アクセサリー
総合カタログ
innoSpectraの小型近赤外分光器「STDシリーズ」「EXTシリーズ」「EXTプラスシリーズ」と組み合わせで、光源、ファイバーなどの多種のアクセサリーを提供しております。
お客様の用途に合わせてご提案いたします。

アイテム

型番

A-DRP1

拡散反射型プローブ

RM-1

標準反射板

A-LS1

キュベット付き光源装置

RM-2

標準反射板

A-LS2

SMAファイバー接続光源

A-R2LS

ファイバーアクセサリー
ラウンド→リニア

A-DIP1分岐型反射／透過型ディッププローブ

A-R2RS

ファイバーアクセサリー
ラウンド→ラウンド

A-R2L1

ファイバー

A-COL1

コリメーター1

A-COL2コリメーター2

型番

アイテム

アクセサリーのデモ機も各種揃えております。
固体／粉体

モジュール選択ガイド

液体■ディフューズ反射モード■トランスフレクティブモード

900~1700nm：G1/R2/R21/R3/RT1
1350~2150nm：R11/ R12
1600~2400nm：R13/ R14■トランスフレクティブモード

■拡散反射モード

透過■透過モード■透過モード拡散反射900~1700nm：T1/ T21350~2150nm：T11/ T12
1600~2400nm：T13/ T14

ファイバー入力

900~1700nm：F1/ F21350~2150nm：F11/ F121600~2400nm：F13/ F14

不透明な固体や粉体

透明ソリッド（反射板を追加する必要があり）

透明な固体（PETなどの透明なプラスチック板など）

透明な液体（ワインなど）（反射板を追加する必要あり）
スラリーまたは不透明な液体（牛乳など）

透明な液体（ワインなど）■透過モードスラリーや不透明な液体（牛乳など）（光路長が非常に短いもの）

拡散反射率、透過率、トランスフレクタンス、インターアクタンス測定など、さまざまなアプリケーションに対応するファイバー入力モジュール/分光器+アクセサリー

キュベットホルダー付

光源装置

A- LS1

水源接続部（温度安定化用）

1/8 "NPT

外部トリガインタフェース（5V TTLレベル）【ランプ点灯】logic H【ランプ消灯】logic L

ランプ制御の設定【ON】常時点灯【OFF】外部トリガーによる

外観・インターフェース
キュベットホルダ

DC入力（5V／2A）

SMA905コネクタ

電源

Z寸法調整用■ 仕様
ランプタイプミニチュアキセノン

ランプCCT

2600K

ランプ電力

5W

ランプの寿命10,000キュベットホールダーのパスの長さ
キュベットホルダーZ寸法10mm
15mm（調整可能）

常時点灯または外部トリガーによる点灯

ランプ外部トリガー入力
冷却ファン
水入力用フィッティング
安定時間

水の入口

水の出口

5V TTL入力
内蔵
1/8 "NPT
約20分

電源

DC 5V/2A

寸法

149×64×54mm

重量

動作温度

使用する水道管の仕様に合わせて、ユーザー様ご自身で配管部分をご購入いただく必要があります。

SMA905

ファイバーコネクタ

ランプ制御

水を循環させることで温度を安定させます。

520g
0〜40℃、RH Max.85%

注）水は装置を冷却するのではなく、試料を加熱するために使用されます。室温で試料が透明であれば、試料 の状 態を維持するために温水を使 用する必要はありません。他の例として、飽和脂肪酸は低温で固体になります。透過測定のために液体には加熱する必要があります。サンプルはA-LS1に入れる前に他の加熱 装置で予熱することも可能です。

測定セットアップ

外部トリガーインターフェース

10mm光路用キュベット

ファイババンドル(ラウンドエンド)

M-F1

A-LS1

ファイババンドル(リニア端)

パソコン

電源アダプター

分光器またはホストコントローラによるトリガー

ファイババンドル

ファイババンドル(ラウンドエンド)(リニア端)

