エックス線作業主任者試験 A（平成14年1⽉〜平成14年6⽉実施分）

問１ （エックス線の管理に関する知識）
エックス線装置を⽤いて図Ⅰのように鋼板に垂直に細い線束のエックス線を照射した場合、Ｐ点における１cm線量当量率は(1)〜(5)のうちどれか。
ただし、照射条件等は次のとおりとする。
Ａ
Ｂ

エックス線装置の管電圧は２００kV、管電流は５mAである。
エックス線管の焦点ＸからＰ点⽅向へ１ｍの距離における漏えい線の１cm線量当量率は３.５mSv/ｈである。
Ｃ 照射⽅向と１５０°⽅向の後⽅散乱線の１cm線量当量率は、図Ⅱのとおりである。
ＤＥ

その他の散乱線は無いものとする。
ＰＴ＝５ｍ、ＰＸ＝３.６ｍとする。
なお、Ｔは照射野の中⼼を⽰す。

図

Ⅰ

図率

Ⅱ

照射野の中⼼から１ｍの距離における後⽅散乱線の１cm線量当量（１）３.４０mSv/ｈ（２）１.１０mSv/ｈ（３）０.７５mSv/ｈ

（４）０.４３mSv/ｈ（５）０.３９mSv/ｈ

問２
関す

⽩⾊エックス線及び⼯業⽤エックス線装置についての⼀般的な原則にる次の記述のうち、正しいものはどれか。
（１）管電圧が⼀定の場合、管電流を増加させると、発⽣するエックス線の最短波⻑は短くなる。
（２）管電圧が⼀定の場合、管電流を増加させると、発⽣するエックス線の最⾼強度を⽰す波⻑は⻑い⽅へ移る。
（３）管電圧が⼀定の場合、管電流を増加させると、発⽣するエックス線の全強度は管電流に⽐例して増加する。
（４）管電圧と管電流が⼀定の場合、ターゲットの⾦属の種類を変えても、発⽣するエックス線の全強度は変わらない。
（５）管電圧と管電流が⼀定の場合、ターゲットの元素の原⼦番号が⼤きいほど、発⽣するエックス線の最短波⻑は短くなる。
問３

エックス線管の焦点から１ｍ離れた点での１cm線量当量率が ５mSv/minであるエックス線装置を⽤い、照射条件を変えないで厚さ１０mmの鋼板と厚さ５０mmのアルミニウム板にそれぞれ別々に細い線束のエックス線を照射した
ところ、これを透過したエックス線の１cm線量当量率はエックス線管の焦点から１ｍ離れた点でいずれも０.５mSv/minであった。
同じ照射条件で、厚さ２０mmの鋼板と厚さ５０mmのアルミニウム板を重ね合わせ７０mmとした板に照射すると、エックス線管の焦点から１ｍ離れた点における透過後の１cm線量当量率は何μSv/minか。
ただし、鋼板及びアルミニウム板を透過した後のエックス線の実効エネルギーは、透過前と変わらないものとする。
（１）２（２）５（３） １０（４） １５（５）１００
問４

エックス線の性質として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）荷電粒⼦の流れである。
（２）波⻑が可視光線より短い電磁波である。
（３）磁場により進路を曲げられることがない。
（４）物質を電離させる作⽤をもつ。
（５）波⻑の短いものほど物体をよく透過する。
問５

エックス線管の⼀般的構造等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）熱電⼦を陰極から陽極に向かって加速し、⼤きな運動エネルギーを与え、これを陽極のターゲットに衝突させエックス線を発⽣させる。
（２）ターゲット上のエックス線が発⽣する部分を実焦点といい、これをエックス線束の利⽤⽅向から⾒たものを実効焦点という。
（３）エックス線管のフィラメントの周囲には、エックス線管の焦点を⼩さくするための集束カップが設けられている。
（４）エックス線管のフィラメント端⼦電圧は１０kVにもなるので、フィラメント加熱⽤変圧器には昇圧変圧器が⽤いられる。
（５）エックス線管の陽極には、熱伝導のよい銅を⽤いて、ターゲットに発⽣した熱を外部に放出するようにしてある。
問６

