー加速度計は、トラック上のホイールの衝撃衝撃を測定し、欠陥のあるホイールからの潜在的な損傷を検出できます。

3

光ファイバーセンサは簡単に設置でき、信頼性を備えています。何年にもわたってメンテナンスフリーの操作が可能です。

4

Somni 光ファイバーセンシング設計は、数キロメートルの車輛をカバーするように簡単に拡張でき、追加のセンサを簡単に追加できます。
8

CASE STUDY
核融合実験炉イ ー タ ー

核融合実験炉「ITER」における加速度及び温度の計測
フランスでは、35 カ国が協力して、世界最大のトカマク装置（核融合のエネルギーを利用するための実験装置）を建設しています。
この容器の内部では、原子の核融合によってエネルギーが発生し、壁に熱として吸収されます。核融合発電所では、この熱を利用して蒸気を発生させ、従来の発電所と同様にタービンや発電機を使って発電をします。
SomniSolutions は、トカマク用の光ファイバ式加速度センサと温度センサの開発を担当しました。放射線、真空、高温の環境に耐えられる光ファイバ加速度センサと温度センサの開発はかなり挑戦的なものですが、Somni Solutions はそれを実現しました。

ITER ビームライン
温度センサと加速度センサ
トカマクの運転には 9 つの支援システムが必要であります。このう
ち 3 つのシステムは、プラズマの温度を熱核温度まで上昇させ、トカマクの運転に不可欠なプラズマ電流を制御または維持するために必要です。これらのシステムの 1 つがビームラインモジュールです。
9 つの中性粒子ビームライン入射モジュールがあり、プラズマ加熱と電流駆動力の大部分を供給しています。これらの中性粒子ビームラインモジュールはそれぞれ、最大 10MV の超高エネルギー原子を生成しています。これらの原子を接線方向のアクセスポートからトーラス（ドーナツ型チャンバー）に入射することで、プラズマ温度を核融合温度まで上昇させ、プラズマ電流の一部を駆動します。
ソムニの加速度センサと温度センサは、これらのビームラインモジュールに沿って設置されています。
放射線、真空、高温の環境に耐える光ファイバー加速度計と温度計を開発するのは非常に難しいことですが、Somni Solutions はそれを成し遂げました。

9

CASE STUDY
風力発電・ブレードのモニタリング

振動検出
風力タービンの監視
FBG センサにより風力タービンを監視し、効率と寿命を向上させます。当社のインテロゲーターは、低コストですべての重要ポイントを常時測定することができます。
急成長する風力エネルギー市場では、競争力を維持することが重要です。既存のタービンの寿命を延ばし、新設の陸上 · 洋上設備の効率を高めることが可能になります。

ブレード監視氷、過負荷、損傷検出

ドライブトレイン状態監視

構造的完全性ジェネレーター、ギアボックス、メインベアリングの速度、 タワー、ジャケット、モノパイルの温度、負荷、トルクをモニター

構造的健全性を監視し、フローターと係留ラインの傾きを相殺する

よくあるご質問
なぜ、電子式センサではなく、光ファイバセンサを選ぶべきなのでしょうか？

センサをインテロゲータから離れた場所に設置できますか？

光ファイバセンサは、電子式センサに比べて多くの利点があります。

は い、 イ ン テ ロ ゲ ー タ か ら 遠 く 離 れ た 場 所（ 最 大10km）にセンサを設置することが可能です。

❶光ファイバセンサはパッシブセンサ
安全かつ防爆 / 高電圧の影響を受けない / 検出位置に電源がない

どのインテロゲータを使用できますか？

❷過酷な環境に耐えることができる
極端な温度 / 高い堅牢性❸光信号である電磁波の干渉を受けない / プリアンプが不要 / 数キロメートルに及ぶ遠隔操作可能❹危険な環境にも耐えることができる

基本的に市場にあるほとんどインテロゲータと接続可能です。詳しくはお問い合わせください。

ファイバー回線に複数の接続ポイントを設けることは可能ですか？

ATEX ゾーン / 化学物質 / 耐放射線性 / 電磁波耐性
はい、1 本のファイバーで複数点を接続することが可能です。FC/APC パッチコードを使用することで、FBG センサを直列に設置することが可能です。
10Sonmi Solutions FBG センサ 各種一覧
傾斜計

ロードセル

変位計

TI シリーズ

ALT 240T

DP 100T

TI シリーズは、全 3 モデルです。カスタ

ALT240T は、世界初 FBG ベースのロー両端ばね式変位センサは、高感度になマイズ対応や高感度タイプなどご要求にドセルです。ボルト構造、プレストインるように最適化されています。設置時に合わせてご対応可能です。

構造、岸壁などの用途に使用できます。

調整可能な変位範囲は、0 / + 100mm、荷重 240kN 用に設計されており、安全性-10 / + 90mm、-20 / + 80mm などです。

を確保するために温度補償されています。

圧力計

ひずみセンサ水素リークディテクター

P シリーズSP 39T / SW 40NT / SC 1000T

過酷な環境での正確な圧力測定のためのスポット溶接可能な短ゲージのひずみセン

光ファイバ式水素リークディテクターは、光ファイバ式圧力センサ。

サです。堅牢なセンサで、微小なひずみや0.1vol% から水素分子の漏洩を検出でき液体環境と気体環境の両方で使用できま変位を高精度に測定することができます。

ます。現在水素エネルギーは、自動車、す。全 6 モデルあります。

温度補償機能を内蔵しており、複数のひずエネルギー、製造業など様々な分野で注みセンサや他のセンサと直列に接続するこ目されていますが、新しい検知システムとが可能です。全 3 モデルです。

が要求されています。

Somni Corporation B.V.
Netherlands

Somni Solutions は、オランダの都市デン・ハーグで 2017 年に設立されました。
顧客の特定のアプリケーションに合わせて調整されたさまざまなファイバブラッググレーティング（FBG）ベースのセンサを開発しています。加速度計、傾斜計、ハイドロフォンなどが主力商品です。

株 式 会 社 ナ ノ シ ード
TEL

03-5953-8810

MAILURL

https://nanoxeed.co.jp

info@nanoxeed.co.jp