F B G センサ

傾 斜 計
TI シリーズFBG センサ 傾斜計 TI シリーズ

製品ラインナップ
構造物のたわみや曲げは、その構造に関連する貴重な情報がわかります。例えば橋は、通過するトラックや貨物車の荷重を受け、時間の経過とともに応力やひずみが蓄積していきます。その結果、橋はゆっくりと変形します（圧縮、たわみ、曲げなど）。このような橋の形状や構造の変化は、非常に遅く微妙なものであるため、長期的にモニタリングする必要があります。
光ファイバ式の傾斜計は、長距離にセンサを配置し、磁場や高電圧環境で使用可能です。また光ファイバは、電気信号を使用しないため火災などの危険性が低いです。このため構造物ヘルスモニタリングに最適です。

TI 200T

TI 500T

TI 2000T

TI 200T は、角度範囲が拡大され、TI 500T は、高い精度と安定性で、TI 2000T は、世界で最も高感度な-15 度 か ら +15 度 の 傾 き / 傾 斜 測

小さなたわみ角（傾斜）の変化を監

光ファイバ傾斜計で、約 2000pm/定が可能です。

視するために使用されます。このセ度の前例のない感度を誇ります。

センサは、過酷な環境に対して最大ンサは、橋のような大きな構造物や限の保護を提供する堅牢なステンレ物体のモニタリングに適しています。

ススチール製ハウジングに収納され温度補正機構を内蔵しているため、ています。

0.002 度という非常に小さな角度変化にも対応できます。

感度

感度

感度

180pm/deg

550pm/deg

2100pm/deg

傾斜角測定範囲

傾斜角測定範囲

傾斜角測定範囲30°

10°-1.5° ～ +1.5°

1
長期安定性

1

温度・ドリフト補正

2

1 軸および 2 軸

様々な取付ブラケットが利用可能FBG センサ 傾斜計
ファイバブラッググレーティングの 1 軸傾斜センサで、特に大きな角度TI 200T変動を測定するために設計されています。
この高感度光ファイバ傾斜センサは、30° の角度測定範囲を持ち、高い安定性を確保するために温度補償されています。

高い感度

温度補償

ダブルエンド広い角度範囲過酷な環境に耐える
堅牢なステンレススチール設計

仕様
項目

性能

感度

180 pm/deg. ± 20 pm/deg.

精度

30 mdeg. / 525 µm/m

測定範囲30 deg.

応答時間< 10 sec

重量1.3 kg

素材

1.4404（SS 316L）

動作温度-30 to +80 °C

IP 規格

IP 67

FWHM

< 0.5 nm

反射率> 50 %挿入損失< 0.1 dB

FBG

2コネクタのオプション

FC/APC, LC/APC, open end1

選択可能波長波長幅[nm]

最低波長[nm]

最高波長
[nm]

1510-1520

1015101520

1520-1530

1015201530

1530-1540

1015301540

1540-1550

1015401550

1550-1560

1015501560

1560-1570

1015601570

1570-1580

1015701580

1580-1590

1015801590

1. その他のコネクタもリクエスト可能取り付け方法平らな面に M5 ボルトでセンサを固定することを推奨します。最大トルクは 5Nm です。特殊な壁面、床面、天井への取り付けも可能です。

2FBG センサ 傾斜計
ファイバブラッググレーティングの 1 軸傾斜センサで、特に大型構造物

TI 500Tの長期的な角度変動を測定するために設計されています。
この高感度光ファイバ傾斜センサの角度測定範囲は 10° で、高い安定性を確保するために温度補償されています。

高い感度

温度補償

ダブルエンド広い角度範囲過酷な環境に耐える
堅牢なステンレススチール設計

仕様
項目

性能

感度

550 pm/deg. ± 50 pm/deg.

分解能8.33 µdeg. / 0.15 µm/m

精度
測定範囲

10 mdeg. / 175 µm/m
110 deg.

応答時間< 3 sec

重量1.5 kg

素材

1.4404（SS 316L）

動作温度-30 to +80 °C

IP 規格

IP 67FWHM< 0.5 nm

反射率> 50 %挿入損失< 0.1 dB

FBG

2コネクタのオプション

FC/APC, LC/APC, open end2
1. ご要望に応じてより広い測定範囲対応可能
2. その他のコネクタもリクエスト可能取り付け方法平らな面に M5 ボルトでセンサを固定することを推奨します。最大トルクは 5Nm です。特殊な壁面、床面、天井への取り付けも可能です。

3選択可能波長

波長幅[nm]

最低波長[nm]最高波長[nm]1510-1520

1015101520

1520-1530

1015201530

1530-1540

1015301540

1540-1550

1015401550

1550-1560

1015501560

1560-1570

1015601570

1570-1580

1015701580

1580-1590

1015801590

FBG センサ 傾斜計
ファイバブラッググレーティングの 1 軸傾斜センサで、特に大型構造物

TI 2000Tの長期角度変動測定用に設計されています。
この高感度光ファイバ傾斜センサは、3° の角度測定範囲（+1.5° ～ -1.5°）を持ち、高い安定性を確保するために温度補償されています。

極めて高い感度

過酷な環境に耐える
堅牢なステンレス
スチール設計

ダブルエンド

温度補償仕様項目

性能

感度2100 pm/deg. ± 150 pm/deg.