単⼀エネルギーで細い線束のエックス線が物体を透過した後の強さ（Ｉ）と、透過する前の強さ（Ｉ0 ）との関係を⽰した式として、正しいものは次のうちどれか。
ただし、μ（cm-1）は減弱係数を、χ（cm）は物体の厚さを⽰す。
（１）Ｉ＝Ｉ0 e μχ（２）Ｉ＝－μＩ0 e χ（３）Ｉ＝－μ χＩ0（４）Ｉ＝Ｉ0 e－μχ（５）Ｉ＝μＩ0 e－χ
問７ エックス線が物体を透過した場合の減弱等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）エックス線が物体を透過する場合、低エネルギーのエックス線は、⾼エネルギーのエックス線よりも減弱係数が⼤きい。
（２）⽩⾊エックス線が物体を透過する場合、吸収体の厚さの増加に伴い、エックス線の実効エネルギーは顕著な減少を⽰す。
（３）同⼀のエックス線装置の管電圧、管電流を⼀定にして発⽣させたエックス線を厚さの等しい鉛板と鋼板に透過させたとき、エックス線の減弱

は鉛板の⽅が⼤きい。
（４）半価層は、同じ吸収体であっても、照射するエックス線のエネルギーによって異なる。
（５）同じ吸収体に照射した場合、太いエックス線束の減弱曲線は、細い線束の場合より勾配が緩やかで、⾒掛け上、減弱係数が⼩さくなったかのようにみえる。
問８エックス線を利⽤した各種試験装置等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）エックス線透過試験装置は、被検査物体を透過したエックス線をフィ
ルム⼜は蛍光板に当てて画像に変換し、これを観察することにより、材料の⽋陥等を識別する装置である。
（２）エックス線応⼒測定装置は、エックス線の回折を利⽤して、結晶性物質の⾯間隔の変化を測定することにより、⽣じている応⼒の⼤きさを求める装置である。
（３）エックス線回折装置は、結晶質の物質にエックス線を照射して得られる回折像から結晶構造等を求める装置である。
（４）蛍光エックス線分析装置は、⽩⾊エックス線を試料に照射し、⽣ずる蛍光エックス線の性質を調べ、試料の定性、定量分析を⾏う装置である。
（５）エックス線マイクロアナライザーは、溶液状の試料を噴霧して炎の中に送り込み、それから発する特性エックス線を分光して、強度等を測定することにより、元素の定量等を⾏う装置である。

問９ （ 関 係 法 令 ）電離放射線障害防⽌規則において、エックス線作業主任者の職務として義務づけられていないものは、次のうちどれか。
（１）作業環境測定を⾏うこと。
（２）管理区域の標識が適正に設けられるように措置すること。
（３）放射線測定器（被ばく線量測定⽤具）が適正に装着されているかどうかについて点検すること。
（４）放射線業務従事者の受ける線量（線量当量）ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。
（５）特定エックス線装置を放射線装置室以外の場所で使⽤するときは、放射線を労働者が⽴ち⼊らない⽅向に照射し、⼜は遮へいする措置を講ずること。

問１０

外部被ばくによる線量（線量当量）の測定等に関する次の記述のう

ち、誤っているものはどれか。
（１）男性の放射線業務従事者の胸部が最も多く放射線にさらされるおそれのあるときの被ばく線量の測定は、胸部についてのみ⾏えばよい。
（２）放射線にさらされるおそれが最も多い部位が⼿指であり、次に多い部位が頭・頸部である男性の被ばく線量の測定は、胸部、頭・頸部及び⼿指について⾏わなければならない。
（３）妊娠中の⼥性の被ばく線量の測定は、必ず胸部と腹部について⾏わなければならない。
（４）１⽇における被ばく線量が１cm線量当量について１mＳvを超えるおそれのある労働者については、線量の測定結果を毎⽇確認しなければならない。
（５）放射線業務従事者ではないが管理区域に⼀時的に⽴ち⼊る労働者に対しても、管理区域内において受ける被ばく線量の測定を⾏わなければならない。
問１１

電離放射線障害防⽌規則による健康診断に関する次のＡからＤまでの記述について、正しいものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。
Ａ

