pH標準液、内部液 他
信頼度の高いデータをお約束いたします
pHメータのカタログ上での「精度」とは、一般にはその器械の有する電気的な精度を意味しています。
測定値そのものの精度保証
すなわち測定に際して行う「pH標準液には— 標準液なのです。
よるメータの校正」
で決まります。
ですから、標準液による校正の段階で誤差が生じれば、その誤差は一連のデータすべてに重畳されてしまうのです。
いかに優秀なpHメータであっても……。
このように、pH測定におけるpH標準液は、データの信頼性を左右するきわめて重要なファクターなのです。
ところがpH標準液そのものの良否を簡単にチェックする方法はありません。
信用することで〈標準〉としているのが通例です。
以上の要件を持つpH標準液は信頼性第一でお求めください。
当社は、それにお応えできる専門メーカです（規格pH標準液は当社では製造しておりません。別途お求めください）。

●当社は、pHメータの開発と同時にpH標準液の研究、製造に着手し、今日まで最も多くの実績を有しています。
●当社は、pH標準液専門の製造部門をもち、きびしい品質管理と、たゆまぬ研究を続けております。当社は、pHメータ本体と同様、それ以上に、pH標準液の品質に対しきびしい目を向けているのです。
標準液の名称と組成
名称

しゅう酸塩標準液
フタル酸塩標準液
中性りん酸塩標準液
ほう酸塩標準液
炭酸塩標準液■調製pH標準液（500mL）
しゅう酸塩pH標準液

品名（pH1.68）

フタル酸塩pH標準液（pH4.01）

ほう酸塩pH標準液（pH9.18）

中性りん酸塩pH標準液 （pH6.86）
炭酸塩pH標準液（pH10.02）■pH標準液用粉末（500mL用、5袋）
品名

型名¥1,300143F192¥1,300143F193

143F195

型名価格¥2,000

炭酸塩pH標準液用粉末試薬（pH9.18） 143F062（pH10.02） 143F066

毒劇物につき取扱いにはご注意ください。

■カラー pH標準液（500mL）
品名型名¥2,000¥2,000価格¥2,000

ほう酸塩カラー pH標準液（青）¥2,000■比較電極内部液（pH9.18） pH9.18CL¥2,000

カラー pH標準液
品名

比較電極内部液 RE-4 50mL×3
比較電極内部液 RE-1 100mL■その他チェック液

調製pH標準液¥2,000フタル酸塩カラー pH標準液（黄） （pH4.01） pH4.01CL

中性りん酸塩カラー pH標準液（赤）（pH6.86） pH6.86CL

0.025mol/L炭酸水素ナトリウムNaHCO30.025mol/L炭酸ナトリウムNa2CO3水溶液¥1,300中性りん酸塩pH標準液用粉末試薬 （pH6.86） 143F061

ほう酸塩pH標準液用粉末試薬

0.01mol/Lほう酸ナトリウム（ホウ砂）Na2B 4O7・10H2O 水溶液¥1,300¥2,000（pH4.01） 143F060

0.025mol/Lりん酸一カリウムKH2PO 40.025mol/Lりん酸二ナトリウムNa2HPO 4水溶液

¥1,300しゅう酸塩pH標準液用粉末試薬 （pH1.68） 143F065

フタル酸塩pH標準液用粉末試薬

0.05mol/Lフタル酸水素カリウム
C6H4（COOK）（COOH）
水溶液

価格

143F194

143F191

組成0.05mol/L四しゅう酸カリウム
KH（2H2O 水溶液
3 C2O 4）
2・品名

型名

価格

143F230¥1,000

0BG00011 ¥3,000

型名価格

ORPチェック液（pH標準液pH4.01（500mL）+キンヒドロン粉末） 143F196¥2,000電気伝導率セルチェック用Ｃ液（100mL×4本）¥6,000