精度

3 mdeg. / 52 µm/m

測定範囲

3 deg.（-1.5 deg to +1.5 deg）

応答時間

< 3 sec

重量2.1 kg

素材

1.4404（SS 316L）

動作温度-30 to +80 °C

IP 規格

IP 67

FWHM

< 0.5 nm

反射率> 50 %挿入損失< 0.1 dB

FBG

2コネクタのオプション

FC/APC, LC/APC, open end1

選択可能波長波長幅[nm]

最低波長[nm]最高波長[nm]1510-1520

1015101520

1520-1530

10152015301530-1540

1015301540

1540-1550

1015401550

1550-1560

1015501560

1560-1570

1015601570

1570-1580

1015701580

1580-1590

1015801590

1. その他のコネクタもリクエスト可能取り付け方法平らな面に M5 ボルトでセンサを固定することを推奨します。最大トルクは 5Nm です。特殊な壁面、床面、天井への取り付けも可能です。

4構 造 ヘ ル ス モ ニ タリングC A S E S T U D Y 01
大規模崩落を起こしたイタリアの橋再建後のメンテナンスに採用
2018 年 8 月 14 日に大規模崩落を起こしたイタリアのポルチェベーラ高架橋（通称「モランディ橋」開通 1967年）。この大事故では 43 名もの多くの犠牲者を出しました。この高架橋が 2020 年にサンジョルジョ橋と名称を変え再建されました。この新しい橋には FBG センサが配置され、橋の状態を常時詳細に監視しています。

崩落したポルチェベーラ高架橋

T I シ リ ー ズ 72 個 を 設 置
再建されたモランディ橋（新名称サンジョルジョ橋）

INSTALLATION AND
FIBER OPTIC CABLINGFIBER OPTICSENSORS

インテロゲータ

ダッシュボード

クラウドストレージ

新しい橋には、Somni Solutions の傾斜計が 72 個設置されました。橋には 18 本の支柱があり、各支柱には合計 4 つの傾斜計があります。 上部の x および y 方向を測定する 2 つと、支柱の下部の 2 つも同様に測定します。
5

C A S E S T U D Y 02
台北 1 0 1 の 8 9 階にある 直 径 5 . 5 m 、 重 さ 6 6 0 t の 装 置

チューンドマスダンパーの監視に採用
世界で最も高く、最も高価なビルの一つである高さ 508 メートルの「台北 101」から眺める台北の景色は、素晴らしいです。 87 階と 91 階の間の建物の中央に、8 本のスチールケーブルで吊り下げられた巨大な黄色い球体があります。

Image: Someformofhuman/Creative Commons
https://en.wikipedia.org/wiki/Tuned_mass_damper#mediaviewer/File:Taipei_101_Tuned_Mass_Damper.png

セ ン サ ボ ックス を 設 置

Sonmi Solutions は、コンディション・モニタリングのための統合システム ソリューションも用意しています。
これは、ステンレス製のボックスに複数のセンサを搭載したもので、設置された構造物の状態を示します。
このボックスは 1 本の光ファイバでインテロゲータに接続しますが、冗長性が必要な場合は 2 本の光ファイバで接続します。このボックスには、傾斜センサが 1 台（TI シリーズ）、高感度加速度センサが 3 台（ ACシリーズ）、温度センサが 1 台搭載されています。これらのセンサによって、構造物の状態を 1日 24 時間、週 7 日監視することができます。
この計測には、計測対象物に加わるすべての回転、対象物の振動だけでなく、変位も含まれています。簡単に設置できるオールインワンソリューションで、すべての問題を解決します。
6Sonmi Solutions

F B G センサ 各種一覧
加速度計

ロードセル

変位計

AC シリーズ

ALT 240T

DP 100T

全 7 モデル。世界初の 2 軸モデル

ALT240T は、世界初 FBG ベース

両端ばね式変位センサは、高感度や核融合実験炉 ITER で採用されたのロードセルです。ボルト構造、プになるように最適化されています。

モデルなど幅広いラインナップ。カ

レストイン構造、岸壁などの用途に設置時に調整可能な変位範囲は、0スタマイズ対応も可能。

使用できます。荷重 240kN 用に設/ + 100mm、-10 / + 90mm、-20計されており、安全性を確保するた/ + 80mm などです。

めに温度補償されています。

圧力計

ひずみセンサP シリーズSP 39T / SW 40NT / SC 1000T

過酷な環境での正確な圧力測定のスポット溶接可能な短ゲージのひための光ファイバ式圧力センサ。

ずみセンサです。堅牢なセンサで、液体環境と気体環境の両方で使用微小なひずみや変位を高精度に測できます。全 3 モデルあります。

定することができます。

Netherlands

Somni Corporation B.V.

温度補償機能を内蔵しており、複数

Somni Solutions は、オランダの都市デン・ハーグで2017 年に設立されました。
顧客の特定のアプリケーションに合わせて調整されたさまざまなファイバブラッググレーティング（FBG）ベースのセンサを開発しています。加速度計、傾斜計、ハイドロフォンなどが主力商品です。のひずみセンサや他のセンサと直列に接続することが可能です。全 3モデルです。

株 式 会 社 ナ ノ シ ード
TEL

03-5953-8810

MAILURL

https://nanoxeed.co.jp

info@nanoxeed.co.jp