被ばく歴の有無の調査は、雇⼊れ⼜は配置替えの際⾏えばよく、その後は定期に⾏わなくてもよい。

Ｂ

定期の健康診断における⽩内障に関する眼の検査は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
Ｃ ⽩⾎球数及び⽩⾎球百分率の検査は、原則として６⽉以内ごとに１回、定期に⾏わなければならない。
Ｄ ⽪膚の検査は、原則として１⽉以内ごとに１回、定期に⾏わなければならない。
（１）Ａ，Ｂ（２）Ａ，Ｃ（３）Ｂ，Ｃ（４）Ｂ，Ｄ（５）Ｃ，Ｄ
問１２ エックス線にかかる放射線業務を⾏う作業場の作業環境測定に関す
る次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）測定を⾏わなければならない作業場は、エックス線装置を使⽤する業
務を⾏う作業場のうち、管理区域に該当する部分である。
（２）エックス線装置を固定して使⽤する場合、その使⽤⽅法を変更することがあっても、遮へい物の位置が⼀定していれば、測定は、６⽉以内ごとに１回、定期に⾏えばよい。
（３）測定は、厚⽣労働⼤⾂の定める作業環境測定基準に従って⾏うものでなければ、法で定める作業環境測定を⾏ったことにはならない。
（４）測定の結果については、⼀定の事項を記録し、５年間保存しなければならない。
（５）測定の結果は、⾒やすい場所に掲⽰する等の⽅法によって、管理区域に⽴ち⼊る労働者に周知しなければならない。

問１３

次のＡからＤまでの事項のうち、管理区域内の労働者の⾒やすい場

所に掲
⽰しなければならないものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。
ＡＢ

電離放射線健康診断個⼈票事故が発⽣した場合の応急の措置

Ｃ

放射線測定器（被ばく線量測定⽤具）の装着に関する注意事項

Ｄ

管理区域内で１年間に受けた外部被ばくによる線量（線量当量）の測定結果（１）Ａ，Ｂ（２）Ａ，Ｃ（３）Ｂ，Ｃ（４）Ｂ，Ｄ（５）Ｃ，Ｄ
問１４か。

外部放射線の防護に関する次の記述のうち、誤っているものはどれ（１）管電圧 ２００kＶのエックス線装置を放射線装置室内で使⽤するときは、エックス線装置に電⼒が供給されていることを⾃動警報装置により関係者に周知させる措置を講じなければならない。
（２）特定エックス線装置を使⽤するときは、原則として、利⽤線錐の放射⾓がその使⽤の⽬的を達するために必要な⾓度を超えないようにするための照射筒⼜はしぼりを⽤いなければならない。
（３）特定エックス線装置を使⽤するときは、軟線を利⽤しなければならな
い場合⼜は労働者が軟線を受けるおそれがない場合を除き、ろ過板を⽤いなければならない。
（４）装置の外側における外部放射線による１cm 線量当量率が２０μSv/hを超えないように遮へいされたエックス線装置については、放射線装置室内に設置しなくてもよい。
（５）⼯業⽤の特定エックス線装置を⽤いて透視を⾏うときは、定格管電流の２.５倍以上の電流がエックス線管に通じたとき､直ちに、エックス線管回路を開放位にする⾃動装置を設けなければならない。

問１５

エックス線装置構造規格に関する次のＡからＤまでの記述について、正しいものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。
Ａ

定格管電圧５kVのエックス線装置については、この構造規格は適⽤されない。

Ｂ

エックス線の研究⼜は教育のため、使⽤のつど組み⽴てる⽅式のエックス線装置については、この構造規格は適⽤されない。

Ｃ

医療⽤のエックス線装置には、この構造規格が適⽤されるものはな

い。
Ｄ

この構造規格により、エックス線装置には、⾒やすい箇所に、設置年⽉⽇及びエックス線作業主任者の⽒名を表⽰しなけらばならないとされている。

（１）Ａ，Ｂ（２）Ａ，Ｃ（３）Ｂ，Ｃ（４）Ｂ，Ｄ（５）Ｃ，Ｄ問１６ 安全衛⽣管理体制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、労働者数はいずれも常時使⽤する⼈数とする。
（１）エックス線による⾮破壊検査業務に従事する労働者２０⼈を含む３０⼈の労働者を使⽤する事業場では、産業医を選任しなければならない。
（２）エックス線による⾮破壊検査業務に従事する労働者３０⼈を含む４０⼈の労働者を使⽤する事業場では、衛⽣委員会を設けなければならない。
（３）エックス線による⾮破壊検査業務に従事する労働者２０⼈を含む６０⼈の労働者を使⽤する事業場では、衛⽣管理者を選任しなければならない。
（４）エックス線による⾮破壊検査業務に従事する労働者３０⼈を含む７０⼈の労働者を使⽤する事業場では、衛⽣推進者を選任しなければならない。
（５）エックス線による⾮破壊検査業務に従事する労働者３０⼈を含む９０⼈の労働者を使⽤して製鋼の事業を⾏う事業場では、総括安全衛⽣管理者を選任しなければならない。

