CM-300 仕様
一般的名称
販売名
認証番号
分類
使用目的
測定部位
測定方法
測定項目
測定時間
測定精度
超音波周波数
計測部
環境
動作時
保管時
輸送時

■ 標準付属品

CM-300超音波骨密度測定装置
超音波骨密度測定装置 CM-300
第226AABZX00180000号
管理医療機器 特定保守管理医療機器

・電源コード・超音波ゼリー・ゼリーホルダ
・プリンタ用紙

骨の性状の診断のため、踵骨を伝播する超音波パルスの音速(Speed of Sound; SOS)を計測すること。
踵骨
超音波パルス透過法
骨内伝播速度 (SOS)
約10 秒%CV : 0.5 %以下 （※試料計測時）
中心周波数: 500 kHz
乾式 (超音波ゼリー使用)

ULTRASOUND BONE DENSITOMETER

・装置カバー
・取扱説明書・添付文書
・その他文書超音波骨密度測定装置■ オプション・消耗品

データ管理ソフトウェア CMDS3

キャリングケース

外形寸法：695mm(幅)×395mm(奥行)×298mm(高さ) 質量：約7.8kg

プリンタ用紙―プリンタ防塵カバー

200枚/箱足置シート

病院用・女性用・男性用 100枚/冊

結果シート

検診用・女性用・男性用 100枚/冊
CG-250

超音波ゼリー

温度: 10〜35℃
湿度: 35〜85%RH (結露なきこと)―

CG-4L（詰替用、250ｍL容器付き）

超音波ゼリー■ 超音波用ゼリー ウルトラフォニック

温度: -10〜50℃
湿度: 30〜85%RH (結露なきこと)

超音波の伝播効率が高く、乾燥しにくく、なめらかで流れにくい超音波用ゼリーです。

電源電圧/消費電流 AC100〜120V/最大0.6A、AC200〜240V/最大0.3A
50 Hz / 60 Hz
電源周波数
電撃に対する保護の形式: クラス Ⅰ
機器の分類
電撃に対する保護の程度: タイプ B
約10 kg質量525mm(幅)×310mm(奥行)×220mm(高さ)
外形寸法※仕様は予告なく一部変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

▲結果シート▲ＣＧタイプ（やや固めのゲル状タイプ）▲キャスター付きで持ち運びが楽なキャリングケース

Option オプション

データ管理ソフトウェア CMDS3●

専用のデータ管理ソフトウェアにより、CM-300の利便性がさらに向上します。
CM-300とパソコンを接続しての測定、測定した結果の管理、過去の測定結果との比較、被験者の情報管理など充実した機能を備えています。
また、上位システムとの連携にも対応しております。

■ 主な機能※パソコンは別売です●被験者情報の登録・管理●被験者別の測定結果の登録・管理・印刷●被験者別の測定結果トレンドの表示・印刷●被験者一覧と測定結果一覧をCSV形式で出力●被験者一覧(CSV形式)の取込み●測定結果の取込み●測定結果レポートを指定フォルダに送信●標準カーブとカットオフ値の編集●バーコード/磁気カードリーダー使用による被験者選択●ご注文・お問い合わせは下記へどうぞ■ 動作環境
OSWindows® 7, 8/8.1(32bit, 64bit)

搭載メモリ

1 GByte以上 (2 GByte以上推奨)

CD-ROMドライブ

ソフトウェアのインストールに必要

プリンタ

Windows® 対応プリンタ (カラープリンタ推奨)

ディスプレイ

USBコネクタ1024×768ドット以上、High Color 16ビット以上
機器とのオンライン接続に必要※パソコンなどの情報端末とCM-300を接続する場合はアイソレーショントランスを使用してください。
※Windows® は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

販売元

http://www.canon-lcs.co.jp〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目17番4号〒566-0012 大阪府摂津市庄屋1丁目14番12号（03）6845-2545（06）6382-8701

札 幌（011）736-0010 ・仙 台（022）236-3621 ・新名古屋（052）531-6231 ・金 沢（076）237-7511 ・京
高 松（087）865-1511 ・広 島（082）232-1341 ・山
鹿児島（099）266-3141（025）243-6391 ・神奈川（045）476-2860
潟（075）691-5101 ・神 戸（078）651-2601
都（0852）23-2711 ・福 岡（092）472-0241
陰■商品に関するお問い合わせは下記まで

本社／〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1番22号 大江ビル9階

製造販売業者：古野電気株式会社

INTセンター（06）6942-4901（代）兵庫県西宮市西宮浜2-20※このカタログは地球にやさしい、再生紙・SOY大豆インキを使用しています

Sun-150304

プリンタ内蔵のコンパクト設計
踵温度補正機能で、より正確な測定

ULTRASOUND BONE DENSITOMETER

超音波骨密度測定装置

タッチパネル搭載、スペックと経済性にこだわった超音波骨密度測定装置
骨粗鬆症の集団検診や一次スクリーニングに最適
CM-300は踵骨（しょうこつ）の骨内伝播速度を測定する