A-LS1
M-F11

電源アダプター5mm光路用キュベット

パソコン

光源装置

A- LS2

SMA905

透過測定
ファイバー型分光器＋ファイバーバンドル（R2LS）＋コリメータ（COL1）＋コリメータ（COL2）＋ファイバーバンドル（R2RS）＋ 外部光源（A-LS2）■ M-F1／S-F2■ M-F11／S-F12■ M-F13／S-F14

900〜1700nm
1350〜2150nm
1600〜2400nm

サンプル

ファイバー型分光器
コリメーター

コリメーター

A-COL1

A-COL2

ファイバーバンドル

ファイバーバンドル

光源装置A-R2LS

A-R2RS

A-LS2◎液体、透明固体などの透過率測定（ランプ電力＝5W）

■ 仕様
約5分

ランプタイプミニチュアキセノン

ランプCCT

2600K

電源

DC 5V/2A

ランプ電力

5W

寸法

90×60×45mm

10,000重量

ランプの寿命ファイバーコネクタ

SMA905

安定時間

動作温度

400g
0〜40℃、
RH Max.85%

透過率（反射率）測定
ファイバー型分光器 ＋ 外部光源（A-LS2）＋ ディッププローブ（A-DIP1）
900〜1700nm
1350〜2150nm
1600〜2400nm■ M-F1／S-F2■ M-F11／S-F12■ M-F13／S-F14

ディッププローブ

A-DIP1
SMAインターフェース搭載の光源

A-LS2

ファイバー型分光器

SMAインターフェース搭載の光源

ディッププローブ

A-DIP1A-LS2

拡散反射測定ファイバー型分光器 ＋ 分岐型反射プローブ（A-DIP1）＋ 外部光源（A-LS2）
900〜1700nm
1350〜2150nm
1600〜2400nm■ M-F1／S-F2■ M-F11／S-F12■ M-F13／S-F14
光源装置

A-LS2

ファイバー型分光器

ディッププローブ

A-DIP1

ファイバー型分光器

ディッププローブ

A-DIP1

ディッププローブ「A-DIP1」は、ISCの光源、分光器の組み合わせにより溶液の測定が可能です。
132

サンプル測定部
600um*6（round）

2

光源
600um*3（round）

13

分光器
600um*3（linear）■ 製品の特徴
6

ファイバーの数

Φ600umファイバーコアサイズ
NA0.22ヒドロキシル含有量

低OH
400-2400nm

波長範囲

1m

長さ

SMA905コネクタ

5mm、調整可能

プローブのティップ

2
1

実験のセットアップ
1 ファイバー型分光器

M-F1

2 光源

A-LS2

3 ディッププローブ
3A-DIP1
ネジ／3mm3mm

測定例
アルコール（PL＝3mm）

アルコール／95％

アルコール／75％

大豆油（PL＝3mm）

大豆油

ディッププローブのクリーニング
1 ネジ（3mm）を緩めてディッププローブの先端を取り外します。

2 アセトンで湿らせたリントフリーのクリーニングクロスで部品（ミラーと測定部先端）をクリーニングします。
3 部品が乾くのを待って、部品を再度組み立てます。
ネジ

ミラー

測定部先端

プローブの先端部

取り外す

サンプル測定部innoSpectra近赤外分光器専用
拡散反射型プローブ

A- DRP1

光ファイバー ・SMA905

ランプ ・5V/1A

8mm
ϕ16 mmサンプリングインターフェース
・収集領域／φ16mm
・ワーキングディスタンス／8mm

照明モジュール
サンプリングモジュール
測定領域
ワーキングディスタンス

リフレクター付き5Wタングステンランプ 1個
拡散反射型サンプリングモジュール
Typ. 直径16mm
8mm

ファイバーコネクタ

SMA905

電源

DC 5V/1A

寸法44.5mm×35mm×27mm（スペーサー含む）

重量40g（スペーサー含む）

動作温度

0 〜40℃（RH最大 85%）

測定セットアップ
A-DRP1（ランプ、レンズ、SMA905コネクタ付き拡散反射プローブ）は、
M-F1、M-F11と組み合わせて、非接触で拡散反射光を測定することができます。
M-F1