エックス線作業主任者試験 Ｂ
問１ （エックス線の測定に関する知識）
０から２００まで等間隔の⽬盛をもった積算型電離箱式サーベイメーター（２００の⽬盛は３０μSv を⽰すものとする。）を⽤いて、鋼板を透過したエックス線の１cm線量当量を測定したところ、９０秒で１２０の⽬盛まで指針が振れた。
指針は０から２００まで⼀様の速さで振れるものとすれば、透過したエックス線の１cm線量当量率は何μSv/ｈか。
ただし、このエックス線の実効エネルギーに対するサーベイメーターの校正定数は０.９５とする。
（１）３５６（２）４３７（３）５１２（４）６８４（５）７５８

問２

サーベイメーターに関する次のＡからＤまでの記述について、正しいものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。
Ａ

エネルギー分布の広いエックス線の測定には、電離箱式サーベイメー

ターよりシンチレーション式サーベイメーターやＧＭ計数管式サーベイメーターの⽅が適している。
Ｂ 利⽤線錐のエックス線の１cm線量当量率の測定には、分解時間の⻑いＧＭ計数管式サーベイメーターが適している。
Ｃ 散乱エックス線の１cm線量当量率の測定には、電離箱式サーベイメ
ー
ターが最も適している。
Ｄ エックス線取扱い施設で、施設の遮へい能⼒を調べる場合は、⼿順として、まず最初に応答が早く感度の⾼いＮaⅠ(Ｔl)シンチレーション式サーベイメーターを⽤いて漏えい線の有無を調べるとよい。
（１）Ａ，Ｂ（２）Ａ，Ｃ（３）Ａ，Ｄ（４）Ｂ，Ｃ（５）Ｃ，Ｄ問３

放射線の測定の⽤語に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）バックグラウンドとは、測定しようとする対象以外の放射線による計測値をいう。
（２）物質が放射線のエネルギー１Ｊを吸収したとき変化する原⼦数をＷ値といい、物質が変わってもほぼ⼀定の値となるため、化学線量計による測定で⽤いられる。
（３）時定数とは、測定器の指⽰の即応性に関係した定数で、時定数を⼤きくすると、応答速度は遅くなる。
（４）⼊射放射線のエネルギーによって検出器の感度が異なることをエネルギー依存性という。
（５）放射線の⼊射⽅向により検出器の感度が異なることを⽅向依存性という。

問４

放射線測定器（被ばく線量測定⽤具）に関する次のＡからＤまでの記述について、正しいものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。
Ａ

蛍光ガラス線量計は、⼩型であるため⼿指などの局部被ばく測定⽤として使⽤するのに適している。

Ｂ

熱ルミネッセンス線量計は、線量の読取りに失敗しても再読取りをすることが可能であるが、最低検出線量が⼤きく、線量の測定範囲が狭い。
Ｃ

ＰＤ型ポケット線量計は、エネルギー依存性が⼩さいが、湿度の影響を受けやすい。
Ｄ アラームメーター（個⼈警報線量計）は、線量率の変動が⼤きいと予想される場所で作業を⾏う場合の使⽤には適さない。
（１）Ａ，Ｂ（２）Ａ，Ｃ（３）Ｂ，Ｃ（４）Ｂ，Ｄ（５）Ｃ，Ｄ

問５ 次のＡからＤまでの放射線検出器のうち、気体の電離を利⽤したものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。
ＡＢ

⽐例計数管
シンチレーション計数管

Ｃ

ＧＭ計数管

Ｄ

半導体検出器（１）Ａ，Ｂ（２）Ａ，Ｃ（３）Ｂ，Ｃ（４）Ｂ，Ｄ（５）Ｃ，Ｄ問６

フィルムバッジに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）測定精度に与える⼤きな影響の⼀つとして衝撃がある。
（２）フィルムバッジでは、被ばくしたエックス線の実効エネルギーを求めることはできない。
（３）フィルムバッジは、バックグラウンドのカブリによる影響を防⽌するためフィルターを使⽤する。
（４）装着期間があまり⻑くなると、潜像退⾏のため正しい測定結果が得られないおそれがある。
（５）未現像フィルムの保管場所としては、⾼温環境の場所が望ましい。
問７

下⽂中の（）内に⼊れる式として、正しいものは(1)〜(5)のうちどれか。
「放射線が気体分⼦に与えるエネルギーをＡ、気体分⼦１個を電離するのに必要なエネルギーをＢ、放射線の電離作⽤によって作られたイオン対の数をＣとすれば、Ａ，Ｂ，Ｃ間の関係は（）の式で⽰される。」