踵温度センサーで正確測定！

コンパクトな超音波骨密度測定装置です。表示は見やすいカラー表示で、タッチパネル操作で簡便にご使用いただけます。エックス線を使用しない超音波方式ですので場所を選ばずに測定ができ、踵温度補正機能や精度管理機能によって安定したデータを提供します。 測定時間も約10秒と短く、持ち運びも容易なため、骨粗鬆症の集団検診や一次スクリーニングに最適です。
認証番号：第226AABZX00180000号

ＣＭ-300 特徴

測定方法
測■ 軽量・コンパクト■ 便利なデータ管理機能

質量は約10kg、外形寸法は525mm(幅)×310mm(奥行)×220mm(高さ)と軽量・コンパクト設計のため持ち運びも簡単です。

装置本体には最大12,000件の測定データを保存でき、USBメモリへ出力することができます。
また、被験者リストも取り込めますので出張健診など幅広いシーンで活躍します。

測定時間は約10秒、短時間で多くの被験者を測定することができます。

個人データ

■

カラー表示のタッチパネルはボタンも大きく、操作は簡単です。年齢、性別を入力して測定すればグラフ上に結果が表示されますので検査結果も一目でわかります。

超音波方式は寒い時期には足の冷えの影響で伝播速度が速くなる特性があります。CM-300は超音波方式で唯一、踵温度補正機能を搭載しており、センサで計測した踵温度をもとに測定値を補正することで安定した測定結果が得られます。

被験者の足サイズによらず、常に最適な部位を測定することで正確なデータを提供します。

足サイズダイヤルで測定ポイントを最適な部位に合わせます。

結果グラフ
測定原理
踵骨の両側にある振動子によって超音波を送受信させ踵骨の骨内伝播速度（Speed of Sound）を測定します。

測定結果
バーコード

模式図振動子振動子

日本国内に分散した複数の施設によって収集された健常人データを元に年代別基準値が設定されています。

1560
1540

SOSはDXAによる腰椎骨密度を予測するものではありません（図３）。一方、SOSが椎体骨折のリスクを予測する能力は腰椎BMDと同等です（図４）。

スタンドオフCM-100、CM-200、CM-300は高い相関関係にあります。CM-100のデータを引き続きご利用いただけます。

〈図1〉
椎体骨折群と非骨折群との間における踵骨SOS値の比較。

p< 0.0001

1520
1500

1492
1478

1480
1460

スタートボタンを押して約10秒で測定します

測定が終了すると｢ピピッ｣という音が鳴り、測定結果が画面表示及びプリントアウトされます

1.0
感度
n=723

0.8
0.71479m/s

0.60.50.4
0.30.2

1420

0.1

1400

特異度

0.9

1440

骨折あり

01350

骨折なし

1650

〈図3〉
踵骨SOSと腰椎 B M Dとの相関R2=0.2、Ｐ＜0.001の弱い相関を示した。

1600
1550
1500
1450
1400

踵骨部
スタンドオフプリントアウト例

椎体骨折群と非骨折群において骨内伝播速度（SOS）に有意差を認めます。
（図１）

骨 粗 鬆 症 の 専 門 医で構 成された
CM-100マルチセンタースタディー委
員会の検討結果からカットオフ値（診断基準）を設定しています（図２）。

■ 充実のプリント内容
結果プリントには、患者情報、SOS値、%YAM、%AGE、T-Score、Z-Score、結果グラフ、バーコードが印字できます。
印字内容の表示・非表示も用途にあわせて選択できます。

足置台上に踵部を乗せ、ハンドルを回してスタンドオフで踵部を挟みます骨粗鬆症の診断やスクリーニングに使用できる根拠■ 足サイズダイヤル
測定データ

スタンドオフの先端面に超音波用ゼリーを塗布します■ 踵温度補正機能

踵温度センサー

見やすく使いやすい
カラーLCDタッチパネル

１度足をはずして足サイズダイヤルで位置を合わせます

1400

1450
1500
1550
踵骨SOS［m/s］

1600

1.00.8腰椎BMD
踵骨SOS0.6
感度■ 高速測定足置台に描かれたスケールで足サイズを測定します

踵骨SOS［m/s］

超音波方式はエックス線を使用する方式と異なり設置時に特殊な設備等は不要です。被曝の心配がなく、若年者や妊娠中の方などの検査にもご使用いただけます。

アルコール綿で踵部を拭きます踵骨SOS［m/s］■ 被曝のない超音波方式

個人データを入力します0.40.20.00.51.0
腰椎BMD［g/cm2］

1.52.0000.2

0.40.6
1-特異度

0.8

〈図2〉
椎 体 骨 折 群と有 無 における踵骨SOS値の感 度・特 異 度曲線。感度・特異度曲線の交点に相 当する
踵 骨 S O Sは1479m/s。
1650

〈図4〉
踵骨SOSと腰椎BMDの椎体
骨 折 診 断におけるROC解析
曲線下面積（Area under thecurve:AUC）
は、腰 椎 B M D
1 が0.729、踵骨
SOSが0.672であり、両 者 間には有意差を認めなかった。