★

メイン情報

2017 年 12 月号★

【アルコール反応が出る時ってどんな時？】
そもそもアルコール反応が出る時ってどんな時なのかな？

要因
アルコール反応が出る状況
特徴

測定器の使用期限切れ

お酒やアルコールを含む飲食物での反応

アルコールに汚染された測定環境

飲酒や飲食の後に測定をしたことによって、体内や口腔内のアルコールを検知した場合。

アルコールに汚染された環境で、測定をしたことにより、アルコールが含まれた周辺の空気を巻き込み、アルコールを検知する場合。

測定器自体が故障し、正常に測定ができない場合。

測定器の使用期限が切れたものを使用した場合。
※アルコールセンサーの使用期限が切れると精度不安定となり、アルコール反応がでる場合があります。

①特定の人だけアルコール反応が出る。

①測定した人全員アルコール反応が出る。

①測定した人全員測定上限値のアルコール反応が出続ける。

使用期限切れ。

②時間が経過することで数値が変化する。

②時間が経過することで数値が変化する。

※飲食物による反応については、ZERO の助太刀 2017年 11 月号をご覧ください。

測定器の故障ZERO の助太刀 2017 年 11 月号
http://www.tokai-denshi.co.
jp/app/usr/downloads/file/8
87_20171110114637_download_
file.pdf②時間が経過しても数値が変わらない、又は乱高下する等。
※当社製品の場合

対策、vol.16

アルコール反応があった人は、うがいをし、15 分程時間を空けてから測定をしましょう。

部屋の窓を開け、換気故障の可能性があるたをしたり、屋外に出る等、 め、各メーカーへ問い測定環境整えましょう。 合わせましょう。

校正が必要です。校正方法がご不明な場合は、各メーカーへ問い合わせましょう。

当社製品をご使用の場合は、フリーダイヤル：0120-609-100 へご連絡ください。

アルコール反応が出た場合に確認するポイント★
★

誰がアルコール反応を出したか （特定の人
時間が経過することで数値が変化するのか （/全測定者変化する/）
変化しない）

直前の飲食だけじゃなくて、測定周辺の環境に影響されてアルコール反応が出る場合もあるんだね。
飲食物でアルコール反応が出た時は、うがいをして 15 分空けるのは知っているけど、測定環境がアルコールで汚染されていた場合、具体的にどうすればいいのかな？

飲食物以外でアルコール反応が出た時の対処法①

測定環境を整える

窓を開け、換気する②

部屋や車等の密閉空間で測定している場合は、窓を開けて換気をしたり、別の部屋や外に出る等、測定環境を整える、または変更しましょう。

車の外で測定してみる※特に冬場は、部屋を閉め切っていることが多くなりがちです。アル
コールが含まれるものを使用した場合は、よく換気をするようにしてください。

測定器を窓際等の風通しの良い場所に置き、センサー内部に入り込んだアルコールを揮発させましょう。

測定器の状態を整える※測定器にドライヤーの温風を当てたり、振り回す等の行為は、機械の故障に繋がるため、絶対に行わないでください。

アルコールを拡散させる

部品を取り替える

マウスピースや、呼気フィルター等を別のものに取り替えてみましょう。
※取り替えたものは、水や中性洗剤を使用して洗い、よく乾かしてから使用しましょう。センサー内部に水滴が入り込むと、機械の故障に繋がるため、必ず十分に乾いてから取り付けましょう。

アルコールが揮発するまで時間がかかる場合があります。上記対処法を試し、数時間経過しても改善されないようであれば、ご使用のアルコール測定器の各メーカーへお問い合わせください。
アルコール反応が出た時、東海電子のアルコール測定器ではどのようなタイミングで、どのようなエラーが出るのかな？
機種

測定前にアルコールを検知した場合センサーの基準から外れた場合に発生する（測定器周辺の環境がアルコールに汚染されている場合等）

エラー番号

ALC-PRO

Err cなし

ALC-PRO

Err dなし

ALC-Mobileb Errなし

ALC-MobileⅡ

Err9

センサー出力異常です

ALC-MobileⅡ

Err12

残気処理中

ALC-MobileⅡ

Err14

センサー動作異常です

ALC-MiniⅣ

03-00-01

102 残気処理中動作エラー

ALC-Pico （イエロー)

Err1

なし

ALC-Pico （ブルー)

B Err

なし

機種

測定後にアルコールを検知した場合呼気によりアルコールがセンサー内部に入り込み、検知する

メッセージ

エラー番号メッセージ

ALC-MobileⅡ

Err12

残気処理中

ALC-MiniⅢ

FAIL

もう一度測定してください

ALC-MiniⅣ

03-00-01

102 残気処理中動作エラー

ALC-Pico （イエロー)

Err1

なし

ALC-Pico （ブルー)

B Err

なし

PRO・MobileⅡ・MiniⅢ・MiniⅣ・ZERO

測定前後でアルコールの残気を処理している場合

共通

数値検出後のカウントダウン中は残気処理を行っているため、測定不可

年末の大掃除の時は、特に注意をしよう！

★

プチ情報

★

■ALC-MobileⅡご使用のお客様向け
ALC-Mobile for Android アプリの更新！
ALC-Mobile アプリの設定情報を、別の携帯電話にも簡単にコピーできるようになりました。

コピーされる情報■通信設定
・送信先設定（TO)：宛先※宛先が異なる場合は、修正ください

・接続先 URL 設定

今度は設定のコピーが簡単にできるようになったよ！
スマートフォンの機種変更や、故障した時に、活躍しそうだね。

QR コードを用いた設定情報コピー方法
コピー元のスマートフォン

共通作業

設定するスマートフォン※設定変更はしないでください・メーラー種別の設定
・送信種別設定

メニュー→ 設定

■通信設定
・カメラ設定パスワード初期値※画像が反転する場合は、「インカメラ回転の有無」の設定を「回転する」または「回転しない」に変更ください「12345678」

・暗号化設定・ID 入力の有無※集約アプリ（ALC-Rec、ALC-PROPlus でご覧になる場合は、必ず「入力する」で設定ください

・送信先指定の有無
・GPS 測位設定
・写真文字表示の有無

その他の設定→QR コード表示・読取■通信設定
・パスワード設定※コピー元でパスワードを変更している場
合は、そのパスワードがコピーされます。
初期パスワード：「12345678」

・使用測定器設定
・測定器の接続設定

個別で設定が必要な情報

QR コード表示

QR コード読み取り

設定する携帯電話で、コピー元の携帯電話のQR コードを読み取る※上記機能追加はアンドロイド端末のみになります。ご注意ください。 ※ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

■通信設定
・「送信元設定（FROM）」■Bluetooth 設定※アルコール測定器とのペアリング情報

よし！これで設定はほとんど終わったね！
後はコピーされない、「送信元設定」（送信に使用するメールアドレス）と、「Bluetooth 設定」（ALC-MobileⅡと携帯電話とのペアリング作業）をして設定完了だ！

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

東海電子株式会社 事務局
水野 佐々木東京都立川市曙町 2-34-13
オリンピック第 3 ビル 203 号室
TEL：042-526-0905
FAX：042-526-0906
http://www.tokai-denshi.co.jp/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/