問８ （エックス線の⽣体に与える影響に関する知識）
放射線による次のＡからＤまでの障害のうち、確率的影響であると考えられるものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。
ＡＢ
Ｃ
Ｄ

不妊⽩⾎病
⽩内障
遺伝的障害

（１）Ａ，Ｂ（２）Ａ，Ｄ（３）Ｂ，Ｃ（４）Ｂ，Ｄ（５）Ｃ，Ｄ問９

⽪膚に⼤量の放射線を被ばくした場合に⾒られる⽪膚の急性症状を、その症状を起こす被ばく線量の少ない順に並べたものは、次のうちどれか。
（１）紅斑、

⽔疱、脱⽑、（２）紅斑、

⽔疱、

潰よう、脱⽑（３）紅斑、脱⽑、

潰よう、

⽔疱

（４）脱⽑、紅斑、潰よう、⽔疱

（５）脱⽑、紅斑、

⽔

潰よう

問１０

⼀時に全⾝に照射を受けた場合の⼈の急性放射線障害に関する次の

疱、

潰よう

ＡからＤまでの記述のうち、正しいものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。
Ａ０.２Gy以下の被ばくでは、普通なんら症状は現れず､末梢⾎液の検査でも異常が認められない。
Ｂ ０.５〜１Gy程度の被ばくでは､放射性宿酔の症状が現れることがある。
Ｃ

１０Gy以下の被ばくによる死亡は、主に消化管の障害によるものである。
Ｄ １０〜１００Gy程度の被ばくによる死亡は、主に中枢神経系の障害によるものである。
（１）Ａ，Ｂ（２）Ａ，Ｃ（３）Ｂ，Ｃ（４）Ｂ，Ｄ（５）Ｃ，Ｄ問１１ 放射線による⾝体的障害の潜伏期に関する次のＡからＤまでの記述のうち、正しいものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。
ＡＢ

早期障害は、潜伏期の短いものほど回復が早い。
早期障害の潜伏期の⻑さは、被ばくした組織、器官の放射線に対する感受性が関係する。

Ｃ

眼の被ばくで起こる⽩内障は、被ばく後通常１０年以上経過した後に発病する。
Ｄ 晩発性障害の症状の程度は、潜伏期の⻑さには関係しない。
（１）Ａ，Ｂ（２）Ａ，Ｃ（３）Ｂ，Ｃ（４）Ｂ，Ｄ（５）Ｃ，Ｄ
問１２

放射線の⽣体に対する作⽤に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）放射線の直接作⽤とは、放射線が⽣体中の⽔分⼦に作⽤して⽣じたフリーラジカルが、⽣体構成物質に及ぼす作⽤である。
（２）照射時に⽣体中にある種の化学物質が存在していると、放射線の⽣物学的効果を軽減させる効果があると考えられている。
（３）⽣体中に存在する酸素の分圧が低くなれば、放射線の⽣物学的効果は減少する。
（４）⼀般に、温度が上昇すると放射線の⽣物学的効果は増⼤する。
（５）⼀般に、同⼀の線量を⼀度に被ばくするよりも、数回に分割して被ばくした⽅が影響が⼩さい。
問１３
誤って成⼈の正常な臓器・組織の放射線感受性に関する次の記述のうち、いるものはどれか。
（１）⽣殖腺は、甲状腺より放射線感受性が⾼い。
（２）⾻髄は、肝臓より放射線感受性が⾼い。
（３）⽪膚上⽪は、筋⾁より放射線感受性が⾼い。
（４）⾎管は、消化管上⽪より放射線感受性が⾼い。
（５）腎臓は、神経細胞より放射線感受性が⾼い。
問１４
⾎液成下図は、全⾝がエックス線に⼀時的に⼤量に照射されたときの末梢分の変化を模式的に⽰したものである。図中の曲線Ａ，Ｂ，Ｃにあてはまる成分として、正しいものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。

ＡＢＣ（１）⾎⼩板（２）⽩⾎球

⾚⾎球
⾎⼩板

⽩⾎球
⾚⾎球

（３）⽩⾎球（４）⾚⾎球（５）⾚⾎球

⾚⾎球
⽩⾎球
⾎⼩板

⾎⼩板
⾎⼩板
⽩⾎球

（終わり）

Copyrights(C) All Rights Riserved. 禁無断複製、無断転載
このホームページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。