ORP用電極研磨剤（10mL）

AO-001

電気伝導率セルチェック用Ｂ液（250mL×2本）

0BI00002

0BI00001¥2,000比較電極内部液¥6,00014イオン標準液、イオン強度調整剤
①標準液
500mL

測定イオン
ふっ化物イオン

F−143F391 ※1−塩化物イオンCl−
シアン化物イオン CN+ナトリウムイオン Na
カリウムイオン
K+
カルシウムイオン Ca2+
−
硝酸イオン
NO3−
硝酸態窒素
NO3 -N
アンモニア
NH3−
アンモニウムイオン NH4
アンモニア態窒素 NH4 + -N

143A281
非売品
143E031143B482
143B481
143C486
143C487

溶存、気中炭酸ガス CO2−

臭化物イオン
よう化物イオン
カドミウムイオン
銅イオン
銀イオン
硫化物イオンBr−l
Cd2+Cu2+Ag+−S2

143A041②イオン強度調整剤
500mL
143A279 ※2
143A280 ※2
143A334
143A335
143A338
143A337
143A333
143A340③比較電極外筒液
100mL
50mL×3 本
143F230
0BG00001
143F238
0BG00003
143F238
0BG00003
143F238
0BG00003
143F238
0BG00003
143F239
0BG00004143F230
0BG00001
143F239④比較電極内部液
100mL

143F230

0BG00004

143A339

0BG00005（50mL×3 本）

143D044

143D045

143C483
143H091
143B500
143D043

143A334
143A334

143D042（500mL）

143A042

非売品

143A336
143A334
143A332

143F238
143F230

0BG00003
0BG00001

143F238

0BG00003

143F230

0BG00001

143F230

注）シアン化物イオン、銀イオン、硫化物イオン標準液は販売しておりません。電極に添付された取扱説明書により別途調製ください。

①標準液 500mL				
F 標準液

Cl 標準液Na 標準液K 標準液

Ca 標準液F-1000CL-1000

143F391¥3,500

143A281¥3,500K-1000

143E031¥3,500143B482¥4,000

NO3 標準液

NA-1000

CA-1000

NO3-1000

143B481¥4,000143C486¥3,500NH4-1000

143C487¥3,500143A041¥3,500

143A042¥3,500NO3 -N 標準液

NO3-N

NH4 -N 標準液

NH4-N

NH4 標準液

炭酸ガス電極校正用粉末 CGS-111 1L 用（10 袋）
Br 標準液BR-1000

Cd 標準液CD-100I 標準液 Ｉ-1000
Cu 標準液CU-100

143D044¥5,000143C483¥4,000143H091¥4,000143B500¥4,000143D043¥4,000143A332¥6,000イオン標準液：毒物につき取扱いにはご注意ください。

②イオン強度調整剤 500mL 各￥6,000
硫化物イオン強度調整剤粉末 100mL用(10袋)

イオン電極は濃度とは異なり活量を測定していますが、イオン強度が一定のときは活量と濃度が比例関係になります。
したがって、あらかじめ標準液と試料水にイオン強度調整剤を加えイオン強度を調整のうえ、二点校正、測定をすることにより、正確なイオン濃度を求めることができます。
※1 イオン強度調整剤をあらかじめ添加した標準緩衝液も用意しています。
ふっ化物イオン標準緩衝液
10mg/L標準液+143A280(TISAB-11)

ふっ化物イオン標準緩衝液
100mg/L標準液+143A280(TISAB-11)

143F393¥6,000143F392¥6,000※2 143A279（TISAB-01）：一般試料用。
143A280（TISAB-11）：金属イオン(鉄、アルミ等)が共存する試料用。

イオン強度調整剤③ ④比較電極外筒液、内部液
比較電極内部液 RE-1

100mL

比較電極外筒液 RE-3

100mL

50mL
（3本）

比較電極外筒液 RE-2

炭酸ガス電極内部液 RE-11

アンモニア電極内部液 RE-NH4

143F230¥1,000100mL

143F238¥2,500143F239¥2,500500mL

143D042¥3,0000BG00005¥3,50032