相互接続には 光 ファイバー を使用します︒

スペーサー

短い光ファイバー

M-F1との組み合わせ

M-F11
光ファイバー

M-F11との組み合わせ

A-DRP1「A-DRP」を「M-F11」と相互接続する場合
PC用USBポート
PCのUSBポート または USB電源アダプタ
リニア端

接触測定セットアップ
M2深さ5mmのネジ穴2つ（システムインテグレーション用）

ラウンドからリニアへのファイバーバンドル

1

BFL105LS02-ラウンド - リニア結合
7 × Ø105µmコアファイバ
低OH、SMA、長さ2m

ラウンドエンド
8mm

2UART GND
ランプドライバVout

レンチを使って締め付ける

黒線
赤線

M3セットスクリュー1.5mmレンチを使用

スペーサーをスライドさせる近赤外分光器

M-R3

非接触拡散反射型ヘッド付属

53.5mm

75.5mm

71.7mm■仕 様波長範囲

900〜1700nm

SN比5,000：1

分解能Typ.10nm, Max.12nm

波長精度

Typ.±1nm, Max.±2nm

検出器

1mm InGaAs（非冷却）スリットサイズ1.8mm×0.025mm

スキャン方式

リニア/アダマール/スルースキャン

センサー
照明モジュール
付属ヘッド
サンプリングエリア

湿度・温度センサー内蔵
リフレクター付き5Wタングステンフィラメントランプ1灯
非接触拡散反射型
Typ.直径16mm

ワーキングディスタンス

Typ.8mm

インターフェイス

USB 2.0

分光器用電源
照明モジュール用電源
寸法
重量
動作温度

5V 500mA USBインターフェース用
AC 100-240V~50-60Hz 0.4A / DC 5V 2A USB アダプター
75.5mm×71.7mm×53.5mm<150g
0〜40℃（RH最大 85%）

■ 外観およびインターフェース

ランプ
CC駆動基板※CC= 定電流

パソコン

インターフェイス
USB 2.0

小型近赤外分光器

M-R3

電源

USB adapter（5V 2A）

測定例.1

測定例.2HDPE（プラスチックキャップ）

コーヒー豆◎反射ヘッドから8mmの位置で測定◎反射ヘッドから8mmの位置で測定

8mm8mmアクセサリーファイバー型モジュール
および分光器

反射型分光器およびモジュール

円形状-線形状変換
ファイバーバンドル

円形状-線形状変換
ファイバーバンドル

分岐型反射／透過型ディッププローブ

A - R2L1

A - R2L1

A - DIP1

RM -1

or
拡散反射型プローブ

キュベット付き光源

SMAファイバー接続光源

A - DRP1

A - LS1

A - LS2◎固体、液体などの拡散反射測定。

◎液体、透明な固体などの透過計測◎固体の反射・相互作用測定◎非接触測定 (距離=8mm)◎光源は、キュベットホルダーと外部トリガーインターフェース◎液体の透過測定◎広いサンプリングエリア（直径＝16mm）◎ランプ消費電力＝5W◎最大10mmまでのキュベットパスの長さ

RM -2◎標準反射板◎ランプ消費電力=5W◎ランプ消費電力＝5W

非接触測定

型番

アイテム

反射測定

透過計測

放熱ファン

型番

ブルートゥース

ファイバー接続

バッテリー内蔵アイテム

A-R2L1

ファイバー（円形状-線形状変換ファイバーバンドル）

A-LS2

SMAファイバー接続光源

A-DRP1

拡散反射型プローブ

RM-1

標準反射板

A-LS1

キュベット付き光源装置

RM-2

標準反射板

A-DIP1分岐型反射プローブ／透過型ディッププローブ

株式会社

ナノシード

〒182-0026 東京都調布市小島町1-35-3 レジダンスオノ 501号室
info @ nanoxeed.co.jp
03-5953-8810